注意

注意

ＣＣＤ白黒ビデオカメラ

注意

取 扱 説 明 書
注意

Model

本機を強い電磁波の環境下で使用する場合、映像出力にビートノイズ（縦・横・斜めに発生する縞）が発生する場合があります。その場合は、電磁波の影響を受けないように電磁波の発生源を処置してください。サーボモー
タ、インバータ等、電磁波の発生しやすい機器を使用したシステムでは特にご注意ください。
カメラ本体に強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。カメラコ
ネクタ部に強い衝撃が加わるシステムで使用された場合、カメラコネクタが破損する場合があります。そのようなシステムで使用される場合は、オプションのカメラコネクタ固定金具を使用して、コネクタのプラグをカメラ本体に固定してください。
本カメラを使用しない場合でもレンズ又はレンズキャップを取り付け撮像素子の表面にゴミ・キズ等がつかないように保護してください。汚れ等がガラス面に付着した場合には、綿棒等で汚れを取り除いてください。溶剤を必要とする場合は、エチルアルコール以外の有機溶剤を使用しないでください。結露対策として、寒暖差の激しい部屋への移動には除熱除冷するなどの注意をお願いします。

注意

注意

注意

・ 本取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。
・ ご使用の前に、次の内容をよく理解してから本文をお読みになり記載事項をお守りの上、正しくお使いください。

[表示の説明]危険注意”誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
”誤った取扱いをすると人が傷害(注１)を負う可能性、または物的損害(注２)のみが発生するおそれのあること”を示します。

注１：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。
注２：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさす。
禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
危険を示します。具体的な危険内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

●本体の取扱について

危険

強制

強制

強制

強制

強制

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用しますと、火災・感電の原因となります。すぐにシステムの電源スイッチを切り、その後必ずカメラコネクタからカメラケーブルを取り外してください。煙が出なくなるのを確認して、販売元に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対おやめください。
画面が映らない、などの故障状態で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
すぐにシステムの電源スイッチを切り、その後必ずカメラコネクタからカメラケーブルを取り外して、販売元に修理をご依頼ください。
万一本機の内部に水などが入った場合は、まずシステムの電源スイッチを切り、その後必ずカメラコネクタからカメラケーブルを取り外して販売元にご連絡ください。そのまま使用しますと、火災・感電の原因となります。
カメラ本体に電源を供給した状態で、カメラコネクタの挿抜をしないでください。故障の原因となります。
本書にて指定された周辺機器以外の組み合わせで使用しないでください。
火災・故障の原因となるばかりでなく、十分な性能が得られない場合があります。

禁止

お客様ご自身で本機を修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となりますので、絶対におやめください。修理に関するご相談は販売元へご連絡ください。
指定電圧以外は使えません。表示された電源電圧（DC12V)以外の電圧で使用しないでくだ
さい。火災・感電の原因となります。

禁止

加湿器のそばなどの湿度の高い所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

分解禁止

必要に応じて接続します。
VD/VS/SYNC/R.R
TRIGGER HD のいずれか
カメラケーブル（オプション）

TRIGGER

AC100V IN

HD

CLOCK
OUT

VIDEO OUTWEN

ＣＣＤカメラＣＳ８６３０ＢＨ(背面)

CAMERAVD

SERIAL No.

カメラアダプタＣＡ１３０Ｄ（背面）

M GAINVIDEO OUT/
DC IN/SYNC

HIGH-75Ω

VIDEO IN VIDEO OUT

ビデオケーブル
ＡＣ１００Ｖ
５０／６０ＨZ

ビデオモニタ（背面）(注) 映像出力は必ず正しく７５Ω終端して下さい。

③MODE②HIGH 75ΩHD/VD

IN OUT
HD/VD

④SHUT
TRIG
FR/FL
γ
M/AGC

①

過大な光（太陽光など）に長時間さらさないでください。故障の原因となります。

M GAIN⑤
VIDEO OUT/
DC IN/SYNC

ＣＳ８６３０ＢＨ (背面)
① ゲイン調整ボリウム
本カメラの手動ゲイン調整ボリウムでゲイン切替えスイッチがＭＧの時有効となり、右に回すと映像増幅器の利得が上がります。
② 各種モード切替えスイッチ
本カメラの各種モード切替えスイッチです。
③ ７５Ω終端ＯＮ／ＯＦＦ切替えスイッチ
本カメラの外部同期信号入力端子７５Ω終端ＯＮ／ＯＦＦ切替えスイッチで、右側で７５Ω終端となり、左側でハイインピーダンス(１０ｋΩ)となります。
（出荷時；ＨＩＧＨ）④ ＨＤ・ＶＤ ＩＮ／ＯＵＴ切替えスイッチ
本カメラの同期信号ＨＤ・ＶＤ ＩＮ／ＯＵＴ切替えスイッチで、左側でＨＤ・ＶＤ ＩＮ、右側でＨＤ・ＶＤ
ＯＵＴとなります。
(出荷時；ＩＮ)⑤ ＤＣ ＩＮ／ＳＹＮＣ
本カメラの電源供給、外部同期信号入力、映像出力用のコネクタで電源装置、同期信号発生装置、ビデオモニタに接続します。

「このシンボルはＥＵ加盟国にのみ適用されます」
要

本テレビカメラは特にＦＡ・画像計測用に開発したもので、超小型・軽量を追及したＣＣＤカメラです。
特長(1) 高解像度高画素（３８万画素）ＣＣＤの採用により水平解像度５７０ＴＶ本を実現し、モワレやビートの少ない高密度な画像が得られます。
※ ＣＣＩＲ仕様は４４万画素、水平解像度５６０ＴＶ本となります。
(2) 超小型・軽量
本カメラは超小型・軽量で、ＤＣ１２Ｖを供給するだけで映像が得られます。
(3) 電子シャッタ
電子シャッタの採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な画像が得られます。
(4) ＡＧＣ
ＡＧＣ機能を装備していますので、入射光量が変化しても常に最適な画像が得られます。
(5) リスタート・リセット
リスタート・リセット機能を使用しますと、Ｒ．Ｒパルス入力（ＶＤ入力）に応じた任意のタイミングで画像が得られます。
(6) スペシャルシャッタ／ランダムトリガシャッタ
外部トリガの入力により、任意のタイミングで画像が得られるスペシャルシャッタ機能及びランダムトリガシャッタ機能を装備しております。
(7) 近赤外線領域対応
近赤外線領域にも感度を有したＣＣＤを使用しておりますので、近赤外線照明下でも鮮明な画像が得られます。
(8) RoHS 指令対応
有害物質の使用禁止を定めた RoHS 指令に対応しています。
構成(1) カメラ本体 …………………………… １(2) 付属品
説明書 …………… …………………… １接続

コネクタピン配列
適合プラグ
HR10A-10P-12S（ヒロセ電機製）
外部
同期
Pin
内部同期
No.
HD・VD
VS/SYNC
R.R
1GND
GND
GND
GND
2+12V+12V+12V+12V
3GND
GND
GND
GND
4映像出力
映像出力
映像出力
映像出力
5GND
GND
GND
GND
HD 出力
6
HD 入力
HD 入力
(注１)
VS/SYNC
VD 出力
7
VD 入力
R.R
入力入力
(注１)
8
GND
GND
GND
GND
9
CLOCK 出力
CLOCK 出力
CLOCK 出力
CLOCK 出力10WEN 出力WEN 出力WEN 出力11
TRIG 入力
TRIG 入力
TRIG 入力
TRIG 入力
12GND
GND
GND
GND
注１ ＨＤ・ＶＤ出力は、内部同期動作時カメラ背面パネル
スイッチ切換により出力可能となります。

各種モード設定
ＧＡＩＮ
No.
MGC
AGC
1××2××3××4××5××6××7××8××9××0OFFON
蓄積モード
No.
フレーム
ﾌｨｰﾙﾄﾞ
1××2××3××4××5××6××7××8OFFON
9××0××

TRIGGER 極性POSI
NEGA××××××××××××OFF
ON××××××
ガンマ補正
1.00.45××××××××××××××××
OFF
ON××

パネル面の説明

信号の出力は短絡しないでください。故障の原因となります。

概EXT INT
HD/VD

TRIG
γM/AGC

クロック出力WEN

カメラケーブルを強く引っ張ったり、回したりしないでください。カメラケーブルを傷めたり、断線の原因となります。

[用途制限について]☆本機の異常（映像出力断）等により、重大な事故につながるシステムに使用しないでください。
[免責事項について]☆火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して,弊社は一切責任を負いません。
☆本装置の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、弊社は一切責任を負いません。
☆取扱説明書で説明された以外の使い方により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
☆接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
☆お客様ご自身が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

ON OFF75Ω
SHUT
FR/FL

ＡＣ１００Ｖ
５０／６０Ｈz注意

CS8630BH

安全上のご注意

接続例

ＤＩＰスイッチの操作説明
ディップスイッチの設定
1234567890ON× : 任意

カメラ背面のディップスイッチにて、各種モードの設定を行います。
各スイッチは左側にてＯＦＦ、右側にてＯＮに設定されます。

シャッタスピード設定
No.
ｼｬｯﾀ OFF
1/125
1××2××3OFFON
4OFFOFF
5OFFOFF
6OFFOFF
7××8××9××0××No.
1/1,000
1/2,000
1××2××3
OFFON
4OFF
OFF
5ON
ON
6OFF
OFF
7××8××9××0××No.
ﾌﾘｯｶﾚｽ
1FLD
1××2××3
OFFON
4OFF
OFF
5OFF
OFF
6ON
ON
7××8××
9××0××
No.
6FLD
8FLD
1××2××3
OFFON
4OFFOFF
5ON
ON
6ON
ON
7××8××9××0××1/250××OFF
ON
OFF
OFF××××
1/4,000××OFF
ON
ON
OFF××××2FLD
××OFF
ON
OFF
ON××××10FLD
××OFF
ON
ON
ON××××

1/500
××
ON
ON
OFF
OFF
××××
1/10,000××
ON
ON
ON
OFF××××4FLD
××
ON
ON
OFF
ON××××
パルス幅設定
××
ON
ON
ON
ON
×××
×

リスタート・リセット/スペシャルシャッタ
No.
ノーマル
ﾘｽﾀｰﾄ･ﾘｾｯﾄ
ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬｯﾀ
1
OFF
ON
ON
2
OFF
ON
ON
3
OFF
ON
ON
4
OFF
ON
ON
5OFF
ON
ON
6
OFF
ON
ON
7×××8×××9×××0×××

ランダムトリガシャッタ
No.
ノーマル
モード１，２1OFFOFF2OFFOFF3×OFF4×OFF
5×OFF
6×OFF
7××8××9××0××No.
モード５，６1OFF2OFF3×4×5×6×
7×8×
9×0×

モード３，４OFF
ON××××××××
モード７，８ON
OFF××××××××

操
作(1) “接続”の項目に記載された通り接続します。
(2) ビデオモニタの電源スイッチをＯＮにします。
(3) 本カメラに電源を供給します。
(4) 映像がビデオモニタ上に現れたらレンズの絞りを調整し、適度の明るさになるようにします。
(5) ビデオモニタの映像を見ながらレンズの焦点を調整し、映像が最もシャープになるようにします。
(6) 感度調整
出荷時は MGC に設定されていますが、背面パネルDIP スイッチの切替えによりＡＧＣで使用することもできます。MGC に設定した場合は背面パネルのM GAIN ボリウムが有効となり、手動にて感度調整ができます。
(7) ガンマ補正切替え
出荷時はガンマ 1.0 に設定されていますが、背面パネ
ル DIP スイッチの切替えによりガンマ 0.45 で使用することもできます。
(8) 電子シャッタ切替え
出荷時は電子シャッタＯＦＦに設定されていますが、背面パネル DIP スイッチの切替えにより電子シャッタＯＮで使用することもできます。
(9) 蓄積モード切替え
出荷時はフレーム蓄積に設定されていますが、背面パネル DIP スイッチの切替えによりフィールド蓄積で使用することもできます。
(10) リスタート・リセット/スペシャルシャッタ/
ランダムトリガシャッタ機能
出荷時は各機能共ＯＦＦに設定されていますが、背面
パネル DIP スイッチの切替えにより使用可能となります。
(11) ＨＤ・ＶＤ出力
内部同期動作時にカメラ背面パネルスイッチ切替えによりＨＤ・ＶＤを出力することができます。
(12) クロック出力
画像処理装置等と接続する為のクロック出力を装備しております。
仕(1) ＴＶ方式(2) 撮像素子・総画素数･有効画素数･映像出力有効画素数･画素サイズ･撮像面積･水平駆動周波数(3) 走査線数(4) 走査方式(5) 同期方式(6) 走査周波数(7) アスペクト比

様EIA 方式準拠
インターライン方式 CCD
ICX258AL
811(H)×508(V)
768(H)×494(V)
756(H)×485(V)
6.35×7.4μm
4.8×3.6mm(1/3 型相当)
14.31818MHz ±100ppm(内部同期動作時)
525 本
2:1 インターレース
内部/外部同期 (自動切換)(内部同期動作時)
水平;15.734kHz ±100ppm
垂直;59.94Hz ±100ppm
4:3

D3004732A

(8) 被写体照度･標準

400 lx ､F8(3100K)(GAIN:MGC,γ=1.0)
0.2 lx ､F1.4(GAIN:MAX､γ=0.45)
VS;1.0V(p-p) /75Ω終端時
水平;570TV 本
垂直;485 本(350TV 本)
60dB(p-p)/rms (標準)(GAIN:MGC､γ=1.0)･最低(9) 映像出力(10) 解像度(11) S/N(12) 入力信号①外部同期信号･入力レベル･入力インピーダンス･方 式･極 性･パルス幅

HD･VD/SYNC/VS
HD､VD､SYNC;2～6V(p-p)
VS;1.0(SYNC0.3)V(p-p)
75Ω/HIGH パネルスイッチ
により切換可能(出荷時:HIGH)
2:1 インターレース
負極性HD;6.4±3μs
VD;150～800μs･繰り返し周波数
fH=15.734kHz ±2%fV=2fH/525525 本
VD の立下り位相と HD の立下り位相差が次のとおり
であること｡･走査線数･位相差

EIA の 1st FIELDCCIR の 2nd FIELDEIA の 2nd FIELDCCIR の 1st FIELD

ＶＤ

ＨＤｔ１ｔ２t1＝０±５μs
t2＝１／fH／２±５μs②シャッタトリガ (TRG)･入力レベル
VL=0～0.5V
VH=2～5V
ハイインピーダンス受･入力インピーダンス･極 性
正極性･ﾊﾟﾙｽ幅
2μs～1/4s(13) 出力信号① HD･VD
内部同期動作時､背面パネルスイッチの切換により出力可能(出荷時:ＩＮ)･出力レベルHD : 4.5±0.5V(p-p)
VD : 5.0±0.5V(p-p)(無負荷時)･方 式
2:1 ｲﾝﾀｰﾚｰｽ･極 性
負極性･パルス幅(CS8630H) HD;6.36±1μs
VD;572±10μs･繰り返し周波数(CS8630H)
fH=15.734kHz ±100ppmfV=2fH/525･走査線数(CS8630H) 525 本② CLOCK･出力レベル
2.0±0.3V(p-p) (無負荷時)･周波数 (CS8630H)
14.31818 MHz±100ppm(内部同期動作時)③ WEN
ランダムトリガシャッタ動
作時､映像出力開始の VD 立下がりから映像出力終了後の VD 立下がりの期間にWEN を出力する｡･極 性
正極性･出力回路

51(19) ランダムトリガシャッタ 以下のモードを選択可能
シャッタスピード
SYNC
1
内部同期スイッチ設定
ノンリセットシャッタスピード
SYNC
2
内部同期
トリガ幅設定ノンリセットシャッタスピード
SYNC
3
内部同期スイッチ設定
リセット
シャッタスピード
SYNC
4
内部同期
トリガ幅設定リセット
シャッタスピード 連続 HD,
SYNC
5スイッチ設定
連続 VD 入力
ノンリセットシャッタスピード 連続 HD,
SYNC
6トリガ幅設定
連続 VD 入力
ノンリセットシャッタスピード 連続 HD,
SYNC
7スイッチ設定
単発 VD 入力
ノンリセットシャッタスピード 連続 HD,
SYNC
8トリガ幅設定
単発 VD 入力
ノンリセット(20) スペシャルシャッタ シャッタトリガ及び R.R
パルス入力に応じた任意のシャッタタイミング及びシャッタスピードを設定可能
背面パネルＤＩＰスイッチ
により ON/OFF 切換可能
(出荷時:OFF)フィールド蓄積/フレーム蓄積(21) 蓄積モード
背面パネルＤＩＰスイッチ
により切換可能(出荷時:フレーム蓄積)(22) リスタート・リセット 背面パネルＤＩＰスイッチの切換によりリスタート・リセット動作が可能(出荷時:OFF)(23) 電源
DC12±10%(リップルレベル 10mV(p-p) 以下)(24) 消費電力
約 1.3W(25) 周囲条件･性能保証
温度;0℃～40℃
湿度;20～80%(但し結露しないこと)･動作保証
温度;-10℃～50℃
湿度;20～80%(但し結露しないこと)･保存温度;-20℃～60℃
湿度;20～95%以下(但し結露しないこと)(26) レンズマウント
C マウント(27) フランジバック
17.526mm(28) 外形寸法
29(W)×29(H)×31(D)mm(突起物含まず)(29) 質 量
約 42g(30) オプション･電源アダプタ
CA130D,CA130D-01 (AC100V)･電源/映像用コネクタ HR10A-10P-12S(ヒロセ電機製)･カメラケーブル
CPRC3700(2m,3m,5m,10m)･三脚取付金具･赤外カットフィルタ付

図

代表的分光感度特性(但し、レンズ特性を含み光源特性を除く)

外形図☆EMC 条件の適合について
本機の EMC 規格の適合性については、上記のオプションパーツと組み合わせた条件において保証しております。弊社指定以外のパーツと組み合わせてご使用になられる場合は、機械・装置全体での最終的な EMC 適合性の確認を、お客様にて実施して頂くようお願い致します。

カメラの取り付け方法(1) 三脚等により固定する場合
三脚等により固定する場合は、オプションの三脚取付金具を使用して固定してください。
（下図参照）

WEN

4700
10k(14) 感度設定

(15) MGC(16) ガンマ(17) ホワイトクリップ(18) 電子シャッタ(ノーマルシャッタ)

2SC4176

背面パネルＤＩＰスイッチ
切換により下記のモード設定が可能
AGC (AUTO GAIN CONTROL)
MGC (MANUAL GAIN CONTROL)(出荷時:MGC)
手動にて感度設定が調整可
能
1.0/0.45 背面パネルＤＩＰ
スイッチにより切換可能(出荷時:1.0)
クリップレベル 820±40mV(p-p)(SYNC 含まず)
背面パネルＤＩＰスイッチ
切換により下記のシャッタ
スピード設定が可能(出荷時:ノーマル)
ノーマル, 1/125, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000, 1/10000, フリッカレス
1FLD,2FLD,4FLD,6FLD,8FLD,10FLD(スロースピードシャッタ)(2) カメラ底面の取付穴を使用して固定する場合カメラ底面の取付穴（７箇所）を使用して固定する場
合は、Ｍ２及びＭ３のネジにより固定してください。
ネジの長さは最大３mm の長さのものを使用してください。ネジが長すぎると内部の基板と接触し、故障の原因となります。

D3004732A