取扱説明書
たちあっぷ ® オプション品

ベットでとまるくん
品番：CKA-CK「ベットでとまるくん」は、「たちあっぷ」をベッドで使用する際の安定性を向上させる製品です。

目次！安全に関する表示

２

1. 使用上のご注意

２

2. 設置上のご注意

2

3. 仕様・構成部品

3

4. 設置にあたって4

5. 組立手順4

6. ご使用前の確認

8

7. お手入れ方法

9

お買い上げありがとうございます
販 売 店 様：この説明書は必ずお客様に説明してからお渡しください。
ご利用者様：使用前にこの説明書を必ずお読みになり大切に保管してください。
※「たちあっぷ 」の取扱説明書と合わせてご覧ください。
※本書で「たちあっぷ」と表現している部分は、特にことわりを記載している場合を除き、弊社商品「たちあっぷ」「たちあっぷⅡ」を指します。

矢崎化工株式会社

保管用
よくお読みください！安全に関する表示				※いずれも安全に関する内容ですので必ず守ってください。

誤った使用をされた場合、「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。
誤った使用をされた場合、「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。

してはいけない内容です。
禁止

必ず守っていただく内容です。
必ず守る

1. 使用上のご注意

警告●たちあっぷの安定性向上以外の用途では使用しない。
禁止「ベットでとまるくん」は、「たちあっぷ」をベッドで使用する際の安定性を向上させる製品です。
それ以外の目的で使用すると事故やケガの原因になります。

●水平方向の力を加えると、「たちあっぷ」が移動する可能性があるので注意する。
必ず守る「ベットでとまるくん」は、「たちあっぷ」をベッドで使用する際の安定性を向上させるものであり、固定するものではありません。
水平方向の力を加えると「たちあっぷ」が移動し、すき間ができる可能性があるので注意してください。

注意
禁止●足を掛けたり、踏み台として使用しない。
●ツマミ部分が突起しているので、衣服などを引っ掛けないように注意する。
●ベッドを移動させる場合は、「ベットでとまるくん」
を外してから移動させる。

必ず守る●製品に異常を見つけた場合は使用を中止する。

正しく設置できない場合や機能を損なう状態の場合は直ちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

2. 設置上のご注意

警告●弊社製品と他社製品を組み合わせない。

破損やケガの原因になります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。

禁止●改造・加工は絶対に行わない。
事故の原因になります。

●設置後、ガタつき・ねじやツマミのゆるみ・締め忘れがないことを必ず確認する。
取付けが不安定な状態で使用すると破損や事故、ケガの原因になります。

必ず守る●必ず左右セットで使用する。

注意●指定締付けトルク値以上で締め付けない。

破損するおそれがあります。（「5. 組立手順」で示すトルク値に従って締め付けてください。）●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。

金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。

●火のそば・熱器具（ストーブ等）の近くでは使用しない。
禁止

金属部分が熱くなり火傷の原因になります。変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。

●水やお湯に濡れる場所では使用しない。
変質や破損するおそれがあります。

●昇降機能のある電動ベッドには、「ベットでとまるくん」を使用しない。

「ベットでとまるくん」を使用したままベッドを昇降すると、破損や機能を損なう原因になります。

●一般家庭の室内で使用する。
必ず守る●組み立ては納入業者が行う。
●定期的にガタつき・ねじやツマミのゆるみ・部品の破損がないことを確認する。
2

3. 仕様・構成部品※部品が揃っていない、または破損している場合は直ちにお買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様品

名品番

外

観

対象たちあっぷ品番
CKA-01、CKA-02、CKA-03、CKA-04、CKA-01-1、CKA-02-1、
CKA-11、CKA-12、CKA-13、CKA-14、
CK I -21、CK I -22、CKA-22、
CKA-23、CKA-24、CKA-31

EGA

ベットでとまるくん

DCKA-CKBFC

構成部品記号

部品名

数量サイズ

Aとまるくん ジョイント

240×56×58 mm

アルミ合金

Bとまるくん アーム(ゴム板付)

2130×125×21 mm

アルミ合金・ゴムCとまるくん ストッパーR

134×23×28 mm

アルミ合金

Dとまるくん ストッパーL

134×23×28 mm

アルミ合金

Eとまるくん ツマミ

2M8×20 mm

樹脂・ステンレス

Fとまるくん ツマミS2

M5×10 mm

樹脂・ステンレス

G

六角穴付きねじ4

M6×12 mm

ステンレス

ー六角レンチ(対辺5mm）

1

対辺5 mm

スチール

3材

質部品

図4. 設置にあたって・床面からベッドサイドフレーム下端までの高さが 25mm ～ 340mm のベッドに対応できます。
・ベッドサイドフレーム裏側にストッパーを取り付けられる空間がない場合 ( 図 2) は、ストッパーは取り付けずアーム  だけを差し込んでご使用ください。  その場合、横方向荷重に対する安定性は低下しますが、「ベットでとまるくん」を使用しない場合に比べると、  手すりフレームのぐらつきの軽減や、「たちあっぷ」の転倒防止といった効果を得ることができます。

ストッパーが取付不可能な場合
25mm～340mm

ストッパーが取付可能な場合

ベッドサイドフレーム

（図 1）

ストッパー

アーム

ベッドサイドフレーム（図 2）

5. 組立手順※ 組み立ては納入業者が行ってください。

5-1. 床面からベッドサイドフレーム下端までの高さを測る
ベッドサイドフレーム下端までの高さ［図１］a の寸法によって、組立方法が異なります。
はじめに床面からベッドサイドフレーム下端までの高さ［図１］a を測ってください。

［ 図 1］

ベッドサイドフレーム
ベッドサイドフレーム
床面

4a5-2.「ベットでとまるくん」を組み立てる(1) [ 図1 ］a の寸法が「25mm ～ 130mm」の場合①ジョイントとアーム ( ゴム板付）を図のように組み合わせ、六角穴付きねじ 2 本を六角レンチで固定します。
一つを組み立てたら、もう一つは左右対称になるように組み立ててください。
②向きに注意して、ストッパーを取り付けてください。
ベッドサイドフレーム裏にストッパーを取り付けられる空間がない場合は、ストッパーを取り付けないでください。
※ 25 ～ 50㎜の場合はストッパーが付けられないため、ストッパーなしでお使いください。

六角穴付きねじ(M6×12)…２本ジョイント(ツマミ付)

完成図

六角レンチ
対辺：5mm！
確認 締付けトルク：
2.7N・ｍ{28kgf・cm}

アーム(ゴム板付)
ストッパーL（ツマミS付)

ストッパーR（ツマミS付)(2) [ 図1 ］a の寸法が「25mm ～ 200mm」の場合①ジョイントとアーム ( ゴム板付 ) を図のように組み合わせ、六角穴付きねじ 2 本を六角レンチで固定します。
一つを組み立てたら、もう一つは左右対称になるように組み立ててください。
②向きに注意して、ストッパーを取り付けてください。
ベッドサイドフレーム裏にストッパーを取り付けられる空間がない場合は、ストッパーを取り付けないでください。
※ 25 ～ 50㎜の場合はストッパーが付けられないため、ストッパーなしでお使いください。

六角穴付きねじ(M6×12)…２本

完成図
ジョイント(ツマミ付)

六角レンチ
対辺：5mm！
確認 締付けトルク：
2.7N・ｍ{28kgf・cm}

アーム(ゴム板付)
ストッパーL（ツマミS付)

ストッパーR（ツマミS付)

5

(3)［ 図1］a の寸法が「150mm ～ 280mm」の場合①ジョイントとアーム ( ゴム板付 ) を図のように組み合わせ、六角穴付きねじを六角レンチで固定します。
一つを組み立てたら、もう一つは左右対称になるように組み立ててください。
②向きに注意して、ストッパーを取り付けてください。   ベッドサイドフレーム裏にストッパーを取り付けられる空間がない場合は、ストッパーを取り付けないでください。

アーム(ゴム板付)

ジョイント(ツマミ付)

完成図

ストッパーL（ツマミS付)六角穴付きねじ(M6×12)…２本
六角レンチ
対辺：5mmストッパーR（ツマミS付)！
確認 締付けトルク：
2.7N・ｍ{28kgf・cm}(4)［ 図1］a の寸法が「150mm～ 340mm」の場合①ジョイントとアーム ( ゴム板付 ) を図のように組み合わせ、六角穴付きねじ 2 本を六角レンチで固定します。
一つを組み立てたら、もう一つは左右対称になるように組み立ててください。
②向きに注意して、ストッパーを取り付けてください。
ベットサイドフレーム裏にストッパーを取り付けられる空間がない場合は、ストッパーを取り付けないでください。

ストッパーL（ツマミS付)ジョイント(ツマミ付)
アーム(ゴム板付)

六角穴付きねじ(M6×12)…２本
六角レンチ
対辺：5mm！
確認 締付けトルク：
2.7N・ｍ{28kgf・cm}

ストッパーR（ツマミS付)

注意●指定締付けトルク値以上で締め付けない。
禁止

破損するおそれがあります。

●ねじは、ねじ穴に対してまっすぐ締め付ける。
必ず守る

無理に締め付けるとねじ山の破損の原因になります。

6

完成図

5-3.「ベットでとまるくん」を「たちあっぷ 」に取り付ける●「たちあっぷ」の取扱説明書も合わせてご覧ください。
●  六角レンチ ( 対辺 4mm) は「たちあっぷ」に添付されているものをご使用ください。
1. 六角レンチでたちあっぷスタンドの六角穴付き止めねじをゆるめ、手すりフレームを取り外します。（図 1）
2. たちあっぷスタンドにツマミが両方内側になるように「ベットでとまるくん」を通し、手すりフレームを再び差し込みます。（図 2）
手すりフレームは、スタンド底面、または六角穴付き止めねじ (M10 × 36) に当たるまで差し込んでください。
3. 六角穴付き止めねじ (2 箇所）を六角レンチで締め付け、手すりフレームを固定してください。( 図３)
（図1）

（図3）

（図2）

！
確認 締付けトルク：
3.9～4.9N・ｍ{40～50kgf・cm}

六角穴付き止めねじ（M8×6）…2×スタンド本数
六角レンチ
対辺：4mm注意●「たちあっぷ」の六角穴付き止めねじ (M8 × 6) は必ず締め付ける。
必ず守る

六角穴付き止めねじ (M8 × 6) の締付けトルクは 3.9 ～ 4.9N・ｍ {40 ～ 50kgf・ｃｍ } です。

5-4.「ベットでとまるくん」アーム ( ゴム板付 ) の位置決め
アーム ( ゴム板付 ) のゴム板をベッドサイドフレームの下面に確実に押し当てて位置決めし、ツマミを締め付けてください。

！
確認 締付けトルク：
2～4N・ｍ{20～40kgf・cm}

ベッドサイドフレーム

ツマミ

ベッドサイドフレーム

アーム

ゴム板

確実に当ててください。

注意●「ベットでとまるくん」のアームとベッドサイドフレームは、垂直になるように取り付ける。
必ず守る●「たちあっぷ」はベッドと平行にして、すき間を空けないように設置する。
7

5-5. 「ベットでとまるくん」ストッパーの固定
ストッパーをベッドサイドフレームの裏側に確実に押し当てて位置決めし、ツマミ S を締め付けてください。

ベッドサイドフレーム
裏側
アーム

ストッパー
ツマミ S

確実に当ててください！
確認 締付けトルク：
0.5～1.5N・ｍ{5～15kgf・cm}

注意●設置後、ガタつき・ねじやツマミのゆるみ・締め忘れがないことを必ず確認する。
必ず守る

事故やケガの原因になります。

6. ご使用前の確認！ 設置完了後、また定期点検時に、ガタつき・ねじやツマミのゆるみ・部品の破損がないか確認してください。
ベットでとまるくんにガタつきは チェック✓ありませんか？
→ガタつきや異音がある場合は、ねじやツマミをしっかりと締め付けてください。
（参考：P5 ～ 8）

【締付け該当箇所】

上記の確認をしても異常がある場合は、お買い上げの販売店またはレンタル事業者、ケアマネジャーにご相談ください。

87. お手入れ方法
7-1. 日常のお手入れ● 水か中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。

注意●酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。

錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。
必ず中性洗剤を使用してください。

禁止●シンナー・ベンジンなどは使用しない。
変質して破損するおそれがあります。

●たわしや磨き粉などで磨かない。
傷がつくおそれがあります。

必ず守る●直射日光は避けて、陰干しする。

7-2. 点検● 定期的に点検を行い、ガタつき・ねじやツマミのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認してください。

注意

必ず守る

● 定期的にガタつき・ねじやツマミのゆるみ・部品の破損・その他異常がないことを確認する。
異常があった場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご相談ください。

7-3. 消毒方法● 消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
● アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。
●オゾンガ ス・ホ ルムアルデヒドガス は消毒後は、仕上げに水拭きをしてください。
使用しない。
● この製品に使用している素材の物性を考慮した消毒方法を禁止
変質して破損するおそれがあります。
選択してください。
● 塩素系の消毒液を使用する場合は、使用する消毒液の使用●アルコール系の消毒液や逆性石鹸、塩素系の方法及び使用上の注意に従い、希釈して使用し、仕上げに消毒液が付着した場合は水拭きをし、製品水拭きをしてください。
表面に消毒液が残らないようにする。
必ず守る( 参考：次亜塩素酸ナトリウム 6％水溶液なら錆、変色、変質、塗装の剥がれの原因になります。
120 倍～ 300 倍程度に希釈 )注意

7-4. 保管方法● 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。

注意●製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管する。
必ず守る9

高温多湿の場所で保管すると、変形、結合部の外れの原因になります。

1011※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

矢崎化 工株式会社■本社〒 422-8519■ 北 海 道 支 店

福祉介護機器課■ 神 奈 川 支 店

福祉介護機器課■ 広 島 支 店

福祉介護機器課〒 072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
TEL 0126(63)4285 FAX 0126(63)4459〒 257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
TEL 0463(81)4315 FAX 0463(81)4316〒 738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
TEL 0829(36)1111 FAX 0829(36)3890

静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1■ 仙 台 支 店

福祉介護機器課■ 静 岡 支 店

福祉介護機器課■ 九 州 支 店

福祉介護機器課〒 981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
TEL 022(382)2145 FAX 022(382)1099〒 422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
TEL 054(286)1101 FAX 054(286)3988〒 820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1
TEL 0948(72)0310 FAX 0948(72)4026■ 関 東 支 店

福祉介護機器課■ 東 京 支 店

福祉介護機器課〒 373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
TEL 0276(38)1511 FAX 0276(38)3522〒 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
TEL 04(2944)7113 FAX 04(2944)7007■ 名 古 屋 支 店

福祉介護機器課■ 大 阪 支 店

福祉介護機器課〒 484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
TEL 0568(67)0111 FAX 0568(67)7219〒 569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
TEL 072(672)8440 FAX 072(673)8822

10102211

DW-134-07