微量試料の精製・濃縮用カラム

MonoSpinシリーズ
2020年1月改訂

Contents

MonoSpin とは ........................................................................ 2
MonoSpin シリーズラインアップ ................................... 4
MonoSpin シリーズの特長 ................................................. 5
アプリケーション ................................................................... 7リン酸脂質吸着カラム
MonoSpin Phospholipid .................................................. 13
抗体精製用カラム
MonoSpin ProA , ProG ...................................................... 16
MonoSpin 96 ウェルプレート ........................................ 20
アクセサリー ......................................................................... 21
MonoSpin シリーズ価格表 .............................................. 22

微量試料の精製・濃縮カラム

MonoSpin

Solid Phase Extraction Spin Column

微量サンプルの精製濃縮を
簡易な遠心処理により実現

MonoSpin について

MonoSpin
MonoSpinは、均一な連続孔を持つシリカモノリスを用いた前処
理用スピンカラムです。遠心操作により、生体試料などの微量サンプルを効果的に前処理します。

【特長】
 遠心処理による簡単な操作
 高い通液性により高速処理が可能

シリカモノリス

MonoSpin 100 µL以下の溶出量でも優れた再現性（S型）

操作方法
固相抽出における通液操作を短時間の遠心処理で行います。
ハンドリングを含めた処理時間は10分以内です。

遠心

遠心

吸着

コンディショニング

遠心

洗浄

遠心

溶出

遠心操作による処理

形状
MonoSpinシリーズは、最大800 µLまでのサンプルに最適なS型と、それよりも大きな1～8 mLのサンプルに最適なL型、多検体処理用の96ウェルプレート型を用意しています。
官能基の種類によって対応できる形状が異なりますので、詳しくは4ページを参照してください。

S型

L型● ディスクサイズ：Φ 4.2 × 1.5 mm● ディスクサイズ：Φ 9 × 3 mm

● サンプル容量：800 µL まで● サンプル容量：8 mL まで● 溶出液量：50 ～ 800 μL● 溶出液量：0.5 ～ 8 mL

● 使用時遠心力：2,000 ～ 10,000 ×g● 使用時遠心力：1,000 ×g
注）MonoSpin ProA, MonoSpin ProG は形状が異なります。 詳しくは16ページを96 ウェルプレート型

参照してください。

● サンプル容量：800 μL まで● 溶出液量：50 〜 800 μL● 使用時遠心力：1,000 〜 5,000 ×g （減圧吸引法でも使用可能）注）MonoSpin ProA, MonoSpin ProG は仕様が異なります。
詳しくは 16 ページを参照してください。

2

シリカモノリス～粒子でも、メンブレンでもない新しい分離媒体～

シリカモノリスは、ケイ酸エチルから合成された均一な連続孔を有する一体型のシリカゲルです。粒子とは異なり分離剤がディスク状に成型されています。シリカモノリスは貫通孔となるスルーポアと骨格表面にある微細な孔のメソポアを持つため、高い通液性と大きな表面積を有します。そのため、高い捕集率と優れた吸脱着特性を有した分離媒体として注目されています。

連続孔（スルーポア）

骨格に細孔（メソポア）

シリカモノリス構造

粒子充填タイプの前処理カラムと異なる点
ディスク状に成型されたシリカモノリスは、固相カラムなどの前処理カラムを作製する際、粒子を留めるためのフィルターを用いる必要がありません。また、非常に大きな表面積を有するため、分離剤のボリュームも小さくすることが可能です。そのため、溶液通過時にカラム内に液残りが生じにくく、試料液回収時に微量溶出も可能です。
また、高い通液性を有しているにもかかわらず、速い試料分散性、分離速度を有しているため、迅速処理に適した分離媒体です。

シリカモノリス

粒子充填型

フィルター不要

フィルター必要なため分離剤小型化

液残りが発生分離剤のベッドボリューム ： 小さい

分離剤のベッドボリューム ： 大きい

カラム内の試料拡散： 速い

カラム内の試料拡散

： 遅い

分離速度

： 速い

分離速度

： 遅い

3

MonoSpin シリーズラインアップ
MonoSpin C18/C18 FF

MonoSpin C18-AX

S

L

96

＊

MonoSpin Ph

S

オクタデシル基を結合し、逆相分配相互作

フェニル基を化学修飾した逆相モードタイプ

用をもつカラムです。生体試料中薬剤の抽です。C18より弱い疎水性を利用し、より選

出や、ペプチドサンプルの脱塩・濃縮に最択性の高い前処理を行うことが可能です。

適です。ハイフロー（FF）仕様も用意してい生体試料中からの疎水性薬物の回収に適ます。 ＊：MonoSpin C18 FFはS型のみです。

しています。

S

MonoSpin C18-CX

96

S

96

オクタデシル基と4級アンモニウム基の両

オクタデシル基とベンゼンスルホン酸基を結合方を化学修飾したミックスモードタイプでしたカラムです。疎水性相互作用とイオン交換す。高塩濃度生体試料でも確実にサンプ-ルを保持することができます。酸性薬物の作用が働きます。血清・尿中の解離している塩
基性薬物の精製に適しています。MonoSpin
C18やSCX単体と比べ、高いクリーンアップ効回収に適しています。

果があります。

MonoSpin SAXS

MonoSpin NH2

L

96

MonoSpin SCX

S

L

96

4級アンモニウム基を結合したカラムです。

プロピルベンゼンスルホン酸を結合したカ強陰イオン交換作用と弱い疎水性相互作

ラムです。強陽イオン交換作用と疎水性相用を併せ持ちます。酸性薬剤などの抽出互作用を併せ持ちます。塩基性化合物のに最適です。

精製に最適です。

S

L

96

MonoSpin CBA

S

L

96

アミノプロピル基を結合したカラムです。

カルボキシル基を結合したカラムです。

HILICモードによる、糖鎖や親水性化合物

強塩基性化合物の精製に最適です。

の精製・濃縮に最適です。

MonoSpin AmideS

MonoSpin PBA

96

ラムです。カテコールアミンなどのシス型ジによる、糖鎖や酸性から塩基性まで幅広い

オールを有する化合物に対する選択的な親水性化合物の抽出に最適です。

TiO2抽出に最適です。

MonoSpin Trypsin

S96

フェニルホウ酸を結合した選択性の高いカアミド基を結合したカラムです。HILICモード

MonoSpin TiO

S

S

二酸化チタンをコーティングしたカラムです。

タンパク質消化酵素であるトリプシンを固

リン酸基を有する化合物の抽出に最適です。

定化したカラムです。タンパク質の迅速消化が可能になります。

MonoSpin ME

S

MonoSpin Phospholipid S

L

イミノ二酢酸基を結合したカラムです。

N

ニウムをコーティングしたリン脂質吸着用カラZrO2

試料中の微量金属の回収に最適です。

ムです。簡便な前処理により試料中のCOOH

リン脂質を吸着することができます。

MonoSpin ProA

S

L

96

・・・・16ページ参照

MonoSpin ProG

ProteinA

す。迅速に抗体を精製することが可能です。

S ：S型カラム製品

SL

96 ・・・・16ページ参照

Protein G を固定化したアフィニティ担体

Protein A を固定化したアフィニティ担体で

4・・・・13ページ参照

シリカモノリスに二酸化チタンと二酸化ジルコ

TiO2

COOH

L

ProteinG

です。迅速に抗体を精製することが可能です。

L ：L型カラム製品

96 ：96ウェルプレート型製品

MonoSpin シリーズの特長
微量サンプルの精製、濃縮を実現
MonoSpinシリーズは高い通液性を有するため、遠心操作のみでサンプルの迅速な濃縮・精製が可能です。
また、少ない溶液量で溶出が可能であり、微量サンプルを希釈することなく回収できます。エバポレーションなどでの濃縮・乾固の操作も不要です。

MonoSpin PBAで精製
サンプル液量 500 µL

S型
未処理

溶出量 500 µLの場合

Conditions
ColumnEluentFlow Rate：Inertsil ODS-3 （5 µm, 150×2.1 mm I.D.）：50 mM Phosphate buffer (pH 5.6)50 mg/L EDTA, 600 mg/L IPCC-008, -10% Methanol：0.3 mL/min

溶出量 50 µL（10倍濃縮）の場合

Col.Temp.
：35 ℃
Injection Vol. ：5 µL
Detection：ECD Pulse Mode
前処理方法などは11ページを参照してください。

L型

血清試料をMonoSpin L C18 で精製
サンプル液量 5,000 μL

未処理

0.00

0.00

0.10

0.10

0.20

0.20

溶出量 500 μL (10倍濃縮）

02Conditions
ColumnEluentFlow Rate

4

Time (min)68：Inertsil ODS-3 （5 µm, 150×4.6 mm I.D.）：CH3CN/3 mM KH2PO4, 27 mM SDS= 48 / 52
：1.0 mL/min

10

0

2

4

Time (min)

6

8

10

Col.Temp.
：40 ℃
Injection Vol. ：1 µL
Detection：230 nm

S型、L型 ともに高い濃縮効果が得られます。
5

各種MonoSpinにおける物性一覧
品名

官能基

S型 ／ 96 well型
スルーポア メソポア
(µm)
(nm)
5
10

L型
スルーポア メソポア
(µm)
(nm)
10
10

MonoSpin C18

オクタデシル基

MonoSpin C18 FF

オクタデシル基

20

15

10

MonoSpin Ph

5

10

5

MonoSpin C18-CX

フェニル基
オクタデシル基、4級アンモニウム
オクタデシル基、
ベンゼンスルホン酸基

MonoSpin SAX

表面積(m2/g)

負荷量（Ｓ型の場合）

350

100 μg

アミトリプチリン

10

300

50 μg

アミトリプチリン

ー

ー

350

100 μg

アミトリプチリン

10

ー

ー

350

100 μg

イブプロフェン

5

10

ー

ー

350

100 μg

アミトリプチリン

トリメチルアミノプロピル基

5

10

10

10

350

100 μg

イブプロフェン

MonoSpin SCX

プロピルベンゼンスルホン酸基

5

10

10

10

350

100 μg

アミトリプチリン

MonoSpin NH2

アミノプロピル基

5

10

10

10

350

100 μg

マルトペンタオース

MonoSpin CBA

カルボキシル基

5

10

10

10

350

100 μg

アミトリプチリン

MonoSpin Amide

アミド基

5

10

ー

ー

350

100 μgアンジオテンシンⅡ

MonoSpin PBA

フェニルホウ酸

5

10

ー

ー

350

100 μg

ドーパミン

MonoSpin TiO

二酸化チタン

20

15

ー

ー

200

40 μg

アデノシン一リン酸

MonoSpin Trypsin

トリプシン

5

10

ー

ー

100

ー

―

MonoSpin ME

イミノ二酢酸基

5

10

10

10

350

25 μg

Cuイオン

MonoSpin
Phospholipid
MonoSpin ProA

二酸化チタン、
二酸化ジルコニウム
Protein A

5

10

10

10

350

10 μL

ヒト血清

2

60

2

60

ー

400 μg

ヒトIgG

MonoSpin ProG

Protein G

2

60

2

60

ー

300 μg

ヒトIgG

MonoSpin C18-AX

形状およびタイプに対する仕様
種類

MonoSpin S型＊1

MonoSpin FF＊2

MonoSpin L型

MonoSpin
96 ウェルプレート型

ディスクサイズΦ4.2×1.5 mm

Φ4.2×1.5 mm

Φ9×3 mm

Φ4.2×1.5 mm

サンプル溶液量

800 μLまで

800 μLまで

8 mLまで800 μLまで

溶出液量50～800 μL

50～800 μL

0.5～8 mL

100～800 μL

使用時遠心力2,000～10,000 ×g

1,000 ×g

1,000 ×g

1,000～5,000 ×g＊1：MonoSpin ProA, MonoSpin ProG は仕様が異なります。詳しくは15ページを参照してください。
＊2：FF仕様はMonoSpin C18 FFのみです。

適応サンプルMonoSpinシリーズは、生体試料の前処理用スピンカラムとして最適化されています。血液など粘性の高いサンプルをご使用の場合
は、MonoSpin C18 FFを使用してください。サンプルの粘性、液量に応じてカラムを選択してください。

MonoSpin C18の適応サンプル 低（例）尿MonoSpin C18（S型/ 96 ウェルプレート型）

MonoSpin C18 FF
MonoSpin C18 （L型）

6注）MonoSpin FFにおいて、血液サンプルは20 μLまでを目途に使用してください。

サンプル粘性血清、血漿高全血アプリケーション
MonoSpin C18を用いた尿中アンフェタミン類の精製
サンプル溶液 800 µL
尿400 µL

緩衝液（pH 13）

400 µL

遠心

遠心

遠心

遠心

各30 sec

1 min

1 min

1 min

溶液を混合し10,000 ×gで1分
1. コンディショニング

遠心後の上清をサンプルとする。

遠心: 5,000×g

2

4. 溶出

3. 洗浄

2. 吸着

①メタノール 300 µL②緩衝液(pH 13) 300 μL（①→遠心→②の順に操作）

サンプル溶 800 μＬ

精製サンプル

メタノール-0.1 %ギ酸（1:1, v/v） 100 μL

緩衝液(pH 13)
300 μL

Conditions

3

5

7

Column：InertSustainSwift C18 (3 μm, 150 × 2.1 mm I.D.)

Eluent：A)10 mM HCOONH4(pH 3.3)
B) CH3OH

4

1

A/B = 90/10 - 2 min - 90/10 - 13 min - 70/30, v/v

6Flow Rate：0.3 mL/min

Col. Temp. ：40 ℃
Detection：LC/MS

Sample： 1. Norephedrine

5. Methamphetamine

2. Ephedrine

6. 3,4-methylenedioxyamphetamine

3. Methylephedrine

7. 3,4-methylenedioxymethamphetamine

4. Amphetamine※データご提供：広島大学 奈女良先生

MonoSpin C18を用いた生体試料中の薬物の回収
サンプル溶液 600 µL
200 µL血清

10 mMリン酸カリウム

遠心

遠心

遠心

遠心

緩衝液（pH 7.0）

各30 sec

2 min

1 min

1 min

400 µL

溶液を混合し10,000 ×gで1分

1.コンディショニング

遠心後の上清をサンプルとする。
遠心

2.吸着

①メタノール 300 µL
サンプル溶液 600 μL②10 mM リン酸カリウム
緩衝液(pH 7.0) 300 μL（①→遠心→②の順に操作）: 2,300 ×g

3.洗浄

4.溶出

水 300 μL

アセトニトリル 200 μL

精製サンプルMonoSpin C18 を用いた血清中薬物の前処理 日間再現性（3days n=10）
SampleDesipramine

Imipramine

Fluvoxamine濃度(ng/mL)

回収率
(%)

RSD
(%)

Sample濃度(ng/mL)

回収率
(%)

RSD
(%)

Sample濃度(ng/mL)

回収率
(%)

RSD
(%)

5

91.2

4.8

5

83.7

3.9

5

83.7

7.0

10

86.1

3.3

10

84.1

7.8

10

81.8

2.8

50

85.2

5.9

50

83.9

8.2

50

83.8

3.0

250

88.4

6.5

250

86.7

7.5

250

88.4

2.7

5

96.3

9.5

5

85.7

8.1

5

97.9

9.0

10

95.8

1.5

10

84.7

3.2

10

95.5

8.5

50

94.5

0.9

50

88.6

5.4

50

90.8

2.6

250

95.9

0.9

250

87.5

7.7

250

92.6

3.0

5

96.8

11.6

5

106.3

9.9

10

87.1

5.0

10

104.8

6.7

50

86.8

8.1

50

99.8

8.7

250

87.5

9.7

250

99.8

6.0

Paroxetine

Maprotiline

Duloxetine

Amitriptyline

Sulpiride

高い再現性をもって処理することが可能です。

7

アプリケーション
MonoSpin C18を用いたタンパク質消化物の脱塩
サンプル溶液 最大 800 µL
トリプシン消化後のサンプルに終濃度が0.1 %になるように
TFAを添加する。

遠心

遠心

遠心

遠心

各1 min

2 min

1 min

2 min

2.吸着

3.洗浄

サンプル溶液最大 800 μＬ

0.1 %TFA水溶液
200 μL

1.コンディショニング遠心: 2,300 ×g①アセトニトリル 200 µL②0.1 %TFA水溶液 200 µL（①→遠心→②の順に操作）

4.溶出

脱塩サンプル

60 %アセトニトリル
200 μL

Conditions
Column：Inertsil ODS-3

Eluent：A)H2O (0.1 % TFA)

(3 μm, 150× 2.1 mm I.D.)
B)CH3CN (0.1 % TFA)
A/B = 90/10 - 20 min - 50/50
Flow Rate：0.2 mL/min

Col. Temp. ：40 ℃
Detection: UV 210 nm

Sample：Digested BSA 2 µL

MonoSpin C18 を用いることで、消化物中に含まれる高濃度の変性剤、塩を除去することができます。

MonoSpin Trypsin HPによるBSAの迅速消化■還元アルキル化プロトコル例

Conditions

1 mg 牛血清アルブミン

Column----- 500 mM Tris-HCl(pH 8.0) – 8 M 尿素（溶液1とする） 175 µL----- 40 mg/mL ジチオスレイトール in 溶液1 25 µL：Inertsil ODS-3(3 μm, 150× 2.1 mm I.D.)

Eluent：A)H2O (0.1 %HCOOH)
B)CH3CN (0.1 %HCOOH)----- Incubation at 37 ℃ 90 min

A/B = 90/10 - 20 min - 50/50----- 40 mg/mL ヨードアセトアミド in 溶液1 50 µL

Flow Rate----- Incubation at 37 ℃ 30 min （遮光下で行う）：0.2 mL/min

Col. Temp. ：40 ℃

還元アルキル化タンパク質 250 µL----- 50 mM 重炭酸アンモニウムで終濃度が2 M 尿素になるように希釈（750 µL）

Detection：UV 210 nm

Sample：Digested BSA 2 µL

MonoSpin Trypsin HP 注）還元アルキル化の手法はタンパク質の種類などによって最適化してください。
●溶液消化 （37 ℃、10時間）●MonoSpin Trypsin HPで消化 （室温25 ℃、10分）

トリプシン固定化スピンカラムで室温・短時間（10分）の消化を実現できます。

注）消化には、必ず還元アルキル化処理後のタンパク質をサンプルとしてください。

8

アプリケーション
MonoSpin SCX を用いたタンパク質消化物の分画
2次元クロマトグラフィーのような複雑な装置を用いることなく、スピンカラムによる遠心処理と塩濃度のステップ溶出により、ペプチドの分画処理を行うことができます。
サンプル溶液 500 µL
MonoSpin C18 で脱塩後、0.1 % ギ酸で再溶解したペプチド
サンプル

遠心

遠心

30 sec130minsec
2.吸着

1.コンディショニング
遠心: 10,000 ×g

0.1 % ギ酸 300 μL

3.溶出ペプチドサンプル 500 μＬ

溶出液をアプライ、遠心後、新しい回収用チューブを装着して次の溶出液をアプライする。
各溶出液組成①25 mM HCOONH4 200 µL④500 mM HCOONH4 200 µL②50 mM HCOONH4 200 µL⑤1 M HCOONH4③100 mM HCOONH4 200 µL

注）各溶液とも10 %アセトニトリルを含む。

200 µL

Conditions
Column ：Inertsil ODS-3 (3 μm, 2.1 ×150 mm)
EluentDetection：UV 210 nm：A)H2O (0.1 % HCOOH)

Flow Rate：0.2 mL/min

B)CH3CN (0.1 % HCOOH)

Col. Temp.

：40 ℃

A/B = 90/10 - 20 min - 50/50

Injection Vol. ：2 µL

塩濃度の異なる溶出液をアプライすることでペプチドサンプルの分画を行うことが可能です。

MonoSpin NH2を用いたピリジルアミノ化糖鎖の精製
サンプル溶液 800 µL
アセトニトリル終濃度が

遠心

遠心

遠心

遠心

90～95 %になるように

各1 min

1 min

1 min

1 min

サンプルを溶解
1.コンディショニング遠心: 2,300×g①50 %アセトニトリル(0.1 % ギ酸＊) 500 μL②90 %アセトニトリル(0.1 % ギ酸＊) 500 μL（①→遠心→②の順に操作）

2.吸着
サンプル溶液800 μＬ

3.洗浄

4.溶出

90 %アセトニトリル(0.1 % ギ酸＊)
500 μL

50 %アセトニトリル(0.1 % ギ酸＊)50～800 μL

精製サンプル＊：添加する酸は、ギ酸の他、酢酸やTFAも使用可能です。

Conditions
Column：NH2 Column (5 μm, 250 × 4.6 mm I.D.)

Eluent：A)H2O/CH3CN＝5/95 0.1 % HCOOHB) H2O/CH3CN＝95/5 0.1 % HCOOH
A/B = 90/10-10 min–90/10-40 min-60/40

Flow Rate：1 mL/min

Detection：FL Em 320 nm, Ex 400 nm

Injection Vol. ：1.5 µL

9アプリケーション
MonoSpin CBAによるパラコート、ジクワットの精製
サンプル溶液 600 µL
200 µL尿10 mM リン酸カリウム
緩衝液（pH 7.0）

遠心

遠心

遠心

遠心

遠心

30 sec30 sec30 sec×2回

30 sec4.溶出

1.コンディショニング

2.吸着

3.洗浄

10 mM リン酸カリウム
緩衝液（pH 7.0） 200 µL

サンプル溶液600 μＬ

10 mM リン酸カリウム
緩衝液（pH 7.0） 200 µL

400 µL

精製サンプル

1 % 塩酸、30 % メタノール
69 % 水 200 μL: 10,000 ×g

Conditions
Column：Inertsil ODS-3

Eluent：0.2 M H3PO4,(5 μm, 150 mm× 4.6 mm I.D.)
0.1 M (C2H5)2NH,
7.5 mM IPCC08(IPCC-0.8,
Sodium 1-Octanesulfonate)/CH3CN=89/11
Flow Rate：1 mL/min

Col.Temp.

：40 ℃

Detection：UV 290 nm

Injection Vol. ：50 µL

MonoSpin C18を用いた血清中のホルモンの回収
サンプル調製血清 190 µLに1 mg/mL
アドレノメデュリンを10 µL添加↓
0.1 %TFA水溶液を200 µL添加後、10,000 ×gで1分間
遠心分離後の上清をサンプルとする。

遠心

遠心

遠心

遠心

各30 sec

1 min

1 min

1 min

1. コンディショニング①アセトニトリル 200 μL②0.1 % TFA水溶液 200μL（①→遠心→②の順に操作）

2. 吸着

4.溶出

3. 洗浄

サンプル調製した
上清 400 µL

遠心 ： 2,300 ×g

0.1 % TFA水溶液
200 µL

精製サンプル

0.1 % TFAを含む
60 % アセトニトリル水溶液
200 μL

Conditions
Column：InertSustain C18

Eluent：A）0.1 % TFA in H2O( 2 μm, 50 ×2.1 mm I.D.)

アドレノメデュリン

B）0.1 % TFA in CH3CN
A/B = 85/15 – 5 min – 50/50－2 min－50/50

0

10

2

4
Time (min)6

Flow Rate：0.2 mL/min

Col. Temp.

：40 ℃

Detection：UV 210 nm

Injection Vol. ：10 μL

アプリケーション
MonoSpin PBAによるカテコールアミンの精製
サンプル溶液 250 µL
サンプル溶液（尿もしくは血清）
200 µL1 M リン酸水素二カリウム水溶液（リン酸でpH 8.0 に調整） 50 µL

遠心

遠心

遠心

遠心

遠心

各1 min

1 min

1 min

1 min

3.洗浄
4.溶出
100
mM
リン酸水素
1
%
酢酸水溶液
サンプル溶液二カリウム水溶液
200 μL250 μＬ（リン酸でpH 8.0 に調整） 200 µL
2.吸着

1.コンディショニング: 10,000 ×g①1 % 酢酸水溶液 200 µL②100 mM リン酸水素
二カリウム水溶液（リン酸でpH 8.0 に調整） 200 µL（①→遠心→②の順に操作）

精製サンプル

Conditions：Inertsil ODS-3

Column(5 μm, 150 mm×2.1 mm I.D.)：50 mM Phosphate buffer (pH 5.6)

Eluent50 mg/L EDTA, 600 mg/L IPCC-008-10 % CH3OH
Flow Rate ：0.3 mL/min
Col. Temp.：35 ℃
Injection：5 µL

Detection. ：ECD Pulse Mode
Sample：1. Noradrenaline
2. Adrenaline
3. DHBA
4. Dopamine

MonoSpin PBA を用いることで、カテコールアミンなどのシス型ジオールを有する化合物を選択的に回収、精製することができます。詳細は弊社ホームページ「テクニカルノートLT093」を参照してください。

MonoSpin TiOを用いたヒト血清中の有機リン系農薬の精製
サンプル溶液 50 µL
サンプル

10 µL

水

40 µL

遠心

遠心

遠心

遠心

各1 min

1 min×2回

各1 min

1 min

2.吸着

3.洗浄

4.溶出

精製サンプル①80 % アセトニトリル（0.1 % TFA） 50 µL

サンプル溶液 50 μL①溶液 50 µL

2 % アンモニア水

N-acetyl-O-methyl 化②50 % アセトニトリル（0.1 % TFA） 50 µL→液を回収して再度②溶液 50 µL

50 μL

してLC/MSへ（①→遠心→②の順に操作）

カラムにのせます（①→遠心→②の順に操作）

1.コンディショニング
遠心

処理前: 5,200×g

MonoSpin TiOで処理後

Conditions
Column：ODS Column (150 ×2.1 mm I.D.)

Eluent：A)CH3OH
B)20 mM HCOONH4 (pH 3.0)
A/B = 15/85, v/v

Flow Rate：0.2 mL/min

Detection：SIM

Injection Vol. ：5 µL
Sample：1. Bialaphos
2. Glyphosate
3. MPPAMonoSpin TiO は化合物中のリン酸部位に対して選択性を示します。

4. Glufosinate
5. AMPA11アプリケーション
タンパク質の回収、負荷量の確認
再吸着

サンプル調製
InsulinもしくはBSAを
0.1 % TFA水溶液で

遠心

遠心

遠心

遠心

各1 min

1 min

1 min

1 min

各濃度になるように調製する。
1. コンディショニング

2. 吸着①アセトニトリル 300 μL②0.2 % TFA in H2O 300 μL（①→遠心→②の順に操作）

遠心 ： 2,000×g

Insulin 負荷量

4.溶出

3. 洗浄

サンプル溶液300 µL

精製サンプルC2H5OH/H2O/TFA=60:40:0.1 300 µL

0.2 % TFA in H2O
300 µL
BSA負荷量

負荷量オーバー

MonoSpin C18を用いることでタンパク質の回収も簡便に行うことが負荷量オーバー

Area

Area

最大負荷量 4 mg/mL 300 μL（サンプル量：1.2 mg）
回収率 90 %最大負荷量 0.1 mg/mL（サンプル量：0.03 mg）
回収率 86 %できます。
詳細は弊社ホームページ 「テクニカル
ノート LT157」を参照してください。

Concentration(mg/mL)

Concentration(mg/mL)

MonoSpin C18FFを用いた全血サンプルの分析
サンプル調製
全血 0.3 mLと300 mM リン酸緩衝液(pH 10.0) 1.2 mLを混合する。
↓
12,000 ×gで5分間 遠心分離後の上清をサンプルとする。
遠心 ： 1,000 ×g

a-PPP
2000000 (m/z 204)

遠心

遠心

遠心

1 min

1 min

1 min

1 min

2. 吸着

1. コンディショニング

サンプル調製した①メタノール 300 μL
上清 1 mL②300 mM リン酸緩衝液(pH 10.0) 300μL（①→遠心→②の順に操作）

3. 洗浄

4.溶出

300 mM リン酸緩衝液(pH 10.0) 300 µL

メタノール 100 μL

a-PHP(m/z 246)

1000000

a-PHPP(m/z 260)a-POP(m/z 274)

500000
0

5

10

15

20

Conditions
ColumnEluent12

精製サンプルa-PBP(m/z 218)a-PVP(m/z 232)

1500000

遠心: InertSustain Phenyl (3 μm, 150 ×2.1 mm I.D.)

Flow Rate: 0.2 mL/min: CH3CN-HCOONH4(10 mM, 0.1 % HCOOH) = 25:75 (v/v)

Col. Temp.

: 40 ℃

Detection: MS(ESI)

25

minリン脂質吸着用カラム MonoSpin Phospholipid
MonoSpin Phospholipid は、優れたリン脂質吸着能力を有したスピンカラムです。

TiO2

血清、血漿試料などを2ステップで簡便・確実に処理できます。

ZrO2

吸着したリン脂質は、回収用溶液をカラムへ流すことで回収することも可能です。
カートリッジ形状 ： S型、L型

官能基 ： 二酸化チタン、二酸化ジルコニウムコーティング

トータルイオンクロマトグラム（処理方法の比較）【特長】
 簡単な操作で生体試料中のリン脂質を除去

除タンパク法で処理（タンパク質を変性させて遠心し、その上清を使用）できます。
LC/MSにおけるマトリックス効果を低減できます。

Intensity, cps

 90 %以上のリン脂質を除去するため、MonoSpin Phospholipidで処理
90 %以上のリン脂質を除去

 非常に微量な血清に対して適応することができます。
 吸着したリン脂質は回収することもできます。

Time （min）

吸着原理
金属酸化物とリン酸化合物の特異的な相互作用によってリン脂質が充填剤に保持されます。
親水性

疎水性

長鎖脂肪酸

リン脂質

グリセロール

塩基（極性イオン官能基）

リン酸基
相互作用
TiO2 ZrO2
Monolith

操作方法
サンプル調製
2 mLマイクロチューブに
0.1 % ギ酸-アセトニトリル：血清=4：1を混合↓
10,000 ×g で30秒間 遠心後の上清をサンプルとする。

遠心

遠心

30 sec30 sec1. コンディショニング
0.1 % ギ酸-アセトニトリル
200 μL

2. 吸着

遠心 ： 3,000 ×g
脂質除去後のサンプル

サンプル溶液 50 μL＊吸着したリン脂質はアンモニア-メタノール溶液により回収することが可能です。

関連製品
FastRemover for Phospholipid
ろ過による除タンパク処理ができ、リン脂質を除去する機能を持つ96ウェルフィルタープレート
製品も用意しています。詳細はお問い合わせください。

13

アプリケーション参考文献
種類

C18

14

対象成分
[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-methyl-1-naphthalenyl)methanone(MAM-2201)
α-Pyrrolidinovalerophenone
25-Hydroxyvitamin D3
Aconitines and Colchicine
Amphetamines
Amphetamines
a-Pyrrolidinovalerophenone (a-PVP) and a-pyrrolidinobutiophenone(a-PBP)
DesaltingDesaltingDesaltingDesaltingDesalting of LaIT1
Desalting of LaIT1
Dibucaine、Naphazoline
Diquat, Paraquat
Diquat, Paraquat
Drugs

参考文献
Forensic Toxicol., 2013, 31(2), 333–337
Forensic Toxicol., 2014, 32(1), 68–74
Anal. Sci., 2018, 34(9), 1043-1047
Chromatographia, 2015, 78(15), 1041–1048
J. Chromatogr. A, 2008, 1208(1-2), 71-75
Anal. Chim. Acta, 2010, 661(1), 42-46
Forensic Toxicol., 2014, 32, 68-74
Amino Acids., 2018, 50(1), 117–124
Org. Biomol. Chem., 2018, 17(1), 165-171
J. Proteomics, 2018, 181, 238-248
J. Pept. Sci., 2018, 24(12), e3133
Mass Spectrometry, 2017, 6(1), A0059
J. Pept. Sci., 2015, 21(8), 636-643
J. Chromatogr. B, 2008, 872, (1-2), 186-190
Anal. Bioanal. Chem., 2011, 400(1), 25–31
Anal. Bioanal. Chem., 2011, 400(1), 25-31
J. Chromatogr. B, 2008, 867(1), 99-104

Drugs

Chromatographia, 2009, 70(3), 519-526

Eperisone, Tolperisone

J.Health Sci., 2010, 56(5), 598-605

Eperisone, Tolperisone, and Tizanidine

J.AOAC Int. 2014, 97(6), 1546-1551

Flavonoid

J. Chem. Ecol. 2016, 42(12), 1226-1236

glucocorticoids

J. Chromatogr. B, 2017, 1057, 62-69

IodideAm. J. Mod. Chromatogr., 2015, 2(1), 1-6

iTRAQ labeled desalting

Int. J. Oncol., 2015, 47(1), 384-390

Liraglutide

J. Chromatogr. B, 2018, 109, 29-35

MAM-2201

Forensic Toxicology. 2013, 31(2), 333–337

Medicinal toxicants

J. Clin. Pharm. Ther., 2017, 42(4), 454-460

N-1-Naphthalenyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide

Forensic Toxicol., 2015, 33(1), 165–169

Nanoparticles

J. Chromatogr. A, 2015, 1404, 141-145

NaringinJ. Clin. Pharmacol., 2013, 53(7), 738-745

Organophosphorus compounds

Anal. Sci., 2011, 27(10), 999-1005

Oxidized phospholipids

J. Lipid. Res., 2017, 58(11), 2229-2237

oxPUFAs

Sci. Rep., 2018, 8, 7954

PeptidesCancer Res., 2017, 77(4), 926-936

PeptidesBio protocol. 2015, 5(8), 2015

PeptidesClin. Exp. Nephrol., 2018, 22(4), 782–788

PeptidesBiosci. Biotechnol. Biochem., 2017, 81(12), 2237-2243

PeptidesMethods Mol. Biol. 2018, 1696, 91-105

PeptidesBiosci. Biotechnol. Biochem., 2018, 82(8), 1309-1315

PeptidesData Brief., 2018, 31(17), 604-609

PeptidesData Brief., 2017, 12(11), 252-257

PeptidesBioresour. Technol., 2018, 254, 278-283

PeptidesBiomass Bioenergy, 2016, 91, 83-90

PeptidesNeurogenetics, 2019, 20(1), 9-25

PeptidesJ. Proteomics, 2015, 119, 183-195

PeptidesProc. Natl. Acad. Sci., 2018, 115(14), 3646-3651

PeptidesOncogene, 2017, 36(26), 3740-3748. doi: 10.1038/onc.2016.524

PeptidesSci. Rep., 2018, 22, 8(1), 1303

PeptidesSci. Rep., 2016, 6, 26723

PeptidesProteomics, 2013, 13(5), 751-755

PeptidesJ. Proteomics., 2013, 84(12), 40-51

Phthalate esters

J. Pharm. Anal., 2011, 1(2), 92-99

Phthalates

J. Pharm. Anal., 2011, 1(2), 92-99

Plant samples

Sci. Rep., 2017, 7(1), 1243. doi: 10.1038/s41598-017-01390-3

Purines

Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids, 2018, 37(6), 348-352

Pyrrolidinophenone type designer

J. Chromatogr. B, 2013, 30, 942-943

Pyrrolidinophenone-type designer drugs

J. Chromatogr. B, 2013, 942-943, 15-20

review

Bioanalysis., 2015, 7(17), 2171-2176

アプリケーション参考文献
種類
C18 FF

Drugs

参考文献
J. Chromatogr. A, 2017, 1517, 9-17

C18, C18CX

Cardiovascular drugActa Chromatographica, https://doi.org/10.1556/1326.2018.00493

Melamine
PeptidesPeptidesAamphetamines, Opiates, and THC
Oxidized Fatty Acids
Arsenite, Arsenate, and Methylarsenate
Clean up
Drugs
Halogenated compounds
PA-labelled glycans
clenbuterol
Tetrodotoxin
nanoparticles
Oligosaccharides
PA labeled N-glycans
PA-labelled glycans
Pyridylaminated Oligosaccharides
Adenosine
Allergenic ingredients
Catecholamines
Catecholamines
Catecholamines
Catecholamines
Catecholamines
Catecholamines
Catecholamines
Cis-diol groups
hippocampal monoamines
Pyridylamino monosaccharide
Serotonine and Noradrenaline
Farnesyl pyrophosphate
IgG
IgG
IgG
IgG
Alendronate
Deoxyribonucleosidemetabolite of 18 F-THK5351
Urinary excretion
Amino acid
Amino acid
Amino acid
Amino acid
Angiogenic peptide
Fluoresence derivatization
iTRAQ-labeled peptides
Methylated lysine
Morphine, Codeine, Dihydrocodeine
Glyphosate
Protein digestion
Protein digestion
review
review
review
review
review

J. Anal. Sci. Meth. Instrum., 2012, 2, 68-73
Sci. Rep., 2017, 7(1), 11137
Int. J. Mol. Sci., 2018, 19(9), 2655
Forensic Toxicol., 2013, 31(2), 312–321
Mod. Chem. Appl., 2015, 3, 3
J. Sep. Sci., 2012, 35(18), 2506-2513
J. Occup. Health., 2018, 60(2), 140-147
J. Sep. Sci., 2011, 34(16-17), 2232-2239
Toxicology, 2013, 314(1), 22-9
Bicsci. Biotechnol. Biochem., 2012, 76(10), 1982-1983
Talanta, 2018, 186, 521-526
Chromatographia, 2014, 77, (9-10), 687–693
J. Sep. Sci., 2015, 38, 283–290
Sci Rep. 2017, 26(7) :46099. doi
Glycoconj. J., 2017, 34(4), 537-544
Plant Biotechnol. J., 2016, 14(8), 1682-1694
Anal. Sci., 2016, 32(5), 487-490
Biosens. Bioelectron., 2013, 15(41), 379-385
Food Control, 2018, 84, 89-96
J. Comp. Neurol., 2016, 524(18), 3849-3864
Food Chem., 2019, 276, 376-382
EBioMedicine., 2016, 8, 60-71
PLoS One, 2018, 13(7), e0201203
J. Chromatogr. B, 2015, 985, 142-148
Biol. Pharm. Bull., 2017, 40(2), 227-233
Biosci. Biotechnol. Biochem., 2018, 82(3), 497-506
Anal. Chim. Acta., 2015, 857(1), 64-70
J. Pharmacol. Sci., 2016, 132(4), 249-254
Bicsci. Biotechnol. Biochem., 2011, 75(7), 1405-1407
Br. J. Pharmacol., 2015, 172(5), 1250-1262
Anal. Bioanal. Chem., 2017, 409(14), 3551–3560
Biochimie., 2018, 145, 113-124
Virology, 2019, 15, 527, 132-140
PLoS One, 2017, 12(7):e0181181
Bioanalysis, 2018, 10(18), 1501-1510
Legal. Medicine, 2018, 30, 14-20
Biotechnol., 2016, 228, 52-57.
Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2016, 43(12), 2211-2218
Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2016, 35(10-12), 559-565.
Psychiatry Res., 2016, 238, 203-210
J. Sep. Sci., 2014, 37(16), 2087-2094
Sci. Rep., 2018, 8(1), 14587
Orig. Life Evol. Biosph., 2013, 43(2), 99-108
BioSci. Trends, 2016, 10(6), 500-506
Biomed. Chromatogr., 2012, 26(2), 147-151
Biochim. Biophys. Acta, 2018, 1865(6), 874-888
Anal. Bioanal. Chem., 2018, 410(17), 4189–4194
J. AOAC Int., 2011, 94(3), 765-774.
Acta Chromatographica, https://doi.org/10.1556/1326.2018.00513
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(38), 11982-11991
Anal. Sci., 2018, 34(4), 397-406
Forensic Toxicol., 2010, 28(2), 61–68
Trac. Trends Anal. Chem., 2013, 45, 182-196
Electrophoresis. 2017, 38(22-23), 2851-2869
Chromatogr., 2015, 2(1), 79-95
J. Pharm. Biomed. Anal., 2018, 161, 51-60

C18, SCX
C18, TiO
C18, SAX
C18-AX
C18-CX
Amide
CBA
CBA, Amide

NH2

PBA

Phospholipid
ProteinA, G
ProteinG

SAX

SCX

TiO
Trypsin対象成分

15

抗体精製用カラム MonoSpin ProA, MonoSpin ProG
シリカモノリスの表面に抗体精製用のアフィニティリガンドが修飾されており、抗体試料の高速精製を可能にします。硬質のゲルを使用しているので通液速度が上げられ、短時間での精製が実現できます。
スピンカラムタイプ、96ウェルプレートタイプをラインアップしています。
製品には、精製に必要な各種試薬が付属しています。

【特長】
 Protein AとProtein Gの2種類の抗体アフィニティリガンドを用意しており、目的の抗体に合わせて選択できます。
 担体としてシリカモノリスを用いるため、高速処理においてもしっかりと目的抗体を保持し回収することが可能です。
 溶出時に酸に暴露する時間も短いため、抗体が酸により変性するリスクも大幅に軽減することも可能です。

【仕様】
ProteinA

親水性ポリマーProtein A, Protein Gを固定化しているシリカモノリス表面は、
親水性ポリマーが修飾されており、タンパク質の非特異吸着を抑制し、より純度の高い抗体の回収を可能とします。

スルーポア

：

2 µm

メソポア

：

60 nm

ディスクサイズ：Φ 4.2 ×1.5 mm

サンプル溶液量：

500 μLまで

溶出液量

：

50 μL

使用時遠心力：2,300 ×g＊

サンプル負荷量：

400 μg （ヒトIgG）＊：96ウェルプレートタイプは減圧吸引（例：-0.015 MPa）でも使用できます。

形状
スピンカラムタイプ

96 ウェルプレートタイプ

・卓上遠心機（例：2,300×g）約2分で精製可能です。

・プレート下面を減圧吸引、または遠心操作で精製します。

・0.4 mg（負荷量）までの少量の精製に適応します。

・Spinタイプと同じ容量で、より多検体の精製に使用できます。

ラージスピンカラムタイプ

・1本で約16 mgまでの抗体を遠心処理により回収可能です。
・固相マニホールドによる吸引処理により数百mLのサンプルを数分で処理することが可能です。

16

抗体精製用カラム MonoSpin ProA, MonoSpin ProG
超高速処理で安定した回収を実現
シリカモノリスを用いることで卓上遠心機での短時間の遠心操作により、簡便に抗体を精製することが可能です。
抗体回収時には、中和溶液をあらかじめ回収用チューブへ入れておくことで、酸により回収した抗体を即座に中和することができます。そのため、抗体の変性のリスクを大幅に下げられます。

遠心

遠心

遠心

遠心

30 sec30 sec30 sec30 sec

2. 吸着

1. コンディショニング

3. 洗浄

4.溶出

精製液
遠心 : 2,300 ×g

CHO細胞の培養液から定量的に抗体濃度を測定した結果を下図に示しています。
精製された抗体は電気泳動の結果から、不純物をほとんど含んでいないことがわかります。
抗体濃度の測定

回収液電気泳動結果例

0.6
0.5

抗体回収量 (mg)
抗体回収量
ｍｇ

1 2 3 4 5 6

回収したポリクローナル
ヒトＩｇＧ抗体97.4 kDa

0.4

1. マーカー66.2 kDa

2. 培養液45.0 kDa

3. フロースルー

0.3
31.0 kDa

4. 洗浄
5. 溶出

0.2
21.5 kDa

0.1

6. 再生

14.4 kDa

0
0

0.2

0.4

0.6

抗体添加量
(mg)
抗体添加量
mg

MonoSpin ProAによる抗体溶液の濃縮
原液（ ヒトIgG 0.025 mg/mL）の抗体溶液 500 μLをカラムに連続的に10回アプライし、溶出液量100 μLで2回溶出し、各溶
出液の抗体濃度を確認しました。溶出1回目において得られる抗体濃度は原液の50倍に濃縮されており、90 %以上が回収されています。通過液画分、洗浄画分には抗体の漏出はほとんど見られません。

17

MonoSpin ProA, MonoSpin ProG
溶出液量と抗体回収率の関係 他社製品との比較
MonoSpin ProAでは100 µLの溶出液量で90 %以上の回収率を示します。他社製品では、400 µL以上の溶出液量を必要とす
るため、回収液は希釈されてしまいます。また回収率も70 %以下です。
溶出液量
400 μL

MonoSpin ProA

200 μL100 μLで回収率90 %以上

100 μL

T社製品

400 μL400 μLで回収率65 %200 μL200 μLでは1回目の溶出で100 μL

回収できない※※溶出液が回収できませんでした。

400 μL

G社製品
溶出液が少ないと回収率低下

200 μL400 μLで回収率70 %100 μL

回収率（％）

市販抗体溶液中の保存剤の除去
0.10

ﾁｬﾝﾈﾙ A -- SPD-20A
ﾁｬﾝﾈﾙ A -- SPD-20A
2
MonoSpin処理前

0.08

MonoSpin処理後

IgG+Gelatin
0.10

ﾁｬﾝﾈﾙ A -- ﾁｬﾝﾈﾙ
SPD-20A
A -- SPD-20A
MonoSpin処理前

0.04

0.08

1 ： IgG
2 ： Gelatin
3 ： Elution Buffer

0.02

0.04

3

0.02

0.02

0.00

3
Volts

1
0.04

0.06

1 ： IgG
2 ： BSA3 ： Elution Buffer

Volts

Volts

2 1
0.06

0.04

MonoSpin処理後

0.00

Volts

IgG+BSA

0.02

0.00

0.00
0

2

4

6

8

10

Time(min)

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8
10 12
Time(min)

14

16

18

20

BSAやゼラチンなど、市販抗体溶液に含まれるタンパク質は抗体の誘導体化時にはあらかじめ除去する必要があります。
MonoSpin ProA/ProGを用いることで、抗体溶液を希釈することなく精製することが可能です。

18

MonoSpin ProA, MonoSpin ProG
CHO細胞培養液からの抗体の回収（96ウェルプレート）

吸光度 (Abs)

96サンプルの処理においても安定した回収率、再現性を得ることができます。

ウェル番号

サンプル量 ： 150 μL（96ウェルプレートにおいて同じサンプルを精製）
溶出液量 ： 150 μL
平均値： 回収率 90 % (CV 3.1 %)、抗体濃度 1.3 mg/mL

MonoSpin L ProAカラムによる多量抗体サンプルの精製手法
操作方法
１．平衡化バッファーを5 mLカラムにアプライする
２．サンプルを最大8 mL添加する＊0.2 μmフィルターで処理した後のサンプルを用いてください。
３．洗浄バッファーを5 mLカラムにアプライする。
４．溶出バッファーを5 mLカラムにアプライする。
各工程における遠心処理 ： 1500 ×g, 2 min＊各種バッファーは準備もしくはMonoSpin ProA/G buffer kitを使用

遠心法もしくは、吸引法により16 mgの抗体を簡便に精製することが可能です。

19

MonoSpin 96 well plate
MonoSpin 96WPは、シリカモノリスディスクを固定化した、多検体前処理用プレートです。
これまでにMonoSpinで使用していたモノリスディスクと同じディスクを固定化しており、スピンカラム使用時と同様の負荷量、結果が得られやすい仕様に設計しています。

MonoSpin 96WP

MonoSpin
シリカモノリスゲル【特長】
 MonoSpinスピンカラムと同じゲルを96ウェルプレートへ固定
 遠心もしくは吸引（-0.05 MPa以上推奨）での使用が可能
 生体試料の迅速前処理が可能
 スピンカラムと同様の溶液組成での処理が可能
 ラインアップが豊富【豊富なアプリケーション】
 ペプチドサンプルの脱塩精製、分画 生体試料中（尿、血清、血漿）からの薬物の回収

 タンパク質の回収、精製 カテコールアミンの精製

 iTRAQ誘導体化後の精製

 有機酸の回収、精製

 糖鎖の精製

入数

Cat.No.

価 格

MonoSpin 96WP C18

1枚

5010-21900

43,000

MonoSpin 96WP NH2

1枚

5010-21901

43,000

MonoSpin 96WP PBA

1枚

5010-21902

50,000

MonoSpin 96WP SAX

1枚

5010-21903

43,000

MonoSpin 96WP SCX

1枚

5010-21904

43,000

MonoSpin 96WP Amide

1枚

5010-21905

43,000

MonoSpin 96WP CBA

1枚

5010-21906

43,000

MonoSpin 96WP C18-CX

1枚

5010-21907

43,000

MonoSpin 96WP C18-AX

1枚

5010-21908

43,000品 名20

96角型ディープウェルプレート／プレートシール
96角型ディープウェルプレート【特長】
 プレート寸法はSBS規格に準拠しており、分注機の自動操作にも対応
 V底のウェル形状により、サンプルロスが低減
 ポリプロピレン製で、耐熱・耐寒性・耐溶媒性に優れている
 低吸着（LBタイプ）は超親水性表面処理により、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を抑制

品名

材質

型番

入数
（個／箱）

Cat.No.

価格

MSプレートポリプロピレン

SMST-0201

50

6045-00201

60,000

MSプレート
低吸着<LBタイプ>

ポリプロピレン（親水性ポリマー）

SMST-0801-LB

15

6045-00203

45,00096 well plate 用GLプレートシール
Evapo Less Slit

Sealing Sticker
拡大図

拡大図

【特長】

【特長】

 セルフクロージング

 有機溶媒耐性があり、高い気密性を誇る（DMSO、アセトニトリル、メタノールなど）（打ち抜いてもシールが元に戻り溶媒の揮発を防止）
 ウェル上部はコンタミ防止のため、粘着剤フリー

 剥がしやすく、糊残りがないため、連続打ち抜きが可能 -80 ℃～100 ℃で使用可能

 -80 ℃で保存可能なため、試料保存用としても使用可能

品名

材質

入数
（枚／箱）

Cat.No.

価格

GLプレートシール
Evapo Less Slit

PET、シリコン

100

5010-21950

38,000

GLプレートシール
Sealing Sticker

ポリオレフィン

100

5010-21951

20,00021

MonoSpin シリーズ価格表
MonoSpin S型
品 名MonoSpin C18
MonoSpin C18 FF
MonoSpin Ph
MonoSpin C18-AX
MonoSpin C18-CX
MonoSpin SAX
MonoSpin SCX
MonoSpin NH2
MonoSpin CBA
MonoSpin Amide
MonoSpin PBA
MonoSpin TiO
MonoSpin Trypsin HP[ 冷蔵 ]

MonoSpin ME
MonoSpin Phospholipid

入数

Cat.No.

価 格

50 本

5010-21700

24,000100 本

5010-21701

41,00050 本

5010-21670

24,000100 本

5010-21671

41,00050 本

5010-21733

24,000100 本

5010-21734

41,00050 本

5010-21735

24,000100 本

5010-21736

41,00050 本

5010-21731

24,000100 本

5010-21732

41,00050 本

5010-21720

24,000100 本

5010-21721

41,00050 本

5010-21725

24,000100 本

5010-21726

41,00050 本

5010-21710

24,000100 本

5010-21711

41,00050 本

5010-21729

24,000100 本

5010-21730

41,00050 本

5010-21727

24,000100 本

5010-21728

41,00050 本

5010-21715

32,000100 本

5010-21716

56,00050 本

5010-21705

32,000100 本

5010-21706

56,00030 本

7510-11302

46,00050 本

5010-21737

32,000100 本

5010-21738

56,00050 本

5010-21698

32,000100 本

5010-21699

56,000注1）［冷蔵］は冷蔵輸送品です。冷蔵送料 ¥1,000 をいただきます。冷蔵輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。
注2）それぞれの製品には、カラムと同じ本数のサンプル回収用チューブ、および廃液用チューブが付属しています。

MonoSpin S型

回収用チューブ（1.7 mL）

廃液用チューブ（2 mL）

MonoSpin （S型）トライアルキット、カスタムキット
初期メソッド検討用に、各種カラムをパッケージ化したトライアルキットとカスタムキットです。
構成内容

Cat.No.

価 格

MonoSpin トライアルキット 1

C18, TiO, SCX, SAX 各 10 本

5010-21740

19,000

MonoSpin トライアルキット 2

C18, Amide, CBA, NH2 各 10 本

5010-21741

19,000

MonoSpin トライアルキット 3

SCX, SAX, CBA, NH2 各 10 本

5010-21742

19,000

MonoSpin カスタムキット 20

お好みの 2 種 組み合わせ 各 10 本

5010-01001

11,000品 名＊:MonoSpin Trypsin, MonoSpin ProA, MonoSpin ProG は対象外です。

22＊

MonoSpin L型
入数

Cat.No.

価 格

MonoSpin L C1830 本

7510-11320

24,000

MonoSpin L SAX

30 本

7510-11321

24,000

MonoSpin L SCX

30 本

7510-11322

24,000

MonoSpin L NH230 本

7510-11323

24,000

MonoSpin L CBA

30 本

7510-11324

24,000

MonoSpin L ME

30 本

7510-11325

32,000

MonoSpin L Phospholipid

30 本

7510-11326

32,000

品 名注）回収用チューブ、廃液用チューブは付属していません。50 mL の遠心沈殿管を別途用意してください。

MonoSpin L型

MonoSpin 96 ウェルプレート型
入 数

Cat.No.

価 格

MonoSpin 96WP C18

1枚

5010-21900

43,000

MonoSpin 96WP NH2

1枚

5010-21901

43,000

MonoSpin 96WP PBA

1枚

5010-21902

50,000

MonoSpin 96WP SAX

1枚

5010-21903

43,000

MonoSpin 96WP SCX

1枚

5010-21904

43,000

MonoSpin 96WP Amide

1枚

5010-21905

43,000

MonoSpin 96WP CBA

1枚

5010-21906

43,000

MonoSpin 96WP C18-CX

1枚

5010-21907

43,000

MonoSpin 96WP C18-AX

1枚

5010-21908

43,000価 格

品 名MonoSpin ProA, MonoSpin ProG
入 数

Cat.No.

MonoSpin ProA カラムタイプ

[ 冷蔵]

10 本

7510-11310

19,000

MonoSpin ProG カラムタイプ

[ 冷蔵]

10 本

7510-11311

21,000

品 名

MonoSpin ProA 96 ウェルプレートタイプ

[ 冷蔵]

1枚

7510-11312

82,000

MonoSpin ProG 96 ウェルプレートタイプ

[ 冷蔵]

1枚

7510-11313

93,000

MonoSpin L ProA

[ 冷蔵]

4本

7510-11314

84,000

MonoSpin L ProG

[ 冷蔵]

4本

7510-11315

95,000

MonoSpin ProA/G buffer kit

[ 冷蔵]

−

7510-11316

51,000注1）［冷蔵］は冷蔵輸送品です。冷蔵送料 ¥1,000 をいただきます。冷蔵輸送品の返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。
注2）それぞれの製品には、精製に必要な各種試薬が付属しています。
注3）96 ウェルプレートの減圧吸引には、GL-SPE 小型吸引マニホールドがお薦めです。詳細はお問い合わせください。
注4）L（ラージ）タイプには遠心アダプターが付属しています。遠沈管は別途用意してください。

23https://www.gls.co.jp

MonoSpin は、ジーエルサイエンス株式会社の日本における登録商標です。
●掲載している価格には消費税が含まれていません。

●改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
●本文中には TM および ® マークは明記しておりません。

TEL.03（5323）6611
TEL.06（6220）0500
TEL.045（985）7900
TEL.024（534）2191
TEL.029（858）3700
TEL.048（778）5001
TEL.043（248）2441
TEL.052（931）1761
TEL.082（233）1101
TEL.092（738）6633

FAX.03（5323）6622
FAX.06（6220）0601
FAX.045（985）7901
FAX.024（536）1518
FAX.029（858）3780
FAX.048（778）5005
FAX.043（248）2485
FAX.052（931）1814
FAX.082（233）1110
FAX.092（738）6636

総 合 技 術 セ ン タ ー TEL.04（2934）2121
カスタマーサポートセンター T E L . 0 4 （ 2 9 3 4 ） 1 1 0 0
福島工場 TEL.024（533）2244

FAX.04（2934）2128
FAX.04（2934）3361
FAX.024（534）2139

東 京 営 業大阪支
横浜支
東 北 営 業筑 波 営 業
北 関 東 営 業
千 葉 営 業
名 古 屋 営 業
広 島 営 業
九 州 営 業

部
店
店
所
所
所
所
所
所
所

●データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しましても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー 30F

TEL.03（5323）6611
FAX.03（5323）6622
https://www.gls.co.jp E-mail: info@gls.co.jp

安全に関するご注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2020年1月時点のものです。

20190423PP1T