放射光第巻第号

()トピックス

結晶分離型 X 線干渉計を用いた位相コントラスト X 線イメージング
米山明男1，武田徹2，土屋佳則2，兵藤一行3，百生敦4，板井悠二21
株 日立製作所基礎研究所
，2筑波大学臨床医学系，
3高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所，4東京大学大学院工学系研究科

Phase-Contrast X-Ray Imaging Using a Two-Crystal X-ray Interferometer
Akio YONEYAMA1, Tohoru TAKEDA2, Yoshinori TSUCHIYA2,Kazuyuki HYODO3, Atsushi MOMOSE4 and Yuji ITAI2
1Advanced Research Laboratory, Hitachi Ltd., 2Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba,
3Institute of Materials Science, High Energy Accelerator Research Organization,
4Department of Applied Physics, University of TokyoAbstract
Large-area (25 mm×20 mm) phase-contrast X-ray imaging was attained using a skew-symmetric two-crystal X-ray interferometer. Sub-nrad angular control was achieved to operate the X-ray interferometer with a sleeve bearing and a feedback system. As a demonstration, measurements of a phase map of a rat's liver and a phase-contrast tomographic threedimensional image of a piece of a rabbit's liver were performed at the Photon Factory using 0.07-nm synchrotron radiation X-rays.

.

晶ブロックから構成される結晶分離型 X 線干渉計9)に着目

はじめに物体内部の構造等を非破壊に検査する方法として， Xし，この干渉計を用いた位相コントラスト X 線撮像装置

線の吸収コントラストを利用した撮像法が医療画像診断をの開発を行っている。この干渉計では，観察視野を一体型はじめとして様々な分野で利用されている。しかし，炭素干渉計の 2 倍に拡大でき，更にミラーと被写体との距離や酸素など軽元素に対する X 線の吸収は小さいために，をおくことで被写体の熱による影響を低減できる。一方，主に軽元素から構成されている生体の軟部組織などに対す

この干渉計を動作させるためには，結晶ブロック間の相対る感度は低く，内部の微細な構造や組成の違い等を検出す的な位置を X 線の波長（数10 pm）以下という極めて高いることは困難である。

精度で位置決めする必要がある。

X 線が物体を透過する際，吸収による強度の変化と同これまで段階的に観察視野の拡大を進めており，第 1時に位相の変化も生じる。位相の変化を与える散乱断面積

段階では小型の分離型干渉計及び専用ステージを試作し，は，強度の変化を与える散乱断面積に比べて軽元素におい放射光施設でも干渉計として機能することを確認して1000倍程度大きい1)。このため，位相の変化をコントラた10) 。 第 2 段 階 で は ， 観 察 視 野 25 mm × 20 mm の 干 渉

ストとする撮像法（位相コントラスト X 線イメージング）

計，専用ステージ，及びステージのドリフトを抑制するフを用いることにより，生体軟部組織の内部構造などを無造ィードバックシステムを開発し，ウサギの腎臓切片の観察影で観察することが可能となる。位相の変化を検出する方に成功し，分離型干渉計を用いた撮像が可能なことを確認

 X 線干渉計2)を用いる方法1)，
 結晶アナラ法として，した11) 。本稿では，第 3 段階として開発した観察視野 30

 微小 X 線源を用いる方法4)が提イザーを用いる方法3)，

mm 角の干渉計用ステージと画像フィードバックシステ

 の方法が緩やかな位相の変化案されている。このうち，

ム，及びこの装置を用いた生体の軟部組織標本の観察結果を最も感度良く検出することができ，生体軟部組織の観察について紹介する12)。に適している。これまでに，一体型 X 線干渉計（ Fig. 1(a ））を用いて，ラット小脳の観察1)や位相型 CT5)による.

軟部組織標本の 3 次元観察68)が行われ，無造影で内部構結晶分離型 X 線干渉計
本研究で採用している Skew-Symmetric 結晶分離型 X線干渉計（分離型干渉計）を Fig. 1(b)に示す。この干渉造の描出等が可能であることが示されている。
 の方法を in vivo 生体観察や医療診断に応用す
我々は

計は 2 枚の薄い歯を持った 2 個の結晶ブロックから構成ることを目的として研究を進めている。しかし，一体型されていて，入射 X 線はスプリッタ（S）でラウエケース

X 線干渉計では観察視野が母材となる Si インゴットの直の X 線回折により 2 本のビームに分割され，ミラー 1径で制限されるため最大でも 30 mm 角程度であること，（ M1 ）及びミラー 2 （M2 ）で各々回折された後，アナラまた，ミラーと被写体が接近しているために被写体の熱にイザ（A ）上で結合して干渉光を形成する。この干渉計による影響を受けやすい等の問題がある。そこで，2 個の結おいて，結晶ブロック間の相対的な平行移動及び x 軸周り

株 日立製作所基礎研究所 〒350
0395 埼玉県比企郡鳩山町赤沼2520
296
6111 FAX: 0492965999 E-mail: a-yoneya＠harl.hitachi.co.jp
TEL: 049――(C) 2002 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research

放射光第巻第号()

Figure 1. (a) A monolithic LLL interferometer and (b) a skew-symmetric two-crystal interferometer; only rotation
around two axes (z and y) needs to be controlled.の k 回転は，干渉するビーム間の光路差，すなわち位相差には影響しないため，z 軸周りの u 回転及び y 軸周りのr 回転についてのみ制御を行えばよい。
u 回転の変動 Du は，干渉するビーム間の位相差の変動
DFDF＝2pL＋ tDud（1)を生じる9)。ここで，L は各結晶ブロック上の歯の間隔，tは歯の厚さ，d は回折格子面の面間隔である。エネルギー25 keV の X 線で Si ( 220 )の回折（ d ＝ 0.192 nm ）を利用して幅 30 mm の干渉ビームを得るためには L ＞ 120 mmが必要であり，この場合 Du ＝ 1.6 nrad が DF ＝ 2p に相当する。撮像中は DF を可能な限り小さくする必要があり，このため u 回転にはサブ nrad 以下の位置決め精度が要求される。

Figure 2. A schematic view of the positioning system for the skewsymmetric two-crystal X-ray interferometer. The S2 and tilt tables
control the u and r rotation of the crystal blocks relative to eachother. The S1 table carrying the S2 and tilt tables controls the incident angle of X-ray.

r 回転の原点からのずれ Dr は干渉像にモアレ縞を生じ転）を調整する機構の他に，干渉計が回折条件を満たすよる。このモアレ縞の間隔 L はうに全体の回転を調整する機構が要求される。今回開発し

L＝lF
2LDr sin uB（2)たステージの構成を Fig. 2 に，仕様を Table 1 に示す。
ここでは，サブ nrad の位置決めが要求される u 回転を水平面内の回転とすることで床振動の影響の低減を図った。

で与えられる9)。ここで，l は入射 X 線の波長，F は光源

また，u 回転と r 回転の機能を分離して結晶ブロック 1 及から画像検出器までの距離， uB はブラッグ角である。モびブロック 2 を搭載するステージ（ u 回転を調整する S2アレ縞の間隔を画像検出器の空間分解能より十分に広くステージ及び r 回転を調整するチルトステージ）にそれ（ L ＝ 1 mm ）するためには， l ＝ 0.05 nm, F ＝ 30 m, uB ＝ぞれ受け持たせ，干渉計全体の回転を調整する S1 ステー

7.5 度のとき， r 回転には 10 mrad （ 2 秒）の位置決め精度ジ上に搭載する構造とすることで，ステージの多段積み重が必要となる。

ねによる振動の増加を防いだ。さらに，摺動部分には高剛性の固体すべり機構を用いることで機械共振周波数の向上

.

装置と共振ゲインの低減を図った。
サブ nrad の位置決め精度が要求される S2 ステージの. ステージ
分離型干渉計用ステージには，上記 2 軸（u 回転と r 回駆動部は，ステッピングモータを用いた粗動機構と圧電素――放射光第巻第号

()

Table 1.

Speciˆcations of rotating tables
Rotation
range

Driving device

Coarse adjustment Stepping motor ±2 deg
mechanism of S2Min.
incremental
motion0.1 mrad(0.02 arcsec)

Fine adjustment
mechanism of S2

PZT±35 mrad0.07 nrad(±7 arcsec)

Adjustment
mechanism of S1

Stepping motor ±2 deg

0.3 mrad(0.06 arcsec)

Adjustment
mechanism of Tilt

Stepping motor ±2 deg

4 mrad(0.8 arcsec)子を用いた微動機構の組み合わせとすることで，長いストロークを確保すると同時に高分解能な位置決めが可能な構造とした。使用した圧電素子の変位は 100 V 印加時 6.5 ミ
クロン，素子駆動用電源の電圧分解能は 0.1 mV ，ステー
ジ回転中心から作用点までの長さは150 mm であるので，Figure 3. A schematic view of the feedback system. The interference pattern was detected by the CCD-based image detector. The PC
calculated the output voltage applied to the PZT by the diŠerence oflocations between the detected interference fringes and the original
interference fringes.

設計上の最小送り角度幅は0.07 nrad となる。S1 及びチル
トステージはステッピングモータによる駆動とし，最小送り角度幅はそれぞれ0.1 mrad と 4 mrad である。S2 及びチPF ）のビームライン 14C （ BL 14C1 ）で行った。ここでルトステージのサイズは180 mm ×70 mm ，ステージの間は，垂直ウィグラーから放射された垂直方向に扇状に広が隔は100 mm とした。また，外部からの音による影響や，ったビームとなっているため，大面積の単色 X 線ビーム

空気の流れによって生じる結晶ブロックの温度変化を避けを 水 平面 内 で構 成 され た 分 光器 及 び 1 枚の 拡 大 ミラ ーるために， S2 ステージ及びチルトステージを個別にアク（非対称結晶）で得ることができる。前述したように干渉リル製のフード 2 で覆い，更に干渉計全体をフード 1 で光学系も水平面内で構成されているために上記光学系と非覆った。

常に相性が良く，少ない強度損失で上記ビームを利用する

. 画像フィードバックシステムことができる。

S2 ステージのドリフトは(1)式で示したように干渉する

干渉計によって形成された 2 本の干渉ビームのうち Oビーム間の位相差の変動 DF を生じ撮像の妨げとなる。そ波は撮像データ取得用の CCD 画像検出器13)で， H 波はフこで，ドリフトを抑制する画像フィードバックシステムィードバックシステム用の画像検出器で検出した。また，（ Fig. 3 ）を開発し，上記ステージに組み込んだ。このシ結晶ブロック 1 の透過光を S1 ステージの回転制御用リフステムでは，DF が干渉縞の位置変動となって現れることァレンス信号として Pin フォトダイオードで検出した。分

 画像検出器で X 線干渉像を検出し，検を利用して，離型干渉計には干渉することが既に確認されている観察視出した干渉像の縞の位置と予め取得したオリジナル干渉像

野25 mm×20 mm の干渉計11)を用いた。

 Dx が 0 となるようの縞の位置とのずれ Dx を算出し，

. 干渉像の測定
前ステージと同様の調整後11) ， 17.7 keV の X 線を用いにステージの回転を制御するというフィードバック処理にて サ イ ズ 25 mm × 20 mm の 干 渉 像 の 測 定 に 成 功 し たよりドリフトを抑制している。
画像検出器は，シンチレータ（GOS ），レンズ系，CCD（ Fig. 4 ）。露光時間は 5 秒である。 Visibility は最も良いカメラから構成され， X 線像はシンチレータにより可視

ところで 45 であり，撮像に十分な値が得られていた。

光に変換された後，レンズ系により CCD 撮像素子上に結なお，斜めの干渉縞は結晶ブロックの歪みによる。

像される。 CCD カメラには，機械振動の発生を抑えるた

. フィードバックシステムの動作結果

め に ， 水 冷 且 つ 電 子 シ ャ ッ タ ー の カ メ ラ （ PhotonicFigure 5 にフィードバックシステムの動作結果（タイScience 製 FDI ピクセルサイズ6.8 mm ×6.8 mm ，ピクセムチャート）を示す。実線が検出した干渉像の縞の位置とル数1300×1024，転送速度 6 fps＠12 bit）を採用した。

オリジナル干渉像の縞の位置とのずれ Dx を位相差の変動DF に換算した値を，点線が圧電素子に印加した電圧を示
.

結果している。フィードバックの時定数は 3 秒，サンプリン
グ周期は 2 秒とした。

. 実験装置配置
開発したステージの評価及びこれを用いた生体試料の撮

この結果から圧電素子の印加電圧を制御することにより，像は，高エネルギー加速器研究機構放射光施設（ KEK 

6 時間以上にわたりドリフトを抑制し干渉縞の位置を安定――




放射光

Figure 4. A 25 mm ×20 mm interference pattern obtained with
17.7-keV X-rays. The fringe visibility was 45, which was su‹ciently high for imaging. The fringes were caused by unevenness of thelattice spacing of the crystal.

第巻第号()

Figure 6. A 13 mm ×11 mm phase map obtained for a slice of arat's liver by using the fringe scanning method with 5 steps. Bloodvessels with a diameter of about 50 mm were visible in the liver.

Figure 5. Chart over time of the phase ‰uctuation DF and of thevoltage applied to the PZT of the S2 table. The voltage was controlled to keep DF at 0 with this system.

Figure 7. A three-dimensional image of a columnar piece of liverfrom a rabbit with VX2 cancer. The diameter of the sample was 10mm, and its height was 5 mm. The green region corresponded tocancer tissues and the red region corresponded to normal tissues
were depicted clearly.

化できていることがわかる。DF の変動幅は p/15で，u 回5，各干渉像の露光時間は 5 秒とした。

転の変動 Du に換算すると0.1 nrad となる。

Figure 6 に得られた位相分布像（ 13 mm × 11 mm ）を

. 軟部組織標本の撮像示す。血管内の水と軟部組織の極僅かな密度差により直径開発したステージ及び画像フィードバックシステムが十分機能することを確認できたので，この装置を用いて生体50 mm の血管まで捉えることができる。
.. ウサギ肝臓の位相 CT 像の軟部組織標本の位相分布像（被写体によって生じた位相上記被写体に替え，円筒状のウサギの肝臓切片を設置シフトの空間分布像）及び位相 CT 像の測定を行った。

し，ホルダー内で 0.72度刻み（ 250プロジェクション）で

.. ラット肝臓スライスの位相分布像

回転させながら各プロジェクションにおける位相分布像をラット肝臓スライス（厚さ約 3 mm）を蒸留水で満たさ上記と同じ方法で測定した。測定後， Shepp-Logan フィれたアクリル製のホルダーに入れ，干渉するビームの一方ルタ関数を用いたフィルタードバックプロジェクションの光路に設置した。また，他方の光路には位相シフタとし法により像の再構成を行った。

 試料をてアクリル製の回転位相版を設置した。測定は，

Figure 7 に得られた位相 CT 像（3 次元表示）を示す。

 試料を設設置せず背景となる位相分布像 qBK を測定，

被写体の大きさは直径 10 mm ，長さ 5 mm である。ガン qBK ＋ q から qBK を置して位相分布像 qBK ＋ q を測定，

組織と正常組織の識別や，正常組織内の血管の描出が可能

引い て試料 のみ による 位相 分布 像 q を 算出 の順で 行っなことがわかる。また，検出可能な最も細い血管の直径は＋ q ）は， 縞走査 法14)

約30 mm であり，一体型干渉計を用いた同様の測定と同じた。各 位相 分布像 （ qBK 及 び qBK（干渉するビーム間の位相差を順次走査しながら干渉像を結果が得られている8)。

測定し，測定後に各位相差で得られた干渉像から計算で位相シフトを求める）を用いて測定した。位相の走査数は
――

放射光

.

第巻第号

()作所中央研究所の瀬谷英一氏に感謝いたします。本研究はおわりに観察視野 30 mm 角の分離型干渉計用ステージと画像フ

文部科学省科学技術振興調整費による「 X 線位相情報にィードバックシステム，及びこの装置を用いた生体の軟部よる画像形成とその医療応用に関する研究」の一環として組織標本の観察結果について紹介した。分離型干渉計を用行った。また，放射光を用いた実験は PF の課題 99S2 

いた撮像を実現する上で必要となるサブ nrad という極め002のもとに行った。て高い位置決め精度は，固体すべり機構を採用した高剛性の ス テ ー ジ に よ り 達 成 し ， サ イ ズ 25 mm × 20 mm ，

参考文献

Visibility 45 の干渉像を得ることができた。また，画像

1)
2)
3)

フィードバックシステムにより干渉するビーム間の位相差の変動を 6 時間以上に渡り p/15 に抑えることができた。
この装置を用いてラット肝臓スライスの位相分布像及びウサギ腎臓切片の位相 CT 像の測定を行ったところ，一体型干渉計を用いた測定と同等の像が得られ，撮像装置として

4)5)6)十分に機能することがわかった。
今後は， in vivo 生体観察及び高エネルギーでの各種撮7)像を試みる予定である。 in vivo 生体観察では，現在 30 秒

8)以上要している位相分布像の測定時間を少なくとも数秒程度にまで短縮する必要がある。しかし，縞走査法は最低でも 3 枚の干渉像の測定を行う必要があり，測定時間短縮には不向きである。そこで，1 枚の干渉像のみから位相分布像を算出できるフーリエ変換法15) による撮像を検討している。また，より高エネルギーでの撮像を実現するため

9)
10)
11)
12)に， 40 keV までのエネルギーに対応したより大型のステージの開発を進めている。位置決め性能等を評価した

13)

後，高エネルギーでの各種撮像及び in vivo での位相 CT像の測定を試みる予定である。

14)

謝辞

15)

本ステージの開発にあたり，貴重な助言を頂いた日立製―
―

A. Momose and J. Fukuda: Med. Phys. 22, 375 (1995).
U. Bonse and M. Hart: Appl. Phys. Lett. 6, 155 (1965).
J. Davis, D. Gao, T. E. Gureyev, A. W. Stevenson and S. W.
Wilkins: Nature 373, 595 (1995).
S. W. Wilkins, T. E. Gureyev, D. Gao, A. Pogany and A. E.
Stevenson: Nature 384, 335 (1996).
A. Momose: Nucl. Instrum. Methods, A352, 622 (1995).
A. Momose, T. Takeda, Y. Itai and K. Hirano: Nature Medicine 2, 473 (1996).
F. Beckman, U. Bonse, F. Busch and O. Gunnewig: J. Comp.
Assist. Tomography 21, 539 (1997).
T. Takeda, A. Momose, K. Hirano, S Haraoka, T. Watanabeand Y. Itai: Radiology, 214, 298(2000).
P. Becker and U. Bonse: J. Appl. Cryst., 7, 593 (1974).
A. Momose, A. Yoneyama and K. Hirano: J. SynchrotronRad. 4, 311 (1997).
A. Yoneyama, A. Momose, E. Seya, K. Hirano, T. Takeda
and Y. Itai: Rev. Sci. Inst. 70, 4582 (1999).
A. Yoneyama, A. Momose, I. Koyama, E. Seya, T. Takeda,
Y. Itai, K. Hirano and K. Hyodo: J. Synchrotron Rad，投稿
中．
A. Momose, T. Takeda, A. Yoneyama, I. Koyama and Y.
468,Itai: Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Research. A 467
917 (2001).
J. H. Bruning, D. R. Herriott, J. E. Gallagher, D. P. Rosenfeld, A. D. White and D. J. Brangaccio: Appl. Opt., 13, 2693
(1974).
M. Takeda, H. Ina and S. Kobayashi: J. Opt. Soc. Am. 72,
156 (1982).