取扱説明書

振 動レベル計
VM-53
VM-53A

この説明書の構成
この説明書は、振動レベル計 V M -53／V M -53A の機能、操作方法などについて説明しています。また、i i i ページ以降に、安全に関わる注意事項が記載されています。必ずお読みください。

この説明書は次の各章で構成されています。

概要
本器の構成、特長、ブロックダイヤグラムについて説明しています。

各部の名称と機能
キー、端子などの名称と機能を簡単に説明しています。

準備
電源や使用前のチェック、設置、接続、キーの設定などについて説明しています。

液晶画面の見方
画面に表示される記号などについて説明しています。

電源の On/Oﬀ
本器の電源スイッチの操作方法を説明しています。

測定
測定方法について説明しています。

ストア操作
測定データのストア方法について説明しています。

コンパレータ
コンパレータ機能の使用方法について説明しています。

メモリカード（VM-53A）
メモリカードの使用方法について説明しています。

i初期値
本器の工場出荷時の各設定値です。

出力端子
本器の出力端子の説明です。

別売品の取り扱い
本器に接続して測定データの記録などについて説明しています。

シリアルインタフェース
コンピュータと接続して測定条件の設定、測定の制御、現在のデータの取り込みなどについて説明しています。

参考資料
外部電源連動スイッチ、設定情報のコピーについて説明しています。

バックアップ電池
時計のデータ保持に使用している内蔵のバックアップ電池について説明しています。

仕様
本器の仕様を記載しています。

＊ 本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。
ii

安全にお使いいただくためにこの説明書の中では、事故防止上必要と思われる部分に、下記のような表示をして注意を喚起しています。生命、身体の安全を確保し、本器および周辺の設備などの損害を防止するために必要な事柄です。

注

重

意

要

ここに書かれた注意を無視す
ると、人身あるいは周囲の設備に傷害・損害を招く可能性があります。

ここに書かれた注意を無視す
ると、本器が故障する可能性があります。

禁止行為の表示です。
身体や機器の安全のために表示してあります。

ノート、あるいはテーマ

正しく使用していただくためのアドバイス的説明です。
（安
全に関するものではありませ
ん。）

iii

iv

取り扱い上の注意事項● 本器の操作はこの取扱説明書に従って行ってください。
● 本器を落としたり、振動・衝撃を加えないように注意してください。
● ピックアップを落としたり、衝撃を加えないように注意してください。
● 振動ピックアップ PV-83C は必ず銘板に記載された製造番号のものをご使用ください。
● 本器の使用温湿度範囲は -10〜+50℃、90%RH 以下です。
水やほこりのかかる場所や高温・高湿・直射日光下での保管はしないでください。また、塩分・硫黄分・化学薬品・ガス・直射日光下などにより悪影響を受ける恐れのある場所での使用や保管はしないでください。
● 使用後は必ず電源を切ってください。
使用しない場合は乾電池を取り出しておいてください。
コードやケーブルを取り外すときは、コードを持って引き抜くなど無理な力をかけないで、必ずプラグまたはコネクタを持って外してください。
● 本器の汚れを取り除く場合は、乾いた軟らかい布、またはぬるま湯で良く絞った布を使用してください。ベンジンやアルコールは使用しないでください。
● 液晶表示面、パネル面は傷つきやすいので、ペンや鉛筆、ドライバーなどでつついたり叩いたりしないでください。
● 本体の穴や隙間から針金、金属片、導電性のプラスチックなどを入れないでください。故障の原因となります。
● 分解・改造はしないでください。
分解・改造をすると、計量法による型式承認外品および検定外品になります。
故障と思われる場合は、電池、A C アダプタをすぐにはずして、販売店または
当社サービス窓口（裏表紙参照）までご連絡ください。
● 測定精度維持のため、1 年を目途に定期的に点検を受けてください。
取引または証明行為に使用する場合は 6 年ごとに計量法による検定を受ける必要があります。その際は販売店または当社営業部までご連絡ください。
● 本器を廃棄する場合は、国および地方自治体の法律・条例に従って廃棄してく
ださい。

v

vi

ケースを開けるときの注意
ケースを開けて中の機器類を取り出すときは、必ず平らな机の上か床の上で、ケースを下図のように水平に置いてふたを開けてください。
ACアダプタは別売品です（図はNC-34）

ケースを立てた状態で開けないでください。中の機器類が落ちることがあり、危険です。

vii

目

次

安全にお使いいただくために ............................................................................................................iii
取り扱い上の注意事項 ............................................................................................................................. v
ケースを開けるときの注意 ............................................................................................................... vii
概 要 ....................................................................................................................................................................1
各部の名称と機能 .........................................................................................................................................3
正面パネル ..............................................................................................................................................3
入出力部 .........................................................................................................................................3
表示部 ..............................................................................................................................................4
操作部 ..............................................................................................................................................4
右側面 .........................................................................................................................................................8
底面部 .........................................................................................................................................................9
ピックアップ、延長コード...................................................................................................... 10
準

備 ................................................................................................................................................................. 11
収納ケースからの取り出し...................................................................................................... 11
電 源 ......................................................................................................................................................... 12
ピックアップの設置と接続...................................................................................................... 15超低周波マイクロホンとの接続 ........................................................................................... 20
レベルレコーダ（LR-07、LR-20A、LR-06、LR-04）との接続 .................... 21
プリンタ（DPU-414、CP-10、CP-11）との接続..................................................... 22
周波数分析器との接続 ................................................................................................................ 25
コンピュータとの接続 ................................................................................................................ 25
日付と時刻の設定 ........................................................................................................................... 26
暗い場所での測定 ........................................................................................................................... 28
サブ画面のコントラスト ........................................................................................................... 29
校 正 ......................................................................................................................................................... 30

液晶画面の見方 ........................................................................................................................................... 32
メイン画面 ........................................................................................................................................... 32
サブ画面 ................................................................................................................................................. 36
メニュー画面 ........................................................................................................................... 41
電源の On / Oﬀ ........................................................................................................................................... 49
電源 On ................................................................................................................................................... 49
電源 Oﬀ ................................................................................................................................................... 49

viii

測

定 ................................................................................................................................................................. 50
振動レベルの測定 ........................................................................................................................... 50
振動加速度レベルの測定 ........................................................................................................... 54
パワー平均値（

veq またはvaeq）の測定 .................................................................. 57

演算リスト画面の表示...................................................................................................... 61
時間率レベル（ X）の測定 .................................................................................................... 62
演算リスト画面の表示...................................................................................................... 66
測定時間内最大値（ max）および最小値（ min）の測定 ................................ 67
演算リスト画面の表示...................................................................................................... 71
最大値ホールド（max hold）の測定 ............................................................................... 72
ストア操作 ...................................................................................................................................................... 74
マニュアル（Manual）....................................................................................................... 74
オート 1（Auto1）................................................................................................................ 75
オート 2（Auto2）................................................................................................................ 76
マニュアル（Manual）................................................................................................................. 77
メモリに保存する ................................................................................................................ 77
保存された本体内部メモリデータを読み出す................................................ 83
保存されたメモリカードデータを読み出す（VM-53A のみ）............ 86
保存された本体内部メモリデータを消去する................................................ 90
保存されたメモリカードデータを消去する（VM-53A のみ）............ 92
オート 1（Auto1）........................................................................................................................... 94
Auto1 ストア中の Pause キーの動作.................................................................. 101
保存されたデータを読み出す .................................................................................. 102
保存されたメモリカードデータを読み出す（VM-53A のみ）......... 104
オート 2（Auto2）........................................................................................................................ 107
メモリに保存する ............................................................................................................. 107
保存されたデータを読み出す .................................................................................. 116
保存されたメモリカードデータを読み出す（VM-53A のみ）......... 119
コンパレータ .............................................................................................................................................. 123
コンパレータ動作 ............................................................................................................. 123ix

メモリカード（VM-53A）.................................................................................................................. 127
メモリカード ................................................................................................................................... 127
データのサイズについて ........................................................................................................ 128
データコピー機能 ........................................................................................................................ 129
メモリカードについて ............................................................................................................. 130
メモリカードのストアデータ形式について ............................................................. 131
MANUAL ストアの場合 ............................................................................................. 131
AUTO 1 ストアの場合.................................................................................................. 134
AUTO 2 ストアの場合.................................................................................................. 136
初期値 .............................................................................................................................................................. 138
出力端子......................................................................................................................................................... 139
交流出力端子（AC Output）................................................................................................ 139
直流出力端子（DC Output）................................................................................................ 140
I / O 端子 ............................................................................................................................................ 141
別売品の取り扱い ................................................................................................................................... 142
延長コード ........................................................................................................................................ 142
リール付の延長コードの使用上の注意........................................................................ 143
プリンタ .............................................................................................................................................. 144
ストアデータの印字 ........................................................................................................ 146
サブ画面プリント例 ........................................................................................................ 150
レベルレコーダ LR-06 / LR-07 / LR-04 / LR-20A ................................................ 152
シリアルインタフェース ................................................................................................................... 154
コンピュータとの接続 ............................................................................................................. 154
伝送方式と伝送制御手順 ........................................................................................................ 155
ブロック受信処理 ........................................................................................................................ 162
通信遮断 .............................................................................................................................................. 171
規定値 ................................................................................................................................................... 172
複数台接続時の実際 ................................................................................................................... 173
コマンド .............................................................................................................................................. 174
動作に関するコマンド................................................................................................... 185
メモリ、ストアに関するコマンド........................................................................ 187
校正に関するコマンド................................................................................................... 192
各種設定・情報に関するコマンド........................................................................ 193
測定データ取得に関するコマンド........................................................................ 197
通信制御に関するコマンド ........................................................................................ 206
通信コマンドによる制御例 ........................................................................................ 209x参考資料 ......................................................................................................................................................... 217
外部電源連動スイッチ端子について ............................................................................. 217
設定情報コピー（Meas. Set Copy）について（VM-53A のみ）............... 219
データコピー（Data Copy）について（VM-53A のみ）................................ 224
VM-53 / VM-53A 電池寿命 ........................................................................................ 226
Input 端子 ............................................................................................................................... 227
周波数特性.............................................................................................................................. 228
コンパレータ出力回路例 ............................................................................................. 229
振動レベル計データ管理ソフト VM-53PA1 ................................................. 230
メニュー画面 ........................................................................................................................ 231
バックアップ電池 ................................................................................................................................... 232
仕 様 .............................................................................................................................................................. 233

xi

xii

概

要

VM-53 / VM-53A は計量法および日本工業規格の「 振動レベル計」（ JIS C 1510：
1995）に適合した振動レベル計です。
おもに振動公害に関する地盤振動の測定に用いられ、人体の振動感覚特性で補正した振動レベル（ 鉛直、水平）を計測することができ、本体および 3 方向振動ピック
アップ PV-83C で構成されます。
本器は、振動レベルまたは振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、パワー平均、
最大値、最小値を 3 方向同時に測定でき、オートストア機能やタイマを使用した自動測定機能などを備えています。
ストアデータは 3 方向の測定データを内部メモリに保存することができ、VM-53Aの場合にはメモリカード（ コンパクトフラッシュT M）に大容量のストアデータを
ファイル管理で記録することができます。なお、メモリカードへの記録方式はテキスト形式なので市販の表計算ソフトウェアで読み取り可能です。
また、バックライト付き液晶画面を 2 種類持ち、大型のメイン画面で瞬時値を表示
しながらドットマトリックス型サブ画面でレベル - タイム 3 方向画面やレベル - タ
イム 1 方向画面、バーグラフ画面、設定確認画面、メニュー画面などの多彩な表示を同時に確認することができます。
3 方向（ X / Y / Z）独立した信号出力端子を持っているので、レベルレコーダや分析器、データレコーダなどに接続でき、また、プリンタやコンピュータとのインタ
フェース、コンパレータ機能も搭載しているので多用途の計測システムを構築することができます。

本器は下記により構成されています。
振動レベル計

VM-53 または VM-53A 本体

3 方向振動ピックアップ

PV-83C

振動レベル計／振動ピックアップコード

EC-02S

1

概

要

（別売品）

振動レベル計 VM-53 / VM-53A ブロックダイヤグラム

2

各部の名称と機能
正面パネル

VM-53

入出力部

Input 端子Output 端子

Input 端子3 方向振動ピックアップ PV-83C を EC-02S ケーブルを用いて接続します。
別売の延長コード（ EC-02S シリーズまたは EC-02 シリーズ）を用いて、さらに 3
方向振動ピックアップを離れた所に延長して設置することができます。

Output 端子
X、Y、Z 各方向の信号を出力する BNC 端子です。
メニュー画面（1 / 5）で AC（交流出力）または DC（直流出力）を選択できます。
3

各部の名称と機能

表示部

VM-53

メイン画面
瞬時値および設定情報を表示します（詳しくは「液晶画面の見方」の章（→ 32 ページ）を参照）。

サブ画面
レベル−タイム画面、バーグラフ画面など多彩な測定画面及びメニューを表示します（詳しくは「液晶画面の見方」の章（→ 32 ページ）を参照）。

操作部
Start/Stop キー
Store キー
Lv / Lva キー
Pause / Cont キー
Menu キー
Mode キー
Recall キー

X / Y / Z キー
Level Range キー

Light キー
Output Cal キー
Power キーMax Hold Reset キー
Print キーSub Display キー

キー
キー

ノート
保護フィルムについて
本製品の出荷時には、操作部のパネルに保護フィルムが貼り付けてあります。ご使用に際してはフィルムをはがしていただいても問題はありません。

4

各部の名称と機能

Level Range キー
X、Y、Z 各方向のレベルレンジの設定を行います。
▲キーでレベルレンジをアップし、▼キーでレベルレンジをダウンします。
設定値は［10〜70］、［20〜80］、［30〜90］、［40〜100］、［50〜110］、［60〜120］の6 段階に設定可能です。

X / Y / Z キー
液晶表示部に表示される振動の方向（X、Y、Z）
を切り替えます。
キーを押すごとに、X → Y → Z → X と表示が切り替わります。

Lv / Lva キー
振動レベル（と振動加速度レベル（v）のファンクション設定を切り替えます。
va）

Mode キー表示モードを切り替えます。
キーを押すごとに、瞬時値→ Max Hold（最大値ホールド）→
→

5→

10 →

50 →

90 →

eq →

max →

min

95 →瞬時値と切り替わります。

Sub Display キー
サブ画面の表示モードを切り替えます。
キーを押すごとに切り替わり、レベル−タイム表示やバーグラフ表示、演算リス
ト画面などが表示されます。

Print キー
別売のプリンタ DPU-414、CP-11、CP-10 に印字を行います。
一時停止中のサブ画面印字やリコールデータの印字が可能です。

Max Hold Reset キー
最大値ホールド機能のホールドされた値をリセットします。
コンパレータ機能が動作しているときは、コンパレータ出力のリセットとして機能します。

Start / Stop キー
下記演算のスタート / ストップを行います。
パワー平均（eq）

時間率レベル（
max、

5、

10、

50、

90、

95）

min

Start / Stop キーをメモリへストア中に押すとストア（ Auto1、Auto2）を終了します。

5

各部の名称と機能Store キー各ストアモードの測定値をメモリに記憶します。
Manual ストアの場合、Store キーを押した時点の瞬時値および演算値を保存します。
Auto1、Timer Auto1 ストアの場合、Auto1 ストアの開始または停止として機能します。
Auto2、Timer Auto2 ストアの場合、Auto2 ストアの開始または停止として機能します。

Pause / Cont キー
測定（演算）の一時停止を行います。
再度押すと一時停止が解除され、測定が再開されます。
Auto1 ストアのときは一時停止機能ではなく、マーカーとして動作します。
Auto2 ストアのときは一時停止機能の動作をします。
Timer Auto1、Timer Auto2 のときはこのキーは受け付けません。

Menu キー
メニュー画面を開きます（メニュー画面はサブ画面に表示）。
キーを押すごとにメニューのページが 1 / 5 → 2 / 5 → 3 / 5 → 4 / 5 → 5 / 5 と切り替わり、もう一度押すとメニュー画面を抜けます。
また、Light キー、Print キー、Power キー以外のキーを押してもメニュー画面を抜けることができます。

Recall キー
メモリに保存されたストアデータを読み出すときに押します。
リコールデータはサブ画面に表示されます。

▲、▼キー
メイン画面が測定画面のときで、ストアモードが M a n u a l のときには、これから保存する Manual ストアのアドレスを選択します。
サブ画面でメニューを表示している場合は、メニューの項目を変更します。
サブ画面でリコールデータを表示している場合はリコールデータアドレスを変更
します。

、 キー
サブ画面でメニューを表示しているときに、メニューの各項目の内容を変更します。

6

各部の名称と機能

Light キーメイン画面及びサブ画面のバックライトを点灯させます。
暗い所で画面を見るときに使用します。
消灯するときには再度押します。
乾電池で動作しているときは、10 分経過すると自動的にバックライトが消灯します。外部電源接続端子から電源供給されている場合は自動消灯しません。バッ
クライト点灯中は消費電流が約 2 倍になります。

Output Cal キー
本器と Output 端子を経由して接続する機器とのレベル合わせを行うときに押します。
電源起動直後の初期化画面表示中に、Output Cal キーを押すと、本器のソフト
ウェアバージョンが表示されます。

Power キー
電源の On / Oﬀ を行います。
1 秒以上押し続けることで On / Oﬀ が行われます。
電源を再投入する場合は、電源 O F F の状態が 5 秒以上経過してから電源を
O N にしてください。5 秒以内の電源再投入の場合、電源が立ち上がらない場合があります。

7

各部の名称と機能

右側面

I / O接続端子

カードスロット（VM-53Aのみ）

外部電源接続端子
別売の AC アダプタ NC-34（ AC 100 V 対応）または NC-98 シリーズ（AC 100 V〜
240 V 対応）を接続して、外部電源で本器を動作させることができます。

I / O 接続端子
コンピュータまたはプリンタ DPU-414、CP-10、CP-11 を専用ケーブルで接続して、設定制御や測定データの入出力、プリンタでの印字を行うことができます。

カードスロット（VM-53A のみ）
メモリカード用のスロットです（VM-53 では開きません）。

8

各部の名称と機能

底面部
JP1
B A

電池フタ

電池収納部
単 2 形乾電池 4 本を収納します。

外部電源連動スイッチ端子
通常は A 側（

JP1

B

A

）に付属の専用ソケットをさしておきます。

JP1 の端子を付属の専用ソケットで B 側をショート（

JP1
B

A

）すると、Power キーを押さなくても外部電源接続端子または電池収納部の端子に電源が供給されると、本体の電源が立ち上がります。

注 意
外部電源連動スイッチ端子は先端がとがっています。指などを不注意に入れるとけがをしますので、十分に注意
してください。
重 要
この外部電源連動スイッチ端子にほかの機器を接続しないでください。故障の原因となります。
外部電源連動スイッチ端子を B 側で使用する場合は、電池を外した状態でお使いください。
電源 O F F 状態で長期間保管するときも、電池を本体から抜いてください。入れたままにすると電池が液漏れを起こすことがあります。

銘板
本体とピックアップの製造番号、本体の製造年月などが記載されています。
9

各部の名称と機能

ピックアップ、延長コード測定を行うには、下図の 3 方向振動ピックアップ PV-83C に付属のコード EC-02S を差し込み、他端を本体 Input 端子に接続し使用します。
接続方法は「準備」の項のピックアップの設置と接続（→ 15 ページ）を参照してくだ
さい。

PV-83C

EC-02S（3 m）

VM-53/VM-53A本体底面の銘板に記載されている
番号と同番号のこと

重 要
本体底面の銘板に記載されている 3 方向振動ピックアップ
P V -83C の製造番号と 3 方向振動ピックアップ P V -83Cの側面に記載されている製造番号が同じであることを確認してください。

10準備

収納ケースからの取り出しケースを開けて中の機器類を取り出すときは、必ず平らな机の上か床の上で、ケースを下図のように水平に置いてふたを開けてください。

ACアダプタは別売品です（図はNC-34）

注 意
ケースを立てた状態で開けないでください。中の機器類が落ちることがあり、危険です。

11

準

備

電 源
本器は単 2 形乾電池（ アルカリまたはマンガン）4 本または別売の A C アダプタ
（NC-34 または NC-98 シリーズ）で動作します。
単 2 形であれば充電式電池を使用することもできますが、本器に充電する機能はあ
りません。

ノート
停電時動作保証機能
A C アダプタを本器に接続した場合、電池を入れておいても A C アダプタから電源が供給されます（ A C アダプタが優先になります）。
停電などで A C アダプタから電源が供給されなくなった場
合、自動的に乾電池駆動に切り替わります。

乾電池
1. 本器底面にある電池収納部のフタを取り外します。
2. 電池収納部の内部に記載されている極性表示に合わせて、単 2 形乾電池 4本を収納します。
3. フタを取り付けます。

単2形乾電池（R14PUまたはLR-14）

注 意
乾電池の極性「＋」と「−」は間違えないよう正しく入れてください。液漏れ、発熱、発煙、破裂の恐れがあります。
12

準

備

電池の寿命は使用環境や製造会社により異なりますが、おおよそ次のようになります。
電池寿命（ 20℃、P V -83C 接続、3 方向測定、バックライト O F F、交流出力、
通信 OFF の場合）連続使用での電池寿命
アルカリ電池LR14

約 35 時間

マンガン電池（黒） R14PU

約 12 時間

液晶表示器のバックライトを点灯すると、消費電流は約 2 倍になります。
1 方向測定の場合（Menu1 / 5 で設定）、消費電流は約 10% 減少します。

重 要
4 本とも同じ種類の新しい乾電池を入れてください。異な
る種類や新旧を混ぜての使用は故障の原因となります。
使用しないときは、液もれなど防止のため電池を取り出しておいてください。
電池残量表示が点滅したら乾電池を新しいものと交換してください。正しい測定ができません。

ノート
乾電池で使用の場合、10℃以下の低温では電源が入りにくい場合があります（ 古い電池の場合、電池電圧が低下していることがあるため）。このような場合には全て新しいア
ルカリ電池と交換してください。
乾電池で長時間の測定を行う場合、別売品のバッテリパッ
ク BP-21 をお勧めします。単 1 形アルカリ乾電池 4 本と本器搭載の単 2 形アルカリ乾電池で約 100 時間（ 常温）連続使用できます。

13

準

備

AC アダプタ（別売品）
AC アダプタを下図のように接続します。

I/O

ACアダプタ（別売品）
NC-34または
NC-98シリーズ
商用電源へ
ノート
別売の AC アダプタ NC-34 は AC 100 V 対応。
NC-98 シリーズは AC 100 V〜240 V 対応です。

重 要
A C アダプタは N C -34 または N C -98 シリーズ（ 共に別売品）以外は使用しないでください。故障の原因となります。

消費電力
約 120 mA（DC 6 V において）
約 3.5 VA（AC アダプタ NC-34：AC 100 V において）
約 5.5 VA（AC アダプタ NC-98B：AC 100 V において）

14

準

備

ピックアップの設置と接続
振動方向
公害の振動測定では一般に、振動源に向かって前後、左右の水平方向及び鉛直方向の 3 方向についてのみを対象としています。つまり、複雑な振動をしている現象を
3 方向に限定して考え、その方向を X、Y、Z の記号を用いて次のように表現します。
振動源に向かって水平の前後方向--------------- X
振動源に向かって水平の左右方向--------------- Y
鉛直方向 --------------------------------------------------------- Z
このうち振動規制法の対象になるのは鉛直方向 Z の振動のみです。

PV-83C

Z

15

準

備

測定時のピックアップの置き方
設置面が硬い場合
コンクリート、アスファルト、木、踏み固められた地面などへは、なるべく平坦な場所を選び、そのまま静かにピックアップを置きます。

設置面が軟らかい場合
軟らかい地面などへは、足で強く踏み固めてからピックアップを手で強く押し付けるようにして置きます。雑草が生えている場合は除草してください。
極端に軟らかい場所、例えば砂地、住宅内の畳やカーペットの上に置くことは避
けてください。

重 要
直射日光下や温度変化の激しい場所は避けてください。
温度による影響で、正しい結果が得られない場合があります。

ピックアップの接続
1. ピックアップの先端のコネクタに付属のコード E C -02S（ 3 m）のプラグをガ
イドに合わせて差し込み、リングを時計方向に回して固定します。
2. コードの他端を本器の Input 端子にガイドを合わせて差し込みます。

重 要
ピックアップはきわめて精密に加工、組み立てられています。絶対に落としたり衝撃を加えないでください。
本 体 底 面 の 銘 板 に 記 載 さ れ て い る 3 方 向 振 動 ピック
アップ P V -83C の 製 造 番 号 と 3 方 向 振 動 ピック アップ
P V -83C に記載されている製造番号が同じであることを確認してください。

ノート
計量法の検定の対象となる延長コードの長さは 103 m ま
でです。

16

準

備

重 要
ピックアップのコードを持って持ち運んだり、引きずったりしないでください。コードの断線の原因となります。

+

X

+

Z

Y

P V ICK- 8 UP
3C

V IB

RA
T IO

RI

N

P

ON

N
IO

+

N

R

IO
AT
R
IB

X

P

V

Z

+

Y

+

V PIC
-8 K
3 C UP

+

17

準

備

重 要
設置または収納のときはコードリールからの接続コードをすべて取り外してから行ってください。ねじれによるコードの断線の原因となります。

リールとの接続をはずす。

VM-53 / VM-53AのInput との接続をはずす。
Input

OutputMeas.time

X

Store Mode

Sub Display

Level Range

Display

X/Y/Z

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

18

Z

VIBRATION LEVEL METER VM-53

Output

X

Y

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Pause/ContPower

ピックアップとリールのコネクタの接続をはずす。

準

10 m：EC-02SB
50 ｍ：EC-02SD
100 ｍ：EC-02SE

備

5 ｍ：EC-02A
10 ｍ：EC-02B
30 ｍ：EC-02C
50 ｍ：EC-02D
100 ｍ：EC-02E

30 m、50 m、100 mはリールつきです
リールの場合はEC-02S（3 m）を使用してコードを延長します。

ノート
計量法の検定の対象となる延長コードの長さは 103 m ま
でです。

19

準

備

超低周波マイクロホンとの接続
本器にはピックアップと同様に超低周波マイクロホン M V -03 を接続することがで
きます。
通常、

va で測定値表示を読み取ります。

メニュー画面 1/5 で C h a n n e l を X / Y / Z に選択してある場合は、全てのチャン
ネルの測定値を表示し、Output 端子に信号を出力します。

MV-03

10 m：EC-02SB
50 ｍ：EC-02SD
100 ｍ：EC-02SE

5 ｍ：EC-02A
10 ｍ：EC-02B
30 ｍ：EC-02C
50 ｍ：EC-02D
100 ｍ：EC-02E

30 m、50 m、100 mはリールつきです
リールの場合はEC-02S（3 m）を使用してコードを延長します。

EC-02S（3 m）

Input

Input

Meas.time

OutputX

Store Modeノート
感度校正は不要です。測定レベルは直読です。

20

準

備

レベルレコーダ（LR-07、LR-20A、LR-06、LR-04）との接続
本器の出力端子（ X または Y または Z）とレベルレコーダの入力端子を B N C - B N C
コード NC-39A（別売）で接続します。

21

準

備

プリンタ（DPU-414、CP-10、CP-11）との接続
側面の I/O 端子とプリンタ（DPU-414、CP-10、CP-11）のシリアル入力端子をスト
レートケーブル（市販品）で接続します。

I/O
プリンタDPU-414/CP-11/CP-10のシリアル入力端子へ

6V

DC

I/O

ケーブル：

ストレートケーブル（市販品）

本体側のコネクタ形状：

D-sub9 ピンオス

プリンタ側のコネクタ形状：

D-sub25 ピンメス
（ D P U -414 の場合、D P U -414 に付属の変換アダプタを使用）

22

準

備

DPU-414 使用時の本器の設定
メニュー画面で本器のボーレートを 19200 bps に設定してください。

DPU-414 のソフトディップスイッチの設定
DPU-414 の ON LINE キーを押しながら電源を投入してください。
DPU-414 のステータスを印字します。
設定を切り替える場合は ON LINE キーを押します。
設定を変更しない場合は FEED キーを押します。
設定の仕方は DPU-414 の取扱説明書をご覧ください。
本器のソフト Dip SW を設定した印字例を下記に示します（ 実際の印字の書体とは異なります）。
Dip SW-1
1 (OFF)
2 (ON)
3 (ON)
4 (OFF)
5 (ON)
6 (OFF)
7 (ON)
8 (ON)

:
:
:
:
:
:
:
:

Input = Serial
Printing Speed = High
Auto Loading = ON
Auto LF = OFF
Setting Command = Enable
Printing
Density100 %Dip SW-2
1 (OFF)
2 (ON)
3 (ON)
4 (ON)
5 (ON)
6 (ON)
7 (ON)
8 (ON)

:
:
:
:
:
:
:
:

Printing Columns = 80
User Font Back-up = ON
Character Select = Normal
Zero = Normal
International
Character
Set=JapanDip SW-3
1 (ON)
2 (ON)
3 (OFF)
4 (OFF)
5 (OFF)
6 (ON)
7 (ON)
8 (OFF)
Continue ?
Write ? :: Data Length = 8 bits
: Parity Setting = No
: Parity Condition = Even
: Busy Control = XON / XOFF
: Baud:Rate:
Select:= 19200 bps: Push'-line SW'
Push' Paper feed SW'

DIP SW setting complete !!

詳細は DPU-414 の取扱説明書、簡易取扱説明書を参照してください。

23

準

備

CP-11／CP-10 使用時の本器の設定
メニュー画面 3 / 5 で本器のボーレートを 9600 bps に設定してください。

CP-11／CP-10 のディップスイッチの設定
下図のように設定します。

CP-11

ON

1

CP-10

ON

2

3

4

5

6

7

8

ON

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

ON

2

3

4

5

6

7

8

1

重 要
C P -11 のディップスイッチ 2 の 7 番、8 番スイッチは工場出荷時に個別に設定されています。変更するとプリンタが正常に印字できないことがあります。

24

準

備

周波数分析器との接続
本器の出力端子（X または Y または Z）と周波数分析器の入力端子を BNC-BNC コー
ド NC-39A（別売）で接続します。
AC / DC 出力の設定は Menu1/5 で行います。

BNC-BNCコード
NC-39AOut pu t

Out putX

Y

Z

VIBRATION LEVEL METER VM-53

コンピュータとの接続
本器の I/O 接続端子とコンピュータの RS-232C 端子をクロスケーブルで接続します。

I/O

コンピュータ6V

DC

RS-232C

I/O

本体側コネクタ形状：

D-sub9 ピンオス

25

準

備

日付と時刻の設定
本器は時計を内蔵しています。測定したデータと共に測定した時刻をメモリに保存することができます。また、タイマを使用したストア動作も可能です。

日付と時刻の設定は次のようになります。
1. Power キーを押して電源を On にします。

Start / Stop
Menu
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Pause/Cont

Power

Power

2. Menu キーを押します。
サブ画面がメニュー1/5 画面になります。
3. Menu キーを 3 回押して、画面の右上を Menu4 / 5 にします。

<Memory>
Format: Off

Menu4/5}<Time setting>2003/01/04 02:02:05
VM-53メニュー画面（4/5）

26

VM-53Aの場合
Data CopyとMeas.Set Copyが表示されます準備

4. ▲または▼キーを押して変更する日付または時刻を反転表示させ、 またはキーを押して現在の日付、時刻を設定してください。

<Memory>
Format: Off

Menu4/5▲、▼キーで反転表示の移動<Time setting>2003/01/04 02:02:05
Set ready? Start、

キーで数値の変更

VM-53メニュー画面（4/5）
5. Start / Stop キーを押します。
設定した日付と時刻が本体の内蔵時計にセットされます。
6. Menu キーを数回押してメニュー画面を抜けます。
ノート
本器で使用している時計用 I C は、1ヶ月で約 1 分の誤差が生じます。測定前に必ず時刻を合わせてください。
本器の時計は、電源 O f f のときは内蔵のバックアップ充電池で保持されます。内蔵のバックアップ充電池は本体の電源が入っているときに充電されますが、内蔵のバックアップ充電池のみでは時計の保持時間は約 1.5ヶ月です。
使用しない場合は、乾電池の液漏れ事故などの防止のために乾電池を取り出しておくので、次回の測定時には必ず時計を合わせてください。
232 ページのバックアップ電池の項を参照してください。

27

準

備

暗い場所での測定
Light キーを押すと液晶画面のバックライトが点灯し、暗い場所でも表示が見やす
くなります。再度 Light キーを押すと消灯します。
バックライトを点灯すると消費電流が約 2 倍になります。

ノート
乾電池で動作している場合は、点灯時間が 10 分を経過す
ると自動的に消灯します。

28

準

備

サブ画面のコントラスト
サブ画面のコントラスト（濃淡）を調整できます。
1. Menu キーを押します。
サブ画面がメニュー画面になります。

Menu
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Power

Pause/Cont

2. Menu キーを押し、画面の右上を Menu3 / 5 にします。
3. ▲または▼キーを押して LCD Contrast の［＊］マークの所を反転表示させます。

Menu3/5<I/O>
LCD Contrast : *****:On
SerialBaud Rate: 19200
Meas. Print
:
On
Index
:
1

LCD Contrast

3/5
4.

または

キーで［＊］を増減させ、コントラストを調整します。

5. Menu キーを数回押して測定画面に戻ります。
ノート
メイン画面にはコントラストの設定はありません。

29

準

備

校 正
外部機器に測定値を記録する時のレベル合わせに使用します。
1. Power キーを押して電源を On にします。

X / Y / Zキー

Level Rangeキー
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Menu キー

Lv / Lva

Mode

Menu

Start/Stop

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max HoldReset

Output Cal キー

Up
Down

Power

Pause/ContPower キー

2. Menu キーを押して、画面の右上を Menu1 / 5 にします。

<System>
Meas. t ime
Channel
OutputMenu1/5: 500sec: X/Y/Z: AC

1/5

3. ▲または▼キーを押して Output の項目を反転表示させ、 またはキーを押して AC または DC に設定します。
AC：Output 端子より交流出力信号が出力されます。

DC：Output 端子より直流出力信号が出力されます。

接続する外部機器により AC と DC を使い分けます。

ノート
チャンネルごとに A C または D C の設定をすることはでき
ません。

30

準

備

4. Menu キーを数回押して、メニュー画面を抜けます。
5. Output Cal キーを押します。
メイン画面及びサブ画面が校正状態画面表示になります。
測定値表示が、レベルレンジ（上限）表示と同じ値になっていることを、X、Y、Z の各振動方向について確認します。

メイン画面は X / Y / Z キーで振動方向を切り替えて確認します。

X
Y
Z

40

100

40

100

40

100

Cal

Lva

100.0
100.0
100.0
dB

サブ画面は自動的に 3 方向バーグラフ画面で固定されますので、そのまま 3方向の測定値を確認できます。
校正中は Output 端子に下記の信号が出力されます。
AC：31.5 Hz、1 Vrms （メニュー画面 1 / 5 の Output で AC に設定）
DC：2.5 V（メニュー画面 1 / 5 の Output で DC に設定）

外部機器（ レベルレコーダや分析器など）を接続して測定を行う場合はこの信号を利用して校正します。
6. Output Cal キーを再度押して、校正状態画面から抜けます。
31

液晶画面の見方
本器には液晶画面が 2 つあり、左側画面をメイン画面、右側画面をサブ画面と呼びます。
メイン画面は、選択した振動方向（ X、Y、Z）の測定値（ 瞬時値、演算値）や設定条件を表示します。
サブ画面には、3 方向のバーグラフ画面やレベル - タイム画面、メニュー画面、リ
コール画面など測定モードに応じた画面表示が選択できます。

メイン画面
実際に下図のような表示がなされることはありませんが、全ての文字が表示されたものとして説明します。

測定時間設定表示
メニュー画面（1 / 5）で設定された測定時間を表示します。
測定時間は、500 s（秒）、10 s、1 m（分）、5 m、10 m、15 m、30 m、1 h（時間）、
4 h、8 h、24 h です。測定時間が Manual に設定の場合は表示しません。

一時中断マーク
一時停止中に点灯します。

測定中マーク
演算中およびメモリへのデータ保存中に点滅します。

32

液晶画面の見方

ストアモード表示設定されたストアモードを表示します。
Manual、Auto1、Auto2、Timer Auto1、Timer Auto2 のいずれかを表示します。
ストアモードはメニュー画面（2 / 5）で設定します。

経過時間表示
演算中またはメモリへの保存の経過時間を表示します。
経過時間が 1 時間未満の場合は、m（分）と s（秒）で表示し、1 時間を越えると h（時）と m（分）に表示が切り替わります。

Auto1 サンプリング表示
ストアモードが A u t o1 または T i m e r A u t o1 に設定されているときに、そのサンプリング 100 ms（msec）または 1 s（sec）を表示します。
サンプリングはメニュー画面（2 / 5）で設定します。

アドレス表示ストアモードの設定により表示の内容が変わります。
Manual： アドレスを表示します。
Auto2、Timer Auto2：
測定時間で測定されたストアデータ個数を表示します。

校正表示
Output Cal キーが押されて、校正状態のときに表示します。

ストア表示
メモリへのデータ保存中に表示します。

レベルレンジ（上限）表示
バーグラフの範囲の上限（ フルスケール値）を表示します。Level Range キーで設定します。

バーグラフ
測定値に応じたバーグラフが表示されます。表示更新周期は 100 msec です。

過負荷表示（瞬時値）
瞬時値の過負荷を検出すると点灯します。

過負荷表示（演算値）
演算中に過負荷が発生した場合に表示し、次の演算測定が開始されるまで点灯を保持します。最大値ホールド中の過負荷でも点灯します。

33

液晶画面の見方

測定値表示
測定値を表示します。表示更新周期は 1 秒です。

カード挿入表示（VM-53A のみ表示）
カードスロットにメモリカードが挿入されている時に表示します。

コンパレータ表示
コンパレータ機能を使用しているときに表示します。
コンパレータ機能はメニュー画面（5 / 5）で設定します。

プリント表示プリンタへの印字データを出力している間表示します。

リモート表示シリアル通信において、リモート状態であるときに表示します。

交流出力／直流出力表示設定された Output を表示します。
AC：

出力端子に交流信号を出力しますDC：

出力端子に直流信号を出力します

AC / DC の設定はメニュー画面（1 / 5）で行います。

演算種類表示
演算値の種類を表示します。種類は Mode キーで設定します。
98：

時間率レベル（5、10、50、90、95）

eq：

パワー平均値min：

測定時間内最小値

max：

測定時間内最大値

max hold： 最大値ホールド

ファンクション表示
選択されているファンクションを表示します。Lv / Lva キーで設定します。
Lv：

振動レベル

Lva：

振動加速度レベル

過小信号表示（演算値）
演算中に過小信号が発生した場合に表示し、次の演算測定が開始されるまで点灯を保持します。

34

液晶画面の見方

過小信号表示（瞬時値）
瞬時値が過小信号になったときに表示されます。

レベルレンジ（下限）表示
バーグラフの範囲の下限（フルスケール値）を表示します。

振動方向表示測定値表示に表示されている値の振動方向を表示します。
振動方向は、X / Y / Z キーで設定します。

メイン画面の表示例

瞬時値測定時例
メニュー中およびリコール中は［- - - dB］と表示します。
メニュー1 / 5 で Channel が一方向測定に設定されている場合は対象外のチャンネルについては 0.0 dB と表示されます。

35

液晶画面の見方

サブ画面
サブ画面はドットマトリクス型液晶を採用しているため、多彩な表示が可能になっています。
画面表示の切り替えは S u b D i s p l a y キーで行い、動作モードの状態により表示される画面が変わります。

Sub Displayキー
電池残量表示及び日付、時刻表示はサブ画面に表示されます。

瞬時値、演算値測定中
レベル - タイム表示画面、バーグラフ表示画面、演算リスト表示画面、設定確認画
面の中から選択された画面が表示されます。

レベル - タイム 1 方向表示画面
メイン画面で表示している振動方向（X、Y、Z）と同じ方向のレベル - タイムを表示します。
レベルの分解能（ 縦軸方向）は 1 ドットあたり 1.25 d B で 60 d B 幅を表示し、時間軸（横軸方向）は 30 秒となります。

レベルレンジ表示

36

Ov

過負荷表示

Un

過小信号表示液晶画面の見方

電池残量表示電池残量表示は、本器を乾電池で使用する場合に確認してください。
電池が消耗するに従い、黒い部分の面積が減ります。表示が点滅し始めたら正しい測定ができません。新しい電池と交換してください。
電池残量表示は AC アダプタを使用しているときも表示されます。

レベル - タイム 3 方向表示画面
3 方向のレベル - タイム画面を同時に表示します。
レベルの分解能（ 縦軸方向）は 1 方向あたり 1 ドット 4 d B で 60 d B 幅を表示し、時間軸（横軸方向）は 30 秒となります。
本画面は、3 方向（X、Y、Z）の測定が行われているときに表示されます。
Menu1 / 5 ＜ System ＞ Channel の設定で、「 X / Y / Z」以外の設定になっている
ときは表示されません。

80

X

Ov
20

Y
Z

30s

Lv

0

80
Ov
20
70
Ov
10

過負荷 Ov
または
過小信号 Unを表示

レベル-タイム3方向画面のOver、Underの表示
37

液晶画面の見方

3 方向バーグラフ測定値表示
3 方向のバーグラフと瞬時値が表示されます。
本画面は、3 方向（X、Y、Z）の測定が行われているときに表示されます。
Menu1 / 5 ＜ System ＞ Channel の設定で、「 X / Y / Z」以外の設定になっている
ときは表示されません。

dB
3方向バーグラフ表示画面例

dB
3方向バーグラフ画面のOver、Under表示

演算リスト画面
演算結果をリスト表示します。
実際に測定した時間

500s
01/01 08:21:40

38

Meas. Time（測定時間）

液晶画面の見方

設定確認画面
現在の主な設定を確認する画面です。

測定時間設定表示39

液晶画面の見方

校正状態
校正中は 3 方向バーグラフ測定表示画面となります。

Cal

dB

タイマ待機状態
ストアモードが T i m e r A u t o1、T i m e r A u t o2 においてタイマ待機中であるときには、スタンバイ画面が表示されます。

01 / 0340（VM-53Aのメモリカード
使用時のみ）
測定時間表示スタート時間表示
ストップ時間表示
Auto1サンプリング表示
タイマ待機状態表示

液晶画面の見方

メニュー画面
メニュー画面は 5 画面に分かれており、サブ画面で 1 / 5 から 5 / 5 で表示します。
メニュー画面のページは Menu キーで切り替えます。
項目の変更は▲または▼キーで切り替えます。
各項目における設定内容の変更はまたはキーで行います。

Meas. time

メニュー画面 1 / 5
Meas. time（測定時間）
測定時間を選択します。
500 s（ 秒 ）、10 s、1 m（ 分 ）、5 m、10 m、15 m、30 m、1 h（ 時 間 ）、4 h、
8 h、24 h、Manual から選択します。
Manual に設定した場合の最長の測定時間は 199 時間 59 分 59 秒です。
Start / Stop キーで任意に測定を停止できます。

Channel（測定方向の設定）
3 方向（ X、Y、Z）の測定を行うか、選択した 1 方向（ X または Y または Z）のみの測定を行うかを選択することができます。
1 方向のみの測定の場合、3 方向測定に比べ消費電流を約 10% 下げることができます。
X / Y / Z：

3 方向（X、Y、Z）の測定

X：

X 方向のみの測定

Y：

Y 方向のみの測定

Z：

Z 方向のみの測定

1 方向測定の場合、対象チャンネル以外の測定値は 0.0 dB となります。

41

液晶画面の見方

OUTPUT（出力端子の設定）
OUTPUT 端子から出力する信号の設定を行います。
交流信号または直流信号の選択ができます。
AC：

交流信号出力

DC：

直流信号出力ノート
チャンネルごとに A C または D C に設定することはできません。

42

液晶画面の見方

メニュー画面 2 / 5（VM-53は表示しません）（VM-53Aはメモリカード
使用時に表示）Store Mode（ストアモード）
ストアモードを設定します。
Manual：Store キーを押した時点の瞬時値（ 振動レベルまたは振動加速度レベル）と各演算値を保存します。

Auto1：

サンプリング（100 msec または 1 sec）毎の振動レベルまたは
振動加速度レベルを連続記録。

Auto2：

設定した測定時間（Meas. time）毎の演算測定値を連続記録。

Timer Auto1： タイマ機能を使った Auto1
Timer Auto2： タイマ機能を使った Auto2（VM-53は表示しません）（VM-53Aはメモリカード
使用時に表示）Auto1サンプリング

ストアモードAuto1の画面例（VM-53は表示しません）（VM-53Aはメモリカード
使用時に表示）ストアモードAuto2の画面例

43

液晶画面の見方

ストアモード Timer Auto1 の画面例

ストアモード Timer Auto 2 の画面例

File name（ファイル名）（VM-53A は表示、VM-53 は表示しません）
V M -53A でメモリカードを使用している時に表示され、ファイル名に 4 桁の数
字を設定することができます。
V M -53A でメモリカードを使用していないときは F i l e n a m e の表示または設
定はできません。

Auto1 Samp.（Auto1 サンプリング）
Auto1 で連続記録する際のサンプリングを設定します。
サンプリングは 100 msec または 1 sec が選択できます。
ストアモードが Auto1 または Timer Auto1 のときに設定できます。

Start（測定開始時刻）
タイマ機能を用い、測定を開始する時刻を設定します。
ストアモードが Timer Auto1 または Timer Auto2 のときに設定できます。

Stop（測定終了時刻）
タイマ機能を用い、測定を終了する時刻を設定します。
ストアモードが Timer Auto1 または Timer Auto2 のときに設定できます。
44

液晶画面の見方

Interval（測定周期）
測定周期を設定します。
Oﬀ、5 min、10 min、15 min、30 min、1 hour から選択します。
ストアモードが Timer Auto2 のときに設定できます。

Sleep mode（タイマ待機中スリープ状態設定）
タイマ待機中における内部回路の状態を設定することができます。
O n にするとタイマ待機中に内部回路がスリープ状態となり、タイマ待機中の消費電流を約 50% 軽減できます。
ストアモードが Timer Auto1 または Timer Auto2 のときに設定できます。
On の場合、タイマ待機中は Output 端子からの出力信号は動作しません。

Meas. timeで設定した測定時間（実測時間）

測定開始時刻Storeキーを押す

タイマ待機中

ファイルに
データ保存

測定中

ファイルに
データ保存

タイマ待機中Intervalで設定した測定周期（観測時間）

Timer Auto2 Interval設定

測定中

タイマ待機中Intervalで設定した測定周期（観測時間）

Sleep Mode Onの動作例

Meas. timeで設定した測定時間（実測時間）

測定開始時刻Storeキーを押す

タイマ待機中

ファイルデータ保存
測定中

Timer Auto1 Sleep Mode Onの動作例

45

液晶画面の見方

メニュー画面 3 / 5

サブ画面コントラスト

Meas. Print

On

シリアルインタフェース
I/O通信速度
演算中の印字インデックスLCD Contrast（サブ画面コントラスト）＊マークの数でサブ画面の濃淡を調整します。

Serial（シリアルインタフェース）
シリアルインタフェースの On / Oﬀ を設定します。
シリアルインタフェースを使用する場合は On に設定します。

Baud Rate（I/O 通信速度設定）
RS-232C シリアル通信またはプリンタへの伝送速度を設定します。
4800 bps、9600 bps、19200 bps から選択します。

Meas. Print（演算中の印字）
演算中の印字の On / Oﬀ を設定します。
O n にすると S t a r t / S t o p キーで開始した演算中に 5 秒ごとに瞬時値のデータの印字を行います。また、演算終了時に演算結果を印字します。

Index（インデックス）
インデックスを設定します。1〜255 まで設定可能です。
本器を複数台使用する場合の識別などに使用します。

46

液晶画面の見方

メニュー画面 4 / 5
メニュー画面（4/5）<Memory>
Menu4/5
Format: Off
Data Copy: Off
Meas. Set Copy : Off<Time setting>2003/01/10 12:34:56

フォーマット
データコピー（VM-53Aのみ）
設定情報コピー（VM-53Aのみ）

日付、時刻設定

Format（フォーマット）
VM-53：

内部メモリに記録されている全てのストアデータを消去するとき
On にします。

VM-53A： メモリカードが装着されている場合、メモリカード内のデータを全て消去します（物理フォーマットではありません）。
メモリカードが装着されていない場合、内部メモリに記録されている全てのストアデータを消去します。

Data Copy（データコピー）（VM-53A のみ）
内部メモリに記録されているストアデータをファイル名を指定してメモリカー
ドにコピーすることができます。

Meas. Set Copy（測定情報コピー）（VM-53A のみ）
レベルレンジやv/va などの設定情報をメモリカードに記録することができます。また、そのメモリカードの使用により読み込んだ設定情報で、V M -53A を起動することができます（詳細は→ 219 ページ）。

Time setting（日付、時刻設定）
西暦年、月、日、時、分、秒を設定します。
S t a r t キーを押すと設定された時刻を本体の内蔵時計にセットし、その時刻から時計が再開します。
誤って設定しても Start キーを押さなければ時計の設定変更は行われません。

47

液晶画面の見方

メニュー画面 5 / 5Comp.（コンパレータ機能 On / Oﬀ 設定）
コンパレータ機能の On / Oﬀ を設定します。
On にするとコンパレータ機能に関する各種設定を行うことができます（ Oﬀ に設定した場合は、以下の項目は表示されません）。

Comp. Level（コンパレータレベル設定）
コンパレータ機能が動作するレベルを設定します。
ここで設定されたレベルを超えると、I / O 端子に出力信号が出力されます。
設定範囲は 30〜120 dB の 1 dB ステップです。

Delay Time（遅延時間設定）
コンパレータレベルを超えた後に I / O 端子から出力される出力信号の遅延時間を設定します。
設定範囲は 0〜9 秒で、1 秒ステップです。

Auto Reset（オートリセット設定）
コンパレータレベルを下回った後に I / O 端子から出力される出力信号の動作を設定します。
On：

コンパレータ出力信号を自動的にリセット

Oﬀ：

コンパレータ出力信号を継続して I / O 端子から出力

Auto Reset Time（オートリセット時間）
オートリセットが動作するまでの時間を設定します。
設定範囲は 0〜90 秒で、1 秒ステップです。

48

電源の On / Oﬀ
電源 On
サブ画面が電源 On 時の画面を表示するまで Power キーを約 1 秒間押し続けます。
電源 On 時の画面が表示されたら Power キーから指を離してください。
初期化画面表示後、測定画面に移ります。

ノート
左 の 初 期 化 画 面 表 示 中 に、O u t p u t C a l
キーを押すと本器のソフトウェアバージョ
ンが表示されます。

VM-53電源On時のサブ画面（初期化画面）

電源 Oﬀ
サブ画面が電源 Oﬀ 時の画面を表示するまで Power キーを約 1 秒間押し続けます。
電源 Oﬀ 時の画面が表示されたら Power キーから指を離してください。

See You

Off

ノート
本器の電源を切ってから再投入するまで 5 秒以上の間隔を空けてください。
49

測

定

計量法及び、JIS C 1510：1995 で規定されている振動レベル（ 人体の振動感覚特性で補正した振動量）または振動加速度レベルを測定することができます。
また、メニュー1 / 5 で C h a n n e l を X / Y / Z に設定している場合には 3 方向の測定および演算を行います。Channel を 1 方向（ X or Y or Z）に設定している場合は対象振動方向のみ測定と演算を行います。
前章の「準備」（→ 11 ページ〜）が済んだものとして説明します。

振動レベルの測定
振動レベルの測定手順は次のようになります。
1. Power キーを押して、電源を On にします。
（画面表示は「電源の On / Oﬀ」（→ 49 ページ）参照）
測定画面の設定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

Power キー

2. メニュー1 / 5 の Channel で測定する振動方向を設定します。
X / Y / Z を選択した場合、3 方向全ての測定を行います。
X / Y / Z 以外の場合は対象のチャンネルのみ測定します。

50

測

定

3. Lv / Lva キーでファンクションを Lv に設定します。
4. X / Y / Z キーで表示する振動方向を設定します。

演算種類が
表示されて
いないこと
を確認

5. Level Range キーでレベルレンジを設定します。
［ Over ］または［ Under ］がたびたび表示されるようであればレベルレン
ジを設定し直してください。

過負荷表示
（瞬時値）

過小信号表示（瞬時値）

Over Under

51

測

定

6. 測定値表示の読み値が振動レベルとなります。
測定値表示は 1 秒ごとに更新されます。
P a u s e / C o n t キーを押すことにより、測定値表示の一時停止と再開を行う
ことができます。バーグラフ表示は一時停止中でも更新されます。一時停止
時は一時停止中を示すマーク（ ）が表示されます。

70
Z
測定中 / 一時中断マーク
Pause / Contキーを押すとの測定中マークを表示

30s Lv

53.1dB 0

10

ノート
メニュー1 / 5 で、C h a n n e l で 1 方向の測定の場合、対象外の測定値表示は 0.0 となります。
電源投入後、内部の回路が安定するまで約 1 分かかります。測定は内部回路が安定してから行ってください。
演算種類表示が出ていないときが振動レベルの表示です。
もし表示している場合は「 Mode」キーを数回押して、演算種類表示を消します。

52

測

定

サブ画面表示例

70Z

30s Lv-

53.1dB 0

10

1

X
Y
Z

30s

Lv
-

0

80
20
80
20
70
10

3

メニュー1 / 5 で Channel を X / Y / Z に設定しているときのみ表示されます。

X
Y
Z

20

80

20

80

10

70
Lv

42.3
41.8
53.1
dB

3方向バーグラフ表示画面例

メニュー1 / 5 で Channel を X / Y / Z に設定しているときのみ表示されます。

53

測

定

振動加速度レベルの測定
1. Power キーを押して、電源を On にします。
（画面表示は「電源の On / Oﬀ」（→ 49 ページ）参照）
測定画面の設定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

Power キー

2. メニュー1 / 5 の Channel で測定する振動方向を設定します。
X / Y / Z を選択した場合、3 方向全ての測定を行います。
3. Lv / Lva キーでファンクションを Lva に設定します。
4. X / Y / Z キーで測定する振動方向を設定します。

演算種類が
表示されて
いないこと
を確認

54

測

定

5. Level Range キーでレベルレンジを設定します。
［ Over ］または［ Under ］がたびたび表示されるようであればレベルレン
ジを設定し直してください。

過小信号表示
（瞬時値）

Under

Over

過負荷表示
（瞬時値）

Over Under

6. 測定値表示の読み値が振動加速度レベルとなります。
測定値表示は 1 秒ごとに更新されます。
P a u s e / C o n t キーを押すことにより、測定値表示の一時停止と再開を行う
ことができます。バーグラフ表示は一時停止中でも更新されます。一時停止
時は一時停止中を示すマーク（ ）が表示されます。

ノート
メニュー1 / 5 で、C h a n n e l で 1 方向の測定の場合、対象外の測定値表示は 0.0 となります。
電源投入後、内部の回路が安定するまで約 1 分かかります。測定は内部回路が安定してから行ってください。
演算種類表示が出ていないときが振動加速度レベルの表示です。もし表示している場合は「 Mode」キーを数回押して、演算種類表示を消します。

55

測

定

サブ画面表示例

メニュー1 / 5 で Channel を X / Y / Z に設定しているときのみ表示されます。

dB
3方向バーグラフ表示画面

メニュー1 / 5 で Channel を X / Y / Z に設定しているときのみ表示されます。
56

測

パワー平均値（ veq または

定

の測定
vaeq）

パワー平均値の測定手順は次のようになります。
1. Power キーを押して、電源を On にします。
（画面表示は「電源の On / Oﬀ」（→ 49 ページ）参照）
測定画面の設定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

Power キー

2. メニュー1 / 5 の Channel で測定する振動方向を設定します。
X / Y / Z を選択した場合、3 方向全ての測定を行います。
3. Lv / Lva キーでファンクションを Lv または Lva に設定します。
4. X / Y / Z キーで表示する振動方向を設定します。

57

測

定

5. Level Range キーでレベルレンジを設定します。
6. Menu で測定時間を設定します。
Menu キーを押して、画面をメニュー画面（1 / 5）にします。
7. ▲または▼キーで Meas. time の時間表示の所にカーソルを合わせて、 またはキーで測定時間を選択します。

またはキーを 押 す ご と に 500 s e c ⇔ 10 s e c ⇔ 1 m i n ⇔ 5 m i n ⇔10 min ⇔ 15 min ⇔ 30 min ⇔ 1 hour ⇔ 4 hour ⇔ 8 hour ⇔ 24 hour ⇔Manual ⇔ 500 sec と切り替わります。
M a n u a l に設定した場合の測定時間は、測定者が測定を終了するまでの時
間になります。
ただし、測定時間は 199 時間 59 分 59 秒を経過すると自動的に測定を終了し
ます。

1/5

<System>
Meas. t ime
Channel
Output58

Menu1/5: 500sec: X/Y/Z
: AC

測

定

8. Menu キーを数回押して測定画面に戻ります。
9. Start / Stop キーを押して、演算測定を始めます。
演算測定が開始されるとマークが点滅し、経過時間も表示します。

手順 7 で設定した時間が経過すると自動的に演算測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 Start / Stop キーを押します。
測定時間 M a n u a（l 測定時間設定表示なし）に設定した場合も S t a r t / S t o p
キーを押して終了します。

メイン画面
測定時間設定表示
Manualの時は表示しません

測定中画面例

測定中マークノート
演算測定が開始されると前回測定した演算値データは更新
されます。

59

測

定

ノート
3 方向測定（ メニュー画面 1 / 5 で Channel X / Y / Z に設定）の場合は 3 方向の演算は同時に行っています。
測 定 中 は、 ほ と ん ど の キーを 受 け 付 け ま せ ん。 有 効 な
キーは次の 6 つです。
Start / Stop、Pause / Cont、Mode、Light、X / Y / Z、
Sub Display
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。

一時停止
測定中は Pause / Cont キーで測定の一時停止と再開を行うことができます。一時停止時は一時停止中を示すマーク（ ）が表示されます。

60

測

定

10. 測 定 が 終 了 し た ら M o d e キーを 押 し て、 演 算 種 類 表 示 を パ ワー平 均 値（eq）にします。
サブ画面は Sub Display キーを押して演算リスト画面にします。
［O v e r］（ 演算リスト画面は Ov ）が表示されているときは過負荷データが含まれていたことを示します。
［Under］（ 演算リスト画面は Un ）が表示されているときは過小信号データが含まれていたことを示します。

演算リスト画面の表示
Sub Display キーを押すとサブ画面にレベル - タイム 3 方向画面、3 方向バーグラ
フ表示画面以外に演算リスト画面を表示することができます。
この画面では、パワー平均値のほかに

max、

min、

X 値が同時に確認することができます。
測定中過小信号データが発生している間は Un と表示

演算経過時間表示

Ov

パワー平均値

Ov Un
Z Lv

500s

L05:
L10:
Leq : 49.5 L50:
Lmax : 60.2 L90:
Lmin : 39.5 L95:設定された測定時間

53.2
50.9
48.6
45.3
42.3
ノート

演算結果のデータは電源を Oﬀ にすると消えてしまいます。
データを残す場合はマニュアルストアを行ってください。

61

測

定

時間率レベル（ X）の測定
時間率レベルの測定手順は次のようになります。パワー平均値の測定（ 57 ページ）とほとんど同じ操作です。
1. Power キーを押して、電源を On にします。
（画面表示は「電源の On / Oﬀ」（→ 49 ページ）参照）
測定画面の設定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

Power キー

2. メニュー1 / 5 の Channel で測定する振動方向を設定します。
X / Y / Z を選択した場合、3 方向全ての測定を行います。
3. Lv / Lva キーでファンクションを Lv または Lva に設定します。
4. X / Y / Z キーで測定する振動方向を設定します。

62

測

定

5. Level Range キーでレベルレンジを設定します。
6. Menu で測定時間を設定します。
Menu キーを押して、画面をメニュー画面（1/5）にします。
7. ▲または▼キーで Meas. time の時間表示の所にカーソルを合わせて、 またはキーで測定時間を選択します。

またはキーを 押 す ご と に 500 s e c ⇔ 10 s e c ⇔ 1 m i n ⇔ 5 m i n ⇔10 min ⇔ 15 min ⇔ 30 min ⇔ 1 hour ⇔ 4 hour ⇔ 8 hour ⇔ 24 hour ⇔Manual ⇔ 500 sec と切り替わります。
M a n u a l に設定した場合の測定時間は、測定者が測定を終了するまでの時
間になります。
ただし、最大測定時間は 199 時間 59 分 59 秒です。
時間率レベルのサンプリングは 500 s の時は 5 秒、それ以外は 100 ms です。

1/5<System>
Meas. t ime
Channel
OutputMenu1/5: 500sec: X/Y/Z: AC

8. Menu キーを数回押して測定画面に戻ります。
9. Start / Stop キーを押して、演算測定を始めます。
演算測定が開始されるとマークが点滅し、経過時間も表示します。

手順 7 で設定した時間が経過すると自動的に測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 Start / Stop キーを押します。
測定時間 Manual（測定時間表示なし）に設定した場合も Start / Stop キーを押して終了します。

63

測

定

メイン画面
測定時間設定表示
Manualの時は表示しません

測定中画面例

70
Z
測定中 / 一時中断マーク
Pause / Contキーを押すとの測定中マークを表示

30s Lv

53.1dB 010

ノート
3 方向測定（ メニュー画面 1 / 5 で Channel X / Y / Z に設定）の場合は 3 方向の演算は同時に行っています。
演算測定中は、ほとんどのキーを受け付けません。有効なキーは次の 6 つです。
Start / Stop、Pause / Cont、Mode、Light、X / Y / Z、
Sub Display
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要があります。
演算測定が開始されると前回測定した演算値データは更新
されます。

64

測

定

測定中は Pause / Cont キーで測定の中断と再開を行うことができます。中断時は中断中を示すマーク（ ）が表示されます。

10. 測定が終了したら M o d e キーを押して、演算種類表示を時間率レベル（ 5 または 10 または 50 または 90 または 95）にし、それぞれ表示します。
サブ画面は S u b D i s p l a y キーを押して演算リスト画面にしますと、（ 5、10、50、90、95）が一度にみられます。
［O v e r］（ 演算リスト画面は Ov ）が表示されているときは過負荷データが含まれていたことを示します。
［Under］（ 演算リスト画面は Un ）が表示されているときは過小信号データが含まれていたことを示します。

10

時間率レベル

時間率レベル（L10）の表示例

65

測

定

演算リスト画面の表示
Sub Display キーを押すとサブ画面にレベル - タイム 3 方向画面、3 方向バーグラ
フ表示画面以外に演算リスト画面を表示することができます。
この画面では、時間率レベルのほかに同時に演算された

eq、 max、 min 値が同時に確認することができます。

時間率レベルノート
演算結果のデータは電源を O f f にすると消えてしまいます。データを残す場合はマニュアルストアを行ってください。
x のサンプリング時間は、測定時間 500

s e c の場合はサンプリング時間は 5 s e c、測定時間 500 s e c 以外の場合のx は 100 msec になります。

66

測

定

測定時間内最大値（ max）および最小値（ min）の測定
測定時間内最大値及び最小値の測定手順は次のようになります。パワー平均値の測
定とほとんど同じ操作です。
1. Power キーを押して、電源を On にします。
（画面表示は「電源の On / Oﬀ」（→ 49 ページ）参照）
測定画面の設定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

Power キー

2. メニュー1 / 5 の Channel で測定する振動方向を設定します。
X / Y / Z を選択した場合、3 方向全ての測定を行います。
3. Lv / Lva キーでファンクションを Lv または Lva に設定します。

演算種類が
表示されて
いないこと
を確認

67

測

定

4. X / Y / Z キーで表示する振動方向を設定します。
5. Level Range キーでレベルレンジを設定します。
［ Over ］または［ Under ］がたびたび表示されるようであればレベルレン
ジを設定し直してください。

過負荷表示
（瞬時値）

過小信号表示（瞬時値）

Over Under

6. Menu で測定時間を設定します。
Menu キーを押して、画面をメニュー画面（1 / 5）にします。
7. ▲または▼キーで Meas. time の時間表示の所にカーソルを合わせて、 またはキーで測定時間を選択します。

またはキーを 押 す ご と に 500 s e c ⇔ 10 s e c ⇔ 1 m i n ⇔ 5 m i n ⇔10 min ⇔ 15 min ⇔ 30 min ⇔ 1 hour ⇔ 4 hour ⇔ 8 hour ⇔ 24 hour ⇔Manual ⇔ 500 sec と切り替わります。
M a n u a l に設定した場合の測定時間は、測定者が測定を終了するまでの時
間になります。
ただし、測定時間は 199 時間 59 分 59 秒を経過すると自動的に測定を終了し
ます。

1/5

<System>
Meas. t ime
Channel
Output68

Menu1/5: 500sec: X/Y/Z
: AC

測

定

8. Menu キーを数回押して測定画面に戻ります。
9. Start / Stop キーを押して、測定を始めます。
演算測定が開始されるとマークが点滅し、経過時間も表示します。

手順 7 で設定した時間が経過すると自動的に測定が終了します。
設定した時間以前に終了したい場合は再度 Start / Stop キーを押します。
測定時間 Manual（測定時間表示なし）に設定した場合も Start / Stop キーを押して終了します。
メイン画面
測定時間設定表示
Manualの時は表示しません

測定中画面例

70
Z
測定中 / 一時中断マーク
Pause / Contキーを押すとの測定中マークを表示

30s Lv

53.1dB 010ノート
測 定 中 は、 ほ と ん ど の キーを 受 け 付 け ま せ ん。 有 効 な
キーは次の 6 つです。
Start / Stop、Pause / Cont、Mode、Light、X / Y / Z、
Sub Display
測定を始める前に設定は全て終了しておく必要がありま
す。

69

測

定

測定中は Pause / Cont キーで測定の中断と再開を行うことができます。中断時は中断中を示すマーク（ ）が表示されます。

10. 測定が終了したら M o d e キーを押して、演算種類表示を測定時間内最大値「max」及び測定時間内最小値「min」にします。
サブ画面は Sub Display キーを押して演算リスト画面にします。
［O v e r］（ 演算リスト画面は Ov ）が表示されているときは、演算に使用した振動レベルに過負荷データが含まれていたことを示します。
［Under］（ 演算リスト画面は Un ）が表示されているときは、演算に使用した振動レベルに過小信号データが含まれていたことを示します。

70

測

定

演算リスト画面の表示
Sub Display キーを押すとサブ画面に演算リスト画面を表示することができます。
この画面では、

max と

m i n のほかに同時に演算された

e q、X 値が同時に確認することができます。

測定中過小信号データが発生している間は Un と表示

演算経過時間表示

Ov

Lmax、Lmin

Ov Un
Z Lv

500s

L05:
L10:
Leq : 49.5 L50:
Lmax : 60.2 L90:
Lmin : 39.5 L95:設定された測定時間

53.2
50.9
48.6
45.3
42.3

71

測

定

最大値ホールド（max hold）の測定
時間の制限なしに振動の最大値をホールドすることができます。
1. Power キーを押して、電源を On にします。
（画面表示は「電源の On / Oﬀ」（→ 49 ページ）参照）
測定画面の設定条件は本器が前回電源を切ったときの条件となるため、毎回同じ表示になるとは限りません。

Power キーMax Hold Resetキー

2. Lv / Lva キーでファンクションを Lv または Lva に設定します。
3. X / Y / Z キーで測定する振動方向を設定します。

max hold表示

72

測

定

4. Level Range キーでレベルレンジを設定します。
バーグラフの最大値表示が中央付近を指示するよう設定してください。

振動レベル測定画面例

5. Mode キーを押して、演算種類表示を最大値ホールド［max hold］にします。
6. Max Hold Reset キーを押して、最大値ホールドデータをリセットします。
リセットを行った時点から最大値ホールドの測定を行っています。測定値表
示に表示された値が最大値となります。バーグラフはホールドされません。
測定中に 1 回でも過負荷が発生すると［ Over ］が表示され、最大値ホール
ド値に過負荷が含まれることを示します。
設定変更（ 測定中レベルレンジや Lv / Lva などを切り替える操作）を行った
場合は正しい測定が行えません。
7. 設定を変更して新たに測定をはじめるときは M a x H o l d R e s e t キーを押します。

73

ストア操作
本器は測定データ（ 振動レベルまたは振動加速度レベルの瞬時値、パワー平均値や時間率レベルなどの演算値、測定条件）を保存するメモリが内蔵されています。
ここではメモリへの保存の仕方、メモリからの読み出しを説明します。
VM-53 の場合、本体内部メモリへ保存されます。
VM-53A の場合、本体内部メモリの他にメモリカード（ コンパクトフラッシュカー
ド）への保存ができ、大容量のデータが保存可能です。
保存モードは 3 種類あり、次のように使い分けます。

ノート
VM-53A の場合、メモリカードが挿入されている場合は保存先は自動的にメモリカードになります。
メモリカードはコンピュータでフォーマットせず、本器でフォーマットしてください。

マニュアル（Manual）
測定した振動レベルまたは振動加速度レベルと演算値を測定者が手動で保存する方法です。
測定者が「 Store」キーを押した時点の振動レベルまたは振動加速度レベル（ 最大値
ホールド表示としている場合は最大値ホールドの値）と、前もって測定された各演
算値（

eq、

max、

min、

5、

10、

50、

90、

、測定条件が測定時刻とともに95）保存されます。
保存データは 3 方向（ X、Y、Z）データを 1 組として保存し、V M -53 の場合は本体
内部メモリに保存され、V M -53A の場合はメモリカードまたは本体内部メモリに保存されます。
ストア数は、本体内部メモリの場合は最大 100 組、メモリカードの場合は 1 ファイ
ルにつき最大 100 組のデータを複数ファイル保存することができます。

74ストア操作

オート 1（Auto1）
振動のレベル波形を記録する時に便利なストア機能です。
100 msec 毎または 1 sec 毎の瞬時値を連続保存します。
Store キーを押すと、ストア機能が開始されます。
保存先が本体内部メモリの場合、最大 86,400 個の振動レベル又は振動加速度レベ
ルがストアできます。
86,400 データの測定時間の 1 例は、1 方向（ X または Y または Z）測定でサンプリ
ングが 1 sec の場合 24 時間、3 方向（X、Y、Z）測定の場合 8 時間となります。
サンプリングは 100 msec、または 1 sec を選択できます。
V M -53A の場合、メモリカードに保存ができ、1 ファイルにつき最長 199 時間 59
分 59 秒を保存することができます。

内部メモリ

メモリカードストア数または 最大 86,400 個
1 ファイル最大
ストア時間（ 3 方向測定の場合は 199 時間 59 分 59 秒
28,800 個× 3 方向） （メモリカード容量の制限をうける）ノート
本体内部メモリの場合、上書きストアとなり、Store キーを押してストア開始した時点で以前のストアデータは消去されます。
メモリカードへのストア時間、ストアファイル数は使用するメモリカード容量の制限を受けます。

重 要
メモリカードの着脱は必ず電源を O f f にして行ってください。

75

ストア操作

オート 2（Auto2）
測定時間毎の各演算値（

eq、

max、

min、

5、

10、

50、

90、

を 1 組として
95）

連続測定し、保存します。
Store キーを押すと、ストア機能が開始されます。
保存先が内部メモリの場合、1 方向（ X または Y または Z）測定で最大 4,500 組、3方向（X、Y、Z）
測定で 1,500 組の各演算結果が保存できます。
V M -53A の場合、メモリカードに保存ができ 1 方向（ X または Y または Z）測定で最大 4,500 組、3 方向（ X、Y、Z）測定で 4,500 組をそれぞれ 1 ファイルとして保存することができます。

ノート
本体内部メモリの場合、上書きストアとなり、Store キーを押してストア開始した時点で以前のストアデータは消去さ
れます。

重 要
ストア中は電源を切ったり、メモリカードを抜いたりしな
いでください。ストアデータや内部データを破壊することがあります。

76

ストア操作マニュアル（Manual）
メモリに保存する
S t o r e キーを押した時点の振動レベルまたは振動加速度レベルの瞬時値（ 最大値
ホールド表示としている場合は最大値ホールドの値）と各演算値を保存します。
電源を入れた直後は各演算値は存在しないので、各演算値は 0.0 dB となります。
VM-53 の場合は本体内部メモリに保存されます。
V M -53A の場合はメモリカードが挿入されていなければ、本体内部メモリに保存され、メモリカードが挿入されていれば、メモリカード内に保存されます。
メモリに保存する手順は次のようになります。
1. 保存先を決定します。
VM-53 の場合は本体内部メモリへの保存のため 2. に進みます。
V M -53A の場合は本体内部メモリへの保存を行う場合、カードスロットに
メモリカードが挿入されていないことを確認してください。
メモリカードに保存を行う場合にはカードスロットにメモリカードを挿入してください。

VM-53A
VM-53には
カードスロットはありません。

コネクタ側
表

レバー
メモリカードを差し込む際表裏に注意すること

メモリカードを取り出す
ときはレバーを押してください。

カードスロット

ノート
VM-53 はメモリカードは使用できません。
VM-53A は上図のようにメモリカードスロットがあります。

77

ストア操作

2. Power キーを押して、電源を On にします。
V M -53A の場合、カードスロットにメモリカードを挿入したときはメイン
画面上に［ Card ］と表示されていることを確認します。
3. Lv / Lva キーを押して、ファンクションを Lv または Lva に設定します。

Lv / Lva キー

Store キー

Mode キーMenu キー

Power キーファンクション表示
カード挿入表示を確認

メモリカードを挿入している場合の表示

78

ストア操作

4. Menu キーを押して、サブ画面をメニュー画面にします。
5. Menu キーでメニュー画面（2 / 5）にします。
6. Store mode を Manual にします。
▲または▼キーを押して S t o r e m o d e を反転表示させ、 またはキーを押して Manual にします。
本体内部メモリへの保存の場合は手順 8 へ進みます。
7. メモリカードに保存の場合は F i l e n a m e にファイル名（ 4 桁の数字）をつけます。
▲または▼キーを押して F i l e n a m e を反転表示させ、 またはキーを押してファイル名をつけます。

VM-53Aでメモリカードを
挿入時のみ表示され、ファイル名の設定ができますノート
F i l e n a m e は V M -53A でメモリカードへ保存する場合に有効になります。
本体内部メモリに保存する場合、File name の表示および設定はありません。

79ストア操作

8. Menu キーを数回押して測定画面に戻ります。
9. L v / L v a キーを押して、振動レベルまたは振動加速度レベルの表示にします。
各演算値を保存する場合は、手順 10 へ進んでください。
瞬時値を保存する場合は、手順 11 へ進んでください。
M a x H o l d 値 を 保 存 す る 場 合 は、M o d e キーで 演 算 種 類 表 示 を［m a xhold］にして、手順 11 へ進んでください。

10. 各演算値を保存するときは、前章の「測定」を行います。

80

ストア操作

11. 保存するアドレス番号を決めます。
アドレス番号は▲または▼キーで 1〜100 まで変更できます。
既に指定アドレスに測定データが保存されている場合は上書きされます（ 保
存されていたデータは消去され、今回保存するデータが残ります）。どのア
ドレスにデータが保存されているかどうかは 83 ページの「 保存された本体
内部メモリデータを読み出す」を参照してください。

12. Store キーを押します。
Store キーを押した時点での振動レベルまたは振動加速度レベルの瞬時値、また演算種類表示を最大値ホールド（ max hold）表示としている場合は、最大値ホールドの値が保存されます。
手順 10 で演算値の測定を行った場合には、各演算値のデータも同時に保存されます。演算測定を行っていない場合は各演算値は 0.0 が保存されます。
約 1 秒でメモリへの保存が終了し、アドレス番号は 1 増えた数になります。
繰り返し S t o r e キーを押すと順次表示されているアドレス番号に保存していきます。
保存される内容は各 3 チャンネルの振動レベルまたは振動加速度レベルの瞬時値または最大値ホールドの値、Store キーを押したときの日時、各演算を開始したときの日時、測定時間、及びその演算結果です。

ノート
1 方 向 データ の 場 合、 対 象 外 の チャン ネ ル の 測 定 値 は0.0 dB として保存されます。
本器は保存されているデータがあるかないかのチェックは行っていません。S t o r e キーを押すと表示されているアド
レス番号の測定データを書き換えます。

81ストア操作ノート
アドレス番号が 100 の場合は 101 にも 1 にもなりません。
再度 S t o r e キーを押すと下図のメッセージが表示されます。この状態では S t o r e キーを押してもデータの保存ができないことを示しています。
何 か キーを 押 し て 下 図 の 画 面 を 消 し た 後、 ▲ ま た は ▼キーを押してアドレス番号の変更を行ってください。表示されたアドレス番号へのデータの保存が可能となります。

Data

82

ストア操作保存された本体内部メモリデータを読み出す
マニュアルモードで本体内部メモリに保存したデータをサブ画面に読み出す手順は次のようになります。

1. Power キーを押して、電源を On にします。

X / Y / Z キー

Pause / Cont キー
Mode キー

Recall キー

Power キーSub Display キー
キー

2. Recall キーを押して、サブ画面をリコールメニュー画面にします。

リコールメニューの
ページ番号
各ストアモードの内部メモリのリコールデータ
ストア日時

83

ストア操作ノート
リコールデータが全くない場合は、下図のメッセージを表示します。
何かキーを押すと解除できます。

3. ▲または▼キーを押して目的のリコールデータを選択し、R e c a l l キーを押します。
サブ画面に選択されたリコールデータが表示されます。
4. ▲または▼キーを押して保存したアドレス番号を選択します。
サブ画面に、保存された測定データが表示されます。
データが無い場合は［- -.-］
または［0.0］が表示されます。
5. X / Y / Z キーを押して振動方向表示を切り替え、各方向の測定データを読みとります。

（Storeキーを押した日時）

X / Y / Z キーを押して
切り替える

84

（Storeキーを押した
時点の瞬時値）ストア操作

6. M o d e キーまたは S u b D i s p l a y キーを押すごとにストアデータの表示が瞬時値または最大値ホールド→
→

eq →

max →

min →

5→

10 →

50 →

90

95 と切り替わります。

一時停止マーク
演算データに一時停止動作があった場合に表示

更に Mode キーまたは Sub Display キーを押すと演算リストを表示し、全ての演算値を一度に見ることができます。

500ｓ

測定時間設定一時停止マーク
演算データに一時停止動作があった場合に表示

7. Recall モードを終了するときは再度 Recall キーまたは Pause キーを押し、リコールメニュー画面で Pause キーを押します。

85

ストア操作保存されたメモリカードデータを読み出す（VM-53A のみ）
マニュアルモードでメモリカードに保存したデータをサブ画面に読み出す手順は次のようになります。
メモリカードが本体に挿入されていることを確認します。
1. Power キーを押して、電源を On にします。

X / Y / Z キー

Pause / Cont キー
Mode キー

Recall キー

Power キーSub Display キー
キー

2. Recall キーを押します。
［Checking card］とメッセージを表示した後に、サブ画面がカードリコール
メニュー画面になります。
3. ▲、▼キーまたは S u b D i s p l a y キーを押してリコールメニューのページ番
号を切り替えて、目的のリコールデータのあるページを選択します。

Checking card...

メモリカードデータ読み出し中点滅表示（メモリカード内のメモリ容量により表示時間は異なる）

Cancel Pause
ノート
上図のメッセージ表示は、メモリカードのメモリ量により表示時間が異なります。そのため、一瞬しか表示しない場
合もあります。

86ストア操作

リコールメニューの
ページ番号
メモリカードのストアデータの場合は４桁の数字がファイル名として表示されます。
ストア日時
メモリ残り容量（Byte）
メモリカードリコールメニュー画面

ノート
リコールデータが全くない場合は、下図のメッセージを表示します。
何かキーを押すと解除できます。

87ストア操作

4. ▲または▼キーを押して目的のリコールデータ（ ファイル名）を選択し、Recall キーを押します。
サブ画面に選択されたリコールデータが表示されます。
5. ▲または▼キーを押して保存したアドレス番号を選択します。
サブ画面に、保存された測定データが表示されます。
データが無い場合は［- -.-］または［0.0］が表示されます。
6. X / Y / Z キーを押して振動方向表示を切り替え、各方向の測定データを読みとります。
7. 演算値の測定を行った場合は、M o d e キーを押して演算種類表示を e q →max → min → 5 → 10 → 50 → 90 → 95 と切り替え、各演算値を読みとります。

(storeキーを押した日時)

X / Y / Z キーを押して切り替える

一時停止マーク
演算データに一時停止動作があった場合に表示

88

ストア操作

更に M o d e キーを押すと演算リストを表示し、全ての演算値を一度に見ることができます。

500s

測定時間設定一時停止マーク
演算データに一時停止動作があった場合に表示

8. Recall モードを終了するときは再度 Recall キーまたは Pause キーを押し、リコールメニュー画面で Pause キーを押します。

89ストア操作保存された本体内部メモリデータを消去する
保存した本体内部メモリデータのすべてを消去する手順は次のようになります。
V M -53A の場合はカードスロットにメモリカードが挿入されていないことを確認
します。

ノート
指定アドレスのみのデータ消去はできません。
指定したストアモードのみのデータ消去はできません。
本体内部メモリの全てのデータが消去されます。

1. Power キーを押して、電源を On にします。
Start / Stop キー

2. Menu キーを押して、サブ画面をメニュー画面にします。
3. Menu キーでメニュー画面（4 / 5）にします。
4.

またはキーを押して、Format を「On」にします。

消去してよければ（OK）
Start キーを押します。

FormatInside Memory Format
All data clear ?

90

Format 「」ストア操作

データ消去中は下図のメッセージが表示されます。

Now clearing.

F o r m a t が終了するとメッセージが消え、メニュー画面（ 4 / 5）の F o r m a t の表示が［Oﬀ］になります。

91ストア操作保存されたメモリカードデータを消去する（VM-53A のみ）
メモリカードに保存した全データを消去する場合の手順は次のようになります。
カードスロットにメモリカードが挿入されていることを確認します。
1. Power キーを押して、電源を On にします。
Start / Stop キー

2. Menu キーを押して、サブ画面をメニュー画面にします。
3. Menu キーでメニュー画面（4 / 5）にします。
4.

またはキーを押して、Format を［On］にします。

消去してよければ（OK）Start キーを押します。

Formatdata

92

Format 「」ストア操作

データ消去中は下図のメッセージが表示されます。

Formatting card...

F o r m a t が終了するとメッセージが消え、メニュー画面（ 4 / 5）の F o r m a tの表示が［Oﬀ］になります。

ノート
指定アドレスまたは指定ファイルのみのデータ消去はできません。
メモリカード内の全てのファイルが消去されます。
本器の Format は物理フォーマットではありません。

93ストア操作

オート 1（Auto1）
サンプリング周期 100 msec または 1 sec の振動レベルまたは振動加速度レベルの瞬時値を連続して保存できます。
保存先が本体内部メモリの場合、最大 86,400 個のデータを保存することができます。
VM-53A の場合メモリカードへの保存ができ、その場合は、1 ファイルあたり最大
199 時間 59 分 59 秒までのデータが保存可能です。
内部メモリ

メモリカードストア数または最大 86,400 個

ストア時間（ 3 方向測定の場合は 199 時間 59 分 59 秒
28,800 個× 3 方向） （メモリカード容量の制限をうける）

1 ファイル最大

1. 保存先を決定します。
VM-53 の場合は本体内部メモリへの保存のため 2. に進みます。
V M -53A の場合は本体内部メモリへの保存を行う場合、カードスロットに
メモリカードが挿入されていないことを確認してください。
メモリカードに保存を行う場合にはカードスロットにメモリカードを挿入してください。
VM-53A
VM-53には
カードスロットはありません。

コネクタ側
表

レバー
メモリカードを差し込む際表裏に注意すること

メモリカードを取り出す
ときはレバーを押してください。

カードスロット

ノート
VM-53 はメモリカードは使用できません。
VM-53A は上図のようにメモリカードスロットがあります。

94

ストア操作

2. Power キーを押して、電源を On にします。
V M -53A の場合で、カードスロットにメモリカードを挿入したときはメイン画面上に［ Card ］と表示されていることを確認します。
3. Lv / Lva キーを押して、ファンクションを Lv または Lva に設定します。

Lv / Lva キー

Store キー

Mode キーMenu キー

Power キーファンクション表示
カード挿入表示を確認

メモリカードを挿入している場合の表示

95

ストア操作

4. Menu キーを押して、サブ画面をメニュー画面にします。
5. Menu キーでメニュー画面（2 / 5）にします。
6. Store mode を［Auto1］にします。
▲または▼キーを押して S t o r e m o d e を反転表示させ、 またはキーを押して［Auto1］にします。
タイマモードを使用するときは、［Timer Auto1］にします。
本体内部メモリへの保存の場合は手順 8 へ進みます。
7. メモリカードに保存する場合、File name にファイル名（ 4 桁の数字）をつけます。
▲または▼キーを押して F i l e n a m e を反転表示させ、 またはキーを押してファイル名をつけます。
ノート
F i l e n a m e は V M -53A でメモリカードへ保存する場合に有効になります。
本体内部メモリに保存する場合、File name の表示および設定はありません。

8. A u t o1 S a m p . で振動レベルまたは振動加速度レベルを何秒ごとにサンプルするかを決めます。
▲または▼キーを押して Auto1 Samp. を反転表示させ、

または

キーを

押して［100 msec］または［1 sec］のどちらかに設定します。
タイマモードを使用していない通常の Auto1 ストアの場合は手順 11 に進み
ます。

ファイル名
（ファイル名は2桁ずつ反転表示する）

VM-53Aでメモリカード
挿入時のみ表示され、ファイル名の設定ができる
Auto1サンプリング

96

ストア操作

9. Timer Auto1 の場合、Start（ 測定開始の月、日、時、分）を設定し、次にStop（測定終了の月、日、時、分）を設定します。（年の設定はありません。）▲または▼キーを押して S t a r t 及び S t o p を反転表示させ、またはキーを押して日時を設定します。
10. Sleep Mode の On / Oﬀ を設定します。
▲または▼キーを押して S l e e p M o d e を反転表示させ、 または

キーを押して On / Oﬀ を設定します。
［On］にすると、タイマ待機中に省電力状態となります。
省電力状態では、測定は休止しています。

ノート
省電力中は消費電力が約 1 / 2 になります。
省電力中に Start / Stop キーもしくは Store キーを約 1 秒
間押すと測定を終了します。
測定開始の 30 秒前になると、自動的に通常画面に切り替
わり、設定時刻になると保存を開始します。
測定開始時刻と終了時刻が同じ場合は測定を行いません。

97ストア操作

11. Menu キーを押して、メニュー画面 1 / 5 にし、Meas. time を設定します。
▲または▼キーを押して Meas. time を反転表示させ、 またはキーを押して測定時間を設定します。
測定時間は 500 s（秒）、10 s、1 m（分）、5 m、10 m、15 m、30 m、1 h（時間）、4 h、8 h、24 h、Manual のいずれかを選択します。
12. Channel を設定します。
▲または▼キーを押して C h a n n e l を反転表示させ、 またはキーを押して測定方向を設定します。
3 方向（X / Y / Z）のデータを保存する場合は、［X / Y / Z］を選択します。
1 方向のデータ保存でよい場合は、X、Y、Z のいずれかを選択します。

Meas. time

13. Menu キーを数回押して測定画面に戻ります。

98ストア操作

14. Store キーを押すと、Auto1 ストアがスタートします。
Auto1 ストアの場合は、メイン画面で［測定中マーク］と［ストア表示］が点滅します。また、経過時間も表示されます。

Auto1

ノート
本体内部メモリに保存を行う場合、上書きとなり、S t o r e
キーを押してストア開始した時点で以前のストアデータは消去されます。
VM-53A でメモリカードに保存を行う場合、既にデータが保存されているファイル名に保存しようとすると、下図のメッセージが表示されます。
上書きする場合は、Start キーを押します。
上書きしない場合は、P a u s e キーを押し、メニュー画面（ 2 / 5）で異なるファイル名をつけたうえ、保存してください。

Same file exists!!
Overwrite
上書きしてよければStartキーを押す

OK
Start
Cancel Pause

上書きしない場合はPauseキーを押す

ノート
Auto1 ストア中（ Timer Auto1 は除く）に Pause キーを押すと、そのデータ以降にマーカー（ P）が記録されます。一
時停止ではありません。

99

ストア操作

タイマモードを使用した Timer Auto 1 の場合は、下記の Auto1 ストアス
タンバイ画面が表示されます。

測定開始時間表示
測定終了時間表示

15. A u t o1 ストアの場合は、測定時間が設定した測定時間になるとデータ保存を終了します。
途中で終了する場合は、Start / Stop キーまたは Store キーを押して終了します。
Timer Auto1 ストアの場合は、測定時間が設定した測定時間になるか、測定終了時刻になるとデータ保存が終了します。

Auto1
Storeキーを押す

測定時間経過後
ストア中
ストア終了

測定開始

この間にStart / Stopキーまたは
Storeキーを押すとその時点でAuto1ストアが終了
Timer Auto1
Storeキーを押す

測定時間経過または測定終了時刻にストア終了

測定開始
ストア中

タイマ待機中スタンバイ画面表示

この間にStart / Stopキーまたは
Storeキーを押すとその時点でTimer Auto1ストアが終了

100

ストア操作

Auto1 ストア中の Pause キーの動作
ノート
Auto1 ストア中の Pause キーは一時停止ではありません。

Auto1 ストア中に Pause キーを押すと、Auto1 ストアデータへのマーカ（ P）記録が開始します。再度押すとマーカ（P）
記録は停止します。

Pauseキーを押す

Auto1ストア中

この区間のAuto1ストアデータにマーカ（P）が入る

マーカ（ P）記録中はメイン画面の［一時停止マーク］と［測定中マーク］、［ストア表示］が点滅表示します。

一時停止マーク
点滅表示

ノート
Timer Auto1 では Pause キーは受け付けません。

101

ストア操作保存されたデータを読み出す
メモリに保存した Auto1 データを読み出す手順は次のようになります。
1. Power キーを押して、電源を On にします。

X / Y / Z キー

Pause / Cont キー
Mode キー

Recall キー

Power キーSub Display キー
キー

2. Recall キーを押して、サブ画面をリコールメニュー画面にします。

各ストアモードのリコールデータ

ストア日時

102

ストア操作ノート
リコールデータが全くない場合は、下図のメッセージを表示します。
何かキーを押すと解除できます。

3. ▲または▼キーを押して目的のリコールデータを選択し、R e c a l l キーを押します。
サブ画面に選択されたリコールデータが表示されます。
4. ▲または▼キーを押して目的の測定経過時間のデータを選択します。
サブ画面に、保存された測定データが表示されます。
5. X / Y / Z キーを押して振動方向表示を切り替え、各方向の測定データを読みとります。
1 方向測定の場合、対象のチャンネル以外の測定値は 0.0 dB となります。

測定経過時間測定設定時間6. Recall モードを終了するときは再度 Recall キーまたは Pause キーを押し、リコールメニュー画面で Pause キーを押します。
103

ストア操作保存されたメモリカードデータを読み出す（VM-53A のみ）
A u t o1 モードでメモリカードに保存したデータをサブ画面に読み出す手順は次のようになります。
メモリカードが本体に挿入されていることを確認します。
1. Power キーを押して、電源を On にします。

X / Y / Z キー

Pause / Cont キー
Mode キー

Recall キー

Power キーSub Display キー
キー

2. Recall キーを押します。
［Checking card］とメッセージを表示した後に、サブ画面がカードリコール
メニュー画面になります。

Checking card...

メモリカードデータ読み出し中点滅表示（メモリカード内のメモリ容量により表示時間は異なる）

Cancel Pause
3. ▲、▼キーまたは S u b D i s p l a y キーを押してリコールメニューのページ番
号を切り替えて、目的のリコールデータのあるページを選択します。

ノート
上図のメッセージ表示は、メモリカードのメモリ量により表示時間が異なります。そのため、一瞬しか表示しない場
合もあります。

104

ストア操作

リコールメニューの
ページ番号

MAN_0003
AU1_0002
AU1_0001
AUTO1

01/03
01/02
01/01
01/04

08:30
08:30
08:30
08:30

メモリカードのストアデータの場合は４桁の数字がファイル名として表示されます。
ストア日時
メモリ残り容量（Byte）

メモリカードリコールメニュー画面

ノート
リコールデータが全くない場合は、下図のメッセージを表示します。
何かキーを押すと解除できます。

105

ストア操作

4. ▲または▼キーを押して目的のリコールデータ（ ファイル名）を選択し、Recall キーを押します。
サブ画面に選択されたリコールデータが表示されます。
5. ▲または▼キーを押して目的の測定経過時間のデータを選択します。
サブ画面に、保存された測定データが表示されます。
6. X / Y / Z キーを押して振動方向表示を切り替え、各方向の測定データを読みとります。
1 方向測定の場合、対象のチャンネル以外の測定値は 0.0 dB となります。

Auto1(storeキーを押した日時)

X / Y / Z キーを押して切り替える

7. Recall モードを終了するときは再度 Recall キーまたは Pause キーを押し、リコールメニュー画面で Pause キーを押します。

106

ストア操作

オート 2（Auto2）
測定時間毎に演算測定を連続して行い、各演算値（
max、

5、

10、

50、

90、

95、

eq、

を 1 組として順次保存します。
min）

例えば、測定時間が 1 分（ Meas. time で 1 min に設定）である場合、1 分毎の各演
算値を連続して保存します。
保存先が内部メモリの場合、1 方向測定で最大 4,500 組、3 方向測定で 1,500 組（1,500
組× 3 方向）の各演算結果が保存できます。
V M -53A の場合、メモリカードに保存ができ 1 方向測定で最大 4,500 組、3 方向測定で 4,500 組（ 4,500 組× 3 方向）をそれぞれ 1 ファイルとして複数ファイルを保存することができます。（メモリカード容量の制限を受けます）

ストア数

内部メモリ

メモリカード最大 4,500 個
1 方向→ 4,500 組
3 方向→ 1,500 組

1 ファイル
最大 4,500 組
1 方向→ 4,500 組
3 方向→ 1,500 組

メモリに保存する
Auto2 でメモリに保存する手順は次のようになります。
1. 保存先を決定します。
VM-53 の場合は本体内部メモリへの保存のため 2. に進みます。
V M -53A の場合は本体内部メモリへの保存を行う場合、カードスロットに
メモリカードが挿入されていないことを確認してください。
メモリカードに保存を行う場合にはカードスロットにメモリカードを挿入してください。
VM-53A
VM-53には
カードスロットはありません。

コネクタ側
表

レバー
メモリカードを差し込む際表裏に注意すること

メモリカードを取り出す
ときはレバーを押してください。

カードスロット107

ストア操作

2. Power キーを押して、電源を On にします。
V M -53A の場合で、カードスロットにメモリカードを挿入したときは、メ
イン画面上に［ Card ］と表示されていることを確認します。

Lv / Lva キー

Store キーMenu キー

Mode キー

Power キー

3. Lv / Lva キーを押して、ファンクションを Lv または Lva に設定します。

ファンクション表示
カード挿入表示を確認

メモリカードを挿入している場合の表示
4. Menu キーを押して、サブ画面をメニュー画面にします。
5. Menu キーでメニュー画面（2 / 5）にします。

VM-53Aでメモリカード
挿入時のみ表示され、ファイル名の設定ができる

108

ストア操作

6. Store mode を［Auto2］にします。
▲または▼キーを押して S t o r e m o d e を反転表示させ、 またはキーを押して［Auto2］にします。
タイマモードを使用するときは、［Timer Auto］にします。
本体内部メモリへの保存の場合、手順 8 へ進みます。
7. File name にファイル名（4 桁の数字）をつけます。
▲または▼キーを押して F i l e n a m e を反転表示させ、 またはキーを押してファイル名をつけます。
ノート
F i l e n a m e は V M -53A でメモリカードへ保存する場合に有効になります。
本体内部メモリに保存する場合、File name の表示および設定はありません。

タイマモードを使用していない通常の Auto2 ストアの場合は手順 11 に進み
ます。

109

ストア操作

8. Timer Auto2 の場合、Start（ 測定開始の月、日、時、分）を設定し、次にStop（測定終了の月、日、時、分）を設定します。（年の設定はありません。）▲または▼キーを押して S t a r t および S t o p を反転表示させ、またはキーを押して日時を設定します。
9. Interval の設定をします。
▲または▼キーを押して I n t e r v a l を反転表示させ、 またはキーを押して設定します。
測定周期を Oﬀ、5 min、10 min、15 min、30 min、1 hour から選択します。
［Off］に設定した場合、Meas. time において設定する測定時間ごとに連続して演算を行い、保存します。
Timer Auto2（Interval On）
Meas. timeで設定した測定時間（実測時間）

Storeキーを押す

演算結果をストア
タイマ待機中スタンバイ画面
省電力モード中演算結果をストア

演算測定中

演算測定中

IntervalInterval

この間にStart/StopキーまたはStoreキーを押すとその時点でTimer Auto2ストアを終了

ノート
測定条件を設定する際に、M e a s . t i m e で設定した測定時
間（実測時間）は Interval で設定した測定周期（観測時間）を
超えてはいけません。このような設定にした場合、測定開始時に下図のエラーメッセージを表示します。
また、測定開始時刻と終了時刻が同じ場合測定は行いません。

110ストア操作

10. Sleep Mode の On / Oﬀ を設定します。
▲または▼キーを押して S l e e p M o d e を反転表示させ、 または

キーを押して On / Oﬀ を設定します。
［On］にすると、タイマ待機中に省電力状態となります。
省電力状態では、測定は休止しています。

ノート
省電力中は消費電力が約 1 / 2 になります。
省電力中に Start / Stop キーもしくは Store キーを約 1 秒
間押すと測定を終了します。
測定開始の 30 秒前になると、自動的に通常画面に切り替
わり、設定時刻になると保存を開始します。
測定開始時刻と終了時刻が同じ場合は測定を行いません。

11. Menu キーを押して、メニュー画面 1 / 5 にし、Meas. time を設定します。
▲または▼キーを押して Meas. time を反転表示させ、 またはキーを押して測定時間を設定します。
測定時間は 500 s（秒）、10 s、1 m（分）、5 m、10 m、15 m、30 m、1 h（時間）、4 h、8 h、24 h、Manual のいずれかを選択します。

111

ストア操作

12. Channel を設定します。
▲または▼キーを押して C h a n n e l を反転表示させ、 またはキーを押して測定方向を設定します。
3 方向（X / Y / Z）のデータを保存する場合は、［X / Y / Z］を選択します。
1 方向のデータ保存でよい場合は、X、Y、Z のいずれかを選択します。

Meas. time

13. Menu キーを押して測定画面に戻ります。

112

ストア操作

14. Store キーを押すと、Auto2 ストアがスタートします。
Auto2 ストアの場合は、メイン画面で［測定中マーク］と［ストア表示］が点滅します。また、経過時間も表示されます。

測定中マーク
経過時間表示ストアデータ個数
ストア表示

ノート
本体内部メモリに保存を行う場合、上書きとなり、S t o r e
キーを押してストア開始した時点で以前のストアデータは消去されます。
VM-53A でメモリカードに保存を行う場合、既にデータが保存されているファイル名に保存しようとすると、下図のメッセージが表示されます。
上書きする場合は、Start キーを押します。
上書きしない場合は、P a u s e キーを押し、メニュー画面（ 2 / 5）で異なるファイル名をつけたうえ、保存してください。

Same file exists!!
Overwrite
OK
Start
Cancel Pause

上書きしてよければStartキーを押す
上書きしない場合はPauseキーを押す

113

ストア操作

タイマモードを使用した T i m e r A u t o2 の場合は、下記の A u t o2 ストアス
タンバイ画面が表示されます。

15. Auto2 ストアの場合は、データ組が 1 方向測定で 4,500 組、
3 方向測定で 1,500組に達するとデータ保存を終了します。
途中で終了する場合は、Start/Stop キーまたは Store キーを押して終了します。
Timer Auto2 ストアの場合はさらに、測定終了時刻に達したときもデータ保存が終了します。

114

ストア操作

Auto2

Meas. timeで設定した測定時間（実測時間）
演算結果
をストア

Storeキーを押す

演算測定中
測定開始

演算結果
をストア

演算測定中

この間にStart/Stopキーまたは
Storeキーを押すとその時点でAuto2ストアを終了

Timer Auto2（Interval Off）
Meas. timeで設定した測定時間（実測時間）
Storeキーを押す

演算結果
をストア

測定開始
タイマ待機中スタンバイ画面

演算結果をストア
測定終了時刻

演算測定中

演算測定中

この間にStart/StopキーまたはStoreキーを押すとその時点でTimer Auto2ストアを終了

Timer Auto2（Interval On）
Meas. timeで設定した測定時間（実測時間）

Storeキーを押す

演算結果をストア
タイマ待機中スタンバイ画面
省電力モード中

演算測定中

Interval

演算結果をストア

演算測定中

Interval

この間にStart/StopキーまたはStoreキーを押すとその時点でTimer Auto2ストアを終了

115

ストア操作保存されたデータを読み出す
メモリに保存した Auto2 データをサブ画面に読み出す手順は次のようになります。
1. Power キーを押して、電源を On にします。

X / Y / Z キー

Pause / Cont キー
Mode キー

Recall キー

Power キーSub Display キー
キー

2. Recall キーを押して、サブ画面をリコールメニュー画面にします。

各ストアモードのリコールデータ

ストア日時

116

ストア操作ノート
リコールデータが全くない場合は、下図のメッセージを表示します。
何かキーを押すと解除できます。

3. ▲または▼キーを押して目的のリコールデータを選択し、R e c a l l キーを押します。
サブ画面に選択されたリコールデータが表示されます。
4. ▲または▼キーを押して測定時間ごとのデータを読みとります。
ストアデータ個数表示が測定データ数を表しています。
5. X / Y / Z キーを押して振動方向表示を切り替え、各方向の測定データを読みとります。
1 方向測定の場合、対象のチャンネル以外の測定値は 0.0 dB となります。

117

ストア操作

6. M o d e キーを押して演算種類表示を e q → m a x → m i n → 5 → 10 → 50 → 90
→ 95 と切り替え、各演算値を読みとります。
更に M o d e キーを押すと演算リストを表示し、全ての演算値を一度に見ることができます。
7. Recall モードを終了するときは再度 Recall キーまたは Pause キーを押し、リコールメニュー画面で Pause キーを押します。

演算開始時刻118

ストア操作保存されたメモリカードデータを読み出す（VM-53A のみ）
マニュアルモードでメモリカードに保存したデータをサブ画面に読み出す手順は次のようになります。
メモリカードが本体に挿入されていることを確認します。
1. Power キーを押して、電源を On にします。

X / Y / Z キー

Pause / Cont キー
Mode キー

Recall キー

Power キーSub Display キー
キー

2. Recall キーを押します。
［Checking card］とメッセージを表示した後に、サブ画面がカードリコール
メニュー画面になります。
3. ▲、▼キーまたは S u b D i s p l a y キーを押してリコールメニューのページ番
号を切り替えて、目的のリコールデータのあるページを選択します。

Checking card...

メモリカードデータ読み出し中点滅表示（メモリカード内のメモリ容量により表示時間は異なる）

Cancel Pause
ノート
上図のメッセージ表示は、メモリカードのメモリ量により表示時間が異なります。そのため、一瞬しか表示しない場
合もあります。

119

ストア操作

表示は測定開始日時の新しい順に上から並びます。

リコールメニューの
ページ番号

MAN_0003
AU1_0002
AU2_0001
AUTO2

01/03
01/02
01/01
01/04

08:30
08:30
08:30
08:30

各ストアモードのリコールデータ
メモリカードのストアデータの場合は４桁の数字がファイル名として表示されます。
ストア日時

メモリカードリコールメニュー画面

ノート
リコールデータが全くない場合は、下図のメッセージを表示します。
何かキーを押すと解除できます。

120

ストア操作

4. ▲または▼キーを押して目的のリコールデータ（ ファイル名）を選択し、Recall キーを押します。
サブ画面に選択されたリコールデータが表示されます。
5. ▲または▼キーを押して測定時間ごとのデータを読みとります。
ストアデータ個数表示が測定データ数を表しています。
6. X / Y / Z キーを押して振動方向表示を切り替え、各方向の測定データを読みとります。
1 方向測定の場合、対象のチャンネル以外の測定値は 0.0 dB となります。
7. M o d e キーを押して演算種類表示を e q → m a x → m i n → 5 → 10 → 50 → 90
→ 95 と切り替え、各演算値を読みとります。
更に M o d e キーを押すと演算リストを表示し、全ての演算値を一度に見ることができます。

ストアデータ番号

Auto2
振動方向表示X/Y/Zキーを押して
切り替える

演算値

121

ストア操作

8. Recall モードを終了するときは再度 Recall キーまたは Pause キーを押し、リコールメニュー画面で Pause キーを押します。

ストアデータ番号

Auto2

122

コンパレータ
コンパレータ動作
コンパレータ動作は、ピックアップからの振動を測定している中で、その振動のレベル（ 実効値変換された値）があらかじめ設定しておいたコンパレータレベルを超えたときにコンパレータ出力（ オープンコレクター回路、液晶表示の点滅）を動作させる機能です。
コンパレータ機能動作の設定は、M e n u5 / 5 で行い、メイン画面で表示している
チャンネルが対象になります。
コンパレータ出力は、演算中、ストア中、C a l 中、メニュー、リコール中は動作し
ません。

設定内容
Menu5 / 5 でコンパレータ機能を「 On」に設定すると下記の設定内容が表示されます。
コンパレータレベル

30〜120 dB の間で 1 dB 刻みの設定

遅延時間

0〜9 秒の間で 1 秒刻みの設定

オートリセット

On / Oﬀ の設定

オートリセット時間

0〜90 秒の間で 1 秒刻みの設定

設定方法は Menu キーを押して、サブ画面を Menu5 / 5 にします。
次に▲または▼キーでメニューの項目を選択し、またはキーで項目の内容を変更します。

Menu

op

Menu

RecallLight

Address
Output Cal
Up
Down

ont

<Comp. Setting> Menu5/5
:
On
Comp.
:
70dB
Comp. Level:
5s
Delay Time
Auto Reset:On
Auto Reset Time : 10s

PowerOn / OffOn

123

コンパレータ

コンパレータ機能を On にするとコンパレータ表示が点灯します。

瞬時値測定時例

コンパレータレベル
コンパレータレベルとは、コンパレータ出力が動作するしきい値のレベルをいいます。
例えば、コンパレータレベルを 60 d B に設定した場合、60 d B がしきい値のレベ
ルとなります。また、バーグラフの 60 dB にあたる部分が点灯します。

60 dB

124

コンパレータ

遅延時間
振動レベルがコンパレータレベルを上回ったまま設定した遅延時間を経過するとコ
ンパレータ機能が動作します。
0〜90 秒の間で 1 秒刻みの設定が可能です。

オートリセットO n に設定した場合、振動レベルがコンパレータレベルを下回ったまま設定した
オートリセット時間が経過すると、動作したコンパレータ出力機能が解除されます。
Oﬀ に設定した場合、Max Hold Reset キーを押すか、Menu5 / 5 でコンパレータ
機能を Oﬀ にするまで、動作したコンパレータ出力機能は解除されません。

オートリセット時間
振動レベルがコンパレータレベルを下回り、コンパレータ出力がオートリセットされるまでの時間です。
0〜90 秒の間で 1 秒刻みの設定が可能です。
オートリセットが On のときに有効となります。

ノート
コンパレータ動作中に設定変更を行うとコンパレータ出力が動作する場合があります。

100 ms毎の瞬時値

125

コンパレータ

リセットについて動作したコンパレータ機能のリセットは下記の 3 通りの方法があります。
① オートリセットによる方法
前述のように、オートリセットを O n にしておくと、オートリセット時間経
過後、コンパレータ出力が自動的にリセットされます。
② Max Hold Reset キーによる方法
Max Hold Reset キーを押すと、コンパレータ出力がリセットされます。
オートリセットの On / Oﬀ に関係なく動作します。
③ Menu5 / 5 でコンパレータ機能を Oﬀ にする方法
コンパレータ機能を Oﬀ にすると、コンパレータ出力がリセットされます。
※ ①、②は、リセット後もコンパレータ機能は O n として動作しますが、③はコンパレータ機能が Oﬀ となり、通常測定状態に戻ります。

コンパレータ出力
コンパレータ出力は、下記の 2 種類があります。
① 液晶が点滅
液晶の測定値表示の部分が、0.5 秒おきに点滅表示します。
② オープンコレクタ回路が働いて、I / O 接続端子の 5 番ピンと 9 番ピンが導通します。

コンパレータ出力回路例は「参考資料」の 229 ページに記載してあります。
コネクタ形状は126

メモリカード（VM-53A）
メモリカードVM-53A のみメモリカードが使用できます。VM-53 はメモリカードが使用できません。

メモリカードの取り付け、取り外し
カードスロットのふたを開けて、メモリカードを装着します。
はずすときは、レバーを中へ押し込むとメモリカードが取り出せます。

重 要
カードの抜き差しは必ず電源を O f f にしてから行ってくだ
さい。

（VM-53ははずせません）

VM-53A
VM-53には
カードスロットはありません。

コネクタ側
表

レバー
メモリカードを差し込む際表裏に注意すること

メモリカードを取り出す
ときはレバーを押してください。

カードスロット127メモリカード（VM-53A）

データのサイズについて
Auto1 ストアを行う場合に必要とするデータのサイズは下記の通りです。
データ容量（MByte）
測定時間

サンプリング100 msec

サンプリング
1 sec

1 hour

1.5

0.15

8 hour12

1.2

24 hour（1 day）

35

3.5

3 day

104

10.4

7 day

242

24.2

288

28.8

Manual（199 時間 59 分 59 秒）

測定時間と必要なデータ容量の関係
例えば、サンプリング 100 msec で 8 時間測定を行う場合、上記表より必要容量は12 MByte となりますので、16 MByte のメモリカードで測定可能となります。

Auto2 ストア
Auto2 ストアを行う場合には、1 データ組あたり 240 Byte を必要とします。
例えば、10 分間測定を 1 週間連続で行う場合は、全部で 1,008 個のデータ組を保存しますので、1008 × 240 ＝約 242 kByte の容量を消費します。

Manual ストア
M a n u a l ストアを行う場合には、一つのファイル名（ 100 データ組）につき約25 kByte を必要とします。
データを 1 組保存しても、100 組保存しても必要メモリ量は同じです。

128

メモリカード（VM-53A）

データコピー機能
内部メモリに保存したデータをメモリカードへコピーすることができます。内部メ
モリにデータが記録されているものとして説明します。
1. メモリカードを挿入して、電源を入れます。
2. Menu キーを押してメニュー画面 4/5 を開きます。
3. Data Copy を On に設定します。

メニュー画面（4/5）<Memory>
Menu4/5
Format: Off
Data Copy: On
Meas. Set Copy : Off<Time setting>2003/01/10 12:34:56

データコピー

4. メモリカードにコピーするストアデータの種類を Manual / Auto1 / Auto2
から選択します。
5. F i l e N a m e を決めてから S t a r t キーを押すとメモリカードへのコピーが開始されます。

メニュー画面（4/5）<Memory>

Menu4/5

Data Copy: On
Memory Type : Manual
File Name: MAN_0000
OK Start Cancel Pause

データコピー
ストアデータの種類
ファイル名

129

メモリカード（VM-53A）

メモリカードについて別売品のメモリカードは当社からの購入品をご使用ください。

本 器 に 使 用 で き る メ モ リ カード は コ ン パ ク ト フ ラッシュカード（ C o m p a c t
Flash TM）※です。
※ Compact Flash TM は米国 San Disk 社の登録商標です。

メモリカードは同一会社同一型式であっても仕様の異なるものが市販されていることがあります。そのために当社以外の購入品では正しく動作しないものが存在します。
したがって、ご使用の際は必ず当社からの購入品のご使用をお勧めします。

ノート
メモリカードへ記録したデータを市販の表計算ソフトウェ
アなどでコンピュータへ取り込む場合、ソフトウェアによってはファイル名がそのままでは読み込めない場合があります。そのような時には、ソフトウェアを読み込む
前に読み込みたいファイル名の拡張子を t x t （ 例えば「 AU1-0001.txt」）などに変更する必要があります。ファイル名の拡張子をご利用になるソフトウェアがテキストファ
イルとして読み込めるように変更してください。
メモリカードはコンピュータでフォーマットしないでくだ
さい。

130

メモリカード（VM-53A）

メモリカードのストアデータ形式について
メモリカードへ保存されるデータは、C S V 形式となります。メモリカード内にはサブディレクトリとファイルが作成されます。

MANUAL ストアの場合
メニュー画面で設定したファイル名はサブディレクトリ名の下 4 桁で使用されます。

MAN_1234
MAN_0000.rvd

100
CSV

131

メモリカード（VM-53A）

Inst/Max Hold,Frequency-weight,
Address, Inst/M- Freq- Time -weight,
Filter,
1,
Inst,
Lv,
0.63s,
,
2,
Inst,
Lv,
0.63s,
,
3,
Inst,
Lva,
0.63s,
,
4,
Inst,
Lv,
0.63s,
,
5,
Inst,
Lv,
0.63s,
,
6,
Inst,
Lv,
0.63s,
,
7,
Inst,
Lva,
0.63s,
,
8,
Inst,
Lva,
0.63s,
,

Over,
,
,
,
Over,
,
,
,
,

Freq,
Lv,
Lv,
Lva,
Lv,
Lv,
Lv,
Lva,
Lva,

Under,,,
Under,,,,,,

Frequency-weight,
Time-weight,
Filter,0.63s,,
0.63s,,
0.63s,,
0.63s,,
0.63s,,
0.63s,,
0.63s,,
0.63s,,

X_Range,
100,
70,
70,
90,
70,
70,
70,
80,

132

Y_Range,
70 ,
80 ,
70 ,
70 ,
70 ,
0,
90 ,
70 ,

X_Leq,
0,
48.5,
47.3,
0,
0,
0,
0,
64.2,

Y,
38.9,
44.8,
55.5,
56.7,
62.2,
45.1,
51.1,
47.3,

Center/High pass filter cutoff,
Low pass filter cutoff,
Center/HiLow pass Store time,
X_Range,,,
2003/1/ 1, 8:30,
70,,,
2003/1/ 1, 9:10,
70,,,
2003/1/ 1, 9:50,
110,,,
2003/1/10,10:05,
70,,,
2003/1/10,10:30,
80,,,
2003/1/11, 8:30,
70,,,
2003/1/11, 8:42,
100,,,
2003/1/12,11:05,
70,

Over,
,
,
,
,
Over,
,
,
,

Under,
,
,
,
,
,
,
,
,

Z_Range,
70 ,
120 ,
70 ,
70 ,
70 ,
70 ,
80,
70 ,

Center/High pass filter cutoff,
Low pass filter cutoff,
Center/HiLow pass
Beginning time,,,
2003/1/ 1, 0:00,,,
2003/1/ 1, 9:00,,,
2003/1/ 1, 9:30,,,
2003/1/ 1, 0:00,,,
2003/1/ 1, 0:00,,,
2003/1/11, 8:00,,,
2003/1/ 1, 0:00,,,
2003/1/12,10:00,

X_Lmax,
0,
55.9,
55.4,
0,
0,
0,
0,
72.1,

X_Lmin,
0,
36.9,
37.8,
0,
0,
0,
0,
52,

X_L5,
0,
53.1,
52.9,
0,
0,
0,
0,
69.5,

X_L10,
0,
50.5,
49.6,
0,
0,
0,
0,
67.2,

X,
42.3,
48.7,
43.2,
65.8,
56.2,
0,
55.8,
46.7,

Z, Over, Under,
45.7,
,
,
55.1,
, Under,
53.5,
,
,
54.9,
,
,
57.8,
,
,
58.5, Over,,3.3,, Under,
48.6,,,

Measurement time,
Time setting,
500sec,500sec,500sec,1min,1hour,
10min,
1min,
Manual,

X_L50,
0,
46.3,
45.5,
0,
0,
0,
0,
62.1,

Measur.
0:00:00,
0:08:20,
0:08:20,
0:00:00,
0:00:00,
0:10:00,
0:00:00,
0:01:40,

X_L90,
0,
40.3,
41.1,
0,
0,
0,
0,
54.6,

X_L95,
0,
39.5,
39.8,
0,
0,
0,
0,
52.9,

メモリカード（VM-53A）

Over,
,
,
,
,
,
,
,
Over,

Under,
,
,
,
,
,
,
,
,

Y_L90,
0,
41.1,
42.8,
0,
0,
0,
0,
58.2,

Z_L10,
0,
55.5,
54.2,
0,
0,
46.8,
0,
69,

Y_Range,
90,
70,
70,
70,
70,
70,
70,
100,

Y_L95,
0,
38.7,
37.9,
0,
0,
0,
0,
55.6,

Z_L50,
0,
49.5,
50.8,
0,
0,
45,
0,
66.2,

Over,
,
,
,
,
,
,
,
,

Y_ Leq,
0,
46.1,
47.2,
0,
0,
0,
0,
65.8,

Y_Lmax,
0,
54.8,
52.5,
0,
0,
0,
0,
70.9,

Y_Lmin,
0,
35.7,
35.9,
0,
0,
0,
0,
54.5,

Y_L5,
0,
51.1,
50.8,
0,
0,
0,
0,
67.5,

Y_L10,
0,
49.2,
48.3,
0,
0,
0,
0,
65.9,

Y_L50,
0,
45.5,
45.1,
0,
0,
0,
0,
64.1,

Under,
,
,
,
,
,
,
,
,

Z_Range,
100,
70,
70,
80,
90,
70,
70,
100,

Z_Leq,
0,
50.3,
52.2,
0,
0,
46.3,
0,
67.8,

Z_Lmax,
0,
59.6,
57.8,
0,
0,
49.8,
0,
71.8,

Z_Lmin,
0,
42.9,
41,
0,
0,
28.7,
0,
59.8,

Z_L5,
0,
57.6,
56.8,
0,
0,
47,
0,
69.8,

Z _L90,
0,
45.3,
45.8,
0,
0,
38.1,
0,
62.3,

Z_L95,
0,
44.1,
43.2,
0,
0,
30.5,
0,
60.5,

Over,
,
,
,
,
,
,
,
,

Under,
,
,
,
,
,
,
,
,

Pause
Pause

ノート
測定データのない部分には、0 が入ります。

133メモリカード（VM-53A）

AUTO 1 ストアの場合
メニュー画面で設定したファイル名はサブディレクトリ名とヘッダファイル名の下4 桁で使用されます。

AU1_2345
AU1 _ 2345. r v h1

AU1_0000.rvd2

AU1_0001.rvd

60,000
2.4 MByte※ 1 Auto1 ストアヘッダファイル例

File name,
AU1_0000
File number,
1
Data number,
254
X_Range,70
Y_Range,70
Z_Range,80
Frequency-weight, Lva
Time -weight,
0.63s
Filter,Center/High pass filter cutoff, Low pass filter cutoff, Time setting,
1min
Measurement time, 0:00:25
Sampling,
0.1
Start Time,
2003/1/10,10:00
Stop Time,
2003/1/10,10:00

134

X
Y
Z

60,000 組

メモリカード（VM-53A）※ 2 Auto1 ファイル説明

X,Over,Under,Pause,Y,Over,Under,Pause,Z,Over,Under,Pause,
13.8, ,U, ,22.3, , , ,18.4, ,U, ,13.7, ,U, ,22.3, , , ,18.4, ,U, ,13.7, ,U, ,22.4, , , ,18.4, ,U, ,13.6, ,U, ,22.4, , , ,18.5, ,U, ,13.6, ,U, ,22.5, , , ,18.5, ,U, ,13.4, ,U, ,22.6, , , ,18.6, ,U, ,13.3, ,U, ,22.7, , , ,18.6, ,U, ,13.2, ,U, ,22.7, , , ,18.7, ,U, ,13.0, ,U, ,22.8, , , ,18.8, ,U, ,12.9, ,U, ,22.9, , , ,18.8, ,U, ,ヘッダファイルには、測定条件などが記録されます。
データファイルには、騒音レベル、オーバー情報（ O ）、アンダー情報（ U ）、ポーズ（マーカ）情報（ P ）が、CSV 形式で保存されます。
改行は＜

＞＜

＞で行います。

1 ファイルにつき最大 60,000 データを保存し、それを超えると新しいファイルにデータを保存します。最大 120 ファイル（ 100 m s e c サンプル周期で、199 時間 59
分 59 秒測定の場合）まで作成されます。

135

メモリカード（VM-53A）

AUTO 2 ストアの場合
メニュー画面で設定したファイル名はサブディレクトリ名とヘッダファイル名の下4 桁で使用されます。

AU2_3456
1

AU2 _ 3456.rvh
AU2_0000.rvd

2

AU2_0001.rvd※ 1 Auto2 ストアヘッダファイル例

File name,
AU2_0000
Data number,
80
X_Range,70
Y_Range,70
Z_Range,70
Frequency-weight, Lva
Time-weight,
0.63s
Filter,Center/High pass filter cutoff, Low pass filter cutoff, Time setting,
10sec
Start Time,
2003/1/10,20:53
Stop Time,
2003/1/10,21:05
Interval,
Off

136

X
Y
Z

メモリカード（VM-53A）※ 2 Auto2 ファイル説明

Address,Time,Measurement Time,
1,2020/11/30,20:53:32, 0:00:10,
2,2020/11/30,20:53:42, 0:00:10,
3,2020/11/30,20:53:52, 0:00:10,
4,2020/11/30,20:54:02, 0:00:10,
5,2020/11/30,20:54:12, 0:00:10,
6,2020/11/30,20:54:22, 0:00:10,

X_Lvaeq, X_Lvamax, X_Lvamin, X_Lva5, X_Lva10, X_Lva50, X _Lva90, X_Lva95,Over,Under,
27.9, 32.6, 24.4, 32.5, 32.2, 26.5, 24.6, 24.4, , ,71.4, 81.5, 24.4, 80.1, 77.8, 51.4, 24.7, 24.4,Over, ,32.9, 39.1, 28.7, 38.5, 37.2, 30.6, 28.9, 28.8, , ,74.7, 83.2, 31.5, 82.9, 81.6, 56.4, 33.8, 32.4,Over, ,55.2, 63.3, 33.4, 60.8, 58.8, 54.0, 39.5, 36.3,Over, ,79.3, 85.9, 27.7, 85.4, 84.5, 71.6, 28.2, 27.9,Over, ,Y_Lvaeq, Y_Lvamax, Y_Lvamin, Y_Lva5, Y_Lva10, Y_Lva50, Y_Lva90, Y_Lva95,Over,Under,
28.5, 30.1, 27.6, 30.0, 29.9, 28.3, 27.7, 27.7, , ,71.5, 81.6, 27.8, 79.9, 77.7, 51.2, 28.2, 27.9,Over, ,76.7, 83.6, 29.2, 83.4, 83.0, 33.6, 29.3, 29.3,Over, ,56.8, 83.0, 33.3, 79.7, 76.4, 51.2, 34.3, 33.8,Over, ,54.7, 62.0, 34.0, 59.8, 58.1, 53.9, 38.7, 36.4, , ,32.5, 38.4, 29.3, 37.5, 35.8, 31.0, 29.7, 29.4, , ,Z_Lvaeq, Z_Lvamax, Z_Lvamin, Z_Lva5, Z_Lva10, Z_Lva50, Z_Lva90, Z_Lva95,Over,Under,Pause,
22.4, 24.4, 21.4, 24.3, 24.2, 22.0, 21.5, 21.4, , ,73.4, 82.8, 21.6, 81.9, 79.8, 34.2, 21.7, 21.6,Over, ,38.6, 65.7, 26.2, 62.2, 58.8, 37.3, 27.2, 26.5, , ,30.3, 38.1, 22.8, 37.4, 35.8, 27.4, 23.4, 23.3, , ,54.6, 61.9, 29.1, 59.7, 58.0, 53.9, 38.3, 35.7, , ,29.8, 37.5, 23.6, 36.8, 34.8, 26.3, 24.0, 23.8, , ,

データファイルは、1 データ組あたり 240 Byte が必要です。

137

初期値
本器の初期値（工場出荷時設定）は下記のようになっています。
メイン画面： 瞬時値測定画面

サブ画面： レベル - タイム 1 方向画面

V/

va

レベルレンジ：v： 120 dB（全チャンネル）Menu 1 / 5
Meas. time

： 500 sChannel： X/Y/Z

Output： AC

Menu 2 / 5
Store Mode

： Manual

File name： MAN̲0000

Menu 3 / 5
LCD Contrast ：＊＊＊＊＊Serial： Oﬀ

Baud Rate： 19200

Meas. Print

： Oﬀ

Index

： 1

Menu 5 / 5
Comp

： Oﬀ

Start / Stop キーを押しながら、電源を投入すると、上記の設定で立ち上がります。
時刻およびメモリ内容は初期化されません。

138

出力端子
交流出力端子（AC Output）
Output 端子より、交流信号が出力されます。
なお、あらかじめ Menu1 / 5 の Output を AC に設定しておきます。
設定方法は、M e n u キーを押して M e n u1 / 5 にし▲または▼キーで O u t p u t の項
目を反転表示させ、 またはキーを押して AC に設定します。

出力電圧：

1 Vrms ± 20 mVrms（レンジフルスケール時）

出力抵抗：

600 Ω

負荷抵抗：

10 kΩ 以上

出力端子：

BNC 端子適合コード： BNC-BNC ケーブル NC-39A（1.5 m） 別売

本器の指示値と出力電圧の関係は下図の様になります。

10

1
0.1
0.01
V rms
0.001
100 µ
10 µ
-60

-50

-30

-40

-20

-10

FS

+10

dB
FS

本器を校正状態にしたときの出力信号は、31.5 Hz、1.0 Vrms になります。

139

出力端子

直流出力端子（DC Output）
Output 端子より、直流信号が出力されます。
なお、あらかじめ Menu1 / 5 の Output を DC に設定しておきます。
設定方法は、M e n u キーを押して M e n u1 / 5 にし、▲または▼キーで O u t p u t の
項目を反転表示させ、 またはキーを押して DC に設定します。

出力電圧：2.5 ± 30 mV（レンジフルスケール時）、0.25 V／10 dB

出力抵抗：

600 Ω

負荷抵抗：

10 kΩ 以上

出力端子：

BNC 端子適合コード： BNC-BNC ケーブル NC-39A（1.5 m） 別売

本器の指示値と出力電圧の関係は下図の様になります。

3.0
2.5
2.0
1.5
V
1.0
0.5
0
-60

-50

-40

-30

-20

-10

FS

dB
FS

本器を校正状態にしたときの出力信号は、2.5 V になります。

140

+10

出力端子

I / O 端子I/O 端子はシリアル通信を用いたデータの出力や設定制御、コンパレータ出力の端子です。
接続ケーブルは以下のとおりです。

プリンタとの接続
ケーブル：

ストレートケーブル（市販品）

本体側コネクタ：D-sub9 ピンオス

プリンタ側コネクタ： D-sub25 ピンメス（ DPU-414 の場合、DPU-414 付属のコネクタを使用）対象プリンタ：

DPU-414、CP-11、CP-10（別売品）

コンピュータとの接続
ケーブル：

クロスケーブル（市販品）

本体側コネクタ：D-sub9 ピン

コンパレータ出力（詳しくは「コンパレータ」の章 123 ページ〜126 ページを参照）
オープンコレクタ出力
コンパレータ出力は下図のようになっています。

コネクタ形状は141

別売品の取り扱い
延長コード
延長コードを使用し、さらに離れたところでの測定に使用します。
延長コードは下記種類のコードがあります。
10 m

EC-02SB

50 m（リール付） EC-02SD
100 m（リール付） EC-02SE
ノート
延長コードを使用し、103 m（ うち 3 m は付属の E C -02Sコード）までが計量法の検定の対象となります。

リール付の延長コードは、それぞれを接続することが可能です。
※ リール付でないコードどうしの連結接続は出来ません。

Input

OutputMeas.time

X

Store Mode

EC-02S 3 m

Sub Display

Level Range

Display

X/Y/Z

Y

Lv / Lva

Mode

Print

Max Hold
Reset

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

142

Z

VIBRATION LEVEL METER VM-53

Output

X

Y

Up
Down

Pause/ContPower

別売品の取り扱い

リール付の延長コードの使用上の注意
重 要設置または収納のときはコードリールからの接続コードをすべて取り外してから行ってください。ねじれによるコードの断線の原因となります。

リールとの接続をはずす。

VM-53 / VM-53AのInput との接続をはずす。
Input

OutputMeas.time

X

Store ModeZ

VIBRATION LEVEL METER VM-53

OutputSub Display

Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

ピックアップとリールのコネクタの接続をはずす。

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Pause/Cont

Power

143

別売品の取り扱い

プリンタ
別売のプリンタ D P U -414、C P -11、C P -10 を接続して、測定値を記録（ 印字）することが出来ます。
プリンタへは、演算中（ ストアを除く）の 5 秒ごと瞬時値データと演算結果（
またはv a e q、

5、

10、

50、

90、

95、

m a x、

Veq、リコールデータの印字及
m i n）

びサブ画面のハードコピーを行うことができます。
プリンタの使用法については各プリンタの取扱説明書を参照してください。
前節の準備が済んだものとして説明します。

瞬時値の 5 秒毎印字及び演算結果の印字
1. プリンタの電源を On にし、オンラインにします。
2. 本器の Power キーを押して電源を On にします。
3. Menu キーを押して、メニュー3 / 5 の Meas. Print を On にします。
4. 演算測定を行います（「測定」の章、57 ページ〜参照）。
5. 演算測定が開始されると 5 秒ごとの瞬時値データを印字します。演算が終了
すると演算結果を印字して終了します。

Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

144

Lv / Lva

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Pause/Cont

Power

Power

別売品の取り扱い

印字例

VM-53A
Lv

2003
04/01
Level Range

14:50
X= 90
Y= 90
Z=100

X dB
63.3
64.9
64.2
88.3
81.8
85.6
61.8
48.8
63.3
64.9
64.2
64.9

Y dB
57.1
58.1
58.1
77.9
84.2
63.1
33.0
27.6
57.1
58.1
58.1
58.1

Z dB
73.9
74.2
74.3
90.3 O
94.8 O
83.4
49.5
32.9 U
73.9
74.2
74.3
74.2

85.6
61.8
2003/04/01
X
Over

63.1
33.0

83.4
49.5
000:00:10

Y

Z

14:50

Lveq
79.9

Lvmax
89.2

Lv05
80.2

Lv10
80.2

瞬時値
瞬時値の過負荷（Over）
瞬時値の過小信号（Under)

1

1

Lvmin
42.5
Lv50
78.8

Lv90
42.5

Lv95
42.5

Lv90
32.2

Lv95
32.2

Lv90
39.4

Lv95
39.4

Over
Lveq
73.2

Lvmax
83.8

Lv05
78.4

Lv10
78.4

Over

Under

Lveq
86.6

Lvmax
91.6

Lv05
91.5

Lv10
91.5

Lvmin
32.2
Lv50
71.2

Lvmin
39.4
Lv50
88.8

145

別売品の取り扱い

ストアデータの印字
1. プリンタの電源を On にし、オンラインにします。
2. 本器の Power キーを押して電源を On にします。
3. Recall キーを押し▲、▼キーで、印字するストアデータを選択します。
V M -53A でメモリカード内のデータを印字する場合は、あらかじめメモリ
カードをカードスロットに挿入しておきます。
4. ▲、▼キーで、印字したいデータを表示させます。
5. Print キーを押して、印字を開始します。
マニュアルストアデータの場合、1 アドレス分の印字を行います。
オートストア 1 の場合、表示しているデータを先頭に 100 個のデータを印字します。
オートストア 2 の場合、表示しているデータを先頭に 50 データ組が印字されます。続けて Print キーを押すと、51 番目のデータ組から印字します。

RecallLevel Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Pause/Cont

Power

Print

Print

146

Power

別売品の取り扱いマニュアルストアデータ印字例

メモリカードストアデータの場合、印字される
内部メモリの場合は印字されない

VM-53A MANU
2003
X

11
01/01
Lv

2003
X

01/01
Under

08:35:24

Lveq
75.3

Lvmax
89.3

Lv05
84.9

Lv10
84.9

11
01/01
Lv

08:36:55
28.4

01/01

08:35:24

Lveq
52.0

Lvmax
65.9

Lv05
61.6

Lv10
61.6

2003
Z

11
01/01
Lv

08:36:55
41.0

2003
Z

01/01
Over

08:35:24

Lveq
77.8

Lvmax
88.0

Lv05
85.7

Lv10
85.7

2003
Y
2003
Y

演算値の過負荷

MAN_0101
08:36:55
34.0 Under

瞬時値の過小信号または過負荷（Over）
瞬時値

500sec00:01:14

Lvmin
33.8
Lv50
56.2

Lv90
33.8

Lv95
33.8

500sec00:01:14

Lvmin
28.4
Lv50
34.8

Pause

Lv90
28.4

Lv95
28.4

500sec00:01:14

一時停止操作が
あったとき

Lvmin
40.9
Lv50
60.0

Lv90
40.9

Lv95
40.9

147

別売品の取り扱い

Auto1 ストアデータ印字例

メモリカードストアデータの場合、印字される
内部メモリの場合は印字されない

VM-53A Auto 1
2003
04/01
Z
Lv
55.9
82.0
50.9
38.6
35.8

AU1_0101
13:35:54
00:02:04
1sec
step
67.3
75.1
84.3
90.7O 85.6
78.8
45.9
42.1
42.0
36.6
40.1
33.2
35.9
35.9
35.9

00:00:01
88.2
71.9
42.9 P
26.5U
35.9

瞬時値
マーカ（P）
Under

Over

Auto2 ストアデータ印字例

メモリカードストアデータの場合、印字される
内部メモリの場合は印字されない

148

VM-53A Auto 2
Z
Lv
Lveq
Lv05

AU2_0101

2003
0001

04/01
77.8
85.7

13:35:54
88.0
40.9
85.7
60.0

00:02:04

2003
0002

04/01
56.9
58.0

13:35:54
58.0
29.2
58.0
57.9

00:02:04
U
34.8
32.5

2003
0003

04/01
85.0
91.5

13:35:54
92.0
58.0
90.4
67.9

00:02:04
O
58.0
58.0

2003
0004

04/01
77.8
85.7

13:35:54
88.0
40.9
85.7
60.0

00:02:04

2003
0005

04/01
77.8
85.7

13:35:54
88.0
40.9
85.7
60.0

00:02:04

Lvmax
Lv10

Lvmin
Lv50

Lv90

40.9

40.9

40.9

Lv95

40.9

P

40.9

40.9

Under

Over

一時停止操作があったとき

別売品の取り扱い

サブ画面のハードコピー
1. プリンタの電源を On にし、オンラインにします。
2. 本器の Power キーを押して、電源を On にします。
3. Sub Display キーを押して、プリントしたいサブ画面を表示します。
レベル - タイム 1 方向表示画面、レベル - タイム 3 方向表示画面、バーグラ
フ表示画面、演算リスト表示画面、設定確認画面から選択します。
また、メニュー画面をプリントしたい場合は、M e n u キーを押して、メニュー画面を表示させます。
4. Pause / Cont キーを押しポーズをかけます。
メニュー画面を表示している場合は、この操作は必要ありません。
5. Print キーを押すと、サブ画面のハードコピーがプリントされます。
Pause / Contキー
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Menu

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up
Down

Pause/Cont

Power

Power

Print
Sub Display

Print

149

別売品の取り扱い

サブ画面プリント例

80Z

30s Lv

48.5dB 0

20

1

X
Y
Z

30s

Lv

0

80
20
80
20
70
10

3

X
Y
Z

20

80

20

80

10

70
Lv

3
150

42.3
41.8
53.1
db

別売品の取り扱い

Z Lv

L05:
L10:
Leq : 49.5 L50:
Lmax : 60.2 L90:
Lmin : 39.5 L95:

53.2
50.9
48.6
45.3
42.3

Lv
M. Time:500s
X : 80
Output:ACY : 80Z : 70Store Mode:Manual151別売品の取り扱い

レベルレコーダ LR-06 / LR-07 / LR-04 / LR-20A
レベルレコーダを接続して、振動レベル又は振動加速度レベルの時間的変化を記録することができます。

レベルレコーダによる記録
本器とレベルレコーダの電源を入れてください。
準備の章が済んだものとして説明します。
レベルレコーダの操作の詳細は、各レベルレコーダの取扱説明書を参照してください。
1. Menu キーを押して、Menu1 / 5 で Output を AC にします。

2. Menu キーを押して測定画面に戻り、Output Cal キーを押します。
校正中は自動的にファンクションが Lva となります。

X
Y
Z

10

70

10

70

10

70

Cal

152

Lva

70.0
70.0
70.0
db

別売品の取り扱い

3. レベルレコーダの紙送りとペンを動作させ、記録紙に記録します。
4. レベル調整器（ Level Adj）を回して、ペンが目盛り上限の位置を記録するよ
うに調整します。

50 dB

5. 再度本器の Output Cal キーを押して、本器を測定状態にします。
6. Lv / Lva キーでファンクションを設定します。
7. Level Range キーでレベルレンジを設定します。Over および Under が表示されないように設定してください。
本器のレベルレンジの上限値がレコーダの目盛り上限値となります。

70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

50 dB

153

シリアルインタフェース
V M -53 / V M -53A にはシリアルインタフェースが内蔵されています。このインタフェースを使用することにより、コンピュータからのコマンドによって測定条件の設定や測定の制御、現在のデータの取り込み、保存データの取り込みが可能です。

コンピュータとの接続
下図のように振動レベル計 V M -53、V M -53A の右側面の I / O 接続端子とコンピュータの RS-232C 端子を別売のクロスケーブルで接続します。

I/O

6V

DC

本体側コネクタ形状：

154

RS-232C

I/O

D-sub 9 ピン

シリアルインタフェース

伝送方式と伝送制御手順
伝送方式
通信方式：

全2重

同期方式：

調歩同期

通信速度：

4800 bps / 9600 bps / 19200 bps

データ長：

8 ビット

ストップビット：

1 ビット

パリティ：

なし

フロー制御：

X パラメータ

最大ブロックサイズ：

256 byte

コマンド応答：なし / あり（選択）ローカルモード／リモートモード
操作モード

キー操作

通

信

リモート

不可

可

ローカル

可

可

ローカルモード
キー操作が可能なモードです。電源起動時はローカルモードになります。
通信を行うことも可能です。

リモートモード
通信専用のモードで、通常のキー操作はできません。
画面に Remote と表示されます。

155シリアルインタフェース

ローカルモードとリモートモードの切り替え
ローカルモードとリモートモードの切り替えは規定のコマンドによります。

リモートモードでのキー操作
Power キーおよび Pause キー以外のキー操作は無視します。

156

シリアルインタフェース

伝送コード
本器の通信で使用するコードを以下に示します。
制御コード
コード名

16 進数表記

意

味

<ENQ>

05 H

相手確認

<ACK>

06 H

肯定確認

<NAK>

15 H

否定確認

<STX>

02 H

ブロック開始

<ETX>

03 H

ブロック終了<CR>

0D H

ターミネータ 1 文字目

<LF>

0A H

ターミネータ 2 文字目

<SUB>

1A H

停止

<DC3>

13 H

中断

<DC1>

11 H

再開

制御コードもしくは
文字コード

ブロック属性ID

01 H〜FF H

相手／自器の ID 番号

BCC

00 H〜FF H

ブロックチェックコード

特殊コード
ATTR

コマンド、パラメータ、データ
アスキーコード 20 H〜7E H

157

シリアルインタフェース

伝送フォーマット
コマンドブロック：
<STX>

ID

1

1

コンピュータからのコマンド

ATTR コマンド パラメータ <ETX>
1

M

N

BCC

<CR>

<LF>

1

1

1

1

byte

＊ ATTR='C'
パラメータが複数個ある場合にはスペースで区切ります。
データ応答ブロック：

計測器からのデータ応答で、応答データ部は ASCII

<STX>

ID

ATTR

応答データ

<ETX>

BCC

<CR>

<LF>

1

1

1

N

1

1

1

1

byte

＊ ATTR='A' または 'Q'
パラメータが複数個ある場合にはカンマ ，で区切ります。
肯定応答ブロック：
<STX>

ID

1

1

コンピュータまたは計測器

ATTR <ETX>
1

BCC

<CR>

<LF>

1

1

1

1

byte

＊ ATTR=<ACK>
否定応答ブロック：

コンピュータまたは計測器

<STX>

ID

ATTR

エラーコード

<ETX>

BCC

<CR>

<LF>

1

1

1

4

1

1

1

1

BCC

<CR>

<LF>

1

1

1

＊ ATTR=<NAK>
相手確認ブロック：
<STX>

ID

1

1

コンピュータATTR <ETX>
1

1＊ ATTR=<ENQ>
停止要求コード：コンピュータ
<SUB>
1

158

byte

byte

シリアルインタフェース

X パラメータ制御時の中断要求：コンピュータ<DC3>
1

X パラメータ制御時の再開要求：コンピュータ
<DC1>
1

159

シリアルインタフェース

以下に伝送フォーマットのブロック内の「ID」「ATTR」「BCC」について説明します。

ID: ID 番号
概要
複数台の接続時に各個体を区別するため、各個体は ID 番号（ 機器番号）を持っています。
ID 番号は 1〜255（01 H〜FF H）の 255 通りで、バイナリで記述します。
I D 番号は、コンピュータからの送信ブロックでは通信相手の機器番号を、計測器からの送信ブロックでは自分の機器番号を表すことになります。
本器の ID 番号設定はメニュー3 / 5 の Index で行います。

ブロードキャスト
コンピュータからのコマンドが全個体を対象とする場合（ ブロードキャストコマンド）には、ID 番号を 00（00 H）とします。

計測器側の応答計測器は、自分の I D 番号が記述された通信ブロックにのみ反応し、そうでない場合は無視します。
ただし I D 番号が 00（ 00 H）の場合は、設定コマンドなら処理のみを行い、応答は返さず、要求コマンドなら処理も応答も無視します。

160

シリアルインタフェース

ATTR:

ブロック属性ブロック属性は送信側が付加し、受信側のブロック受信処理の便宜を図ります。
コード意<ACK> 06 H

肯定応答ブロック<NAK> 15 H

否定応答ブロック<ENQ> 05 H

応答要求ブロック

味<SUB> 1A H

停止要求ブロック<EOT> 03 H

終了通知ブロック'C' 43 H

コマンドブロック'A' 41 H

データ応答ブロック（最後のブロック）'Q' 51 H

データ応答ブロック（途中のブロック）

BCC:

ブロックチェックコード

B C C は送信側が計算して付加します。受信側では同じ範囲を計算したもので照合します。
計算範囲： STX から ETX まで
計算方法： 計算範囲の排他的論理和で 8 ビット分
なお、コンピュータから送信されるブロックの BCC に 00 H（ NULL）を記述した場
合は、計測器側はブロックチェックを省略します。
これはコンピュータから簡易に送信を行えるようにするための機能です。

161

シリアルインタフェース

ブロック受信処理
受信処理は、受信可能な初期状態では < S T X > 待ち（ アイドリング状態）になっています（コンピュータからの応答待ちシーケンス中を除きます）。
アイドリング状態で < S T X > 以外のデータを受信した場合、振動レベル計はそのデータを無視します。

コマンドの種類
コマンドには設定コマンドと要求コマンドがあります。

設定コマンド本器の状態や各種条件を設定・変更するコマンドです。本器から応答を伴う場合と伴わない場合があります。
応答を伴う場合は設定処理を実行後、応答を返します。

要求コマンド本器の状態や各種設定を要求したり、表示データやストアデータなどの測定デー
タを要求するコマンドです。本器はデータ応答を返します。

162シリアルインタフェース

エラー処理
伝送上のエラー
伝送上のエラーは以下の種類を検知します。
エラー項目

内

容

処

理

フレーミングエラー

キャラクタ単位のフレーミングエラー

そのキャラクタを無視し次のキャラクタ待ちへ

ブロックリセット

ブロック未完成での <STX>
受信（ID 番号を除く）

そこから改めて
ブロック開始コマンド処理上のエラー
ブロックのフォーマットは正常だが、コマンド解釈や処理上で発生したエラーです。
エラー項目

内

容

処

理

未定義コマンド

コマンドが異常

エラーコード 0001 応答

パラメータ異常

パラメータの数や値が不適当

エラーコード 0002 応答

処理不可

現在の動作状態では処理できないエラーコード 0003 応答

処理タイムアウト

処理完了までのタイムアウト時間経過

エラーコード 0004 応答

163

シリアルインタフェース

フロー制御
本器は X パラメータによるフロー制御を備えています。
XON=1 のときは X パラメータによる制御を行います。

X パラメータ制御モード
複数ブロック送信のシーケンスでは、本器から連続でブロックが送信されます。
中断するときは中断要求コード、再開するときは再開要求コード、停止する
ときは停止要求コードをコンピュータから送信します。
なお、RTS、CTS による制御はできません。

164シリアルインタフェース

伝送手順
伝送手順は以下になります。
相手確認シーケンス
応答を伴わない設定シーケンス応答を伴う設定シーケンス
要求シーケンス
連続要求シーケンス
異常シーケンス

設定シーケンスは、応答を伴う場合と伴わない場合を選択することができます。
以下は原則としてコンピュータからのブロックに自分の I D 番号が記述されていた
場合のシーケンスです。

相手確認シーケンス
相手確認ブロックに対しては肯定応答ブロックを返します。
これは単独の手順であり、特にコマンド手順前に必要なものはありません。

応答を伴わない設定コマンドシーケンス
コマンドに対して応答を返さずに処理を実行します。エラーコード要求に対応するため、最新のコマンドの処理結果（エラーを含む）は保持しておきます。
RET0 コマンドにより本シーケンスとなります。

165

シリアルインタフェース

応答を伴う設定コマンドシーケンス
正常時
コマンドの処理実行後、肯定応答を返します。
「 処理実行後」とは、例えば「 ストア実行」ならばストアを実行して終了したときではなく、ストア実行を開始したときを指します。

異常時
ブロックまたはコマンド処理がエラー応答に該当する場合は否定応答を返します。

RET1 コマンドにより本シーケンスとなります。

166シリアルインタフェース

要求シーケンス（1 ブロック）
正常時
要求コマンドに対し直ちに応答を返します。

異常時
ブロックまたはコマンド処理がエラー応答に該当する場合は否定応答を返します。

167

シリアルインタフェース

要求シーケンス（複数ブロック）
X パラメータによるフロー制御
正常時
基本的にはコンピュータから応答を返す必要はなく、本器から連続でブロックが送信されます。
中断するときは中断要求コード、再開するときは再開要求コード、停止するときは停止要求コードをコンピュータから送信します。本器はこれら以外の受信は無視します（停止後も処理しないでください）。

1

1 N-1
ATTR= Q

2

3

N N

168

ATTR= A

シリアルインタフェース

連続要求シーケンス
計測データを周期的に連続要求するコマンドのみに使用するシーケンスです。

X パラメータによるフロー制御
基本的にはコンピュータからの応答を返す必要はなく、本器から周期的にブロックが送信されます。
中断するときは中断要求コード、再開するときは再開要求コード、停止するときは停止要求コードをコンピュータから送信します。本器はこれら以外の受信は無視します（停止後も処理しません）。

ATTR= A169

シリアルインタフェース

エラー応答
ブロックレベルでエラー応答に該当するエラーが発生した場合は、以下の異常
シーケンスとなります。
エラー応答後はアイドリング状態に戻り、複数ブロック転送などを続行しません。

BCC

170

シリアルインタフェース

通信遮断
省電力モード
省電力モードになるときは、現在送信中のブロックを送信終了後スリープ状態に入ります。スリープ状態では本器はコマンドの送受信を行いません。
省電力モードは Timer Auto1、Timer Auto2 で設定できます。

電源 OFF
電源 OFF 処理時は、現在送信中のブロックを送信終了後、通信を停止します。

オートシャットダウン
電源 OFF に準じます。

171

シリアルインタフェース

規定値
保証値
ケース

規定値

備

考

本器が応答を返すまでの時間

3 秒以内

処理場の理由の場合は「 処理タイムアウト」のエラー応答

送信キャラクタ間時間

100 msec 以内―

本器がデータを送出後アイドリング状態になるまでの時間200 msec 以内

―

規定値

172

ケース

規定値

超過した場合複数ブロック要求シー
ケンスの ACK 待ち

10 秒

シーケンスを中断しアイドリング状態へフロー制御による送信
タイムアウト

3秒

シーケンスを中断しアイドリング状態へ<STX> 受信後のブロック生成完了待ち

制限なし

―

受信キャラクタ間
タイムアウト

制限なし―シリアルインタフェース

複数台接続時の実際
本仕様は、本器または互換器を複数台接続した通信も想定した仕様となっています。
X パラメータと停止要求コードは I D なしですべての機器が受信しますが、要求シーケンス中なのは 1 台のみで他はアイドリング状態のはずなので、対象の 1 台でのみ正常に処理されます。

複数台接続時は以下のことに留意してください。
・ ブロードキャスト指定で要求コマンドを出さないでください。この場合は無視されます。
・ 複数台を同時に要求コマンドシーケンスにしないでください。1 台との要求
コマンドシーケンスを終了または停止後、他に対して要求コマンドを出すよ
うにしてください。

173

シリアルインタフェース

コマンド
コマンド一覧
コマンド

機

能

参照ページ

基本設定、表示に関するコマンド
DIR
DIR?

表示チャンネルを設定する ................................................................ 180
設定されている表示チャンネルを要求する ..................................... 180

RNX
RNX?

Xch のレベルレンジを設定する ....................................................... 180
設定されている Xch のレベルレンジを要求する ........................... 180

RNY
RNY?

Ych のレベルレンジを設定する ....................................................... 181
設定されている Ych のレベルレンジを要求する ........................... 181

RNZ
RNZ?

Zch のレベルレンジを設定する ........................................................ 181
設定されている Zch のレベルレンジを要求する ............................ 181

MTI
MTI?

測定時間を設定する ........................................................................... 182
設定されている測定時間を要求する ................................................ 182

WGT
WGT?

Lv/Lva を設定する............................................................................. 182
設定されている Lv/Lva を要求する................................................. 182

CHS
CHS?

測定方向を設定する ........................................................................... 183
設定されている測定方向を要求する ................................................ 183

STS?

設定状態を要求する ........................................................................... 183

DSP
DSP?

メイン画面に表示される測定値を設定する ..................................... 184
メイン画面に表示される測定値を要求する ..................................... 184

DSS
DSS?

サブ画面表示モードを切り替える .................................................... 184
サブ画面の表示モードを要求する .................................................... 184

動作に関するコマンド

174

SRT
SRT?

演算測定を開始／停止する ................................................................ 185
測定状態かどうかを要求する ............................................................ 185

PSE
PSE?

測定の中断／再開やオートストア（Auto1, Auto2）
中にストアデータにマーキングを行う..................................................... 185
測定が中断しているかを要求する .................................................... 185

STO
STO?

メモリへの保存を開始する ................................................................ 186
メモリへ保存しているかどうかを要求する ..................................... 186

RST

Max Hold またはコンパレータのリセットを行う ......................... 186

シリアルインタフェース

コマンド

機

能

参照ページ

メモリ、ストアに関するコマンド
ADR
ADR?

アドレスの設定を行う ....................................................................... 187
設定されているアドレスを要求する ................................................ 187

CDR?

カード残量を取得する ....................................................................... 187

CDV?

カードが装着されているかを確認する ............................................ 187

FMT

メモリカード内のファイルの全削除を行う ..................................... 188

MCL

内部メモリの削除を行う.................................................................... 188

PLP
PLP?

オートストア 1 のサンプリングを設定する .................................... 188
設定されているサンプリングを要求する......................................... 188

RCL
RCL?

リコール状態の切り替えを行う ........................................................ 189
リコール状態かどうかを要求する .................................................... 189

SMD
SMD?

ストアモードを設定する.................................................................... 190
設定されているストアモードを要求する......................................... 190

SNR?

リコールメニューに表示されるストア名を返信する ..................... 190

SNS
SNS?

ストア名を設定する ........................................................................... 191
ストア名を要求する ........................................................................... 191

TMT
TMT?

タイマモードの時間設定を行う ........................................................ 192
タイマモードの設定時間を要求する ................................................ 192

校正に関するコマンド
CAL
CAL?

校正状態を切り替える ....................................................................... 192
校正状態を要求する ........................................................................... 192

175

シリアルインタフェース

コマンド

機

能

参照ページ

各種設定・情報に関するコマンド
BAT?

電池の残量状態を要求する ................................................................ 193

CLK
CLK?

現在の年、月、日、時、分、秒を設定する ..................................... 193
設定された年、月、日、時、分、秒を要求する ............................. 193

CMP
CMP?

コンパレータ機能の ON/OFF を設定する ..................................... 194
コンパレータ機能の ON/OFF の状態を要求する.......................... 194

CML
CML?

コンパレータレベルの設定を行う .................................................... 194
設定されたコンパレータレベルを要求する ..................................... 194

CMS
CMS?

コンパレータの遅延時間、オートリセットの設定を行う.............. 195
設定された遅延時間、オートリセットの状態を要求する.............. 195

DCL

初期化を行う（工場出荷時の状態にする）........................................ 195

LTI?

測定開始、メモリへの保存開始からの経過時間を要求する .......... 195

OUT
OUT?

BNC 出力信号の AC/DC を切り替える .......................................... 196
設定された BNC 出力信号の状態を要求する.................................. 196

VER?

バージョン情報を要求する ................................................................ 196

測定データ取得に関するコマンド

176

DOD?

測定値を取得する ............................................................................... 197

DOF

瞬時値または Max Hold 値を出力する ............................................ 199

MDH?

メモリデータのヘッダ部を要求する ................................................ 200

DOR?

メモリデータを取得する.................................................................... 203

シリアルインタフェース

コマンド

機

能

参照ページ

通信制御に関するコマンド
BRT
BRT?

通信速度を設定する ........................................................................... 206
設定した通信速度を要求する ............................................................ 206

EST?

発生したエラーの状況を要求する .................................................... 206

IDX
IDX?

インデックス No. の設定を行う ....................................................... 207
設定したインデックス No. を要求する ............................................ 207

RET
RET?

コマンドに対する応答処理の設定をする......................................... 207
応答処理が設定されているかを要求する......................................... 207

RMT
RMT?

ローカル／リモートモードを設定する ............................................ 208
設定されているモードを要求する .................................................... 208

XON
XON?

制御モードを選択する ....................................................................... 208
制御モードを要求する ....................................................................... 208

177

シリアルインタフェース

コマンドフォーマット
以下ではキャラクタ 1 文字を " □ "、スペースを " ̲ " パラメータを p1, p2,・・、応
答データを d1,d2,・・・と記述します。各パラメータと各応答データは 1 文字とは限りません。
コマンド本体は 3 文字のアルファベットからなっています（ 大文字、小文字いずれも可）。
□□□
コマンドにパラメータがあるときは、コマンド本体に続けてパラメータを記述します。
コマンド本体とパラメータの間はスペースを入れずに続けても、スペース 1 文字を入れても構いません。
□□□ p1可□□□ ̲p1

可パラメータが複数あるときは、パラメータとパラメータの間にはスペースを必ず 1
文字入れなければなりません。
□□□ p1̲p2

可□□□ p1p2

不可

ノート
1 つのコマンドブロックには 1 つのコマンドしか記述できません。複数コマンドを記述しないでください。

要求コマンドでは、コマンド本体の後に、必要なパラメータと最後に " ? " をつけます。
コマンド本体と "?"、パラメータと "?" の間にスペース 1 文字を入れても構いません。

178

□□□ ?

可

□□□ ̲?

可□□□ p1?

可□□□ p1̲?

可シリアルインタフェース

パラメータや応答データは、特に指定がない限り可変長とします。すなわち、とりうる値によってパラメータの長さは変わり、頭にゼロをつけるなどによる桁 合わ
せは行いません。
□□□ ̲1可□□□ ̲1 0可□□□ ̲0 1

不可

コマンド送信の例
周波数特性を C 特性に設定する場合
<STX>

01

C

WGT

1

<ETX>

00

<CR><LF>

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

① 伝送データとコマンドの始まり② ID No.（ヘキサ）ID No. は 0〜255 まで設定できますが、コマンドでは 01（1 に相当）〜FF（255 に相当）を記述する

ノート
ここにはアスキーコードの 1 ではなく、バイナリーコー
ドの 01 を記述してください。

③ 属性（コマンドの場合は C ）④ コマンド⑤ パラメータ（コマンドの説明（次ページ）の p1、（p2・・・）に相当⑥ コマンドの終わり⑦ BCC（00 を入力すると、騒音計は①〜⑥までの BCC チェックは行いません）⑧ 伝送データの終わり

179

シリアルインタフェース

コマンドの説明
伝送フォーマットの詳細については 158 ページを参照してください。

基本設定、表示に関するコマンド
DIR
表示チャンネルを設定する
DIRp1
p1 = 0： X

p1 = 1： Y

p1 = 2： Z
伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている表示チャンネルを要求する
DIR?
DIR? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

RNX
Xch のレベルレンジを設定する
RNXp1
p1 = 7： 10〜70

p1 = 8： 20〜80

p1 = 9： 30〜90

p1 = 10： 40〜100

p1 = 11： 50〜110

p1 = 12： 60〜120

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている Xch のレベルレンジを要求する
RNX?
RNX? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応、Xch が OFF のとき d1 = 0

伝送フォーマット：応答ブロック

180

シリアルインタフェース

RNY
Ych のレベルレンジを設定する
RNYp1
p1 = 7： 10〜70

p1 = 8： 20〜80

p1 = 9： 30〜90

p1 = 10： 40〜100

p1 = 11： 50〜110

p1 = 12： 60〜120

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている Ych のレベルレンジを要求する
RNY?
RNY? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応、Ych が OFF のとき d1 = 0

伝送フォーマット：応答ブロック

RNZ
Zch のレベルレンジを設定する
RNZp1
p1 = 7： 10〜70

p1 = 8： 20〜80

p1 = 9： 30〜90

p1 = 10： 40〜100

p1 = 11： 50〜110

p1 = 12： 60〜120

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている Zch のレベルレンジを要求する
RNZ?
RNZ? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応、Zch が OFF のとき d1 = 0

伝送フォーマット：応答ブロック

181

シリアルインタフェース

MTI
測定時間を設定する
MTIp1
p1 = 0： 500 s

p1 = 1： 10 s

p1 = 2： 1 m

p1 = 3： 5 m

p1 = 4： 10 m

p1 = 5： 15 m

p1 = 6： 30 m

p1 = 7： 1 h

p1 = 8： 4 h

p1 = 9： 8 h

p1 = 10： 24 h

p1 = 11： マニュアル

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている測定時間を要求する
MTI?
MTI? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

WGT
Lv/Lva を設定する
WGTp1
p1 = 0： Lv

p1 = 1： Lva

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている Lv/Lva を要求する
WGT?
WGT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

182

シリアルインタフェース

CHS
測定方向を設定する
CHSp1
p1 = 0： X / Y / Z 3ch 測定

p1 = 1：

Xch のみ測定

p1 = 2： Ych のみ測定

p1 = 3：

Zch のみ測定

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている測定方向を要求する
CHS?
CHS? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

STS?
設定状態を要求する
STSp1̲p2̲p3̲p4̲p5̲p6̲p7?
p1、p2： 予約領域 0 を返す

p3： RNX? に対応

p4：

RNY? に対応

p5： RNZ? に対応

p6：

WGT? に対応

p7： 0 を返す（予約領域）

伝送フォーマット：応答ブロック

183

シリアルインタフェース

DSP
メイン画面に表示される測定値を設定する
DSPp1
p1 = 0： 瞬時値

p1 = 1： Max Holdp1 = 2： Leq

p1 = 3： Lmax

p1 = 4： Lmin

p1 = 5： L5

p1 = 6： L10

p1 = 7： L50

p1 = 8： L90

p1 = 9： L95

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されている測定方向を要求する
DSP?
DSP? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

DSS
サブ画面表示モードを切り替える
DSSp1
p1 = 0： 設定確認画面
p1 = 1： レベル−タイム 1 方向画面
p1 = 2： レベル−タイム 3 方向画面
p1 = 3： 3 方向バーグラフ画面
p1 = 4： 演算リスト画面
伝送フォーマット：コマンドブロック
サブ画面の表示モードを要求する
DSS?
DSS? に対する VM-53/VM53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

184

シリアルインタフェース

動作に関するコマンド
SRT
演算測定を開始／停止する
SRTp1
p1 = 0： 演算測定を停止する

p1 = 1： 演算測定を開始する

伝送フォーマット：コマンドブロック
演算測定状態かどうかを要求する
SRT?
SRT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

演算測定中 d1 = 1、演算測定をしていないとき d1 = 0

伝送フォーマット：応答ブロック

ノート
メモリへの保存（ S t o r e）を開始するコマンドではありません。

PSE
測定の中断／再開やオートストア（Auto1、Auto2）
中にストアデータにマーキン
グを行う
PSEp1
p1 = 0： 測定を再開する
p1 = 1： 測定を中断する（ストアデータにマーキングを行う）
伝送フォーマット：コマンドブロック
測定や保存が中断しているかを要求する
PSE?
PSE? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

中断している時 d1 = 1、そうでないとき d1 = 0

伝送フォーマット：応答ブロック

185

シリアルインタフェース

STO
メモリへの保存を開始する
STOp1
保存形式が Manual の場合
p1 = 1： メモリの保存を実行する（DATA No. が 1 ずつ増加する）
保存形式が Auto1、2 の場合
p1 = 1： メモリの保存を開始する（終了には SRT0 を使用してください）
伝送フォーマット：コマンドブロック
メモリへ保存しているかどうかを要求する
STO?
STO? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1 = 0： 保存実行していない
d1 = 1： 保存実行している
伝送フォーマット：応答ブロック

RST
Max Hold またはコンパレータのリセットを行う
伝送フォーマット：コマンドブロック

186シリアルインタフェース

メモリ、ストアに関するコマンド
ADR
アドレスの設定を行う
カレント時はストアモードが M a n u a l ストアのときのみ有効です。リコール
時はストアモードに対応したアドレスを設定します。
アドレスの設定
ADRp1
p1 = 任意のアドレス
伝送フォーマット：コマンドブロック設定されているアドレスを要求する
ADR?
ADR? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

設定したアドレス No.（表示中のアドレス No.）

伝送フォーマット：応答ブロック

CDR?
カード残量を取得する
CDR? に対する VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

カード残量を kByte 単位で返信

伝送フォーマット：応答ブロック

CDV?
カードが装着されているかを確認する
CDV? に対する VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1 = 0： 装着していない

d1 = 1： 装着している

伝送フォーマット：応答ブロック

187

シリアルインタフェース

FMT
メモリカード内のファイルの全削除を行う
設定

パラメータなし

伝送フォーマット：コマンドブロック

MCL
内部メモリの消去を行う
MCLp1
p1 = 0： 全データ消去

p1 = 1： マニュアルデータ消去

p1 = 2： オートストア 1 データ消去
p1 = 3： オートストア 2 データ消去
伝送フォーマット：コマンドブロック

PLP
オートストア 1 のサンプリングを設定する
PLPp1
p1 = 0： オート 1 サンプル 100 msec
p1 = 1： オート 1 サンプル 1 sec
伝送フォーマット：コマンドブロック設定されているサンプリングを要求する
PLP?
PLP? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

188

シリアルインタフェース

RCL
リコール状態の切り替えを行う
コマンドが実行されるとただちにリコール画面の表示を行います。
RCLp1̲p2
p1 = 0： リコール状態を解除する
p1 = 1： リコール状態に入る

p2 = 0： 内部マニュアルストアリコール
p2 = 1： 内部オートストア 1 リコール
p2 = 2： 内部オートストア 2 リコール
p2 = ファイル名（例 AU1̲0001）：

指定ファイルリコール（AU、MAN は大文字です）

p1 = 0 の時は p2 を無視します。
・ リコール状態を解除するとき RCL0
内部メモリデータリコールの場合は MANUAL

AUTO1

AUTO2 を返信します。他のカードリコールの場合はストア名を返信します。
伝送フォーマット：コマンドブロック
リコール状態かどうかを要求する
RCL?
RCL? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1 = 0： リコール状態でない
d1 = 1： リコール状態である
伝送フォーマット：応答ブロック

189

シリアルインタフェース

SMD
メモリへの保存形式（Manu、Auto1、Auto2）
を設定する
SMDp1
p1 = 0： Manual

p1 = 1： Auto1

p1 = 2： Auto2

p1 = 3： Timer Auto1

p1 = 4： Timer Auto2
伝送フォーマット：コマンドブロック設定されているメモリへの保存形式を要求する
SMD?
SMD? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

SNR?
リコールメニューに表示されるストア名を返信する
・ 要求パラメータはありません。
・ 返信データのフォーマット
例

AU1̲0001 など

2 つ以上のストアデータが保存されているときは別ブロックとして返信します。
伝送フォーマット：応答ブロック

190

シリアルインタフェースSNS
ストアファイル名を設定する
ストアモードの設定は SMD で行います。
メモリカードに保存するファイル名の 4 桁を入力します。
SNSp1
p1 = 0000〜9999
4 桁の整数を受け付けます。
4 桁以外の時はエラー（0002）を返信します。
伝送フォーマット：コマンドブロック
ストアファイルの 4 桁名を要求する
SNS?
d1 = p1
例 0010（AU1̲0010 の 0010 の部分が返信されてくる）

伝送フォーマット：応答ブロック

191

シリアルインタフェース

TMT
タイマモードの時間設定を行う
TMTp1̲p2̲p3̲p4̲p5̲p6̲p7̲p8̲p9
p1：

開始月

p2：

開始日

p3：

開始時

p4：

開始分

p5：

終了月

p6：

終了日

p7：

終了時

p8：

終了分

p9：

インターバル時間
Oﬀ

1：

5 min

2：

10 min3：

15 min4：

30 min5：

1 hourp9 = 0：p10：

スリープモード

p10 = 0：Sleep Mode Oﬀ

p10 = 1：

Sleep Mode On

伝送フォーマット：コマンドブロック

タイマモードの設定時間を要求する
TMT?
TMT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
伝送フォーマット：応答ブロック

校正に関するコマンド
CAL
校正状態を切り替える
CALp1
p1 = 0： 校正状態を解除する

p1 = 1： 校正状態に入る

伝送フォーマット：コマンドブロック
校正状態を要求する
CAL?
CAL? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

192

シリアルインタフェース

各種設定・情報に関するコマンド
BAT?
電池の残量状態を要求する
BAT?
BAT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1 = 0： 電池残量表示が点滅
d1 = 1：d1 = 2：d1 = 3：d1 = 4：

伝送フォーマット：応答ブロック

CLK
現在の年、月、日、時、分、秒を設定する
CLKp1̲p2̲p3̲p4̲p5̲p6
p1：

西暦 4 桁

p2：

月

p5：

分

p6：

秒

p3： 日

p4： 時

数値は 01 でも 1 でも受け付けます。
伝送フォーマット：コマンドブロック設定された年、月、日、時、分、秒を要求する
CLK?
CLK? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1、d2、d3、d4、d5、d6
d1〜d6： p1〜p6 に対応
数値は 1 の場合は 01 で返信します。
伝送フォーマット：応答ブロック

193

シリアルインタフェース

CMP
コンパレータ機能の ON / OFF を設定する
CMPp1
p1 = 0：コンパレータ OFF

p1 = 1：コンパレータ ON

伝送フォーマット：コマンドブロック
コンパレータ機能の ON / OFF の状態を要求する
CMP?
CMP? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

CML
コンパレータレベルの設定を行う
CMLp1
p1:

30〜120 まで 1 dB ステップ

伝送フォーマット：コマンドブロック設定されたコンパレータレベルを要求する
CML?
CML? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応（設定したコンパレータレベル値）

伝送フォーマット：応答ブロック

194

シリアルインタフェース

CMS
コンパレータの遅延時間、オートリセットの設定を行う
CMSp1̲p2̲p3
p1:

遅延時間設定（p1 = 0〜9 まで 1 s ステップ）

p2 = 0: オートリセット OFF
p3:

p2 = 1: オートリセット ON

オートリセットタイム設定（p3 = 0〜90 まで 1 s ステップ）

伝送フォーマット：コマンドブロック設定された遅延時間、オートリセットの状態を要求する
CMS?
CMS? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1,d2,d3
d1〜d3： p1〜p3 に対応（設定したコンパレータレベル値）
伝送フォーマット：応答ブロック

DCL
初期化を行う（工場出荷時の状態にする。「初期値」の章 138 ページを参照）
・ 時計はリセットしません。
・ Manual メモリの内容は消去しません。
・ 通信は On のままです。
・ 設定パラメータなし
伝送フォーマット：コマンドブロック

LTI?
測定開始、メモリへの保存開始からの経過時間を要求する
LTI?
LTI? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1、d2、d3
d1：

時間

d3：

秒

d2：

分

最大 199：59：59 となります。
伝送フォーマット：応答ブロック

195

シリアルインタフェース

OUT
BNC 出力信号の AC / DC を切り替える
OUTp1
p1 = 0： AC OUT

p1 = 1： DC OUT

伝送フォーマット：コマンドブロック設定された BNC 出力信号の状態を要求する
OUT?
OUT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

VER?
バージョン情報を要求する
VER?
VER? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1、d2
d1：

振動レベル計の型式＜例＞ VM-53A
d2：

ソフトウェアのバージョン＜例＞ 1.00
伝送フォーマット：応答ブロック

196

シリアルインタフェース

測定データ取得に関するコマンド
DOD?
測定値を取得する
DODp1̲p2?
p1：

チャンネル選択

p1 = 0：X / Y / Z 全て

p1 = 1：X

p1 = 2：Y

p1 = 3：Z

p2:

測定値の種類を選択
p2=0：

瞬時値

p2=1： Max Hold 値

p2 = 2：

演算値（選択チャンネルのみの

eq〜

95 までの 8 種類）

p1、p2 ともになし： メイン画面に表示されているデータを取得する

応答データ d1、d2、d3、d4、d5、d6、d7、d8、d9、d10・・・
1 方向データ（p1 が 0 以外）で p2 が 2 以外
d1〜d2 のみ
d1：

選択チャンネルの測定値

d2：

選択チャンネルのオーバーアンダー

d2 = O：オーバー

d2 = U：アンダー

d2 = W：

オーバーアンダー両方

オーバーアンダーは、瞬時値表示のときは瞬時値のオーバーアンダー、
Max Hold のときはホールドされているオーバー、演算値のときは演算値のオーバーアンダー3 方向データ（p1 = 0）で p2 が 2 以外
d1〜d6 のみ
d1：

X の測定値d2：

X のオーバー、アンダーd3：

Y の測定値d4：

Y のオーバー、アンダーd5：

Z の測定値d6：

Z のオーバー、アンダー197

シリアルインタフェース

1 方向データ（p1 が 0 以外）で p2 が 2 のとき
d1〜d8：

選択チャンネルのeq、 max、 min、 5、 10、 50、 90、 95

d9：

選択チャンネルのオーバー、アンダー3 方向データ（p1=0）で p2 が 2 のとき
d1〜d8：Xch の Leq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95

d9：

Xch のオーバー、アンダー

d10〜d17： Ych の
d18：

max、

eq、

max、

min、

Zch のオーバー、アンダー

伝送フォーマット：応答ブロック

198

min、

5、

10、

50、

90、

95

5、

10、

50、

90、

95

Ych のオーバー、アンダー

d19〜d26： Zch の
d27：

eq、

シリアルインタフェース

DOF
瞬時値または Max Hold 値を出力する
演算測定時、瞬時値または Max Hold 値（ メイン画面が Max Hold のときのみ）を 100 m s または 1 s 毎に無手順で出力する。100 m s 毎出力は通信速度
が 19200 bps のときのみ対応する。
DOFp1̲p2
p1:

チャンネル選択
p1 = 0：

X、Y、Z 全て

p1 = 1：X

p1 = 2：Y

p1 = 3：

Zp2:

100 ms または 1 s を設定
p2 = 0：100 msp2 = 1：1 s1）応答データ

d1、d2、d7（1 方向データ）

d1〜d2、d7 のみ
d1：

選択チャンネルの測定値

d2：

選択チャンネルのオーバーアンダー

d2 = O：オーバー

d2 = U：アンダー

d2 = W：

オーバーアンダー両方

d7：

カウンタ

出力データの順に、1 → 2 → 3・・・→ 9 → 0 → 1・・・が d7 に出力される
2）応答データ

d1、d2、d3、d4、d5、d6、d7（3 方向データ）

d1〜d7
d1：

X の測定値d2：

X のオーバー、アンダー

d3〜d4： Y に関する測定値、オーバーアンダー
d5〜d6： Z に関する測定値、オーバーアンダー
測定が 1 方向のみで対象外データは「00.0 dB」となる。
d7：

カウンタ

出力データの順に、1 → 2 → 3・・・→ 9 → 0 → 1・・・が d7 に出力される。
DOF の停止要求は <SUB> で行う。

199

シリアルインタフェース

MDH ？
メモリデータのヘッダ部を要求する。
応答データ
Manual ストアの場合
ADR で指定しているアドレスに対して、ヘッダ情報を返す。
d1：

瞬時値または Max Hold を保存したときの測定年月日

d2：

瞬時値または Max Hold を保存したときの測定開始時分秒

d3：

X レベルレンジ（応答データは RNX ？に対応）

d4：

Y レベルレンジ（応答データは RNY ？に対応）

d5：

Z レベルレンジ（応答データは RNZ ？に対応）

d6：

周波数重み（瞬時値または Max Hold の Lv / Lva）
d6 = 0：Lv

d6 = 1：Lva

d7：

時間重み特性（予備）0 を返す。

d8：

瞬時値または Max Hold
d8 = 0：瞬時値

d8 = 1：Max Holdd9：フィルタ（予備）d10：

1 / 1oct または 1 / 3oct の中心周波数（予備）d11：

LPF のカット OFF（予備）d12：

演算値ストアデータの測定開始年月日

d13：

演算値ストアデータの測定開始時分秒

d14：

X 演算時レベルレンジ（応答データは RNX ？に対応）

d15：

Y 演算時レベルレンジ（応答データは RNY ？に対応）

d16：

Z 演算時レベルレンジ（応答データは RNZ ？に対応）

d17：

周波数重み（演算値の Lv/Lva）
d17 = 0：Lv d17 = 1：Lva

200

d18：

時間重み特性（予備）d19：

M. Time（応答データは MTI ？に対応）

d20：

測定時間

d21：

フィルタ（予備）d22：

1 / 1oct または 1 / 3oct の中心周波数（予備）d23：

LPF のカット OFF（予備）シリアルインタフェース

オートストア 1 の場合
応答内容
d1：

ストア開始年月日

d2：

ストア開始時分秒

d3：

ストア終了年月日

d4：

ストア終了時分秒

d5：

データ個数 7 桁（最大 199 時間 59 分 59 秒分）

d6：

X レベルレンジ（応答データは RNX ？に対応）

d7：

Y レベルレンジ（応答データは RNY ？に対応）

d8：

Z レベルレンジ（応答データは RNZ ？に対応）

d9：

周波数重み（瞬時値または Max Hold の Lv / Lva）
d9 = 0：Lv

d9 = 1：Lva

d10：

時間重み特性（予備）d11：

M. Time（応答データは MTI ？に対応）

d12：

フィルタ（予備）

d13：

予約領域

d14：

LPF のカット OFF（2 桁、予備）

d15：

AUTO1 サンプリング
d15 = 0：100 ms

d16：

d15 = 1：1 s

測定時間

201

シリアルインタフェース

オートストア 2 の場合
応答内容
d1：

ストア開始年月日

d2：

ストア開始時分秒

d3：

ストア終了年月日

d4：

ストア終了時分秒

d5：

データ個数 4 桁（最大 4500）

d6：

X レベルレンジ（応答データは RNX ？に対応）

d7：

Y レベルレンジ（応答データは RNY ？に対応）

d8：

Z レベルレンジ（応答データは RNZ ？に対応）

d9：

周波数重み（瞬時値または Max Hold の Lv / Lva）
d9 = 0：Lv

202

d9 = 1：Lva

d10：

時間重み特性（予備）d11：

M. Time（コマンド MTI のパラメータに対応 0〜11）

d12：

Interval（コマンド TMT の p9 のパラメータに対応 0〜5）d13：フィルタ（予備）d14：

1 / 1oct または 1 / 3oct の中心周波数（予備）d15：

LPF のカット OFF（2 桁、予備）シリアルインタフェース

DOR?
メモリデータを取得する
DORp1̲p2̲p3 ？
p1:

チャンネル選択
p1 = 0：X、Y、Z 全て

p1 = 1：X

p1 = 2：Y

p1 = 3：Z

p2:

データ個数選択p3:

A u t o2 のデータ形式（ A u t o2 のときのみ有効。マニュアル、A u t o1 のときは p3 は無視、A u t o2 のときに p3 がない場合は
p3 = 0 としてそのコマンドを扱う）

伝送フォーマット：コマンドブロック
1）マニュアルデータの場合（p1 = 0 のときのみコマンド有効）
p1=1、2、3 でそのコマンドをエラーとする。
p2 で送信個数を定める。
p2=1〜100d1：

アドレスの番号d2：

瞬時値または Max Hold ストアデータの測定年月日

d3：

瞬時値または Max Hold ストアデータの測定開始時分秒

d4：

演算値の測定年月日

d5：

演算値の測定開始時分秒

d6：

Xch 瞬時値（瞬時値のストアデータがない場合は、0.0 を返す）

d7：

Xch Max Hold（Max Hold のストアデータがない場合は、0.0 を
返す）

d8：

Xch のオーバーアンダー
瞬時値のときは瞬時値のオーバーアンダー
Max Hold の時は、Max Hold のホールドされているオーバー

d9〜d17 ：Xch のeq、 max、 min、 5、 10、 50、 90、 95、演算値のオー

バーアンダーd18：

Ych 瞬時値（瞬時値のストアデータがない場合は、0.0 を返す）

d19：

Ych Max Hold（Max Hold のストアデータがない場合は、0.0 を
返す）

203

シリアルインタフェース

d20：

Ych のオーバーアンダー
瞬時値のときは瞬時値のオーバーアンダー
Max Hold の時は、Max Hold のホールドされているオーバー

d21〜d29：Ych の

eq、 max、 min、 5、 10、 50、 90、 95、演算値のオー

バーアンダーd30：

Zch 瞬時値（瞬時値のストアデータがない場合は、0.0 を返す）

d31：

Zch Max Hold（Max Hold のストアデータがない場合は、0.0 を
返す）

d32：

Zch のオーバーアンダー
瞬時値のときは瞬時値のオーバーアンダー
Max Hold の時は、Max Hold のホールドされているオーバー

d33〜d41：Zch の

eq、 max、 min、 5、 10、 50、 90、 95、演算値のオー

バーアンダーd42：

ポーズ情報（演算値のポーズ情報）
ポーズあり：1

ポーズなし：02）オートストア 1 の場合（選択されたチャンネルデータのみ有効）
p1 = 0:

そのコマンドをエラーとする。

p2：

要求するデータの個数を指定

1〜7199990

応答データ
d1̲d2̲d3
d1：

測定値

d2：

オーバーアンダーd3：

マーカ

あり：1 なし：0

25 個ずつを 1 ブロックとしてデータを送信する。
3）オートストア 2 の場合（選択されたチャンネルデータのみ有効）
p1=0 の場合、そのコマンドをエラーとする方向（X / Y / Z）の選択で p1=1〜3 を有効とする
p2：

要求するデータの個数を指定

p3：

応答データの形式選択

1〜4500p3 = 0：d1〜d14 までの全応答データを返す
p3 = 1： d5〜d14 までの応答データを返す（ 測定開始年月日などを省略する）d1〜d4 までは省略

204シリアルインタフェース

応答データ
d1̲d2̲d3
d1：

アドレス No.（1〜4500）

d2：

測定年月日

d3：

測定開始時分秒d4：

測定時間

d5〜d12：Xch の

eq、

max、

d13：

オーバーアンダー

d14：

マーカ

あり：1

min、

5、

10、

50、

90、

95

なし：0

伝送フォーマット：応答ブロック

205

シリアルインタフェース

通信制御に関するコマンド
BRT
通信速度を設定する
BRTp1
p1 = 2： 4800 bps

p1 = 3： 9600 bps

p1 = 4： 19200 bps
確認の返信を行ってから通信速度の変更を行います。
伝送フォーマット：コマンドブロック設定した通信速度を要求する
BRT?
BRT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

EST?
発生したエラーの状況を要求する
EST?
EST? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

エラー処理、コマンド処理上のエラー（→ 163 ページ参照）

記述された 4 桁のエラーコード
伝送フォーマット：応答ブロック

206

シリアルインタフェース

IDX
インデックス No. の設定を行う
IDXp1
p1 = 1〜255 まで設定可能、デフォルトは 1
伝送フォーマット：コマンドブロック

IDX?
設定したインデックス No. を要求する
IDX?
IDX? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1 = p1 に対応（選択したインデックス No.）
伝送フォーマット：応答ブロック

RET
コマンドに対する応答処理の設定をする
RETp1
p1 = 0： 応答処理をしない

p1 = 1： 応答処理をする

伝送フォーマット：コマンドブロック
応答処理が設定されているかを要求する
RET?
RET? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

207

シリアルインタフェース

RMT
ローカル／リモートモードを設定する
RMTp1
p1 = 0： ローカルモードにする
p1 = 1： リモートモードにする（ 通信中キー操作を受け付けないようにする）
伝送フォーマット：コマンドブロック設定されているモードを要求する
RMT?
RMT? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

XON
制御モードを選択する
XONp1
p1 = 0： X パラメータ制御は行わない
p1 = 1： X パラメータ制御を行う
伝送フォーマット：コマンドブロック
制御モードを要求する
XON?
XON? に対する VM-53 / VM-53A の応答データです。
応答データ d1
d1：

p1 に対応伝送フォーマット：応答ブロック

208

シリアルインタフェース

通信コマンドによる制御例
通信コマンドによる制御例を示しますが、それらの制御に先立って必要な共通事
項をまとめます。
● 通信ボーレートの確認● インデックス No. の確認● 応答シーケンスを使うか否か（RET コマンドにて決定）

また、設定に関しては確実に設定がなされたかを確認するため、設定コマンド送信
後に要求コマンドにて確認されることをお勧めします。

振動レベルの取得（単発）時の例（Lv / Lva：

v 特性、測定方向：3 方向、レベルレンジ：10 − 70

dB のとき）電源 ON

設定
・ WGT0（振動レベル・ CHS0（3 方向測定）・ RNZ7（10 − 70 dB）

v）

以上の設定を行い振動レベル計のレベル取得の準備完了
DOD?

（測定値を取得）

209

シリアルインタフェース

振動レベルの取得（1 秒毎連続）時の例（Lv / Lva：

V 特性、測定方向：Zch、測定値 : 瞬時値、

レベルレンジ：10 − 70 dB のとき）

電源 ON

設定
・ WGT0（振動レベル・ CHS3（Z 方向測定）・ RNZ7（10 − 70 dB）

v）

以上の設定を行い振動レベル計のレベル取得の準備完了（1 s 毎の Z 方向瞬時値を連続出力させるとき）

DOF3̲1?

210（<SUB> により停止）

シリアルインタフェース

演算値（ eq、 max、 min、 5、 10、 50、 90、 95）の測定例（Lv / Lva：

v 特性、測定方向：Zch、測定値：演算値、レベルレンジ：20 − 80 dB、測定時間：500 s のとき）

電源 ON

設定
・ WGT0（振動レベルv）

・ CHS3（Z 方向測定）・ RNZ8（20 − 80 dB）

・ MTI0（測定時間 500 s）

SRT1（演算開始）（演算終了を待つかストップさせます（SRT0））

DOD3̲2?

（Z 方向の演算値を取得）

211

シリアルインタフェース

Manual ストアの例（Lv / Lva：

（VM-53A カード保存の場合）、
va 特性、ファイル名：MAN̲0001

演算時間：10 m、測定方向：3 方向、レベルレンジ：40 − 100 dB のとき）

電源 ON

（VM-53A カード保存の場合、メモリカードを装着）

設定
・ CDV?

（カード装着の確認。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
va）

・ WGT1（振動加速度レベル

・ CHS0（3 方向測定）・ RNX10（Xch レベルレンジ 40 − 100 dB）

・ RNY10（Ych レベルレンジ 40 − 100 dB）

・ RNZ10（Zch レベルレンジ 40 − 100 dB）

・ MTI4（測定時間 10 m）

・ SMD0（ストアモードを Manual にします）

・ SNS0001 （ファイル名の設定。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
以上の設定を行い Manual ストアの準備完了です。

SRT1（演算を開始します）（演算値を保存したい場合）（演算が終了、または演算をストップさせます（SRT0））

STO1（ このコマンドにより保存されます。このコマンドによりアドレ
スが 1 ずつインクリメントされ、保存されていきます）

212

シリアルインタフェース

Auto1 ストアの例（Lv / Lva：

（VM-53A カード保存の場合）、
v 特性、ファイル名：AU1̲0001

ストア周期：1 s、測定時間：1 h、測定方向：Xch、
レベルレンジ：60 − 120 dB のとき）

電源 ON

（VM-53A カード保存の場合、メモリカードを装着）

設定
・ CDV?

（ カード装着の確認。V M -53 の場合、または V M -53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
v）

・ WGT0（振動レベル・ CHS1（X 方向測定）・ RNX12（60 − 120 dB）

・ MTI7（測定時間 1 h）

・ SMD1（ストアモードを AUTO1 にします）

・ SNS0001 （ ファイル名の設定。V M -53 の場合、または V M -53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
・ PLP1（ストア周期を 1 s）

以上の設定を行い AUTO1 ストアの準備完了です。

STO1（ストア開始、測定時間が経過すると自動的にストア停止）

SRT0（測定停止、ストア動作を途中で停止する場合）

213

シリアルインタフェース

タイマモードでの AUTO1 ストアの例（Lv / Lva：

（VM-53A カードストアの場合）、
v 特性、ファイル名：AU1̲0001

ストア周期：1 s、測定時間：24 h、測定方向：Xch、
レベルレンジ：60 − 120 dB、測定開始時間：4 月 1 日 6 時 00 分、終了時間：4 月 2 日 8 時 00 分、
インターバル時間：Auto1 にはインターバル時間はないので OFF に設定、スリープモード：ON のとき）

電源 ON

（VM-53A カードストアの場合、メモリカードを装着）

設定
・ CDV?

（カード装着の確認。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリストアの場合は本コマンドを送信しません）
v）

・ WGT0（振動レベル・ CHS1（X 方向測定）・ RNX12（60 − 120 dB）

・ MTI10（測定時間 24 h）

・ SMD3（ストアモードを Timer AUTO1 にします）

・ SNS0001 （ファイル名の設定。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリストアの場合は本コマンドを送信しません）
・ PLP1（ストア周期を 1 s）

・ TMT4̲1̲6̲00̲4̲2̲8̲0̲0̲1（

̲ はスペースの意味）（タイマモードの時間とスリープモード の設定）
以上の設定を行い AUTO1 タイマストアの準備完了です。

STO1（タイマモードストア開始）

ノート
スリープモード O n のときはタイマ待機中は通信コマン
ドを受け付けません。

214シリアルインタフェース

Auto2 ストアの例（Lv / Lva：

（VM-53A カード保存の場合）、
V 特性、ファイル名：AU2̲0001

測定時間：500 s、測定方向：3 方向、レベルレンジ：Xch 10 − 70 dB、Ych 20 − 80 dB、Zch 30 − 90 dB、のとき）

電源 ON（VM-53A カード保存の場合、メモリカードを装着）

設定
・ CDV?

（ カード装着の確認。V M -53 の場合、または V M -53A であっては内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
V）

・ WGT0（振動レベル・ CHS0（3 方向測定）・ RNX7（Xch レベルレンジ 10 − 70 dB）

・ RNY8（Ych レベルレンジ 20 − 80 dB）

・ RNZ9（Zch レベルレンジ 30 − 90 dB）

・ MTI0（測定時間 500 s）

・ SMD2（ストアモードを AUTO2 にします）

・ SNS0001 （ファイル名の設定。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
以上の設定を行い AUTO2 ストアの準備完了です。
STO1（ストア開始、測定時間が経過すると自動的にストア停止）

SRT0（測定停止、ストア動作を途中で停止する場合）

215

シリアルインタフェース

タイマモードでの AUTO2 ストアの例（Lv / Lva：

（VM-53A カード保存の場合）、
v 特性、ファイル名：AU2̲0001

測定時間：500 s、測定方向：3 方向、レベルレンジ：Xch 10 − 70 dB、Ych 20 − 80 dB、Zch 30 − 90 dB、測定開始時間：4 月 1 日 8 時 00 分、終了時間：4 月 10 日 20 時 00 分、インターバル時間：1 hour、
スリープモード：ON のとき）

電源 ON

（VM-53A カード保存の場合、メモリカードを装着）

設定
・ CDV?

（カード装着の確認。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）

・ WGT0（振動レベルv）

・ CHS0（3 方向測定）・ RNX7（Xch レベルレンジ 10 − 70 dB）

・ RNY8（Ych レベルレンジ 20 − 80 dB）

・ RNZ9（Zch レベルレンジ 30 − 90 dB）

・ MTI0（測定時間 500 s）

・ SMD4（ストアモードを Timer AUTO2 にします）

・ SNS0001 （ファイル名の設定。VM-53 の場合、または VM-53A であって内部メモリ保存の場合は本コマンドを送信しません）
・ TMT4̲1̲8̲0̲4̲10̲20̲0̲5̲1（

̲ はスペースの意味）（タイマモードの時間とスリープモード の設定）
以上の設定を行い AUTO2 タイマストアの準備完了です。

STO1（タイマモードストア開始）

ノート
スリープモード O n のときはタイマ待機中は通信コマン
ドを受け付けません。

216

参考資料
外部電源連動スイッチ端子について
本器は、P o w e r キーを 1 秒以上押し続けると電源が入りますが、以下に示す外部電源連動スイッチ端子を用いることにより、P o w e r キー操作でなく、本器への電源供給により本器の電源 On / Oﬀ をコントロールすることが出来ます。

外部電源連動スイッチ端子の切り替え方
1. AC アダプタまたは乾電池を外し、電源を Oﬀ にします。
2. 底面部の電池ボックスふたを開けます。
3. 外部電源連動スイッチ端子の A 端子側に差し込んである付属の専用ソケッ
トを B 端子側に差し込みます。

JP1

A
B

専用ソケットの位置
A 側： 通常動作（ 本器の P o w e r キーで
On / Oﬀ）

B 側：

外部電源供給で動作

R14P(SUM-2) 4
or LR14 4

電池収納部

注 意
外部電源連動スイッチ端子は先端がとがっています。指などを不注意に入れるとけがをしますので、十分に注意
してください。

重 要
この外部電源連動スイッチ端子にほかの機器を接続しないでください。故障の原因となります。

217

参考資料

4. AC アダプタ（別売品）を接続し、外部電源接続端子に電源が供給されると、本器の電源が On になります。
なお、乾電池から電源が供給されても電源が On になります。

100 V

AC

(別売品)
NC-98シリーズ
I/O

重 要
外部電源連動スイッチを B 端子側で使用する場合の A C ア
ダプタは NC-98 シリーズ（別売品）を使用してください。

ノート
別売の A C アダプタ N C -98 シリーズは A C 100 V〜240 V
対応です。

218

参考資料

設定情報コピー（Meas. Set Copy）について（VM-53A のみ）
設定情報コピーを行うことにより、メモリカードにメニューなどで行われる設定を記録することができます。
この記録した設定情報を VM-53A の電源投入時に読み込ませることができます。
この機能の有効性として、複数台の VM-53A を用いた測定の際に、全ての VM-53Aの設定を簡単に同じ設定条件にでき、設定ミスや設定にかかる時間を軽減することができます。また、過去における設定情報をメモリカードに記録しておけるた
め、過去に測定したときと同じ設定条件で測定を行うことが出来ます。さらに、各現場における設定情報をコンピュータで管理することも可能です。

メモリカードで設定できる内容
・ 表示チャンネルの設定
・ 振動レベル（Lv）/ 振動加速度レベル（Lva）の設定
・ レベルレンジ X
・ レベルレンジ Y
・ レベルレンジ Z
・ サブ画面の表示画面
・ 測定時間（Meas. time）
・ 測定チャンネル
・ OUTPUT AC / DC・ Serial I / F の On / Oﬀ
・ ボーレートの設定
・ ストアモード（Manual / Auto1 / Auto2 / Timer Auto1 / Timer Auto2）
・ Auto1 のサンプリング（ストアモードが Auto1、Timer Auto1 の場合に有効）
・ タイマ開始時間（ストアモードが Timer Auto1 / Timer Auto2 の場合に有効）
・ タイマ終了時間（ストアモードが Timer Auto1 / Timer Auto2 の場合に有効）
・ Sleep Mode（ストアモードが Timer Auto1 / Timer Auto2 の場合に有効）
・ Interval（ストアモードが Auto2、Timer Auto2 の場合に有効）

219

参考資料

メモリカードへの設定情報の記録の仕方
1. 前ページ記載のメモリカードで設定できる内容について設定します。
2. Menu キーを押して、Menu4 / 5 にします。
3. ▲または▼キーを押して、Meas. Set Copy を反転表示させます。

Start/Stop
Menu
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

Light

RecallAddress
Output Cal

Z

Store
Print

Sub Display

Max Hold
Reset

Up
Down

Power

Pause/Cont

Menu4/5<Memory>
Format: Off
Data Copy : Off
Meas. Set Copy : Off<Time setting>2003/01/04 02:00:05
4.

またはキーを押して、On にします。

Menu4/5<Memory>
Meas. Set Copy : On

OK Start
Start

220

Cancel Pause
Pause

参考資料

5. Start キーを押すと、設定情報がメモリカードに記録されます。

Now Copying.

ノート
設定情報コピーを行おうとしたときに、既に設定情報が保存されていると、下図のメッセージが表示されます。
上書きする場合は、「Start」キーを押します。
上書きしない場合は、「Pause」キーを押します。

Same file exists!!
Overwrite
OK
Start
Cancel Pause

Start
Pause

221

参考資料

メモリカードに記録されている設定情報の読み込み方
1. Power キーを押して、電源を Oﬀ にします。

See You

2. 設定情報が記録されたメモリカードを装着します。
3. Pause / Cont キーを押しながら Power キーを押します。

Start/Stop
Pause/Cont
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallLight

Address
Output Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up

Power

Down

Pause/ContPower

4. 下記画面が表示されたら（OK）
Start キーを押します。

Load Completed !
OK
StartCancel Pause

222

Start
Pause

参考資料

5. 初期化画面表示後、メモリカードに記録されている設定情報で画面が立ち上
がります。

A

初期化画面

223

参考資料

データコピー（Data Copy）
について（VM-53A のみ）
内部メモリに保存した測定データを、メモリカードへコピー（転送）することが出来ます。
あらかじめ、内部メモリに測定データが保存されているものとして説明します。
1. カードスロットにメモリカードを挿入します。
2. Power キーを押して、電源を On にします。

Start/Stop
Menu
Level Range

Display

X/Y/Z

X

Y

Lv / Lva

Mode

Start/Stop

Menu

RecallOutput Cal

Z

Store
Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Up

Power

Down

Pause/Cont

3. Menu キーを押し、Menu4 / 5 にします。

Menu4/5<Memory>
Format: Off
Data Copy : Off
Meas. Set Copy : Off<Time setting>2003/01/04 02:00:05

224

Light

Address

Power

参考資料

4. ▲または▼キーを押して Data Copy を反転表示させ、 またはキーを押して On にします。

5. ▲または▼キーを押して M e m o r y T y p e を反転表示させ、またはキーを押してメモリカードにコピーするストアデータの種類を、M a n u a l /Auto1 / Auto2 から選択します。
6. ▲または▼キーを押して File Name を反転表示させ、 またはキーを押してファイル名をつけます。
7. 全てよければ（OK）Start キーを押します。
メモリカードへのコピーが開始されます。

Wait a minute.

Start

Now Copying.

225

参考資料

VM-53 / VM-53A 電池寿命
重 要
乾電池の寿命は常温での値が記載されておりますが、その性能は電池製造会社や製造年月日、使用環境、保存環境によって異なります。
下記に国内の会社の電池を用いて連続測定したときの各電池寿命の温度特性の一例を示します。

電池寿命の温度特性50
電池寿命︵時間︶

40
30

LR14
R14PU

20
10
0
-20

0

20
温度（℃）

40

60

アルカリ電池、マンガン電池の連続動作時間

動作条件
VM-53 / VM-53A に PV-83C を接続
v、3 方向測定、交流出力設定、バックライト OFF、通信 OFF、

レベルレンジ 100 dB の条件で測定

226

参考資料

Input 端子
Input 端子のコネクタは多治見無線社製の型式 PRC03-23A10-7F を使用しています。
各端子の配列を下記に示します。
A ： Pickup 用電源
B ： Xch 信号入力
A

F
G

B
C

C ： Ych 信号入力
ED

D ： Zch 信号入力
E ： グランドF ： グランド

上面図

G ： 本器の電源（AC アダプタまたは乾電池）
出力

重 要
付属の 3 方向振動ピックアップ P V -83C または別売の延長コード EC-02S 以外は接続しないでください。
故障の原因となります。

227

参考資料

周波数特性
総合周波数レスポンス（代表特性）
10
相対レスポンス

0
平たん特性

-10
-20

-30
（dB）
-40
-50

1

10

100

1000

周波数（Hz）

総合周波数レスポンス（代表特性）
10
相対レスポンス

0
鉛直特性

-10
-20

-30
（dB）
-40
-50

1

10

100

1000

周波数（Hz）

水平特性

Hz
228

参考資料

コンパレータ出力回路例
VM-53/VM-53A のコンパレータ出力によりリレーを制御する場合の回路例は下記のようになります。

+V
リレー
コイル
480 Ω

9

VM-53 / VM-53A

5

コンパレータ ON 時に使用するリレーに印加される電圧は次式になります。
Vr =（Rr /（Rr + 480）
）× V
Vr： リレーへの印加電圧（V）
Rr： リレーのコイル抵抗（Ω）
V：

使用する回路の電源電圧（V）

使用するリレーのコイルの抵抗値が V M -53/ V M -53A 内の内部抵抗 480 Ω に比べて十分に大きい場合は電源電圧はほとんどがリレーに印加されます。
十分に大きくない場合はリレーに印加される電圧は V M -53/ V M -53A 内の内部抵抗との間で分割されます。その結果、リレーの動作電圧に達しない場合は次のような電気回路により、VM-53/VM-53A 内の内部抵抗の影響がない構成にする必要が
あります。
+V
510 Ω
480 Ω

VM-53 / VM-53A

9
リレー
コイル

5

229

参考資料

振動レベル計データ管理ソフト VM-53PA1
振動レベル計データ管理ソフト V M -53P A1 は、振動レベル計 V M -53、V M -53A、
V M -52、V M -52A に対応したソフトウェアです。V M -53 / V M -53A のオートス
トアデータをコンパクトフラッシュまたはシリアル通信でコンピュータに読み込
み、測定データの表示・編集や日報、週報、テキストファイルの作成及び印刷処理を行うことができます。また、V M -52A については、メモリカードデータをシ
リアル通信でコンピュータに取り込み、測定データの表示・編集や日報、週報、テ
キストファイルの作成及び印刷処理を行うことができます。なお、本ソフトウェ
アでは VM-52 / VM-52A 管理ソフト VM-52PB1 で保存した VM-52A メモリカー
ドデータファイルの表示・編集を行うこともできます。リモート測定については、
VM-53 / VM-53A、VM-52 / VM-52A の 4 機種に対応します。
測定データ
リモート測定（ストアデータ）の（シリアル通信による）取り込み、表示・編集

日報・週報の作成・表示

V M -53A 用 設 定
情報ファイル作成

VM-53○○（※ 1）○―

VM-53A○○（※ 2）

○

○

VM-52

○

―

―

―

VM-52A○○（※ 3）○―（※ 1） ： ストアデータ読み込みはシリアル通信で行います。
ストアデータ読み込みはマニュアルストア、Auto1 ストア、Auto2
ストアの 3 種類（※ 2） ： 測定データの読み込みは、メモリカード（コンパクトフラッシュ：以降 CF カード）の場合コンピュータの PCMCIA カードスロットまたは
カードリーダーから行います。
内部メモリデータの場合、シリアル通信で行います。
ストアデータ読み込みはマニュアルストア、Auto1 ストア、Auto2
ストアの 3 種類（※ 3） ： 測定データ（ メモリカードデータ）の取り込みはシリアル通信で行
います

230

参考資料

メニュー画面
本ソフトウェアを起動すると下記のメニュー画面が表示されます。

メニュー画面下に表示・編集画面の一例を示します。

表示・編集画面231

バックアップ電池
本器は時計のデータの保持にバックアップ電池（充電池）を内蔵しています。

充電池への充電は本体電源が On の時に行われます。Oﬀ のときは充電されません。
充電は 12 時間でフル充電となります。
フル充電での保持期間は約 1.5ヶ月です。保持期間を過ぎると、時計のデータは失われますので、保持期間前に充電しておくことをお勧めします。

充電池には寿命があります。5 年ごとを目安に交換してください。
交換のときは、販売店または当社サービス窓口（裏表紙参照）までご連絡ください。

ノート
古くなった充電池をご使用いただいた場合、保持時間が短くなります。

重 要
フル充電は 12 時間通電する（ VM-53、VM-53A の電源をOn にする）ことにより行われます。

232

仕
適用規格

様

計量法・振動レベル計
JIS C 1510：1995

測定機能

振動レベル（v）

振動加速度レベル（va）

振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
演算測定
振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均（

veq または

vaeq）

振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル
（

5、

10、

50、

90、

95）

振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値（値（、最小m a x）min）

任意の 1 方向または 3 方向の測定が可能
測定周波数範囲

測定レベル範囲

振動レベル

1〜80 Hz

振動加速度レベル

1〜80 Hz

振動レベルの鉛直方向

25〜120 dB

振動レベルの水平方向

30〜120 dB

振動加速度レベル30〜120 dB
dB（Re. 10 ‑5 m / s 2）

自己雑音レベル

周波数補正

レベルレンジ

振動レベルの鉛直方向

19 dB 以下

振動レベルの水平方向

24 dB 以下

振動加速度レベル24 dB 以下

鉛直振動特性（計量法または JIS による）

水平振動特性（JIS による）

平坦特性（JIS による）

10 dB ステップ 6 レンジ切替、3 方向独立
10〜70 dB
20〜80 dB
30〜90 dB
40〜100 dB
50〜110 dB
60〜120 dB
233

仕

様

リニアリティレンジ 70 dB
測定時間設定された測定時間で演算測定が可能
10 秒、500 秒、1 分、5 分、10 分、15 分、30 分、
1 時間、4 時間、8 時間、24 時間、マニュアル（ 最大 199 時
間 59 分 59 秒）

実効値検出回路
時間重み特性演算

デジタル演算方式
0.63 sec
デジタル方式サンプリング周期
100 msec（

ただし、測定時間 500 秒の場合の
x）

VM-53

120 µsec（パワー平均、

VM-53A

78 µsec（パワー平均、

max、
max、

xは5秒

min、最大値ホールド）
min、最大値ホールド）

メモリカード機能（VM-53A のみ）
メモリカード（ コンパクトフラッシュカード）へのデータ保存が可能
別売品のソフトウェアによる拡張機能がメモリカードにより対応
ストア機能

ストアデータはマニュアルストア、オートストア 1、オートストア 2 の 3 種類 で、V M - 53 は内部メモリに保存され、
V M -53A は内部メモリまたはメモリカードに保存可能。内部
メモリのストアデータはそれぞれにストアエリアをもち、二次電池により約 1.5ヶ月間保存可能

マニュアルストア
ストア時点の振動レベル（
各演算値（

veq またはまたは振動加速度レベル（
v）

vaeq、

max、

min、

5、

10、

と
va）

50、

90、

を保存する
95）
測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値が保存される。
VM-53

VM-53A

234

保存場所

ストア数

内部メモリ

3 方向 1 組として最大 100 組

保存場所

ストア数

メモリカード1 ファイル最大 100 組（3 方向 1 組）として複数ファイル保存（ファイル数はメモリカード容量の制限による）

内部メモリ

3 方向 1 組として最大 100 組

仕様

オートストア 1
VM-53

最大 86,400 個の振動レベル（

または振動加速度レベル（v）

va）の瞬時値を連続ストア
ストアのサンプリングは、100 m 秒、1 秒から選択
タイマによるスタート時刻 / 終了時刻の設定が可能
保存場所

ストア数
1 方向測定の場合

内部メモリ

最大 86,400 個

3 方向（X/Y/Z）測定の場合

最大 86,400 個（28,800 × 3 方向）

ストア時間の目安
1 方向測定、ストアサンプリング 1 秒のとき最大 24 時間
3 方向測定、ストアサンプリング 1 秒のとき最大 8 時間
VM-53A

振動レベル（または振動加速度レベル（v）の瞬時値をメモva）

リカードまたは内部メモリに連続ストア
メモリカードに保存した場合、最大 199 時間 59 分 59 秒間のデータを 1 ファイルとして複数ファイルの保存が可能
ストアのサンプリングは、100 m 秒、1 秒から選択
タイマによるスタート時刻 / 終了時刻の設定が可能
保存場所
メモリカードストア数
1 ファイル最大 199 時間 59 分 59 秒
メモリカードに複数のファイルを保存可能（メモリカード容量の制限による）
1 方向測定の場合

内部メモリ

3 方向（X/Y/Z）測定の場合

最大 86,400 個
最大 86,400 個（28,800 × 3 方向）

内部メモリでのストア時間の目安
1 方向測定、ストアサンプリング 1 秒のとき最大 24 時間
3 方向測定、ストアサンプリング 1 秒のとき最大 8 時間

235

仕

様

オートストア 2
測定時間毎の各演算値（
10、

50、

90、

veq または

vaeq、

max、

min、

5、

を連続測定し保存95）

タイマによるスタート時刻 / 終了時刻の設定が可能
ストア数の目安（測定時間 500 秒（5 秒 100 回）で 10 分毎測定の場合）
1 方向測定のとき 4,500 組は約 31.25 日
3 方向測定のとき 1,500 組は約 10.4 日
VM-53

保存場所

ストア数
1 方向測定の場合

内部メモリ

VM-53A

3 方 向（X/Y/Z）
最大 1,500 組
測定の場合

メモリカードへの保存の場合、複数ファイルの保存が可能
保存場所

ストア数
1 方向測定の場合

メモリカード内部メモリ

1 ファイル最大 4,500 組
メモリカードに複数のファイルを保存可能

3 方 向（X/Y/Z） 1 ファイル最大 4,500 組
メモリカードに複数の測定の場合ファイルを保存可能
1 方向測定の場合

ポーズ機能

最大 4,500 組

最大 4,500 組

3 方 向（X/Y/Z）
最大 1,500 組
測定の場合

瞬時値測定および演算測定中に、一時停止 / 一時停止解除が可能
オートストア 1（タイマ測定以外）のときはマーカとして機能

236

仕

様

コンパレータ機能
振 動 レ ベ ル ま た は 振 動 加 速 度 レ ベ ル が、 設 定 レ ベ ル（ 30〜
120 d B、1 d B 刻み）を超えた場合に、コンパレータ出力がON になる
対応チャンネル
メイン画面で設定されている 1 方向
コンパレータ出力
インタフェース端子
オープンコレクタ出力
最大印加電圧24 V
最大駆動電流50 mA（印加電圧 24 V 時）
25 mA（印加電圧 12 V 時）
10 mA（印加電圧 5 V 時）
コンパレータ設定
Delay Time 0〜9 sec の間で 1 sec 刻み
オートリセット
ON / OFF 設定可オートリセットタイム
0〜90 sec の間で 1 sec 刻み
時計機能

ストアデータに時間情報を付加するとともに、タイマを使用した演算測定が可能
タ イ マ は オート ス ト ア 1、 オート ス ト ア 2 に お い て 開 始 時
間 / 終了時間を設定

出力校正用信号内蔵発振器（31.5 Hz 正弦波）
外部接続機器を校正

交流 / 直流出力

BNC 出力、3 方向独立
メニューにより交流出力または直流出力の選択

出力抵抗

600 Ω

負荷抵抗

10 kΩ 以上

交流出力

1 Vrms（フルスケール）

直流出力

2.5 V（フルスケール、0.25 V / 10 dB）

プリンタ出力

演算中（ ストアを除く）の 5 秒ごと瞬時値印字、演算結果印字、
リコールデータ印字、ポーズ中のサブ画面印字が可能
237

仕

様

インタフェース

シリアル通信端子

D-sub 9 ピンオス型

通信速度4800 bps、9600 bps、19200 bps

通信方式

調歩同期、全 2 重

データビット

8 ビット

ストップビット 1 ビット
パリティ

なし

フロー制御

X パラメータ
通信コマンドによる設定制御やコンピュータへのデータ出力が可能

表示部

セ グ メ ン ト タ イ プ と 128 × 64 ドット マ ト リ ク ス タ イ プ の
2 系統表示
バックライト付き

表示モード
セグメントタイプ
1 方向の数値（ 1 秒周期）とバーグラフ（ 100 m 秒周期）による瞬時値を常に表示
ドットマトリクスタイプ
モードおよび画面切替により下記内容が表示される

スイッチ部

設定情報表示3 方向測定値表示
レベルタイム表示
演算結果表示リコールデータ表示
MENU 表示ゴムコンタクトスイッチによるプッシュ設定

サイドパネル部

EXT DC（6 V）、インタフェース用コネクタ（D-sub 9 ピン）
を
備える

電源

AC アダプタ（別売品）または単 2 形乾電池 4 本

適合 AC アダプタ
NC-34（AC 100 V 対応）
NC-98 シリーズ（AC 100〜240 V 対応（CE 対応）
）

238

仕

電池寿命

様

約 35 時間（アルカリ乾電池 LR14、常温、3 方向の瞬時値測定、バックラ
イト O F F、通信 O F F、交流出力設定、V M -53A はオプショ
ン OFF）
約 12 時間（ マンガン乾電池 R14P U、常温、3 方向の瞬時値測定、バック
ライト OFF、通信 OFF、交流出力設定、VM-53A はオプショ
ン OFF）
約 100 時間
（ 別売のバッテリパック B P -21 を使用、単 1 形アルカリ乾電池
4 本と本器搭載の単 2 形アルカリ乾電池、常温、連続使用、3方向の瞬時値測定、バックライト OFF、通信 OFF、交流出力
設定、VM-53A はオプション OFF）

消費電力

約 120 mA（DC 6 V において）
約 3.5 VA（NC-34

AC 100 V において）

約 5.5 VA（NC-98 シリーズ AC 100 V において）
使用温湿度範囲
本体部‑10〜+50℃、90％ RH 以下（結露しないこと）

振動ピックアップ部‑10〜+50℃（結露しないこと）
寸法・質量
本体部

約 56（高さ）× 203（幅）× 175（奥行）mm、約 1 kg（電池含む）

振動ピックアップ部
約φ 67 × 41（高さ）mm（接続コードを除く）、約 335 g
振動ピックアップ

3 方向振動ピックアップ（PV-83C）

基準感度60 mV /（m / s 2）

使用温度範囲‑10〜+50℃（結露しないこと）

防水性

JIS C 0920 保護等級 7（防浸形）

239

仕

様

付属品
EC-02S（3 m）

1

単 2 形マンガン乾電池（R14PU）

4

I/O コネクタカバー

1

BNC コネクタカバー

3

取扱説明書

1

簡易手順書

1

検査票

1

保証書

1

収納ケース

1

メモリカード（VM-53A のみ）

1

別売品
AC アダプタ

NC-34（AC 100 V 対応）
NC-98 シリーズ
（ A C100〜240 V 対 応（ C E 対
応））

延長コード

EC-02S シリーズ

VM-53 管理ソフト

VM-53PA1（Windows）

レベルレコーダ

LR-07、LR-20A

プリンタ

DPU-414

バッテリパック

BP-21

VM-53A 分析カード

VX-53RT（1/1、1/3 オクターブ分析）

240

仕

様

175

VM-53

200

56

203
上面

側面
単位：mm

振動レベル計 VM-53 外形寸法図

φ673方向振動ピックアップ

41

PV-83C

付属コード

EC-02S（3 m）

単位： mm
3 方向振動ピックアップ PV-83C 外形寸法図

241

仕

様

175

VM-53A

200

56

203
上面

側面

単位：mm
振動レベル計 VM-53A 外形寸法図

φ673方向振動ピックアップ

41

PV-83C

付属コード

EC-02S（3 m）

単位：mm
3 方向振動ピックアップ PV-83C 外形寸法図

242

西日本営業所

http://www.rion.co.jp/
本社／営業部
東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
〠 185-8533 TEL 042 359-7887 代表
FAX 042 359-7458
サービス窓口リオンサービスセンター株式会社
東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号〠 192-0918 TEL 042 632-1122
FAX 042 632-1140

大阪市北区西天満 6 丁目 8 番 7 号 電子会館ビル〠 530-0047 TEL（06）6364-3671
東海営業所

FAX（06）6364-3673

名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号

〠 460-0002 TEL（052）232-0470

和波ビル

FAX（052）
232-0458

リオン計測器販売（株）
さいたま市南区南浦和 2-40-2 南浦和ガーデンビルリブレ〠 336-0017 TEL（048）813-5361

FAX（048）813-5364

九州リオン（株） 福岡市博多区店屋町 5-22
〠 812-0025 TEL（092）281-5366

朝日生命福岡第 2 ビル

FAX（092）291-2847

No. 35614

09‑10