Watcher Pro３
葉面湿度センサー／NBI-SSLFM0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
本書の操作手順および注意事項をお守りください。
機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpください。

2葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアル

目

次

1.製品紹介 ................................................................................................................................................... 42.製品仕様................................................................................................................................................... 42.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 52.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 53.使用方法................................................................................................................................................... 53.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 64.メンテナンス............................................................................................................................................ 64.1 メンテナンス ........................................................................................................................................... 6
5.注意事項................................................................................................................................................... 66.問題と解決策............................................................................................................................................ 63

葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介安定した性能と高い感度を持つ NBI 葉面湿度センサーは、葉面水分の観察、病害虫の予防、散布灌漑の制御などに重要なツールです。 温室や畑などの環境下で、作物の葉面の表面水分量を正確に把握することができます。 RS485 インターフェースを備え、NBIWatcher Pro 3 や他のシリーズの無線環境モニタリング
製品と一緒に使用することができ、ユーザーは管理プラットフォーム上の葉面環境の変化を明確に理解することができ、作物の成長と発展、作物の成長研究を理解することを助長し、病害虫の発生を防ぎ、早期に警告し、葉面施肥、散布、灌漑制御を容易にします。
NBI 葉面湿度センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫
⚫
⚫
⚫

葉の表面の構造をシミュレートするように設計されているため、センサーは葉の表面での水分放散プロセスを忠実に反映します。
霧、氷、露、降雨を検知します。
防水性と密閉性があり、葉面散布、散布、スプリンクラーによる灌漑に直接適用でき、屋外でも使用可能です。
高精度、高速応答、良好な互換性と信頼性。

2.製品仕様2.1 仕様
型番
出力信号
測定範囲
精度
作業環境
防塵/防水
サイズ
ケーブル長

NBI-SSLFM0102
RS485
0～100%±5%
温度-40～85℃
IP65
65×13×145mm
2m (別売の延長ケーブル使用で延長可能)
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズ

145mm

65mm

35mm

4

葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアル

2.3 製品外観

2.4 各部説明

センサー
コネクター

グリッド

3.使用方法
3.1 取り付け
葉面湿度センサーは、温室に、植物の枝に吊り下げることができます。 センサーは、シミュレーションした葉の部分のグリッドが上向きになるように、地面に対して周囲の葉とほぼ同じ角度になるように取り付けます。
葉面施肥などのテストを行う場合は、植物の葉の各処に複数設置することで、地面近くの葉面に確実に葉面散布を行うことができます。
注意：石や硬い土の塊の中にプローブを挿入しようとすると、プローブが破損する恐れがあります。
センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してください。
取り付けの際、センサー接続ケーブルをねじったり引っ張ったりしないでください、データが読めなくなります。

5

葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアル

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 葉面湿度センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノード
Watcher Pro 3
センサー拡張ボックス

インターフェース
A1、A2、A3、B
1、2、3、4、5NBI 葉面湿度センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 メンテナンス
メンテナンス
ケーブル測定部

内容
サイクル
通常の操作時にケーブルが張っていないこと 破れや曲
月1回
がりがないかを確認してください。
汚れが付着しないようにホコリやゴミを取り除きます。 月 1 回

5.注意事項① NBI 葉面湿度センサーは、NBI Watcher Pro 3 などのシリーズのワイヤレス環境モニタリング製品とのみ使用してください。他社製品との併用は、センサーの故障の原因となりますのでおやめください。
② 過酷な環境下では使用しないでください。
③ 設置場所は、化学的に腐食しやすい環境から離れた場所にしてください。
④ 配線時には必ず電源を切り、電気を使った操作をしないでください。
⑤ センサーと配線は高電圧、熱源などから遠ざけてください。
⑥ センサーの部品を自分で分解しないでください。センサーの故障や破損の原因になります。
⑦ センサーは精密機器ですので、乱暴に扱わずにきちんと保管してください。

6.問題と解決策
問題
センサーからのデータ

原因の可能性1.センサーが識別されていな
6

解決策
1.ノードを再起動します。

葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアルがありません。

センサーからのデータが異常。

い。
2.センサーとノードが正しく接続されていない。
3.ケーブルやセンサーの不良。
1.正しく取り付けられていな
い。
2.センサープローブに異物が付着している。
3.センサーの故障。

72.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。
1.上記の方法でセンサーを取り付けてください。
2.センサーの表面を清掃してください。
3. 交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

葉面湿度センサー（NBI-SSLFM0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8