分離型ＣＣＤカラーカメラ
ＣＳ５１１１Ｌ
機器仕様書
ＴＫ５９１１Ａ６ ＲＯＨＳ

目

次[免責事項][用途制限]
１．概 要···············································

１２．特 長···············································

１

３．製品構成···············································

２·················································

３４．仕様

５．メニュー表示内容·······································

５６．分光感度特性例·········································

７７．保証···················································

７８．修理···················································

７９．付 図９．１ カメラヘッド外形図·····························

９．２ カメラ制御器外形図····························· １０９．３ カメラケーブル外形図··························· １１９．４ カメラヘッド取付金具外形図

９····················· １１（全１３ 頁）

改善の為予告なく変更する場合がありますので、最新の仕様書にて機能・性能をご確認ください。
作成日 2006 年 8 月 1 日

D4120580E

免責事項●地震、火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
●仕様書や取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●仕様書や取扱説明書に記載されている以外の操作方法によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作等から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●お客様ご自身又は権限のない第三者（指定外のサービス店等）が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本製品の個品価格以内とします。

用途制限●次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮を戴くとともに、弊社にご連絡くださるようお願い致します。
1．明記されている仕様以外の条件や環境、屋外での使用。
2．人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
●本製品は、使用される条件が多様なため、その装置･機器ヘの適合性の決定は装置･機器の設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。この装置･機器の、性能･安全性は、装置･機器への適合性を決定されたお客様において保証してください。
●本商品は、人の生命に直接関わる装置(*1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置(*2)などの制御に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの用途に使用しないでください。
(*1)：人の生命に直接関わる装置とは、次のものをさします。
・生命維持装置や手術室用機器などの医療機器
・有毒ガスなどの排ガス、排煙装置
・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
・上記に準ずる装置(*2)：人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは、次のものをさします。
・航空、鉄道、道路、海運などの交通管制装置
・原子力発電所などの装置
・上記に準ずる装置

D4120580E

１．概要
ＣＳ５１１１Ｌは、１／２型３８万画素の補色方式ＣＣＤを使用した、カメラヘッド分離形単板式ＣＣＤカラーテレビカメラです。
２．特長(1) ３８万画素ＣＣＤ
水平解像度４７０本を達成し、モワレやビートの少ないより高密度な画像が得られます。
(2) 外部同期
外部同期信号入力により自動的に同期方式を外部に切換えます。HD、VD の外部同期の他に VBS の外部同期も可能です。
(3) ＡＬＣ（自動感度制御）
最高百万分の１秒の超高速電子シャッタ（ＥＬＣ）と自動利得制御（ＡＧＣ）をマイクロプロセッサで組み合わせて制御することにより、約６万倍の光量変化に対して最適な画像が得られます。
レンズ絞りを持たない顕微鏡用途や広範囲に明るさの変化する用途に最適です。
(4) オートホワイトバランス
被写体の色温度変化を常に検出して白バランスを適正に保つ自動追尾形フルオートホワイトバラン
スにより、わずらわしい白バランス調整が不要です。また、白バランスが保たれた状態を記憶・保持するオートセットと、画像処理用等で固定した色温度の照明での撮像に便利なマニュアルホワイトバ
ランスもスイッチ切換えで可能です。
(5) Ｓ端子出力
ＶＢＳ出力のほかに、Ｙ／Ｃ分離信号（Ｓ端子）出力を装備しています。Ｓ端子付カラーモニタ等の映像機器に接続して使用すると、クロスカラーの少ないクリアな映像が得られます。
(6) 電子ライン、レチクルマーク
縦横、各 2 本の電子ラインまたはレチクルマークを映像信号にミックスし、モニタ画面に表示できますので、位置合わせや画像計測等に便利です。

− １ −。

D4120580E

３．製品構成(1)カメラヘッド……………………………………………………………… １(2)カメラ制御器……………………………………………………………… １(3)カメラケーブル（３ｍ）…………………………………………………

１(4)付属品①

カメラヘッド固定金具…………………………………………

１②

ビデオケーブル（3C-2V、BNC-BNC、２ｍ） …………………

１③電源ケーブル（２．５ｍ）……………………………………

１④電源ケーブルアダプタ…………………………………………

１⑤

レンズ止めネジ（Ｍ２×２）

⑥

取扱説明書

…………………………………

１………………………………………………………

１(5)オプション①

カメラケーブル（５ｍ）………………………………………

②

延長カメラケーブル（７ｍ）…………………………………

１
１− ２ −。

D4120580E

４．仕様

(1)

ＴＶ方式

ＮＴＳＣ方式準拠

(2)

撮像素子

１／２型相当① 有効画素数

７６８（Ｈ）×４９４（Ｖ）② 走査面積６．４５mm（Ｈ）×４．８４mm（Ｖ）③ 色フィルタ

補色モザイクフィルタ（Ｙe，Ｃy，Ｍg，Ｇ）④

フィールド蓄積

蓄積方式

インターライン方式ＣＣＤ

(3)

走査方式

５２５本，２：１インターレース

(4)

同期方式

内部同期／外部同期（自動切換）(5)

外部同期入力ＨＤ（ＲＳ−１７０Ａ相当）：４Ｖ(p-p)±２Ｖ(p-p)／High 受

負極性

１５．７３４ｋＨｚ±５０ppm 以内
ＶＤ：４Ｖ(p-p)±２Ｖ(p-p)／High 受

負極性

５９．９４Ｈｚ±５０ppm 以内
HD,VD 位相差：０±５μs または６３．５／２±５μs
ＳＹＮＣ：２Ｖ(p-p)±１Ｖ(p-p)／７５Ω受 負極性
水平：１５．７３４ｋＨｚ±５０ppm 以内
垂直：５９．９４Ｈｚ±５０ppm 以内
Ｖ Ｂ Ｓ：１Ｖ(p-p)／７５Ω受 正極性
水平：１５．７３４ｋＨｚ±５０ppm 以内
垂直：５９．９４Ｈｚ±５０ppm 以内(6)

外部同期入力ｺﾈｸﾀ

Ｄ−ｓｕｂ ９ｐｉｎ オス

1263478

ピン番号

59

信号名

１ＨＤ

ＩＮ

２ＶＤ

ＩＮ

３ＶＢＳ（or ＳＹＮＣ） ＩＮ

４Ｎ．Ｃ．

５

ＧＮＤ

６ＧＮＤ

７ＧＮＤ

８ＧＮＤ

９ＧＮＤ

(7)

水平走査周波数

１５．７３４ｋＨｚ(8)

垂直走査周波数

５９．９４Ｈｚ− ３ −。

D4120580E

(9)アスペクト比４：３(10)映像出力

ＶＢＳ １．０Ｖ(p-p)／７５Ω，正極性
Ｓビデオ Ｙ：ＶＳ １．０Ｖ(p-p)／７５Ω，正極性
Ｃ：０．２８６Ｖ(p-p)／７５Ω

(11)

解像度

水平：４７０ＴＶ本
垂直：３５０ＴＶ本

(12)

感度

７００ lx（Ｆ８，３０００Ｋ）(13)

最低被写体照度

３ lx（F1.4,3000K,AGC ON,約 50%映像ﾚﾍﾞﾙ）

(14)

ＳＮ比

４６ｄＢ(p-p)／ｒｍｓ以上(15)

ホワイトバランス

ＳＥＴ／ＡＵＴＯ／ＭＡＮＵ 切換（出荷時：ＭＡＮＵ）
・補正範囲：２５００Ｋ〜６５００Ｋ（検出範囲：全有効画面）

(16)

ガンマ補正

γ＝０．４５／ＯＦＦ ＜メニュー切換＞（出荷時：０．４５）

(17)

ＡＬＣ

ＯＮ／ＯＦＦ
・ＯＮ時

切換（出荷時：ＯＦＦ）：補正範囲−６ｄＢ〜＋６０ｄＢ（検出範囲：全有効画面／固定ウインド）＜メニュー切換＞
・ＯＦＦ時：ゲイン切換

０，６，１２ｄＢ：電子シャッタ切換＜メニュー切換＞＜メニュー切換＞

1/60,1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 秒※注：1/100 秒は、フリッカレスモード
(18)

ペデスタル

１６段階可変（０〜８．５ＩＲＥ） ＜メニュー切換＞(19)輪郭補正

１６段階可変(20)電子ライン

ＯＮ／ＯＦＦ 切換＜メニュー切換＞

ラインの種類

縦線、横線各 2 本またはレチクルマーク＜メニュー切換＞

ライン幅

縦線：２画素＜メニュー切換＞

横線：２TV 本
設定範囲

モニタ画面全域＜メニューにて設定＞

ＭＩＸレベル

5IRE〜100IRE 以上＜メニューにて調整可能＞(21)

電ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ

(22)

消費電流

１５０ｍＡ以下（ＡＣ１００Ｖ時）

(23)

動作環境

温度

０℃〜４０℃

湿度

１０〜９０％（非結露）気圧

５００〜１０６０源(24)

レンズマウント

Ｃマウント

(25)
(26)

外形寸法
質量

(27)

不要輻射

外形図参照
カメラヘッド：約 45g
カメラ制御器：約 2kg
ＶＣＣＩクラスＡ準拠

５０／６０Ｈｚ単相ｈＰａ

注：意匠、仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。

− ４ −。

D4120580E

５．メニュー表示内容

表示アイテム１ DISP Clear
２ Shutter

内No.

３ Gain４ ALC Level

５ W.B. RED
６ W.B. BULE
７ AREA

８ ENHANCE
９ SETUP
１０ GAMMA

１１ Save

１２ Reset

容

表示アイテムの消去
電子シャッタ設定（ｼｬｯﾀｽﾋﾟｰﾄﾞ：ＭＡＮＵ（ＡＬＣ ＬＥＤ：点灯（橙）、消灯）時有効）
０＝ＯＦＦ（1／６０（Ｓ））
１＝Ｆ．Ｌ．（１／１００（Ｓ））
２＝１／２５０（Ｓ）
３＝１／５００（Ｓ）
４＝１／１０００（Ｓ）
５＝１／２０００（Ｓ）
６＝１／４０００（Ｓ）
７＝１／１００００（Ｓ）
ゲイン設定（ゲイン：ＭＡＮＵ（ＡＬＣ ＬＥＤ：消灯）時有効）
０＝ＯＦＦ
１＝６ｄＢ（×２）
２＝１２ｄＢ（×４）
ＡＬＣモード時の映像レベル設定（ＡＬＣ：ＡＵＴＯ（ＡＬＣ ＬＥＤ：点灯（緑、橙）時有功）
０（暗い）〜１２（明るい）（５：工場出荷データ）
ホワイトバランスＲＥＤ（Ｗ．Ｂ．＝ＭＡＮＵ時有効）＋３２（R 方向）〜０（センター：工場出荷データ）〜−３２（CY 方向）
ホワイトバランスＢＵＬＥ（Ｗ．Ｂ．＝ＭＡＮＵ時有効）＋５０（B 方向）〜０（センター：工場出荷データ）〜−５０（YL 方向）
ＡＬＣ検出枠の設定
ＯＦＦ＝全面
ＯＮ ＝ＷＩＮＤ（固定）（ウインド表示なし）
輪郭強調の設定（Ｈ，Ｖ共有）
０（ＯＦＦ）〜１５（２：工場出荷データ）セットアップ（ペデスタル）の設定
０〜１５ （８＝５ＩＲＥ）
ガンマの設定ＯＦＦ＝γ：１
ＯＮ ＝γ：０．４５
Ｎｏ．２〜１０，１３〜２０の設定データをメモリ（ＵＳＥＲ ＡＲＥＡ）に保存（ＤＡＴＡキー：＋または−で実行）
注意；本コマンドを行わず電源をＯＦＦした場合、変更したデータは無効になります。
工場出荷データを実行メモリに呼出す（ＤＡＴＡキー：＋または−で実行）
注意；ＤＡＴＡ Ｓａｖｅコマンドの実行をしないかぎり、メモリ（ＵＳＥＲ ＡＲＥＡ）への保存は行いません。

− ５ −。

D4120580E

No. 表示アイテム
１３ LINE Disp

１４ Contrast

１５ RETICULE

１６ MASKING

１７ X1

１８ X2

１９ Y1

２０ Y2

内容

ライン及びレチクルの表示
ＤＡＴＡキー（＋）＝表示
ＤＡＴＡキー（−）＝非表示
ライン及びレチクルの表示の明るさを設定（ＬＩＮＥ Ｄｉｓｐ＝表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝明るく
ＤＡＴＡキー（−）＝暗く
ライン及びレチクルの切換え（ＬＩＮＥ Ｄｉｓｐ＝表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝レチクル表示
ＤＡＴＡキー（−）＝ライン表示
レチクル時、外枠部分の設定（ＬＩＮＥ表示時，ＲＥＴＩＣＵＬ表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝マスク表示（Contlast コマンドにて明るさの可変が可能）
ＤＡＴＡキー（−）＝ビデオ（５０％）表示
ラインＸ１（縦線）の移動（ＬＩＮＥ Ｄｉｓｐ＝表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝画面右へ移動
ＤＡＴＡキー（−）＝画面左へ移動
ラインＸ２（縦線）の移動（ＬＩＮＥ Ｄｉｓｐ＝表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝画面右へ移動
ＤＡＴＡキー（−）＝画面左へ移動
ラインＹ１（横線）の移動（ＬＩＮＥ Ｄｉｓｐ＝表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝画面上へ移動
ＤＡＴＡキー（−）＝画面下へ移動
ラインＹ２（横線）の移動（ＬＩＮＥ Ｄｉｓｐ＝表示時有効）
ＤＡＴＡキー（＋）＝画面上へ移動
ＤＡＴＡキー（−）＝画面下へ移動

注意：ライン・レチクルの設定はメニューが表示されている間は記憶されません。記憶させる場合は、表示アイテム“DISP Clear”にて消去させるか、表示が消えるまでお待ち下さい。

− ６ −。

D4120580E

６．分光感度特性例

Relative Response

1.00
0.80
CyYe
GMg

0.60
0.40
0.20
0.00
400450500550600
Wave Length [nm]650700このグラフはレンズ特性及び光源特性を除く代表特性例です。
７．保証（１）保証期間
保証期間は製品納入後１年です。
（２）保証範囲
・上記期間内に万一弊社責任による故障が発生した場合には、無償にて修理を行います。
・保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
2) お買い上げ後の落下、輸送等による故障および損傷。
3) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷。
８．修理（１）修理方法
原則として弊社返品修理とさせていただきます。
但し、お客様、最終ユーザーにおける諸経費（出張費、カメラ取り外し技術料等）、及び弊社への返送費は、お客様にて負担していただくものと致します。

− ７ −
。

D4120580E

（２）修理対象期間・無償修理第６項による。
・有償修理
原則として製品の最終生産完了後、７年間と致します。

− ８ −
。

D4120580E

９．付図
９．１

カメラヘッド外形図− ９ −。

D4120580E

９．２

カメラ制御器外形図− １０ −。

D4120580E

９．３

カメラ制御器外形図①ＣＰＲＣ４０００Ｂ−０３／０５（カメラケーブル）
コネクタ１
ＨＲ２５−８ＴＰ−１４Ｓ

コネクタ２
ＨＲ２５−９ＴＰ−１６Ｐ

ケーブル長 ３/５ ｍ②ＣＰＣ４０００Ｂ−０７Ｊ（延長カメラケーブル）
コネクタ１
ＨＲ２５−９ＴＪ−１６Ｓ

コネクタ２
ＨＲ２５−９ＴＰ−１６Ｐ

ケーブル長 ７ ｍ

９．４

カメラヘッド取付金具外形図− １１ −。

D4120580E