取扱説明書®

たちあっぷ Ⅱ でらっくす®
たちあっぷ Ⅱ ひざたっち
品番：CKI-21・CKI-22®

たちあっぷ Ⅱ
品番：CKA-22・CKA-23・CKA-24

CKI-21

CKI-22

目次

CKA-22

CKA-23! 安全に関する表示

2

1. 使用上のご注意

2

2. ご使用方法

43. 設置上のご注意

6

4. 構成部品

85. 各種部品表

96. 組立手順11

7. お手入れ方法

17

CKA-24

お買い上げありがとうございます
販 売 店 様 ：この取扱説明書は必ずお客様に説明してからお渡しください。
ご利用者様：使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。

矢崎化工株式会社

保管用
よくお読みください！安全に関する表示※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる警告 可能性がある」内容を警告しています。

注意してはいけない内容です。
禁止

誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。

必ず守っていただく内容です。
必ず守る

１. 使用上のご注意

警告● 立ち上がり補助、移乗補助、歩行補助以外の用途では使用しない。
踏み台、いす、はしごなどの用途では使用しないでください。

● ベースに乗っていない状態で水平方向に力を力を加えない。
手すりに力をかけた際に、ベースが持ち上がり床面とのすき間が生じるような使用はしないでください。
手すりを持ち床面に向かって押さえつける方向に力をかけてください。

● 手すり引抜き方向に力をかけない。

引抜き引抜き● 膝当てを手すり代わりに使用したり、腰掛けたりなどしない。

膝当て
品番：CKI-22● 子供を遊ばせるなど遊具として使用しない。

事故のおそれがあります。ぶら下がったり手すりの上に乗ったりしないでください。

禁止● 手すりフレームに頭や手、脚を入れない。
手すりフレームと膝当ての間に頭や体、手・脚を入れない。
窒息や骨折のおそれがあります。

● 予測できない行動をとる・自力で危険な状態から回避することができない利用者は使用しない。
利用者の心身の状態や利用環境により、手すりフレームのすき間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によって生命に 関わる重大事故につながるおそれがあります。特にベッドの上で予測できない行動をとられる利用者 ( 認知症など )や、自力で危険な状態から回避することができない利用者 ( 認知症など ) につきましては、ご使用を控えてください。
※重度者( 特に介護度 4・５）の方が利用する場合は、十分モニタリング、フィッティングを行った上で使用してください。
また、ご使用に適さなくなった場合は、直ちに使用をやめ、お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。

● 手すりフレーム・膝当てとベッドとの間に頭や体、手・脚を入れない。
窒息や骨折のおそれがあります。

● 濡れた手、脚、靴底で使用しない。
滑って転倒するおそれがあります。

● ベースや手すりフレーム、膝当てが濡れた状態で使用しない。

滑って転倒するおそれがあります。布などで拭き取り、乾いた状態で使用してください。
2●●固定式でないため設置後の安定性、利用者の状況をご確認の上使用する。
●● 使用に際しては、利用者の身体の状態により、介護者が付き添うなど安全には十分な配慮をする。
お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなど専門家に相談することをお勧めします。

●●利用者の健康状態や体調が変化した場合は直ちに使用を中止する。

ご使用を再開される場合は医師や介護士、ケアマネジャーなど専門家に相談してください。

必ず守る●●車いすから立ち上がりや移乗の際は必ず車いすのブレーキをかける。
車いすが動いて転倒するおそれがあります。

●●ベッドサイドに置く場合は、ベッドとのすき間ができない状態で使用する。

本製品は固定式ではないため、水平方向の力を加えたり、振動によって設置位置がずれてしまう可能性があります。
ベッドとの間にすき間が生じると、身体をすき間にはさむなどしてケガをするおそれがあります。
常にベッドとの間にすき間がない状態で使用してください。

注意●●2 人以上同時に使用しない。
禁止「たちあっぷⅡ」は 1 人用です。

●●ご使用の際は介護者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認する。

利用者の健康状態や体調が変化した場合には、お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなどの専門家に相談してください。
ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお勧めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。

●●介護者などの付き添いが必要な方が使用する場合は十分注意する。
●●ベッドサイドでご使用の際には、「たちあっぷⅡ」の安定性を確認して使用する。
●●ベッドフレームの下に 18mm 以上のすき間があるか確認する。

ベッドフレームの下に 18mm 以上のすき間がない場合、ベースをベッドの下に差し込むことができません。

●●布団から起き上がりで使用する場合は、ベースを敷布団の下に差し込み、手すりフレームを布団と平行に設置する。
●●ベースの縁ゴムには厚みがあるため、すり足など使用上支障のある方は注意する。
●●すり足で歩くとマットがめくれる場合があるので注意する。
常時すり足でご使用になる場合は転倒に注意してください。

必ず守る●●マットを貼りつけた状態で使用する。

めくれた状態で使用すると転倒のおそれがあります。

●●ご使用中にマットにたるみができた場合は手で押さえて平らに伸ばしてから使用する。
つまずいて転倒するおそれがあります。

●●移動させる場合はベース部分を持って移動させる。

手すりを持ち上げますとねじのゆるみなどでベースが落下し、ケガをするおそれがあります。
また、引きずりますと床面を傷つけるおそれがあります。

●●はめ込み式の縁ゴムを引っ張ったり、ベースを引きずったりすると外れる可能性があるので注意する。

構造上ゴムに動きがある場合がありますが、性能（安定性等）に影響するものではありません。縁ゴムが外れた場合は、縁ゴムを手で押し込んで取り付けてください。

●●結露した場合は乾いた布などで拭き取る。

室内環境によって金属部分に結露が発生するおそれがあります。結露した状態で放置すると布団や畳にカビを発生させる原因になります。常に拭き取ってからご使用してください。

●●裏面が平らなスリッパ、厚手の靴下は滑る場合があるので注意する。
●●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。

正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちにご使用を中止しお買い上げの販売店にご連絡ください。
32. ご使用方法
設置箇所の確認●「たちあっぷⅡ」「たちあっぷⅡ でらっくす」「たちあっぷⅡ ● ベ ッ ド サ イ ド に 置 い て 使 用 す る 場 合 は 、 利 用 者 が立ち上がる場所 ( 脚を置く場所 ) に設置してください。
ひざたっち」は、ベッドやいすなどのそばに置いて、移乗補助や立位保持に使用する用具です。
下図 A から B、B から A のような移乗がしやすい形状です。

上面図

ベッドB

BA

サイドレールA

たちあっぷⅡ

サイドレールたちあっぷⅡ でらっくす□ 立位保持、動作補助● ベースに乗り、手すりフレームを持ちながら、直近の歩行補助としてご使用ください。

● 車いすやポータブルトイレからの立ち上がりに使用する
場合は、ベースに乗り、前方の手すりフレームをつかんで体を引き上げるようにして立ち上がります。

□ 移乗補助● ベ ッ ド や い す か ら の 立 ち 上 が り に 使 用 す る 場 合 は、 ● ベ ッ ド や い す か ら の 立 ち 上 が り に 使 用 す る 場 合 は、ベースに乗り、前方の手すりフレームをつかんで体をベースに乗り、前方の手すりフレームをつかんで体を引き上げるようにして立ち上がります。
引き上げるようにして立ち上がります。
ベッド

ベッド

サイドレール

サイドレールたちあっぷⅡ
でらっくす

たちあっぷⅡ▲ CKA-24▲ CKI-21● ベ ッ ド や い す か ら の 立 ち 上 が り に 使 用 す る 場 合 は、 ● 便器からの移乗にも使用できます。
ベースに乗り、手すりフレームとサイドレールを両手でしっかり持ち、立ち上がります。
ベッド

便器

サイドレール車いす

たちあっぷⅡ

たちあっぷⅡ
ひざたっちCKA-24 ▲▲ CKI-224

「たちあっぷ Ⅱ ひざたっち」の介助事例
R

ベッド「たちあっぷⅡ ひざたっち」を利用した、ベッドから車いす への移乗の介助手順の一例です。
ベッドと車いすの位置関係は、右図のように三角形ができる位置がベストです。
① . 利用者に「たちあっぷⅡ ひざたっち」の手すりをにぎってもらいます。介助者は、うしろ側から利用者の体を支えてください。

車いす
たちあっぷⅡ ひざたっち② . 介助者は、利用者の腰を手前に引き寄せて利用者を車いすに近づけます。このとき利用者の上半身を左に軽く倒しながら行うと、腰を手前に引きやすくなります。

上半身腰③ . 利用者の移乗先側（この場合は車いす側）の足を前に出します。
これは、移乗する際に足を交差し、ねじってケガをしないようにするためです。

④ . 介助者は、利用者の腰を両手でしっかり持って、移乗準備をします。移乗する側の高さを少し低くするとスムーズにできます。

⑤ . 介助者は、利用者に声を掛けながら車いすへ移乗させます。
このとき、上体を前に倒すと腰が浮いて動かしやすくなります。
「たちあっぷⅡ ひざたっち」を利用すれば、前に倒れる心配もなく、ひざ当てがあるため、ひざ折れもなく安心です。

⑥ . しっかり移乗できたことを確認して、利用者の手を手すりから離してください。

53. 設置上のご注意

警告●●弊社製品と他社製品を組み合わせない。

破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。

禁止●●改造・加工は絶対に行わない。
事故の原因になります。

●●歩行補助や水平に力を加える場合は利用者が乗って使用するようにベースを設置してください。
ベースベース●●設置後ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認する。
●●ベッドサイドに置く場合は、「たちあっぷⅡ」とベッドの間にすき間がないように設置する。

身体をすき間にはさむなどしてケガをするおそれがあります。
ベッドの構造によりすき間が生じる場合は、クッション材や毛布で埋めるなどしてすき間をなくすようにしてください。

●●キャスター付きのベッドで使用する場合は、必ずキャスターを固定する。
必ず守る

キャスターにロック機構がある場合は必ず使用してください。ロック機構がない場合には、キャスターホルダーを使用するなど、必ずベッドが動かないように固定してください。（ベッドは壁に接するように設置すると安定します）
ベッドが固定できないと、使用中にベッドが動いて手すりとベッドの間にすき間が生じるので大変危険です。

！

折りたたみ機構を必ずロックする●●折りたたみベッドで使用する場合は、ベッドの折りたたみ                                          機構を必ずロックして使用する。
ロック機構のない折りたたみベッドでは使用しないでください。

●●電動ベッドで使用する場合は、電動ベッドの取扱説明書を確認する。
特殊寝台など、「たちあっぷⅡ」が使用できない場合があります。

6

●●電動ベッドで使用する場合は、頭や手、脚が入った状態で操作すると、はさまれて身体の障害や生命にかかわる事故を発生させるおそれがあるので注意する。
電動ベッドで使用する場合は、利用者の身体がはさまらない安全な間隔で設置してお使いください。
また、電動ベッドの手元スイッチは、無意識に触れて誤操作しないように、置く場所に十分注意してください。

必ず守る●●お使いの電動ベッドに装着しているサイドレール、介助バーと組み合わせて使用する際は、利用者の健康状態 (安全に使用できる状態にあるか) を確認し、使用してください。

6cm未満組み合わせて使用する際のすき間は 6cm 未満になるように設置し、すき間に十分注意して使用してください。首や手・脚をはさむすき間があると事故の原因になります。
利用者の健康状態や体調が変化した場合には、お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャーなどの専門家に相談してください。
ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお勧めします。
ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。

サイドレール注意●●指定締付トルク値以上で締め付けない。

破損するおそれがあります。「6. 組立手順」で示すトルク値に従って締付けてください。

●●電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。

過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。
( ねじの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。）●●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。

金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。

禁止●●火のそばでは使用しない。

金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。

●●水やお湯に濡れる場所では使用しない。
変質や破損するおそれがあります。

●●昇降機構のある電動ベッドには、「ベットでとまるくん」を装着しない。

｢ベットでとまるくん｣ を装着したままベッドを昇降しますと、破損や機能を損なう原因になります。

●●室内で使用する。
●●平らで水平な場所で使用する。
●●製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管する。
高温多湿の場所で保管しますと、変形、結合部の外れの原因になります。

必ず守る●●手すりフレームは、ベースから外した状態では強度がないので、衝撃、荷重による破損に十分注意する。
転送・保管する場合は、納入時の梱包用段ボールを使用して管理することをお勧めします。

●●組み立て、高さ調整は納入業者が行う。
●●クッションフロア材（塩化ビニル製）などの上に長時間設置するとクッションフロア材にへこみや色移りする場合があるので注意する。
●●定期的にガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れ、部品の破損がないことを確認する。
74. 構成部品※部品が揃っていない、または破損している場合は直ちにお買い上げの販売店へご連絡ください。

CKI-21

CKI-22

名称

数量

サ イ ズ

名称

数量

サ イ ズ

手すりフレーム CKI-F21

1703 × 462 × 462mm

手すりフレーム CKI-F22

1703 × 462 × 462mm

ベースⅡ

1660 × 660mm

ベースⅡ

1660 × 660mm

スタンド 323

φ 42.7 × 250mm

スタンド 323

φ 42.7 × 250mm

マットⅡ A

1627 × 627mm

マットⅡ A

1627 × 627mm

六角穴付き皿ねじ

9M8 × 15mm

膝当て

1200 × 500 × 75mm

六角穴付き止めねじ

3M10 × 36mm

六角穴付き皿ねじ

9M8 × 15mm

六角穴付き止めねじ

6M8 × 5mm

六角穴付き止めねじ

3M10 × 36mm

六角レンチ

各1対辺 4mm・5mm

六角穴付き止めねじ

6M8 × 5mm

六角レンチ

各1対辺 4mm・5mm

数量

サ イ ズ

CKA-22
名称

CKA-23
数量

サ イ ズ

名称

手すりフレーム CKA-FI4

1679 × 338mm

手すりフレーム CKA-FL3

1679 × 338 × 338mm

ベースⅡ

1660 × 660mm

ベースⅡ

1660 × 660mm

スタンド 322

φ 42.7 × 250mm

スタンド 323

φ 42.7 × 250mm

マットⅡ A

1627 × 627mm

マットⅡ A

1627 × 627mm

六角穴付き皿ねじ

6M8 × 15mm

六角穴付き皿ねじ

9M8 × 15mm

六角穴付き止めねじ

2M10 × 36mm

六角穴付き止めねじ

3M10 × 36mm

六角穴付き止めねじ

4M8 × 5mm

六角穴付き止めねじ

6M8 × 5mm

六角レンチ

各1

対辺 4mm・5mm

六角レンチ

各1

対辺 4mm・5mm

数量

サ イ ズ

CKA-24
名称
手すりフレーム CKA-F24

1679 × 462mm

ベースⅡ

1660 × 660mm

スタンド 322

φ 42.7 × 250mm

マットⅡ A

1627 × 627mm

六角穴付き皿ねじ

6M8 × 15mm

六角穴付き止めねじ

2M10 × 36mm

六角穴付き止めねじ

4M8 × 5mm

六角レンチ

各1

対辺 4mm・5mm
85. 各種部品表①⑦⑧⑥③②⑤④CKA-24

名称①手すりフレームCKI-22

材質部品図

ジョイント：プラスチック
パ イ プ ：プラスチック被覆
スチールパイプ    CKA-FI4    CKA-FL3    CKA-F24     CKI-F21      CKI-F22

②

ベースⅡ

ステンレス
縁部：樹脂 / アルミ③スタンド 32

ステンレス④

マットⅡ A

ポリエステル
吸着部分：アクリル樹脂⑤六角穴付き皿ねじ(M8 × 15mm)

ステンレス⑥六角穴付き止めねじ(M10 × 36 ｍｍ )ステンレス

⑦六角穴付き止めねじ(M8 × 5mm)ステンレス（黒）⑧

膝当て

クッション部：樹脂
取付金具：スチール
六角穴付きボルト (M6 × 10)：スチール―六角レンチ
（添付工具）

スチール

9※オプション部品のご案内

①②

③

名称

説明

取付可能な
たちあっぷⅡ品番「たちあっぷⅡ」を連結して、動線を確保できます。

CKA-22
CKA-23
CKA-24

図
つながるくん①②つながるくん
伸縮つながるくん

伸縮つながるくん「ベットでとまるくん」と組み合わせて「たちあっぷⅡ」に取り付けることで立ち上がり、移乗、座位保持をサポートします。
詳しくは「かいじょくん」の取扱説明書かいじょくんを参照ください。
ベッドで使用する場合に「たちあっぷⅡ」の安定性を向上させることができます。

③ ベットでとまるくん「かいじょくん」を使用する場合は、合わせてご使用ください。

CKA-22
CKA-23
CKA-24
CKI-21
CKI-22
CKA-22
CKA-23
CKA-24「つながるくん」、「伸縮つながるくん」を使用し「たちあっぷⅡ」同士の連結や「たちあっぷⅡ」と「あがりかまち用たちあっぷ」との連結を行う場合は、「ベットでとまるくん」「おもしくん」を使用しなくても安定性が得られるため、あえて使用する必要はありません。

◇オプション部品の詳細はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

10

6. 組立手順※組み立て、高さ調節は納入業者が行ってください。

①●ベースとスタンドの取り付けスタンド取付位置を確認し、スタンド上側より六角穴付き皿ねじ 3 本でスタンドを取り付けてください。
六角レンチで仮止めの状態にしておきます。
※取付位置は＜スタンド取付位置図＞をご参照ください。
スタンドは高さ調整ねじがベースの外側から取り付けられる位置に取り付けてください
六角穴付き皿ねじ(M8×15)
六角レンチ
対辺：5mm〈スタンド取付位置図〉
CKI-21

CKI-22

CKA-23

スタンド (3 本 )スタンド取付位置(3 箇所 )

CKA-22

スタンド (2 本 )スタンド取付位置(2 箇所 )

スタンド (2 本 )スタンド取付位置(2 箇所 )

CKA-24

スタンド (2 本 )スタンド取付位置(2 箇所 )

注意●●スタンド・ベース及び手すりフレームは必ず指定の位置に指定のねじで固定する。
必ず守る●●ねじは、ねじ穴に対してまっすぐ締め付ける。
無理に締め付けるとねじ山の破損の原因になります。
11

② 手すりフレームの高さ調整
手すりフレームの高さは < 手すりフレームの高さ > の範囲で 4 段階の位置決めができます。
手すりフレームの高さを決め、高さ調整ねじ穴に六角穴付き止めねじを六角レンチで締め付けてください。奥まで締め付け、スタンド面からねじ頭が出ていないことを確認してください。
六角穴付き止めねじ(M10×36)
六角レンチ
対辺 5mm

六角穴付き止めねじ（Ｍ１０×３6）！
確認 締付トルク：
6.9～7.8N・ｍ{70～80kgf・cm}〈手すりフレームの高さ〉
CKI-21・CKI-22

880mm
830mm
780mm

730mm

六角穴付き止めねじ（M10×36)六角穴付き止めねじ(M10×36）は不要

CKA-22・CKA-23・CKA-24

850mm
800mm

750mm
700mm
手すりフレーム

六角穴付き止めねじ(M10×36）は不要

六角穴付き止めねじ（M10×36)注意●●電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。
禁止

必ず守る

過剰トルクで締め付けるとねじの破損の原因になります。
( ねじの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなくなる可能性があります。)●●六角穴付き止めねじ（M10 × 36）のねじ頭がスタンド面から出ていないことを確認する。
ケガの原因になります。

12

③ 手すりフレームの取り付け手すりフレームをスタンドに差し込んで、スタンド底面 < 手すりフレーム高さが最低高さの場合 >、または六角穴付き止めねじ < 手すりフレームが高さが最低高さ以外の場合 > に確実に当ててください。
手すりフレームの高さは左右同じになるように、六角穴付き止めねじの位置を決めてください。

※ 手すりフレームが取り付けにくい場合、①で仮止めした六角穴付き皿ねじを若干ゆるめてから再度取り付けてください。

手すりフレーム
手すりフレームは、スタンド部分の六角穴付き止めねじ(M10×36)に当たるまで、または底面まで差し込んでください。

六角穴付き止めねじ（M10×36）
手すりフレーム取付図

注意●●手すりフレームの高さは左右同じになるように設定する。
必ず守る●●手すりフレームはスタンド底面〈手すりフレーム高さが最低高さの場合〉または六角穴付き止めねじ（M10 × 36）〈手すりフレーム高さが最低高さ以外の場合〉に当たるまで差し込む。
差し込みが不十分ですと、ガタつきの原因になります。

④ 手すりフレームの固定
手すりフレームを差し込んで、六角穴付き止めねじ 2 箇所を六角レンチで締め付け、手すりフレームを固定してください。
スタンド面からねじ頭が出ていないことを確認してください。

手すりフレーム

六角穴付き止めねじ(M8×5)…2本
六角レンチ
対辺 4mm！
確認 締付トルク：
3.9～4.9N・ｍ{40～50kgf・cm}

注意
必ず守る

●●六角穴付き止めねじ（M8 × 5）のねじ頭がスタンド面から出ていないことを確認する。
ケガの原因になります。

※繰り返し手すりフレームの高さ調整をした場合、高さによっては傷や六角穴付き止めねじ (M8 × 5) の跡が見える場合があります。

13

⑤六角穴付き皿ねじの締付け①で行った仮止め状態の六角穴付き皿ねじ (M8 × 15) を六角レンチにて確実に締付けてください。
！
確認締付トルク：
12.5N・ｍ{128kgf・cm}

六角穴付き皿ねじ(M8×15)
六角レンチ
対辺：5mm⑥ガタつきの確認
スタンドや手すりフレームにガタつきやねじのゆるみがないか確認してください。

注意●● 組み立て後、ガタつき、ねじのゆるみのないことを必ず確認する。
必ず守る事故の原因になります。

※以下は CKI-22 のみ必要な手順です。

⑦膝当ての取付確認
膝当てにガタつきがないこと、また、六角穴付きボルトがゆるんでいないことを確認してください。

膝当て

六角穴付きボルト(M6x10)

膝当ての取付・取外方法
膝当ては取付け、取外しが可能です。
● 取付け
膝当ての高さを調整し、取付金具 (4 箇所 ) をはめてください。
六角穴付きボルトを六角レンチにて確実に締め付けてください。
● 取外し
六角穴付きボルト (4 箇所 ) を六角レンチにてゆるめて取り外してください。

14

六角穴付きボルト(M6x10)
六角レンチ
対辺：5mm！
確認 締付トルク：9.8N・ｍ{100kgf・cm}

⑧膝当ての高さ調整
膝当ては無段階で高さ調整が可能です。
高さ調整が必要な場合は、六角穴付きボルト（４箇所）を六角レンチにてゆるめ、スライドさせて高さを調整してください。
高さが決まったら、六角穴付きボルト（４箇所）を六角レンチにて確実に締め付けてください。
膝当て

六角穴付きボルト(M6x10)
六角レンチ
対辺：5mm！
確認 締付トルク：
9.8N・ｍ{100kgf・cm}⑨マットの取り付けマットの指定位置をカットする作業が必要になります。
取り付ける「たちあっぷⅡ」の品番を確認していただき、「切取位置図」で切取位置を確認してから作業を始めてください。
※●ベースに取り付ける前にベースマットのミシン目に合わせて折り、軽くクセをつけておくと取り付けしやすくなります。

切取位置図
CKI-21…切取箇所

CKI-22

CKA-23

CKA-22

CKA-24151.●切取位置図を確認し、スタンド部分の円形に2.●切取位置図を確認し、スタンド部分の円形に3.●マット裏面についている吸着面保護フィルムを4.●手すりフレームを付けたまま、吸着面を下にして、5.●マットにシワができないように、手で軽く押さ

6.●ベースと縁ゴムの間にマットの端を入れてください。

向かってミシン目をカットしてください。

向かってミシン目をカットしてください。

きれいにはがしてください。

切り取った円形とスタンドの位置が合うようにマットをかぶせてください。

えながら貼ってください。

シワ、たるみが出れば手で押さえてください。

注意●●たちあっぷⅡのベースに貼り付ける以外の用途では使用しない。
●●土足で使用しない。
禁止●●マットが傷んだり、破損の原因になります。

●●マットに跡が付くものや傷をつけるような鋭利なものを載せない。
●●跡が付いたり破れるおそれがあります。

●●マットを貼り付けた状態で使用する。

●●めくれた状態で使用すると転倒のおそれがあります。

必ず守る ●●ご使用前に吸着面保護フィルムをはがす。

※ 埃などが付着するとベースへの吸着力が低下します。その場合洗濯すれば回復します。洗濯しても吸着力が回復しない場合は、マットの交換をしてください。
※ 吸着力が強い場合はゆっくりと取り外してください。万一、マット裏の吸着材が付着した場合は、ぬるま湯を浸した布で拭き取ってください。
※ 長期間貼り付けたままにしておくと、ベース面に密着することがあります。定期的に取り外して洗濯することをお勧めします。
※ マットの洗濯は「[7-1] 日常お手入れ」を読んでから行ってください。
※ マットの性質上、洗濯によって縮む場合があります。
16

7. お手入れ方法
7-1. 日常のお手入れ＜手すりフレーム・スタンド・ベース＞

注意● 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
● スタンドに指紋や手のあとがついているのが気になる際は、水か中性洗剤を含ませた布を硬く絞って拭き取ってください。

●●シンナー・ベンジンなどは使用しない。
変質して破損するおそれがあります。

●たわしや磨き粉で磨かない。

禁止

傷がつくおそれがあります。

＜マット＞● マットは洗濯することができます。
● マット表面に汚れが付着した場合は、掃除機などで取り除くか、水か中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭き取ってください。
・洗濯機は弱水流で中性洗剤を使用してください。
液温は 30℃が限度です。
・乾燥機の使用はできません。
・柔軟剤は使用しないでください。
・塩素系漂白剤による漂白は避けてください。
・洗濯の後は陰干してよく乾かしてから使用してください。

●直射日光を避けて陰干しにする。
必ず守る

液温は 30℃を限度とし、洗濯機で弱い
洗濯ができる

塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止

日陰のつり干しがよい

7-2. 点検● 定期的に点検を行い、ガタつき・ねじのゆるみ・締め忘れや破損・マットのめくれ・その他異常がないことを確認してください。

注意●●定期的にガタつき・ねじのゆるみ、締め忘れ・部品の破損・●●マットのめくれ・その他異常がないことを確認する。

＜縁ゴムの再取付＞(1) 外れた箇所を指で押さえてください。
落下などの衝撃により縁ゴム内の芯材が変形をすることがあります。変形すると縁ゴムをはめこんでも、すぐ外れてしまうので、指で芯材を押さえつけてから、はめ込みを行ってください。
変形

必ず守る

異常があった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

正常状態押さえて変形を戻す

ベース
縁ゴム

芯材

▲ 縁ゴム断面図(2) 手で縁ゴムをはめ込みます。

縁ゴム
ベース

7-3. 消毒方法● 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
● アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。
● この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を選択してください。
● 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用してください。
（ 参考：次亜塩素酸ナトリウム 6％水溶液なら 120 倍～300 倍程度に希釈）注意●●オゾンガス、ホルムアルデヒドガスは使用しない。
禁止

17

変質して破損するおそれがあります。

18

19※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

矢崎化 工株式会社■本社〒 422-8519■ 北 海 道 支 店

福祉介護機器課■ 神 奈 川 支 店

福祉介護機器課■ 広 島 支 店

福祉介護機器課〒 072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459〒 257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316〒 738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1■ 仙 台 支 店

福祉介護機器課■ 関 東 支 店

福祉介護機器課〒 981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099〒 373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522■ 静 岡 支 店

福祉介護機器課■ 名 古 屋 支 店

福祉介護機器課■ 高 松 支 店

福祉介護機器課■ 九 州 支 店

福祉介護機器課〒 422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988〒 761-8058 香川県高松市勅使町 227
TEL 087(866)6411 FAX 087(867)1916〒 484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219〒 820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026■ 東 京 支 店

福祉介護機器課■ 大 阪 支 店

福祉介護機器課〒 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007〒 569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

17031811

DW-237-03