■仕様・オプション部品■ 仕様 ＳＤＬ－２２ 超音波界面レベル計

52.5

表示器
使用環
境電源
入力
消費
電力
超 音 波 セ ン サ ー
防 雨 収 納 ケ ー ス
適合ケーブル外径70

超音波パルス反射方式①０～１ｍ ②０～２．５ｍ ③０～５ｍ ④０～９．９９ｍ
１ｃｍ
４－２０ｍＡ／ＤＣ／６００Ω以下
最短距離アラーム（２２ｍＡ）、無検出アラーム（２ｍＡ／２２ｍＡ）
３．５インチＴＦＴカラー液晶 ＱＶＧＡ（３２０×２４０ドット）－５℃ ～ ６０℃ ＲＨ８５％
ＡＣ１００Ｖ～ＡＣ２４０Ｖ（単相）
約７Ｗ（液晶表示モード） 約５Ｗ（液晶非表示モード）
φ６８×１６０ｍｍ ４００ｋＨｚ ケーブル長 ２０ｍ
ＩＰＸ－６ ＡＢＳ製 ／ 重量：２.９ｋｇ
φ４～φ８ ケーブルグランド

148

測定
方式計測範囲分解能４－２０ｍＡ 出力■表示部サイズ148■ オプション部品
センサー取付パイプ
セ ン サ ー 洗 浄 器
本 体 取 付 金 具

ディスプレイ：３．５インチ

ステンレスパイプ（１ｍ）、パイプジョイント（ステンレス製）
洗浄ノズル、ノズル取付金具、洗浄ホース（内径）φ１０
収納ケースポール取付用金具（取付バンド１．５ｍ）×２ヶ所

ＴＦＴカラー液晶■センサーサイズ
M22 P=1.5■外形寸法図■本体サイズ

φ68■本体取付金具（オプション）

60■オプション■センサー取付金具 M724-11(ポール取付金具、Uボルト×2)
ﾊﾞﾝﾄﾞ長 1500(MAX)×2本

センサーの設置上の注意■センサー取付パイプ● センサーがゆれないように水槽上部構造物にしっかり固定してください。

(1本=1000mm、max 5本まで連結可)● 水槽の液面が変化してもセンサーが必ず水中にあるように設置してください。
● センサーは液面に垂直になるように設置してください。
● センサーは水槽の壁面より５０ｃｍ以上離して設置してください。
● センサーは落下したり硬いものにぶつけますと破損する恐れがあります。
● センサーをパイプに取り付ける際は、パイプ内に水が入らないように■センサー洗浄器

センサーケーブルの出口に自己粘着テープ等で防水してください。
● センサーの洗浄は定期的に行ってください。沈殿物や藻の付着により検出能力が損なわれます。
● センサーは泡の発生しない場所に設置してください。泡によって誤動作することがあります。

■お問い合わせは （販売元）（製造元）
株式会社マキノ電気

株式会社スズキマリン
静岡県浜松市南区高塚町３００

愛知県蒲郡市御幸町１３-２
ＴＥＬ:０５３３-６８-５７３１ FAX:０５３３-６７-３９５５

ＴＥＬ:０５３-４４０-２３０６ FAX:０５３-４４０-２８２２●仕様は予告なく変更する場合があります。 ●2020年11月作成

ＳＤＬ-２２
超音波界面レベル計

沈殿物のオーバーフロー防止に、堆積量の常時監視に、超音波で正確に計測します。
用途

特徴■ 上下水道・発電所・工場・浄排水処理施設などで発生する汚水沈殿物の計測■ 河川・湖沼・貯水池などのヘドロ、泥、土石などの堆積量の計測■ 水槽、タンクなどのスラッジの堆積量の計測■ さまざまな排水処理施設に対応可能、槽内の沈殿物をリアルタイムに認識■ 界面レベルを判別し易い、カラー液晶採用■ 沈殿物のリアルタイム画像を見ながら、最適な界面計測レベルに設定■ Ｂモード表示でランダムノイズ・浮遊物・泡の影響など異常動作の確認■ 簡単な設置、［電源］・［センサー］・［出力］のシンプルな配線

本体 （ディスプレイ、設定キー、接続端子） 内部構成

管理棟

界面レベル計はこの距離を測定します。
超音波センサー放水■ 4-20mA 出力

放水

電源AC100V～240V

ほとんどの管理施設では4-20mA出力を標準の計測値伝送の手段としております。

沈殿層との界面①②③

4-20mA 出力は直流の電流制御のため、離れた設置場所からのケーブル抵抗も測定誤差から排除され、ノイズによる誤動作も少なく安定した計測が可能となります。

⑤⑥

堆積した沈殿層⑧⑨⑩■センサーから発射された超音波が界面に反射して戻ってくるまでの時間を計測することにより界面までの距離を計測します。

本機は任意に設定した堆積上限レベルに達したとき22mAに、反射が検出されないときには22mAまたは2mAに電流を制御し管理できます。

■操作パネル
簡単な操作で画面を確認しながら細やかな設定が行えます。

■ 表示モード

超音波センサー

ＡＣ電源

Ａモード表示 標準設定画面
発信線

4-20mA出力■メニュー
豊富なメニューでさまざまな水槽に対応できます。
界面← →距離判定レベル線
Ｂモード表示 経過画像の表示、浮遊物、ノイズの確認
発信線

浮遊物
界面

MENU-1

槽内の条件設定をします。

キーボード※警報音は本体内で発生します。4-20mAを接続せずに単独でのご使用の際にご利用ください。

MENU-2

計測に必要な条件設定をします。

F U L L

最小検出距離で界面がこの設定値になると警報を発します。
4-20mA出力は22mAを出力します。

EMPTY

センサー面より水槽の底までの距離を設定します。

DED.SIZE

AUTOにおいて、制御する反射の幅を設定します。

2 0 m A

4-20mA出力の[20mA出力]の距離を設定します。

AVERAGE

距離表示の平均サンプル値を設定します。

4 m A

4-20mA出力の[4mA出力]の距離を設定します。

WINDOW

FREQUENCY

測定距離の更新の際の範囲を設定します。
浮遊物などによる誤動作を防ぎます。

堆積物の上限を入力し上限に達すると警報を発します。

LOWER ALM

堆積物の下限を入力し下限に達すると警報を発します。

INTERVAL

4-20mAT/C

4-20mAの応答速度を設定します。

VELOCITY

水槽内の液体の音速を設定します。

DISPLAY

SURFACE / BOTTOM 計測起点を切替えます。

OFFSET

送受信機の遅れの補正値を設定します。

U N I T

METER / % 計測単位を切替ます。

SLEEP

画面を非表示にするまでの時間を設定します。

4-20mAINVLID界面が検出できないときの4-20mA出力を(2mA / 22mA / HOLD) から設定します。

S T C

設定距離までの感度をSTCの値に固定します。

BATTERY ALM

源

計測装置側の電源のＯＮ／ＯＦＦをします。

表示

画面の A / B 表示モードを切替えます。

メニュー表示モードと設定メニューの切替えをします。

測深範囲

水槽の深さにより計測範囲を変更します。

感

超音波の受信感度を変更します。

度

Ｓ Ｔ Ｃ

表層部のノイズや浮遊物の影響を緩和します。

Ｔ Ｈ Ｄ

計測画面で界面の計測レベルを設定します。

超音波の送信周波数を設定します。

UPPER ALM

WIDTH

電送信パルスのパルス幅を設定します。
送信パルスの発射間隔を設定します。

起点

堆積物の距離をセンサーからの距離にするか槽底からにするかの選択をします。

自動

感度の自動設定をします。

ﾉｲｽﾞ除去

水槽内で発生するランダムなノイズを除去します。

発射回数計測する超音波の発射回数(発射間隔)を選択します。

照明

液晶表示器の明るさを変えます。

－＋数値の設定、条件設定の変更をします。

▼▲

メニューの設定項目の選択をします。

決定

数値設定、条件設定の決定をします。

内部電源電圧低下時の警報電圧を設定します。