電極式アンモニア計

AISEsc

本器は，公共下水処理工程の硝化プロセスを制御するために必要な，反応槽のアンモニア濃度を連続監視します。妨害物質であるカリウムイオンの影響を抑えます。

特長○ 浸漬型検出器

反応槽に検出器を直接浸漬し，試料水の前処理を必要とせず，タイムロスが少ないアンモニア測定が可能です。また，設置コストの低減が可能です。
○ 全ての電極が 1 つのカートリッジにNH4＋，K＋，参照電極が 1 つのカートリッジに装着されているため，電極交換が容易です。
○ 妨害物質であるカリウムイオンの影響を抑制○ クリーニングシステム（オプション）

電極部を洗浄するための自動エアクリーニングシステ

ム（オプション）を装着できます。電極の洗浄頻度を軽減させます。

標準仕様
製品
名：電極式アンモニア計
測 定 方 式：イオン電極式連続測定
カリウムイオン，温度補償機能付き
測 定 範 囲：アンモニア性窒素（NH4−N）
0.2〜1000mg/L（定常時の濃度が1.0mg/L以下の場合，電極カートリッジの寿命が短くなることがあります。
）試 料 水 条 件：流速；最大 3 m/秒（検出器単体において）
水温；2〜40℃
pH ；5〜9耐圧；0.03MPa以下
水深；0.3〜3.0m
応 答 速 度：90％応答 3分以内
繰 返 し 性：標準液にて測定値の5％+0.2mg/L
校 正 方 法：センサコードによる校正；電極カートリッジ
交換時のセンサコード入力による校正
1点（NH4−N, K＋）または２点（NH4−Nのみ）
校正；標準液または手分析値への合わせこみ
電源・消費電力：変換器より検出器へDC12V電源供給
SC4500（AC100V，50Hz供給時，オプション無し）
接続時消費電力；最大20VA
質量：本体；約2.5㎏（電極カートリッジ取付け時）
保管温度・期間：検出器；−20～60℃
電極カートリッジ；10～30℃，出荷日より１ケ月以内
検出器ケーブル：標準10m，オプションの延長ケーブルで100mまで延長可能

設 置 方 法：浸漬型ホルダー取付（オプション）保 護 構 造：IP68材質：検出器；SUS DIN 1.4571，ASA＋PC，シリコン，PVC，PU
電極カートリッジ；SUS DIN 1.4571，PVC，
POM，ABS，NBR
クリーニングユニット（オプション）；TPE，PUR，SUS DIN 1.4571
SUS DIN1.4571は JIS SUS316Ti 相当

オプション● HOABクリーニングシステム（115V）＋検出器洗浄ユニット

洗 浄 方 式：コンプレッサーを使用した空気吐出による間欠洗浄
コンプレッサー排出圧力；0.310MPa
コンプレッサー排出量；2140L/時間（35.7L/分）
洗 浄 周 期：最短周期は15分以上（変換器により設定，初期設定；60分）
洗 浄 時 間：最長時間は60秒まで（変換器により設定，初期設定；60秒）
動作温・湿度：−20〜50℃，95％R.H.以下，結露しないこと
保管温・湿度：−20〜70℃，95％R.H.以下，結露しないこと
保 護 構 造：NEMA4X/ IP66
電源・消費電力：AC 115V，50/60Hz，450VA
接点ヒューズ：250V，8A
質量：約12kg（HOABクリーニングシステムのみ）

● 変換器  SC4500

表

示部：3.5インチTFT液晶カラー表示，タッチパネ
ル（画面ロック機能あり），1〜4項目の測定値を一画面で表示，測定値のグラフ表示
伝 送 出 力：5チャンネル絶縁型，DC 4〜20mAまたは
DC 0〜20mA，負荷抵抗；最大500Ω
リ レ ー 出 力：2チャンネル無電圧接点（トランスファー接点（c接点）），接点容量；AC 240V  5A
アラーム（濃度異常）／フィーダー制御／2点制御／警告／タイマー／システムエラー
USB ポ ー ト：USBメモリーによるデータログ・イベントロ
グ（各512KB）の読み出し，変換器や検出器のソフトアップデートに使用
外 形 寸 法：144（W）×192
（D）
×144
（H）mm

結線

質量：本体 約1.8kg
動作温・湿度：−20〜60℃，95％R.H，結露しないこと
保管温・湿度：−20〜70℃，95％R.H，結露しないこと
電源・消費電力：AC 100〜240V（±10％），50/60Hz，最大100VA（接続する検出器種類・数量・オプションモジュール等により異なります）
SC4500単体（AC100V，50Hz供給時）；最大20VA
保 護 構 造：NEMA4X/IP66
電 気 認 証：CE（EMC），UL／CSA（安全性）
筐体材質/塗装：アルミニウム（腐食耐性仕上げ）に粉末塗装，ポリカーボネート
設 置 方 法：パネル組込み/壁掛け／パイプ取付／専用ポールスタンド

図● クリーニングシステムあり
SC4500 変換器

SC4500扉のネジmA伝送出力モジュール

Shield 12
Shield 11

OUTPUT5− 10
OUTPUT5＋ 98
OUTPUT4＋ 7
OUTPUT3− 6
OUTPUT3＋ 5
OUTPUT2− 4
OUTPUT4−ー＋ー＋ー＋出力5トルクスT25※ 適合ケーブル：AWG28〜16（ツイストペアシールドケーブル推奨）端子ピッチ：3.5mm 幅：1.5mm
0〜20mA/4〜20mA 最大負荷500Ω

出力4電源ボックスタイプ4/HOAB
端子：M3.5 幅：8mm

出力3ー
3 ＋2 ー
1 ＋PE
4

OUTPUT2＋ 32
OUTPUT1＋ 1
OUTPUT1−

接点容量 : AC240V 5A※ 適合ケーブル：AWG18〜16端子ピッチ：5.1mm 幅：2.3mm
リレー1出力149

2
150

48

HACH3494
リレー1 （P/N 6860000）

51

NO

COM

94

NEUT

95PE

※ 適合ケーブル：AWG18〜16端子ピッチ：5.1mm 幅：2.3mm

9392※ 適合ケーブル：AWG18〜16
M4ネジ接続（トルクスT20）

0V

N
L
100V

ステップアップトランス

N
L

91
90

電源供給
AC 100V（±10％）50/60HzPE

接地（D種）

デジタル検出器
接続コネクタ

単位：mm
アンモニアイオン電極

温度センサー

リファレンス（参照電極）

315φ60● 検出器

φ85

外形寸法図21115V

PE

接地（D種）PE検出器

34PHASEPE

ブレーカ（30AF/15AT）

ノイズフィルタN#2（NEU） 2
L#1（HOT） 1

検出器

伝送出力
0〜20mA/4〜20mA
最大負荷500Ω

クリーニングシステム
コンプレッサー（HOAB）

6543リレー2

出力2NPT 1

カリウムイオン電極

44

カートリッジ本体

ケーブルコネクター

ケーブル長=10m

RELAY
始動信号
（START）

● 変換器 SC4500

150（シーリング寸法）
135（158）

4ーC17

4ーφ7.8ザグリφ13.5深さ6裏

143

80

4ーφ6.615A80

4ーM5深さ64ーφ17

パネルカット寸法
140

40
40

153

144

SC4500A155

マウンティングブラケット
26 13 13 26613.5192（49）144

1260°※適合ポールサイズφ20〜63mm
ポール取付方法（垂直または水平取付）

13713150（シーリング寸法）

（176）

123

40

2ーφ16ケーブル接続口

4ーM5深さ1040207

AーA 断面

15SC4500

デジタル検出器接続コネクター

3428

3ーφ21ケーブル接続口

3859

20 20φ21接点出力接続口● 電源ボックス

壁取付方法

内圧調整ベント34

534

φ21電源ケーブル接続口

208
207

タイプ4172
164（クリーニングシステムあり）

取付板
取付板

サドル
サドル

ボックス
ボックス

420

420

ステップアップ
トランス
ノイズフィル ター

安全ブレーカー

端子台
10P（OTB−406N）

端子台
10P（OTB−406N）

ケーブルコネクター
ケーブルコネクター

内部配置図

50Aパイプ
50Aパイプ

オプション

196

380
454

351

254

（縦ポール取付，横ポール取付も可）

330

196

配線口

空気入口
空気出口
チューブ継手付
40Aまたは50Aパイプ

（30）

空気出口
チューブ継手付

187

330

9空気入口

2083514−φ9432（壁取付）● HOABクリーニングシステム

配線口365383

水抜き孔栓φ32（取付穴φ20）380● HOABクリーニングシステム

設

置例341

● 洗浄あり50Aパイプ185

洗浄エアー導入チューブ

355

変換器

SC4500※日除けカバー

クリーニングシステム(コンプレッサー)

チェックバルブ※取付金具

1600 ±10(13)

落下防止ワイヤー

365(480)

Lφ27.2※取付金具※ポールスタンド
6

検出器ホルダー
160±1

最大345

※オプション※電源ボックス(基礎ボルト位置)
260
45°
エルボ

4ーφ15

160±1

(基礎ボルト位置)
260

検出器取付用アダプター

洗浄ノズル

電極式アンモニア計検出器

84

φ(最大335)

洗浄エアー導入チューブ

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp

https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2024年01月作成