UK

FR

DE

SN5000-2_106 (1825)

ADVARSELWARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Dette modul er beregnet for tilslutning
til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis
denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekaGENERELT
nisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og
brand skal sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må
kun benyttes som beskrevet i det følgende.
Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt,
før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale(teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke
benyttes som beskrevet i denne installationsvejledning,så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.

This device is designed for connection tohazardous electric voltages. Ignoring thiswarning can result in severe personal injury
GENERAL or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock andfire, the safety instructions of this guidemust be observed and the guidelines followed. The
specifications must not be exceeded, and the device
must only be applied as described in the following.
Prior to the commissioning of the device, thisinstallation guide must be examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install
this device. If the equipment is used in a manner not
specified by the manufacturer, the protection provided
by the equipment may be impaired.

Ce module est conçu pour supporter uneconnexion à des tensions électriques
dangereuses. Si vous ne tenez pas
compte de cet avertissement, cela peut
INFORMAcauser des dommages corporels ou desTIONSdégâts mécaniques.
GÉNÉRALES Pour éviter les risques d’électrocution
et d’incendie, conformez-vous aux
consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous
limiter aux spécifications indiquées et respecter les
instructions d’utilisation de ce module, telles qu’ellessont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant demettre ce module en marche. L’installation de ce module
est réservée à un personnel qualifié (techniciens). Si
la méthode d’utilisation de l’équipement diffère decelle décrite par le fabricant, la protection assurée parl’équipement risque d’être altérée.

Dieses Gerät ist für den Anschluss anlebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung
kann zu schweren Verletzungen oder
ALLGEmechanischer Zerstörung führen. Um eine
MEINES
Gefährdung durch Stromstöße oder Brandzu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung eingehalten, und die
Anweisungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte
dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf
nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden.
Diese In­
stallationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur
qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät
installieren. Wenn das Gerät nicht wie in dieser Installationsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die
Schutzeinrichtungen des Gerätes be­einträchtigt.

ADVARSELWARNING

Der må ikke tilsluttes farlig spænding til
modulet, før dette er fastmonteret, og
følgende operationer bør kun udføres på
modulet i spændingsløs tilstand og under
FARLIG
ESD-sikre forhold:SPÆNDING Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af
sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.

Until the device is fixed, do not connect
hazardous voltages to the device.
The following operations should only be
carried out on a disconnected device and
HAZARD- under ESD safe conditions:
Generalmounting,
connection
and
OUS
VOLTAGE disconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacementof circuit breakers must be done by PR
electronics A/S only.

ADVARSEL
For at overholde sikkerhedsafstande må
der ikke tilsluttes både farlig og ikke-farlig spænding på modulets relækontakter.
SYSTEM 5000 skal monteres på DINskinne efter DIN 46277.
Kommunikationsstikket i SYSTEM 5000 har forbindelse
til indgangsklemmer, hvor der kan forekomme farligespændinger, og det må kun tilsluttes programmeringsenheden Loop Link via det medfølgende kabel.

Tant que le module n’est pas fixé, ne lemettez pas sous tensions dangereuses.
Les opérations suivantes doivent êtreeffectuées avec le module débranchéet dans un environnement exemptde décharges électrostatiques (ESD) :montage général, raccordement etdébranchement de fils et recherche depannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autoriséeà réparer le module et à remplacer lesfusibles.

TENSIONDANGEREUSEWARNINGTo keep the safety distances, the relay
contacts on the device must not be
connected to both hazardous and nonhazardous voltages at the same time.
SYSTEM 5000 must be mounted on a DIN rail according
to DIN 46277. The communication connector of SYSTEM
5000 is connected to the input terminals on which
dangerous voltages can occur, and it must only beconnected to the programming unit Loop Link by wayof the enclosed cable.

SIKKERHEDSREGLER
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteretpå blivende plads.
MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regneller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud
over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur,forhindres ved hjælp af ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 2 og Isolations-klasse II.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere,som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler
og instruktioner i installationsvejledningen, og som vil
følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal derrettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landetsgældende regler for installation af elektrisk materiel
bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i produktmanualen og på sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder: For-sikringens maksimale størrelse er
10 A, og den skal sammen med en afbryder placeres
let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skalmærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryderspændingen til modulet.
UL-installationskrav
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Må kun anvendes i forureningsgrad 2 eller bedre.
Max. omgivelsestemperatur................. 60°C
Max. ledningskvadrat.............................. AWG 26-14
UL fil-nummer............................................ E231911
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning
af eksterne spændinger udføres i henhold til denne
installations­vejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en
klud let fugtet med destilleret vand.
PC-programmering af SYSTEM 5000
Modulet konfigureres til den aktuelle opgave ved hjælp
af en PC og PR electronics A/S’ kommunikationsinterface
Loop Link. Kommunikationsinterfacet er galvanisk
isoleret, så PC’ens port er optimalt beskyttet.
Kommunikationen er 2-vejs, så modulets opsætning
kan hentes ind i PC’en, og opsætningen i PC’en kan
sendes til modulet. For de brugere, der ikke selv vil
foretage opsætning, kan modulet leveres konfigureret
efter oplyst specifikation: indgangstype, måleområde,følerfejlsdetektering og udgangssignal.
Loop Link må ikke benyttes til kommunikation med
moduler, der er installeret i, modtager signaler fra eller
sender signaler til Ex-område

AVERTISSEMENTSAFETY INSTRUCTIONS

Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing
should always follow the device until this has beenpermanently mounted. Check at the receipt of thedevice whether the type corresponds to the oneordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures,
mechanical vibrations and shock, as well as rain andheavy moisture. If necessary, heating in excess ofthe stated limits for ambient temperatures should be
avoided by way of ventilation.
All devices fall under Installation Category II, Pollution
Degree 2, and Insulation Class II.
Mounting
Only qualified technicians who are familiar with thetechnical terms, warnings, and instructions in thisinstallation guide and who are able to follow theseshould connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handlingof the device, please contact your local distributor or,
alternatively, PR electronics A/S.
Mounting and connection of the device should comply
with national legislation for mounting of electricmaterials, i.e. wire cross section, protective fuse, andlocation. Descriptions of input / output and supply
connections are shown in the product manual and on
the side label.
The following apply to fixed hazardous voltagesconnected devices: The max. size of the protective fuseis 10 A and, together with a power switch, it should be
easily accessible and close to the device. The powerswitch should be marked with a label indicating that it
will switch off the voltage to the device.
UL installation requirements
Use 60/75°C copper conducters only.
For use only in pollution degree 2 or better.
Max. ambient temperature.................... 60°C
Max. wire size............................................. AWG 26-14
UL file number........................................... E231911
Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring andconnection of external voltages must be carried out
according to the specifications of this installation guide.
The technician must use tools and instruments that aresafe to use.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with acloth moistened with distilled water.
PC programming of SYSTEM 5000
The device is configured to the present task by way of
a PC and PR electronics A/S’ communications interface
Loop Link. The communications interface is galvanicallyisolated to protect the PC port. Communication is 2-way
to allow the retrieval of the device set-up into the PC andto allow the transmission of the PC set-up to the device.
For users who do not wish to do the set-up themselves,the device can be delivered configured according tocustomer specifications: input type, measurement range,
sensor error detection, and output signal.
Loop Link is not approved for communication withmodules installed in, receiving signals from, ortransmitting signals to harzardous (Ex) areas.

AVERTISSEMENT
Afin de conserver les distances desécurité, les contacts de relais dumodule ne doivent pas être mis soustensions dangereuse et non-dangereuseen même temps.
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 5000 sur un rail
DIN en se conformant à la norme DIN 46277.
Le connecteur de communication du SYSTEM 5000 est
relié aux borniers d’entrée sur lesquelles peuvent se
produire des tensions dangereuses. Ce connecteur doit
uniquement être raccordé à l’appareil de programmation
Loop Link au moyen du câble blindé.

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est
recommandé de conserver l’emballage du module tantque ce dernier n’est pas définitivement monté. A laréception du module, vérifiez que le type de module
reçu correspond à celui que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil
et choisissez un endroit à humidité modérée et à l’abri
de la poussière, des températures élevées, des chocs etdes vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant,des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’unepièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pourles températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégoried’installation Il, au degré de pollution 2 et à la classed’isolation Il.
MontageIl est conseillé de réserver le raccordement du module
aux techniciens qualifiés qui connaissent les termes
techniques, les avertissements et les instructions dece guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à lamanipulation du module, veuillez contacter votre
distributeur local. Vous pouvez également vousadresser à PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doivent êtreconformes à la législation nationale en vigueur pourle montage de matéri­aux électriques, par ex­
emple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation
des modules. Les connexions des alimentations etdes entrées / sorties sont décrites dans le manuel duproduit et sur l’étiquette de la face latérale du module.
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules
fixes connectés en tensions dangereu­ses : Le fusible deprotection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement
accessibles et à proximité du module. Il est recommandéde placer sur l’interrupteur général une étiquetteindiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
Conditions d’installation UL
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Uniquement pour utilisation en degré de pollution 2 ou
meilleur.
Température ambiente max................. 60°C
Taille max. des fils.................................... AWG 26-14
No du fichier UL......................................... E231911
Etalonnage et réglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il
convient d’effectuer les mesures et les connexions
des tensions externes en respectant les spécifica­tions
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent
utiliser des outils et des instruments pouvant êtremanipulés en toute sécurité.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon
imbibé d’eau distillée pour le nettoyer.
Programmation par PC du SYSTEME 5000
Le module peut être programmé en fonctiond’une application donnée à partir d’un PC et le kit
de programmation Loop Link de PR electronics
A/S. L’interface de communication est doté d’une
isolation galvanique pour protéger le port du PC. La
communication est bidirectionnelle. Cela permet nonseulement la programmation du module mais égalementla récupération d’une configuration existante ainsi quela lecture du numéro de série et du repère. Le module
peut être livré déjà programmé, si l’utilisateur lesouhaite.
Loop Link ne doit pas être utilisé pour communication
avec des modules installés en, recevant des signaux de,ou transmettant des signaux à zone dangereuse.

WARNUNG
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau
des Gerätes darf daran keine gefährliche
Spannung angeschlossen werden, undfolgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Gerätes undGEFÄHRunter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeLICHE
führt werden: Installation, Montage und
SPANNUNG Demontage von Leitungen. Fehlersuche
im Gerät. Reparaturen des Gerätes undAustausch von Sicherungen dürfen nur
von PR electronics A/S vorgenommen
werden.

Spécifications

Elektrische Daten

Specifications range............................. -20°C to +60°C
Supply voltage, universal................... 21.6...253 VAC
or 19.2...300 VDC
Supply voltage - 5131......................... 7.5...35 VDCMax. required power, 1 ch. / 2 ch.:5114 & 5115...................................... 2.1 W / 2.8 W
5116....................................................... 2.4 W / 5131....................................................... 0.8 W / 1.6 W
Isolation voltage, test / operation.... 3.75 kVAC / 250 VAC
PELV/SELV................................................ IEC 61140
Calibration temperature...................... 20...28°C
EMC immunity influence..................... < ±0.5% of span
Relative humidity.................................. < 95% RH (non-cond.)
Dimensions (HxWxD)............................ 109 x 23.5 x 130 mm
Protection degree.................................. IP20

Plage de température.......................... -20°C à +60°C
Tension d’alimentation universelle.. 21,6...253 Vca
ou 19,2...300 Vcc
Tension d’alimentation - 5131......... 7,5...35 Vcc
Puissance maximale requise, 1 / 2 voies :5114 & 5115...................................... 2,1 W / 2,8 W
5116....................................................... 2,4 W / 5131....................................................... 0,8 W / 1,6 W
Tension d’isolation, test / opér.......... 3,75 kVca / 250 Vca
PELV/SELV................................................ IEC 61140
Température d’étalonnage................. 20...28°C
Immunité CEM......................................... < ±0,5% de l’EC
Humidité relative................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions............................................... 109 x 23,5 x 130 mm
Degré de protection.............................. IP20

Umgebungstemperatur....................... -20°C bis +60°C
Universelle Versorgungsspannung... 21,6...253 VAC
oder 19,2...300 VDC
Versorgungsspannung - 5131......... 7,5...35 VDC
Leistungsbedarf, max., 1 / 2 Kan.:
5114 & 5115...................................... 2,1 W / 2,8 W
5116....................................................... 2,4 W / 5131....................................................... 0,8 W / 1,6 W
Isolationsspannung, Test / Betrieb.. 3,75 kVAC / 250 VAC
PELV/SELV................................................ IEC 61140
Kalibrierungstemperatur..................... 20...28°C
EMV Störspannungseinfluss............. < ±0,5% d. Messsp.
Relative Luftfeuchtigkeit................... < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen......................................... 109 x 23,5 x 130 mm
Schutzart................................................... IP20Relæudgang - 5116

Relay output - 5116

Sortie relais - 5116

Relaisausgang - 5116

Maks. spænding...................................... 250 VAC / VDC
Maks. strøm.............................................. 2 A
Maks. AC-effekt...................................... 500 VA
Maks. DC-strøm, belastningsmodstand:@ Urelæ ≤ 30 VDC............................. 2 ADC-2-2@ Urelæ >30 VDC............................. [1380xUrelæx1,0085]relæ ADC

Max. voltage............................................
Max. AC current......................................
Max. AC power........................................
Max. DC current, resistive load:@ Urelay ≤ 30 VDC.............................
@ Urelay >30 VDC..............................

250 VAC / VDC
2A
500 VA*DNV, Ships & Offshore........................
**UL, Standard for Safety...................
EAC...............................................................
***EAC Ex..................................................

Stand. f. Certification No. 2.4
UL 508TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011*DNV, Ships & Offshore........................
**UL, Standard for Safety...................
EAC...............................................................
***EAC Ex..................................................

Stand. f. Certification No. 2.4
UL 508TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011

Overholdte myndighedskrav
EMC..............................................................
LVD...............................................................
***ATEX.....................................................
RoHS...........................................................
*
**
***

2 ADC
-2
-2
[1380xUrelayx1.0085]relay ADC

Approvals

2014/30/EU
2014/35/EU
2014/34/EU
2011/65/EUGælder ikke 5131A/B
Gælder kun 5116A/B
Gælder kun 5xxx B-version (Ex)

*DNV, Ships & Offshore........................
**UL, Standard for Safety...................
EAC...............................................................
***EAC Ex..................................................

Observed authority requirements

Compatibilité avec les normes

EMC..............................................................
LVD...............................................................
***ATEX.....................................................
RoHS...........................................................

CEM..............................................................
DBT..............................................................
***ATEX.....................................................
RoHS...........................................................

*
**
***

2 Acc
-2
-2
[1380xUrel.x1.0085]rel. ADC

Approbations

2014/30/EU
2014/35/EU
2014/34/EU
2011/65/EU

Does not apply to 5131A/B
Only applies to 5116A/B
Only applies to 5xxx B version (I.S.)

*
**
***

Maximalspannung................................. 250 VAC / VDC
Maximalstrom.......................................... 2 A
Max. Wechselstromleistung............... 500 VA
Max. Gleichstrom, Belastungswiderstand:@ URelais ≤ 30 VDC......................... 2 ADC-2-2@ URelais >30 VDC.......................... [1380xURel.x1.0085]Rel. ADC

ZulassungenStand. f. Certification No. 2.4
UL 508TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011*DNV, Ships & Offshore........................
**UL, Standard for Safety...................
EAC...............................................................
***EAC Ex..................................................

Stand. f. Certification No. 2.4
UL 508TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011

Eingehaltene Behördenvorschriften
2014/30/UE
2014/35/UE
2014/34/UE
2011/65/UE

Pas applicable pour 5131A/B
Uniquement applicable pour 5116A/B
Uniquement applicable pour 5xxx version B (S.I.)

DK

UK

FR

Documentation, permits and other information can befound on the internet at www.prelectronics.com

La documentation et toute autre information peuventêtre trouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

Eingangssignale

DE

UK

DK

FR

DE

5114

5115

5116

Strøm

Courant

Strom

x

x

x

5131

VoltageSpænding

TensionSpannungxxx

Potentiometer

Potentiomètre

Potentiometer

x

x

x

RTD / lin. R

RTD / lin. R

RTD / rés. lin.

WTH / lin. R

x/x

x/x

x/x

x

TC

TC

TC

TE

x

x

x

x

Udgangssignaler

DK

Output signals

UK

Signaux de sortie

FR

Ausgangssignale

DE

UK

DK

FR

DE

5114

5115

5116

5131

Current

Strøm

Courant

Strom

x

x

x

x

VoltageSpænding

TensionSpannungxx

x

2-wire output

2-trådsudgang

Sortie 2-fils

2-Draht-Ausgang

x

x

x

Relay

Relæ

RelaisRelais

DK

ForsyningA

7.5...35 VDC

SupplyB

21.6...253 VAC / 19.2...300 VDC

UKAlimentation

FR

x

x

Versorgung

DE5114 5115 5116 5131
x

EMV.............................................................
LVD...............................................................
***ATEX.....................................................
RoHS...........................................................
*
**
***

2014/30/EU
2014/35/EU
2014/34/EU
2011/65/EU

Gilt nicht für 5131A/B
Gilt nur für 5116A/B
Gilt nur für System 5xxx B-Version (Ex)DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

x

x

A

x

B

13

23

33

12

22

32

11

21

31

Ch. 1 Ch. 2

DK

Billede 1: Montering på DIN-skinne.

UK

Picture 1: Mounting on DIN rail.

FR

Figure 1 :Montage sur rail DIN.

DE

Abb. 1: Montage auf DIN-Schiene.

DK

Billede 2: Frigørelse fra DIN-skinne
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte i den nederste lås.
Picture 2: Demounting from DIN railFirst, remember to demount the connectors with hazardous voltages.
Detach the device from the DIN rail by lifting the bottom lock.
Figure 2 :Démontage du rail DIN
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent destensions dangereuses. Débloquez le verrou inférieur pour dégager lemodule du rail DIN.
Abb. 2: Lösen von DIN-Schiene
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschluss­klemmen zu trennen. Das Gerät wird von der DIN-Schiene gelöst, indem man den unteren
Verschluss löst.

UK
FR

DE

Billede 3: Udtagelse af print
Printet udtages ved at løfte i den øverste lås og samtidig trække ud ifrontpladen.
Picture 3: Removal of PCB
By lifting the upper lock and pulling the front plate simultaneously the
PCB is removed.
Figure 3 :Extraction de la carte à circuits imprimés
Débloquez le verrou supérieur tout en extrayant la plaque avant : la carte àcircuits imprimés est alors dégagée.
Abb. 3: Herausnehmen der Platine
Die Platine wird herausgenommen, indem man den oberen Verschluss anhebt und gleichzeitig die Frontabdeckung heraus-zieht.

DK
UK
FR

DE

Sideskilt

DK

DK

Ledningskvadrat (min...max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14 flerkoret ledning.
Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.

UK

Wire size (min....max.) 0.13...2.08 mm2 / AWG 26...14 stranded wire.
Screw terminal torque 0.5 Nm.

FR

Taille des fils (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14 fils multibrins.
Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.

DE

Leitungsquerschnitt (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14 Litzendraht.
Klemmschrauben­anzugsmoment 0,5 Nm.

UK

Side label

FR}

Etiquette

Typenschild

DE

DK

Godkendelser.

UK

Approvals.

Raccordement des bornes.

FR

Homologations.

Klemmenanschluss.

DE

Zulassungen.

DK

Benforbindelser.

UK

Pin connections.

FR
DE

DK

UK

Topskilt

Top label}}
DK

Kina RoHS

UK

FR

Etiquette

Topschild

DE

DK

Typenr.

FR

No. de type.

UK

Type no.

DE

Typennr.

DK

Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial
number.
L’année de production est définie grace aux deux premiers chiffres dunuméro de série.
Die ersten beiden Ziffern der Serien­nummer geben das Produktionsjahr an.

UK
FR
DE

China RoHS

FR

RoHS chinois

China-RoHS

DE

Hazardous SubstancesPart Name
Printedcircuit board

Lead
(Pb)

Mercury(Hg)

Cadmium
(Cd)

X

O

O

Hexavalent Polybrominated
Chromiumbiphenyls(Cr (VI))(PBB)
O

Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)OOThis table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is
below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used
for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information
findes på internettet på www.prelectronics.dk

Signaux d’entrée

FR

Current

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, undkontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer
Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät
bleiben, bis dieses am endgültigen Platz mon­tiert ist.
UmgebungsbedingungenDirekte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklungoder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sindzu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eineErwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Geräte gehören der Installationskategorie II, dem
Verschmutzungsgrad 2 und der Isolationsklasse II an.
Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken,
Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung desGerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort
Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR
electro­nics GmbH Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben inÜber­einstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt,(elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und
Versorg­
ungsanschlüssen befindet sich im Produkt­
manual und auf dem Typenschild.
Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung
angeschlossen sind, gilt: Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem
Unterbrecher­schalter leicht zugänglich und nahe am
Gerät angebracht sein. Der Unterbrecherschalter sollderart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber
bestehen kann, dass er die Spannung für das Gerät
unterbricht.
UL-Einbauvorschriften
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden.
Nur für Anwendung in Verschmutzungsgrad 2 oderbesser.
Max. Umgebungstemperatur............... 60°C
Max. Leitungsquerschnitt..................... AWG 26-14
UL Dateinummer....................................... E231911
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Mess­ung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend dieser Installationsanleitung auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem
Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser
leicht angefeuchtet ist.
PC-Programmierung des Systems 5000
Das Gerät wird für die jeweilige Aufgabe mit Hilfe
eines PCs und PR electronics A/S Kommunikationsschnittstelle Loop Link konfiguriert. Die Kommunikationsschnittstelle ist galvanisch isoliert, sodass derAnschluss des PCs optimal geschützt ist. Die Kommunikation erfolgt in beiden Richtungen, sodass die Einstellung des Gerätes in den PC geholt, und die Einstellung
im PC an das Gerät gesandt werden kann. Für diejenigen Anwender, welche die Einstellung nicht selbst
vornehmen wollen, kann das Gerät nach folgenden
Kundenspezifikationen konfigu­
riert geliefert werden:
Eingangstyp, Messbereich, Fühlerfehlererkennung und
Ausgangssignal.
Loop Link darf nicht zur kommunikation mit Modulen,die in Ex-gefährdeten Bereichen installiert sind, Signale in Ex-gefährdeten Bereichen senden oder aus Exgefährdeten Bereichen erhalten, benutz werden.

Electrical specifications

Godkendelser

Input signals

UK

Potentiometer

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände
dürfen die Relaiskontakte des Moduls nicht
an sowohl gefährliche und ungefährliche
Spannung angeschlosssen werden.
Das System 5000 muss auf eine DIN-Schiene nach DIN
46277 montiert werden.
Der Programmierstecker des SYSTEMs 5000 hat
Verbindung zu den Eingangsklemmen, in denen
gefährliche Spannungen auftreten können. Der
Anschluss an die Programmiereinheit Loop Link ist nurüber das Originalkabel zulässig.

Specifikationsområde........................... -20°C til +60°C
Forsyningsspænding, universel....... 21,6...253 VAC
eller 19,2...300 VDC
Forsyningsspænding - 5131............. 7,5...35 VDCMax. forbrug, 1 / 2 kanaler:
5114 & 5115...................................... 2,1 W / 2,8 W
5116....................................................... 2,4 W / 5131....................................................... 0,8 W / 1,6 W
Isolationsspænding, test/drift........... 3,75 kVAC / 250 VAC
PELV/SELV................................................ IEC 61140
Kalibreringstemperatur....................... 20...28°C
EMC-immunitet....................................... < ±0,5% af span
Relativ luftfugtighed........................... < 95% RH (ikke-kond.)Mål (HxBxD)............................................. 109 x 23,5 x 130 mm
Kapslingsklasse...................................... IP20

250 Vca / Vcc
2A
500 VA

Indgangssignaler

DK

WARNUNG

Elektriske specifikationer

Tension max.............................................
Courant max.............................................
Puissance ca max..................................
Courant cc max., charge résitive :@ Urelais ≤ 30 Vcc............................
@ Urelais >30 Vcc.............................

5114A/B, 5115A/B, 5116A/B & 5131A/B}

DK

Ex godkendelser

UK

I.S approvals

FR

ATEX

Wires into
Area / Zone

5114B

DEMKO 99ATEX124571

0, 1, 2, 20, 21, 22

5115B

DEMKO 00ATEX128567

0, 1, 2, 20, 21, 22

5116B

KEMA 04ATEX1316X

0, 1, 2, 20, 21, 22

5131B

DEMKO 99ATEX124572

0, 1, 2, 20, 21, 22

BR

Documentações, licenças e outras informações podem
ser encontradas no site www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • Fax +45 8637 3085 • www.prelectronics.com

50

Approbations S.I.

DE

Ex-ZulassungenFM

Wires into
Zone / Div.

Installation
drawing3023092

0, 1, 2 / Div 1, 2

5116QF01

DK

Ex-data

UK

I.S data

FR

Caractéristiques S.I.

DE

Ex-Daten

Ex / I.S. data for 5114B, all types:

Ex / I.S. data for 5115B, all types:

Ex / I.S. data for 5116B

Terminal 31, 32, and 33
Um................................................................ 250 V
5114B1
Terminal 41, 42, 44 to 43 and 51, 52, 54 to 53
Uo................................................................. 7.5 VDC
Io .................................................................. 6.0 mADC
Po................................................................. 11.25 mW
Lo.................................................................. 200 mH
Co................................................................. 6.0 μF
5114B2
Terminal 44 to 41 and 54 to 51
Uo................................................................. 28 VDC
Io .................................................................. 87 mADC
Po................................................................. 0.62 W
Lo.................................................................. 4.2 mH
Co................................................................. 0.08 μF
Terminal 42, 43 to 41 and 52, 53 to 51
Uo................................................................. 7.5 VDC
Io .................................................................. 6.0 mADC
Po................................................................. 11.25 mW
Lo.................................................................. 200 mH
Co................................................................. 6.0 μF
5114B3
Terminal 41, 42, 44 to 43 and 52, 53 to 51
Uo................................................................. 7.5 VDC
Io .................................................................. 6.0 mADC
Po................................................................. 11.25 mW
Lo.................................................................. 200 mH
Co................................................................. 6.0 μF
Terminal 54 to 51
Uo................................................................. 28 VDC
Io .................................................................. 87 mADC
Po................................................................. 0.62 W
Lo.................................................................. 4.2 mH
Co................................................................. 0.08 μF

Terminal 31, 32, and 33
Um................................................................ 250 V
5115B1
Terminal 41, 42, 44 to 43 and 51, 52, 54 to 53
Uo................................................................. 7.5 VDC
Io .................................................................. 6.0 mADC
Po................................................................. 11.25 mW
Lo.................................................................. 200 mH
Co................................................................. 6.0 μF
5115B2
Terminal 44 to 41 and 54 to 51
Uo................................................................. 28 VDC
Io .................................................................. 87 mADC
Po................................................................. 0.62 W
Lo.................................................................. 4.2 mH
Co................................................................. 0.08 μF
Terminal 42, 43 to 41 and 52, 53 to 51
Uo................................................................. 7.5 VDC
Io .................................................................. 6.0 mADC
Po................................................................. 11.25 mW
Lo.................................................................. 200 mH
Co................................................................. 6.0 μF
5115B3
Terminal 41, 42, 44 to 43 and 52, 53 to 51
Uo................................................................. 7.5 VDC
Io .................................................................. 6.0 mADC
Po................................................................. 11.25 mW
Lo.................................................................. 200 mH
Co................................................................. 6.0 μF
Terminal 54 to 51
Uo................................................................. 28 VDC
Io .................................................................. 87 mADC
Po................................................................. 0.62 W
Lo.................................................................. 4.2 mH
Co................................................................. 0.08 μF

Um................................................................
Um, Loop Link..........................................
Temperature / bipolar mV input
Terminal 41, 42, 44 and 43
Uo.................................................................
Io ..................................................................
Po.................................................................
Co.................................................................
Lo..................................................................
Unipolar mA / V input:
Terminal 51, 52 and 53
Uo.................................................................
Io ..................................................................
Po.................................................................
Co.................................................................
Lo..................................................................
2-wire supply / reference voltage
Terminal 51, 52, 53 and 54
Uo.................................................................
Io ..................................................................
Po.................................................................

IIC

IIB/IIIC

Hazardous (Classified) Location

Hazardous (Classified) Location

Simple Apparatus or
Intrinsically safe apparatus
with entity parameters:

44

+
mV
-

Vmax (Ui) ≥ Vt (Uo)Imax (Ii) ≥ It (Io)Pi ≥ PoCa ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li+-

The sum of capacitance andinductance of cable andintrinsic safe equipment mustbe less or equal to Ca and La

T
+

13

42

12

41

11

54

24

53

23
22

V

Isc (mA)

Po (mW)

41,42,43,44
51,52,53
51,52,53,54

7.5
7.5
28

2.2
2.2
93.0

4.2
4.2
650

A,B
IIC
1000
1000
3

La (mH)
C,E
IIB
1000
1000
16

14

43

21

51

Voc (V)

33

52-

Terminal

Supply24....230VAC &24....230VDC

SupplyClass I, Division 2, Group A,B,C,D
Class I , Zone 2, Group IIC, IIB, IIA

31

D,F,G
IIA
1000
1000
31

5116B

A,B
IIC
6
6
0.075

Ca (µF)
C,E
IIB
36
36
0.645

250 V
8.0 VDC
10 mADC
20 mW
200 mH
1.0 μF

7.5 V
2.2 mA
4.2 mW
6 μF
1.0 H
28 V
93 mA
650 mW

IIA

Co:

75 nF

645 nF

2 μF

3 mH

16 mH

31 mH

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Unclassified Location
orClass I, Division 1, Group A,B,C,D
Class II, Division 1 Group E, F, G
Class III, Division 1
Class I , Zone 0 and 1, Group IIC, IIB, IIA
Class II, Zone 20 and 21

7.5 V
2.2 mA
4.2 mW
6 μF
1.0 H

Lo:

FM CONTROL
NO. 5116QF01
Control DRAWING
Drawing 5116QF01

Ex / I.S. data for 5131B:
Um................................................................
Uo.................................................................
Io ..................................................................
Po.................................................................
Lo..................................................................
Co.................................................................

253 V
60 V

D,F,G
IIA
445
445
2

(5115DoC_102)(5114DoC_102)
As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5114
Name:
Programmable transmitter
From serial no.: 161966001
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5115
Name:
Signal calculator
From serial no.: 161966001
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 99ATEX124571 (5114B)
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 00ATEX128567 (5115B)
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Installation notes:
Rønde, 16 March 2018

1) The maximum non hazardous location voltage is 250Vac/dc.
2) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code NFPA 70, Articles
504 and 505.

Rønde, 16 March 2018

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

3) 5116B is galvanic isolated and does not require grounding

F20.1/2017-08-11/HGA

F20.1/2017-08-11/HGA

4) For Installation in Div 2 or Zone 2 the 5116B must be installed in an enclosure according to
ANSI/ISA S82.

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

5) Install in Pollution degree 2 or better
6) Use 60 / 75 °C Copper Conductors with Wire Size AWG: (26 – 14).
7) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

Rev. AA

2005-07-20

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY(5116DoC_103)(5131DoC_102)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5116
Name:
Programmable transmitter
From serial no.: 181570001
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5131
Name:
2-wire programmable transmitter
From serial no.: 161966001
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX certificate: KEMA 04ATEX1316 X (5116B)

The ATEX Directive and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 99ATEX124572 (5131B)
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

ATEX notified body (type approval)
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Rønde, 13 June 2018

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands
Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Rønde, 16 March 2018

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2017-08-11/HGA

F20.1/2017-08-11/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com