まるで素手のようなオペレーション

検査・検診用ニトリルグローブ「シルキータッチ ライラック」
は、まるで素手のような使用感を実現した、手に馴染みやすい検査・検診用ニトリルグローブです。

Leading Infection Control

感染管理をリードする。
メディコムジャパンは、感染管理の世界標準にもとづいた品質と信頼性で、人々と社会のヘルスケアに貢献しています。
メディコムジャパンは、カナダのモントリオールを本社とし、マスクやガウン」など、医療現場になくてはならない感染予防品・ケア製品の製造販売を手がけるヘルスケア企業です。感染予防先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。

製造販売元〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F【メディカル事業部】TEL :078 -327-2444 FAX :078 -333 -2112
info@medicom-japan.com

www.medicom-japan.com

サイトはこちらから▶

2024.02.29 Vol.02

優れた使用感

抗がん剤耐性試験（ASTM D6978-05）
試験薬剤

高い引張強度と伸張性

アザシチジン
ベンダムスチン塩酸塩

老化前、老化後ともに国際規格試験（ASTM D412）に適合。

硫酸ブレオマイシン
ボルテゾミブ快適なフィット感

ブスルファン
カペシタビン

手に馴染むため作業がしやすく、疲れを軽減します。

カルボプラチンカルフィルゾミブ

ラテックス＆パウダー フリー

セツキシマブクロロキン
シスプラチン

ラテックスアレルギーやパウダーに起因するトラブルを回避。
医療従事者や患者さんにも安心です。

クラドリビン
シクロホスファミド
シクロスポリンA
塩酸シタラビンダカルバジン
アクチノマイシン

優れた安全性

塩酸ダウノルビシン
デシタビン
ドセタキセル（耐薬剤性・耐浸透性及び溶出物等）
近年、がん治療における化学療法は目覚ましい進歩をつづけており、それに伴い医療スタッフが取り扱う抗がん剤の種類や量も増加しています。抗がん剤は患者に適切に投与することでの効果が高い半面、取り扱う医療従事者の健康にも影響を及ぼす薬剤（HazardousDrugs: HD）となっています。
医療従事者は様々な場面においてこれらの薬剤に曝露し、健康に影響を及ぼす可能性があります。
「シルキータッチ ライラック」
は医療従事者の方々に安心してご使用いただくために、50種類以上の抗がん剤において国際規格ASTMの要求を満たした試験を行い合格しています。

塩酸ドキソルビシン
エピルビシンエトポシド

抗がん剤耐性試験
試験方法 : ASTM D6978-05

55薬剤適合18薬剤適合薬品浸透試験
試験方法 : EN 16523-1

ウイルスバリア性試験
試験方法 : ASTM F1671

食品衛生法

試験方法 : 厚生労働省 食添告示第380号

フルダラビン
フルオロウラシル
フルベストラント
ガンシクロビル
塩酸ゲムシタビン

測定された
突破時間
（分）

濃度

塩酸イダルビシン

5 mg/mL

イホスファミド

50.0 mg/mL

15 mg/mL

塩酸イリノテカン

20 mg/mL

1 mg/mL

リュープロレリン酢酸塩

5 mg/mL

6 mg/mL

塩酸メクロレタミン

1 mg/mL

26 mg/mL

メルファラン

10 mg/mL

メスナ

2 mg/mL

メトトレキサート

25 mg/mL

2 mg/mL

マイトマイシンC

0.5 mg/mL

50 mg/mL

ミトキサントロン

2.0 mg/mL

1.0 mg/mL

オキサリプラチン

5 mg/mL

1 mg/mL

パクリタキセル

6.0 mg/mL

20 mg/mL
100 mg/mL

＞240分

品番

サイズ

JN131172A

XS

カラー

80mm

JN131172B

S

80 10mm

JN131172C

M

JN131172D

Lライラック

掌部幅95 10mm

全長

入り数

240mm以上

110 10mm

販売名：シルキータッチ ライラック 製造販売届出番号：28B3X00001000063
一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋10 mg/mL
0.5 mg/mL
10 mg/mL

0.5 mg/mL

テムシロリムス25 mg/mL

5 mg/mL

ノギテカン塩酸塩

1 mg/mL

5 mg/mL

トリクロサン

3 mg/mL

10 mg/mL

トリセノックス

1 mg/mL

2.0 mg/mL

ビンブラスチン硫酸塩

1 mg/mL

2 mg/mL

硫酸ビンクリスチン

1.0 mg/mL

20.0 mg/mL

ビノレルビン

10 mg/mL

25 mg/mL

ジドブジン

10 mg/mL

50.0 mg/mL

ゾレドロン酸0.04 mg/mL

50 mg/mL

カルムスチン

3.3 mg/mL

10 mg/mL

チオテパ

10.0 mg/mL

38 mg/mL＞240分

表面から22.8分
39.1分

2段階で取り出し可能。
残量にあわせた使い分けも。

適合薬品

適合

性能レベル：
測定された突破時間（分）

40% 水酸化ナトリウム性能レベル：測定された突破時間（分）表面

10% 過炭酸ナトリウム30% 過酸化水素

20% グルコン酸クロルヘキシジン

4% グルタルアルデヒド

20% エタノール
Level 6 : > 480分

37% ホルムアルデヒド
1.5% 臭化エチジウム
10% 酢酸36% 塩酸70% イソプロピルアルコール

scene 1

scene 2「取り出し口1」のみを開けて取り出します。

少量になりましたら「取り出し口2」を開けると取り出しやすくなります。

scene 3

scene 4

Level 6 : > 480分

47% 硫酸10% ポビドンヨード

単回使用

薬品

Level 4 : > 120分
Level 3 : > 60分
Level 1 : > 10分

裏面から状況に応じて裏面から取り出しも可能。

JANコード4894476032605
4894476032650
4894476032636

JMDN70976000

25 mg/mL

薬品浸透試験（EN 16523-1）

ウイルスバリア性試験 (ASTM F1671)

4894476032612
10箱／ケース（250枚／箱）

ペメトレキセド
プロポフォール
ラルチトレキセド

60% チオグリコール酸アンモニウム

塩素処理加工5 mg/mL

リツキシマブ

5% ヒドロキノン

指先すべり止め加工

手首側から取り出し可能な衛生的パッケージ
2wayでの取り出しが可能

100 mg/mL

100 mg/mL

50% 塩化ベンザルコニウム

未滅菌

1 mg/mL

10.0 mg/mL

エチレングリコール

左右兼用

濃度

25 mg/mL

10% 硝酸パウダーフリー

試験薬剤

測定された
突破時間（分）

掌部幅

全長

試験評価
適合

この試験方法は、血液感染性病原体の危険から保護することを目的とした保護材料のバリア性能を評価するために実施されました。
※A value of < 1 plaque forming unit (PFU)/ mL is reported for assay plates showing no plaques.
（プラークを示さないアッセイプレートでは、1プラーク形成単位 (PFU)/mL未満の値が報告されています。）

裏面

裏面にも取り出し口があります。

グローブホルダーの形状などご使用状況に合わせてお選びください。