Agilent U1250シリーズ
ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ
Data Sheet
より多くのテストをより安全に実行可能

Agilent U1250シリーズ・ハンドヘルド・
デジタル・マルチメータ（DMM）は、厳
しい要件とアプリケーションに適した強力な機能と性能を備えたマルチメータです。U1251B/U1252B/U1253Bは、
U1250Aシリーズと同等の機能を備えていますが、ケースは明るいオレンジ色に一新されました。

主な特長
優れたコントラストの有機LED（OLED）ディスプレイ1●●

50,000カウントのデュアル・ディ
スプレイ●

最大0.025 ％の基本DC電圧確度●

真の実効値ACおよびAC＋DC2測定●KタイプとJタイプ2の温度測定●

手動および自動（インターバル）
データ・ロギングによる、DMMへの内部記録またはPCへの外部記録●

CAT III 1000 VおよびCATⅣ
600 Vの安全保護●内蔵20 MHz周波数カウンタ2●

内蔵プログラマブル方形波ジェ
ネレータ2［1］ U1253A/U1253Bモデル［2］ U1252A/U1252B/U1253A/U1253Bモデル

1つの測定器で複数の作業が可能

問題をすばやく検出

基本モデルのU1251A/U1251Bには、通常のDMM測定機能のほか、データ・ロギ ン グ 機 能 も あ り ま す。U1252A/
U1252Bには、U1251Aと同じ基本機能に20 MHzの周波数カウンタとプログラマ
ブル方形波ジェネレータが追加されているため、より多くのテストを実行できます。さらにどちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。

特に見つけ難い問題を処理するトラブル
シューティングには注意が必要です。
U1250シリーズのデータ・ロギング機能を使用すると、すべての読み値を手動で、または指定した間隔で記録できます。さらに、U1250シリーズDMMをオプショ
ンのIR-USBケーブルを使ってPCに接続
すると、データ・ロギングの保存を事実上無制限に行えます。

U1253A/U1253Bは、U1252A/U1252Bと同じ機能を備えた業界初のOLEDハン
ドヘルドDMMです。目を細めなくてもみやすく、持ち運び先やベンチ上で使用する際、屋内の暗い場所や斜めからでもクリアな表示が得られます。

U1250シリーズには、正確な真の実効値
AC測定、最大0.025 ％の低DCVエラー・
レート、50,000カウントの高解像度ディスプレイがあり、測定の信頼性が大幅に向上します。

堅牢さと安全性を追求
U1250シリーズDMMは、オーバモール
ド の 丈 夫 な パ ッ ケ ー ジ に 格 納 さ れ、
CAT III 1000 VおよびCATⅣ 600 Vの定格で、− 20 ℃〜＋ 55 ℃の広い温度範囲で動作します。各DMMには、高電流測定中の危険な障害からユーザを保護するために、30 kAの高エネルギー・ヒ
ューズも付属しています。厳しい業界規格に準拠した堅牢なU1250 DMMは、日常業務に欠かせない測定器です。

図1：付属のGUIデータ・ロギング・ソフトウェアを使った測定結果の自動保存詳細約160°の広い視野角、2000：1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイによる非常にクリアな表示1

真の実効値測定機能を備えた50,000カウントのデュアル・ディスプレイ

20 MHz周波数カウンタ2

SHIFTキーとワンストップ・ファンクション・キーによる簡単なアクセス内部または外部メモリへのデータ・ロギング
温度、キャパシタンスなどのさまざまな測定機能
プログラマブル方形波ジェネレータ
によるデジタル回路のシミュレーション2

CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 Vの過電圧保護による作業中の安全確保

内蔵バッテリ充電機能

図2：U1253Bのフロント・パネル［1］ U1253A/U1253Bのみ［2］ U1252A/U1252B/U1253A/U1253Bのみ

2

DC測定の仕様
機能

レンジ

電圧［1］

分解能

テスト電流／
負荷電圧50.000 mV

0.001 mV−

500.00 mV

0.01 mV−

1000.0 mV

0.1 mV−

5.0000 V

0.0001 V−

確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）

U1251A/U1251B

U1252A/52B/53A/53B

0.05＋50[2]0.05＋50[2]0.025＋50.03＋550.000 V

0.001 V−

500.00 V

0.01 V−

1000.0 V

0.1 V−

500.00 Ω[3]0.01 Ω

1.04 mA

5.0000 kΩ[3]0.0001 kΩ

416 μA

50.000 kΩ

0.001 kΩ41.2 μA

0.03＋50.08 +10

0.05＋100.08＋50.05＋50.15 +5500.00 kΩ

0.01 kΩ4.12 μA

5.0000 MΩ

0.0001 MΩ

375 nA

0.2＋5

50.000 MΩ[4]0.001 MΩ

187 nA

1＋10

1＋5

500.00 MΩ[4]0.01 MΩ

187 nA

N/A

3+10＜200 MΩ / 8+10 > 200 MΩ

1＋20

1＋10

0.1＋5[6]0.05＋5[6]0.2＋5[6]0.15＋5[6]抵抗［8］500.00 nS[5]0.01 nS

187 nA

500.00 μA

0.01 μA

0.06 V (100 Ω)

5000.0 μA

0.1 μA

0.6 V (100 Ω)

50.000 mA

0.001 mA

0.09 V (1 Ω)

440.00 mA

0.01 mA

0.9 V (1 Ω)

5.0000 A

0.0001 A

0.2 V (0.01 Ω)

電流0.001 A

0.4 V (0.01 Ω)-

0.1 mV

1.04 mA

ダイオード・テスト［8］0.3＋100.3＋1010.000 A[7]0.3＋50.05＋5［1］ 入力インピーダンス：9ページの表Aを参照してください。
［2］ 確度は、U1251Aの場合0.05 ％＋10、U1252A/3Aの場合0.05 ％＋5です。信号を測定する前に、常にNULL機能を使用して熱起電力をゼロにします。
［3］ NULL機能の後に500 Ωと5 kΩの確度が仕様化されています。この値は、テスト・リードの抵抗と熱起電力の減算に使用されます。
［4］ 50 MΩおよび500 MΩレンジの場合、相対湿度が＜60 ％に対して仕様化されています。
［5］ 確度は、オープン・テスト・リードを使用したNULL機能後、＜50 nSに対して仕様化されています。
［6］ 信号を測定する前に、常にオープン・テスト・リードによるNULL機能を使用して熱起電力をゼロにします。NULL機能を使用しない場合、20カウントをDC電流確度に加算する必要があります。熱起電力は次の原因で発生します。
●

抵抗測定、ダイオード測定、mV測定で50 V〜1000 Vの高電圧を測定する際の誤操作●

電池の充電の完了後

440 mAを超える電流の測定後。測定で使用した時間の2倍の時間、マルチメータをクールダウンすることを推奨します。
［7］ 電 流 は、10 Aま で 連 続 し て 測 定 で き ま す。 測 定 対 象 の 信 号 が 最 大30秒 間、10 A〜20 Aレ ン ジ に あ る 場 合、 仕 様 確 度 に さ ら に0.5 ％ を 加 算 す る 必 要 が あ り ま す。
＞10 Aの電流を測定した場合、低電流測定アプリケーションの前に、測定で使用した時間の2倍の時間、マルチメータをクールダウンしてください。
[8]
最大オープン電圧：＜＋4.2V●

U1251AのAC電圧測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

周波数

30 Hz〜45 Hz

真の実効値
［2］
AC電圧［1］50.000 mV

0.001 mV

500.00 mV

0.01 mV

1000.0 mV

0.1 mV

5.0000 V

0.0001 V

50.000 V

0.001 V

500.00 V

0.01 V

1000.0 V

0.1 V

45 Hz〜1 kHz
0.6＋401.0＋600.6＋25

1 kHz〜10 kHz

10 kHz〜30 kHz

1.0＋401.6＋601.0＋25

1.6＋401.6＋40[3]0.6＋403

1.0＋40N/A

U1251BのAC電圧測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

50.000 mV

0.001 mV

500.00 mV

0.01 mV

周波数30 Hz 〜 45 Hz

真の実効値
AC電圧［1］［2］1000.0 mV

0.1 mV

5.0000 V

0.0001 V

50.000 V

0.001 V

500.00 V

0.01 V

1000.0 V

0.1 V

45 Hz 〜 1 kHz

1 kHz 〜 5 kHz

5 kHz 〜 30 kHz

1.0＋401.6＋600.6＋401.0+600.6＋25

3.5＋120

1.0＋25

N/A
0.6＋40

1.0＋40N/A

U1251A/U1251BのAC電流測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

500.00 μA[4]0.01 μA

5000.0 μA

0.1 μA

周波数30 Hz〜45 Hz

AC電流[2]50.000 mA

0.001 mA

440.00 mA

0.01 mA

5.0000 A

0.0001 A

10.000 A[5]0.001 A

45 Hz〜2 kHz

2 kHz〜20 kHz

1.5＋503.0＋801.5＋403.0＋600.8＋20

3＋60,＜3 A/5 kHz

2.0＋40[6]U1252A/U1253AのAC電圧測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

周波数

20 Hz〜45 Hz

真の実効値
AC電圧[1] [2] [9]50.000 mV

0.001 mV

500.00 mV

0.01 mV

1000.0 mV

0.1 mV

5.0000 V

0.0001 V

50.000 V

0.001 V

500.00 V

0.01 V

1000.0 V

0.1 V

45 Hz〜1 kHz

1 kHz〜10 kHz

0.4＋400.7＋400.4＋25

10 kHz〜20 kHz

20 kHz〜100 kHz［7］0.75＋403.5＋120

1.5＋600.4＋25

0.6＋25
0.4＋25

1.5＋403.5＋120[3]0.4＋400.4＋401.5＋40[3]N/A

U1252B/U1253BのAC電圧測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

周波数

20 Hz 〜 45 Hz
50.000 mV

0.001 mV

500.00 mV

0.01 mV

1000.0 mV

0.1 mV

5.0000 V

0.0001 V

50.000 V

0.001 V

45 Hz 〜 1 kHz

1 kHz 〜 5 kHz

0.4＋400.7＋400.4＋25真の実効値
AC電圧［1］［2］［9］1.5＋600.4＋25

5 kHz 〜 15 kHz

0.75＋40

15 kHz 〜 100 kHz［8］3.5＋120

0.6＋25
1.5＋400.4＋25500.00 V

0.01 V

1000.0 V

0.1 V

0.4＋404

0.4＋40

N/A

N/A

N/A

N/A

U1252A/U1252B/U1253A/U1253BのAC電流測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

周波数

20 Hz〜45 Hz

真の実効値
AC電流[2][9]500.00 μA[4]0.01 μA

5000.0 μA

0.1 μA

50.000 mA

0.001 mA

440.00 mA

0.01 mA

5.0000 A

0.0001 A

10.000 A[5]0.001 A

45 Hz〜1 kHz

20 kHz〜100 kHz［7］1 kHz〜20 kHz

0.75＋20

1.0＋200.7＋205.0＋801.5＋20
3＋60,＜3 A/5 kHz

1.5＋20[6]N/A［1］ 入力インピーダンス: 9ページの表Aを参照してください。
［2］ AC mV/VおよびAC μA/mA/Aの仕様は、真のRMS AC結合で、5 ％〜 100 ％のレンジで有効です。クレスト・ファクタは、フル・スケールで最大3、ハーフ・スケールで最大5です。ただし、1000 mVおよび1000 Vレンジでは、フル・スケールで1.5、ハーフ・スケールで3です。
［3］ U1251A/U1252A/U1253Aについては、入力信号が20,000,000 V-Hz（電圧と周波数の積）より小さい場合。
［4］ 入力電流＞35 μArmsです。
［5］ 電流は、2.5 Aから10 Aまで連続して測定できます。測定対象の信号が最大30秒間、10 A〜20 Aレンジにある場合、仕様確度にさらに0.5 ％を加算する必要があります。
10 A以上の電流を測定した場合、低電流測定アプリケーションの前に、測定で使用した時間の2倍の時間、マルチメータをクールダウンしてください。
［6］ 入力電流＜3 Armsです。
［7］ 周波数＞20 kHzおよび信号入力＜レンジの10 ％の場合に加算する追加誤差：LSDの3カウント/kHz［8］ 周波数＞15 kHzおよび信号入力＜レンジの10 ％の場合に加算する追加誤差：LSDの3カウント/kHz［9］ クレスト・ファクタは、フル・スケールで≦3.0、ハーフ・スケールで5.0です。ただし、1000 mVおよび1000 Vレンジでは、フル・スケールで1.5、ハーフ・スケールで3.0です。非正弦波形の場合は、（読み値の0.1 ％ ±レンジの0.3 ％）を加算します。

U1252A/U1253AのAC＋DC電圧測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

真の実効値
AC電圧[1] [2] [10]

レンジ

分解能

50.000 mV

0.001 mV

500.00 mV

0.01 mV

1000.0 mV

0.1 mV

5.0000 V

0.0001 V

50.000 V

0.001 V

500.00 V

0.01 V

1000.00 V

0.1 V

周波数

30 Hz〜45 Hz

45 Hz〜1 kHz

1 kHz〜10 kHz

10 kHz〜20 kHz

20 kHz〜100 kHz［3］1.5＋800.4＋600.7＋600.8＋603.5＋220

0.4＋300.8＋45

0.4＋301.5＋65

3.5＋125

0.6＋301.5＋45
0.4＋300.4＋45

0.4＋45

3.5＋125[5]1.5＋45[5]N/AU1252B/U1253BのAC＋DC電圧測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

真の実効値
AC電圧[1] [2] [10]

レンジ

分解能

50.000 mV

0.001 mV

500.00 mV

0.01 mV

1000.0 mV

0.1 mV

5.0000 V

0.0001 V

50.000 V

0.001 V

500.00 V

0.01 V

1000.00 V

0.1 V

周波数

30 Hz 〜 45 Hz

45 Hz 〜 1 kHz

1 kHz 〜 5 kHz

5 kHz 〜 15 kHz

15 kHz 〜 100 kHz［4］1.5＋800.4＋600.7＋600.8＋603.5＋220

0.4＋300.8＋45

0.4＋301.5＋65

3.5＋125
0.6＋301.5＋45

0.4＋300.4＋45

5

0.4＋45

N/A

N/A

N/A

N/A

U1252A/U1252B/U1253A/U1253BのAC＋DC電流測定の仕様
確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）
機能

レンジ

分解能

500.00 μA[6]0.01 μA

5000.0 μA

0.1 μA

50.000 mA

0.001 mA

440.00 mA

0.01 mA

5.0000 A

0.0001 A

10.000 A[7]0.001 A

真の実効値
AC電流[10]

周波数30 Hz〜45 Hz

45 Hz〜1 kHz

1 kHz〜20 kHz

1.1＋250.8＋250.8＋251.2＋250.9＋250.9＋25

0.9＋303.3＋70＜3 A/5 kHz

1.8＋30[8]0.9＋25

U1251A/U1251B/U1252A/U1252Bの温度測定の仕様
熱電対タイプ

レンジ

分解能

℃

°F

K

−200 〜 1372 ℃−328 〜 2502 °F

J（U1252A/U1252B−210 〜 1200 ℃−346 〜 2192 °
F

確度
℃

°F

0.1 ℃ /0.1 °F

0.3 ％＋3 ℃

0.3 ％＋6 °F

0.1 ℃ /0.1 °F

0.3 ％＋3 ℃

0.3 ％＋6 °F

のみ）

U1253A/U1253Bの温度測定の仕様
熱電対タイプ

K

J

レンジ

分解能

℃

°F

−200 〜−40 ℃−104 〜−40 °
F

確度
℃

°F

0.1 ℃ /0.1 °F

1 ％＋3 ℃

1 ％＋5.4 °F−40 〜 1372 ℃−40 〜 2502 °F

0.1 ℃ /0.1 °F

1 ％＋1 ℃

1 ％＋1.8 °F−210 〜−40 ℃−346 〜−40 °F

0.1 ℃ /0.1 °F

1 ％＋3 ℃

1 ％＋5.4 °F−40 〜 1200 ℃−40 〜 2192 °F

0.1 ℃ /0.1 °F

1 ％＋1 ℃

1 ％＋1.8 °F

キャパシタンス測定の仕様
レンジ

分解能

確度

10.000 nF

0.001 nF

1% ＋ 8100.00 nF

0.01 nF

1000.0 nF

0.1 nF10.000 μF

0.001 μF

100.00 μF

0.01 μF

1000.0 μF

0.1 μF10.000 mF

0.001 mF

100.00 mF

0.01 mF

フル・スケールでの測定速度

最大表示

4回/s
11,000カウント

1% ＋ 51回/s
0.1回/s3% ＋ 10

0.01回/s

周波数測定の仕様［5］
レンジ

分解能

99.999 Hz

0.001 Hz999.99 Hz

0.01 Hz

9.9999 kHz

0.0001 kHz

99.999 kHz

0.001 kHz999.99 kHz

0.01 kHz

確度

最小入力周波数

U1251A/2A

U1253A

0.02%＋3[9]0.02%＋3[9]0.02%＋3、＜600 kHz

0.02%＋3、＜600 kHz

1 Hz

6

［1］ 入力インピーダンス：9ページの表Aを参照してください。
［2］ クレスト・ファクタは、フル・スケールで≦3.0、ハーフ・スケールで5.0です。ただし、1000 mVおよび1000 Vレンジでは、フル・スケールで1.5、ハーフ・スケールで3.0です。非正弦波形の場合は、（読み値の0.1 ％ ±レンジの0.3 ％）を加算します。
［3］ 周波数＞20 kHzおよび信号入力＜レンジの10 ％の場合に加算する追加誤差：LSDの3カウント/kHz［4］ 周波数＞15 kHzおよび信号入力＜レンジの10 ％の場合に加算する追加誤差：LSDの3カウント/kHz［5］ U1252A/U1253Aについては、入力信号が20,000,000 V-Hz（電圧と周波数の積）より小さい場合。
［6］ 入力電流＞35 μArmsです。
［7］ 電流は、2.5 Aから10 Aまで連続して測定できます。測定対象の信号が最大30秒間、10 A〜20 Aレンジにある場合、仕様確度にさらに0.5 ％を加算する必要があります。
＞10 Aの電流を測定した場合、低電流測定アプリケーションの前に、測定で使用した時間の2倍の時間、マルチメータをクールダウンしてください。
［8］ 入力電流＜3 Armsです。
［9］ 非方形波信号の場合、5カウントを加算します。
［10］ AC電圧およびAC電流の仕様は、真のRMS AC結合で、レンジの5 ％〜 100 ％で有効です。

U1251A/U1251Bの電圧測定中の周波数感度
周波数感度とトリガ・レベル
入力レンジ

DC結合のトリガ・レベル

最小感度（実効値正弦波）（指定された確度の最大入力＝10×レンジまたは1000V）

20 Hz 〜 100 kHz＞100 kHz〜200 kHz＜100 kHz＞100 kHz〜200 kHz

50.000 mV

10 mV

15 mV

10 mV

15 mV

500.00 mV

25 mV

35 mV

60 mV

70 mV

1000.0 mV

40 mV

50 mV

100 mV

150 mV

5.0000 V

0.25 V

0.5 V

0.5 V / 1.25 V (< 100 Hz)

0.6 V

50.000 V

2.5 V

5V

5V

6V

500.00 V

25 V

N/A

50 V

N/A

1000.0 V

50 V

N/A

300 V

N/A

U1252A/U1252B/U1253A/U1253Bの電圧測定中の周波数感度
周波数感度とトリガ・レベル
入力レンジ

DC結合のトリガ・レベル

最小感度（実効値正弦波）（指定された確度の最大入力＝10×レンジまたは1000V）

20 Hz 〜 200 kHz＞200 kHz〜500 kHz＜100 kHz50.000 mV
500.00 mV

10 mV

25 mV

10 mV

25 mV

70 mV

150 mV70 mV150 mV

1000.0 mV

120 mV

300 mV

120 mV

300 mV

5.0000 V

0.3 V

1.2 V

0.6 V

1.5 V

50.000 V

3V

5V

6V

15 V

500.00 V

30 V＜100 kHz

N/A

60 V

N/A

1000.0 V

50 V＜100 kHz

N/A

120 V

N/A

電流測定中の周波数感度
入力レンジ

最小感度（実効値正弦波）
20 Hz 〜 20 kHz

500.00 μA

100 μA

5000.0 μA

250 μA

50.000 mA

10 mA

440.00 mA

25 mA

5.0000 A

1A

10.000 A

2.5 A

7＞100 kHz〜500 kHz

ピーク･ホールド
DC mV/電圧/電流の確度

信号幅
単発＞1 ms

2 ％＋400、全レンジ

繰り返し＞250 μs

2 ％＋1000、全レンジ

デューティ・サイクルとパルス幅［1］
機能

モード

レンジ

フル・スケールでの確度

デューティ・サイクル

DC結合0.01 ％〜 99.99 ％0.3 ％ /kHz＋0.3 ％500 ms0.01 ms

0.2 ％＋3

2000 ms

0.1 ms

0.2 ％＋3

パルス幅［1］ 正または負パルス幅は、10 μsより大きくなければなりません。デューティ・サイクルのレンジを考慮する必要があります。パルス幅のレンジは信号の周波数によって決まります。

U1252A/U1252B/U1253A/U1253Bの周波数カウンタの仕様
除算

レンジ

分解能

1

99.999 Hz

0.001 Hz

（第2ディスプレイ"-1-"）

999.99 Hz

0.01 Hz

9.9999 kHz

0.0001 kHz

99.999 kHz

0.001 kHz999.99 kHz

0.01 kHz

確度：±（読み値の％＋最下位桁の数）U1252A/B

U1253A/B

0.02% ＋ 3[1]0.02% ＋ 3[1]

感度

最小入力
周波数

最大測定レベル

100 mV R.M.S.
0.002% ＋ 5、＜985 kHz

0.5 Hz0.002% ＋ 5、＜985 kHz＜30 Vpp

200 mV R.M.S.

100（第2ディスプレイ"-100-"）

9.9999 MHz

0.0001 MHz

9.9999 MHz

0.0001 MHz

99.999 MHz

0.001 MHz

0.002% ＋ 5、
＜1 MHz0.002% ＋ 5、
＜20 MHz0.002% ＋ 5、
＜20 MHz

400 mV R.M.S.
1 MHz
600 mV R.M.S.

U1252A/U1252B/U1253A/U1253Bの方形波出力
出力［2］
周波数

レンジ

分解能

確度

0.01 Hz0.005 ％＋2

0.39 ％〜 99.60 ％0.390625 ％フル・スケールの0.4 ％［4］1/周波数

レンジ/256

0.2 ms＋レンジ/256

固定0 〜＋2.8 V

0.1 V

0.2 V

0.5、1、2、5、6［6］、10、15、20、25、30、40、50、60、75、80、100、120、150、200、240、300、400、480、600、800、1200、1600、2400、48000 Hz

デューティ・サイクル［3］パルス幅［4］
振幅

8

測定速度

手動およびインターバル・データ・ロギング
最大データ・ポイント［5］

機能

回/s

ACV

7

ACV＋dB

7DCV

7AC＋DC V

2

Ω/nS

14

ダイオード

14

キャパシタンス4（＜100 μF）

DCI

7

dBベース

基準

デフォルトの基準

ACI

7

1 mΩ（dBm）

1 〜 9999 Ω

50 Ω

AC＋DCI2

1 V（dBV）

1V

1V

温度

6

周波数

1（＞10 Hz）

デューティ・サイクル／パルス幅0.5（＞10 Hz）

ロギング・
タイプ

U1251A/B

U1252A/B

U1253A/B

手動

100

100

100

インターバル

200

200

1000

デシベル（dB）計算［1］ すべての周波数カウンタは、誤差に敏感です。測定誤差を最小限に抑えるには、外部ノイズの浸入から入力をシールドすることが重要です。非方形波信号の場合は、5カウントを加算します。
［2］ 出力インピーダンス：3.5 kΩ（最大値）［3］ 別の周波数でデューティ・サイクルまたはパルス幅を調整する場合は、正または負のパルス幅が50 μsより大きくなければなりません。そうしないと、仕様の確度とレンジが得られません。
［4］ 1 kHzを超える信号周波数の場合は、1 kHz当たりさらに0.1 ％が確度に加算されます。
［5］ PCへのデータ・ロギングの場合は、データ・ポイントの最大数は、使用可能なハード・ディスク容量に依存します。
［6］ U1253A/U1253Bモデルのみ。

入力インピーダンス
表A
機能

レンジ

U1251A

U1252A/U1253A

U1251BDC電圧

50 mV 〜 1000 mV

＞1 GΩ

＞1 G Ω

10 MΩ

U1252B/U1253B
10 MΩ

5 V 〜 1000 V

10 MΩ（公称値）

10 MΩ（公称値）、
並列抵抗1.1 MΩ

10 MΩ（公称値）、
並列抵抗10 MΩ

10 MΩ（公称値）、
並列抵抗10 MΩ

50 mV 〜 1000 mV

＞1 GΩ

＞1 G Ω

5 V 〜 1000 V

1.1 MΩ（公称値）、
並列容量＜100 pF

1.1 MΩ（公称値）、
並列容量＜100 pF

50 mV 〜 1000 mV

N/A（デュアル・ディスプレイ） （デュアル・ディスプレイ） （デュアル・ディスプレイ）

AC電圧

AC＋DC電圧

5 V 〜 1000 V＞1 GΩ

1.1 MΩ（公称値）、
並列容量＜100 pF

910 MΩ、
並列容量＜100 pF

N/A

10 MΩ、
並列容量＜100 pF

10 MΩ
10 MΩ（公称値）、
並列抵抗／容量10 MΩ／＜100 pF

一般仕様
ディスプレイ
第1ディスプレイも第2ディスプレイも5桁LCDディスプレイ、
最大分解能50,000カウント、自動極性インジケータ
インタフェース

IR-USB
消費電力

105 mVA/420 mVA（バックライト使用時）最大値（U1251A/U1251B）
165 mVA/480 mVA（バックライト使用時）最大値（U1252A/U1252B）
420 mV最大値（U1253A/U1253B）
電池タイプ
9 Vアルカリ電池（ANSI/NEDA 1604AまたはIEC 6LR61）
9 V亜鉛電池（ANSI/NEDA 1604DまたはIEC6F22）
7.2 Vまたは8.4 V Ni-MH充電式電池
電池寿命

U1251A/U1251B：72時間（代表値）
U1252A/U1252B：36時間（代表値）
U1253A/U1253B：8時間（代表値）
動作環境● フル確度：−20 ℃〜55 ℃、35 ℃の温度まで最大80 ％の相対湿度、55 ℃で50 ％の相対湿度までリニアに減少● 高度：0〜2000 m、IEC 61010-1 2nd Edition CATⅢ1000 V / CATⅣ600 Vに準拠
保管温度−40 ℃〜70 ℃（電池を取り外した状態）
安全コンプライアンス● IEC 61010-1：20001/EN610101-1：2001● カナダ：CSA C22.2 No.61010-1：2004
測定カテゴリCAT III 1000 V / CATⅣ600 V
EMCコンプライアンス
IEC/EN 61326：2002、CISPR 11に対して保証、グループ1、クラスAと同等
コモン・モード除去比（CMRR）

U1251A/U1251B/U1252A/U1252B：＞90 dB、DC、50/60 Hz±0.1 ％（1 kΩ不平衡）の場合
U1253A/U1253B：＞100 dB、DC、50/60 Hz±0.1 ％（1 kΩ不平衡）の場合
ノーマル・モード除去比（NMRR）

U1251A/U1251B/U1252A/U1252B：＞60 dB、DC、50/60 Hz±0.1 ％の場合
U1253A/U1253B：＞90 dB、DC、50/60 Hz±0.1 ％の場合
温度係数
0.15×（仕様確度）/℃（−20 ℃〜18 ℃または28 ℃〜55 ℃）
衝撃および振動IEC/EN 60068-2に準拠してテスト済み
寸法（高さ×幅×奥行）
203.5 mm×94.4 mm×59.0 mm
質量U1251A/U1251B：504±5 g、電池を含む
U1252A/U1252B/U1253A/U1253B：527±5 g、電池を含む
充電時間（U1252A/3Aのみ）＜220分、10 ℃〜30 ℃の環境における近似値

10オーダ情報U1251A

U1251B

U1252A

U1252B

U1253AU1253B

標準付属品
概要

モデル

U1251A

U1252AU1253A

U1251B

U1252B

U1253B

ワニ口クリップ

•

•

•

•

•

•

SMTグラバ

•

•

–

–

–

–

精密チップ・テスト・プローブ

•

•

–

–

–

–

テスト・プローブ・リード（4 mm）

•

•

•

•

•

•

テスト・プローブ・リード（19 mm）

•

•

•

•

•

•

ミニ・グラバ

•

•

–

–

–

–

アルカリ9 V電池

•

–

–

•

–

–

充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き

–

•

•

–

•

•

ソフト・キャリング・ケース

•

•

–

–

–

–

校正証明書

•

•

•

•

•

•

テスト・レポート

•

•

•

•

•

•

クイック・スタート・ガイド

•

•

•

•

•

•

U1253Aのオプション
オプション001 SMTグラバ、精密チップ・テスト・プローブ、ソフト・キャリング・ケースが付属

オプション・アクセサリ
測定アクセサリ（温度測定以外）

U1160A標準テスト・リード・キット
2本のテスト・リード（赤と黒）、ワニ口クリップ、
精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバ、ミニ・
グラバ（黒）が付属しています。
テスト・リード：CAT III 1000 V、15 A
ワニ口クリップ：CAT III 1000 V、10 A● 精密チップ・テスト・プローブ：CAT II 300 V、
3A● SMTグラバ：CAT II 300 V、3 A● ミニ・グラバ：CAT II 300 V、3 A●●

U1161A拡張テスト・リード・キット

U1162Aワニ口クリップ

2本のテスト・リード（赤と黒）、2 本のテスト・プ
ローブ、中型ワニ口クリップ、4 mm バナナ・プラ
グが付属しています。

●

テスト・リード：CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、
15 A● テスト・プローブ：CAT III 1000 V、15 A● 中型ワニ口クリップ：CAT III 600 V、10 A● 4 mm バナナ・プラグ：CAT II 600 V、10 A●

11絶縁ワニ口クリップのペア（赤と黒）Agilent標準テスト・リード用。
● CAT III 1000 Vの定格、10 A

U1163A SMTグラバ

U1164A精密チップ・テスト・プローブ

U1165Aテスト・プローブ・リード

SMTグラバのペア（赤と黒）Agilent標準テスト・リード用。
● CAT II 300 Vの定格、3 A●

精密チップ・テスト・プローブのペア（赤と黒）Agilent標準テスト・リード用。
● CAT II 300 Vの定格、3 A●

U1168A標準テスト・リード・キット

U1169Aテスト・プローブ・リード

U1583A AC電流クランプ

2本のテスト・リード（赤と黒）、19 mmと4 mmのテスト・プローブ、ワニ口クリップ、精密チップ・テス
ト・プローブ、SMTグラバ、ミニ・グラバ（黒）が付属しています。

2本のテスト・リード（赤と黒）、それぞれペアの19mmと4 mmのテスト・プローブが付属しています。

●●

CAT III 1000 Vの定格、15 A

測定アクセサリ（温度測定以外）●

デュアル・レンジ：40 Aおよび400 A
CAT III 600 Vの定格
● DMM用のBNC-バナナ・プラグ・アダプタ

U1181A液体温度プローブ

U1182A表面温度プローブ

テスト・リード：CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、
15 A● テスト・プローブ（19 mmチップ）● テスト・リード：CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、：CAT III 1000
V、CAT IV 600 V、15 A
15 A
● テスト
：CAT III 1000 V、・プローブ（19 mmチップ）：CAT III 1000 V、 ● テスト・プローブ（4 mmチップ）
CAT IV 600 V、15 A（CATⅣ環境に 推奨）
CAT IV 600 V、15 A● テスト・プローブ（4 mmチップ）：CAT III 1000 V、
CAT IV 600 V、15 A（CATⅣ環境に推奨）● ワニ口クリップ：CAT III 1000 V、10 A● 精密チップ・テスト・プローブ：CAT II 300 V、3 A● SMTグラバ：CAT II 300 V、3 A● ミニ・グラバ：CAT II 300 V、3 A●

測定アクセサリ（温度測定）

U1180A熱電対アダプタ＋リード・キット、
Jタイプ、Kタイプ●

油／液体用のKタイプの熱電対● 測定範囲：− 50 ℃〜 700 ℃● DMMへの接続用にU1184Aアダプタが付属しています。

U1183A気体温度プローブ

U1184A温度プローブ・アダプタ

気体および非苛性ガス用のKタイプの熱電対● 測定範囲：− 50 ℃〜 800 ℃● DMMへの接続用にU1184Aアダプタが付属しています。

●

熱電対、熱電対ビーズJタイプ、熱電対ビーズKタイプ
熱電対アダプタJ/Kタイプ
熱電対ビーズJタイプ：− 20 ℃〜 200 ℃● 熱電対ビーズKタイプ：− 20 ℃〜 200 ℃●●●

DMM用のミニ・コネクタ-バナナ・プラグ・ア
ダプタ

12

物体表面用のKタイプの熱電対測定範囲：− 50 ℃〜 400 ℃● DMMへの接続用にU1184Aアダプタが付属して
います。
●
●

U1185A Jタイプ熱電対とアダプタ●●

熱電対アダプタJ/Kタイプ
熱電対ビーズJタイプ：− 20 ℃〜 200 ℃

測定アクセサリ（温度測定）

U1186A Kタイプ熱電対とアダプタ●●

熱電対アダプタJ/Kタイプ
熱電対ビーズJタイプ：− 20 ℃〜 200 ℃

ケーブル

搬送用ケース

U1173A IR-USBケーブル

U1172A搬送用ケース（アルミニウム被覆）

U1174Aソフト・キャリング・ケース

リモート制御およびPCへのデータ・ロギング用● 最高ボー・レート：19,200 bps

DMMおよびアクセサリの輸送用の堅牢なケース

DMMおよび主なアクセサリ用のキャリング・
ケース●

アルミニウム被覆のブラック・パネル構造● 寸法：約45 cm（高さ）×32.5 cm（幅）×15 cm（奥行き）
● 質量：4 kg●

携帯用キットACアダプタU1171A磁石付き携帯用キット

U1170A ACアダプタ

両手で作業したい場合に、DMMを金属表面に固定することができます。

DMMを使用する国に適合するAC電源コードが付属しています。

13●

寸法：約22.5 cm（高さ）×12.5 cm（幅）×7.5 cm（奥行き）電子計測UPDATE

Remove all doubt

www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

www.lxistandard.org
LXIは、GPIBのLANベースの後継インタフェースで、さらに高速かつ効率的なコネクティビ
ティを提供します。Agilentは、
LXIコンソーシ
アムの設立メンバです。

アジレント・テクノロジーでは、柔軟性の高い高品質な校正サービスと、お客様のニーズに応じた修理サービスを提供することで、お使いの測定機器を最高標準に保つお手伝いをしています。お預かりした機器をお約束どおりのパフォーマンスにすることはもちろん、そのサービスをお約束した期日までに確実にお届けします。熟練した技術者、最新の校正試験プログラム、自動化された故障診断、純正部品によるサポートなど、アジレント・テ
クノロジーの校正・修理サービスは、いつも安心で信頼できる測定結果をお客様に提供し
ます。

契約販売店

また、お客様それぞれの技術的なご要望やビ
ジネスのご要望に応じて、www.agilent.co.jp/find/channelpartners●

アプリケーション・サポート●

システム・インテグレーション
導入時のスタート・アップ・サービス
教育サービス

アジレント契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

●●など、専門的なテストおよび測定サービスも提供しております。
世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロ
ジーのエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、測定器のメイン
テナンスをサポートいたします。詳しくは：

www.agilent.co.jp/find/removealldoubt

アジレント・テクノロジー株式会社
優れた信号品質。
優れた測定機能。
Agilent Technologies の直流電源ファミリ
ベンチ用、システム用やアプリケーションに特化した電源まで豊富なラインナップ

www.agilent.co.jp/find/dc_family

本社〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-18:00（土・日・祭日を除く）

TEL ■■ 0120-421-345(042-656-7832)■■
FAX
0120-421-678(042-656-7840)
Emailcontact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp
世界のエンジニアが認める確度と性能
Agilent Technologies の
デジタル・マルチメータ・ファミリ
ハンドヘルドから高性能モデルまで、最高の性能と信頼性の充実したラインナップ

www.agilent.co.jp/find/DMM● 記載事項は変更になる場合があります。

ご発注の際はご確認ください。

© Agilent Technologies, Inc.2010
Published in Japan, August 31, 20105989-5509JAJP
0000-00DEP