Watcher Pro３
濁度センサ/NBI-SSWTS0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
本書の操作手順および注意事項をお守りください。
機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

2水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアル

目次1.製品紹介................................................................................................................................................... 42.製品仕様................................................................................................................................................... 42.1 技術仕様 ......................................................................................................................................................... 42.2 寸法 ................................................................................................................................................................ 42.3 製品外観 ......................................................................................................................................................... 52.4 各部説明 ......................................................................................................................................................... 53.使用方法................................................................................................................................................... 53.1 取り付け ......................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ......................................................................................................................................................... 54.メンテナンス............................................................................................................................................ 64.1 保管 ................................................................................................................................................................ 64.2 クレンジング ................................................................................................................................................. 64.3 校正 ................................................................................................................................................................ 64.4 メンテナンス ................................................................................................................................................. 65.注意事項................................................................................................................................................... 76.問題と解決策............................................................................................................................................ 73

水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介NBI 濁度センサーは、水質の濁りを監視するためのセンサーで、淡水や海水の濁りの変化に伴う微生物、魚やエビ、水生植物などの環境を正確に測定することができ、水没深度 0.2m～20m で動作します。 NBIの Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質モニタリング製品と協力して使用することで、管理プラットフォームで養殖水質の濁度の変化を明確に理解し、対応する調整をタイムリーに行うことができます。
NBI 濁度センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫
⚫
⚫

光ファイバータイプの構造で、外光の干渉を受けにくい。
赤外線 LED 光源、高い安定性。
0～50℃、保護等級 IP68、水深 20m 以内。

2.製品仕様2.1 技術仕様
型番
出力信号
測定原理
測定範囲
分解能精度
校正方法
温度補正
動作条件
保存温度
ケーブル長防塵／防水
消費電力

NBI-SSWTS0102
RS485
散乱光法
0～1000NTU
0℃～45℃
0.1NTU、0.1℃
300NTU 以下で±3NTU、300～1000NTU で±3％2 点校正（精製水（零点）、400NTU 標準液）
自動温度補正(Pt1000)
0～50℃、<0.2MPa-5～50℃
5ｍ(別売の延長ケーブル使用で延長可能)
IP68
<0.5W
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 寸法PT1000 温度センサー

4

水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアル

2.3 製品外観

2.4 各部説明
保護キャップセンサーコネクタ

濁度測定プローブ

温度測定部

3.使用方法
3.1 取り付け
濁度センサーは浸漬して設置しますが、詳細は Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品のユーザーマニュアルを参照してください。
センサーの温度測定値が正常であることを確認するために、センサーの 2/3 以上を液体中に投入し、太陽の光を当てないようにしてください。 同時に、センサーの設置は、プールの壁から 5cm 以上、プールの底から 10cm 以上離してください。 センサーの寿命を延ばすためにも、クリーニングブラシとの併用をお勧めします。
センサーを取り付ける際には、防水コネクタのインターフェースが乾いていることを確認してください。

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 水濁度センサーは、NBIWatcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノード
Watcher Pro 3

インターフェース
A1、A2、A3、B

水質濁度センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノード
5水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアルが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 保管
濁度センサーを使用後、長期間保管する必要がある場合は、濁度センサーをきれいに洗い流した後、保護キャップに水を加えてプローブが濡れるようにして覆います。 また、センサープローブを硬いものでぶつけないようにしてください。

4.2 クレンジング
濁度センサーのプローブは、測定液の環境に影響され、長期間使用していると、沈殿物や微生物などの汚れが付着し、測定精度に影響を及ぼすことがあります。通常の電極の洗浄は、柔らかいブラシで付着物を取り除いた後（電極表面に傷をつけないように注意してください）、蒸留水で洗浄し、その後、校正操作を行います。
水質センサーブラシキットとの併用をお勧めします。

4.3 校正濁度センサーを約 2 ヶ月以上使用すると、測定値に誤差が生じることがあり、校正作業が必要となります。
別売の「NBI 水質センサー校正キット使用説明書」のを参照して校正を行ってください。

4.4 メンテナンス
1.
2.
3.

センサーのケーブルの確認：使用時ケーブルを引っ張りすぎないように設置してください。ケーブル内のワイヤーが切れやすくなり、センサーが正常に動作しなくなります。
センサーの本体が腐食などで破損していないかを確認します。
濁度センサーのメンテナンスは、下表のような間隔で行うことを推奨します。

メンテナンスセンサーの洗浄センサーケーブルの確認
センサーの損傷の確認
センサーの校正

推奨メンテナンス頻度
7 日ごとに洗浄してください。
ブラシを使用する場合は、30 日に 1 回の頻度で洗浄してください。
30 日ごとにチェックしてください。
30 日ごとにチェックしてください。
読み取り誤差の値を基準とします。

6水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアル

5.注意事項1.

濁度センサーの前面にあるプローブには、精密な光学部品や電子部品が使われているので、たたかないでください。

2.

センサープローブの表面に傷がつくので、硬いもの（指や金属など）で触らないでください。

3.

センサープローブは、汚れないように定期的に清掃・点検してください。

4.

センサーの接続ケーブルを無理にねじったり、引っ張ったりしないでください。

5.

センサー全体を被測定物の中に入れ、温度上昇の原因となる直射日光を避けてください。

6.

センサープローブをプールの底につけず、吊り下げるようにしてください。

7.

センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してください。

8.

上記のように保管しないと、センサーの破損の原因となります。

9.

センサーの部品を自分で分解しないでください。キットの故障や破損の原因になります。

10. 強酸、強アルカリ、油脂、有機溶液中では使用しないでください。

6.問題と解決策
問題
センサーからのデータがありません。

原因の可能性1.センサーが識別されていない。
2.センサーとノードが正しく接続されていない。
3.ケーブルやセンサーの不良。

解決策
1.ノードを再起動します。
2.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

センサーからのデータが異常。

1.正しく取り付けられていない。
2.センサープローブが汚れている。
3.センサーの故障。

1.上記のようにセンサーを取り付け直してください。
2.センサーを洗浄し、再校正してください。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

7

水質濁度センサ－(NBI-SSWTS0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8