Aperio GT 450
기술 규격MAN-0393-ko, 개정 D | 2022년 3월

Aperio GT 450 기술 규격이 설명서는 Aperio GT 450 컨트롤러, Aperio GT 450 콘솔및 Aperio GT 450 SAM 버전 1.1 이상에 적용됩니다.

저작권 공지Ì 저작권 © 2019‑2022 Leica Biosystems Imaging, Inc. 모든 권리 보유. LEICA와 Leica 로고는 Leica Microsystems IR GmbH의등록 상표입니다. Aperio, GT 및 GT 450은 미국과 선택적으로 기타 국가에서 Leica Biosystems Imaging, Inc.의 상표입니다. 기타로고, 제품 및/또는 회사 이름은 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

Ì 이 제품은 등록 특허에 의해 보호됩니다. 특허 목록을 원하시면 Leica Biosystems에 문의하십시오.

고객 자원

Ì Leica Biosystems Aperio 제품과 서비스에 대한 최신 정보를 www.LeicaBiosystems.com/Aperio에서 찾아볼 수 있습니다.

연락처 정보 – Leica Biosystems Imaging, Inc.
본사

Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
미국전화: +1 (866) 478‑4111(수신자 부담)직통 국제 전화: +1 (760) 539‑1100

고객 지원질의와 서비스 요청에 대해서는 현지지원 담당자에게 문의하십시오.

https://www.leicabiosystems.com/
service-support/technical-support/일반 정보미국/캐나다 전화: +1 (866) 478‑4111(수신자 부담)직통 국제 전화: +1 (760) 539‑1100
이메일: ePathology@LeicaBiosystems.com

23GT450, 23GT450SAM

2

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022목차고지 사항................................................................................................................................... 4개정 이력..............................................................................................................................................4주의사항 및 참고사항............................................................................................................................4

개요........................................................................................................................................... 6
Aperio GT 450 스캐너 기술 규격............................................................................................... 6일반 스캐너 사양...................................................................................................................................6Aperio GT 450 성능..............................................................................................................................7성능 기술 규격......................................................................................................................................8전원 기술 규격......................................................................................................................................8슬라이드 및 랙 기술 규격.......................................................................................................................8환경 기술 규격......................................................................................................................................9네트워크 기술 규격.............................................................................................................................10Aperio GT 450 스캐너 관리자(Scanner Administration Manager, SAM) 서버 기술 규격......11Viewing 스테이션 기술 규격.....................................................................................................11클라이언트 워크스테이션..................................................................................................................... 11모니터................................................................................................................................................12Aperio GT 450 규정준수 기술 규격.......................................................................................... 13
Aperio GT 450 네트워크 구성................................................................................................. 14

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

3고지 사항고지 사항개정 이력개정발행됨D2022년 3월C2021년 3월해당 없음해당 없음B2020년 4월해당 없음해당 없음해당 없음해당 없음해당 없음해당 없음A2019년 7월영향 받는 섹션세부사항

“Aperio GT 450 하드웨어 기술 규격(Hardware Specifications)” 및“Aperio GT 450 스캐너 관리자(Scanner Administration Manager)(SAM) 서버 기술 규격”

SAM 서버 사양이 Windows Server 2019로 업데이트되고 스캐너 환경 사양이업데이트되었습니다.

“Aperio GT 450 스캐너 관리자(Scanner Administration Manager,SAM) 서버 기술 규격”

VM을 SAM에 사용할 수 있음을 명확히 밝혔습니다.

“Aperio GT 450 네트워크 구성(Network Configuration)”다이어그램의 인쇄 오류가 수정되었습니다.

“Aperio GT 450 스캐너 관리자(Scanner Administration Manager,SAM) 서버 기술 규격”

여러 SAM 서버 모델을 수용하기 위해 SAM 서버모델 번호가 제거되었습니다.

“Viewing 스테이션 기술 규격(Viewing Station Specifications)”여러 Viewing 스테이션 모델을 수용하도록 모니터수가 조정되었습니다.

“Aperio GT 450 하드웨어 기술 규격(Hardware Specifications)”

JPEG2000을 JPEG로 수정했습니다.

모두새로운 문서.

소개 및 “Aperio GT 450 하드웨어 기술
규격(Hardware Specifications)”스캔 처리 속도가 업데이트되었습니다.

주의사항 및 참고사항`

``
`

`
`
`

4

심각한 사고 보고 – Aperio GT 450과 관련하여 발생한 모든 심각한 사고는 사용자가 설정된 회원국의제조업체와 관할 당국에 보고해야 합니다.

사양 및 성능 – 장치 사양 및 성능 특성은 Aperio GT 450 기술 규격을 참조하십시오.

설치 – Aperio GT 450은 교육을 받은 Leica Biosystems 기술 서비스 담당자가 설치해야 합니다.

수리 – 교육을 받은 Leica Biosystems 기술 서비스 담당자만 수리를 수행할 수 있습니다. 수리가완료되면 당사 제품과 솔루션을 넘어 Leica Biosystems 기사에게 작동 점검을 맡겨서 제품이 올바른작동 상태에 있는지 확인합니다.

액세서리 – Aperio GT 450을 LIS(Laboratory Information System)와 같은 타사 액세서리와 함께사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Leica Biosystems 기술 서비스 담당자에게 문의하십시오.

품질 관리 – 이미지 퀄리티 확인에 대한 정보는 Aperio GT 450 사용 설명서를 참조하십시오.

유지 보수 및 문제 해결 – 유지 보수 및 문제 해결에 대한 내용은 Aperio GT 450 사용 설명서를참조하십시오.

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022고지 사항`사이버 보안 – 워크스테이션은 맬웨어, 바이러스, 데이터 손상 및 개인정보 보호 침해에 취약할수 있음을 인식하십시오. 기관의 암호 및 보안 정책에 따라 IT 관리자와 협력하여 워크스테이션을보호하십시오. 워크스테이션 및 서버 보호에 대한 Aperio 권장 사항은 Aperio GT 450 IT 관리자 및실험실 관리자 설명서를 참조하십시오.
맬웨어 침입으로부터 워크스테이션을 보호하려면 USB 드라이브 및 기타 이동식 장치를 삽입할 때주의하십시오. 사용하지 않는 USB 포트는 비활성화할 것을 고려하십시오. USB 드라이브나 다른이동식 장치를 연결하는 경우 악성 프로그램 방지 유틸리티를 사용하여 장치를 검사해야 합니다.

``i의심되는 Aperio GT 450 사이버 보안 취약성 또는 사고가 감지되면 Leica Biosystems 기술 서비스에문의하여 지원을 요청하십시오.

교육 – 이 설명서는 Leica Biosystems에서 제공하는 자세한 작업자 교육 또는 기타 상세 설명서를대체하지 않습니다.

안전 – 제조업체에서 지정하지 않은 방식으로 이 장치를 사용할 경우 안전 보호가 손상될 수 있습니다.

사용 목적 및 기호 용어집을 포함한 본 제품에 대한 추가 정보는 기본 사용 설명서인 Aperio GT 450
사용 설명서를 참조하십시오.

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 20225개요본 문서는 Aperio GT 450 스캐너에 대한 최신 기술 규격 정보를 나열합니다. 본 기기 사용에 대한 자세한
내용은 Aperio GT 450 사용 설명서를 참조하십시오.

Aperio GT 450은 고성능, 광시야 전체 슬라이드 스캐너로서, 15개의 랙에 450개의 슬라이드를 연속적으로장착하고, 우선순위 랙 스캔, 자동 이미지 퀄리티 확인 및 15 mm x 15 mm 면적을 40x 배율로 스캔할 때~32초의 스캔 속도를 가지고 있습니다.

이 시스템은 숙련된 병리기사, IT 전문가 및 병리의사가 사용하기 위한 것입니다. 슬라이드 준비, 처리, 보관,폐기와 관련해 자신의 기관에서 요구하는 적절하고 우수한 검사실의 기준 및 방침과 절차를 따라야 합니다.
이 장비는 반드시 Aperio GT 450 사용 설명서에 나온 대로, 그리고 지정된 용도로만 사용해야 합니다.

구성요소스캐너 관리자(SAM) 서버SAM 클라이언트 응용 소프트웨어
Aperio Viewing 스테이션설명

SAM 서버는 여러 Aperio GT 450 스캐너에 연결하고, SAM클라이언트 응용 소프트웨어를 실행합니다. 이 서버에 대한요구사항은 11페이지의 “Aperio GT 450 스캐너 관리자(Scanner
Administration Manager, SAM) 서버 기술 규격”을 참조하십시오.
스캐너 관리자(SAM) 클라이언트 응용 소프트웨어는 IT 구현, PIN구성, 그리고 IT 전문가를 위한 단일 데스크톱 클라이언트 위치에서여러 개의 스캐너에 대한 서비스 액세스를 가능하게 합니다.
Viewing 스테이션은 한 대 이상의 보정된 모니터와 Aperio
ImageScope 버전 12.4 이상의 워크스테이션을 포함합니다.
Viewing 스테이션에 대한 요구사항은 11페이지의 “Viewing스테이션 기술 규격”을 참조하십시오.

Aperio GT 450 스캐너 기술 규격다음 섹션에는 Aperio GT 450의 기술 규격이 나와 있습니다.

배송 후 현장 Leica Biosystems 서비스 담당자가 기본적인 설치와 기능 확인 작업을 수행해야 할 수 있습니다.

일반 스캐너 사양항목세부사항부품 번호23GT450

스캔 영역≤ 23.6 mm x 58 mm

광시야 이미지

4k Trilinear 카메라스캐너 켜짐/꺼짐스위치대물 렌즈이미지 해상도 개요6스캐너 우측의 뒷면에 위치하고 있습니다.
Leica Microsystems의 전용 렌즈로 1 mm FOV(시야각)과 40x 원배율을 가진 렌즈
13 µm/pixel - 라벨, 바코드, 조직 매크로(축소판 이미지)Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022﻿항목라벨/바코드 이미지초점 조절 시스템세부사항

고해상도 주요 이미징 카메라를 사용하여 라벨/바코드 영역을 찍습니다.
실시간 자동 초점 조절(미국 특허 9841590B2).

디지털 슬라이드 파일 JPEG 이미지 압축을 지원하는 표준 피라미드 타일드 TIFF.
형식Illumination

White LED연결

Aperio GT 450에는 후면 패널에 커넥터 2개가 있습니다. 1) 전원 해당 지역에 적합한전원 코드가 스캐너와 함께 제공됩니다. 전원 코드는 후면 패널에 연결되는 AC/DC어댑터에 연결됩니다. 제조업체에서 제공한 승인된 전원 코드만 사용하십시오.
2) 네트워크 네트워크 케이블을 직접 공급해야 합니다.

운영 체제Linux레이저 규정 준수 이 제품은 국제 표준 및 미국 요구 사항을 준수하는 클래스 1레이저 제품입니다.

Aperio GT 450 성능항목세부사항스캔 우선순위동시에 최대 3개의 랙까지 랙 단위로 우선순위를 지정할 수 있습니다.

슬라이드 장착

자동: 최대 450개의 2.54 cm x 7.62 cm(1인치 x 3인치) 슬라이드.

연속 장착슬라이드 보정자동 이미지 퀄리티확인조직 찾기터치 스크린내장 VPU(Vision ProcessingUnit)스캔을 방해하지 않고 계속해서 랙을 장착합니다.
각 슬라이드 스캔은 자동으로 보정됩니다.

각 스캔 이미지에 대해 스캔 중 자동으로 이미지 퀄리티를 확인합니다.
자동y 10.1인치 대각선, IPS, 16:10, 1280 x 800 해상도y 시야각: 85/85/85/85
y 대조비율: 800:1

VPU는 내장 프로세서로서 Aperio GT 450 컨트롤러 소프트웨어를 실행합니다. 본장치에 포함된 소프트웨어 버전에 대한 안내는 GT 450 IT 관리자 및 검사실 관리자설명서(IT Manager and Lab Administrator Guide)를 참조하십시오.

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 20227﻿성능 기술 규격항목세부사항스캔 속도< 32초/슬라이드, 15 mm x 15 mm(40x)스캔 해상도

0.26 µm/pixel(40x)처리량전원 기술 규격항목연속 처리량 시간 당 81장 슬라이드 15 mm x 15 mm(40x) .

세부사항입력 전원외부 AC/DC 어댑터(전원 공급 장치): 100‑240V, 50/60Hz, 최대 5A;

전력 소비+24 vdc @ 10.5 amps RMS

무정전 전원 공급장치 (UPS)기기: 24V

스캐너를 보호하기 위해서 Leica Biosystems는 서지 전압, 스파이크, 번개, 기타급격한 전력 변동으로부터 연결 부하를 보호하는 전력 조절 기능이 있는 정격
2200VA UPS를 사용할 것을 권장합니다. UPS는 스캐너를 추가로 20 ~ 30분 동안작동시켜서 사용자가 안전하게 끌 수 있게 해줍니다.

슬라이드 및 랙 기술 규격항목사용 가능 슬라이드10.5A

세부사항Aperio GT 450은 마운팅 용액으로 고정된 커버슬립이 있는 유리 슬라이드를스캔하는데 최적화되어 있습니다.

y 2.54 cm x 7.62 cm(1인치 x 3인치) 유리 슬라이드: 측정치는 ISO 8037/1을준수합니다.
y 최소 슬라이드 크기: 25 mm(폭) x 75 mm(길이)y 최대 슬라이드 크기: 26 mm(폭) x 76 mm(길이)y 두께: 0.9 mm ~ 1.1 mm에 최적화됨(커버슬립 제외)커버슬립/라벨은 유리 슬라이드 가장자리를 넘지 말아야 합니다. 전체 커버슬립 및라벨이 유리 슬라이드에 부착되어야 합니다. 커버슬립/라벨의 가장자리나 일부가들어올려져 있으면 안 됩니다. 슬라이드의 외부 표면은 마른 상태여야 합니다.
슬라이드는 일반적으로 다음을 사용하여 준비합니다.

y Eukitt와 같은 마운팅 용액을 사용한 유리 커버슬립y 통합 접착제를 이용한 필름 커버슬립3‑5µm에 최적화된 최대 조직 두께(마운팅 용액 포함).

8Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022﻿항목세부사항이용 가능한 커버슬립 다음의 일반적인 커버슬립 재료로 만들어진 0.17 mm 두께의 커버슬립에최적화되어 있습니다: 표준 현미경용 커버슬립 또는 셀룰로오스 트리‑아세테이트필름(현미경 커버필름)라벨 영역25 mm x 25 mm. 수기/인쇄된 비투명, 무광택(종이처럼 반사) 스티커.
라벨은 슬라이드의 가장자리를 넘거나 들려 있어서는 안 됩니다.

라벨은 슬라이드 바닥면에 부착해서는 안 되며, 슬라이드의 커버슬립이 있는 쪽에부착해야 합니다.
최대 라벨 두께 200 microns최소 라벨 크기 12 mm x 25 mm
이용 가능한 랙제공되는 랙지원 바코드환경 기술 규격항목바코드의 각 측면과 라벨 가장자리 사이 거리가 최소 0.5 mm이어야 합니다.

30개의 슬라이드 장착 용량을 가지고 있는 Leica Universal Rack(유니버셜 랙)을 포함하는 Leica HistoCore Spectra 워크스테이션 랙(염색기 및 커버슬리퍼)에 최적화되어 있으며, 이의 사용을 권장합니다. Sakura Prisma Stainer(사쿠라프리스마 스테이너) 및 Coverslipper Rack (20개 슬라이드 장착 용량) 또한 사용가능합니다.

15개의 Leica Universal 랙(30개 슬라이드 장착 용량)(부품 번호 23RACKGT450)이
Aperio GT 450과 함께 제공됩니다.
NW7QR 코드Data MatrixInterleaved 2 of 5
Code 39
Code 128
PDF417MicroPDF417

세부사항장비 치수20.8"(52.83 cm) 폭 x 28"(71.2 cm) 깊이 x 19.5"(49.53 cm) 높이작업대 기술 규격 및필요 공간표준 검사실 등급 최소 24"(61 cm) 폭 x 28" ~ 32"(71.12 cm ~ 81.28 cm) 깊이 x
29.25"(74.3 cm) 높이의 작업장, 가용 영역은 +/- 1.0도의 수평을 유지합니다. 각스캐너의 좌측으로 33 cm(13인치)의 공간을 두고 유지 보수 시 접근을 가능하게하고, 각 스캐너의 우측에 8 cm ~ -10 cm(3 ~ 4인치)의 공간을 두어 전원 스위치에접근할 수 있도록 합니다.

무게63.5 kg(140파운드)

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 20229﻿항목운영 환경세부사항

Aperio GT 450는 다음의 환경에서 운영하도록 설계되었습니다.
y 실내 사용y 과전압 분류 II

y 0% - 80% 습도, 비응축y 운영 온도: 15 - 30°C(59 - 86°F)보관 환경+5 ~ 40°C, 5 ~ 85% RH

시스템 열 방출최대 870BTU/hr.

운송 환경고도

오염도최대 고도 10,000 ft2환경

네트워크 기술 규격항목네트워크 인터페이스대역폭 요건10

0 - 50°C, 10% - 95% 습도(비응축)지침 2011/65/EU에 따라 RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 준수초당 1기가비트 이더넷세부사항

Aperio GT 450과 SAM 서버 간의 연결에 필요한 최소 대역폭은 60 ms 이하의 대기
시간에 1Gbps(초당 1기가비트) 이상의 속도를 가진 기가비트 이더넷입니다. SAM
서버와 영상 저장소(DSR) 간의 연결에 필요한 최소 대역폭은 초당 10기가비트이며대기 시간은 16 ms 이하입니다.

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

﻿

Aperio GT 450 스캐너 관리자(Scanner Administration Manager, SAM)서버 기술 규격i스캐너 관리자(SAM)는 최대 4대의 Aperio GT 450 스캐너를 지원합니다. 다수의 SAM 서버를네트워크에 추가할 수 있습니다.

Aperio GT 450 시스템의 네트워크 구성 및 데이터 흐름에 대한 내용은 14페이지의 “Aperio GT 450
네트워크 구성” 및 Aperio GT 450 IT 관리자 및 검사실 관리자 설명서를 참조하십시오.
CPU항목

하드디스크 용량메모리

네트워크 카드운영 체제세부사항

Intel Xeon Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, HT (85W)
DDR4‑2400(2) 800GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512n 2.5in Hot‑plug Drive, Hawk‑M4E,
3 DWPD, 4380 TBW메모리 DIMM 타입, 속도 및 수량: (2) 16GB 2666MT/s RDIMMs

Broadcom 57416 2 Port 10Gb Base‑T + 5720 2 Port 1Gb Base‑T, rNDC
Windows Server 2019

SAM 애플리케이션 소프트웨어를 호스트할 자체 서버를 구매 또는 가상 서버를 제공하실 수 있습니다.

Viewing 스테이션 기술 규격

Viewing 스테이션(부품 번호 23VS101)은 한 대 이상의 보정된 모니터와 Aperio ImageScope 버전 12.4
이상의 워크스테이션을 포함합니다.

Viewing 스테이션(Viewing Station)은 선택사항으로 Aperio GT 450 기본 제품에 포함되지 않습니다. 최적의이미지를 보려면 다음 기술 규격이 필수입니다.

클라이언트 워크스테이션항목세부사항CPU 속도Intel Core 2 Duo(또는 신형) 프로세서, 3.9GHz와 동등 또는 그 이상의 속도메모리8GB 이상 권장하드디스크 용량네트워크 카드비디오 카드운영 체제80GB의 사용 가능한 디스크 공간1 기가비트 이상의 속도를 가진 네트워크 카드모니터 해상도에 맞춘 24비트 칼러Windows 7 64비트 및 신형

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 202211﻿모니터최상의 품질의 영상을 보려면, 보정된 모니터를 사용해야 합니다.

Aperio 뷰잉 스테이션에 포함된 모니터는 Leica 내부 기술 규격에 맞춰 보정되어 있으며, 이는 염색 색상에특화된 것으로 병리학자가 디지털 슬라이드를 보는 것에 최적화되어 있습니다. 그러나, 자체적으로 모니터를구매하는 경우, sRGB 표준에 보정하면 수락 가능한 품질의 이미지를 볼 수 있습니다.

항목세부사항

디스플레이 유형LCD(평판)스크린 크기

60 cm(24인치) 이상스크린 해상도지원 색상색 농도밝기

대조비율
보정

121920(h) x 1200(v) 픽셀1,670만 색상
24비트

300 cd/m2, 180 cd/m2(DICOM 사전 설정)
1000:1보정된 모니터를 이용해야 합니다Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

﻿

Aperio GT 450 규정준수 기술 규격이 장치는 FCC 규칙 파트 15를 준수합니다. 작동에 대해 다음과 같은 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는유해한 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 일으킬 수도 있는 간섭을 포함해 모든수신되는 간섭을 허용해야 합니다.
이 장치는 테스트에서 다음과 같은 기준을 준수하는 것으로 나타났습니다.

항목안전EMC세부사항IEC 61010‑1:2010
IEC 61010‑1:2010/AMD1:2016
IEC 61010‑2‑081:2018
UL 61010‑1:2012/R:2019‑07
UL 61010‑2‑081:2019
CAN/CSA C22.2 No. 61010‑1:2012/A1:2018
CAN/CSA C22.2 No. 61010‑2‑081:2019
EN EIC 61010‑2‑081:2020
EN 61010‑1:2010/A1:2019
EN 61326(방출)VCCI CISPR 32
KN 32
FCC/IC

Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 202213﻿

Aperio GT 450 네트워크 구성이 단원에서는 최적화된 스캐닝 및 이미지 보기 성능을 위해 Aperio GT 450을 네트워크에 어떤 방법으로구축하는지 설명합니다. 보다 자세한 정보는 Aperio GT 450 IT 관리자 및 검사실 관리자 설명서(IT Managerand Lab Administrator Guide)를 참조하십시오.
Aperio GT 450 스캐너이미지
데이터
TCP 2762

구성 데이터
포트 44386

이미지메타데이터
포트 44386시간 동기화
포트 123
SAM 데이터서버Mirth이벤트이벤트DICOM 변환기구성 데이터이벤트 데이터포트 6662, 6663

SQL 서버데이터베이스로그데이터

SAM 서버 파일 시스템SAM 서버보안 포트 443이미지메타데이터
포트 44386이미지 데이터 UDP 137, 138
TCP 139, 445

14

SAM 웹페이지Aperio eSlide 관리자 데이터서버이미지 서버 파일 시스템DSR 서버Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022﻿데이터 유형이미지 데이터설명

스캐너가 DICOM 이미지 데이터를 DICOM 변환기로 전송합니다.
데이터는 TLS 암호화를 사용하여 전송됩니다.

TCP 2762

DICOM 변환기가 이미지 데이터(변환된 SVS 파일 또는 원본 DICOM데이터 중 하나로)를 DSR 서버의 영상 파일 시스템으로 전송합니다.
데이터는 SMB3 암호화를 사용하여 전송됩니다.

UDP 137, 138스캐너가 SAM 데이터서버에 신호를 보내 구성 데이터를 요청합니다.
SAM 데이터서버가 스캐너에 구성 데이터를 보냅니다. 데이터는 TLS
암호화를 사용하여 전송됩니다. 스캐너와 SAM 데이터서버 간의 통신이스캐너에 구성 설정됩니다.

44386

이미지 구성 페이지에 있는 호스트 이름과 포트 설정을 이용하여스캐너와 DICOM 변환기 사이의 통신을 구성합니다.

스캐너 구성데이터

포트이미지 페이지에 있는 파일 위치 설정을 이용하여 DICOM 변환기와DSR 간의 통신을 구성합니다.

TCP 139, 445

SAM 데이터서버가 구성 데이터를 SAM 서버의 SQL 서버데이터베이스에 저장합니다.
시간 동기화영상 메타데이터SAM 데이터서버가 SAM 웹페이지에 구성 데이터를 표시합니다.

SAM과 여러 스캐너 간의 시계 동기화가 네트워크 시간 프로토콜을이용하여 유지됩니다.

스캐너가 영상 메타데이터를 SAM 데이터서버에 전송합니다. 데이터는TLS 암호화를 사용하여 전송됩니다. 스캐너와 SAM 데이터서버 간의통신이 스캐너에 구성 설정됩니다.

UDP 12344386

SAM 데이터서버가 이미지 메타데이터를 DSR의 Aperio eSlide관리자 데이터서버로 전송합니다. 데이터는 TLS 암호화를 사용하여전송됩니다.
메시징 및 이벤트데이터

DSR 페이지에 있는 호스트 이름과 포트 설정을 이용하여 SAM
데이터서버와 스캐너 사이의 통신을 구성합니다.

스캐너가 로그와 이벤트 데이터를 Mirth Connect 서버에 전송합니다.
민감한 데이터는 전송되지 않습니다.

6662, 6663

이벤트 처리 구성 페이지를 참조하여 스캐너와 Mirth Connect 서버간의 통신을 구성합니다.

Mirth 커넥트 서버가 중요 이벤트와 오류 데이터를 SAM 데이터서버에복사하면, SAM 데이터서버가 이 데이터를 SQL 데이터베이스에전송합니다. 이 데이터가 SAM 이벤트 로그를 통해 보고됩니다.
SAM 데이터서버가 SAM 웹페이지에 이벤트 데이터를 표시합니다.

Mirth Connect 서버가 로그 데이터를 처리하고 파일 시스템에보관되는 이벤트 로그에 추가됩니다. Mirth와 이벤트 로그 간의 통신은Mirth 애플리케이션 설정에서 구성됩니다. 이것은 SAM을 통해 접근할수 없습니다.
Aperio GT 450 기술 규격, 개정본 D © Leica Biosystems Imaging, Inc. 2022

15

LeicaBiosystems.com/Aperio