管理医療機器 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号：223ABBZX00086000

根 管 内 へ 填 入しや すく、
賦 形 性 に 優 れるペ ー スト性 状 を 有 する
デュア ル キュア 型レジ ンコア

操作可能時間3分

根 管 内 へ 填 入しや すく、最終硬化時間

ま た 、築 盛 時 は 垂 れ に く い ペ ー スト 性 状 。

37℃

Point

築盛後

1

Point

良好な賦形性「クリアフィル® DCコア オート

2

Point

照射時間
＊23℃遮光下＊ミキシングチップを通して練和開始後

6分

23℃

築盛後

10分

ル ® DCコア オートミックス® ONE」と接触すると硬化を開始

類の色調から選択できます。ガイドチップは症例に応じて「太」しますので根管内にも使用することが可能です。

用することで、ペーストが注ぎと「細」から選択できます。さらに、押し出しには手押しとディ＊「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」には、必ず光照射をしてください。

易く垂れにくくなりました。

スペンサー（別売）から選択できます。のフィラー表面処理技術を採色調

ガイドチップ

重合促進

押し出し使用ステップの概要 . 1

手押し

20秒

2.0mm

3.0mm

10秒

1.5mm

アルファライトⅢ1）

180秒

5.0mm

20秒

2.0mm

アルファライトⅡN1）1）製造販売元：株式会社モリタ東京製作所

X線
造影性あり修復が可能となります。

「クリアフィル® AD ファイバーポスト」は透過性を有するため、ポストの植立後にもレジンコアが暗くなりづらく、歯質に近似した色調での修復が期待できます。
クラウン外観への影響（3種の支台歯による比較）［ 当社独自のポスト形状 ］

胴体部分はポスト自身の強度を考慮したストレートな形状

酸化剤（化学重合触媒）
鋳造金属コア● クラウン

還元剤

細硬化深度

120秒

使用することで、より審美的な新規重合促進剤

太照射時間

アルファライトⅡ1）＊使用可能な歯科重合用光照射器は添付文書を参照して下さい。

（化学重合促進剤）

デンチン ホワイト

照射器

1.5mm

「クリアフィル® AD ファイバーポスト」を別に優れた「ホワイト」、審美修復に適した「デンチン」の２種

30 sec

硬化深度10秒

LED照射器3「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」は「クリアフィ0 sec

表2. ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科技工用重合装置）

照射時間

ハロゲン照射器「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」は歯質との識ミックス® ONE」は 当 社 独 自照射器

「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER」が 使用可能

組み合わせ自由ペーストの賦形性

表1. ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射器）＊別売

グラスファイバーポストの表面処理※ご使用前には、必ず本品及び関連材料の添付文書をお読みください。

使用ステップの概要 . 2① リン酸エッチング材の塗布・5秒後に水洗・乾燥

直接法による支台築造● 使用するポストにはそれぞれの素材に合った処理をしてください。

● レジンコア：クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE（ホワイト）● 鋳造金属コア：ノリタケ P- 60● 金属ポスト：ADポストⅡ

根尖部はレジンコアとの接着性（機械的嵌合）を考慮し、溝を付与※ご使用前には、必ず本品及び関連材料の添付文書をお読みください。

● 通法にしたがい、根管形成・根管充填を行った後、築造窩洞の形成印象採得等を行ってください。

② 処理材、例えば「クリアフィル®
セラミックプライマー プラス」を塗布・乾燥＊左記のイラストは取扱説明書（フローチャートシート）から代表的なイラストを抜粋し掲載しています。

：ノリタケカタナ®ジルコニア（UTML）

根尖への移行部は歯根の形状を考慮したテーパー型

間接法による支台築造5 秒間処理● 通法にしたがい、根管形成・根管充填を行った後、築造窩洞の形成、歯科用ポストの試適等を行ってください。

ファイバーポスト＋レジンコア● ファイバーポスト：クリアフィル® AD ファイバーポスト（化学重合促進剤）

ディスペンサー

金属ポスト＋
レジンコア＊左記のイラストは取扱説明書（フローチャートシート）から代表的なイラストを抜粋し掲載しています。

症例写真提供 ： 馬場デンタルクリニック 馬場 精 先生

1. 窩洞へのボンド塗布

2. ボンドの乾燥

3. 余剰ボンドの除去

4. 光照射1. 模型製作

2. 歯科用ポストの準備・前処理

3. 模型分離材の塗布

4. ペーストの填入築造窩洞を形成し、ボンドを塗布します。

バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで、マイルドなエアーブローでしっかりと乾燥します。

ペーパーポイント等で根管内の余剰ボンドの除去・5秒間以上再乾燥。

使用可能な歯科重合用光照射器は添付文書参照をご参照ください。

窩洞内にアンダーカットがある場合は、ワックス等であらかじめブロックアウトします。

適切な長さ及び太さの歯科用ポストを選択し、試適します。必要に応じて切断・清掃後、上記の「歯科用ポストの表面処理」に従い、表面を処理します。

模型に分離材を塗布します。

ペーストを模型根管内に填入。

5. ペーストの填入
ポスト植立は1分以内に行ってください。

6. ポストの固定

歯科用ポストを植立し､光照射※1して固定。

7. ペーストの築盛・光照射

8. 支台歯形成

ペーストの築盛､舌側と唇（頬）側の2方向より光照射※1。

光照射深度以上に築盛する場合は、6分以上静置してから形成してください。

5. 歯科用ポストの植立

歯科用ポストの植立後、光照射※1して固定します。

※1 光照射時間は、右上「照射時間」をご参照ください。

6. 支台築盛
歯科用ポスト周辺にペーストを築盛します。

7. 最終光照射

最終光照射を行います。※1 所定の光硬化深度以上の築盛量になる場合は照射後室温（23℃）
において10分以上静置します。

8. 支台歯形成
硬化後、模型から取り外し支台歯形成します。
完成したレジンコアは表面をサンドブラストし、洗浄後、歯科用セメント（「パナビア® V5 ペースト」など）で窩洞に接着します。

製 品構 成付属品単品包装

管理医療機器 歯科用支台築造材料

医療機器認証番号：223ABBZX00086000

単品

クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE

製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

（ ミキシングチップ ）管理医療機器 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号：223ABBZX00086000
20個入り

デンチン／ホワイト

クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE

Aペースト 8.9g（4.5mL）（ ガイドチップ〈太〉）

Bペースト 9.0g（4.5mL） 1本

管理医療機器 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号：223ABBZX00086000
20個入り

● 付属品

ミキシングチップ

ガイドチップ（太）
ガイドチップ（細）20個10個クリアフィル ® DCコア オートミックス® ONE

10個（ ガイドチップ〈細〉）管理医療機器 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号：223ABBZX00086000
20個入り

関 連製 品管理医療機器 歯科用支台築造材料キット
医療機器認証番号：228ABBZX00107000

セット品

管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器認証番号：228ABBZX00058000

デンチン／ホワイト● クリアフィル DCコア オートミックス ONE（デンチン／ホワイト）®

Aペースト 8.9g（4.5mL）
Bペースト 9.0g（4.5mL）®

1本● クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ERボンド（1mL）

1本

● 付属品

ミキシングチップ
20 個
ガイドチップ（太）
10 個
ガイドチップ（細）10 個
アプリケーターブラシ（根管用〈黒〉） 50 本
遮光板（C）
1個
混和皿（C）
1個

単品

No.3、No.4、No.5、No.6

各10本

クリアフィル ® ディスペンサー
管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）
医療機器認証番号：228ABBZX00065000
単品

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号：226ABBZX00105000
単品

ボンド（5.6mL） 1本

一般医療機器 歯科用練成器具
製造販売届出番号：15B1X10001990001

容量（4mL） 1本

単品

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス

ハンドミックス
セット品

ユニバーサル バリューキット

セット品

内容： Aペースト / Bペースト 8.2g（4.6mL）… 3 本
単品

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

単品

内容： Aペースト / Bペースト 8.2g（4.6mL）

単品

ユニバーサル バリューキット

内容： Aペースト / Bペースト 9.2g（5mL）… 3本

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

内容： Aペースト / Bペースト 9.2g（5mL）

セット品● 出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。
● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下ください。
●「 パナビア V5 ペースト」 管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号：226ABBZX00102000 ●「 ADポストⅡ」 整形用品 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 医療機器承認番号：20600BZZ01004000●「 ノリタケカタナ ジルコニア」 歯冠材料 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000 ●「ノリタケP-60」 管理医療機器 歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 医療機器認証番号：223AFBZX00172000

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 -3（ 大手センタービル ）フリーダイヤル：0120 -330- 922
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3 - 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2 -11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800- 222-8020
http://www.dental-plaza.com

・「クリアフィル」、「オートミックス」、「パナビア」
及び「SA ルーティング」
は株式会社クラレの登録商標です。

サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上
T - 761 02／2019