TS K gel S EC系カラム

超高性能サイズ排除クロマトグラフィーカラム

TSKgel UP-SW3000-LS®

TSKgel UP-SW3000-LSはシリカゲル表面にジオール基を化学結合した粒子径2 µmの充塡剤を用いた、生体高分子分離用のサイズ排除クロマトグラフィーカラムです。

特長● 微粒子充塡剤（2 µm）のため、たんぱく質（抗体、酵素）などの生体高分子の迅速分析（15 cmカラム）・高分離分析（30 cm）が可能です。
● 充塡剤の表面特性は既存のTSKgel SWタイプと同様です。
● 充塡剤の細孔特性（排除限界分子量、細孔容積、較正曲線の傾きなど）
はTSKgel UP-SW3000と同等で、抗体（IgG）の二量体、単量体、フラグメントの分離に適しています。
● カラムシェディングが少なく光散乱検出器を用いた測定に適しています。
● 充塡剤、カラム部材の改良によりたんぱく質の初期吸着が低減されています。
● 出荷・保管溶媒が20 %エタノール水溶液で管理が容易です。
● UHPLC、HPLCいずれのシステムにも対応しています。
⇨ カラム性能を十分発揮させるためには配管容量、検出器セル容量を低減したシステムをご使用願います。

主な対象物質・用途○ たんぱく質（抗体、酵素） ○ たんぱく質の凝集体、フラグメント● 組換たんぱく質の凝集体・フラグメントの分離● 純度の確認● 迅速分析

● 品質管理基本特性

較正曲線○分析カラム● 充塡剤の特性

品番
品名0023547 TSKgel UP-SW3000-LS

粒子径
カラムサイズ価格
2 µm 4.6 mm I.D. × 15 cm 230,000 円

0023546 TSKgel UP-SW3000-LS

2 µm

4.6 mm I.D. × 30 cm 320,000 円○ガードカラム
品番
品名0023548 TSKgel guardcolumn UP-SW-LS

カラムサイズ
4.6 mm I.D. × 2 cm

価格55,000 円

0023549* TSKgel guardcolumn UP-SW-LS DC 4.6 mm I.D. × 2 cm

55,000 円

品名

基材
官能基
粒子径
細孔径
排除限界分子量
分子量分画範囲

TSKgel UP-SW3000-LS
シリカゲル
ジオール
2 µm25 nm
800 kDa
10 〜 500 kDa＊分析カラムに直接接続可能です。
※出荷溶媒：20 %エタノール水溶液 ※ガードカラム（2品）
はいずれの分析カラムにも接続可能です。

較正曲線● 標準たんぱく質による較正曲線
7611logM

52

TSKgel UP-SW3000-LS（4.6 mm I.D.×30 cm）
234435214

TSKgel UP-SW3000（4.6 mm I.D.×30 cm）

6810min

TSKgel UP-SW3000-LSはUP-SW3000とカ ラ ム ： TSKgel UP-SW3000-LS同等の細孔特性を有しています。
TSKgel UP-SW3000
カラムサイズ： 4.6 mm I.D.×30 cm
溶 離 液：100 mmol/L りん酸塩緩衝液（pH 6.7）
＋ 100 mmol/L 硫酸ナトリウム＋ 0.05 % アジ化ナトリウム
流速：0.35 mL/min
温度：25 ℃
検出： UV 280 nm
注 入 量：10 µL
試料：1. チログロブリン（MW 640,000）（1 チログロブリン二量体）
2. γ-グロブリン（MW 155,000）（2 γ-グロブリン二量体）
3. オブアルブミン（MW 47,000）
4. リボヌクレアーゼA（MW 13,700）
5. p-アミノ安息香酸（MW 137）

応用例
○γ-グロブリンのクロマトグラム（UP-SW3000との比較）
カ ラ ム ： A）TSKgel UP-SW3000-LS
B）TSKgel UP-SW3000
カラムサイズ： 4.6 mm I.D.×30 cm
溶 離 液：100 mmol/L りん酸塩緩衝液（pH 6.7）
＋ 100 mmol/L 硫酸ナトリウム＋ 0.05 % アジ化ナトリウム
流速：0.35 mL/min
温度：25 ℃
検出： UV 280 nm
注 入 量：10 µL
試料：ヒトγ-グロブリン、3 g/L
1. 二量体、2. 単量体、3, 4. フラグメント

UV 280 nm

231A）

4TSKgel UP-SW3000-LS（4.6 mm I.D.×30 cm）

231B）
464

TSKgel UP-SW3000（4.6 mm I.D.×30 cm）

810TSKgel UP-SW3000-LSはUP-SW3000と同等の分離特性を有していることが分かります。

min○ 牛血清アルブミンのクロマトグラム（光散乱検出器、市販SECカラムとの比較）
RALS（90 ）市販UHPLC用カラム（4.6 mm I.D. × 30 cm）

LALS（10 ）カ ラ ム ： A）市販UHPLC用SECカラム（上段）
B）TSKgel UP-SW3000-LS（下段）カラムサイズ： 4.6 mm I.D.×30 cm
試料：牛血清アルブミン 66,500 Da
1. 凝集体、2. 三量体、3. 二量体、4. 単量体

4市販UHPLC用カラム（4.6 mm I.D. × 30 cm）
インジェクションピークA）

1234B）

012426'A）

1B）

1012min

TSKgel UP-SW3000-LSはカラムからの溶出物が少なく光散乱検出器を用いた測定に適しています。

4 TSKgel UP-SW3000-LS（4.6 mm I.D. × 30 cm）

TSKgel UP-SW3000-LS（4.6 mm I.D. × 30 cm）

38＊他の測定条件は上段γ-グロブリンのデータと同じ

024○ カラムの耐久性（連続測定時のクロマトグラム）

26381012min○ モノクローナル抗体の分離（光散乱検出器）

2134測定11回目

3UV 280 nm

測定 100回目
LALS（10 ）

測定 200回目

213測定 300回目
2RALS（90 ）測定 400回目

3測定 500回目
4567891UV

minカラム：TSKgel UP-SW3000-LS
試 料：ヒトγ-グロブリン（1. 二量体、2. 単量体、3, 4. フラグメント）

34526789カラム：TSKgel UP-SW3000-LS
検 出：UV 280 nm、MALS（LALS 10 、RALS 90 ）試 料：ヒト化モノクローナル抗体
min
1. 凝集体、2. 二量体、3. 単量体＊他の測定条件は上段γ-グロブリンのデータと同じ＊他の測定条件は上段γ-グロブリンのデータと同じ

γ-グロブリンを500回連続注入後もクロマトグラムには顕著な変化が見られずカラムの耐久性が高いことが分かります。

光散乱検出器を用いた抗体凝集体の測定に適しています。

※ TSKgel は日本における東ソー株式会社の登録商標です。
※掲載のデ−タ等はその数値を保証するものではありません。お客様の使用環境・条件・判断基準に合わせてご確認ください。

バイオサイエンス事業部
東 京 本 社 営 業 部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡支店☎（092）781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホ−ムペ−ジ https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
HPLC Applications Database https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/applications-database-jp
お問合わせE-mail ●製品全般、カタログに関するお問い合せ hlc@tosoh.co.jp●カラム、分離に関するお問い合せ
tskgel@tosoh.co.jp●装置の技術相談に関するお問い合せ csc@tosoh.co.jp
3204GD- 品番0994148 A