Aperio GT 450 リリース1.3.1
お客 様へのお知らせ

1. はじめに「お客 様 へのお知らせ」の目的 は、Leica Biosystems 製 品のユーザーマニュアルの更 新情 報をタイムリーにお知 らせすることです。この「お客様 へのお知らせ」には、お客様にご購入いただいたLeicaBiosystems 製 品の情報が記 載 されています。その内容 は、将来 発行される複数 の製 品ユーザーマ
ニュアルに記 載 される予 定 です。この情報 には、新しい説明コンテンツ、更 新 された仕 様 、または製品の使 用 方法 やお手 入 れに関する追 加情 報が含 まれる場合があります。改 訂 ユーザーマニュアルが発行 されるまで、このドキュメントを補 足 情報 として使 用してください。
この「お客 様 へのお知らせ」には、Aperio GT 450 リリース1.3.1に搭 載 される新 機能 の使 用方 法 と手 順が記 載されています。
このドキュメントは次 のセクションで構 成されています。
1.はじめに
2.Aperio GT 450 リリース1.3.1の概要
3.SAM でのピラミッドレベル ダウンスケーリングオプションの設 定影響を受 ける製 品
Aperio GT 450 スキャナー、Aperio GT 450 Scanner Administration Manager ソフトウェア、および Aperio GT
450コントローラー バージョン1.3.1。

影響を受 けるユーザーマニュアル
このドキュメントに含 まれる情 報は、次のメジャーリリース予定 のユーザーマニュアルに記載される予 定です。
ドキュメントタイトル
Aperio GT 450 IT マネージャーとラボ管理 者 向けガイド

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客 様へのお知らせ, CN-0004-ja 改訂 A 版
Copyright © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc.

ドキュメントベース番 号
MAN-0394

1Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客様 へのお知らせ

2. Aperio GT 450 リリース1.3.1の概 要
Aperio GT 450 リリース1.3.1 には次 の新機 能とアップデートが搭載されます。

2倍 ピラミッドレベル ダウンスケーリングのサポート
Aperio GT 450リリース1.3.1では、デフォルトの 4 倍 からピラミッドレベルのダウンスケーリング率を2 倍に変更するオプションが追 加 されました。このオプションは、Aperio GT 450 SAMソフトウェアで設定 できます。
Aperio GT 450でスキャンした画 像 を表 示 する場合 、一 部のサードパーティ製ビューアソフトウェアでは、ユーザーが利用 可能 な倍 率 レベルを移動 する際 に画像データを補間する必 要 があります。この補 間プロセスは、表 示パフォーマンスの低 下を引き起こす可能 性があります。ピラミッドレベルのダウンスケーリング率を2 倍に設 定すると、サードパーティ製ビューアーソフトウェアが利用 可能 なすべての拡 大率 レベルを、画 像 データの補 間 処理 を少なく抑えて表示 できるようになるため、表示パフォーマンスが向上します。
次の図 では、2 倍のピラミッドレベルダウンスケーリングによりビューアソフトウェアが直接 アクセスできる倍率 範囲 が広がることを示 しています。
4 倍 ピラミッドレベル ダウンスケーリング

2 倍 ピラミッドレベル ダウンスケーリング

2 倍のピラミッドレベル ダウンスケーリングオプションを有 効 にすると、2 倍にダウンサさンプ
リングされた画 像 のサイズは、デフォルトの 4 倍 にダウンスケーリングされた画 像よりも、ス
ライド画像 によって15% から20% 程度 大きくなります。
2 倍 のピラミッドレベルダウンスケーリングをSAMで有 効にする方法の詳 細については、SAM でのピラミッ
ドレベル ダウンスケーリングオプションの設定 ( 3 ページ) を参照 してください。

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客 様へのお知らせ, CN-0004-ja 改訂 A 版
Copyright © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc.

2

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客様 へのお知らせ

3. SAM でのピラミッドレベル ダウンスケーリングオプションの設 定
ラボ管 理 者の役 割を割り当てられているユーザーのみが構成を変更できます。
スキャナーのピラミッドレベルダウンスケーリング設 定を調 整する手 順 は次 のとおりです：
1. SAM ソフトウェアにログインする
2. SAM のホーム画 面が表示 されたら、バナーのスキャナーアイコンが選択 されていること、およびページにスキャナーのリストが表示 されていることを確 認します。必要 に応じて、Scanners (スキャナー) アイコンをクリックして、リストを表示します。

3. 適切 なスキャナーのSystem Information (システム情報)アイコンをクリックします。

4. システム情報 ページの左側 ペインにあるSettings( 設定 ) をクリックし、スキャナー設 定 を開きます。

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客 様へのお知らせ, CN-0004-ja 改訂 A 版
Copyright © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc.

3

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客様 へのお知らせ

5. スキャナー設 定 ページで、Edit (編 集) をクリックし、ページの下 部 までスクロールします。
6. PYRAMID LEVEL DOWNSCALING( ピラミッドレベルのダウンスケーリング) フィールドで、2x( 2 倍) を選択して2 倍ピラミッドレベルのダウンスケーリングオプションを有 効 にします。

7. Save (保 存)をクリックします。
.

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客 様へのお知らせ, CN-0004-ja 改訂 A 版
Copyright © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc.

4

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客様 へのお知らせ

注意CN-0004-ja, 改 訂 A 版 | 6月 2024
本 マニュアルは、Aperio GT 450 コントローラー、Aperio GT 450 コンソール 、Aperio GT 450 SAM バージョン1.3.1 以 降 に適 用 されます。
オリジナルの説 明 書 。

著 作権 情報ll

Copyright © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc. 無断 複 写 ・転 載 を禁 じます。LEICA および Leica のロゴは LeicaMicrosystems IR GmbH の登録 商 標 です。、GTおよびGT 450は、米 国 およびその他 の国 ( 任 意 ) における必 ずLeica
Biosystems Imaging, Inc.の商 標 です。その他 のロゴ、製 品 または企 業 名 は、それぞれの所 有 者 の商 標の可能 性 があります。
本 製 品は、登 録 済み特 許 によって保 護 されています。特許 のリストについては、Leica Biosystems までお問 い合 わせください。

顧 客リソースlLeica Biosystems の 製 品 およびサービスに関 する最新 情 報 は、LeicaBiosystems.com/Aperioを参 照してください。

連 絡先 情報 – Leica Biosystems Imaging, Inc.
本社

カスタマーサポート
Leica Biosystems Imaging, Inc.
1360 Park Center Drive
Vista, CA 92081
USA
電 話 ：+1 (866) 478-4111 ( フリーダイヤル)国 際 直通 電 話 ：+1 (760) 539-1100

ご質 問 やサービスへのご要 望 があれば、最 寄 りのサポー
ト担 当 者 にお問 い合わせください。
https://www.leicabiosystems.com/contact-us/

研 究 用 のみ。診 断 には使 用 しないでください。

815477020228, 815477020464, 815477020471, 815477020563
23GT450, 23GT450SAM, 23GT450SAMSW, 23GT450ZSTACKSW

Aperio GT 450 リリース1.3.1 お客 様へのお知らせ, CN-0004-ja 改訂 A 版
Copyright © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc.

5