3 つ の ポリシー

信頼の日本製弊社の「離床センサー」には次の「熱い思い！」があります。
安全対策セミナー

コードレスセンサー

スピード修理と定額修理「転倒・転落事故」は介護・看護の現場で大煩雑で危険なベッド回りのケーブル類を１「とにかく修理を早く！低料金で！」これがきな課題です。その課題解決策の一つとし本でも無くしたい！

私達の基本姿勢です。

て「安全対策セミナー」を提案しています。

そんな思いから生まれたのが、ケーブルの品質第一で製品を製造することはもちろん離床センサーがその効果を発揮するのは、無い離床センサー「コードレスシリーズ」

ですが、万が一故障した時にはスピーディ

単に製品を使用するだけでなく、
「製品」
+
「使

です。利用者の為に、介護する人の為に、

に修理。

い方」
+
「適合」
の総合計で効果が決まります。

どこまでも安全性を追求したい！これが私お預かりした製品を即座に修理し、できる「安全対策セミナー」を通して、私達はお客達の「療養環境安全ポリシー」です。

限り早く待ち望まれているお客様の元へお様と共に総合計をさらに高めながら、安心

コードレス・センサーの高評価（信頼性、返ししたい。このスピード修理対応もメーできる療養環境づくりのお手伝いをさせて安全性、利便性）はその出荷台数で証明され、カーとして大切な「お客様サービス」です。

いただきたいと考えています。

介護現場の安全対策とともに、今なお進化

安全対策の製品を安心品質でお届けします。

し続けています。

1

目次

2

製品ラインアップ

3離床センサーフローチャート

4

ナースコール連動

5

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です。

コードレス

コールマット・コードレスⓇ

型式：HC-R

セット価格：¥98,000（税込 ¥107,800）
TAIS コード：00318-000035

マットを踏むとナースコールで知らせます。

抗菌コードレス・マットスイッチ

主な対象者

無線中継ボックス

ひとり歩きが心配な方

防滴

コードレス・マットスイッチ
型式：MSR4-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm( 送信器部は 10mm)+ナースコール連動■標準セット【増設する場合】
コードレス・マットスイッチ
型式：MSR4-1200
増設価格：￥60,000（税込￥66,000）

サイズのご指定がない場合は、＊のサイズで出荷いたします。

6コードレスベッドコール・コードレス
上体を起こすとナースコールで知らせます。

型式：BC-RN

セット価格：¥98,000（税込 ¥107,800）
TAIS コード：00318-000036+ナースコール連動■標準セット

抗菌

コードレス・ベッドセンサー
型式：BSR-1
サイズ：800 × 250 × 6mm( 送信器部は 8mm)
コードレス・ベッドセンサー

無線中継ボックス●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

主な対象者

転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方7防滴【増設する場合】
コードレス・ベッドセンサー
型式：BSR-1
増設価格：¥60,000（税込￥66,000）

コードレス

超音波・赤外線コール

型式：HUI-R

セット価格：¥98,000（税込 ¥107,800）

検出範囲に入るとナースコールで知らせます。

無線中継ボックス

コードレス超音波・赤外線センサー
型式：UIS200
サイズ：110 × 70 × 35㎜
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個
または AC100V（AC アダプタ付）

設置の仕方で様々な対象者に適合【増設する場合】
コードレス超音波・赤外線センサー
型式：UIS200
増設価格：¥58,000（税込￥63,800）

コードレス超音波・赤外線センサー

主な対象者+ナースコール連動■標準セット8

コードレス

サイドコール・コードレス

型式：SC-R2セット価格：¥98,000（税込 ¥107,800）

ベッドの端に寄るとナースコールで知らせます。

+ナースコール連動

抗菌■標準セット

防滴

コードレス・サイドセンサー
型式：SSR-1
サイズ：800 × 180 × 4mm( 送信器部は 8mm)

コードレス・サイドセンサー

無線中継ボックス●センサーはマットレスの端に敷いてください。

主な対象者【増設する場合】
コードレス・サイドセンサー
型式：SSR-1
増設価格：¥60,000（税込 ¥66,000）

転倒リスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコール・コードレス

型式：TC-R2セット価格：¥88,000（税込 ¥96,800）

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
抗菌

防滴■標準セット

コードレス・タッチセンサー
型式：TSR-1
サイズ：700 × 120( 広げた場合 )× 4mm( 送信器部は 8mm)

コードレス・タッチセンサー

無線中継ボックス●センサーはベッド柵に取り付けてください。

主な対象者

9

ベッド柵を越える、取り外す方【増設する場合】
コードレス・タッチセンサー
型式：TSR-1
増設価格：￥50,000（税込￥55,000）

コードレス

型式：SHC-R

スマット・コードレス

セット価格：¥110,000（税込 ¥121,000）

対象者とスタッフを識別できる、かしこいコールマット！（スマット SMAT Ⓡ）
抗菌

防滴

スマット
型式：SMS-2
サイズ：1200 × 500 × 10mm
（コントローラー部除く）
スマット

主な対象者

【増設する場合】
スマット 型式：SMS-2
増設価格：¥70,000（税込 ¥77,000）

無線中継ボックス+ナースコール連動■標準セット

ひとり歩きが心配な方識別して対象者の離床だけを知らせます！

ドアコール・コードレス

型式：DRC-R

セット価格：¥74,000（税込 ¥81,400）

ドアや窓を開くとナースコールで知らせます。
■標準セット

ドアスイッチNEW

マルチモニター

無線中継ボックス

主な対象者

徘徊や離棟の危険がある方

ドアスイッチ
型式 :DRS2
サイズ：① 50 × 12 × 12mm（センサー部）② 50 × 10 × 12mm
マルチモニター
型式 :MM1-R
サイズ：61 × 100 × 18.5mm【増設する場合】
ドアスイッチ（DRS2）+
マルチモニター（MM1-R）
増設価格：￥34,000（税込￥37,400）

10

ケーブル
+ナースコール連動

型式：HC-3

コールマット ・徘徊コールⅢ

セット価格：¥50,000（税込 ¥55,000）

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です。

TAIS コード：00318-000037

マットを踏むとナースコールで知らせます！離床センサーのベストセラー！
■標準セット

抗菌

防滴

マットスイッチ
型式：MS4-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm

マットスイッチ

主な対象者【増設する場合】
マットスイッチ（MS4-1200）＋ 2 分岐ハーネス
増設価格：¥43,600（税込 ¥47,960）

中継ボックス

ひとり歩きが心配な方■ 選べるマットスイッチ
マットスイッチは 4 種類のサイズから選べます。
型式

MS4-1200

セットでご注文の場合は下記の型式をご指定ください。

サイズ

ケーブル長

セット構成

セット価格

500 × 1200mm【標準サイズ】

約 2.4mHC-3（MS4-1200）
*

セット型式

マットスイッチ（MS4-1200）+ 中継ボックス（HCB2）¥50,000（税込 ¥55,000）

MS4-800

500 × 800mm

約 1.4mHC-3（MS4-800）

マットスイッチ（MS4-800）+ 中継ボックス（HCB2）¥46,000（税込 ¥50,600）

MS4-900

600 × 900mm

約 2.4mHC-3（MS4-900）

マットスイッチ（MS4-900）+ 中継ボックス（HCB2）¥55,000（税込 ¥60,500）

MS4-1500

500 × 1500mm

約 2.4mHC-3（MS4-1500）

マットスイッチ（MS4-1500）+ 中継ボックス（HCB2）¥55,000（税込 ¥60,500）

サイズのご指定がない場合は、＊のサイズで出荷いたします。

11セット価格：¥50,000（税込 ¥55,000）
TAIS コード：00318-000144

上体を起こすとナースコールで知らせます。

0.5、1.5、3 秒

センサーが作動し報知するまでの時間が「動作遅延時間」です。3 秒に設定の場合、3 秒以上、上体を起こすと報知します。

抗菌

主な対象者

防滴

中継ボックス●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

転倒リスクが高く、

ベッドセンサー 型式：BS-1
サイズ：800 × 250 × 6mm（変換器部は 8mm）

+ナースコール連動

動作遅延時間■標準セット

ベッドセンサーケーブル

型式：BC-2

ベッドコール・ケーブルタイプ【増設する場合】
ベッドセンサー (BS-1) ＋ 2 分岐ハーネス
増設価格：¥43,600（税込 ¥47,960）

最も早い報知が必要な方

型式：SC-1

サイドコール・ケーブルタイプ

セット価格：¥50,000（税込 ¥55,000）

ベッドの端に寄るとナースコールで知らせます。
■標準セット

抗菌

防滴

サイドセンサー
型式：SS-1
サイズ：800 × 180 × 4mm
サイドセンサー中継ボックス【増設する場合】
サイドセンサー（SS-1）＋ 2 分岐ハーネス
増設価格：¥41,600（税込 ¥45,760）●センサーはマットレスの端に敷いてください。

主な対象者

転倒のリスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコール・ケーブルタイプ

型式：TC-4セット価格：¥42,000（税込 ¥46,200）

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
■標準セット

抗菌

防滴タッチセンサー
型式：TS-1
サイズ：700 × 120（広げた場合）
× 4mm
タッチセンサー主な対象者

中継ボックス

ベッド柵を越える、取り外す方●センサーはベッド柵に取り付けてください。

【増設する場合】
タッチセンサー（TS-1）＋ 2 分岐ハーネス
増設価格：¥34,600（税込 ¥38,060）

12

ナースコールとの接続について13

ナースコールとの接続について

14

ナースコール形状について

15

ナースコール参照図

参照図

16

専用受信器17

専用受信器18

コードレス

2 WAY（固定・携帯）のマルチ受信器！

ポータブル受信器 で知らせる+専用受信器

ポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電源：内蔵リチウムイオン電池( バッテリー駆動の場合 )または AC100V（AC アダプタ付）

コールマット X・ポータブル

固定・携帯両用タイプ
通達距離約100m（見通し）・ペアリング（最大登録数 100 台）＊エックスシリーズのセンサーはペアリングのみ設定可能です。

型式：X1-CPT

セット価格：¥ 110,000（税込 ¥ 121,000）

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です。

マットを踏むと知らせます。

抗菌■標準セット

防滴

マットスイッチ・WA
型式：WMS1-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 10mm）

マットスイッチ・WA【増設する場合】
マットスイッチ・WA 型式：WMS1-1200
増設価格：￥66,000（税込￥72,600）

ポータブル受信器※マットサイズは全部で４種類 ( 別価格 )あります。(17 頁参照）

ベッドコール X・ポータブル

型式：X1-BPT

セット価格：¥ 110,000（税込 ¥ 121,000）

上体を起こすと知らせます。

動作遅延時間1秒

1 秒以上、上体を起こすと報知します。

■標準セット

抗菌

ベッドセンサー・WA

ポータブル受信器●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

防滴

ベッドセンサー・WA
型式：WBS1
サイズ：800 × 250 × 6mm（送信器部は 8mm）【増設する場合】
ベッドセンサー・WA 型式：WBS1
増設価格：￥66,000（税込￥72,600）

サイドコール X・ポータブル

型式：X1-SPT

セット価格：¥ 110,000（税込 ¥ 121,000）

ベッドの端に寄ると知らせます。

抗菌■標準セットサイドセンサー・WA
型式：WSS1
サイズ：800 × 180 × 4mm（送信器部は 8mm）
サイドセンサー・WA

ポータブル受信器

タッチコール X・ポータブル●センサーはマットレスの端に敷いてください。

型式：X1-TPT【増設する場合】
サイドセンサー・WA 型式：WSS1
増設価格：￥66,000（税込￥72,600）

セット価格：¥ 102,000（税込 ¥ 112,200）

ベッド柵を握ると知らせます。

抗菌■標準セット

防滴タッチセンサー・WA
型式：WTS1
サイズ：700 × 120（広げた場合）× 4mm（送信器部は 8mm）
タッチセンサー・WA

19

防滴ポータブル受信器●センサーはベッド柵に取り付けてください。

【増設する場合】
タッチセンサー・WA 型式：WTS1
増設価格：￥58,000（税込￥63,800）

コードレスメロディと LED でスタッフに一斉通知

ハイパー受信器

コールマット X・ハイパー

固定タイプ
通達距離

約

100m（見通し）

ペアリング（最大登録数 10 台）＊エックスシリーズのセンサーはペアリングのみ設定可能です。

型式：X1-CH+専用受信器

ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）

で知らせる

セット価格：¥ 100,000（税込 ¥ 110,000）

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です。

マットを踏むと知らせます。

抗菌■標準セット

防滴

マットスイッチ・WA
型式：WMS1-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 10mm）

マットスイッチ・WA【増設する場合】
マットスイッチ・WA 型式：WMS1-1200
増設価格：￥66,000（税込￥72,600）

ハイパー受信器※マットサイズは全部で４種類 ( 別価格 )あります。(17 頁参照）

ベッドコール X・ハイパー

型式：X1-BH

セット価格：¥ 100,000（税込 ¥ 110,000）

上体を起こすと知らせます。

動作遅延時間1秒

1 秒以上、上体を起こすと報知します。

■標準セット

抗菌

ベッドセンサー・WA

ハイパー受信器●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

防滴

ベッドセンサー・WA
型式：WBS1
サイズ：800 × 250 × 6mm（送信器部は 8mm）【増設する場合】
ベッドセンサー・WA 型式：WBS1
増設価格：￥66,000（税込￥72,600）

サイドコール X・ハイパー

型式：X1-SH

セット価格：¥ 100,000（税込 ¥ 110,000）

ベッドの端に寄ると知らせます。

抗菌■標準セット

防滴サイドセンサー・WA
型式：WSS1
サイズ：800 × 180 × 4mm（送信器部は 8mm）
サイドセンサー・WA

ハイパー受信器

タッチコール X・ハイパー●センサーはマットレスの端に敷いてください。

型式：X1-TH

ベッド柵を握ると知らせます。

【増設する場合】
サイドセンサー・WA 型式：WSS1
増設価格：￥66,000（税込￥72,600）

セット価格：¥ 92,000（税込 ¥ 101,200）
抗菌■標準セット

防滴タッチセンサー・WA
型式：WTS1
サイズ：700 × 120（広げた場合）× 4mm（送信器部は 8mm）
タッチセンサー・WA

ハイパー受信器●センサーはベッド柵に取り付けてください。

【増設する場合】
タッチセンサー・WA 型式：WTS1
増設価格：￥58,000（税込￥63,800）

20

ケーブル

2 WAY（固定・携帯）のマルチ受信器！

+専用受信器

ポータブル受信器
ポータブル受信器

で知らせる

型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電源：内蔵リチウムイオン電池 ( バッテリー駆動の場合 )または AC100V（AC アダプタ付）

コールマット C・ポータブル

型式：HCPT-1

セット価格：¥104,000（税込 ¥114,400）

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です。

マットを踏むと知らせます。

抗菌■標準セットマットスイッチ
型式：MS4-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm

マットスイッチ【増設する場合】
コールマット C・増設セット（MS4-1200）
型式：HC-1P（MS4-1200）
増設セット価格：￥60,000（税込￥66,000）
マットスイッチ（MS4-1200）＋ハイパー送信器（HTH-1）

ハイパー送信器 ポータブル受信器※マットサイズは全部で４種類 ( 別価格 ) あります。(11 頁参照）

主な対象者

ひとり歩きが心配な方

ベッドコール C・ポータブル

型式：BCPT-1

セット価格：¥104,000（税込 ¥114,400）

上体を起こすと知らせます。

動作遅延時間抗菌

ベッドセンサー

主な対象者

ハイパー送信器 ポータブル受信器

転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方

0.5、1.5、3 秒

センサーが作動し報知するまでの時間が「動作遅延時間」です。3 秒に設定の場合、3 秒以上、上体を起こすと報知します。

■標準セット21

防滴●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

防滴

ベッドセンサー
型式：BS-1
サイズ：800 × 250 × 6mm（変換器部は 8mm）【増設する場合】
ベッドコールＣ・増設セット
型式：BC-1P
増設セット価格：￥60,000（税込￥66,000）
ベッドセンサー（BS-1）＋ハイパー送信器（HTH-1）

ケーブル

・ダイヤル		 （10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル）通達距離・ペアリング		 （最大登録数 100 台）

約100m（見通し）

サイドコール C・ポータブル

型式：SCPT-1+専用受信器

固定・携帯両用タイプ

セット価格：¥102,000（税込 ¥112,200）

ベッドの端に寄ると知らせます。
抗菌■標準セット

防滴サイドセンサー
型式：SS-1
サイズ：800 × 180 × 4mm
サイドセンサー

ハイパー送信器 ポータブル受信器●センサーはマットレスの端に敷いてください。

主な対象者

転倒・転落のリスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコール C・ポータブル

型式：TCPT-1【増設する場合】
サイドコールＣ・増設セット
型式：SC-2P
増設セット価格：￥58,000（税込￥63,800）
サイドセンサー（SS-1）＋ハイパー送信器（HTH-1）

セット価格：¥95,000（税込 ¥104,500）

ベッド柵を握ると知らせます。

抗菌

防滴■標準セットタッチセンサー
型式：TS-1
サイズ：700 × 120（広げた場合）
× 4mm

タッチセンサー

主な対象者

ハイパー送信器

ポータブル受信器

ベッド柵を超える、取り外す方

ドアコール C・ポータブル
ドアや窓を開くと知らせます。
■標準セット

ドアスイッチ NEW

主な対象者●センサーはベッド柵に取り付けてください。

ハイパー送信器

ポータブル受信器

徘徊や離棟の危険がある方

型式：DCPT-1【増設する場合】
タッチコールＣ・増設セット
型式：TC-2P
増設セット価格：￥51,000（税込￥56,100）
タッチセンサー（TS-1）＋ハイパー送信器（HTH-1）

セット価格：¥76,000（税込 ¥83,600）

ドアスイッチ
型式：DRS2
サイズ：50 × 12 × 12mm（センサー部）
50 × 10 × 12mm【増設する場合】
ドアコールＣ・増設セット
型式：DC-1P
増設セット価格：￥32,000（税込￥35,200）
ドアスイッチ（DRS2）＋ハイパー送信器（HTH-1）

22

ケーブル

メロディと LED でスタッフに一斉通知+専用受信器

ハイパー受信器

で知らせる

型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）

ハイパー受信器

コールマット C・ハイパー

型式：HCH-1

セット価格：¥94,000（税込 ¥103,400）

コールマットはテクノスジャパンの登録商標です。

マットを踏むと知らせます。

抗菌■標準セットマットスイッチ
型式：MS4-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm

マットスイッチ

ハイパー送信器【増設する場合】
コールマット C・増設セット（MS4-1200）
型式：HC-1P（MS4-1200）
増設セット価格：￥60,000（税込￥66,000）
マットスイッチ（MS4-1200）＋ハイパー送信器（HTH-1）

ハイパー受信器※マットサイズは全部で４種類 ( 別価格 ) あります。(11 頁参照）

主な対象者

ひとり歩きが心配な方

ベッドコール C・ハイパー

型式：BCH-1

セット価格：¥94,000（税込 ¥103,400）
動作遅延時間上体を起こすと知らせます。

抗菌ベッドセンサー

主な対象者

ハイパー送信器

0.5、1.5、3 秒

センサーが作動し報知するまでの時間が「動作遅延時間」です。3 秒に設定の場合、3 秒以上、上体を起こすと報知します。

■標準セット23

防滴ハイパー受信器

転倒リスクが高く、最も早い報知が必要な方●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いてください。

防滴

ベッドセンサー
型式：BS-1
サイズ：800 × 250 × 6mm（変換器部は 8mm）【増設する場合】
ベッドコールＣ・増設セット
型式：BC-1P
増設セット価格：￥60,000（税込￥66,000）
ベッドセンサー（BS-1）＋ハイパー送信器（HTH-1）

ケーブル

約

・ダイヤル		 （10 エリア・10 グループ 各 10 チャンネル）100m（見通し）・ペアリング		 （最大登録数 10 台）

サイドコール C・ハイパー

型式：SCH-2+専用受信器

固定タイプ
通達距離

セット価格：¥92,000（税込 ¥101,200）

ベッドの端に寄ると知らせます。
抗菌■標準セット

防滴サイドセンサー
型式：SS-1
サイズ：800 × 180 × 4mm
サイドセンサー

ハイパー送信器

ハイパー受信器●センサーはマットレスの端に敷いてください。

主な対象者

転倒・転落のリスクが高く、早めの報知が必要な方

タッチコール C・ハイパー

型式：TCH-2【増設する場合】
サイドコールＣ・増設セット
型式：SC-2P
増設セット価格：￥58,000（税込￥63,800）
サイドセンサー（SS-1）＋ハイパー送信器（HTH-1）

セット価格：¥85,000（税込 ¥93,500）

ベッド柵を握ると知らせます。
抗菌

防滴■標準セットタッチセンサー
型式：TS-1
サイズ：700 × 120（広げた場合）
× 4mm

タッチセンサー

主な対象者

ハイパー送信器

ハイパー受信器●センサーはベッド柵に取り付けてください。

ベッド柵を超える、取り外す方

ドアコール C・ハイパー

型式：DCH-1【増設する場合】
タッチコールＣ・増設セット
型式：TC-2P
増設セット価格：￥51,000（税込￥56,100）
タッチセンサー（TS-1）＋ハイパー送信器（HTH-1）

セット価格：¥66,000（税込 ¥72,600）

ドアや窓を開くと知らせます。
ドアスイッチ
型式：DRS2
サイズ：50 × 12 × 12mm（センサー部）
50 × 10 × 12mm

■標準セット

ドアスイッチ NEW

主な対象者

ハイパー送信器

ハイパー受信器

徘徊や離棟の危険がある方【増設する場合】
ドアコールＣ・増設セット
型式：DC-1P
増設セット価格：￥32,000（税込￥35,200）
ドアスイッチ（DRS2）＋ハイパー送信器（HTH-1）

24超音波・赤外線コール（専用受信器タイプ）

マルチに使える非接触のセンサー

超音波・赤外線コール

専用受信器タイプ

検出範囲に入ると専用受信器で知らせます。
主な対象者

設置の仕方で様々な対象者に適合

超音波・赤外線コール・ポータブル

型式：UISPT-1

セット価格：¥100,000（税込 ¥110,000）

検出範囲に入ると、ポータブル受信器で知らせます。
ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
サイズ：110 × 70 × 35mm
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個
または AC100V（AC アダプタ付）■標準セットポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電源：内蔵リチウムイオン電池 ( バッ
テリー駆動の場合 ) または AC100V（AC
アダプタ付）
ハイパー超音波・赤外線センサー

ポータブル受信器【増設する場合】
ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
増設価格：￥58,000（税込￥63,800）

超音波・赤外線コール・ハイパー

型式：UISH-1

セット価格：¥90,000（税込 ¥99,000）

検出範囲に入ると、ハイパー受信器で知らせます。
ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
サイズ：110 × 70 × 35mm
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個
または AC100V（AC アダプタ付）■標準セット

ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ハイパー超音波・赤外線センサー

25

ハイパー受信器【増設する場合】
ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
増設価格：￥58,000（税込￥63,800）

座コール

車いすからの転倒防止に！

座 コール
車いすの座面に敷くセンサーです。
クッションの下に敷くので気になりません！

座 コール・メロディタイプ

型式：ZC-2セット価格：¥48,000 ( 税込 ¥52,800)

車いすから立ち上がると知らせます。

動作遅延時間■標準セット

シートセンサー
型式：ZS-1
サイズ：320 × 300 × 6mm

抗菌 防滴

シートセンサー専用受信器タイプ

1、 2、3 秒

センサーが作動し報知するまでの時間が「動作遅延時間」です。3 秒に設定の場合、3 秒以上、離れると報知します。

マルチアラーム２
型式：HMA-2
サイズ：133 × 74 × 35mm（突起部除く）

マルチアラーム 2

車いすから立ち上がると、専用受信器で知らせます。

座コール・ポータブル

型式：ZCPT-1

セット価格：¥88,000（税込 ¥96,800）
動作遅延時間車いすから立ち上がると知らせます。

1秒

センサーから 1 秒以上、離れると報知します。

■標準セット

ハイパー・シートセンサー
型式：HZS-1
サイズ：320 × 300 × 6mm（送信器部は 8mm）

抗菌 防滴

ハイパーシートセンサー

ポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電源：内蔵リチウムイオン電池 ( バッテリー駆動の場合 ) または AC100V（AC アダプタ付）

ポータブル受信器

座コール・ハイパー
車いすから立ち上がると知らせます。

型式：ZCH-2

セット価格：¥78,000（税込 ¥85,800）
動作遅延時間1秒

センサーから 1 秒以上、離れると報知します。

ハイパー・シートセンサー
型式：HZS-1
サイズ：320 × 300 × 6mm（送信器部は 8mm）

抗菌 防滴

ハイパーシートセンサー

ハイパー受信器

ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）【増設する場合】
ハイパー・シートセンサー
型式：HZS-1
増設価格：￥46,000（税込￥50,600）

26

トイレ介助コール

トイレでの転倒防止に！

トイレ介助コール
トイレの手すりに取り付け、特定の対象者の立ち上がりを知らせます。
非接触でお手入れが簡単です。
主な対象者

一部介助が必要で、歩行に心配がある方

見守りが難しいトイレ内での転倒事故を軽減する目的で開発した製品がこの「トイレ介助コール」です。
対象者が介助者を呼ばずに自発的に立ち上がろうとした際に受信器でお知らせしますので、自然な介助が可能です。

トイレ介助コール

型式：KLC-2

検出範囲に入ると知らせます。

セット価格：¥90,000（税込 ¥99,000）
動作遅延時間■標準セット

トイレ介助センサー
型式：KLS1
サイズ：110 × 70 × 35mm
電源：単 3 アルカリ電池 2 本

トイレ介助センサー

0.5，1，1.5 秒

センサーが作動し報知するまでの時間が「動作遅延時間」です。1.5 秒に設定の場合、1.5 秒以上、検出範囲に入ると報知します。

ポータブル受信器

ポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電 源： 内 蔵 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池( バッテリー駆動の場合 ) または
AC100V（AC アダプタ付）【増設する場合】トイレ介助センサー 型式：KLS1
増設価格：￥48,000（税込￥52,800）

トイレ介助コールの使い方

1. 対象者がトイレに座ったら、介助者がボタンを押してセンサーを ON

2. 介助者がその場から離れ、対象者

トイレ介助コールの取付方法
トイレ介助コールは自在クランプを使用しパイプや板に取り付けができます。
パイプ：直径 30 ～ 40mm まで可能
板

27

：厚み 20 ～ 60mm まで可能

が独りになります。

3. 対象者が介助者を呼ばずに、立ち上がろうとすると受信器に報知中継器（リピーター）

オプション品

リピーター（中継器）NEW

型式：HPH-2
価格：¥34,000（税込 ¥37,400）

電波の通達距離を約 80 ～ 100 ｍ（見通し）延長します。
電波の届きにくい場所での運用時に有効です。

リピーター
型式：HPH-2
サイズ：65 × 130 × 25mm
（アンテナ除く）
電源：AC100V（AC アダプタ付）

ポイント● リピーターを設置することにより、専用受信器の利用範囲が広がります。
● ダイヤル設定 / ペアリング設定に対応しています。
● 複数台での使用も可能です。

型式：DGN-1

電源ノン
電源ノン

価格：¥120,000（税込 ¥132,000）

リピーター・ナビモニターがコンセント不要で使えます。
大容量の外付けバッテリーです。
コンセントがない環境でもリピーター・ナビモニターが設置・運用できます。
（上記参照）

型式：DGN-1
サイズ：200 × 124 × 45mm
電源：リチウムイオン電池（20,000mAh × 2 個）

（設置例）

（31 頁参照）ポイント● 工事不要でカンタン設置● 最大 1 か月連続で使える大容量バッテリーが2 つ付いています。
● Ｗバッテリーにより「電池切れの心配」がありません。

28

ハイパーマット

センサーに送信器を内蔵したコードレスタイプ

ハイパーマット

精神科病棟向け

マットを踏むと知らせます。

ハイパーマット・ポータブル

型式：HMPT-1

マットを踏むとポータブル受信器で知らせます。（18 頁参照）
■標準セット

ハイパー・マットスイッチ

セット価格：¥106,000（税込 ¥116,600）
抗菌防滴

ハイパー・マットスイッチ
型式：HMS-2
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 17mm）
ポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電 源： 内 蔵 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池( バッテリー駆動の場合 ) または
AC100V（AC アダプタ付）

ポータブル受信器

ハイパーマット・ハイパー

型式：HMSH-1

マットを踏むとハイパー受信器で知らせます。（18 頁参照）

セット価格：¥96,000（税込 ¥105,600）
抗菌

防滴■標準セット

ハイパー・マットスイッチ
型式：HMS-2
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 17mm）

ハイパー・マットスイッチ

ハイパー受信器

ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）【増設する場合】
ハイパー・マットスイッチ
型式：HMS-2
増設価格：￥62,000（税込￥68,200）

29

（Security）

３（Simple）（Support）

３S センサー

S

センサー

簡単な構造で , 利用者の安心を , 支援する製品です
精神科病棟向け

検出範囲に入ると知らせます。

３S コール・ポータブル

型式：3SPT-1

セット価格：¥106,000（税込 ¥116,600）

検知範囲に入るとポータブル受信器で知らせます。（18 頁参照）
■標準セット３Ｓセンサー
型式：3S-1
サイズ：135 × 76 × 35mm

３S センサーポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電 源： 内 蔵 リ チ ウ ム イ オ ン 電 池( バッテリー駆動の場合 ) または
AC100V（AC アダプタ付）

ポータブル受信器

３S コール・ハイパー

型式：3SH-1

セット価格：¥96,000（税込 ¥105,600）

検知範囲に入るとハイパー受信器で知らせます。（18 頁参照）
■標準セット３Ｓセンサー
型式：3S-1
サイズ：135 × 76 × 35mm

３S センサー

ハイパー受信器

ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）【増設する場合】
３S センサー
型式：3S-1
増設価格：￥62,000（税込￥68,200）

30

徘徊ナビ

31

徘徊ナビ

徘徊ナビ・タグ■標準セット徘徊ナビタグ・ポータブル+
ポータブル受信器

型式：NVPT-1
セット価格：¥110,000（税込 ¥121,000）+
ナビモニター NEW

タグ
型式：TAG1-2
サイズ：30 × 30 × 11㎜( バンド部除く )ポイント

徘徊ナビタグ・ハイパー+
ハイパー受信器○対象者の手首又は足首に取り付けます。
○対象者自身では取り外しができません。

型式：NVH-1
セット価格：¥100,000（税込 ¥110,000）

ナビモニターを増設する場合
型式：HNM-2
増設価格 ¥34,000（税込¥37,400）

タグを増設する場合

型式：TAG1-2
増設価格 ¥34,000（税込 ¥37,400）

徘徊ナビ・名札■標準セット徘徊ナビ名札・ポータブル+
ポータブル受信器

型式：NVPT-1N
セット価格：¥110,000（税込 ¥121,000）+
ナビモニター NEW

名札タグ
型式：TAG2-4
サイズ：70 × 70 × 12㎜( クリップ部除く )ポイント

徘徊ナビ名札・ハイパー+

型式：NVH-1N
セット価格：¥100,000（税込 ¥110,000）
ハイパー受信器○衣服に取り付けるタイプです。
○取り付けは「クリップ」「ピン」でワンタッチ！
○デイサービス・ショートステイの利用者に最適！

ナビモニターを増設する場合
型式：HNM-2
増設価格 ¥34,000（税込¥37,400）

名札タグを増設する場合
型式：TAG2-4
増設価格 ¥34,000（税込 ¥37,400）

徘徊ナビ・車いす■標準セット徘徊ナビ車いす・ポータブル+
ポータブル受信器

型式：NVPT-1W
セット価格：¥110,000（税込 ¥121,000）

+
車いすタグ

ナビモニター NEW

型式：TAG3-4
サイズ：Φ 80 × 21㎜

徘徊ナビ車いす・ハイパー+

型式：NVH-1W
セット価格：¥100,000（税込 ¥110,000）
ハイパー受信器ポイント○車いすのスポークに挟み込むタイプです。
○対象者に直接取り付けないため、ナビモニターを増設する場合
型式：HNM-2
増設価格 ¥34,000（税込¥37,400）

車いすタグを増設する場合
型式：TAG3-4
増設価格 ¥34,000（税込 ¥37,400）

拘束感がありません。

32

おでかけナビ

外出中の入居者の位置情報をお知らせ

おでかけナビ
外出と帰宅、そして外出中の位置情報をお知らせします。
複数人を一括で見守ることができます。

おでかけナビは『施設入居者の外出と外出中の位置情報を施設スタッフに知らせる』製品です。
「おでかけタグ」を持った方の施設からの外出と帰宅を通知し、外出中には GPS による位置情報の確認ができることで、入居者（外出する人）の安全と施設スタッフ（見守る人）の安心に寄与します。

運用イメージ

1. 「おでかけタグ」を持った入居者が外出する。

（「おでかけレシーバー」の受信圏内を離れる）

特長

2. GPS の機能によってスマホで位置情報が確認できます。

● 最大 10 人まで同時に見守りが可能です。
● 通信費・通信契約など不要。工事不要。 購入したその日から使用できます。
● 介護施設から日常的に外出する入居者の外出把握に最適です。

おでかけナビ（タグ 5 台セット）
型式：DNV1-5S

セット価格：￥444,000（税込￥488,400）

セット内訳： おでかけレシーバー 1 台
おでかけタグ
5台
専用ケース
5 個（黒× 2、赤× 2、キャメル× 1）

おでかけレシーバー

おでかけタグ

型式：DHR1

型式：DTAG1

防滴

サイズ：100 × 50 × 17mm

サイズ：76 × 38 × 20mm

（突起部除く）（突起部除く）おでかけタグには、おでかけナビ（タグ 10 台セット）

専用ケースが付属します。

型式：DNV1-10S

単品購入の場合のみ、黒（B）、赤（R）、

セット価格：￥814,000（税込￥895,400）

セット内訳： おでかけレシーバー 1 台
おでかけタグ
10 台
専用ケース
10 個（黒× 4、赤× 4、キャメル× 2）

33

キャメル（C）の 3 色から選べます。型式の

キャメル

赤

黒

末尾に B、R、C のいずれかを付けてご注文ください。ご指定がない場合は、黒を標準添付いたします。
例）キャメルで出荷希望の場合→

型式：DTAG1C

おでかけナビ

ベルト通しやカバンなど
専用ケースでどこでも取り付け可能です！

34

楽コール

簡易呼出しスイッチ

楽コール

小規模施設向け！スイッチを押すと「専用受信器」でお知らせします。
【利用場面】 グループホーム
有料老人ホーム
病院の待合室や避難所での体調不良時等の呼び出し

基本セット

ポイント

工事不要ですぐに使えます。
移設・増設が簡単にできます。
入居者に合わせたオプション品が充実！

押ボタンスイッチと受信器のセット製品です。

楽コール・ポータブル

型式：RCPT-1

セット価格：¥69,000（税込 ¥75,900）

押ボタンスイッチを押すとポータブル受信器でお知らせします。
■標準セット

押ボタンスイッチ（RCA）

ハイパー送信器

固定・携帯両用タイプ
通達距離約 100m（見通し）ポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19mm
電源：内蔵リチウムイオン電池（バッテリー駆動の場合）、またはAC100V（AC アダプタ付）

ポータブル受信器

・ダイヤル（10 エリア・10 グループ各 10 チャンネル）※マルチ受信可

・ペアリング （最大登録数 100 台）

楽コール・ハイパー

型式：RCH-1

セット価格：¥59,000（税込 ¥64,900）

押ボタンスイッチを押すとハイパー受信器でお知らせします。
■標準セット

押ボタンスイッチ
（RCA）

固定タイプ
通達距離

約

35

ハイパー送信器

・ダイヤル

ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
電源：AC100V(AC アダプタ付 )ハイパー受信器（10エリア・10グループ 各10チャンネル）100m（見通し） ・ペアリング （最大登録数10台）【押ボタンスイッチを増設する場合】
押ボタン増設セット

型式：RCB-1P

増設セット価格：¥25,000（税込 ¥27,500）

押ボタンスイッチ（TKNC-SWK2）＋ ハイパー送信器（HTH-1）

楽コール

呼出しスイッチ

受信器とセットで使える各種呼出しスイッチ

お風呂スイッチ

型式：BSW-1

価格：¥38,000（税込 ¥41,800）＊ポータブル受信器で受信する場合

浴室・トイレで使える押ボタンスイッチです。

お風呂スイッチ
防滴型式：BSW-1
サイズ：53 × 86 × 14mm

チェアスイッチ

型式：CSW-1

価格：¥24,000（税込 ¥26,400）＊ポータブル受信器で受信する場合

車いす専用の押ボタンスイッチです。

チェアスイッチ
型式：CSW-1
サイズ：45 × 90 × 12mm

かなスイッチ 2

型式：TKNC-SWH

コードレスの押ボタンスイッチです。

価格：¥24,000（税込 ¥26,400）＊ポータブル受信器で受信する場合

かなスイッチ 2
型式：TKNC-SWH
サイズ：110 × 35 × 20mm
（突起部除く）受信器 1 台で何台まで受信ができる？
受信器 1 台で増設できる押ボタンスイッチ（呼出しス

オプション品

リピーター（中継器）NEW

型式：HPH-2

価格：¥34,000（税込 ¥37,400）

イッチ）の台数は、受信器の種類によって異なります。
また、電波の通達距離は入り組んだ建物や鉄筋コンク
リートなどの頑丈な建物で使用する場合、電波の性質上、使用範囲が短くなることがあります。
この解決用として、通達距離を延長するリピーター（中電波が届きにくい場合に通達距離を延ばします。
◀ 28 頁に掲載

継器）をご用意しております。

ポータブル受信器

ハイパー受信器

子機最大増設数

子機最大増設数

100 台

10 台

※「楽コール」の設定作業を行う際は別途、現地調整費が発生します。

36

かな コ ー ル

簡易ナースコールシステム

かなコール
Kana CallⓇ

本格的なナースコール設備が導入できない場合に！
居室からの「呼び出し」がひと目でわかります。
【利用場面】 病 院・高専賃
サービス付高齢者住宅
ナースコール入れ替えの
臨時対応等

基本セット

ポイント

型式：TKNC-80

工事不要ですぐに使えます。
移設・増設が簡単にできます。
1 ～ 80 人まで対応可能！

基本セット価格：¥109,000（税込 ¥119,900）※パソコンは含みません。親機単独でも使用できます。

導入価格例 15 名に設置する場合

親機（スーパー受信器）

かなソフト

ハイパー中継ボックス

押ボタンスイッチ（STD2）

基本セット ＋ 子機 14 台
¥109,000 ＋ ¥51,000 × 14
＝ ¥823,000

オプション

オプション

増設子機セット

かなスイッチ

リピーター（中継器） NEW

型式：TKNC-80P

型式：TKNC-SWR

型式：HPH-2

セット価格：¥51,000（税込 ¥56,100）

セット価格：¥20,000（税込 ¥22,000）

セット価格：¥34,000（税込 ¥37,400）

1 人増える毎に増設子機セットが1 台必要です。

コードレスの押ボタンスイッチです。

電波が届きにくい場合に通達距離を延ばします。

+
ハイパー中継ボックス

押ボタンスイッチ（STD2）

かなスイッチ

リピーター（中継器）

38 頁に掲載 ➡

28 頁に掲載 ➡

※「かなコール」の設定作業を行う際は別途、現地調整費が発生します。

37

呼出しスイッチ

呼出しスイッチ
スイッチを押さず、ナースコールできる！

コードレスのナースコールスイッチ

パネコール

かなスイッチ

型式：PCS-R セット価格：¥90,000（税込 ¥99,000）

型式：TKNC-SWR 価格：¥20,000（税込 ¥22,000）

パネル全面がスイッチで、手・腕・足を接触させるだけで設置場所を選ばず使えます。

コールします。

ハイパー中継ボックス、無線中継ボックスと連動できます。

ベッド柵にワンタッチで取り付け可能！
■標準セット

パネルコールスイッチ
型式：PCS-600R
サイズ：600 × 250 × 25mm

かなスイッチ
型式：TKNC-SWR
サイズ：110 × 35 × 20mm
( 突起部除く )無線中継ボックス
型式：HCBR-3
サイズ：90 × 56 × 30mm
電源：AC100V（AC アダプタ付）

主な対象者

四肢が自由でない方

呼び出しに便利なスイッチ

コールスイッチ＊本製品は単品で販売しています。
（セット販売はありません。
）

呼び出しに便利なスイッチ
専用受信器で報知

コールスイッチ 2

ナースコールで報知

型式：TSW-HR1 価格：¥38,000（税込 ¥41,800）

型式：TSW-MR 価格：¥38,000（税込 ¥41,800）[ ボタンを押す！大声を出す！大きな音を出す！ ] と[ ボタンを押す！大声を出す！大きな音を出す！ ] と専用受信器で知らせます。

ナースコールで知らせます。

スイッチが作動するとその場でもメロディが流れるのでスイッチが作動するとその場でもメロディが流れるので利用者も安心です。

利用者も安心です。

コールスイッチ
型式：TSW-HR1
サイズ：141 × 81 × 40mm

コールスイッチ 2
型式：TSW-MR
サイズ：141 × 81 × 40mm

落下等への保護カバー付

落下等への保護カバー付＊本製品は単品で販売しています。
（セット販売はありません。
）＊本製品は単品で販売しています。
（セット販売はありません。
）

38

製品仕様

離床センサー総合カタログ

色：グレー

2024-2025■ マルチモニター

製品仕様
コードレスセンサー（微弱無線）■ コードレス・マットスイッチ

型式：MSR4-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 10mm）
重量：約 1800g
材質：PVC色：表面＝アイボリー , 裏面＝ブラウン電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）■ コードレス・ベッドセンサー

型式：BSR-1
サイズ：800 × 250 × 6mm（送信器部は 8mm）
重量：約 570g
材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）
動作遅延設定：0.5・1.5・3 秒■ コードレス超音波・赤外線センサー

型式：UIS200
サイズ：110 × 70 × 35mm
重量：約 150g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個
または AC100V（AC アダプタ付）
電池寿命：約 3 ヶ月（電池使用時）
検知範囲：最大 1.8m
（設置環境により異なります）
検知距離設定：0.5・1・1.5m、選択可能
検知時間設定：0.5・1・2 秒、選択可能
方向確認：約 30 秒間赤色 LED 点滅（テストボタン on 時）
周波数：314MHz
通達距離：約 10m
送信出力：微弱電波■ コードレス・タッチセンサー

型式：TSR-1
サイズ：700 × 120（広げた場合）× 4mm（送信器部は 8mm）
重量 : 約 250g
材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）■ コードレス・サイドセンサー

型式：SSR-1
サイズ：800 × 180 × 4mm（送信器部は 8mm）
重量：約 430g
材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）■ スマット型式：SMS-2
サイズ：1200 × 500 × 10mm
（コントローラー部除く）
重量：約 3200g
材質：PVC色：表面＝アイボリー , 裏面＝ブラウン
電源：単 4 アルカリ電池 3 本（電池寿命約 1 年）
電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）■ パネルコールスイッチ

型式：PCS-600R
サイズ：600 × 250 × 25mm
重量：約 1000g
材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵微弱送信器参照）■ ドアスイッチ

型式：DRS-2
サイズ：① 50 × 12 × 12mm（センサー部）② 50 × 10 × 12mm
ケーブル長：約 30cm
重量：約 32g
材質：ABS 樹脂

39

型式：MM1-R
サイズ：61 × 100 × 18.5mm（突起部除く）
重量：約 100g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：単４アルカリ電池２本（電池寿命：約 3 年）
一時停止機能：５分間作動停止
ドア開きアラーム機能付
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
通達距離：約 10m■ 内蔵微弱送信器

型式：HTB1-10D,HTB1-10BD
サイズ：60 × 44 × 8mm（コードレス・マットスイッチを除く）
重量：約 15g
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命 :1 日 5 回の動作で約 3 年）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
通達距離：約 10m

コードレスセンサー（特定小電力）■ ハイパー超音波・赤外線センサー
型式：UIS-1
サイズ：110 × 70 × 35mm
重量：約 150g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個
または AC100V（AC アダプタ付）
電池寿命：約 3 ヶ月（電池使用時）
検知範囲：最大 1.8m（設置環境により異なります）
検知距離設定：0.5・1・1.5m、選択可能
検知時間設定：0.5・1・2 秒、選択可能
方向確認：約 30 秒間赤色 LED 点滅（テストボタン on 時）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グループ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m
■ マットスイッチ・WA
型式：WMS1-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 10mm）
重量 : 約 1800g
材質：PVC色：表面＝アイボリー , 裏面＝ブラウン電池付送信器内蔵（内蔵ハイパー送信器参照）■ ベッドセンサー・WA
型式：WBS1
サイズ：800 × 250 × 6mm（送信器部は 8mm）
重量 : 約 570g
材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵ハイパー送信器参照）
動作遅延時間：1 秒■ タッチセンサー・WA
型式：WTS1
サイズ：700 × 120（広げた場合）
× 4mm（送信器部は 8mm）
重量 : 約 250g 材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵ハイパー送信器参照）■ サイドセンサー・WA
型式：WSS1
サイズ：800 × 180 × 4mm（送信器部は 8mm）
重量 : 約 430g
材質：PVC
色：アイボリー電池付送信器内蔵（内蔵ハイパー送信器参照）■ トイレ介助センサー
型式：KLS1
サイズ：110 × 70 × 35mm（突起部除く）

重量：約 170g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：単 3 アルカリ電池 2 本（電池寿命：1 日 5 回の動作で約 1 年）
検知範囲：最大約 1.9（横）×約 1.7（高さ）×約 5m（奥）（設置環境により異なります）
遅延時間設定：0.5・1・1.5 秒、選択可能
ペアリング：設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m
■ ハイパー・マットスイッチ
型式：HMS-2
サイズ：1200 × 500 × 4mm（送信器部は 17 ｍｍ）
重量：約 1900g
材質：PVC色：表面＝アイボリー , 裏面＝ブラウン
電源：単 4 アルカリ電池 3 本（電池寿命：約 1 年）
送信器内蔵（内蔵特小送信器参照）■ 3S センサー
型式：3S-1
サイズ：135 × 76 × 35mm
重量：約 150 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：単３アルカリ電池３本（電池寿命：約 1 年）
ペアリング：設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m
■ 内蔵特小送信器
型式：HTH1-100IN
サイズ：53 × 35 × 11mm
重量：約 15g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m
■ ハイパー・シートセンサー
型式：HZS-1
サイズ：320 × 300 × 6mm（送信器部は 8mm）
重量 : 約 470g
材質：PVC
色：表面 = アイボリー , 裏面 = ブラウン
電池付送信器内蔵（内蔵ハイパー送信器参照）
動作遅延時間：1 秒■ 内蔵ハイパー送信器
型式：HTHI-1
サイズ：44 × 60 × 8mm
重量：約 15 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命：約 1 年）
ペアリング：設定可能
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m

ケーブルセンサー■ マットスイッチ
型式：MS4-1200
サイズ：1200 × 500 × 4mm
ケーブル長：約 2.4m
重量：約 1830g
材質：PVC色：表面＝アイボリー , 裏面＝ブラウン
ケーブル＝アイボリー■ ベッドセンサー
型式：BS-1
サイズ：800 × 250 × 6mm（変換器部は 8mm）
ケーブル長：約 2.4m
重量：約 600g
材質：PVC色：本体＝アイボリー
ケーブル＝アイボリー

センサーアダプタ内蔵（ベッドセンサー内
蔵アダプタ参照）■ ベッドセンサー内蔵アダプタ
型式：HID1
サイズ：60 × 44 × 8mm
重量：約 15 ｇ
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命：1 日 5 回の動作で約 10 年）
動作遅延設定：0.5・1.5・3 秒
信号変換回路内蔵■ タッチセンサー
型式：TS-1
サイズ：700 × 120（広げた場合）× 4mm
ケーブル長：約 2.4m
重量：約 270g
材質：PVC色：本体＝アイボリー
ケーブル＝アイボリー■ サイドセンサー
型式：SS-1
サイズ：800 × 180 × 4mm
ケーブル長：約 2.4m
重量：約 480g
材質：PVC色：本体＝アイボリー
ケーブル＝アイボリー■ シートセンサー
型式：ZS-1
サイズ：320 × 300 × 6mm
ケーブル長：約 1m
重量：約 630g
材質：PVC色：表面＝アイボリー , 裏面＝ブラウン
ケーブル＝アイボリー■ マルチアラーム２
型式：HMA-2
サイズ：133 × 74 × 35mm（突起部除く）
重量：約 270 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：アイボリー
報知方法：3 種類のメロディまたはブザー
音量：メロディ最大 84dB（調節可）
・ブザー
90dB
報知時間：10 秒・3 分・連続、選択可能
遅延時間：1 秒・2 秒・3 秒、選択可能
電源：単 3 アルカリ電池 3 本（電池寿命：
約 1 年）

中継ボックス・送信器■ 無線中継ボックス
型式：HCBR-3
サイズ：90 × 56 × 30mm
ケーブル長：約 1.2m（専用プラグ付）
重量：約 220 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）、消費電力 0.5W
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動復旧）
一時停止リモコン（ポーズリモコン）対応
送信器電池消耗警報機能付■ ハイパー中継ボックス
型式：HCBH-1
サイズ：90 × 56 × 30mm
重量：約 220 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）、消費電力 0.5W
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動復旧）
一時停止リモコン（ポーズリモコン）対応
送信器電池消耗警報機能付
送信出力：10 ｍ W 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能■ 中継ボックス
型式：HCB2
サイズ：50 × 75 × 30mm
ケーブル長：約 1.2m（専用プラグ付）

■ ハイパー送信器
型式：HTH-1
サイズ：100 × 62 × 25mm
重量：約 150 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：006P 9V アルカリ電池 1 個
または AC100V（AC アダプタ付）
送信器電池消耗警報表示付
電池寿命：約 1 年（電池使用時）
送信出力：10 ｍ W 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
一時停止ボタン：5 分間作動停止（自動復旧）

専用受信器■ ハイパー受信器
型式：HRH-1
サイズ：85 × 170 × 35mm
重量：約 290 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
受信チャンネル数：10
報知方法：2 種類［10 種類のメロディ・電子音または音声（音量：大・中・小、選択可能）・LED］
音声は最大 10 秒間録音可能（録音・消去
自由）
報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付■ ポータブル受信器
型式：HRPT-1
サイズ：68 × 115 × 19 ｍｍ
重量：約 120g
材質：ABS 樹脂
色：白
電源：内蔵リチウムイオン電池またはAC100V（AC アダプタ付）
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能
ペアリング時 100、マルチ受信時 100 チャ
ンネル設定可能報知方法：3 種類［電子音（音量：5 段階・無音 設定可能）・バイブレータ―（on-off）・
液晶表示］■ スーパー受信器
型式：HRHS800-100
サイズ：220 × 110 × 45mm（突起部除く）
重量：約 460g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：AC100V（AC アダプタ付）
エリア：10 エリア設定可能
受信チャンネル数：80
報知方法：2 種類 [10 種類のメロディ・電子音（音量：大・中・小、選択可能）
・数字（LED）
による階 / 棟・室・人を表示 ]報知時間：10 秒・30 秒・連続、選択可能
送信器電池消耗警報表示付

その他■ ポーズリモコン型式：TKNC-R
サイズ：35 × 65 × 11mm（クリップ部除く）
重量：約 22.5 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：白
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命：約 3 年）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
通達距離：約５m■ 見守ライト
型式：CLEDA-1
サイズ：125 × 70 × 40mm
（固定スタンド除く）
重量：約 300g
ライト：LED × 3 個
照度：約 14400mcd
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：充電電池内蔵（電池寿命：約 2 週間）
または AC100V（AC アダプタ付）
微弱無線受信器内蔵■ タグ
型式：TAG1-2
サイズ：30 × 30 × 11mm（バンド部除く）
重量：約 10g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：3V ボタン電池（電池寿命 : 約 1 年）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波■ 名札タグ
型式：TAG2-4
サイズ：70 × 70 × 12mm（クリップ部除く）
名札：任意の紙に自由記入（紙サイズ：約45 × 35mm）
重量：約 28g
材質：PVC、ABS 樹脂
色：グレー
電源：3V ボタン電池（電池寿命 : 約 1 年）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波■ 車いすタグ
型式：TAG3-4
サイズ：Φ 80 × 21mm
重量：約 39g
材質：PVC、ABS 樹脂
色：グレー
電源：3V ボタン電池（電池寿命 : 約 1 年）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波■ ナビモニター
型式：HNM-2
サイズ：65 × 130 × 25mm（アンテナ除く）
重量：約 170 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：ホワイト
電源：AC100V（AC アダプタ付）
送信出力：10 ｍ W 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能
チャンネル：10 チャンネル設定可能■ リピーター（中継器）
型式：HPH-2
サイズ：65 × 130 × 25mm（アンテナ除く）
重量：約 170 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：ホワイト
電源：AC100V（AC アダプタ付）
送信出力：10 ｍ W 特定小電力
周波数：429MHz 帯の 1 波
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能
エリア・グループ：10 エリア・10 グルー
プ設定可能■ 電源ノン
型式：DGN-1
サイズ：200 × 124 × 45mm
重量：約 900g
材質：ABS 樹脂
電源：リチウムイオン電池（20,000mAh × 2 個）
充電：充電用ケーブル、AC アダプタ付
取付：壁に貼付けた取付ベースで本体を固定■ 押ボタンスイッチ（STD2）
型式：TKNC-SW2
サイズ：Φ 36 × 95mm
ケーブル長：約 1.5m
重量：約 80g
材質：ABS 樹脂■ 押ボタンスイッチ（RCA）
型式：TKNC-SWK2

サイズ：Φ 36 × 95mm
ケーブル長：約 1.5m
重量：約 80g
材質：ABS 樹脂■ かなスイッチ
型式：TKNC-SWR
サイズ：110 × 35 × 20mm（突起部除く）
重量：約 50g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命：約 3 年）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
通達距離：約 10m■ かなスイッチ２
型式：TKNC-SWH
サイズ：110 × 35 × 20mm（突起部除く）
重量：約 50g
材質：ABS 樹脂
色：グレー
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命：1 日 5 回の動作で約 3 か月）
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10mW 特定小電力
通達距離：約 80m■ お風呂スイッチ
型式：BSW-1
サイズ：53 × 86 × 14㎜
重量：約 55g
材質：ABS 樹脂
色：ホワイト
電源：内蔵リチウムイオン電池、ワイヤレ
ス充電器（付属）
呼出スイッチ：指で押すと作動
音声スイッチ：音声で作動（感度：高・中・低 設定可能）通達距離：約 80m■ チェアスイッチ
型式：CSW-1
サイズ：45 × 90 × 12㎜
重量：約 45g
材質：ABS 樹脂
色：ホワイト
電源：3V ボタン電池 1 個（電池寿命：1 日
5 回の動作で約 3 か月）
通達距離：約 80m

製品仕様

重量：約 100g
材質：ABS 樹脂
色：グレー

材質：PBT
色：グレー
取付：締付ツマミで取付対象に固定
角度調節：仰角 150 度・左右 360 度
取付対象
パイプ : 直径 30 ～ 40mm まで可能
板 : 厚み 20 ～ 60mm まで可能
■ マグタッチ
型式：TJMT-1
重量：約 40g
サイズ：35 × 40 × 40mm
材質：PBT
色：グレー■ 赤外線センサー固定スタンド
型式：TJST-1
重量：約 70g
サイズ：60 × 175 × 175mm
材質：PBT
色：グレー■ おでかけタグ
型式：DTAG1
サイズ：76 × 38 × 20mm（突起部除く）
重量：約 50g
材質：本体 =ABS 樹脂 ケース = 牛皮
色：本体 = グレー ケース = 黒・赤・キャ
メルのいずれか
電源：内蔵リチウムイオン電池、ワイヤレ
ス充電器（付属）
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10 ｍ W 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m
■ おでかけレシーバー
型式：DHR1
サイズ：100 × 50 × 17mm（アンテナ除く）
重量：約 65 ｇ
材質：ABS 樹脂
色：白
電源：AC100V（AC アダプタ付）
周波数：429MHz 帯の 1 波
送信出力：10 ｍ W 特定小電力
通達距離：約 80 ～ 100m
ペアリング：設定可能（最大 10 台）■ コールスイッチ
型式：TSW-HR1
サイズ：141 × 81 × 40mm
重量：約 320g（保護カバーを含む）
材質：本体＝ ABS 樹脂
保護カバー＝シリコン
色：グレー
電源：単 3 アルカリ電池３本またはAC100V（AC アダプタ付）
報知方法：メロディ音（音量 大・小・切
設定スイッチ付）
送信器内蔵（内蔵特小送信器参照）■ コールスイッチ 2
型式：TSW-MR
サイズ：141 × 81 × 40mm
重量：約 320g（保護カバーを含む）
材質：本体＝ ABS 樹脂
保護カバー＝シリコン
色：グレー
電源：単 3 アルカリ電池３本またはAC100V（AC アダプタ付）
報知方法：メロディ音（音量 大・小・切
設定スイッチ付）
周波数：314MHz
送信出力：微弱電波
通達距離：約 10m■ 自在クランプ
型式：TJCP-1
重量：約 50g

センサー内蔵微弱送信器の電池交換について
電池の寿命は約 3 年です。
（1 日 5 回動作した場合）
電池の残量が少なくなると無線中継ボックスの赤ランプが点滅しアラーム音が鳴って知らせます。
電池交換はお客様で行っていただけます。 電池：3V ボタン電池（型式：CR2032）

40

価格一覧表

価格一覧表
分類
おでかけナビ

製品名
セット おでかけナビ ( タグ 5 台セット）

おでかけナビ ( タグ 10 台セット）
部材 おでかけタグ（5 台）

かなコール

セット
部材

コールマットセット

部材

サイドコール

セット

部材

座コール

セット

部材

３Ｓ ( スリーエス ) コール

セット
部材
セット

タッチコール

部材
セット

スマット

部材

超音波・赤外線コール

セット

部材

41

ドアコール

セット

トイレ介助コール

部材
セット
部材

おでかけタグ（黒）おでかけタグ（赤）おでかけタグ（キャメル）
おでかけレシーバー
基本セット
増設子機セット
かなスイッチ
リピーター ( 中継器 ) NEW
コールマット・コードレス (MSR4-1200)
コールマット・コードレス (MSR4-800)
コールマット・コードレス (MSR4-900)
コールマット・コードレス (MSR4-1500)
コールマット・徘徊コールⅢ (MS4-1200)
コールマット・徘徊コールⅢ (MS4-800)
コールマット・徘徊コールⅢ (MS4-900)
コールマット・徘徊コールⅢ (MS4-1500)
コールマット X・ポータブル (WMS1-1200)
コールマット X・ハイパー (WMS1-1200)
コールマット C・ポータブル (MS4-1200)
コールマット C・ハイパー (MS4-1200)
コールマット C・増設セット (MS4-1200)
コードレス・マットスイッチ (MSR4-1200)
コードレス・マットスイッチ (MSR4-800)
コードレス・マットスイッチ (MSR4-900)
コードレス・マットスイッチ (MSR4-1500)
マットスイッチ (MS4-1200)
マットスイッチ (MS4-800)
マットスイッチ (MS4-900)
マットスイッチ (MS4-1500)
マットスイッチ・WA(WMS1-1200)
マットスイッチ・WA(WMS1-800)
マットスイッチ・WA(WMS1-900)
マットスイッチ・WA(WMS1-1500)
サイドコール・コードレス
サイドコール・ケーブルタイプ
サイドコール X・ポータブル
サイドコール X・ハイパー
サイドコール C・ポータブル
サイドコール C・ハイパー
サイドコール C・増設セット
コードレス・サイドセンサー
サイドセンサー
サイドセンサー・WA
座コール・ポータブル NEW
座コール・メロディタイプ
座コール・ハイパー
ハイパー・シートセンサー
シートセンサースマット・コードレス
スマット
3S コール・ポータブル NEW
3S コール・ハイパー
3S センサータッチコール・コードレス
タッチコール・ケーブルタイプ
タッチコール X・ポータブル
タッチコール X・ハイパー
タッチコール C・ポータブル
タッチコール C・ハイパー
タッチコール C・増設セット
コードレス・タッチセンサー
タッチセンサー
タッチセンサー・WA
超音波・赤外線コール
超音波・赤外線コール・ポータブル NEW
超音波・赤外線コール・ハイパー
コードレス超音波・赤外線センサー
ハイパー超音波・赤外線センサー
ドアコール・コードレス
ドアコール C・ポータブル
ドアコール C・ハイパー
ドアコール C・増設セット
ドアスイッチ
トイレ介助コール
トイレ介助センサー

型式
DNV1-5S
DNV1-10S
DTAG1-5P
DTAG1（DTAG1B）
DTAG1R
DTAG1CDHR1
TKNC-80
TKNC-80P
TKNC-SWR
HPH-2
HC-R(MSR4-1200)
HC-R(MSR4-800)
HC-R(MSR4-900)
HC-R(MSR4-1500)
HC-3(MS4-1200)
HC-3(MS4-800)
HC-3(MS4-900)
HC-3(MS4-1500)
X1-CPT(WMS1-1200)
X1-CH(WMS1-1200)
HCPT-1
HCH-1
HC-1P(MS4-1200)
MSR4-1200
MSR4-800
MSR4-900
MSR4-1500
MS4-1200
MS4-800
MS4-900
MS4-1500
WMS1-1200
WMS1-800
WMS1-900
WMS1-1500
SC-R2
SC-1
X1-SPT
X1-SH
SCPT-1
SCH-2
SC-2P
SSR-1
SS-1
WSS1
ZCPT-1
ZC-2
ZCH-2
HZS-1
ZS-1
SHC-R
SMS-2
3SPT-1
3SH-1
3S-1
TC-R2
TC-4
X1-TPT
X1-TH
TCPT-1
TCH-2
TC-2P
TSR-1
TS-1
WTS1
HUI-R
UISPT-1
UISH-1UIS200UIS-1
DRC-R
DCPT-1
DCH-1
DC-1P
DRS2
KLC-2
KLS1

価格（税別）
444,000
814,000
370,000
80,00080,00080,00074,000109,000
51,00020,00034,00098,00094,000103,000
103,000
50,00046,00055,00055,000110,000
100,000
104,000
94,00060,00060,00056,00065,00065,00040,00036,00045,00045,00066,00062,00071,00071,00098,00050,000110,000
100,000
102,000
92,00058,00060,00038,00066,00088,00048,00078,00046,00024,000110,000
70,000106,000
96,00062,00088,00042,000102,000
92,00095,00085,00051,00050,00031,00058,00098,000100,000
90,00058,00058,00074,00076,00066,00032,00010,00090,00048,000

掲載ページ
33
33
33
33
33
33
33
37
37
37・38
28・36・37
6
6
6
6
11
11
11
11
19
20
21
23
21・23
6
6
6
6
11
11
11
11
17
17
17
17
9
12
19
20
22
24
22・24
9
12
19・20
26
26
26
26
26
10
10
30
30
30
9
12
19
20
22
24
22・24
9
12
19・20
8
25
25
8
25
10
22
24
22・24
10
27
27

分類
徘徊ナビ

製品名
セット 徘徊ナビタグ・ポータブル
部材
セット
部材
セット

ハイパーマット

パネコール
ベッドコール

部材
セット
部材
セット
部材
セット

部材

楽コール

セット

部材

送受信器・中継ボックス等

共通オプション

マット側延長コード

マット側
アイホン用延長コード

ナースコール側延長コード

接続アダプタ
ハーネス

スイッチ

型式
NVPT-1
NVH-1
徘徊ナビタグ・ハイパー
TAG1-2
タグ
NVPT-1N
徘徊ナビ名札・ポータブル NEW
NVH-1N徘徊ナビ名札・ハイパー
TAG2-4
名札タグ
NVPT-1W
徘徊ナビ車いす・ポータブル NEW
NVH-1W
徘徊ナビ車いす・ハイパー
TAG3-4
車いすタグ
HMPT-1
ハイパーマット・ポータブル NEW
HMSH-1
ハイパーマット・ハイパー
HMS-2
ハイパー・マットスイッチ
PCS-R
パネコール
PCS-600R
パネルコールスイッチ
BC-RN
ベッドコール・コードレス
BC-2
ベッドコール・ケーブルタイプ
X1-BPT
ベッドコール X・ポータブル
X1-BH
ベッドコール X・ハイパー
BCPT-1
ベッドコール C・ポータブル
BCH-1
ベッドコール C・ハイパー
BC-1P
ベッドコール C・増設セット
BSR-1
コードレス・ベッドセンサー
BS-1
ベッドセンサー
WBS1
ベッドセンサー・WA
RCH-1
楽コール・ハイパー
RCPT-1
楽コール・ポータブル
RCB-1P
押ボタン増設セット
BSW-1
お風呂スイッチ
CSW-1
チェアスイッチ
TKNC-SWH
かなスイッチ 2
HPH-2
リピーター ( 中継器 ) NEW
HMA-2
マルチアラーム 2
HCBR-3
無線中継ボックス
HCB2
中継ボックス
HCBH-1
ハイパー中継ボックス
HPH-2
リピーター ( 中継器 ) NEW
HTH-1
ハイパー送信器
HRH-1
ハイパー受信器
HRPT-1ポータブル受信器
HRHS800-100
スーパー受信器
HNM-2
ナビモニター NEW
MM1-R
マルチモニター
TKNC-R
ポーズリモコン
CLEDA-1
見守ライト
DGN-1
電源ノン
TJST-1赤外線センサー固定スタンド(1m) MEXT-1(2m) MEXT-2
マット側延長コード(3m) MEXT-3( ナースコール番号①～④ , ⑧～⑩ , ⑮⑯⑱⑳～㉔に対応 )(8m) MEXT-8(1m) AEXT-1(2m) AEXT-2
マット側アイホン用延長コード(3m) AEXT-3( ナースコール番号⑤～⑦ , ⑪～⑭ , ⑲に対応 )(8m) AEXT-8
STD2 (1m) NEXT-1(STD2)
STD2 (2m) NEXT-2(STD2)
STD2 (3m) NEXT-3(STD2)
STD2 (8m) NEXT-8(STD2)
A2(1m) NEXT-1(A2)
ナースコール側延長コード
A2(2m) NEXT-2(A2)( ナースコール番号①⑤⑥ -B,C,E ⑦～⑨のみ対応 )A2(3m) NEXT-3(A2)A2(8m) NEXT-8(A2)A4(2m) NEXT-2(A4)A5(2m) NEXT-2(A5)C4(2m) NEXT-2(C4)HCB-CANアイホンマット用接続アダプタ
HCB-CNA
アイホン中継ボックス用接続アダプタ
2 分岐ハーネス ( ナースコール番号①～④ , ⑧～⑩ , ⑮⑯⑱⑳～㉔に対応 ) HCB-B2
3 分岐ハーネス ( ナースコール番号①～④ , ⑧～⑩ , ⑮⑯⑱⑳～㉔に対応 ) HCB-B3
アイホン用 2 分岐ハーネス ( ナースコール番号⑤～⑦ , ⑪～⑭ , ⑲に対応 ) HCB-B2A
アイホン用 3 分岐ハーネス ( ナースコール番号⑤～⑦ , ⑪～⑭ , ⑲に対応 ) HCB-B3A

押ボタンスイッチ (STD2)
押ボタンスイッチ (RCA)
コールスイッチ
コールスイッチ 2
かなスイッチかなスイッチ 2NEW

TKNC-SW2
TKNC-SWK2
TSW-HR1
TSW-MR
TKNC-SWR
TKNC-SWH

価格（税別）
110,000
100,000
34,000110,000
100,000
34,000110,000
100,000
34,000106,000
96,00062,00090,00050,00098,00050,000110,000
100,000
104,000
94,00060,00060,00040,00066,00059,00069,00025,00038,00024,00024,00034,00024,00040,00012,00048,00034,00022,00034,00044,00058,00034,00024,00010,00024,000120,000
オープン価格
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,500
3,500
3,600
4,000
3,600
4,000

3,000
3,000
38,00038,00020,00024,000

価格一覧表

価格一覧表
掲載ページ
32
32
32
32
32
32
32
32
32
29
29
29
38
38
7
12
19
20
21
23
21・23
7
12
19・20
35
35
36
36
36
36
28・36・3726
511
37
28・36・37
17
18
18
37
31・32
10
5
5
28
8
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14

37
38
38
37・38
36

※ナースコール連動タイプのセット価格は、
中継ボックスの種類（加工の有無）に関わらず表記の価格です。

42