残留塩素計

CL17sc

本装置はDPD試薬による吸光光度法を採用した間欠連続式の残留塩素計です。水道水や冷却水の残留塩素測定に使用されます。
低コスト，低メンテナンスで2.5分周期の測定を行い，迅速性と信頼性を確保しております。
上水試験方法（厚生労働省告示）に規定されたDPD法とは，緩衝液の組成などで一部異なる部分もありますが，上水試験方法に基づく測定値と高い相関を得ることができます。
使用する「試薬」と「測定モード」を切り替えることで，遊離残留塩素，全残留塩素何れの測定にも対応しています。
特長○ 試薬による比色法のため，汚れによる感度低下がありません。

○ 比色計の光量調整（基本的に1日1回）により感度低下を防ぎます。また，光量調整度合が常に表示され，比色計汚れ具合の目安となります。
○ メンテナンス性がよく，1ヶ月間の無人運転も可能です。
○ 試薬は，粉末試薬を溶解するだけの簡単な調製でお使いいただけます。わずらわしい調合は不要です。
○ 計器内で使用するチューブがキット化され，チューブ交換が簡単です。
○ 流量計が内蔵され，現在の流量が表示されます。流量低下や超過時に，接点出力（警告）することができます。

○ SC4500との組み合わせで使用します。SC4500の特長（タッチパネル操作，エラー・警告表示等）と，機能（伝送出力，リレー出力，データログ，USBメモリー接続可等）を持ち合わせています。

標準仕様
製品
名：残留塩素計測 定 対 象：遊離残留塩素または全残留塩素
測 定 方 式：DPD指示薬と緩衝液によるDPD比色法（EPA認可）光源；LED 測定波長；510nm
測 定 範 囲：塩素；0.03〜10.00mg/L
流量；0〜200mL/min（実測は100～200ｍL/min）
伝送出力設定範囲：00.00〜99.99mg/L（任意設定可）0〜999mL/min（任意設定可）測 定 単 位：塩素；遊離塩素mg/L，全塩素mg/L
流量；mL/min
最 小 目 盛 値：塩素；0.01mg/L
流量；0mL/min
表 示 桁 数：塩素；少数点以下2桁
流量；整数のみ
精度：0.03〜5.00mg/L；±5％ または±0.04mg/L（いずれか大きい方）
5.00〜10.00mg/L；±10％繰 返 し 性：±5％または±0.01mg/L（いずれか大きい方）

測 定 周 期：2.5分/1回（2.5分/1回による測定を繰り返します）
測定値平均化機能：平均化なし，2回平均，3回平均，不規則な測定値除去
校 正 方 法：プログラム済み検量線を使用するため基本的には不要
ゼロ水とスパンによる2点調整（合わせ込み機能）あり
試 料 水 条 件：断水しないこと＊1（連続して試料水を計器へ供給すること）
流量；計器入口100〜200mL/min（100mL/min推奨）＊2
圧力；計器入口35〜60kPa（50kPa推奨）※ヘッド圧により試料水を供給する場
合は，計器上部よりヘッド差100cm以上必要です。
温度；5〜40℃
pH  ；5〜10
ただし，アルカリ度＊3100mg/L（CaCO3）以上の場合は，pH6〜10とする。
濁度；40メッシュフィルター以下を通過すること。
海水；遊離塩素のみ対応可。
試料水前処理；標準付属の試料水圧力調整キッ
トスタンドパイプ（ヘッドによる調整）または減圧弁付き前処理（ボールバルブ，Y型ストレーナー）を使用します。
供給試料水圧力；50〜300kPa＊1 試料水条件の範囲外で使用した場合は，測定部などの汚れの原因となる他，計器本体が破損する恐れがあるため，保証対象外となります。
必ず試料水条件の範囲内で使用ください。
「試料水流量低」警告により，流量が使用範囲以下となると自動的に測定が停止します。試料水が復旧すると測定は自動的に再開されます。
＊2 計器本体への試料水圧力が60kPaを超えるとチューブを破損する恐れがあります。
＊3 試料水の緩衝度合を表します。緩衝液により適切なpHに調整します。

動作周囲温度・湿度  ：5〜40℃，0〜90％RH（結露しないこと）妨 害 物 質：①臭素，二酸化塩素，過マンガン酸，オゾン等の酸化剤は測定値に加算されます。
②六価クロムは測定値に加算されます。
1mg/L Cr 6＋=約0.02mg/L（Cl2）③濁度は30NTUで約−8％測定値に影響があります。
④硬度は遊離塩素と全塩素測定で影響が異なります。
遊離塩素；500mg/L（CaCO3)で約−5％，1000mg/L（CaCO3)で約−10％測定値に影響があります。
全塩素；100mg/L（CaCO3)で約−5％，200mg/L（CaCO3)で約−10％測定値に影響があります。
電源・消費電力：変換器SC4500より検出器へDC12V電源供給
SC4500(AC100V，50Hz供給時，オプション無し)接続時消費電力；最大20VA
保 護 構 造：屋内仕様，IP66，汚染度Ⅲ，設置カテゴリⅠ，感電保護クラスⅢ
検出器ケーブル：1.8±0.2m（オプションの延長ケーブルで12mまで延長可能）
配 管 接 続 口：試料水入口；外径0.250インチチューブ用継＊手（外径0.250インチチューブ標準付属）
外部エアブレイクドレイン；内径0.500イン
チチューブ用継手＊（内径0.500インチチューブ標準付属）
エアパージ入口；別途穴開け加工と0.375（3／8）
インチ継手が必要。乾燥した清浄な計装エア（最大3L/min，138kPa）供給。
＊専用屋内自立架台（オプション仕様）付きの場
合は，「架台試料水入口：VP16」
および「架台排水口：VP25」となります。
質量：本体 約3.5kg（試薬なし）
設 置 方 式：壁掛け
オプション；専用屋内自立架台（耐蝕性アルミ），ポール取付け金具（SUS）
試 薬 消 費 量：指示薬……………473mL 1本／月
緩衝液……………473mL 1本／月
DPD粉末指示薬…24g／月（試薬交換時，指示薬に混ぜて使用）

ペリスタポンプ（試薬ライン）
ピンチバルブ（試料水ライン）

ステータスライト● 変換器  SC4500

部：3.5インチTFT液晶カラー表示，タッチパネ
ル(画面ロック機能あり)，1〜4項目の測定値を一画面で表示，測定値のグラフ表示
伝 送 出 力：5チャンネル絶縁型，DC 4〜20mAまたは
DC 0〜20mA，負荷抵抗；最大500Ω
リ レ ー 出 力：2チャンネル無電圧接点（トランスファー接点（c接点）），接点容量；AC 240V  5A
アラーム（濃度異常）／フィーダー制御／2点制
御／警告／タイマー／システムエラー
USB ポ ー ト：USBメモリーによるデータログ・イベントロ
グ（各512KB）の読み出し，変換器や検出器のソフトアップデートに使用
外 形 寸 法：144（W）
×192
（D）
×144
（H）
mm
質量：本体 約1.8kg
動作温・湿度：−20〜60℃，95％R.H，結露しないこと
保管温・湿度：−20〜70℃，95％R.H，結露しないこと
電源・消費電力：AC 100〜240V（±10％），50/60Hz，最大100VA（接続する検出器種類・数量・オプションモジュール等により異なります）
SC4500単体(AC100V，50Hz供給時)；最大20VA
保 護 構 造：NEMA4X/IP66
電 気 認 証：CE（EMC），UL／CSA（安全性）
筐体材質/塗装：アルミニウム（腐食耐性仕上げ）に粉末塗装，ポリカーボネート
設 置 方 法：パネル組込み/壁掛け／パイプ取付／専用ポールスタンド

結表

示線

図

SC4500扉のネジ トルクスT25

SC4500変換器
mA伝送出力モジュール

ShieldShieldOUTPUT5−OUTPUT5＋OUTPUT４−OUTPUT４＋OUTPUT３−
OUTPUT３＋
OUTPUT２−OUTPUT２＋OUTPUT１−OUTPUT１＋

接点容量 : AC240V 5A※ 適合ケーブル : AWG18ｰ16端子ピッチ : 5.1mm 幅 : ２．３mm

流量計

測定サイクルライト● 電源ボックス タイプ2

リレー1121110987654−＋−＋−＋出力4出力32※1351

リレー21接地(D種) PE

指示薬＋

出力2 伝送出力
0〜20mA/4〜20mA
出力1 最大負荷500Ω

リレー1502＋49484※ 適合ケーブル : AWG18ｰ16
M4ネジ接続(トルクスT20)

検出器−PEN♯２（NEU） 2L♯1(HOT) 1

検出器−2116433※ 適合ケーブル : AWG18ｰ16端子ピッチ : 5.1mm 幅 : ２．３mm

緩衝液

電源ボックスタイプ2/洗浄無し（オプション）
端子 : M3.5 幅 : 8mm

5リレー2比色計※ 適合ツイストケーブル : AWG28-16（ツイストペアシールドケーブル推奨）
端子ピッチ : 3.5mm 幅 : 1.5mm
0〜20mA/4〜20mA 最大負荷500Ω

出力5デジタル検出器
接続コネクタブレーカ（30AF/3AT）
9392

42319190

電源供給
AC100V〜240V (±10％)50/60HzPE

接地(D種)

端子 : M5
幅 : 13mm
PE※1 : リレー出力を使用される場合は，付属のケーブルを接続します。

単位：mm

取付穴（4箇所）

328

● 検出器

298

1917.6312342

3189

外形寸法図

参考図

7.6

取付穴寸法

388

測定排水ドレン
内径0.500（1/2）
インチ

177

計器内水抜きドレン
内径0.500（1/2）
インチ

451

ケーブル長
1.8±0.2m

試料水入口
外径0.250（1/4）インチ（最大圧力35kPa）

エアパージ接続口（オプション）
別途穴開け加工と0.375（3/8）
インチ継手接続が必要

660

ケーブルコネクタ● 変換器 SC4500

150（シーリング寸法）
135※適合ポールサイズφ20〜63mm
ポール取付方法（垂直または水平取付）

（158）

140

4ーφ6.6143

4ーφ17

パネルカット寸法
1580
A

4ーM5深さ680

15540153

14440SC4500A

マウンティングブラケット

AーA 断面207
26 1313 26

2ーφ16ケーブル接続口

4040

15

4ーM5深さ10SC4500

デジタル検出器接続コネクター

28

3ーφ21ケーブル接続口

φ21接点出力
接続口

38

59

34

内圧調整ベント20 20

φ21電源ケーブル接続口

34

5

34

613.5（49）

126

4ーC17

4ーφ7.8ザグリφ13.5深さ6裏
192

144

137

0°

13150（シーリング寸法）

（176）

123

壁取付方法

置例

● ポールスタンド取付け※2スタンドパイプ
ポール取付金具

222

610以上
検出器上部からの高さ

スタンドパイプ

50Aパイプ※オプション
※1 電源ボックスは仕様によりタイプを選択※2 スタンドパイプ付き仕様（スタンドパイプとはオーバーフロー用のパイプです）※3 減圧弁付き仕様

変換器

SC4500※1

電源ボックス

ポール取付金具

残留塩素計
検出器

ポールスタンド

1600±10

検出器より

Y型ストレーナー
328

120(366)

外部エアブレイク
ドレイン216(341)

スタンドパイプ付き仕様の場合(任意の位置に取付けのこと。
)

160

設

減圧弁電源ボックス(タイプ1)※3減圧弁ポール
取付金具
4ーφ5160±1(基礎ボルト位置)

Y型ストレーナー

160±1(基礎ボルト位置)

260

減圧弁付き仕様の場合(任意の位置に取付けのこと。
)

160

6240

電源ボックス(タイプ2)

260

（251）

（281）

300±1（基礎ボルト位置）（減圧弁付き100型架台）

3−φ14（40）● 専用屋内自立架台

変換器

（40）

420±1（基礎ボルト位置）

40※オプション
※1 電源ボックスは仕様によりタイプを選択

40

142

100型架台120SC4500※1
電源ボックス160

残留塩素計検出器

1502±10

電源ボックス（タイプ1）
減圧弁
試料水入口

（230）

500

270

380

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp

https://www.toadkk.co.jp/

240

202

Y型ストレーナー

排水口

160

露結水出口

25（15）

328

外部エアブレイク
ドレイン

147±5.5 130

246

104

7.5±5.5

63±5.5

電源ボックス（タイプ2）●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2024年02月作成