半自動電動エアトルク

半自動電動トルクレンチ

DAC3
仮締めは電動モータ、本締めはトルクレンチで締付け。
DAC3ならエアツールに比べCO2排出量を大幅に削減！

用ンチレト
パクト

インケッソ
防振 可能！
用が使

半自動電動トルクレンチ DACS50N3（電源コード接続：縦方向）

防振ソケット装着例（DACS50N3）半自動電動トルクレンチ DACL50N3（電源コード接続：横方向）●DAC3にモデルチェンジ、防振ソケットが使用可能になりました。
●DAC3本体からのアダプタコードは横方向と縦方向の2種類を用意。
●AC100V電源に差し込むだけで使用可能。コンプレッサやエア配管は不要。
AC100V電源に差し込むだけで使用可能。コンプレッサやエア配管は不要。
●●トルクレンチテスタで校正ができます。
●電源コードからの完了信号出力で、簡単にポカヨケシステムが構築できます。

東日のトルク機器

測定方向半自動電動トルクレンチ

DAC3特長●作業効率の大幅な向上
トルクレンチに電動モータを組み込み、仮締め+本締めの2工程を1工程で行えるため、作業効率が大幅に向上します。

アダプターコード（約 400mm）
電動モータ●作業位置によって選択可能
DAC3本体からのアダプターコードは横出しのDACLと上出しのDACSの2種類があり、作業に合わせて選択できます。
※アダプターコードは直接電源には接続できません。
使用には別途電源コードが必要です。
詳しくは末頁 アクセサリ をご確認ください。

DACL50N3
トルクレンチDACS50N3●CO2排出量を削減
エアツールに比べCO2を大幅に削減しました。
ねじ山数10山のねじを締付けた場合、CO2排出量が約1/25（当社AC3シリーズとの比較値）●仮締めトルク値が調整可能
DAC3本体の調整ボリュームで容易に調整できます。
モード切替スイッチ●モード設定で締め忘れ防止

調整ボリューム

仮締め完了後、トルクレンチでの本締めを行わないと電動モータが回転しない（次の締付けが行えない）設定が出来るため、締め忘れ防止に最適です。
DAC3 型●校正はトルクレンチテスタで容易に行えます。
高額なテスターは必要有りません。
手動式トルクレンチと同等のテスターで校正ができます。

●ワークへの位置合わせが簡単

トルクレンチテスタ

位置合わせハンドル

付属の位置合わせハンドルでワークへの位置合わせが容易です。

●防振ソケットが取付け可能
通常のソケットに比べ、回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
※防振ソケットは東日製作所では取り扱っておりません。
一般市販品をご利用ください。

通常のソケット

防振ソケット●動作状況が一目でわかる
LEDランプで 仮締め中・仮締め完了・締付け完了などの作業状況が確認できます。

LED ランプ緑

LED ランプ紫

点灯：仮締め中

点灯：仮締め中にトルクレンチが作動

DAC3 型
LED ランプ青
点灯：トルクレンチ作動時
点滅：仮締め終了

LED ランプ赤
点灯：異常時DOTE4 型

仕様
主目盛

◆DAC3 型寸法図

約WＲ

手力Ｐ

有効長Ｌ
全長Ｌ
Φ18

アダプターコード （約400mm）（DACS3型：縦方向）

位置合わせハンドル

アダプターコード （約400mm）（DACL3型：横方向）

ℓ1
製造番号

H1

ℓ2

吊り下げ用穴 Φ5（3か所）cｂH

副目盛

□aΦD

型式名

トリガ

トルク調整部

精度 ±3%型

トルク調整範囲

仮締めトルク

無負荷時の最大トルク時の[N･m]の可変範囲

回転数

手力 P

約 [N･m]約 [r.p.m][N]1100 ※(850)

121

4 〜 1110 〜 17.5

1000

420

寸法

本体

[mm]

質量式
最小〜最大

1 目盛

DACL25N35 〜 25

0.25

DACL50N310 〜 50

0.5

DACL100N320 〜 100

1DACS25N35 〜 25

0.25

DACS50N310 〜 50

0.5

DACS100N320 〜 100

1242

1100 ※(850)

121

4 〜 1110 〜 17.5

1000420242有効長
L

全長LHWH1□ab206.5

301

102.359.5

1679.5320.9238333.5

113.2

64

179

12.724.9c

ΦDR

ℓ1ℓ2

約 [kg]

121613143.5

1.81617156602.411206.5

301

102.3

59.5

167

9.53

20.9

1216131

43.5

1.8

238

333.5

113.2

64179

12.7

24.9

161715660

2.4※ DACL25N3・50N3 及び DACS25N3・50N3 は仮締めトルク値を約 4 〜 5N･m に設定した場合、仮締めの回転数は 850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると 1100r.p.m になります。

型式

使用電源

定格時間

最大消費電力

無負荷回転時
消費電力

720W

23W

750W

30W

720W

23W

750W

30W

DACL25N3DACL50N3DACL100N3AC100V ± 10%

0.7 秒動作DACS25N350/60Hz

4.3 秒

停止

DACS50N3
DACS100N3

注１：仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。
注２：仮締めトルクはジョイント係数により変化します。
仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント（ジョイント係数 e ＝１０）の場合になります。
特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。
そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
注３：電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの 2 種類があります。用途に合ったものをお選び下さい。
電源コードは別売りです。詳しくは次頁の「アクセサリ」をご参照ください。

ご注文の仕方東日 型式 をご明示下さい。
[ 例１] DACL25N3 と電源ケーブルのストレートプラグ・カールコードをご注文の場合

東日

DACL25N3 + No.511[ 例２] DACS50N3 と電源ケーブルのストレート
プラグ・ストレートコード、LS コード、
CNA-4mk3 をご注文の場合

東日DACS50N3 + No.513+ No.515 + CNA-4mk3

アクセサリ（別売り）■電源コード（信号出力付き）
下記2種類の中から用途に有ったものをお選びください。
①ストレートプラグ・カールコード：カタログNo.511②ストレートプラグ・ストレートコード：カタログNo.513■完了信号出力用コード③ＬＳコード：カタログNo.515① ストレートプラグ・カールコード：カタログNo.511
約20cm
差込みプラグ
約50cm

約2m

電源コンセント側
ストレートプラグ

φ3cm

DAC3接続側② ストレートプラグ・ストレートコード：カタログNo.513

完了信号用ケーブル部
ジャックメス（※1）

約5cm

約30cm
ジャックオス（※1）

プラグ（※2）③ LSコード：カタログNo.515※１：電源ケーブルの完了信号用ケーブル部は、 ジャックメス PRC05-J2F（多治見無線） になっております。
市販品 ジャックオス PRC05-P2M（多治見無線） を用い、お客様の機器 (PLC 等）と接続することが可能です。
※２：LS コード（No.515）を用いられるお客様は、完了信号出力側プラグに対応したコネクタ WA5219K（パナソニック電工） をご使用ください。

■ポカパトロール：CNA-4mk3◆リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数をカウントします。
◆トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できるため、最大4人まで同時に締付け作業ができます。
◆1台で4種類の異なった締付け本数が設定できます。
◆締付け本数は0〜99まで設定可能、信号が入力されるとダウンカウントします。
◆OK・NGはリレー出力として外部に取り出せます。

トルクレンチテスタ■DOTE4

校正や単 能形 トル クレ ンチ のト ルク セッ トに 。
工具の自重補正が不要な水平ローディング式デジタルトルクレンチ
テスタ、RS232C・USB出力端子、測定結果の合否判定機能付き。
不確かさ証明書付き、JCSS対応校正証明書付きもあります。

トルクレンチテスタ

精度±1%+１digit型式

トルク調整範囲[N･m]

測定可能
トルクレンチ
最大有効長

差込角寸[mm][mm]

全長

全幅506

339

最小〜最大1 目盛

DOTE20N4

2 〜 200.002

DOTE50N45 〜 500.005

DOTE100N410 〜 1000.01

DOTE200N420 〜 2000.02660

DOTE500N450 〜 500

0.05

1100

4109.53

法

質量付属品アダプタ[mm]

全高約 [kg]

ダウンアダプタ 六角対辺アダプタ

267

12[mm]

DA3-2

10・13・19
12・14・17277 , DA4-3
12.7

17・22・27
756

391

1276

710

269

13ー47ー

49

DA8-6

19・24・30
22・27・29

19.05

30・32・36

394
34・41
DOTE1000N4 100 〜 1000

0.1

1650

25.4

1856

775

46・50

製品が動画で確認できます。下記 URL よりご確認ください。
https://www.youtube.com/c/TohnichiTV

取扱店●東日製作所製品は改善改良のため予告なく仕様その他を変更する場合があります。
●不許複製。許可無くWebサイトへの掲載を禁止します。
●ⒸTOHNICHI Mfg. CO., LTD. All Rights Reserved.

https://www.tohnichi.co.jp

22.10.D