仕様書

ラジエーションシールド付き温湿度計

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様
3- 1 . 本 体 仕 様

33- 2 . 寸 法

54. 標準付属品・オプション品
5. 付録© 2016 英弘精機株式会社

223785- 1 . 連 絡 先

85- 2 . 保 証 と 責 任 に つ いて

85- 3 . 環 境 情 報 に つ いて

8

この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2016/12/05 発行)

2. 製品概要
MT-063-A 温湿度計のラジエーションシールドにはポリマー式温湿度計が挿入されており、あらゆる環境状態でも温湿度計測することが可能です。温湿度センサーには 4 線式の白金抵抗体 Pt100(クラス A RTD)及び高分子静電容量式センサーが使われています。
MT-063-A 温湿度計のラジエーションシールド自体には 10 枚のプラスチック板と、取り付け金具が付いています。
特殊な形をしたプラスチック板から構成されるラジエーションシールドは、あらゆる角度の直射、散乱日射の遮蔽や雨から温湿度計を保護し、温湿度計周辺に自然な通風環境をつくります。この板の材料は耐久性に優れています。
温湿度計のケーブルは、アプリケーションのニーズに合わせてご使用いただけるよう、あらゆる長さでご用意しています。
詳しくは「オプション品」セクションをご参照ください。

1. 優れた耐久性
ラジエーションシールドには太陽からの直射日光を防ぐ非常に効果的な白い高反射プラスチック素材を使用しています。

2. 自然通風式
複数枚のプラスチック板により、自然に通風し、太陽熱による内部温度の上昇を抑えることが可能です。

3. 正確な温湿度測定
屋外の気温を正確に測定するには、太陽からの直接的および非直接的影響からポリマー式温湿度計を保護し、温湿度計に十分な気流が行き渡るような環境が必要です。正確な温湿度測定をコンセプトに設計されている
MT-063-A にはこれらすべての要素が組み込まれています。

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 2

3. 仕様3- 1. 本 体 仕 様
表 3-1. ラジエーションシールド付き温湿度計仕様
項目

詳細

質量0.8kg

使用温度範囲-40～+60℃

ラジエーションシールド部仕様

寸法全体

Φ130mm x 260mm

許容センサー寸法

φ10mm ×120mm

取付ポール外径

φ40~60mm

材質

白色耐熱耐 UV プラスチック

質量0.7kg

ポリマー式温湿度計部仕様
湿度計仕様
測定範囲

0~100%RH

出力0~100%RH = DC0~1V

精度 (15~25℃において)±1%RH (0~90%RH)(非線型性、ヒステリシス、再現性を含む)±1.7%RH (90~100%)

工場での校正不確かさ±0.6%RH (0~40%RH)(20℃において)±1.0%RH (40~97%RH)

応答時間(焼結 PTFE フィルター使用時)(63%応答)20 秒(90%応答)60 秒

温度計仕様
測定範囲

-40~+60℃

出力-40~+60℃ = DC0~1V(-40～20℃において)±(0.226-0.0028×温度)℃

精度(20～60℃において)±(0.055+0.0057×温度)℃
温度センサー

Pt-100 RTD 1/3 Class B

IEC751

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 3

表 3-1. ラジエーションシールド付き温湿度計仕様-続き項目

詳細

ポリマー式温湿度計 一般仕様
供給電源

DC7~28V

消費電流

3mA 以下

起動時間2秒センサー保護

焼結テフロンフィルター

ハウジング素材

ポリカーボネート

ハウジングクラスIP66

ケーブル長10m

重量(プローブ部)

86g

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 4

3- 2. 寸 法
1. ラジエーションシールド

図 3-1. ラジエーションシールド寸法図

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 5

2. ポリマー式温湿度計

図 3-2. 温湿度計寸法図 (mm)

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 6

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品

個数

詳細

ラジエーションシールド

1台

ポリマー式温湿度計

1本

センサーケーブル

1本

温湿度計と端子台の間を接続するケーブル、標準10m電源付き端子台

1台

1.5m出力ケーブル及び2m電源ケーブル付き検査証

1部

保証書

1部

取扱説明書

1部

本書

表 4-2. オプション品一覧
オプション品
ポリマー式温湿度計用センサーケーブル

詳細
ケーブル長：20m、30m、50m

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 7

5. 付録5- 1. 連 絡 先Website： www.eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp

本社営業部

Tel: (03)3469-6714

カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5- 2. 保 証 と 責 任 に ついて
本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5- 3. 環 境 情 報 につ いて
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 ラジエーションシールド付温湿度計 MT-063-A 仕様書 Ver.1

Pg. 8

英弘精機株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷