ひずみ・熱電対コンディショナ[ｓｄAＭＰ］【 計測を簡単に！】買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える【概要】
ひずみゲージを応用した各種センサ（ロードセル・他）用信号変換器には、大きく2つの機能があります。
1．「センサに電源を供給する」 2.「センサからの微小な信号を約２０００倍程度、増幅する」
これらの機能はアナログ回路で構成されているため、「消費電流が大きい」「外形が大きくなる」「ノイズに弱い」「温度ドリフトが大きい」「価格が高い」「センサ毎の個体差に合わせた調整が必要」等の問題がありました。

歪ゲージセンサ用アンプ[ｓｄAＭＰ］ は、従来のアナログアンプと比べて、小型・軽量・低消費電力・高精度・短納期・低価格・ＰＣ接続により調整が簡単・温度影響が少ない等の特長を持ちます。

Ｅａｓｙ－Ｍｅａｓｕｒｅなひずみコンディショナの共通コンセプト■ 画期な省スペース■ ノイズに強い■ 低消費電力■ 調整が簡単（ＰＣ側で設定（接続キット必要）■ 低価格

【 仕様 】

仕様は予告なく変更する事があります型式

Ｓ－ＣＤＡ１

チャンネル数

基板タイプ

接続センサタイプ

歪ゲージ（1ゲージ２・３線式，２ゲージ(120Ω)，４ゲージ法（120〜1kΩ) 、歪ゲージ式変換器（４Ｇ）

熱電対温度（B/E/J/K/N/R/S/T）

歪・熱電対の２種類
実験計測用途向け

Ｔ－ＣＤＡ１

1チャンネル

測定範囲±1000～±10000με

ＪＩＳ全温度範囲

ブリッジ電圧

DC２V－

対応ひずみゲージ

１２０Ω（４ゲージ構成の場合は１２０Ω～１ｋΩ）－

入力接続端子ネジ式端子台ネジ式端子台内部ブリッジ機能あり（１２０Ω）

入力

出力電圧範囲出力接続端子出力

ネジ式端子台(共用端子)

出力ローパスフィルタ

遮断周波数1kHz（遮断特性-18dB/OCT）

遮断周波数10Hz

非直線性±０．１％ＦＳ以下±１．５℃

データ更新周期

２０００，５００，１００Ｈｚ可変

５０，２０Ｈｚ可変

周波数特性(最大データ更新時）－０．５ｄB＠１０００Hz以上－０．５ｄB＠１０Hz以上

データの遅延時間

１．３ｍ秒以内（２０００Ｈｚ時）

１３０ｍ秒以内（５０Ｈｚ時）

ＧＡＩＮ

感度調整方法

ＡＺ

ゼロ点設定方法

基板SW・パソコン（調整範囲：レンジの1/2以内）

ＣＡＬ

校正値登録

ＰＣソフトウェア上より任意値を登録

ＰＣソフトウェア上より任意値に設定－通信インターフェース

専用ケーブルキットを介してＵＳＢ

PCソフトウェア機能

入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作【 特長 】

電源・消費電流ＤＣ８〜２５V・３０ｍＡ

使用環境

温度０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事）

外形・重量

W25-D25-H14mm 約８ｇ【本体外観図】

25251919Vout
COMVccVout
COMVcc1925PCへ

出力/
電源 On-Off
1センサ 2
AZ 入力 32-φ3.2PCへ

25■超小型サイズ（２５ｍｍ角×Ｈ１４ｍｍ）■歪ゲージと熱電対の２種類
ブリッジ構成付（１・２・４ゲージ）・オートゼロ
８種類の熱電対対応（B/E/J/K/N/R/S/T）■出力：±５Ｖ■電源：ＤＣ８～２５Ｖ

－±５Ｖ

19

小型ひずみ・熱電対コンディショナ ［ＣＤＡ］

2-φ3.2

出力/電源

センサ
入力

計装用ひずみコンディショナ ［ＫＳＡ］
組込タイプ
多チャンネル
横幅12mm超薄型
計装用途向け【 仕様 】

仕様は予告なく変更する事があります
型式

ＫＳＡ１

チャンネル数

１チャンネル

接続センサタイプ
入力

ひずみゲージ式変換器（ブリッジ構成）

測定範囲±０．５～±５ｍＶ／Ｖ

ブリッジ電圧（対応抵抗）

ＤＣ２Ｖ（１２０Ω～１ｋΩ）

入力接続端子フェニックスコンタクト MC 0,5（入出力，電源共用端子）

入力ローパスフィルタ
出力TCTC+A B B’C D E

遮断周波数1kHz、遮断特性-6dB/OCT

出力電圧範囲±５Ｖ

出力接続端子フェニックスコンタクト 製MC 0,5（入出力，電源共用端子）

出力ローパスフィルタ
非直線性

遮断周波数1kHz、遮断特性-18dB/OCT
０．１％ＦＳ以下（サンプリング速度により精度向上）

データ更新周期・遅延時間

２０００，５００，１００Ｈｚ可変、１．３ｍ秒以内（２０００Ｈｚ時）

周波数特性(最大データ更新時）
ＧＡＩＮ

感度調整方法ＡＺ・ＣＡＬ

設定方法'－０．５ｄB＠１０００Hz以上
ＰＣソフトウェア上より任意値に設定
装置前面のＡＺスイッチ・外部接点・パソコン

通信インターフェース

ＵＳＢ２．０

PCソフトウェア機能

入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作

入出力，電源共用端子

フェニックスコンタクト製、MC0,5/12-G-2,54 P20 THR R56

デジタル出力ユニットとの接続

フラットケーブルコネクタにて、芋ずる接続

電源・消費電流温度０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事）

外形・重量

Ｗ１２－Ｈ６０－Ｄ４6ｍｍ・約３２ｇ【 特長 】■デジタル出力ユニット
ＩＦ１ユニット USB
ＩＦ２ユニット RS232C/485
CAN・LAN
最大１０台のアンプに対応（背面でカスケード接続）

48.0【本体外観図】

60.0■高精度・低ノイズ性・低温度ドリフト■超薄型 （Ｗ１２－Ｈ６０－Ｄ４６ｍｍ）■データ更新周期の可変により、精度向上■オートゼロ・ＣＡＬ（簡易校正）機能付■出力：±５Ｖ■電源：ＤＣ８～２５Ｖを接続
ＵＳＢ：アンプの一括設定と出力が可能
電源 ：アンプへの一括供給

ＤＣ８～２５Ｖ・４２ｍＡ ｔｙｐ．

使用環境

46.0

12.0

コネクタ型ひずみコンデイショナ ［ＮＳＡ］【 仕様 】

仕様は予告なく変更する事があります

型式
チャンネル数ＮＤＩＳ１４０１コネクタに直接接続

接続センサタイプ

ひずみ信号の長距離伝送に最適

ブリッジ電圧ＰＣと接続してレンジ変更が可能

NＳＡ１(NSA2)
1チャンネル
ひずみゲージ式変換器（ブリッジ構成）

測定範囲
入力

±1000～±10000με
ＤＣ２Ｖ

対応ひずみゲージ

１２０Ω～１ｋΩ

入力接続端子

多治見製 PRC08-32A10-7F10.5

入力ローパスフィルタ

フランジ取付型 NSA2

出力

内部ブリッジボックスなし

出力電圧範囲±５Ｖ

出力接続端子フェニックスコンタクト製 DMC 0,5(共用端子）

出力ローパスフィルタ
非直線性【 特長 】

２０００，５００，１００Ｈｚ可変

周波数特性(最大データ更新時）'－０．５ｄB＠７００Hz ｔｙｐ．

データの遅延時間

１．３ｍ秒以内（２０００Ｈｚ時）

ＧＡＩＮ

感度調整方法

ＰＣソフトウェア上より任意値に設定

ＡＺ

ゼロ点設定方法

外部接点・パソコンレンジの１／２以内

ＣＡＬ

校正値登録

ＰＣソフトウェア上より、任意値を登録

通信インターフェース

専用ケーブルキットを介してＵＳＢ

PCソフトウェア機能

入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作

出力，電源， AZ，通信ＩＦ共用端子
電源・消費電流DMC 0,5/ 4-G1-2,54 P20THR R44
ＤＣ３．３～７Ｖ・３２ｍＡ ｔｙｐ．

使用環境

温度０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事）

外形・重量

φ１９×７０ｍｍ・約３８ｇ

70.0【中継型外観図】
NSA1(11.0)

59.0
45.019.0■歪ゲージセンサ標準コネクタ（ＮＤＩＳオス）と接続■別売りブリッジコネクタ・ブリッジ基板を準備
ブリッジコネクタ：１ゲージ２線式、３線式の接続
ブリッジ基板 ：１ゲージ・２ゲージ法の接続■出力：±５Ｖ■電源：ＤＣ３．３～７Ｖ（電池駆動可能）

遮断周波数1kHzね遮断特性-6dB/OCT±０．１％ＦＳ以下

データ更新周期

中継型 ＮＳＡ１

遮断周波数1kHz、遮断特性-6dB/OCT

４ｃｈロードセルコンディショナ ［ＬＳＣ］【 仕様 】

ＬＳＣ－２０４

チャンネル数

４チャンネルロードセル（３５０Ω）専用
４ｃｈ一体型

仕様は予告なく変更する事があります
型式

入力組込タイプ
出力接続センサタイプ

ひずみゲージ式変換器

測定範囲０．５ｍ～２．５ｍＶ／Ｖ

ブリッジ電圧３５０Ω～１ＫΩ（３５０Ω以上センサ１個）

入力ローパスフィルタ

遮断周波数600Hz、遮断特性-6dB/OCT

出力電圧範囲出力ローパスフィルタ

非直線性

ＤＣ ０～５Ｖ
遮断周波数600Hz、遮断特性-6dB/OCT±０．１％ＦＳ以下

データ更新周期

１２００，６００，１００，５０，１０Ｈｚ可変

周波数特性(最大データ更新時）－０．５ｄB＠６００Hz ｔｙｐ．

データの遅延時間

上記の更新周期の２回以内

ＧＡＩＮ

感度調整方法

ＰＣソフトウェア上より任意値に設定

ＡＺ・ＣＡＬ

ゼロ点設定方法

装置前面のＡＺスイッチ・外部接点・パソコン

通信インターフェース

ＵＳＢ２．０

PCソフトウェア機能

入力レンジ，CAL値設定，AZ・CAL操作

電源

ＤＣ８～２５Ｖ・２．５Ｗ以下

使用環境

温度－１０～６０℃，湿度５～８５％ＲＨ（結露なき事）

外形・重量

Ｗ１００－Ｄ５０－Ｈ１４ｍｍ （取付金具を除く）・約８０ｇ【特長】■４ｃｈ一体型（３５０Ω以上の歪ゲージ式変換器対応）■出力電圧：ＤＣ０～５Ｖ （スケーリング可能）■小型サイズ：Ｗ１００－Ｄ５０－Ｈ１４ｍｍ■データ更新周期 １２００回／秒～１０回／秒■データ更新遅延時間 更新周期の２回分■オートゼロ（ゼロ点登録）、CAL(校正値出力)機能有り
操作は、前面スイッチ・外部接点・ＰＣの３通り■電源：ＤＣ８～２５Ｖ■ＰＣ上でデータ保存・数値モニタ可能

ＤＣ５Ｖ

対応ひずみゲージ【本体外観図】【 共通アクセサリ 】

ブリッジボックス［ＥＢＢ］

ブリッジ基板［ＥＢＰ］
サイズ：２０－２５ｍｍ
１２０／３５０Ω、１・２・４ゲージに対応
発注時指定
基板上に精密抵抗を載せて納入

コネクタ変換ケーブル【 仕様 】

仕様は予告なく変更する事があります

チャンネル数

1チャンネル

接続対象

歪ゲージ

ゲージ法
(発注時指定)（ＮＤＩＳﾒｽ－ﾊﾞﾗ）0.5m
ＮＤＩＳコネクタ（オス）と歪アンプ間ケーブル
他の長さも製作可能

1ゲージ法2線式，1ゲージ法3線式，2ゲージ法

入力端子

ﾌｪﾆｯｸｽｺﾝﾀｸﾄ製 FMC 0,5/ 4-ST-2,54

出力端子

多治見製 PRC03-12A10-７M10.5

ＡＣアダプタ48252117

ＤＣ５Ｖと１２Ｖの２種類
・ＤＣ５Ｖ（ＮＳＡ）
・ＤＣ１２Ｖ（ＣＤＡ・ＫＳＡ・ＬＳＣ用）【 製品型式 】
品名

型式■小型ひずみ・熱電対コンディショナ ［ＣＤＡ］

品名

型式■４ｃｈロードセルコンディショナ ［ＬＳＣ］

歪ゲージ対応超小型ひずみコンディショナＳ－ＣＤＡ１

４ｃｈロードセルコンディショナ（ＰＣ接続キット付）

LＳＣ-２０４Ｂ

熱電対対応超小型熱電対コンディショナ

Ｔ－ＣＤＡ１

ブリッジボックス（１ゲージ２線式）

ＥＢＢ－１２０Ｓ２ＰＣ接続キット （専用ケーブル・設定ソフト）

Ｋ－ＣＤＡ

ブリッジボックス１ゲージ３線式）

ＥＢＢ－１２０Ｓ３■計装用ひずみコンディショナ ［ ＫＳＡ］
計装用ひずみコンディショナ （接続コネクタ付）

ＫＳＡ１

配線カスケードケーブル （＊は、接続アンプ数）Ｃ－＊

インターフェエースユニット１（ＵＳＢ）

ＩＦ１

インターフェエースユニット１（ｼﾘｱﾙ・ＣＡＮ・ＬＡＮ）ＩＦ２ＰＣ接続キット （専用ケーブル・設定ソフト）

Ｋ－ＫＳＡ■コネクタ型（ＮＤＩＳ１４０１）ひずみコンディショナ ［ ＮＳＡ］
中継コネクタ型（ＮＤＩＳ１４０１）歪コンディショナ

ＮＳＡ１

フランジ取付コネクタ型（ＮＤＩＳ１４０１）
ひずみコンディショナ

ＮＳＡ２

ＰＣ接続キット（専用ケーブル・設定ソフト）

Ｋ－ＮＳＡ

ブリッジ基板（固定抵抗実装品）△ 抵抗値：１２０～・５０Ωの選択□ 結線方式（１～２ゲージ、２・３線の選択

ＥＢＰ－△□

参考型式：ＥＢＰ-１２０－１Ｇ３Ｇ（１２０Ω１ゲージ３線式）

ＡＣアダプタ（ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ１２Ｖ）
ＣＤＡ・ＫＳＡ・ＬＳＣ用

DA-AC１ＡＣアダプタ（ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ５Ｖ）
ＮＳＡ用

DA-AC２コネクタ変換ケーブル（NDISﾒｽ－ﾊﾞﾗ）0.5m

S-CBL-B-0.5m

お客様の要望（形状変更・多チャンネル他）に合わせ、カスタム品も製作いたします。お気軽にご相談ください。

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

代理店

株式会社イージーメジャー 営業グル－プ〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６
ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４
Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ
ＨＰ ： ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ
２０２１／０３