TSKgel SEC系カラム

超高性能サイズ排除クロマトグラフィーカラム

TSKgel UP-SW Aggregate®

TSKgel UP-SW Aggregateは粒子径3 µmのシリカゲル表面にジオール基を化学結合した充塡剤を用いた、生体高分子分離用のサイズ排除クロマトグラフィーカラムです。

特長● 微粒子充塡剤（3 µm）のため、抗体凝集体、高分子量たんぱく質、核酸フラグメントなどの生体高分子の迅速分析（15 cmカラム）・高分離分析（30 cm）が可能です。
● 充塡剤はTSKgel UltraSW Aggregateと同等です。
表面特性、細孔特性（細孔容積、較正曲線の傾きなど）はTSKgel UltraSW Aggregate と同様で、抗体凝集体の分離に適しています。
● TSKgel UltraSW Aggregate（7.8 mm I.D.）に比べ高感度です（4.6 mm I.D.のため）。
● UHPLC、HPLCいずれのシステムにも対応しています。
e カラム性能を十分発揮させるためには配管容量、検出器セル容量を低減したシステムをご使用願います。
主な対象物質・用途○ 抗体の高分子量凝集体○ 高分子量たんぱく質● 抗体凝集体の分離・定量● 純度の確認○ 核酸フラグメント● 迅速分析

● 品質管理基本特性

製品一覧● 充塡剤の特性○分析カラム
品番
品名
粒子径カラムサイズ
0023525 TSKgel UP-SW Aggregate 3 µm 4.6 mm I.D. × 15 cm

価格
230,000 円

4.6 mm I.D. × 30 cm

320,000 円

0023524 TSKgel UP-SW Aggregate 3 µm

○ガードカラム
品番
品名0023526 TSKgel guardcolumn UP-SW Agg

カラムサイズ
4.6 mm I.D. × 2 cm

価格
55,000 円

0023527* TSKgel guardcolumn UP-SW Agg DC

4.6 mm I.D. × 2 cm

55,000 円品名

基材
官能基
粒子径
細孔径
排除限界分子量分子量分画範囲

TSKgel UP-SW Aggregate
シリカゲル
ジオール
3 µm
30 nm
2,500 kDa
10 〜 2,000 kDa＊分析カラムに直接接続可能です。
※ガードカラム（2品）はいずれの分析カラムにも接続可能です。

基本特性● 標準たんぱく質による較正曲線（既存UP-SWカラムとの比較）
7
1'612'logM523443A）
25B）
C）

14681012min

カラム: A）TSKgel UP-SW2000
B）TSKgel UP-SW3000
C）TSKgel UP-SW Aggregate
カラムサイズ: 4.6 mm I.D. × 30 cm
溶離液: 100 mmol/L りん酸ナトリウム緩衝液（pH 6.7）
+ 100 mmol/L 硫酸ナトリウム+ 0.05 % アジ化ナトリウム流 速: 0.35 mL/min温 度: 25 ℃
検 出: UV 280 nm
注入量: 10 µL
試 料: 1. チログロブリン（MW 640,000）（1'. チログロブリン二量体）
2. γ - グロブリン（MW 155,000）（2'. γ - グロブリン二量体）
・UP-SW Aggregateは高分子量領域まで
3. オブアルブミン（MW 47,000）
4. リボヌクレアーゼ A（MW 13,700）
較正曲線の傾きが緩やかです。
5. p - アミノ安息香酸（MW 137）

応用例

● 標準たんぱく質のクロマトグラム（既存UP-SWカラムとの比較）
カラム: A）TSKgel UP-SW2000
B）TSKgel UP-SW3000
C）TSKgel UP-SW Aggregate
カラムサイズ: 4.6 mm I.D. × 30 cm
溶離液: 100 mmol/L りん酸ナトリウム緩衝液（pH 6.7）
+ 100 mmol/L 硫酸ナトリウム+ 0.05 % アジ化ナトリウム流 速: 0.35 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 280 nm
注入量: 10 µL
試 料: 1. チログロブリン（MW 640,000）（1'. チログロブリン二量体）
2. γ - グロブリン（MW 155,000）（2'. γ - グロブリン二量体）
3. オブアルブミン（MW 47,000）
4. リボヌクレアーゼ A（MW 13,700）
5. p - アミノ安息香酸（MW 137）

541231' 2'A）
541B） 1'232'54C）
41'32

12'6810・UP-SW Aggregateは抗体二量体以上の高分子量領域の分離に優れたカラムです。

min12● 熱変性抗体のピーク形状の変化
カラム: A）TSKgel UP-SW AggregateB）TSKgel UP-SW3000
カラムサイズ: 4.6 mm I.D. × 30 cm
溶離液: 40 mmol/L りん酸ナトリウム緩衝液（pH 6.7）
+ 400 mmol/L 過塩素酸ナトリウム+ 0.05 % アジ化ナトリウム流 速: 0.2 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 280 nm
注入量: 10 µL
試 料: モノクローナル抗体＊ 試料を20 mmol/Lりん酸塩緩衝液（pH 7.2）+ 150 mmol/L塩化ナトリウムで10倍希釈し、異なる温度で2時間保存した。
保存温度は70 ℃
（黒色）
、73 ℃
（赤色）
、77 ℃
（黄緑色）
、80 ℃（水色）。

B)

A)

凝集体

凝集体

二量体

二量体
単量体
単量体

79111315min 79111315min

・UP-SW Aggregateは抗体凝集体の分離分析が可能です。

● DNAフラグメントのクロマトグラム（既存UP-SWカラムとの比較）
カラム: A）TSKgel UP-SW2000B）TSKgel UP-SW3000
C）TSKgel UP-SW Aggregate
カラムサイズ: 4.6 mm I.D. × 30 cm
溶離液: 20 mmol/L りん酸ナトリウム緩衝液（pH 6.7）
+ 300 mmol/L 塩化ナトリウム+ 0.05 % アジ化ナトリウム流 速: 0.2 mL/min
温 度: 25 ℃
検 出: UV 260 nm
注入量: 10 µL
試 料: DNALadderA）

B）
200
400 250 175
150125500 300

100755025 bpC）
7911131517 min

・UP-SW Aggregateは500 bp以下のDNAフラグメントの分離に適しています。

※ TSKgel は日本、米国、欧州共同体、中国等における東ソー株式会社の登録商標です。
※掲載のデ−タ等はその数値を保証するものではありません。お客様の使用環境・条件・判断基準に合わせてご確認ください。

バイオサイエンス事業部
東 京 本 社 営 業 部 ☎（03）5427-5180 〒105-8623 東 京 都 港 区 芝 3 - 8 - 2
大 阪 支 店 バイオサイエンスG ☎（06）6209-1948 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9
名古屋支店 バイオサイエンスG ☎（052）211-5730 〒460-0008 名 古 屋 市 中 区 栄 1 - 2 - 7
福岡支店☎（092）781-0481 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2
仙台支店☎（022）266-2341 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1☎（0467）76-5384 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1
カスタマーサポートセンター
バイオサイエンス事業部ホ−ムペ−ジ https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/
HPLC Applications Database https://www.separations.asia.tosohbioscience.com/applications-database-jp
お問合わせE-mail ●製品全般、カタログに関するお問い合せ hlc@tosoh.co.jp●カラム、分離に関するお問い合せtskgel@tosoh.co.jp●装置の技術相談に関するお問い合せ csc@tosoh.co.jp
3910GD-品番0994132 A