■各用品の外観と主な仕様

日立 福祉施設向け

ワイヤレス
呼出ボタン

WMINTA/ET-DWMINTA2

ET-DWMINTB3

項目

仕様
半二重
半二重/全二重（切替式）
3段階
3段階
2回路
ショート/オープン（切替式）
0.5秒以上0.1秒以上/0.5秒以上（切替式）
2回路（無電圧/有電圧、各1回路）
DC30Ｖ-1Ａ
DC24Ｖ-30mA
DC24Ｖ/15Ｖ/8Ｖ-30mA（切替式）
センター給電BOX
主装置の多機能電話インタフェース
約162×120×33㎜
約162×120×37㎜
約162×120×8㎜
JIS-C8340/C8435、3スロット分
約250ｇ
約36×107×31㎜
2m/5m
約46ｇ
EnOcean Radio Protocol2
928.35MHｚ
約10m（見通し）
IPX5/IPX7電磁誘導による自己発電
約61×61×21㎜（突起部を除く）
約56ｇ
3種類（切替式）、通話機能なし
2回路ショート/オープン（切替式）
0.1秒以上/0.5秒以上（切替式）
1回路
DC24Ｖ
主装置の多機能電話インタフェース
約81×142×29㎜
約140ｇ
半二重
3段階
約51×166×28㎜
2m/5m
約125ｇ

ワイヤレスボタン
接続装置

ハンディコール

廊下灯

スタッフコールシステム

集合廊下灯

項目仕様
2回路
回路数
0.1秒以上/0.5秒以上（切替式）
センサ入力
検知時間
ショート/オープン（切替式、1回路はオープン固定）
起動条件
1回路（有電圧接点方式）
回路数
接点出力
DC24Ｖ-30mA
出力
ハンディコール
接続
主装置の多機能電話インタフェース
電源
コンセント＊2 ＊3
約70×120×68㎜
本体
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ） 設置時の壁面からの突出
約70×120×47㎜
JIS-C8340/C8435、１スロット分
取り付け規格
約75ｇ
質量
ランプ表示
埋込型インターホンまたはハンディコール1台分
電源
DC13 〜 27.8V
本体
約70×120×38㎜
外形寸法
廊下灯（Ｗ×Ｈ×Ｄ） 設置時の壁面からの突出
約70×120×28㎜
取り付け規格JIS-C8340/C8435、１スロット分
質量約100ｇ
ランプ表示
埋込型インターホンまたはハンディコール4台分
回路数
3回路
検知時間0.1秒以上/0.5秒以上（切替式）
センサ入力
起動条件
ショート/オープン（切替式、1回路はショート固定）
回路数
4回路
無電圧接点方式（2回路）
DC30Ｖ-1Ａ
接点出力
集合廊下灯＊2 ＊3
有電圧接点方式（2回路）
DC24Ｖ-30mA
電源
主装置の多機能電話インタフェース
本体
約230×236×29㎜
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ） 設置時の壁面からの突出
約230×236×29㎜
取り付け規格JIS-C8340/C8435、3スロット分
質量約950ｇ
埋込型インターホン（WMINTA）
64台
および廊下灯の最大接続数
電圧
AC90V 〜 110V
最大突入電流
30A以下
入力電源
センター
最大消費電力235W以下給電BOX
線路条件
40Ω以内、かつケーブル長300ｍ以下
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ）
約390×261×642㎜
設置壁掛け
質量約3.3㎏

NETTOWER MX-01/integral X 対応

伝 わ る 安 心 が ︑施 設 に 笑 顔 を 広 げ ま す ︒

WMINTADWMINTA2/B3
音声通話
送話
音量
ボリューム
受話
回路数
起動条件
センサ入力
WMINTA
検知時間
DWMINTA2/B3
回路数
埋込型
無電圧接点方式
インターホン＊1 接点出力
WMINTA
有電圧接点方式 DWMINTA2/B3
WMINTA
電源
DWMINTA2/B3
WMINTA/DWMINTA2
本体
外形寸法
DWMINTB3（Ｗ×Ｈ×Ｄ）
設置時の壁面からの突出
取り付け規格質量
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ、ケーブル含まず）
ケーブル長
握りボタン
質量（ケーブル含まず）
規格
周波数
無線
到達距離
ワイヤレス
防水規格
呼出ボタン＊2電源
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ）
質量
呼出時の受付音
回路数
センサ入力
起動条件
検知時間
ワイヤレス
ボタン
回路数
接続装置＊2 接点出力
有電圧接点方式
電源
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ、アンテナ含まず）
質量
ハンズフリー
音声通話
送話
音量
ボリューム
受話
ハンディ
コール＊2 ＊3
外形寸法（Ｗ×Ｈ×Ｄ）
ケーブル長
質量（ケーブル含まず）
ハンズフリー

握りボタン
2m/5m

＊1 ET-DWMINTA2/ET-DWMINTB3はintegral Xのみ＊2 integral Xのみ＊3 株式会社ナカヨ製●PHSは電波を使用しているため、障害物などにより電波の届かないところではご使用になれません。また、ご使用中に電波状態の悪いところへ移動したり、障害物などが電波を遮った場合など、通話が切れることがありますのでご了承ください。
●PHSは、ＩＣなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジの側など、電磁波や磁気の発生する機器の側でのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
●PHSは、デジタル信号を利用した傍受されにくいシステムですが、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点に十分配慮してご使用ください。
●PHSでは、小電力を使用しており、他の設備･機器への影響は少ないと考えられますが、他の無線システムで1.9ＧＨｚ帯またはその周辺の周波数を利用している場合にご留意願います。
●PHSを病院などで使用される場合は、医療用電子機器に電波による影響を与えることも考えられますので、医療用電子機器への影響がないことを医療機関などにあらかじめご確認ください。また、医療用電子機器の近く（例えば、手術室や集中治療室など）ではPHSの電源を切るか、持ち込まないようにしてください。
●PHSは無線システムの制約上、通話途切れや切断が発生する時があります。接続性や音途切れが許容できない場合は有線電話を選定してください。
●防水対応PHS「HI-D10PSWP」以外の製品は防水加工を施しておりませんので、水気の多い場所でのご利用はお控えください。
●防水対応PHS「HI-D10PSWP」は、電池カバーや外部接続端子カバーが確実に閉じた状態で、IPX5/IPX7の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。耐水圧設計ではありませんので、高い水圧で水をかけたり、長時間水中に放置したりしないでください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。

防水対応 P H S をラインアップ

https://www.hitachi-ite.co.jp/products/staffcall/index.html

水周りでの利用や濡れた手での操作も安心です。
防水対応 PHS HI-D10PSWP●カタログに記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
●カタログに記載の機能・仕様によっては、製品のバージョンアップが必要となる場合があります。製品のバージョンについては販売店にお問い合わせください。
●製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。
●本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な手続きを行ってください。
海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。なお、ご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。
●本システムは通信機器です。医療機器ではありません。

HIENG-T022J

2024.1Printed in Japan（H）

入居者、スタッフ、管理者それぞれがうれしいコミュニケーション環境づくりをサポート。

「呼んでいる入居者や場所を確かめられるので対応がしやすいわ」「移動中でも受信できるのでとても便利」

ベッドから、居室から、食堂から、いつでもスタッフに連絡できる。だから安心、だから便利。
日立福祉施設向け「スタッフコールシステム」は、インターホンでスタッフが持つＰＨＳを呼び出すシステムです。

「手が離せないときもほかのスタッフが福祉施設の入居者、スタッフ、管理者それぞれの悩みや受けてくれるから助かるわ」

不安を解決に導く、力強いパートナーとなります。

「いつでもスタッフを呼べるから安心ね」「本格的なナースコールに比べて導入が簡単なのがうれしいね」「呼んでいる場所も相手に伝わるのがいいね」

効率的に業務ができるな」「スタッフの負担が減って、「ご家族も安心できるので施設の好感度アップにも効果的だ」「誰が呼んでるか分かってくれるのもうれしいわ」● 最大収容回線＊1〈〈〈〈〈 より大きな安心のために 〉〉〉〉〉

埋込型インターホン MX

NETTOWER
MX-01

埋込型インターホン収容数
PHS登録台数ET

192500（20）〈〈〈〈 運営効率の向上のために 〉〉〉〉

integral X
TypeS

TypeL

20＊2

256＊220（２０） 128（128）パソコン

通話ログをパソコンで管理 MXET※（ ）内はスタッフコールとして登録できる台数です。
＊1 電話回線や電話機などの組み合わせや使用するユニットにより収容回線数は変わります。
＊2 integral X用デジタル埋込型インターホンの場合

電話帳を簡単に更新（HI-D11PS）MX
ハンディコール

握りボタン

ワイヤレス
呼出ボタン埋込型インターホン

各種センサ機器

ハンディコール ET

ワイヤレスボタン接続装置

廊下灯

居室内のインターホンや MX ET
ハンディコールへの一斉放送〈〈〈〈〈〈 働きやすい環境のために 〉〉〉〉〉〉

発信元の名前を表示 MX

集合廊下灯

標準タイプ
防水タイプ ラインキー付
HI-D10PS HI-D10PSWP HI-D11PS

HI-D11PS表示部

3F

多機能電話機／一般電話機

ラインキーの点灯で発信者のグループを確認 MX
履歴情報の表示で応答漏れを防止 MX

呼び出しを外部に転送 ET
外線からインターホンやハンディコールを呼び出し ET

NETTOWER MX-01にて対応

ET

integral Xにて対応

ET

ET

着信に応答した場合

1F

MX

HI-D11PS表示部

ET

2F

ワイヤレス呼出ボタンを増設 ET

ET

廊下灯、集合廊下灯 MX異なるフロアから同時に呼び出しがあった
場合、点滅しているランプで自分の担当エリアの呼び出しを確認してから応答できます。

ET＊4