TSKgel SEC系カラム

超高性能サイズ排除クロマトグラフィーカラム

TSKgel UP-SW2000®

TSKgel UP-SW2000は、粒子径2 µmのシリカゲル表面にジオール基を化学結合した充塡剤を用いた生体高分子分離用のサイズ排除クロマトグラフィーカラムです。

特長● 微粒子充塡剤（2 µm）のため、低分子量たんぱく質、ペプチド、オリゴヌクレオチドなどの生体高分子・中分子の迅速分析（15 cmカラム）・高分離分析（30 cmカラム）が可能です。
● 充塡剤の表面特性は既存のTSKgel SWタイプと同様です。
● 細孔特性（細孔容積、較正曲線の傾きなど）はTSKgel G2000SWXLと同様で、低分子量たんぱく質、フラグメント、ペプチド及びオリゴヌクレオチドの分離に適しています。
● UHPLC、HPLCいずれのシステムにも対応しています。
カラム性能を十分発揮させるためには配管容量、検出器セル容量を低減したシステムをご使用願います。

主な対象物質・用途○ 低分子量たんぱく質○ 低分子量たんぱく質の凝集体、フラグメント○ ペプチド○ オリゴヌクレオチド● 組換たんぱく質の凝集体・フラグメントの分離● 純度の確認● 迅速分析

● 品質管理基本特性

製品一覧● 充塡剤の特性○分析カラム
品番
品名0023515 TSKgel UP-SW2000

粒子径2 µm

カラムサイズ
4.6 mm I.D. × 15 cm

価格
230,000 円

0023514 TSKgel UP-SW2000

2 µm

4.6 mm I.D. × 30 cm

320,000 円

品番
品名0023516 TSKgel guardcolumn UP-SW2

カラムサイズ
4.6 mm I.D. × 2 cm

価格
55,000 円

0023517* TSKgel guardcolumn UP-SW2 DC

4.6 mm I.D. × 2 cm

55,000 円

品名

基材
官能基
粒子径
細孔径

○ガードカラム

排除限界分子量分子量分画範囲TSKgel UP-SW2000
シリカゲルジオール2 µm
12.5 nm
500 kDa
5 〜 100 kDa＊分析カラムに直接接続可能です。
※ガードカラム（2品）はいずれの分析カラムにも接続可能です。

● 標準たんぱく質による較正曲線
612’5234logM432146810カラム: TSKgel UP-SW2000（2 µm, 4.6 mm I.D. × 30 cm）
溶離液: 100 mmol/L りん酸ナトリウム緩衝液（pH 6.7）+ 100 mmol/L 硫酸ナトリウム+ 0.05 % アジ化ナトリウム流 速: 0.35 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 280 nm
注入量: 10 µL
試 料: 1. チログロブリン（MW 640,000）
2. γ-グロブリン（MW 155,000）
5（2 γ-グロブリン二量体）
3. オブアルブミン（MW 47,000）
4. リボヌクレアーゼA（MW 13,700）5. p-アミノ安息香酸（MW 137）12min

● ペプチド類による
較正曲線
51234logM

基本特性

456738910112146810min

カ ラ ム: TSKgel UP-SW2000（2 µm, 4.6 mm I.D. × 30 cm）
溶 離 液: 40 % アセトニトリル + 0.1 % TFA
流 速: 0.35 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 215 nm, マイクロセル
注 入 量: 10 µL
濃 度: 各0.05 g/L
試 料: 1. ミオグロビン（MW 17,800）
2. リボヌクレアーゼA（MW 13,700）
3. アプロチニン（MW 6,512）
4. インスリン（MW 5,808）
5. グルカゴン（MW 3,483）
6. ビッグガストリン（MW 3,849）
7. α-エンドルフィン（MW 1,746）
8. ボンベシン（MW 1,620）
9. アンジオテンシンⅢ（MW 931）
10. Gly-Gly-Tyr-Arg（MW 451）
11. グリシン（MW 75）

応用例● 標準たんぱく質のクロマトグラム（既存SWタイプとの比較）
カラム: A）TSKgel UP-SW2000（2 µm, 4.6 mm I.D. × 30 cm）
B）TSKgel SuperSW2000（4 µm, 4.6 mm I.D. × 30 cm）
C）TSKgel G2000SWXL（5 µm, 7.8 mm I.D. × 30 cm）
溶離液: 100 mmol/L りん酸ナトリウム緩衝液（pH 6.7）
+ 100 mmol/L 硫酸ナトリウム+ 0.05 % アジ化ナトリウム流 速: A,B）0.35 mL/min, C）1.0 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 280 nm
注入量: 10 µL
試 料: 1. チログロブリン（MW 640,000）
2. γ-グロブリン（MW 155,000）（2 γ-グロブリン二量体）
3. オブアルブミン（MW 47,000）
4. リボヌクレアーゼA（MW 13,700）
5. p-アミノ安息香酸（MW 137）

12432’5A）
12’B）

254312C）
0354510min

・TSKgel既存品（SWタイプ）と同様の選択性を示します。
・ピーク形状がシャープで分離度が向上しています。

● ペプチドの分離（市販カラムとの比較）
321A）

321B）

4431カラム: A）TSKgel UP-SW2000（2 µm）
B）TSKgel SuperSW2000（4 µm）
C）市販UHPLC用SECカラム（1.7 µm）
カラムサイズ: 4.6 mm I.D. × 30 cm
溶離液: 0.1% TFA + 40 % アセトニトリル
流 速: 0.35 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 215 nm
注入量: 5 µL
試 料: 1. ミオグロビン（MW 17,800）
2. インスリン（MW 5,808）
3. ヒトLH-RH（MW 1,182）
4. TRH（MW 362）

42C）
345678910min

・UP-SW2000はどのペプチドのピーク形状も良好です。

● エポエチンアルファの分離
エポエチンアルファ

11

拡大図

415

高分子量不純物

81216minカラム: TSKgel UP-SW2000
カラムサイズ: 4.6 mm I.D. × 30 cm
溶離液: 0.25 mmol/L りん酸水素二ナトリウム+1.73 mmol/L りん酸二水素ナトリウム+150 mmol/L 塩化ナトリウム（pH 7.4）
流 速: 0.3 mL/min
検 出: UV 215 nm
温 度: 25℃注入量: 10 uL
試 料: 遺伝子組み換えヒトエリスロポエチン製剤・エポエチンと高分子量不純物が良好に分離されています。

※ TSKgel は日本、米国、欧州共同体、中国等における東ソー株式会社の登録商標です。
※掲載のデ−タ等はその数値を保証するものではありません。お客様の使用環境・条件・判断基準に合わせてご確認ください。

バイオサイエンス事業部
東 京 本 社 営 業 部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡支店☎（092）781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホ−ムペ−ジ https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
HPLC Applications Database https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/applications-database-jp
お問合わせE-mail ●製品全般、カタログに関するお問い合せ hlc@tosoh.co.jp●カラム、分離に関するお問い合せ
tskgel@tosoh.co.jp●装置の技術相談に関するお問い合せ csc@tosoh.co.jp
3904SB- 品番0994126 A