A UT O MAT IC DIS P ENS ERNICHIRYO PRODUCT LINEUP

シングルチャンネルモジュール式コンパクトサイズ分注ワークステーション

仕様［説明動画］

コストパフォーマンスに優れた、設置しやすいコンパクトサイズの分注ワークステーション。

製 品 コ ー ド ／ 品 名標 準 シ ス テ ム 構 成外寸法
ワ ー ク エ リ ア 寸 法
ワ ー ク エ リア キ ャ パ シ ティ
ノ ズ ル ヘ ッ ド 種 類

ノ ズ ル ヘ ッド 分 注 容 量

重量
電源
パ ソ コ ン 要 求 仕 様

交換可能な分注ノズルユニットにより様々な用途に対応できます。

00-NMT-CUBE ／ニチマート キューブ
200 µ Lノズルヘッド、べッセルアダプタ× 6 枚、ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉、電源ケーブル、通信ケーブル
600 × 590 × 575H ㎜（パソコン別）
350 ㎜（X）× 300 ㎜（Y）× 140 ㎜（Z）、チップ廃棄ボックス含む
SBS 規格のフットプリント（標準的なマイクロプレートサイズ）最大 7 つ分、但し容量範囲は分注ヘッドにより異なる
標準付属 ： 200 µ L
オプション： 30 µ L 、1000 µ L、1200 µ L 、8 チャンネル、洗浄式ノズル
30 µ L3 〜 30 µ L
200 µ L20 〜 220 µ L
設定できる最小容量：1 µ L
100 〜 1000 µ L
1000 µ L
設定できる最大容量：ノズルヘッドの最大分注容量
100 〜 1200 µ L
1200 µ L
洗浄式ノズルの容量範囲は 4 種（1・2.5・5・10mL）のシリンジポンプによるトータルの範囲です
20 〜 220 µ L
8 チャンネル
洗浄式ノズルµ〜
100 L 10mL
約 45kg（パソコン別）
AC100 〜 240V、50/60Hz、150VA（消費電力はシステム構成により異なる）
Windows ® 7/8/8.1（32/64bit 版）/10（64bit 版）、USB ポート

本製品の操作（プロトコルの作成と実行、システム調整）には別途上記仕様のパソコンが必要です。
記載の社名・製品名・技術名は各社の商標または登録商標です。

オプションでマルチチャンネルヘッドへの交換も可能です。
プロトコルの作成および実行に使用するワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉が標準付属します。

オプション

ソフトウェアとリンクしたマルチポジションデッキにより、直感的な操作でプロトコルの作成・変更が簡単に行えます。

384ウェルプレート分注に対応しています。使用するディスポー
ザブルチップは他の弊社機器と共通です。

PCR 等における反応液セットアップの自動化にも使用可能です。

製品コード

品

00-CUBE-001
00-CUBE-002
00-CUBE-003
00-CUBE-004
00-CUBE-005
00-CUBE-006
00-CUBE-007
00-CUBE-008
00-CUBE-009
00-CUBE-010

1200 µ L チップベッセル
チップ廃棄 BOX名備 考
ロングクリーンチップ対応
ー
標準付属
24 本立
24 本立
24 本立
6 本立
1.5mL、24 本立
キャスター付
ーベッセルアダプタ
16 φチューブラック
13 φチューブラック
15mL 遠沈管ラック
50mL 遠沈管ラック
マイクロチューブラック
専用架台
ウォッシュボール

製品コード00-CUBE-011
00-CUBE-012
00-CUBE-013
00-CUBE-014
00-CUBE-015
00-CUBE-016
00-CUBE-017
00-CUBE-023
00-CUBE-024

品 名アロカラック対応ベッセル
30 µ Lノズルユニット
200 µ Lノズルユニット
1000 µ Lノズルユニット
1200 µ Lノズルユニット
8 チャンネルノズルユニット
洗浄式ノズルユニット※
温調ユニットA
2mLノズルセット

備

考

50 本立
精度保証範囲：3 〜 30 µ L
精度保証範囲：20 〜 220 µ L
精度保証範囲：100 〜 1000 µ L
精度保証範囲：100 〜 1200 µ L
精度保証範囲：20 〜 220 µ L（ 10%ストローク）
ーー※シリンジポンプユニット（ 1・2.5・5・10・25mL から選択できます）
・シングル洗浄プローブ・ウォッシュボールを含みます。

【おもな機能】

交換可能なノズルユニット液面検知

標準は 200 µ Lノズルユニットです。オプションで
30 µ L ／ 1000 µ L ／ 1200 µ L の各ノズルユニット
および 8 チャンネルノズルユニット、洗浄式ノズルユニットへの交換が可能です。

リアルタイム通信制御により、試薬・試料の有無を検知します。問題が発生した場合は、エラーメッセージを表示します（ 8 チャンネルおよび洗浄式のノズルユニットは対象外です）。

標

準・200 µ Lノズルユニット
・1000 µ Lノズルユニット
・8 チャンネルノズルユニット
8 チャンネルノズルユニット

200 µ L
1000 µ L

プロトコル作成や変更、および実行に使用するソフトウェア〈 NichiMaster CUBE〉の操作は、グラフィカルなユーザーインターフェースにより直感的です。具体的には、マルチポジションのワークデッキグラフィック上にアダプターおよび容器（基本はいずれもSBS のフットプリント規格準拠）のグラフィックをドラッグ &ドロップして組み合わせるだけの簡単操作です。ワークデッキ上にアダプターおよび容器を配置すると、その座標がすぐに決定されます。基本的に、右図の画面のみでプロトコルの作成や変更、実行が行えます。
容器は各種マイクロプレートや試験管ラック、リザーバ等のほか、SBS 規格外容器も追加登録できます。
な お、 本ソフトウェアのご 使 用 （＝ Ni c hi M a r t
CUBE の操作） には別途、 パソコンが必要です。
パソコンの要求仕様は、右ページの「仕様」をご覧ください。

製品価格、部品一覧については弊社Webサイトをご覧ください。

測定容量（µ L）

33020
200100
1000

系統誤差
（%）
± 5.0
± 1. 0
± 3.0
± 0.8
± 3.0
± 0.8

偶然誤差
（%）
≦ 5.0
≦ 1.0
≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 1.0
≦ 0.5

ノズルヘッド1200 µ L
8chマルチチャンネル（200 μ L ）洗浄式ノズル

測定容量（µ L）

系統誤差（%）± 3.0± 0.8± 3.0± 0.8
≦ 1.0

偶然誤差
（%）
≦ 1.0
≦ 0.5≦ 1.0
≦ 0.5
≦ 0.2

容量範囲（µ L）

入数

適合分注ヘッド

120
1200
20200
フルストローク

それぞれの系統誤差（ es）
・偶然誤差（ CV）は、下記に記載している適合チップを使用して測定した場合の値です。

ロボットチップ
液面検知しながら吸引プロトコルの作成・変更および実行

2930 µ L

シェーカーやヒーター、バキュームポンプ等の外部機器をON/OFF制御することが可能です。

・1200 µ Lノズルユニット
・洗浄式ノズルユニット

ノズルヘッド外部機器接続用 I /Oポート

・30 µ Lノズルユニット
オプション

系 統 誤 差（e s）
・偶 然 誤 差（CV）

製品コード

品名

00-HT-F30R

分注ロボット用ラックチップ

3 〜 30 µ L

3840 本（384本×10ラック）

00-HT-F30RB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）3 〜 30 µ L

3840 本（384本×10ラック）

00-HT-FS

分注ロボット用チップ（バルク）

10 〜 220 µ L1000 本

00-HT-FSR

分注ロボット用ラックチップ

10 〜 220 µ L

00-HT-FSRB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）10 〜 220 µ L

00-CT-MR

クリーンチップ M（フィルター、滅菌）

10 〜 200 µ L

00-HT-KL

分注ロボット用チップ（バルク）

100 〜 1000 µ L

00-HT-KLR

分注ロボット用ラックチップ

100 〜 1000 µ L

00-HT-KLRB

分注ロボット用ラックチップ（滅菌）100 〜 1000 µ L

0N-CAP-100-010

ロングクリーンチップ（フィルター、滅菌）

100 〜 1200 µ L

960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）

30 µ L200 µ Lおよび

8 チャンネル

1000 本
960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）
960 本（96本×10ラック）1000 µ L

1200 µ L

ワークステーションソフトウェア〈NichiMaster CUBE〉

www.nichiryo.co.jp

30