吸光光度計 DRシリーズ
多彩な測定項目を簡単・迅速測定

吸光光度計 DR シリーズ

DR6000DR3900DR1900アプリケーション例
全りん

COD

揮発性酸

シリカ

重金属

硝

亜硝酸

アンモニア

りん酸

残留塩素

硬

酸

さまざまな水質管理のニーズにお応えします。

1

DR

全窒素

度

工場排水測定飲料水水質測定

ボイラー水測定

環境測定

養殖場水質測定

農業関連測定多彩な分析プログラムを内蔵
本体には、重金属、無機イオン、有機物の分析方法がプログラムされており、HACH社が提供する試薬と組み合わせてこれらの測定が可能です。
プログラムには、各測定項目に適合した検量線、反応時間、化学種など分析に必要な情報がすべて入っています。

HACH
専用試薬

バーコード付き
バイアル(TNT plus)

テストNチューブ
(TNT)

粉末パック(PP)

アキュバック(アンプル形)

試薬セット

バーコード付き試薬R

TNT plus 試薬のバイアルにはバーコードがあり、本体にセットするだけで、自動でバーコードを読み取り測定を開始します。

(DR1900はバーコード自動読み取り機能なし手動でプログラム呼び出しで測定操作)

波長スキャン

紫外・可視波長域(190〜1100nm)の吸光特性が得られます。
試料の吸光特性や比色特性を調べる際に有効です。
※対応機種：DR6000(190〜1100nm)
DR3900(320〜1100nm)
2

吸光光度計 DR3900●検量線入力済み。校正のための標準液が不要●測定プログラムを自動選定し、自動測定（TNT plus 試薬使用時）●波長スキャン測定、
タイムスキャン測定など多彩な測定が可能●カラータッチパネル(TFT液晶)採用●USB、LANを標準装備。LAN接続によるデータ転送も可能●トレンドやAQAなど、
データ解析や品質管理に役立つ機能を搭載

●仕

様

● 補用品

TOADKK コード

HACH4945

Product No.

LPV440.99.00002

測定モード

透過率（％）、吸光度、濃度（測定プログラムに基づく）

自己診断用フィルターセット

HACH2756

LZV537

測定方法

単一波長測定、多波長測定、波長スキャン
タイムスキャン

DRチェック用吸光度標準キット（４個） HACH1491

2763900

タングステンハロゲンランプ

HACH2757

LZV565光源ランプ

タングステンハロゲンランプ

波長範囲320〜1100nm

波長精度

波長340〜900nmで±1.5nm

波長分解能

1nm

TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号

波長校正

起動時自動校正

シッパーモジュール 1cm角形セル用

波長選択

自動（測定法選択に基づく）

シッパーモジュール 1インチ丸形セル用 HACH5296 LQV157.99.20002

スキャン速度

8nm/s（1nmステップの場合）

サンプルを自動吸引して測定します。

バンド幅

5nm

ポースルーセルキット

吸光度測定範囲

波長340〜900nmで±3.0Abs

手動でサンプルを通液して測定します。

吸光度測定精度

0.0〜0.5Absで5mAbs
0.5〜2.0Absで1％

吸光直線性≦2Absで＜0.5％

データ保存

2000データ

ユーザーが設定できるプログラム数100

バーコード試薬対応

品

TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号● オプション
品

名HACH5297 LQV157.99.30002

HACH4946

LZV8991インチ丸形ガラスサンプルセル蓋付き
10mL用（6個）

HACH1082

2427606

1インチ丸形セル 10-20-25mL
標線蓋付き（6個）

HACH1055

2401906

1cｍ角形セル（石英）（2個）

HACH21174822800

5cｍ長方形セル（石英）キャップ付

HACH1317

2624450あり

ポースルーセルモジュール

HACH5351

LZV876

ディスプレイ

7インチ TFT液晶表示器

TNT plusブランクバイアル（5本）

HACH6412

LCW919

外部出力USB（タイプA×2 、タイプB×1） Ethernet×1

1cｍ角形フローセル（石英）HACH2777

LZV510

使用温湿度範囲

10〜40℃、相対湿度80％以下（結露なし）

5cｍ角形フローセル（石英）HACH5298

LZV649

保管温湿度範囲−40〜60℃、相対湿度80％以下（結露なし）

電源

AC100〜240V

1cｍ使い捨て角形マイクロセル（ポリスチレン）1.5mL（100個）

HACH1327

2629500

消費電力

最大約30VA

外型寸法

外形寸法 約350（W）×255（D）×151（H）mm

1cｍ使い捨て角形セル（ポリスチレン）
HACH1474
4.5mL（100個）

2743400質

約4.2kg20mm分解用バイアル（5本）

HACH3385

LZP065ゴム栓（ネオプレン）サイズ1（12個）

HACH3328

1480801

量＞2Absで≦1％

50/60Hz● 標準添付品

18mm比色管用キャップ（6個）

HACH0361

173106TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号

ディスプレイ用保護シート

HACH5009

LZV874

USBキーボード

HACH2748

LZV582

セルアダプター A

HACH5005

LZV846

USBバーコードスキャナー

HACH2747

LZV566

ダストカバー

HACH5006

LZV845

ライトシールド

HACH5007

LZV849――HACH1163

2495402

取扱説明書（和文）――

取扱説明書（英文）

―

―

品

名

専用 AC アダプター※
1 インチ角型サンプルセル 10mL
ガラス製（マッチドペアセル）※専用ACアダプターは日本国内のみで使用可能

3名

リアクター DRB200●20〜150℃までの昇温がわずか10分の高速加熱●ホットプレート、還流カラムなどの分析ツールの代わりに使用可能●COD,TOCをはじめとする６パターンの分解条件（温度／時間）のプログラムを内蔵●ユーザープログラムを３パターン登録可能●選べるサンプル数／バイアルサイズ（購入時に選択）●チャンネルごとに、温度・時間の設定が可能（2chタイプのみ）●仕様● 標準添付品

動作周囲温度

10〜45℃

プログラム可能な温度範囲

37〜165℃

防護カバー

電AC115V、50/60Hz

AC電源コード（100V用）

外形寸法

250(W)×310(D)×145(H)mm

取扱説明書(和文)（防護カバー取付用説明書を含む）

質

約2〜2.8kg

源
量

品

名

TOADKK コード HACH プロダクト番号
HACH4223

LZT048−−

HACH8011−

取扱説明書(英文)−DOC022.53.00619

防護カバー取付用説明書（英文）−DOC272.98.00611

検査成績書（英文）−−● アクセサリ品
使用する試薬によってリアクター穴径、チャンネルをご選択ください。
リアクター穴径は測定項目・試薬一覧を参照ください。

TOADKK コード HACH プロダクト番号名

チューブ径変形アダプタ16mm⇒13mm(5個）

HACH2744

2895805

チューブ径変形アダプタ20mm⇒16mm(5個）

HACH2745

HHA155● DRB200の編成 (電源AC230Vも販売しております)
穴径と本数／ブロックイメージ

電源 ※1

TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号

AC115VHACH2668

LTV082.53.40001

測定項目
φ13mm

φ16mm

φ20mm

〔16mm×15本〕

1ch

※2

全クロム（TNT plus）
COD（TNT plus）〔16mm×9本〕＋〔20mm×2本〕

1ch

全りん（TNT plus）

AC115VHACH2739

LTV082.53.30001

揮発性酸（TNT plus）―

COD（TNT）

全窒素（TNT）
全りん（TNT）

COD-Mn（TNT）
TOC（TNT）

全窒素（TNT plus）

COD-KMnO₄

s-TKNTM（TNT plus）

鉛 (TNT plus）〔13mm×9本〕＋〔20mm×2本〕

1ch

全クロム（TNT plus）

AC115VHACH2740

DRB200-01

COD（TNT plus）

全りん（TNT plus）

揮発性酸（TNT plus）〔16mm×15本〕
×2ch

2ch

※2

AC115VHACH3404

LTV082.53.44001

全クロム（TNT plus）
COD（TNT plus）

全りん（TNT plus）

揮発性酸（TNT plus）

COD（TNT）※3
全窒素（TNT）
全りん（TNT）
COD-Mn（TNT）
TOC（TNT）
COD-KMnO₄

カドミウム (TNT plus)
金属前処理キット(TNT plus 用）

COD（TNT）
全窒素（TNT）
全りん（TNT）
COD-Mn（TNT）
TOC（TNT）
COD-KMnO₄―――〔13mm×15本〕
×2ch

2ch

AC115VHACH2742

DRB200-03

AC115VHACH2743

DRB200-04〔13mm×6本〕＋〔20mm×4本〕
×2ch

全クロム（TNT plus）

2ch

COD（TNT plus）

全りん（TNT plus）

揮発性酸（TNT plus）※3

全窒素（TNT）
全りん（TNT）

COD-Mn（TNT）〔13mm×15本〕〔13mm×6本〕+〔20mm×4本〕

2ch

COD（TNT）

TOC（TNT）

AC115VHACH2741

COD-KMnO₄

DRB200-02

全窒素（TNT plus）

s-TKNTM（TNT plus）
鉛 (TNT plus）

カドミウム (TNT plus)
金属前処理キット〔16mm×15本〕〔16mm×6本〕＋〔20mm×4本〕

2ch※2

AC115VHACH2669

LTV082.53.42001

全クロム（TNT plus）
COD（TNT plus）

全りん（TNT plus）

揮発性酸（TNT plus）※1：AC115VはAC100Vでも使用できます。
※2：φ16mmは径変換アダプタ（HACH2744）によりφ13mmに変換できます。
※3：φ20mmは径変換アダプタ（HACH2745）によりφ16mmに変換できます。
注）購入後のブロック変更およびチャンネルの追加はできません。

COD（TNT）
全窒素（TNT）
全りん（TNT）
COD-Mn（TNT）
TOC（TNT）
COD-KMnO₄(TNT plus 用）

4吸光光度計 DR6000●検量線入力済み。校正のための標準液が不要●測定プログラムを自動選定し、自動測定（TNT plus 試薬使用時）●波長スキャン測定、
タイムスキャン測定など多彩な測定が可能●カラータッチパネル(TFT液晶)採用●USB、LANを標準装備。LAN接続によるデータ転送も可能●トレンドやAQAなど、
データ解析や品質管理に役立つ機能を搭載●マルチセルアダプタを標準装備し多様なサンプルセルに対応可能

●仕

様

● 補用品

TOADKKコード

HACH5159

Product No.

LPV441.99.00002

測定モード

透過率（％）、吸光度、濃度

自己診断用フィルターセット

HACH2756

LZV537

測定方法

単一波長測定、多波長測定、波長スキャン
タイムスキャン

DRチェック用吸光度標準キット（4個） HACH1491

2763900

タングステンハロゲンランプ

HACH2773

A23778光源ランプ

タングステンハロゲンランプ (可視)重水素ランプ(UV)

重水素ランプHACH2772

A23792

ヒューズ

HACH2771

A23772波長範囲

190〜1100nm

フィルターパッド

HACH5353

LZV915波長精度

波長200〜900nmで±1nm

波長分解能

0.1nm

波長校正

起動時自動校正

波長選択

自動（測定法選択に基づく）

TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号

スキャン速度

900nm/min（1nmステップの場合）

シッパーモジュール 1cm角形セル用

バンド幅

2nm

シッパーモジュール 1インチ丸形セル用 HACH5296 LQV157.99.20002

吸光度測定範囲

波長200〜900nmで±3.0Abs

サンプルを自動吸引して測定します。

吸光度測定精度

0.0〜0.5Absで5mAbs 0.5〜2.0Absで1％(波長：546nmにて)ポースルーセルキット

吸光直線性＜0.5％〜2Abs≦1％ (＞2Absの場合で、波長：546nmにて)手動でサンプルを通液して測定します。

データ保存

5000測定値、50波長スキャン、50タイムスキャン

カルーセルホルダー 1cmセル×7個

品

TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号● オプション
品

名HACH5297 LQV157.99.30002

HACH4946

LZV899HACH5368

LZQ098

HACH5369

LZQ105

HACH5294 LZV902.99.00002

1cmサンプルセルを最大7個設置できます。自動的にサンプルを切換え測定します。

ユーザーが設定できるプログラム数200

バーコード試薬対応あり

1cmサンプルセルを最大5個設置できます。自動的にサンプルを切換え測定します。

ディスプレイ

7インチ TFT液晶表示器

外部出力

USB（タイプA×2 、タイプB×1）Ethernet×1

1インチ丸形ガラスサンプルセル蓋付き
10mL用（6個）

HACH1082

2427606

使用温湿度範囲

10〜40℃、相対湿度80％以下（結露なし）

保管温湿度範囲−25〜60℃、相対湿度80％以下（結露なし）

1インチ丸形セル 10-20-25mL
標線蓋付き（6個）

HACH1055

2401906

電

カルーセルホルダー 1インチセル×5個

HACH5295 LZV902.99.00012

AC100〜240V 50/60Hz

1cｍ角形セル（石英）（2個）

HACH21174822800

消費電力

150VA

5cｍ長方形セル（石英）キャップ付

HACH1317

2624450

外形寸法

約500（W）×460（D）×215（H）mm

ポースルーセルモジュール

HACH5351

LZV876

質約11kg

TNT plusブランクバイアル（5本）

HACH6412

LCW9191cｍ角形フローセル（石英）HACH2777

LZV5105cｍ角形フローセル（石英）HACH5298

LZV6491cｍ使い捨て角形マイクロセル（ポリスチレン）1.5mL（100個）

HACH1327

2629500

1cｍ使い捨て角形セル（ポリスチレン）
HACH1474
4.5mL（100個）

2743400

源量● 標準添付品
TOADKK
コード

HACH
プロダクト番号

マルチセルホルダー(本体に装着済み)

HACH5308

LZV902.99.00020

1インチ角型サンプルセル 10mL
ガラス製（マッチドペアセル）

HACH1163

249540220mm分解用バイアル（5本）

HACH3385

LZP065

ダストカバー(DR6000用)

HACH5309

LZV886

ゴム栓（ネオプレン）サイズ1（12個）

HACH3328

1480801

USBコネクタカバー

品

名HACH5352

LZV88118mm比色管用キャップ（6個）

HACH0361

173106

電源コード※――

ディスプレイ用保護シート

HACH5009

LZV874

取扱説明書（和文）――USBキーボード

HACH2748

LZV582

USBバーコードスキャナー

HACH2747

LZV566※日本国内のみで使用可能

マルチセルホルダー
装着状態

マルチセルホルダー

5

名吸光光度計 DR1900●小型軽量（B5サイズ、質量1.5kg）●電池/AC電源（オプション）にて動作可能●ミニUSBポート（オプション）搭載によりデータ出力やソフトアップデートが簡単●USB接続により、保存された測定結果をPCで簡単に確認可能●多波長吸光度測定が可能●多彩なセルアダプターを標準添付（4タイプのセルアダプター）●仕様● 標準添付品

TOADKKコード

HACH5537

Product No.

DR1900-01H

測定モード

透過率（％）、吸光度（Abs）
濃度(Conc) (測定プログラムに基づく)

セルアダプター(A、B、C、D 4個セット） HACH5646

9609800

ダストカバー

HACH5648

9609300

測定方法

単一波長測定、多波長測定

プロテクティブカバー(保護カバー)

HACH5647

9595500

光源ランプ

キセノンフラッシュランプ

波長範囲340〜800nm

1インチ角型サンプルセル 10mL
ガラス製（マッチドペアセル）

HACH1163

2495402

波長精度

±2nm

単3形アルカリ乾電池（4本）

―

波長分解能

1nm

取扱説明書（多言語）

―

波長選択

測定法に基づき自動選択

バンド幅

5nm

吸光度測定範囲±3.0Abs

吸光度測定精度

0.0〜0.5Absで3mAbs
0.5〜2.0Absで1％

吸光直線性＜2Absで＜0.5％＞2Absで、≦1％(波長：546nmにて)データ保存

500(結果、日付、時間、サンプルID、ユーザーID)

ユーザーが設定できるプログラム数50

品

TOADKK
コード

名

HACH
プロダクト番号● オプションTOADKK
コード

HACH
プロダクト番号

1インチ丸形ガラスサンプルセル蓋付き
10mL用（6個）

HACH1082

2427606

1インチ丸形セル 10-20-25mL
標線蓋付き（6個）

HACH1055

2401906

ゴム栓（ネオプレン）サイズ1（12個）

HACH3328

1480801

18mmガラス比色管用キャップ(6個)

HACH0361

173106

1

HACH4206

LZV813ニッケル水素電池(4本)

2

品

名

ディスプレイグラフィカルディスプレイ、240×160ピクセル(バックライト付き）

USB+電源モジュール

HACH4208

2971304

サンプルセル

13mmバイアル、16mmバイアル
10×10mm、1インチ(25mm） 角形/丸型

ポースルーセルキット

HACH4946

LZV899

自己診断用フィルターセット

HACH2756

LZV537

外部出力

オプションのUSBにより可(別途USB+電源モジュールHACH4206(LZV813)が必要)

DRチェック用吸光度標準キット(4個)HACH1491

2763900

USBケーブル(タイプA−ミニB)

HACH4644

LZV818

使用温湿度範囲

10〜40℃、相対湿度80％（結露なし）

キャリングケース(キャリーバック）

HACH5663

2990800

保管温湿度範囲−30〜60℃、相対湿度80％（結露なし）
標準添付

1 USB＋電源モジュールは日本国内のみで使用可能
2 別途USB+電源モジュールが必要です。

単3形アルカリ乾電池 4本
オプション
電

源

①AC電源 100〜240V、50/60Hz(別途USB+電源モジュールHACH4206(LZV813)が必要）②単3形ニッケル水素（NiMH）電池 4本(DR 1900本体で充電する場合は、別途USB+電源
モジュールHACH4206(LZV813)が必要）

電池寿命

約200回測定(単3形アルカリ乾電池使用の場合)(バックライト未使用、測定時以外は電源OFF）

外形寸法

約178（W）×267（D）×98（H）mm

質

約1.5kg（電池含む）

量

USB+電源モジュール6

吸光光度計（DRシリーズ）測定項目・試薬一覧

亜鉛

測定項目
（英文）
Zinc

種類
（試薬名）

試薬
形態

亜硝酸性窒素アナモクス活性アルミニウムNitrite

ジンコン法

0.01-3.00mg/L Zn

1002429300

HACH1086

PP

ジアゾ化法

0.002-0.300mg/L NO２-N

100

2107169

HACH0596

TNT

ジアゾ化法

0.003-0.500mg/L NO２-N

50

2608345

HACH1296

TNT plus

ジアゾ化法

0.015-0.60mg/L NO２-N

25

TNT839HACH2823

PP

硫酸鉄法

2-250mg/L NO２

1002107569

HACH0600

亜硝酸試薬、HR ＊4

TNT plus

ジアゾ化法

0.6-6.0mg/L NO２-N

25

TNT840

HACH3953

亜硝酸試薬、UHR ＊4

TNT plus

ジアゾ化法

2-90mg/L NO２-N

25

TNT841HACH6179

TNT882

HACH6181

2187569

HACH0707

100

2242000

HACH0793

亜硝酸試薬、LR ＊4
亜硝酸試薬（NitriVer2）、HR、10mL用

アンモニア性窒素−PP

0 〜1000mAbs

0 〜33.4μmol/L

25

PP

アルミノン法

0.008-0.800mg/L3+

アルミニウム試薬ECR

Set

エリオクロムシアンR（ECR)法

0.006-0.250mg/L Al

1002603700

HACH1282

アルミニウム試薬 ＊4

TNT plus

クロムアズロールS法

0.02-0.50mg/L

24

TNT848

HACH2806

3+

▲

△

△

PP

サリチル酸法

0.01-0.50mg/L NH３-N

100

2668000

HACH1389▲

TNT plus

サリチル酸法

0.015-2.00mg/L NH３-N

25

TNT830

HACH2807▲

アンモニア試薬（Nessler）

Set

ネスラー法

0.02-2.50mg/L NH３-N

250

2458200

HACH1134▲

アンモニア試薬(AmVer)、LR

TNT

サリチル酸法

0.02-2.50mg/L NH３-N

25-50 2604545

HACH1289▲

TNT plus

サリチル酸法1-12mg/L NH３-N

25

TNT831

HACH2808▲

TNT

サリチル酸法

0.4-50.0mg/L NH３-N

502606945

HACH1295▲

TNT plus

サリチル酸法2-47mg/L NH３-N

25

TNT832

HACH2809▲

25

TNT833

HACH5772▲△

アンモニア試薬、LR ＊4
アンモニア試薬(AmVer)、HR
アンモニア試薬、HR ＊4
アンモニア試薬、UHR ＊4

イソアスコルビン酸

Erythorbic Acid 脱酸素剤試薬

陰イオン界面活性剤

Detergents

塩化物

Chloride

オゾン

Ozone

TNT plus

47-130mg/L NH3-N

サリチル酸法60-167mg/L NH３（UHR)

鉄還元法

13-1500μg/L

1002446600

HACH1117

TNT plus

メチレンブルー法

0.1〜4.0mg/L SDBS25

TNT874

HACH5935

Set

チオシアン酸水銀法

0.1-25.0mg/L Cl

100

2319800

HACH0957▲

塩化物試薬 ＊4

TNT plus

チオシアン酸水銀法

1-70mg/L、70-1000mg/L Cl

24

TNT879HACH6182▲

オゾン試薬、LR

AV

インジゴ法

0.01-0.25mg/L

252516025

HACH1182

オゾン試薬、MR

AV

インジゴ法

0.01-0.75mg/L

25

2517025

HACH1184

オゾン試薬、HR

AV

インジゴ法

0.01-1.50mg/L

252518025

HACH1186

TNT plus

カジオン法

0.02-0.30mg/L

25

TNT852

HACH2811▲

Set

陰イオン界面活性剤試薬 ＊4
塩化物試薬

‑
‑

カドミウム

Cadmium

カドミウム試薬 ＊3 ＊4

カリウム

Potassium

カリウム試薬

PP

テトラフェニルホウ酸法

0.1-7.0mg/L K

1002459100

HACH1135△

カルボヒドラジド

Carbohydrazide 脱酸素剤試薬

Set

鉄還元法

5-600μg/L

1002446600

HACH1117△

揮発性酸試薬Set

エステル化法27-2800 mg/L (酢酸)1002244700

HACH0813△

TNT plus

エステル化法50-2500 mg/L CH3COOH(酢酸)25

TNT872

HACH4294△

HACH0920

揮発性酸塩

Volatile Acids

銀Silver銀試薬

PP

カジオン２B比色法

0.02-0.70 mg/L

50

2296600

クロム酸塩

Chromate

クロム酸試薬 ＊4

LCK

クロム酸法

0.5-5.0g/L CrO3

25

LCK213

LANG0039△

硬度(カルシウム／マグネシウム)試薬、ULR

Set

クロロホスホナゾ比色法

8-1000μg/L as CaCO3

100

2603100

HACH1278▲

硬度(カルシウム／マグネシウム)試薬、ULR

Set

クロロホスホナゾ比色法

8-1000μg/L as CaCO3

250

2603101

HACH2968▲

硬度(カルシウム／マグネシウム)試薬

Set

カルマガイト比色法

0.05-4.00mg/L as CaCO3

100

2319900

HACH0958△

25

TNT869HACH6180

2589549

HACH1255▲

2589723

HACH5934▲

2651600

HACH1334

硬度

Hardness

揮発性酸試薬 ＊4 ＊6⓭

硬度（全硬度/カルシウム/
マグネシウム）試薬 ＊4クロロホスホナゾ試薬 ＊5
CDTA溶液30mL ＊5

20〜350mg/L CaCO3
TNT plus

フタレインコンプレクソン法

5-100mg/L Ca
3-50mg/L Mg

ボトル

クロロホスホナゾ迅速液体法

4-1000μg/L as CaCO3

100
100

コバルト

Cobaltコバルト／ニッケル試薬

Set

PAN法

0.01-2.00mg/L

シアヌール酸Cyanuric Acid

シアヌール酸2試薬

PP

比濁法

5-50mg/L

50

246066

HACH1137

シアン試薬、10mL用

PP

ピリジン-ピラゾロン法

0.002-0.240mg/L CN

1002430200

HACH1093

シアン測定用試薬 ＊4LCK−0.03-0.35mg/L CN

25

LCK319LANG0041

シアン測定用試薬 ＊4

TNT plus−

0.01-0.6mg/L CN

25

シアン化物

色

臭

7

TNT plus-

アルミニウム試薬（AluVer3）

アンモニア試薬、ULR ＊4

Ammonia

TOADKK
コード

Set

アンモニア試薬

アンモニア／

テスト プロダクト
回数
No.
＊2

亜鉛試薬

Anamox Activity アナモクス酸測定試薬 ＊4

Aluminum

測定範囲（DR6000)＊1

亜硝酸試薬（NitriVer3）、LR、10mL用
亜硝酸試薬（NitriVer3）、LR
亜硝酸／

測定方法

毒・劇物

測定項目

度

素

CyanideColor

Bromine

TNT862

HACH6177

試薬不要（ADMI色度）＊7−

ADMI等間隔波長法

5-1000 度 Pt-Co

−

−

−

試薬不要（色度）−

白金コバルト法／直読15-500 units

−

−

−

全塩素試薬(DPD)

PP

DPD法

0.05-4.50mg/L Br₂

1002105669

HACH0582

全塩素試薬(DPD)

AV

DPD法

0.05-4.50mg/L Br₂

252503025

HACH1169

測定項目
（英文）

種類
（試薬名）
硝酸試薬、LR、10mL用
硝酸試薬、LR ＊4 ＊6
硝酸試薬（NitraVer5）
、MR、
10mL用

硝酸／硝酸性窒素

Nitrate

全アルカリ度

Silica

全有機炭素(TOC)

全りん

総ケルダール窒素−−

2605345

HACH1291△

5-35 mg/L NO₃-N

25

TNT836

HACH2822△

Set

ヘテロポリブルー法

3-1000μg/L SiO₂

1002553500

HACH1208△

シリカ試薬セット（Pour-Thru)、ULR、AMP

Set

ヘテロポリブルー法

3-1000μg/L SiO₂

402581400

HACH2982△

シリカ試薬セット（Pour-Thru)、ULR

Set

ヘテロポリブルー法

3-1000μg/L SiO₂

250

2678500

HACH1410△

シリカ試薬、LR、10mL用

Set

ヘテロポリブルー法

0.010-1.600 mg/L SiO₂

1002459300

HACH1136△

シリカ試薬、HR、10mL用

PP

シリコモリブデン酸法

1-100 mg/L SiO₂

1002429600

HACH1087

TNT plus 比色法

25-400mg/L

25

TNT870

HACH4295

Set

DPD法

2-500μｇ/L

202563000

HACH1219

全塩素試薬

PP

DPD法

0.02-2.00mg/L Cl₂

1002105669

HACH0582

全塩素試薬

AV

DPD法

0.02-2.00mg/L Cl₂

252503025

HACH1169

全塩素試薬(Pour-Thru）、LR

Set

DPD迅速液体法

0.02-2.00mg/L Cl₂2502557000

HACH1212

全塩素試薬、MRPP

DPD法

0.05-4.00mg/L

1001406499

HACH0118

全塩素試薬、HRPP

DPD法

0.1-10.0mg/L

1001406499

HACH0118

TNT plus DPD法

0.05-2.00mg/L

24

TNT867

HACH4956

25-50 2672245

HACH1402△

TNT

TNT plus 過硫酸分解法

1-16 mg/L N

25

TNT826

HACH2824△

TNT plus 過硫酸分解法

5-40 mg/L N

25

TNT827

HACH2825△25-50 2714100

HACH1461△

TNT828

HACH2826△25-49 2790800

HACH1516△

25-50 2604545

HACH1289▲

25-50 2604945

HACH1290△

HACH1488△

TNT

過硫酸分解法2-150 mg/L N

TNT plus 過硫酸分解法

20-100 mg/L N

Set

全無機窒素前処理試薬

TNT

TOC試薬、LR ＊6 ⓰10-600ppb（クロロホルムとして）
0.2-25.0mg/L N

TNT

直接酸化法

0.3-20.0mg/L

502760345

TOC試薬、MR ＊6 ⓰

TNT

直接酸化法

15-150mg/L

502815945

HACH1528

TOC試薬、HR ＊6 ⓰

TNT

直接酸化法

100-700mg/L

502760445

HACH1489

全りん試薬、LR ＊6 ⓰TNT

過硫酸塩分解、Phosver3法

0.06-3.50mg/L PO₄³502742645

HACH1471△

酸加水分解全りん試薬 ＊6 ⓰TNT

過硫酸塩分解、Phosver3法

0.06-3.50mg/L PO₄³

502742745

HACH1472△

全りん試薬、HR ＊6 ⓰TNT

過硫酸塩分解、モリブデンバナジウム法 1.0-100.0mg/L PO₄³502767245

HACH1492△

りん酸／全りん試薬、LR ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus アスコルビン酸法

0.15-4.50mg/L PO₄³ / 0.05-1.50mg/L P (LR)25

TNT843

HACH2832△

りん酸／全りん試薬、HR ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus アスコルビン酸法

1.5-15.0mg/L PO₄³ / 0.5-5.0mg/L P (HR)25

TNT844

HACH2833△

りん酸／全りん試薬、UHR ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus アスコルビン酸法

6-60mg/L PO₄³ / 2-20mg/L P (LR)25

TNT845

HACH2834△

0-16mg/L TKN

25

TNT880

HACH4229△

TNT plus s-TKNTM法（ケルダール分解法）
Set

チロシン法

0.1-9.0mg/L Tannins（タンニン酸）

1002244600

HACH0812

SP

FerroZine法

0.009-1.400mg/L Fe

50230166

HACH0930△

230149

HACH0929△

鉄試薬（FerroZine）（Pour-Thru)

ボトル

FerroZine迅速液体法

0.009-1.400mg/L Fe

250

鉄試薬（FerroZine）

ボトル

FerroZine迅速液体法

1.00-100μg/L Fe

250

鉄試薬（FerroZine）

ボトル

FerroZine法

1.00-100μg/L Fe

250

第一鉄試薬

PP

1,10-フェナントロリン法

0.02-3.00mg/L Fe²+

100103769

HACH0010

全鉄試薬（FerroMo）

PP

鉄モリブデン（FerroMo)法

0.01-1.80mg/L Fe

100

2544800

HACH1201

全鉄試薬（TPTZ）

PP

TPTZ法

0.012-1.800mg/L Fe

100

2608799

HACH1298

鉄試薬（FerroVer）

PP

FerroVer法

0.02-3.00mg/L Fe

1002105769

HACH0583

鉄試薬（FerroVer）

AV

FerroVer法

0.02-3.00mg/L Fe

25

2507025

HACH1173

TNT plus 1,10-フェナントロリン法

0.2-6.0mg/L

25

TNT858

HACH4109

PP

ポルフィリン法

1-210μg/L Cu

1002603300

HACH1279

PP

ビシンコニン酸法

0.04-5.00mg/L Cu

1002439200

HACH1110

遊離銅試薬（CuVer1）、10mL用

PP

ビシンコニン酸法

0.04-5.00mg/L Cu

1002105869

HACH0584

銅試薬（CuVer２）、25mL用

PP

ビシンコニン酸法

0.04-5.00mg/L Cu

100

2188299

HACH0708

TNT plus バソキュプロイン法

0.1-8.0mg/L

25

TNT860

HACH3954

遊離銅試薬、10mL用遊離および全銅試薬

銅試薬 ＊3 ＊4トリルトリアゾール Tolytriazole

THM Plus法

25

三塩化チタン還元法

Nitrogen, Total Kjeldahl 総ケルダール窒素試薬 ＊4 ＊6 ⓴Toxicity

0.5-25.0mg/L N

全窒素試薬、HR ＊4 ＊6 ⓴Total Inorganic

Copper

過硫酸分解法

全窒素試薬、LR ＊4 ＊6 ⓴鉄試薬 ＊3 ＊4

毒性

TNT plus ジメチルフェノール法

0.3-30.0mg/L NO₃-N

シリカ試薬セット（Pour-Thru)、ULR

鉄試薬（FerroZine）

銅

HACH0586

−

TNT

Iron

210616950

タンニン／リグニン Tannin & Lignin タンニン／リグニン試薬

鉄100

0.1-10.0mg/L NO₃-N△

0.2-30.0mg/L NO₃-N

アンモニア試薬(AmVer)

Total Phosphorus

HACH2821

0.1-10.0mg/L NO₃-N

Nitrogen,Carbon

HACH1088

TNT835

クロモトロプ酸法

Trihalomethanes 全トリハロメタン試薬

Total Organic

2429800

25

UV直読法

全窒素試薬、UHR ＊4 ＊6 ⓴

全無機窒素

100

−

全窒素試薬、HR ＊6 ⓰全トリハロメタン

0.01-0.50mg/L NO3-N
0.23-13.50 mg/L NO3-N

TNT

全窒素試薬、LR ＊6 ⓰Total Nitrogen

TOADKKコード

硝酸試薬（NitraVerX）

全塩素試薬 ＊4

全窒素

テスト プロダクト
回数
No.
＊2

試薬不要

Alkalinity, Total 全アルカリ度試薬 ＊4

Total Chlorine

カドミウム還元法

TNT plus ジメチルフェノール法

測定範囲（DR6000)＊1

カドミウム還元法

全塩素試薬、ULR

全塩素

PP

測定方法

PP

硝酸試薬（NitraVer5）、HR、10mL用

硝酸試薬、HR ＊4

シリカ

試薬
形態

毒・劇物

測定項目

ToxTrak毒性試験試薬

Set

ToxTrak法

0-100% 抑制

25-49 2597200

HACH2836

トリアゾール試薬

PP

UV分解法

1.0-20.0mg/L

1002141299

HACH0663

8吸光光度計（DRシリーズ）測定項目・試薬一覧

鉛

二酸化塩素

ニッケル

測定項目
（英文）
Lead

Chlorine Dioxide

Nickel種類（試薬名）
鉛試薬（LeadTrak）
鉛試薬 ＊3 ＊4

測定方法

Set

LeadTrak高速カラム抽出法

TNT plus PAR法

測定範囲
（DR6000)＊1

テスト プロダクト
回数
No.
＊2

TOADKK
コード5-150μg/L

202375000

HACH1027

0.1-2.0 mg/L

25

TNT850

HACH2819

二酸化塩素試薬

Set

DPD法

0.04-5.00mg/L ClO₂

100

2770900

HACH1506

二酸化塩素試薬、LR

Set

クロロフェノールレッド法

0.01-1.00mg/L ClO₂

100

2242300

HACH0796

試薬不要、MR−

直読法

1-50mg/L ClO₂

−

−

−

試薬不要、HR

−

直読法

5-1000mg/L ClO₂

−

−

−

コバルト／ニッケル試薬 10mL用

Set

PAN法

0.006-1.000mg/L

1002651600

HACH1334

コバルト／ニッケル試薬 25mL用 ＊4

Set

PAN法

0.006-1.000mg/L

1002242600 HACH0798

Set

ヘプトオキシム法

0.02-1.80mg/L

ニッケル試薬
ニッケル試薬 ＊3 ＊4

TNT plus ジメチルグリオキシム法

502243500

HACH0804△

25

TNT856

HACH2820△△

Hydroquinone

脱酸素剤試薬Set

鉄還元法

9-1000μg/L

1002446600

HACH1117

バリウム

Barium

バリウム試薬（BariVer4）、LR

PP

比濁法

2-100mg/L Ba

1001206499

HACH0053

Non-ionic

非イオン界面活性剤試薬(LR) ＊4 TNT plus 比色分析法

0.2-6.0mg/L TRITON X-100

25

TNT875

HACH5994

Surfactant

非イオン界面活性剤試薬(HR)＊4 TNT plus 比色法

6.0-200mg/L TRITON X-100

25

TNT876

HACH6178

Hydrazine

ヒドラジン試薬（HydraVer2）

4-600μg/L N₂H₄

100

179032

HACH0372

100

3630000

HACH6407

ヒドラジン
皮膜形成アミン
フェノール類

ふっ化物

Film Forming
AminesPhenols

Fluoride

ベンゾトリアゾール Benzotriazole

ほう素

Boron

ボトル

p-ジメチルアミノベンズアルデヒド法▲

0.1-6.0 mg/L

ハイドロキノン

非イオン界面活性剤

0.020-3.000mg/L OLDA△

Set

皮膜形成アミン法

フェノール試薬Set

アミノアンチピリン法

0.002-0.200 mg/L

1002243901

HACH0806△

SPADNS試薬、500mL

ボトル

SPADNS法

0.02-2.00mg/L F

125

44449

HACH1829▲

SPADNS試薬、1000mL

ボトル

SPADNS法

0.02-2.00mg/L F

250

44453

HACH1832▲

SPADNS２試薬、500mL

ボトル

SPADNS2法（ヒ素不使用）

0.02-2.00mg/L F

1252947549

HACH3730△

SPADNS２試薬

AV△

皮膜形成アミン試薬キット ＊7

0.030-4.000mg/L(ODAまたはOLA)
PhenolSPADNS2法（ヒ素不使用）

0.02-2.00mg/L F

252527025

HACH3513

ふっ化物測定試薬(SPADNS2試薬）＊4 TNT plus SPADNS2法（ヒ素不使用）

0.1-2.50mg/L F

25

TNT878

HACH5938

トリアゾール試薬

PP

UV分解法

1.0-16.0mg/L

1002141299

HACH0663

ほう素試薬（BoroVer3）

PP

カルミン法

0.2-14.0mg/L B

100

1417099

HACH0154

PP

カルミン法

2.0-50.0mg/L B

100

1417099

HACH0154

0.05-2.50mg/L

25

TNT877

HACH5773

100

2429700

HACH2829

ほう素試薬（BoroVer3）、HR
ほう素試薬 ＊4

TNT plus アゾメチン-H法

ホスホン酸

Phosphonates

ホスホン酸試薬、10mL用

PP

過硫酸UV分解法

0.02-125mg/L PO₄³

ホルムアルデヒド

Formaldehyde

ホルムアルデヒド試薬

Set

MBTH法

3-500μg/L CH₂O

100

2257700

HACH0841

マグネシウムMagnesium

マグネシウム試薬 ＊40.5-10mg/Lまたは10-50mg/L Mg

25

TNT plus フタレインコンプレクソン法△

TNT849HACH6169

マンガン試薬、LR、10mL用

Set

PAN法

0.006-0.700mg/L Mn

502651700

HACH1335

マンガン試薬、HR、10mL用

PP

過ヨウ素酸塩酸化法

0.1-20.0mg/L Mn

1002430000

HACH1089

メチルエチルケトオキシム Methylethylketoxime 脱酸素剤試薬

Set

鉄還元法

15-1000μg/L

1002446600

HACH1117△

モノクロラミン

Set

インドフェノール法

0.04-4.50 mg/L Cl₂

502802246

HACH1521▲

モリブデン試薬、LR、20mL用

Set

三元錯体法

0.02-3.00mg/L Mo（LR）

100

2449400

HACH1126

モリブデン試薬、HR、10mL用

PP

メルカプト酢酸法

0.2-40.0mg/L Mo（HR）

100

2604100

HACH1285

−

直読法

−

−

−

50

2879200

HACH5693 ▲△

100

2105569

HACH0578

マンガン

Manganese

Chloramine, Mono モノクロラミン試薬、LR

モリブデン

Molybdenum

有機物

Organic Constituents 試薬不要 ＊8

遊離アンモニア性窒素
およびモノクロラミン

遊離塩素Ammonia, Free

Free Chlorine

陽イオン界面活性剤 Surfactants, Cationic
よう素

溶存酸素

IodineDissolved
OxygenQuaternary
四級アンモニウム化合物 Ammonium
compounds
硫化物／硫化水素

9

試薬
形態

毒・劇物

測定項目

Sulﬁde−0.04-4.50mg/L Cl₂ (LR)遊離アンモニア試薬

Set

インドフェノール法

遊離塩素試薬、10mL用

PP

DPD法

0.02-2.00mg/L Cl₂

遊離塩素試薬AV

DPD法

0.02-2.00mg/L Cl₂

252502025

HACH1168

遊離塩素試薬（Pour-Thru)

Set

DPD迅速液体法

0.02-2.00mg/L Cl₂4502556900

HACH1211

遊離塩素試薬、MR

PP

DPD法

0.05-4.00mg/L Cl₂100

1407099

HACH0122

遊離塩素試薬、HR

PP

DPD法

0.1-10.0mg/L Cl₂100

1407099

HACH0122

遊離塩素試薬 ＊4

TNT plus DPD法

0.05-2.00mg/L Cl₂

24

TNT866

HACH4107

陽イオン界面活性剤試薬 ＊4

TNT plus ブロモフェノール法

0.2-2.0mg/L

25

TNT885

HACH6183

0.01-0.50mg/L NH₃-N

▲

△

△

全塩素試薬（DPD)

PP

DPD法

0.07-7.00mg/L

1002105669

HACH0582

全塩素試薬（DPD)

AV

DPD法

0.07-7.00mg/L

252503025

HACH1169

溶存酸素試薬、HR

AV

HRDO法

0.3-15.0mg/L

252515025

HACH1180

溶存酸素試薬、LRAV

インディゴカルミン法

6-800μg/L

252501025

HACH1167

溶存酸素試薬、UHR

AV

超高濃度法

1.0-40.0mg/L

252515025

HACH1180

四級アンモニウム化合物試薬

PP

直接二元錯体法

0.2-5.0 mg/L as CTAB

1002459200

HACH2835Set

メチレンブルー法

5-800μg/L S²

1002244500

HACH0811△

TNT plus メチレンブルー法

0.1-2.0mg/L S²

25

TNT861HACH6151△

硫化物試薬
硫化物試薬 ＊4

測定項目
（英文）

種類
（試薬名）

試薬
形態

りん／りん酸SulfatePhosphorus/
Phosphate

COD-CrChemical
OxygenDemandCOD-MnCOD-KMnO4

1002106769

HACH0592

40 - 150 mg/L SO₄²

25

TNT864

HACH3503△

硫酸試薬、HR ＊4

TNT plus 比濁法

PP

SulfaVer4法

150 - 900 mg/L SO₄²

25

TNT865

HACH3504△

りん酸試薬（PhosVer3）PP

PhosVer3法(アスコルビン酸還元法)

0.02-2.50mg/L PO₄³

100

2106069

HACH0585△

りん酸試薬（PhosVer3）AV

PhosVer3法(アスコルビン酸還元法)

0.02-2.50mg/L PO₄³252508025

HACH1174△

反応性りん試薬

TNT

PhosVer3法(アスコルビン酸還元法)

0.06-5.00 mg/L PO₄³502742545

HACH1470△

オルトりん酸試薬

Set

アミノ酸法

0.23-30.00mg/L PO₄³

100

2244100

HACH0807△

りん酸試薬、HR、100mL

ボトル

モリブデンバナジウム酸法

0.3-45.0mg/L PO₄³502076032

HACH0546△

反応性りん酸試薬、HR

TNT

モリブデンバナジウム酸法

1.0-100.0mg/L PO₄³502767345

HACH1493△

りん酸試薬(Pour-Thru)、HR、500mL

ボトル

モリブデンバナジウム酸迅速液体法

0.3-45.0mg/L PO₄³250

2076049

HACH2830△

Set

アスコルビン酸迅速法

19-3000μg/L PO₄³2502678600

HACH1411△

5.0-90.0 mg/L PO₄³

25

TNT846

HACH2831△

りん酸／全りん試薬、LR ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus アスコルビン酸法

0.15-4.50mg/L PO₄³ /0.05-1.50mg/L P (LR)25

TNT843

HACH2832△

りん酸／全りん試薬、HR ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus アスコルビン酸法

1.5-15.0mg/L PO₄³ /0.5-5.0mg/L P (HR)25

TNT844

HACH2833△

りん酸／全りん試薬、UHR ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus アスコルビン酸法

6-60mg/L PO₄³ /2-20mg/L P (LR)25

TNT845

HACH2834△

0.010-0.700mg/L Cr⁶+

100

1271099

HACH0080

六価／全クロム試薬 ＊4 ＊6 ⓭ TNT plus 1,5-ジフェニルカルボヒドラジド法

0.03-1.00mg/L Cr

25

TNT854

HACH2813

COD試薬、ULR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法

0.7-40.0mg/L COD

252415825

HACH1075▲

COD試薬、LR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法

3-150mg/L COD

252125825

HACH0648▲

COD試薬、HR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法

20-1500mg/L COD

252125925

HACH0650▲

COD試薬、UHR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法

200-15000mg/L COD

252415925

HACH1077 ▲△COD２試薬、LR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法(水銀不使用)

3-150mg/L COD（LR)252565025

HACH1226△

COD２試薬、HR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法(水銀不使用)

20-1500mg/L COD
（HR)

25

2565125

HACH1227△

COD２試薬、UHR ＊6 ⓰TNT

加熱分解/クロム酸法

200-15000mg/L COD
（UHR)

25

2834325

HACH2973△

TNT plus モリブデンバナジウム酸法

六価クロム試薬（ChromaVer3）PP

1,5-ジフェニルカルボヒドラジド法

COD試薬、ULR ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解／クロム酸法

1-60mg/L COD

25

TNT820

HACH2814 ▲△COD試薬、LR ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解/クロム酸法

3-150mg/L COD

25

TNT821

HACH2815 ▲△COD 試薬、HR ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解/クロム酸法

20-1500mg/L COD

25

TNT822

HACH2816 ▲△COD 試薬、UHR ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解／クロム酸法

250-15000mg/L COD

25

TNT823

HACH2817 ▲△COD 試薬 ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解／クロム酸法（水銀不使用）

25-1000mg/L COD

25

TNT825

HACH3952

COD 試薬、高塩分LR ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解/クロム酸法

7-70mg/L COD(LR)25

TNT815

HACH6152 ▲△COD 試薬、高塩分HR ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解/クロム酸法

70-700mg/L COD(HR)25

TNT816

HACH6175 ▲△COD 試薬、UHR＋ ＊4 ＊6 ⓭TNT plus 加熱分解／クロム酸法

5-60g/L COD (UHR+)

25

TNT824

HACH6176 ▲△252623425

HACH1314△

25−

143C176△

200−

143C142100

2446600

HACH1117

COD（マンガン法）試薬 ＊6 ⓰TNT

過マンガン酸法COD試薬 ＊6 ⓰TNT

簡易COD計用試薬COD-B ＊6

ボトル

DEHA

Diethylhydroxylamine 脱酸素剤試薬

SS(懸濁物質)

Suspended Solids 試薬不要

サンプルブランクバイアル＊4 Sample blank vials

TOADKK
コード2-70mg/L SO₄²

反応性りん酸試薬 ＊4

Chromium

テスト プロダクト
回数
No.
＊2

TNT plus 比濁法

りん酸試薬(Pour-Thru)、LR

六価・全クロム

測定範囲（DR6000)＊1

硫酸試薬、LR ＊4

硫酸試薬（SulfaVer4）、10mL用
硫酸塩

測定方法

毒・劇物

測定項目

−

マンガン（Ⅲ）加熱分解法（塩化物除去なし） 30-1000mg/L COD Mn（Ⅲ）
過マンガン酸法

0.5-12mg/L

Set

鉄還元法

3-450μg/L−

透過光法

5-750mg/L−−−

TNT plus−−

5

LCW919HACH6412

Set

−

−

50

TNT890

HACH3729

全金属測定前処理 Metals Prep Set 金属前処理 ＊6 ⓴

△

△

△

※試薬の記号について① ULR：超低濃度、LR：低濃度、MR：中濃度、HR：高濃度、UHR：超高濃度をそれぞれ表します。
② 試薬形態の記号について／

AV：アキュバック（アンプル形）、PP：粉末パック、SP：液体パック、TNT：テストNチューブ、TNT plus/LCK：バーコード付きバイアル、Set：複数の試薬から構成をそれぞれ表します。

③ 毒・劇物欄は▲：毒物指定、△劇物指定をそれぞれ表しています。また指定のないものでも危険な試薬がありますので、SDSを参照するなどして取扱いにはご注意ください。
④ 試薬セットには器具類が含まれておりません。方法によっては蒸留器、ホットプレート、吸引器などが必要になる場合もあります。
詳細については測定手順書を参照するか、別途お問合せください。

＊1 濃度はDR6000測定時の範囲で記入しています。詳細は測定手順書を参照してください。

＊2 テスト回数は目安であり、保証するものではありません。サンプル測定回数は試薬ごとに異なりますので、取扱説明書をご参照ください。
＊3 溶解性金属を測定します。全金属を測定する場合には金属前処理セットHACH3729（TNT890）をご購入ください。
＊4 DR 1900ではTNT plusのバーコード機能は使用できません。測定プログラムは手動設定になります。
＊5 クロロホスホナゾ試薬とCDTA試薬を両方使用して1つの測定となります。

＊6 分解用には別途リアクターが必要です。青丸内の数字はリアクターの穴径を示します(単位：mm)。
＊7 DR1900には使用できません。
＊8 DR6000のみ使用可能です。

10

過マンガン酸法COD測定試薬をラインアップ
HACH社吸光光度計DRシリーズ用の過マンガン酸法COD測定試薬(東亜ディーケーケー製)です。
JIS K 0102「工場排水試験方法」と近似した測定法です。

１

特長

特長

特長

2

3

廃液の低減
廃液量はわずか6mLです。
(JIS K 0102「工場排水試験方法」
では約140mL)

簡単な加熱分解操作

C Chemical
O Oxygen
D Demand

COD酸試薬バイアル(硫酸・硝酸銀溶液)に、サンプルとCOD-B液(過マンガン酸カリウム溶液)を入れ、リアクターにセットするだけです。

2つの測定法を用意
ご使用の吸光光度計に応じて、2波長測定法と、ろ過測定法から選択できます。

COD測定試薬カタログ

製品サポート
ページのご案内
当社Webサイトにて、製品のお役立ち情報や、測定手順書検索、
SDS検索、
製品お役立ち動画などをご覧いただけます。

会員制サービスサイト案内

別途詳細カタログを用意しております。
QRコードからカタログをダウンロード可能です。

（すでに対象製品をお持ちの方も登録できます）

対象製品をご購入後、ユーザー登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。

会員制
サービスサイト■ 取扱説明書を無料ダウンロード■ 専用データ集録ソフトを無料ダウンロード（一部製品を除きます）■その他関連情報をお知らせいたします。

＊ご購入製品、ご使用製品ごとの登録になります。詳しくは当社Webサイトをご覧ください。

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0235
e-mail：eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2024 年 7 月作成