製品カタログ

リニアエンコーダ・磁気回転リング

Magnetic Solutions

CORETECH Co.,LTD.

超小型インクリメンタルセンサヘッド 磁気式リニアエンコーダ

IKS 11

直線及び磁気リング（回転）両方に使用できます。
非接触で高速測定です。
特長
超小型ケースで高精度コネクターは２種、超小型で 20 ナノ分解能±３μm 精度です。

ケーブル長は自由選定

分解能は多種、高耐久

非接触測定で使用時に損耗しません

ソフトウェア
アンブ内蔵のによる超小型ヘッド

プログラマブルなインターフェース

ポールピッチの半分までセンサーギャップが可能

測定長の制限はありません

超小型のインクリメンタル型リニアスケールシステム IKS11は、取付スペースが小さい場所でも使い勝手がよく、強力な性能を発揮します。
自動化、測定及びモーションコントロール分野においてどのように使用されてもカスタムメイドの様に適応します。
仕様
分解能

出力回路

0.020~500μm 磁気ピッチに依る消費電力（負荷なし時） ＜65mA(UB=5V)
RS422

使用温度

-20 ~ +70℃

保管温度-20 ~ +80℃

保護等級

IP67

パラメータ選定

分解能、最大出力周波数 、
インターフェース

センサヘッド種類
磁気ピッチ

0.5mm 、1mm 、2mm

Z相

2 番トラック付き、各ピッチごと出力

電源

5V±5%

インターフェース
（負荷なし）

D1 = RS422(0 to 5V)

ケーブル長

各 mとび

使用磁気テープ巾 5.6 , 8 , 10×1.3, 磁気ピッチ 0.5, 1 , 2

磁気リング

φ14 ~φ72（60 種）

Push-Pull
RS422

Push-Pull(HTL,TTL)

D3 = プッシュプル TTL(0 to 5V)
tmm

出力信号
信号

A, /A‘ , B , / B‘, Z / Z‘

出力エラー表示

各相信号の高インビーダンス時(1)AB相の位相差は 90°±10°(2)Z相出力は毎磁極ピッチごと、又は Z相トラックに準備します（オプション）。
(3) 小型ヘッド IKS 9 型もあります。

外径図

RS422超小型アブソリュートセンサヘッド

AKS 17

磁気式リニアエンコーダ

直線及び磁気リング（回転）両方に使用できます。
非接触で高速測定です。
特長16 ビットインクリメンタル
分解能

モーションコントロールに最適なアブソリュートセンサ

21 から
24 ビットのアブソリュート
分解能

ほこり、油、各種リング径と水などに強い

磁気テープ長に保護等級 IP67

対応

超小型ケースでアブソリュート
測定
自動制御、産業機械のアプリケーション
向き

センサヘッドに回路内蔵
非接触測定で損耗しません

生命科学及びハイテク産業向き

新開発のアブソリュート磁気式センサヘッド AKS17 は、直線と回転測定アプリケーションに最適で、磁気リングと磁気スケールとの組み合わせで安価なアブソリュート測定システムをご提供します。直接測定で 2350mm まで、回転磁気リングは外径面及び端面での測定が可能で外径は 3 サイズあります。センサヘッドは出力信号に BiSS-C と SSI をご用意、同時にインクリメンタル信号出力を出します。この 21~24 ビットの分解能のホローシャフト型のアブソリュートエンコーダは一般的な軸型エンコーダに比べて軸端に取り付ける場合に効果を発揮します。センサヘッドの外径寸法は、長さ 28×巾 16mm×高さ3.4(6.6)mm で大変コンパクトです。
仕様
21ビット（128/127/120 ノニオスコード）
アブソリュート分解能

外径寸法（FFC コネクタ付）

22ビット（256/255/240 ノニオスコード）
23ビット（521/511/496 ノニオスコード）
24ビット（1024/1023/992 ノニオスコード）

通信信号

1 から 16 極ペア (UVW)

回転速度

tbd

センサースケール間距離

0.4mm

供給電力

5V±5%

最大出力負荷チャンネルごとに 50mA

消費電力（負荷なし）＜120mA±5%(UB=5V)
緑 LED= 作動良好

LED

赤 LED= 作動不良（取付位置調整要）

動作温度-20 ~ +60℃

保存温度

-20 ~ +80℃

保護等級

IP67(FFC コネクタ付 )インクリメンタル分解能

4 ステップ内４〜262144

重さca. 2.5g磁気ピッチ : 分解能

1.28 / 1.5 mm : 0.156 / 0.183μm
アブソリュート出力信号、Biss、SSI

出力信号

インクリメンタル出力信号、ABZ、UVW、STEP、CW/CCW
リニアスケール

パラレル型( オプション1)

直置型( オプション2)

回転リング（ラジアル型）

回転リング（アキシャル型）

コネクター１コネクター 2LMSI 型インクリメンタル測定磁気テープ
直線インクリメンタル測定でセンサ IKS9/IKS11 と組み合わせて使用
多種の磁極ピッチとテープ巾に対応
両面テープで測定箇所に貼り付け、ステンレスのカバーテープもあります。

概要
要求により多種の精度を用意

磁気ピッチ

原点用に２トラックの磁化磁気テープ
精度mmt

巾 5 , 6 , 8 , 10 , 20×1.3±3 , ±10 , ±20μ/m

0.5 , 1 , 2 , 2.5 , 2.54 , 5mm

粉塵、クーラント、水、油などに耐久性あり
保護等級IP67

非接触測定で磨耗なし

LMSN 型アブソリュート測定磁気テープ

直線アブソリュート測定でセンサ AKS16/AKS17 と組み合わせて使用
多種磁極ピッチで 2/3 トラック磁化
両面テープで測定箇所に貼り付け、ステンレスのカバーテープもあります。

概要
要求により高精度品を製作
mmt

粉塵、クーラント、水、油などに耐久性あり

磁気テープ

巾 6 , 8 , 10×1.3

保護等級

IP67

磁気ピッチ

多種

非接触測定で磨耗なし

RMSI 型インクリメンタル測定磁気リング
軸取付の回転磁気リング

IKS9/IKS11 と組み合わせて使用

特殊アプリケーション用に多様な磁気材料とラジアルとアクシャル測定用に各種パターンをご用意。

概要
要求により標準より高精度まで製作

粉塵、クーラント、水、油などに耐久性あり

原点用に２トラック磁化も可能

磁気リングとして多種あり、専用設計も可能

磁気ピッチ

サイズ

0.5 , 1 , 2 , 2.54 , 5mm

非接触測定で磨耗なし

φ14~φ72 まで多種

特殊寸法も可能RMSN 型アブソリュート測定磁気リング
ノギス測定方式

フェライト磁石の主トラックと副トラックを結合

連続 / 不連続の通信他の多種位置決め制御に使用、センサとの組み合わせにより最高精度を実現。

概要
標準と高精度の要求に対応

非接触測定で磨耗なし

２又は３相の磁化トラック方式

粉塵、クーラント、水、油などに耐久性あり

磁気ピッチ

多種レンジ（ピッチ、巾、外径）の磁気リング

サイズ

1.28 , 1.5 他

アキシャル用φ17~φ34、ラジアル用φ24.5~φ59.60 まで多種

特殊 / 専用のアプリケーションに対応
特殊アプリケーション用に多種の磁気素材を用意

コアーテック株式会社
TEL045-532-9822

promo@p-coretech.com
http://www.p-coretech.com
E-mailhttp://www.encoder-world.com〒227-0055

横浜市青葉区つつじヶ丘２３­７­５０４