TOYOPEARL 、TSKgel PW、Ca ++Pure-HA ™

スクリーニング、精製用プレパックカラム

SkillPak シリーズ
TM

SkillPakシリーズは各種TOYOPEARL 、TSKgel PWシリーズ、Ca ++Pure-HA™を充塡したスクリーニング、精製用カラムです。
1/16"サイズ配管の汎用液体クロマトグラフィー装置等に接続可能な1 mL、5 mLタイプは、充塡剤のスクリーニング、メソッド開発に適しています。50 mL、200 mLタイプについては、フランジ接続となっており、数gスケールでの精製やスケールアップの検討等にご利用いただけます。

特長

1 mL
● 小容量の簡易型カラム● 充塡剤のスクリーニングに好適● 初期条件検討も可能

仕5 mL● 長さ10 cmのため、分離がより良好● 詳細な分離条件検討が可能

50 mL 、200 mL● 数gスケールの精製が可能● スケールアップ検討に好適様カラムサイズ

1 mL

5 mL

50 mL

200 mL

7 mm I.D. × 25 mm

8 mm I.D. × 100 mm

25 mm I.D. × 100 mm

50 mm I.D. × 100 mm

カラム材質
接続

ポリプロピレン
1/16 配管用10-32UNF

フランジ

入口：0017955オシネ(フェラル付き)
出口：メスコネクタに直接接続可能
オスコネクタに接続する場合は、ユニオン（0017898オシネユニオン）等を使用※1

推奨コネクタ
出荷溶媒

入口、出口：0014181高圧アダプタ、0016025フィット1/16ファイ（1/16配管に直接接続）※3
1/8 、3 mm配管用のフィットアダプタもございます。

20 % エタノール水溶液※2※1：0016566ハンディコネクタ ・ "1/16 は使用不可※2：Ca++Pure-HAは20 mmol/Lりん酸塩緩衝液を含む20 %エタノール
TSKgel SP-5PW（20）、TSKgel SuperQ-5PW（20）の1 mLタイプは0.5 mol/Lクエン酸ナトリウムを含む20 %エタノール※3：担当営業までお問合せください。

充塡剤● TOYOPEARL
イオン交換モード GigaCap Q-650M、GigaCap S-650M等
疎水モード
Butyl-650M、Phenyl-650M、PPG-600M等
マルチモード
MX-Trp-650M
アフィニティーモード AF-rProtein A HC-650F、AF-rProtein L-650F等
SkillPak 50 and 200
SkillPak 5
SkillPak 1for resin / condition screening

for method development

for scale-up● TSKgel PWシリーズ
SuperQ-5PW（20）、SP-5PW（20）● Ca++Pure-HA

応用例● 1 mLタイプを用いたスクリーニング例● 5 mLタイプによる簡易精製

AF-rProtein A HC-650Fでの抗体溶出pHの確認
8A280

Detector response (mAU)

6.561500
mAbA

1000

5.554.50B01020Volume (mL)

54.5

1000

43.550003

カ ラ ム ： SkillPak 1 AF-rProtein A HC-650F
平 衡 液 ： 0.1 mol/L りん酸ナトリウム緩衝液、0.15 mol/L NaCl (pH 7.3)
溶出液A ： 25 mmol/L クエン酸ナトリウム緩衝液（pH 4.5）
溶出液B ： 25 mmol/L クエン酸ナトリウム緩衝液（pH 3.0）
グラジエント： 試料負荷後、平衝液、溶出液Aで洗浄、その後溶出液A→B（10 CV リニアグラジエント）流
速 ： 0.25 mL/min（試料負荷）、1 mL/min（溶出、洗浄）
試料 ： 平衡液で調製したCHO細胞培養液 2 mL（mAb含量4 mg）

5.5

1500

3.5
2.53062000

4500

6.5pH

Detector response (pH)7HCP

Detector response (pH)

2000

2500

7.5pH

7A280

Detector response (mAU)

2500

7.5mAb3000

3300

400500600
Volume (mL)

700

800

2.5

カ ラ ム ： SkillPak 5 AF-rProtein A HC-650F
平 衡 液 ： 0.1 mol/L りん酸ナトリウム緩衝液、0.15 mol/L NaCl（pH 7.3）
洗 浄 液 ： 0.1 mol/L 酢酸ナトリウム緩衝液（pH 5.0）
溶 出 液 ： 0.1 mol/L 酢酸ナトリウム緩衝液（pH 3.5）
グラジエント： 試料負荷後、平衡液（5 CV）、洗浄液（5 CV）、溶出液（5 CV）
流
速 ： 2 mL/min
試料 ： ハイブリドーマ細胞培養液 340 mL

4000

120

3500

100

3000

80

2500

60

2000

40

1500

20100005000Concentration B [%]Detector response [mAu]● スケールアップ（TOYOPEARL NH₂-750FによるBSAの精製例）

151719- 5 mL SkillPak

2123252729CV- 50 mL SkillPak -200 mL SkillPak

313335-20- - - Concentration B

カ ラ ム ： SkillPak NH₂-750F
線
速 ： 100 cm/h
溶出液A ： 20 mmol/L MES, 20 mmol/L HEPES, 20 mmol/L Acetic acid, 20 mmol/L NaCl
（pH 7.3）
溶出液B ： 20 mmol/L MES, 20 mmol/L HEPES, 20 mmol/L Acetic acid, 1 mol/L NaCl
C I P ： 0.5 mol/L NaOH
（30 分に切替え）※TOYOPEARL、TOYOPEARL GigaCap、TSKgelは日本等における東ソー株式会社の登録商標です。
※SkillPak、Ca ++Pure-HAは日本等におけるTosoh Bioscience LLCの登録商標です。
※掲載のデータ等はその数値を保証するものではありません。お客様の使用環境・条件・判断基準に合わせてご確認ください。

バイオサイエンス事業部
東 京 本 社 営 業 部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡支店☎（092）781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホ−ムペ−ジ https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
HPLC Applications Database https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/applications-database-jp
お問合わせE-mail ●製品全般、カタログに関するお問い合せ hlc@tosoh.co.jp●カラム、分離に関するお問い合せ
tskgel@tosoh.co.jp●装置の技術相談に関するお問い合せ csc@tosoh.co.jp
1207GF- 品番0994134 A