設計・生産ライン向け電源自動検査システム

Chroma ATS 8000 電源自動検査システム

クロマジャパン株式会社

Chroma ATS8000とはＣｈｒｏｍａＡＴＳ８０００・電源自動テストシステムは、パワーエレクトロニクス機器の評価に向けたテストソリューションです。ＡＴＳ８０００は、
AC及びDC電源​、​ 電子負荷、デジタルマルチメータ（ＤＭＭ）、オシロスコープなどの各種測定器と組み合わせることにより、測定対象物となるパワーエレクトロニクス製品を柔軟に効率よく測定ができる電源自動検査システムです。
そして、 Ｃｈｒｏｍａ ATS 8000はお客様の要望にあわせてカスタマイズ可能な電源自動検査システムです。１チャンネルの小容量電源から複数チャンネルの大容量電源まで対応可能です。必要な機器を19インチ標準ラックに組み込む事により、限られたスペースに設置可能です。

多種多様なクロマATS8000シリーズ
お客様のご要望に合わせたカスタムモデル仕様から、汎用電源試験用の標準的は電源自動検査システムまで、ご用意しております。

用途に合わせた電源自動検査システムを準備
・ＡＴＳ８０１０：ATX PC電源用
・ＡＴＳ８０２０：ACアダプタ用
・ＡＴＳ８４９０：ＬＣＤインバータ用
・ＡＴＳ８４９１：LEDドライバ用
その他
・パワーコンディショナ用（ＰＶインバータ）
・電気自動車充電スタンド用
・用途に合わせた試験設備を構築可能

ＬＥＤドライバ用ＡＴＳ

ＰＣ電源用ＡＴＳ

ＤＣ／ＤＣコンバータ用ＡＴＳ

パワーコンディショナ用ＡＴＳ

圧倒的な実績と安定性のＰｏｗｅｒ ＰｒｏⅢソフトウェア
弊社Ｐｏｗｅｒ ＰｒｏⅢソフトウェアは拡張性が高いオープンソフトウエアアーキテクチャーを採用したシステムソフトウェアです。Ｐｏｗｅｒ Ｐｒｏ
Ⅲソフトウェアは各種電源製品を評価するにあたり、必要とされる各種試験項目及び自動検査プログラムの作成・編集から、試験結果の出力に必要なレポート作成機能，及び統計分析機能を有しております。
試験項目編集画面では、Ｃ言語に似た強力なツールを採用し、プログラム言語を使用せずに、簡単に試験項目を作成、編集が可能です。
試験手順，試験状態変数，試験結果，一時保管などを定義することができ、テストプログラムエディターは バッチテスト用に多く準備されている試験項目とリンクさせる機能を備えております。
レポート作成機能では、試験データ（数値データ及び波形データ）の管理、編集が可能で、ご要望の試験成績書を簡単に作成することができます。（Microsoft社製、エクセル・ワードフォーマットでの出力可能）

オープンソフトウェアアーキテクチャを採用したプラットフォーム
Ｃｈｒｏｍａ ＡＴＳ８０００電源自動検査システムで採用しているＰｏｗｅｒ ＰｒｏⅢソフトウェアは、オープンソフトウェアアーキテクチャプ
ラットフォームを採用しております。
このソフトウェアプラットフォームを採用することにより、各種測定器及びＵＵＴ等の制御及び拡張が簡単に行うことができます。
これにより、必要最小限の設備投資で目的に合った自動測定システムを構築することができます。

Windows 98/NT/2000/XP 以上

ネットワーク管理

レポート出力レポート・ウィザード

GO/NG の実行

スタティック・ジェネレータ

試験プログラム 編集

デバックの実行試験アイテム 編集

オンライン・コントロール
ハードウェアの設定
試験コマンド・ライブラリー
アプリケーション・プログラム・インターフェース
Lab windows
ドライバ（ＡＣ電源）

Lab windows
ドライバ（ＤＣ電源）

Lab windows
ドライバ（ＤＣ負荷）

Lab windows
ドライバ（電力計）-Lab windows
ドライバ（オシロ）

ＮＩ ＶＩＳＡ ドライバー

⇔⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔
ＰＣ周辺機器

ＡＣ電源

ＤＣ電源

ＤＣ負荷

電力計

ＤＭＭオシロユーザの操作性を考慮したＰｏｗｅｒ ＰｒｏⅢの各種設定画面● プログラム・エディタ・設定画面
一般的に使用する試験項目が定義されており、その試験項目を組み合わせることにより、誰でも簡単に必要な自動検査プログラムを作成できます。そして、ユーザ独自に定められた特殊な試験項目については、テストアイテムエディターを使用することにより、簡単に試験項目の定義を追加することができます。

● テストコマンド・ライブラリー設定画面
評価する製品によっては、ユーザ独自に定められた特殊な試験をおこなう必要が発生いたします。 弊社Power Pro Ⅲソフトウェ
アは、接続されている機器のテストコマンドライブラリーが内蔵されており、特別なプログラミング作成知識がなくとも簡単に編集及び作成ができます。 そして、弊社Power Pro ⅢソフトウェアはGPIBのみならず、RS-232C、RS-485、Ｉ2C、及びＣＡＮ Busのインターフェース経由でのコントロールも可能です。

● テストアイテムエディター設定画面
弊社Power Pro Ⅲソフトウェアは、新規に試験項目を作成するための設定画面を準備しております。この設定画面を使用することにより、ユーザが任意で必要な試験項目を追加することができます。
このテスト・アイテム・エディター機能は、Ｃ言語に類似した強力なツールを採用し、プログラム言語を使用せずに、簡単に試験項目を作成、編集がおこなえます。

● ＧＯ／ＮＯ判定画面
生産ラインでは、オペレータの人為的操作ミスを最小限に抑えるための環境が求められます。弊社Ｐｏｗｅｒ Ｐｒｏ
ⅢのＧＯ/ＮＯ判定画面を使用していただくことにより、最小限の操作で、自動検査システムを走らせ、視覚的に分かりやすく、合否判定を表示させることができます。
そして、弊社Ｐｏｗｅｒ ＰｒｏⅢソフトウェアは、バーコード・スキャナーの入力端末を各種サポートしており、生産ラインでの作業効率の向上と人為的操作ミスの低減をご提供いたします。

●統計分析機能
弊社Ｐｏｗｅｒ ＰｒｏⅢソフトウェアは、品質管理分析に最適な、統計分析機能を内蔵しております。
電源自動検査システムにて評価した試験データをもとに、試験項目ごと、試験日時ごとなど、必要な試験データを抽出し、統計分析をおこなうことができます。
分析結果については、Ｍｉｃｒｏｓｆｔ社製、エクセル及びワードでの出力が可能です。

● レポートジェネレータ＆ウィザード設定画面
弊社Power ProⅢソフトウェアは、ＵＵＴの試験結果をユーザ任意のフォーマットで出力することが可能です。この機能を使用することにより、既存の試験フォーマットに合わせて、試験報告書を作成することができます。弊社Power Pro Ⅲソフトウェアは、テキスト、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社製、ワード、エクセル形式での出力が可能です。

電源評価用試験項目を標準搭載
Ｃｈｒｏｍａ ＡＴＳ８０００電源自動検査システムには、各種電源機器を評価するにあたり必要とされる試験項目が標準で搭載されております。その為、電源自動検査システムを構築するにあたり、プログラミングの経験が無い方でも簡単に電源自動検査システムを構築できます。

出力特性

規格テスト

スペシャルテスト

1. DC出力電圧
2. DC出力電流
3. Peak-Peakノイズ
4. RMSノイズ
5. リップル電流
6. 効率
7. 調整判定
8. パワーグッド信号
9. パワーフェイル信号
10. パワーオン信号
11. 拡張測定12. 波形キャプチャ※13. オーバーシュート電圧

24. 電源変動規格
25. 負荷変動規格26. 相互トータル規格

43. ファン速度※44. オートアライメント※
45. 相関性試験※
46. UUTの測定検証テスト※
47. High di/dt 読み込み※

入力特性
14. 入力突入電流
15. 入力RMS電流
16. 入力ピーク電流
17. 入力電力
18. 規格に対する電流高調波
19. 入力力率
20. 入力電圧傾斜21. 入力周波数傾斜22. ACサイクルのドロップアウト
23. PLDのシミュレーション

タイミングと過渡特性
27. 電源投入シーケンス
28. パワーダウンシーケンス
29. 過渡応答時間
30. 過渡スパイク
31. 電源オン時間
32. 立ち上がり時間
33. 立ち下がり時間
34. ホールドアップ時間
35. その他のタイミング
36. トラッキング
37. スイングチェック

特別な機能
48. CAN Bus リード/ライト※49. I2C リード/ライト※
50. GPIB リード/ライト※
51. RS-232C リード/ライト※
52. RS-485 リード/ライト※53. TTL信号制御
54. リレー制御
55. バーコードスキャン
56. DMM測定※
57. 恒温相連動の低温・高温起動※

保護試験
38. 短絡回路保護
39. 過電圧保護
40. 低電圧保護
41. 過電流保護
42. 過電力保護※ :新規試験項目の作成が必要です。
詳細については別途お問い合わせください電源自動検査システム・システム構成例

1. ＤＣ電子負荷: モデル 6310A / 6330A / 63200 / 63600 シリーズ
2. タイミング/ ノイズアナライザ: モデル 80611

3. ＤＣ電源: モデル 62000P / 62000H シリーズ
4. オシロスコープ: モデル TDS-3000/TDS-5000/TDS-7000 シリーズ（その他、各社のオシロスコープにも対応）
5. マルチプレクサ―ユニット : モデル A800043
6. デジタルマルチメータ: モデル 12061 / アジレントテクノロジー社製 - 34401A （その他、各社のＤＭＭも対応）
7. 電力計: モデル 6630 / 6632 / 66200シリーズ
8. 制御用コントローラ：モデル 産業用PC
9. 短絡試験/ 過電圧保護試験ユニット : モデル 80612
10. ON / OFF コントローラ : モデル 80613
11. 交流電源: モデル 6400 / 6500 / 61500 / 61600 / 61700 シリーズ
12. ブレーカユニット
13. EMI フィルターユニット: 30A
14. システム電源入力ユニット : 1Ø 3W （30Aもしくは60Aから選択）

電源自動検査システム・主要機器のご紹介● プログラマブル交流電源
電源自動検査システムでは、すべてのクロマ社製プログラマブル交流電源がご使用いただけます。弊社プログラマブル交流電源をご使用いただくことにより、ＵＵＴの入力特性試験に必要な各種信号の生成が可能です。
モデル

６４００シリーズ

６５００シリーズ

６１５００シリーズ

６１６００シリーズ

６１７００シリーズ

電力レンジ

375-9000VA

1200-90000VA

500-18000VA

500-18000VA

1500-12000VA

電圧レンジ

0-100/600V

0-300V

0-300V

0-300V

0-300V

出力形式

単相/３相単相/３相単相/（３相）単相/（３相）

３相

ＤＣ出力××

○

○

○

出力測定

○

○

○

○

○

高調波測定

××

○

○

○

波形生成機能

×

○

○

×

○

インピーダンス設定××

○

×

○

高調波重畳波形生成

×

○

○

×

○

相互変調波形生成××

○

×

○

● プログラマブル直流電源
電源自動検査システムでは、すべてのクロマ社製プログラマブル直流電源がご使用いただけます。弊社プログラマブル直流電源をご使用いただくことにより、ＤＣ/ＤＣコンバータ及びインバータ等の一次側入力源、そして電源機器のＯＶＰ試験の信号源としてご使用いただけます。
モデル

６２０００Ｈシリーズ

６２０００Ｐシリーズ

電力レンジ

5kW/10kW/15kW

600/1200/2400/5000W

電圧レンジ

0-600V/1000V

0-100V/600V

プログラマブル電流リミット○○

プログラマブル電圧ポイント○○

外部アナログ信号制御機能○○

センシング機能○○● デジタルマルチメータ & オシロスコープ
電源自動検査システムでは、クロマ社製デジタルマルチメータ（Model 12061）及び、主要測定機器メーカのデジタルマルチメータをサポートしております。普段お使いになられているデジタルメータを電源自動検査システムに組み込み、使用することができます。
そして、オシロスコープについては、主要測定機器メーカの製品のドライバーを標準搭載されているため、簡単に電源自動検査システ
ムに組み込みこむことが簡単にできます。
（詳細については、別途お問い合わせください）● パワーメータ ＆ パワーアナライザ
電源自動検査システムでは、すべてのクロマ社製パワーメータ及びパワーアナライザーをご使用いただくことができます。
弊社パワーアナライザをご使用いただくことにより、電流、電圧、電力の測定以外に、高調波歪試験、フリッカー試験等の測定が可能です。
モデル

６６３０

６６３２

６６２０１

６６２０２

６６２０３

６６２０４

入力チャンネル

１ / ３

１ / ３

１

１３

４

電力測定レンジ

４８レンジ

４８レンジ

１２レンジ

２４レンジ

４８レンジ

４８レンジ

電圧測定レンジ

６レンジ

６レンジ

３レンジ

３レンジ

６レンジ

６レンジ

電流測定レンジ

８レンジ

８レンジ

４レンジ

８レンジ

８レンジ

８レンジ

フロント画面

○

×

○

○

○

○

フロントパネル操
作

○

×

○

○

○

○

電流高調波測定

○

×

×

○

○

○

フリッカー測定

○×

×

××

×

● 直流電子負荷
電源自動検査システムでは、すべてのクロマ社製ＤＣ電子負荷をご使用いただけます。弊社では、幅広いレンジのＤＣ電子負荷を準備しております。各測定用途に合わせて最適なレンジのＤＣ電子負荷をご使用いただけます。
モデル

６３１０Ａシリーズ

６３３０Ａシリーズ

６３２００シリーズ

６３６００シリーズ

モード

ＣＣ／ＣＲ／ＣＶ／ＣＰ

ＣＣ／ＣＲ／ＣＶ／Ｃ
Ｐ

ＣＣ／ＣＲ／ＣＶ／ＣＰ

ＣＣ／ＣＲ／ＣＰ／ＣＶ／
ＣＺ

電力レンジ

30-1200W

30-1200W

2000-12000W

100-400W

電圧レンジ

1-500V

1-500V

1-1000V

1-600V

電流レンジ

～240Ａ

～240Ａ

～1000Ａ～80Ａ

スルーレート～10Ａ／μ Ｓ～10Ａ／μ Ｓ～41.6Ａ／μ Ｓ～8Ａ／μ Ｓ

測定機能

電圧・電流・電力

電圧・電流・電力

電圧・電流・電力

電圧・電流・電力

モニター出力

××

電圧・電流

電圧・電流

センシング機能○○○○

各チャンネル同期×○○○● 短絡 ＆ ＯＶＰテスター
Chroma ＡＴＳ８０００ 電源自動検査システムには、自動で短絡試験、過電圧試験等の保護機能を試験する際に最適な短絡＆ＯＶＰテスターを準備しております。
モデル

８０６１２

入力

最大６

入力インピーダンス< 0.05Ω

短絡電流測定○ＯＶＰ／ＵＶＰテスト

Internal/external

内部インピーダンスレンジ

100-1MΩ外部ＯＶＰ／ＵＶＰ信号

ＤＣ電源測定機能

内部測定機能通信インターフェース

ＲＳ－４８５

● タイミング ＆ ノイズアナライザ
Chroma ＡＴＳ８０００ 電源自動検査システムには、自動でタイミング及びリップルノイズの測定をおこなうために、モジュール式のタイミング＆ノイズアナライザを準備しております。
モジュール式を採用した弊社タイミング＆ノイズアナライザは、ユーザが必要に応じて最大１０チャンネルまで測定チャネルを拡張することができます。
そして、本ユニットには、１６ビットのＴＴＬ信号と外部制御用フローティングリレーを８セットを準備しております。さらに、ＤＭＭ用に１０チャンネルのマルチプレクサ―機能が準備されており、複数ポイントの測定を切り換えて測定することが可能です。

モデル

８０６１１

対応モジュール数

最大１０

ノイズ測定レンジ2V/0．4V

ローパスフィルター

最大２０Ｍｈｚ

入力回路

差動入力方式

タイミングレンジ

0-64 秒

トリガー入力６ＴＴＬ

１６出力/１６入力

フローティングリレー

８マルチプレクサ―入力

１０マルチプレクサー出力１（ＤＭＭ）● マルチチャネルデジタイザ ＆ リップルアナライザ
Ｃｈｒｏｍａ ＡＴＳ８０００電源自動検査システムには、タイミング、リップルノイズ、ノイズ、及びリップル測定のおこなうために、マルチチャネルデジタイザ＆リップルアナライザを準備しております。
モジュール式を採用した弊社マルチチャネルデジタイザ＆リップルアナライザはユーザが必要に応じて最大１６ｃｈまで拡張することができます。
本ユニットをご使用いただくことにより、タイミング、リップルノイズ、ノイズ、及びリップルを測定することが可能です。
（詳細については、営業にお問い合わせください。）● ＯＮ/ＯＦＦコントローラ
Ｃｈｒｏｍａ ＡＴＳ８０００電源自動検査システムでは、ＵＵＴに対して交流及び直流の入力をコントロールするためのＯＮ／ＯＦＦコントローラを準備しております。交流電源と組み合わせてご使用いただくことにより、希望の位相角でＯＮ/ＯＦＦすることができ、ＵＵＴの突入電流試
験等にご使用いただけます。
モデル

８０６１３

入力

ＡＣ/ＤＣ

ＯＮ／ＯＦＦ位相角（ＡＣ）

０°～３６０°電圧レンジ ＡＣ

２７７Ｖ

電流レンジ ＡＣ

３０Ａ

電圧レンジ ＤＣ

２００Ｖ

電流レンジ ＤＣ

６０Ａ

測定機能

内部測定機能通信インターフェース

ＲＳ－４８５

各用途向け電源自動検査システム・主要機器構成

アプリ

ＰＣ電源

サーバー向け電源

アダプター＆充電器

交換機向け電源

ＤＣ/ＤＣ
コンバータ

インバータ

交流電源

61500/61600/6400/6500

61500/61600/6400/6500

61500/61600/6400

61500/61600/640
0/6500/61700-61500/61600/6400/6500

直流電源

62000H/62000P

62000H/62000P

62000H/62000P

62000H/62000P

62000H/62000P

62000H/62000P

電力計

6630/6632/662006630/6632/662006630/6632/66200

6630/6632/662006630/6632/662006630/6632/66200

電子負荷

6310A/6330
A/63600

6310A/6330A/63200/63600

6310A/6330A/636006310A/6330A/636006310A/6330A/63200/63600

6310A/6330A/63200/63600

2

I C/CAN Bus/RS-485&機器

タイミングノイズ
アナライザ

80611

短絡＆ＯＶＰ
テスター

80612

ＯＮ/ＯＦＦ
コントローラ80613

オシロ

テクトロニクス
TDS3000 / TDS5000 / TDS7000シリーズ

ＤＭＭ

その他通信
インターフェース

アジレント
34401A / 34970A
2

I C/CAN Bus/RS-485

2I C/CAN Bus/RS-485-ケースレー
2000 / 2750シリーズ
2

I C/CAN Bus/RS-485

I C/CAN Bus/RS-4852お問い合わせはこちら:CHROMA ATE INC.
致茂電子股份有限公司
台湾本社
No. 66, Hwa-Ya 1st Rd.,
Hwa-Ya Technology Park,
Kuei-Shan Hsiang,33383
Taoyuan County, Taiwan
Tel: +886-3-327-9999
Fax: +886-3-327-8898
http://www.chromaate.com
E-mail: chroma@chroma.com.twJapanクロマジャパン株式会社〒222-0057
神奈川県横浜市港北区新羽町888
Tel: +81-45-542-1118
Fax: +81-45-542-1080
http://www.chroma.co.jp

U.S.A.
クロマシステムズ ソリューション社
19772 Pauling, Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1-949-600-6400
Fax: +1-949-600-6401
http://www.chromausa.com
E-mail: sales@chromaus.com

EUROPE
クロマ ATE ヨーロッパ B.V.
Morsestraat 32, 6716 AH EDE, The Netherlands
Tel: +31-318-648282
Fax: +31-318-648288
http://www.chromaeu.com
E-mail: sales@chromaeu.com

F2AS01-CJ