Die perfekte Wahl
für Ihre Messaufgabe.
Jederzeit einsatzbereit.

DE_60_050_0035I Printed in Germany

ZEISS Taster Portfolio

Für garantierte Präzision
und zuverlässige Messergebnisse
Das ideale Tastersystem• hat möglichst wenige Verbindungsstellen• ist so steif wie möglich• wiegt so wenig wie möglich• ist so temperaturbeständig wie möglich
Nutzen Sie für Ihr ZEISS Messgerät ausschließlich zertifiziertes
Original Zubehör. Nur so kann höchste Präzision garantiert
und die Spezifikationen Ihres Messgeräts eingehalten werden.

Tastelement

SchaftAdapter

Verlängerung

Wechselteller

Der Taster stellt die „Spitze“ des Tastersystems dar und ist der erste Kontaktpunkt zum
Werkstück. Bei der Wahl des Tastelements gibt es drei Aspekte zu beachten: die Tasterspezifikationen sowie die Form und das Material des Elements. Das am meisten verwendete
Tastelement ist die Kugel. Hier kommt es auf die Formgenauigkeit und das Material an.

Grundsätzlich gilt für alle Taster, dass sie sobiegesteif wie möglich sein sollten, um dieMesskraft weitgehend ohne Verformung,die sogenannte „Tasterbiegung“, aufzunehmen. Das verwendete Schaftmaterial undder Schaftquerschnitt haben den größten
Einfluss auf die Tastersteifigkeit.

Der Adapter ist die Verbindung zwischen
Anschlussgewinde und Schaft. Wichtig
ist, dass der Adapter konstruktiv soausgeführt ist, dass er die Messkraft
optimal aufnehmen kann, die über den
Schaft eingeleitet wird.

Der Wechselteller verbindet das Tastersystem mit dem
Messkopf und ist daher die zentrale Schnittstellezwischen KMG und Werkstück. Gerade dort sollten
keine Kompromisse eingegangen werden. Nur mit
Wechseltellern mit höchster Genauigkeit können dievorgegebenen Maschinenspezifikationen erreichtwerden. Mit den zertifizierten ZEISS Wechseltellern
können Sie das volle Potential Ihres KMG ausschöpfen.

Form und Material

Adaptergewinde

Verlängerungen unterstützen den Aufbau vonkomplexen Tastersystemen. Für alle Verlängerungengilt, dass sie so biegesteif, leicht und thermischstabil wie möglich sein sollten. Die Verwendung
ungeeigneter Verlängerungen hat einen direkten
negativen Einfluss auf die Messunsicherheit
des Gesamtsystems und verschlechtert so dieMessgenauigkeit, die ein KMG laut Spezifikation
erreichen kann.

Keramik

Abhängig vom verwendeten Messsystem gibt esvon ZEISS unterschiedliche Anschlussgewinde mit
hochfester Titanlegierung.

Kugelmaterial

Siliziumnitrid
Für die gängigsten Messaufgaben
einsetzbar. Besonders für das
Scanning von Aluminiumoberflächen
geeignet.

Hartmetall
Hohes Gewicht, aber ermöglichen
Sonderdurchmesser wie etwa für dieVerzahnungsmessung. Können nachVorgabe angefertigt werden.

Rubin
Am häufigsten verwendet undfür die gängigsten Messaufgaben
geeignet. Es können sehr kleine
Kugeln produziert werden.

Hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht, daher besonders fürlange Tastschäfte empfohlen, bei denen das Gewicht einekritische Rolle spielt.

M2

M3

M3 XXTM4

M5

Kohlefaser

Keramik
Sehr geringe Porosität, alshochgenaue Varianten, in großen
Kugeldurchmessern sowie alsgewichtsoptimierte (Hohl-)Halbkugeln
realisierbar. Sie eignen sich besonders
zum Scannen rauer Oberflächen wieetwa Guss.

Diamantbeschichtet
Geringer Verschleiß und Auftrag.
Besonders zum Scannen weicher
Werkstoffe geeignet, aber auch zum
Messen von Glas- und Spiegelflächen.

Tasterabtrag und Tasterauftrag
Auch bei hochwertigen Messtastern handelt essich um Verbrauchsgegenstände, die regelmäßigüberprüft werden müssen. Nur so kann man
Messungenauigkeiten vorbeugen.

Diamant
Beinahe kein Verschleiß undkein Materialauftrag. Ideal zum
Messen von sehr harten oder hochabrasiven Werkstücken.

Optimum aus Steifigkeit, Gewicht und thermischer Längenausdehnung. Besonders für lange Taster und anspruchsvolle
Messaufgaben. Auch für magnetische Anwendungen ideal.
Hartmetall abgesetzt

Vorteil einer größeren Schaftdicke, die zum Tastelement hin
reduziert wird. Erhöht die Stabilität bei gleichbleibender
Länge (nutzbare Messlänge wird reduziert).

Was kann man
dagegen tun?
Unsere Expertentipps

Finden Sie jetzt die
perfekten Komponenten
für Ihr individuelles
Tastersystem in unseremZEISS Metrology Shop:

M3 XXT Taster
ZEISS M3 XXT Taster besitzen eine wesentlich höhereSteifigkeit gegenüber herkömmlichen M3 Tastern.
Diese Steifigkeit wird durch den 1 mm größeren
Durchmesser des XXT Adaptergrundkörpers und derverwendeten Titanlegierung erreicht.

Hartmetall geradeAchtung
Gute Kombination aus Gewicht, Steifigkeit und thermischerLängenausdehnung. Die einfachste Tasterbauform und mit
der größten nutzbaren Messlänge.

Ob Taster, Wechseltelleroder Verlängerungen:nur mit Original Zubehör
von ZEISS holen Sie alles
aus Ihrem ZEISS Messgerät
heraus.

Für einen optimalen Kraftschluss müssen dieVerbindungsstellen beim Aufbau Ihrer Tastersysteme
immer sauber sein!

shop.metrology.zeiss.deZEISS REACH CFX hat, im Vergleich zu Titan, einen bis zu 5 mal
kleineren Einfluss auf die Messunsicherheit Ihres KMGs
• Gesteigerte Produktivität – dank der erhöhten statischen Steifigkeit
sind deutlich höhere Scanninggeschwindigkeiten, bei gleichbleibender Genauigkeit möglich• Geeignet für alle Messumgebungen – dank erhöhter
Temperaturresistenz• Drei Genauigkeitsstufen – immer die passende Lösung für Ihr KMG• Um bis zu 30% schnellere Tasterwechsel durch hochgenau gefertigte
und zertifizierte Wechselteller• Vermeiden von Fehlbedienungen und falschen Messungen – dank
integriertem ID-Chip• Robustere Datenübertragung durch veredelter Lagerstellen• Verkürzung der Messzeit um bis zu 70% – durch mögliche Nutzung
der FlyScan-Funktion

Welche Verlängerung passt ambesten zu Ihrem KMG?

Nutzen Sie jetzt das volle Potential
Ihres KMG.

Zu unseren Verlängerungen

Zu unseren Wechseltellern