仕様書

全天走査型輝度・放射輝度分布測定システム
スカイスキャナ

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様

2233- 1 . 本 体 仕 様

33- 2 . ソフト 仕 様

53- 3 . ケー ブ ル 仕 様

53- 4 . 寸 法

74. 標準付属品・オプション品
5. 付録© 2016 英弘精機株式会社

895- 1 . 連 絡 先

95- 2 . 保 証 と 責 任 に つ いて

95- 3 . 環 境 情 報 に つ いて

9

この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2016/12/05 発行)

2. 製品概要
全天走査型輝度・放射輝度分布測定システム(スカイスキャナ)MS-321LR(以下、スカイスキャナまたは MS-321LR)は、全天を 145 分割して、その各々の輝度および放射輝度を開口角 11 度のセンサと 2 軸制御の駆動部を用いて計測するシステムです。

1.
全天を 145 分割してその各々の輝度および放射輝度を開口角 11 度のセンサと 2 軸制御の駆動部を用いて、4.5 分
間 以 内で 計測 しま す 。 145 点の 計 測は 国際 照 明委 員会 (CIE) 国 際昼 光測 定 プログ ラム (IDMP) に よる 勧 告(CIE108-1994)に準拠しています。
22

センサは出荷時に検定されており、輝度値は kcd/m 単位、放射輝度値は W/m ･sr 単位により測定することができます。

2. 専用ソフトウェア
専用ソフトウェアにより、輝度および放射輝度の値をカラー表示およびテキスト表示することができます。
さらに、測定地の緯度、経度を予め設定すると、太陽位置(太陽高度角および太陽方位角)を計算して画面表示およびデータ保存することができます。

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1

Pg. 2

3. 仕様3- 1. 本 体 仕 様
表 3-1. ハードウェア仕様
項目

詳細

走査時間

全天 145 点に 4.5 分間以内

走査方式

段階式

走査点

以下の 145 点を走査
方位方位角度幅

点数61230方位角 0°の Ch1 から時計回りに Ch30 まで

181230

方位角-12°の Ch31 から反時計回りに Ch60 まで

301524方位角 0°の Ch61 から時計回りに Ch84 まで

421524方位角-15°の Ch85 から反時計回りに Ch108 まで

54

2018方位角 0°の Ch109 から時計回りに Ch126 まで

66

3012方位角-30°の Ch127 から反時計回りに Ch138 まで

78

606方位角 0°の Ch139 から時計回りに Ch144 まで

90-

1天頂の Ch145

合計145

高度角

備考

表 3-2. 駆動部仕様
項目

詳細

モータ

ステッピングモータ

ドライブ

ハーモニックドライブ

精度<0.01°分解能0.009°

トルク12Nm

ペイロード

7kg balanced

動作温度範囲-40～+50℃

通信RS422/RS232C、 9600bps, 8 bits, no parity, 1 stop bit®

(通信ケーブルの標準品は RS232C 仕様)
電源100～240V、 50/60Hz、 50VA

寸法

430(W)×380(D)×440(H) mm

重量

駆動部：12.5kg

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1Pg. 3

表 3-3. センサ部仕様
項目

詳細
センサ部(共通)

A/D 変換16bit

サンプリング方法

電源ノイズを除去するために、電源周波数の 1 サイクル内で 20 回サンプリングし、5 サイクル分の平均値を求めて 1 データとする。

寸法75(φ)×185(Ｌ) mm

重量センサ部：1.2kg
輝センサ部

開口角11°(全角)

傾斜角1°

視感度補正 V(λ) ｆ‘

2.5%

紫外線ブロッキング u’

0.2% (フルスケールに対して)

赤外線ブロッキング r

0.2% (フルスケールに対して)

温度依存性 α0.1%

直線性 f30.3%

検定誤差2%

計測範囲

0～50kcd/m2

放射輝度センサ部
開口角11°(全角)

傾斜角

1°

温度依存性 α0.1%

計測範囲

0～300W/m ･sr2

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1

Pg. 4

3- 2. ソフ ト 仕 様
表 3-4. ソフト仕様項目

詳細

ソフトウェアバージョン

Ver1.0.0.1

ファームウェアバージョン

Ver1.10対応 OS

Microsoft 社 Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10

動作環境(推奨)

プロクラム名CPU：

Pentium 200MHz 以上(推奨)メモリ：

32MB 以上

ハードディスク空き容量：

10GB 以上

ディスプレイ解像度：

1024 x 768 以上

インターフェース：CD-ROM ドライブ、RS232C、9600bps、 8N1

SkyScanner.exe
データ計測、データ表示(輝度と放射輝度のグラフ表示、数値表示)、データ保存

ソフト機能(CSV 形式)、太陽位置計算

3- 3. ケー ブ ル 仕 様
表 3-5. ケーブル仕様
ケーブル名出力ケーブル

AC タイプ

電源ケーブル

DC タイプ

通信ケーブル

詳細
材質：

MVVS

径：0.3mm ×4 芯

外形：

φ6mm

先端処理：

下図参照

材質：

OE-100径：0.75mm ×3 芯

外形：

φ5.7mm

先端処理：

下図参照

材質：

MVVS

径：0.75mm ×2 芯

外形：

φ5.7mm

先端処理：

下図参照

RS-232C、4 芯、0.3m

2222

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1

Pg. 5

1. 通信ケーブル(RS-232C、4 芯、0.3 mm )212D サブ 9 ピンメス
34556GND (赤)7TX (黒)8RX (白)943211098761112
図 3-1. 通信ケーブル図およびピンアサイン*通信ケーブルの延長は 15m まで可能です。

2. AC 電源ケーブル

3. DC 電源ケーブル

図 3-2. 各電源ケーブル図英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1

Pg. 6

3- 4. 寸 法

図 3-3.寸法図

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1

Pg. 7

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品

個数

詳細

駆動部

1台

センサ部

1台

取付リング付き

信号ケーブル

1本

ケーブル長：80cm

通信ケーブル

1本

ケーブル長：10m、RS232C 仕様

電源ケーブル

1本

ケーブル長：10m

CD-ROM

1枚

ソフトウェア(SkyScanner.exe)および取扱説明書収録

取扱説明書

1部

本書

検査証

1通

光学センサの検定値が記述されています

表 4-2. オプション品一覧
オプション品

詳細
お客様指定で最大 100m まで通信ケーブル

RS422 仕様、別途 RS422/RS232C 変換器が必要です

電源ケーブル

お客様指定で最大 100m まで

RS232C/RS422 変換器

20m 以上の通信ケーブルの使用時に必要

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1Pg. 8

5. 付録5- 1. 連 絡 先Website： www.eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp

本社営業部

Tel: (03)3469-6714

カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5- 2. 保 証 と 責 任 に ついて
本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5- 3. 環 境 情 報 につ いて
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 スカイスキャナ MS-321LR 仕様書 バージョン 1

Pg. 9

英弘精機株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷