オンライン TOC計Hach BioTector
B3500シリーズ
湿式２段階酸化方式- 特許 湿式２段階酸化方式の優れた特徴を、コンパクトな筐体に凝縮し、低価格を実現- 少ない試薬消費量と半年毎のメンテナンスだけの、低ランニングコストでの運用が可能- 酸素濃縮器内蔵で設置が容易- COD/BOD値への換算可能- オプションで２流路まで対応（*B3500C)

株式会社ハック・ウルトラ容易なメンテナンス性と低いランニングコストで最大限の稼働率（99.86％）と信頼性を実現
全世界で15年間にわたり700台以上の販売事績を誇る BioTector TOC計は、特許の２段階湿式酸化方式により他の方式では真似の出来ない 最高99.86％ にも達する圧倒的な稼働率と、高い信頼性により、工場の維持・運営コストの低減に貢献します。高い塩濃度やカルシウムを多量に含んだ環境にも対応し、測定毎に自動でセルフクリーニングを行う為、バクテリア等の発生や高粘度の油脂類の付着も抑えメンテナンスフリーを実現しました。
これらの他社方式には無いB7000シリーズの特徴を継承しながら、コンパクトで低価格なB3500Cシリーズが誕生しました。ボイラー水や蒸留回収水、水道水といった比較的綺麗な上水アプリケーションをターゲットとする事で、供給される計装空気から計測に必要な純酸素を作り出す酸素濃縮器を内蔵しながら、B7000シリーズに対し１/３の体積と半分以下の重量に納める事が出来ました。
更に試薬の消費量も大幅に削減し、通常は6ヶ月毎の定期メンテナンス時の補充のみ。 ランニングコストとメンテナンスの手間から解放されます。自動測定レンジ切り替えや、複数流路（最大２ｃｈ＋マニュアル１ｃｈ）への拡張、TOC測定値からCOD/BODへの換算といった、拡張性も備えています。

【TOC測定原理】
サンプルは濾過器を通さずに、ポンプで本体内のリアクターへ送られます。その後、硫酸が添加されpHが下がる事によりサンプル中の無機炭素（CO2）は放出され、TIC値として計測されます。
そして、供給された計測空気から内蔵の酸素濃縮器が純酸素を生成。 更に酸素からオゾンを生成し、水酸化ナトリウム溶液と共にリアクター内へ添加されます。
オゾンと水酸化ナトリウムが気液接触する事で、ヒドロキシルラジカルが生成されます。 このフッ素に次いで強力な酸化剤により、有機物は炭酸塩、シュウ酸塩へと酸化分解されます。
十分な酸化分解が行われた後、再び硫酸が添加され、炭酸塩からCO2が、また微量に添加されたマンガンを触媒としシュウ酸塩からもCO2が排出されます。
pHが下がる事でサンプルから放出されたCO2は、専用に関発されたNDIR式CO2分析器に送られ、TOC値として測定されます。

【セルフクリーニング機能】
サンプルをリアクターへ注入した後は、ポンプを逆回転してサンプルチューブ内の液体は全て排出し、流路の目詰まりを防止します。 酸化リアクター内部と排出路は、測定後の酸性の廃液により、常に殺菌洗浄されています。更にB3500eではB7000と同様に、酸性廃液によるサンプル注入流路の逆洗浄も実施します。これにより、サンプル流路は常にクリーンな状態が保たれます。サンプル槽への測定後の廃液の混入を防ぎたい
場合には、逆洗浄の停止や、ポンプの作動時間の設定でサンプルチューブ内で留める事も出来ます。

【測定方式の比較】

Hach BioTector
二段階湿式酸化方式

燃焼式

湿式+ＵＶ酸化方式
測定値に影響を与える為一定レベルまで希釈が必要

カルシウムや塩の影響

塩化物（最大26%）
カルシウム（最大12%）まで対応可能（B3500e）

燃焼炉に結晶が蓄積し頻繁な除去作業や故障の原因となるサンプルラインでのバクテリアや藻の発生

セルフクリーニング機能で測定時に毎回洗浄が行われる

サンプルチューブを詰まらせ、頻繁な洗浄やチューブの交換が必要

油脂やグリス粘度の高い油脂類が混入してもセルフクリーニングで除去

定期的に測定を停止し、分解洗浄とメンテナンスが必要

測定値のドリフト

5%以下／年
通常の校正周期は６ヶ月間燃焼炉への結晶の蓄積や、IRベンチの汚れにより2〜3日毎の校正が必要

自動セルフクリーニング機能

サンプル流路とリアクターを測定毎に自動洗浄

分解内部洗浄を行う際には、その度に１時間程度は測定を停止しなければならない

不完全酸化物の付着やUV光源劣化等により2〜3日毎の校正が必要

NDIR
測定器
電源 及び外部信号出力

酸及びアルカリ試薬ポンプ
オゾン発生器密閉された電子基板部

サンプル・ポンプ

SDカードスロット
酸化リアクター1 0 1 . 5 [ k P a ]0 9 : 1 7 : 2 8

1 2 - 0 9 - 0 5

オゾン
分解筒

T I C m g u
1 2 . 49 5 6 C O 2

TOC成分

T O C m g u

サンプル
キャッチポット1 5 6 . 4
4 3 5 6 C O 2

TIC成分（B3500eのみ）
0 s
1 0 . 0 l /h

2 6 C

【SDメモリ・カード】
測定データ等をＳＤメモリカードへ書き込み、ＰＣで直ぐに読み込めます。

1 2 0 s3 5 6 C O 2 I

2 4 0 s2 3 C O 2 z

3 6 0 s2 8 5 s【 仕 様 】
項目
分解酸化方式
測定原理
検出方式
B3500C
測定レンジ
B3500C-UL
B3500e
レンジ設定
R1B3500C
R2
再現性
B3500C-UL（確度）
R1
B3500eR2
B3500C
測定下限値
B3500C-UL
B3500e
測定周期
B3500C
測定流路
B3500C-UL
B3500e
B3500C
サンプル水量B3500C-UL
B3500e
サンプル水温サンプルに含まれる固形粒子径
供給計装空気B3500C
寸法 / 質量B3500C-UL
B3500e
電源電圧 / 消費電力
動作環境温度 / 湿度
内部データ記録数
リレー入出力アナログ出力
データ出力ポート

TOC、TIC、TC （COD, BOD） [ｵﾌﾟｼｮﾝ：VOC]
湿式2段階酸化方式 〔ヒドロキシル・ラジカル〕
NDIR法
R1： 0-25 mg/L
[ オプション] R2： 0-100 mg/L
R1： 0-5 mg/L
R1： 0-250 mg/L
[ オプション] R2： 0-1,000 mg/L
１ 又は ２種類（オプション）の濃度レンジから選択（自動／手動）
読み値の±3％ 又は ±0.03 mg/L（30 µg/L）のどちらか大きい方
読み値の±5％ 又は ±0.5 mg/Lのどちらか大きい方
読み値の±2％ 又は ±0.006 mg/L（6 µg/L）のどちらか大きい方
読み値の±3％ 又は ±0.45 mg/Lのどちらか大きい方
読み値の±4％ 又は ±2 mg/Lのどちらか大きい方0.06 mg/L （60 µg/L）
0.006 mg/L （6 µg/L）
0.9 mg/L＞6分（代表値）
オンライン１流路 [オプション：オンライン２流路、オフライン１流路]
オンライン１流路+オフライン１流路 [オプション：オンライン２流路、オフライン１流路]
オンライン１流路+オフライン１流路＜ 12 mL＜ 12 mL＜ 3 mL2 ‒ 60 ℃＜ 100 µm (0.1 mm)
供給圧:1.5bar（150kPa、1.53kg/cm２、21.75psi）、露点：-20℃、平均消費量:90L/毎分
750mm H ｘ 500 mm W ｘ 320 mm D / 46kg （代表値）
1,000mm H ｘ 500 mm W ｘ 320 mm D / 50kg （代表値）
750mm H ｘ 500 mm W ｘ 320 mm D / 46kg （代表値）
AC 100-120V (50/60Hz) 又は AC 200-250V （50/60Hz） / Max 100W
5 ‒ 45 ℃ / 5 ‒ 85 ％ （結露しないこと）
測定データの画面表示：9999個、 SDメモリ・カードへ書き出し
出力 ｘ6（警報出力等）、 入力 ｘ4 （リモート制御等）
4〜20mA DC x4ch
SDメモリ・カード [ｵﾌﾟｼｮﾝ：Modbus、Profibus、ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽ出力（4-20mAx3を使用）]*仕様は予告なく変更になる場合があります〜製品についてのお問合せ〜

販売店

営業戦略部ＨＡＣＨ営業推進課〒169-8648
東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL : 03-3202-0235
ホームページ https://www.toadkk.co.jp
本製品は、株式会社ハック・ウルトラの取扱製品です。

● 発行日 2024年1月