DeltaOHM Data Logger for Weather Station

気象ステーション用データロガー

HD33MT.4

気象・防災用途に豊富なセンサ入力
通信インターフェースＲＳ４８５、ＬＴＥ、イーサネット

B-to-B Information
データロガーＨＤ33ＭＴ.4との組合せにより、貴社の測定器・センサの“リモート化”が簡単に実現でき、製品の付加価値が大きく向上します。

https://www.deltaohm.jp/

気象ステーション用データロガー

HD33MT.4

特長Feature◆ アナログ入力×4、接点入力×2、RS485 Modbus-RTU、SDI-12デジタル入力を備え、多種多様なセンサ接続が可能。
◆ リモートモニタリングを可能にする4G（LTE）モジュールを内蔵。
◆ Eメール、FTPによるデータ送信、HTTPサーバー（例えばデルタオーム社クラウド）へのデータアップロード。
◆ Modbusのデバイスとしてマスター、スレーブ何れの設定も可能。
◆ オプションモジュールにより、Modbus TCP/IPプロトコルでイーサネットネットワークへ接続。
◆ 専用PCソフトウェア（フリーダウンロード可能）によるデバイスの設定、測定値のモニタ、データベースへのダウンロード。
◆ FDA 21 CFR part 11 recommendationsに適合するソフトウェアのアドバンストバージョンを準備。
◆ 測定しきい値（ユーザー設定）の超過時、アラーム接点出力×2およびEメール、SMSによるアラーム通知。
◆ 保護等級IP65◆ オプションでカスタムLCDディスプレイ
◆ 外部DC電源（外部電源供給ユニットはオプション）またはソーラーパネルからの給電。
◆ 内部電池のフル充電により数週間の動作が可能。
◆ 内蔵の高精度、高安定性クロックによる、HTTPまたはNTP基準サーバーとの自動時間同期。

製品についてDescriptions

4G（LTE）モジュール内蔵のデータロガーHD33MT.4は、一般気象のみならず、水害などの防災用途も含めた幅広い分野で、温度、湿度、気圧、日射量、雨量、風向風速、水位など、様々な物理量のリモートモニタリング、警報を可能にします。
データロガーHD33MT.4は以下の入出力を備えています：◆ 個別設定が可能なアナログ入力×4チャンネル（0～50mV、-50～＋50mV、0～1V、0～10V、0～20mAまたは4～20mA、Pt100、Pt1000、熱電対、ポテンショメータ、赤外放射計）。
◆ 無電圧接点入力×2チャンネル（例：転倒ます雨量計、風杯式風速計が接続できます）。
◆ RS485×1ポート、“マスター”または“スレーブ”として設定可能なModbus-RTUプロトコルによる。オプションのモジュールにより、イーサネットネットワークへの接続、Modbus TCP/IPプロトコルによる通信も可能。
◆ SDI-12 “マスター”ポート、SDI-12プロトコルver. 1.3互換。
◆ 無電圧アラーム接点出力×2チャンネル。

SAKAKI CORPORATION

ご指定により、相対湿度・温度（NTCセンサ）複合プローブ、または温度（NTCセンサ）専用プローブ用のM12コネクタ入力も供給可能です。
温湿度複合プローブを接続した場合は、露点温度の演算も可能です。
4G（LTE）によるデータ通信のため、現場に赴いてデータロガーからデータ記憶デバイスを取り外したり、測定データをPCにダウンロードする必要がなく、測定値モニタリングの作業性、安全性は飛躍的に向上します。データロガーHD33MT.4のデータはEメール、FTPによるデータ送信、HTTPサーバーへのアップロード（例えば、デルタオーム
社ポータルサイト“www.deltaohm.cloud”）が可能です。

センサのテクニカルデータ Sensor Technical Data
温度（データロガーとプローブHP3517WTC□またはTP350NTC□との組み合わせにて）センサ
NTC10kΩ（25℃にて）
測定範囲-40～＋105℃
分解能（データロガー） 0.1℃
±0.3℃（測定範囲0～70℃）
精度±0.4℃（上記以外の測定範囲）
安定性
0.1℃/年
相対温度（データロガーとプローブHP3517WTC□一体にて）
センサ
静電容量型
測定範囲
0～100%RH
分解能（データロガー） 0.1%
±1.8%RH（0～85%RH）、
精度±2.5%RH（85～100%RH）、T=15～35℃にて±（2+1.5%FS）%、T=上記以外の範囲にてセンサ動作温度-40～＋80℃
応答時間
T90<20秒（空気流速=2m/s）
温度ドリフト±2%、動作温度範囲全域において安定性
1%/年
演算物理量
露点
ご要求があった場合、相対湿度および温度の測定には、温度センサNTC10kΩ
@25℃の複合プローブHP3517WTC□が使用されています。または、同じ入力に温度専用プローブTP350NTC□が接続できます。温湿度プローブの屋外設置には、太陽放射からプローブを保護するプロテクションフードHD9007A-1
またはHD9007A-2が必要です。湿度プローブを交換した場合は、データロガーと新しいプローブの一体再校正が必要です。
大気圧（オプションの内蔵センサ）
センサ
ピエゾ抵抗式
測定範囲
300～1100hPa
分解能（データロガー） 0.1hPa±0.5hPa（800～1100hPa）、T=25℃にて精度±1hPa（300～1100hPa）、T=0～50℃にて安定性
1hPa/年
Pt100/Pt1000
測定範囲
分解能
精度
センサ係数
接続-200～＋650℃
0.1℃±0.1℃（プローブ誤差を除く）
α=0.00385℃-1
2、3または4線

熱電対
熱電対タイプ
測定範囲
分解能
精度（プローブ誤差を除く）

K、J、T、N、E 入力は非絶縁です。
熱接点が絶縁された熱電対をご使用下さい。
K： ‐200～＋1370℃
J： ‐100～＋750℃
E： ‐200～＋750℃
T： ‐200～＋400℃
N： ‐200～＋1300℃
0.1℃
K： ±0.1℃（<600℃）、±0.2℃（>600℃）
E： ±0.1℃（<300℃）、±0.2℃（>300℃）
N： ±0.1℃（<600℃）、±0.2℃（>600℃）
J： ±0.1℃
T： ±0.1℃

0/4～20mA入力
シャント抵抗分解能
精度

内部（50Ω）
16ビット±2μA

0～50mV/-50～＋50mV/０～1V/0～10V入力
入力抵抗
分解能
精度

100MΩ
16ビット
±0.01%FS

無電圧周波数計数入力
スイッチング周波数
ホールド時間50Hz max.
10ms min.

ポテンショメータ入力
ポテンショメータ
分解能
精度

代表値10kΩ
16ビット±0.01%FS

降雨量測定
データロガーは以下を記録します：
最大降水率
1日降水量
積算降水量
ロギングインターバル中の降水量※当カタログ掲載製品の仕様は、使用部品の変更、ソフトウェアアップグレード
その他の改良のため、予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。

ご注文コード Ordering Codes
HD33[L]MT

モバイル（4G）通信用モジュール内蔵気象ステーション用データロガー。測定値データを内部メモリに保存。取得データはＥメール、FTPで送信、またはHTTPサーバー（クラウド）へアップロード。LCDディスプレイ（オプション）。SDI-12およびMaster（マスター）/Slave（スレーブ）RS485 Modbus-RTU接続。オプションモジュール装着により、Modbus TCP/IPプロ
トコルでのETHERNET（イーサネット）ネットワーク接続。アラーム機能。ソフトウェアHD35AP-Sはデルタオーム社ウェブ
サイトからフリーダウンロード。電池、プローブ、USBケーブルCP23は別途ご注文が必要。SIMカードは含まれていません。

HD33

MT.

通信インターフェース：
4= 4G（LTE）4/E= 4G（LTE）＋イーサネット
LCD：
記号なし=LCDなし
L=カスタムLCD付

アクセサリ：
HD35AP-S
HDServer1
HD35AP-CFR21
CP23
HD32MT.SWD
BAT12V-3.4A
HD2005.20
HD2005.20.1

PCアプリケーションソフトウェア、デルタオーム社WEBサイトからフリーダウンロード可能
PCソフトウェア、デルタオーム社WEBサイトからフリーダウンロード可能
ソフトウェアHD35AP-Sのアドバンストバージョン。FDA 21 CFR part 11 recommendationsに適合したデータロギングシステムの管理が可能。
ダイレクトUSB接続用ケーブル、オスmini USBコネクタ（デバイス側）、オスA type USBコネクタ（PC側）。
AC100～240V/DC24V(調整可)電源供給ボックス、スイッチ付。ポールへの取付けに好適。締め付け部品を含む。
12V/3.4Ah鉛酸充電池
環境センサ（日射計、温度、湿度センサ等）取付け用三脚キット、可調整脚。材質：アルマイト、最大高さ2m、座面へネジ取付けまたはペグで地面に固定。
環境センサ（日射計、温度、湿度センサ等）取付け用三脚キット、可調整脚。材質：アルマイト、最大高さ3m、座面へネジ取付けまたはペグで地面に固定。

SAKAKI CORPORATION

アンテナ
2色LED
（電源供給およびLTE動作）

LCD

キーボード

接続部

データロガーは、SMSメッセージでコマンドを送ることによって、または、モバイル（携帯電話）ネットワークで、インターネット接続されている遠隔のPCとの直接TCP/IP接続を設定することによって、遠隔での管理が可能です。
検出された各測定値に対して、二つのアラームしきい値（上限しきい値および下限しきい値）、アラームのヒステリシスおよびアラーム発報のディレー時間がユーザー設定できます。アラームのしきい値を超えると、アラームEメールまたはSMSメッセージで知らせることができます。データロガーは二つの無電圧アラーム出力も備えています。
デルタオーム社のウェブサイトから無償でダウンロードできるPCソフトウェア
HD35AP-Sにより、データロガーの設定、グラフ形式、数字列両方での測定値のリアルタイム表示、データのダウンロード等が行えます。PCへ送られたデータはデータベースに入れられます。
データロガーHD33MT.4の内部クロックは高い精度を持っており、データロガーの動作
温度全域において極めて安定しています。クロックはHTTP基準サーバーでの自動時間同期をサポートしています。
オプションでケース内に取付けられる、12V/3.4Ahの充電式バックアップ電池は、外部電源がない場合のデータ記録の損失（欠測）を防ぎます。バッテリーチャージャーはデータロガーに内蔵されています。データロガーは太陽光パネルからの給電も可能です。低消費電力設計のため、太陽光パネルからの充電がなくても、数週間は動作できます。供給電源
は、充電式電池を使用するときはDC18～30V、または、充電式電池を使用しない場合はDC7～30V（イーサネットモジュールなしのとき）またはDC12～30V（イーサネットモジュール装備の時）です。
スイッチングセンサ電源の出力は測定が行われるときにのみ、センサに電力を供給します。
データロガーのハウジングはIP65です。オプションでカスタムLCDディスプレイの装備も可能です。

クラウド Cloud

データロガーHD33MT.4はデータを自動的に、一定のインターバルでHTTPサーバー、特にデルタオーム社のウェブサイト“www.deltaohm.cloud”へ送信することができます。これによって、単純にインターネットに接続し、ウェブブラウザを使って世界中のどこからでも、モバイルデバイス（タブレットPC、スマートフォン、ノートブック）ででも、データを閲覧することができます。データ送信インターバルも設定可能です。

PCソフトウェア PC Software

PC用基本ソフトウェアHD35AP-Sで、データロガーの設定、リアルタイム測定値のグラフおよび表形式での閲覧、データのデータベースへのダウンロードが可能です。データのダウンロードは自動的に一定のインターバルで、あるいは、ユーザーのオンデマンドで行えます。

データベースのもつ機能により、複数のデータロガーから送信されてくるデータを同時に閲覧することが可能です。データベースへの接続はマルチクライアントです。データを、PCが接続されているローカルネットワーク上のリモートのデータベースに保存することができ、そのデータは、ソフトウェア
HD35AP-Sを介して、ネットワーク上のどのPCからでも閲覧することができます。

SAKAKI CORPORATION

測定データ

リアルタイム測定値
デバイスおよび測定要素の選択

データベース

測定データのグラフ表示

FDA 21 CFR part11

ソフトウェアのオプションHD35AP-CFR21（ソフトウェアHD35AP-SがインストールされているPCと同じローカルネットワークに接続されているPCにUSBハードウェアキーを接続することによって有効化）により、基本ソフトウェアの特長に加えて、FDA 21 CFR part11に応じた、記録データおよび設定の保護を可能にします。とりわけ、以下の内容が可能になります：● ソフトウェアで行われた操作のトレーサビリティ（監査証跡）。例えば、どのユーザーが接続されていたか、データロガーの設定にどのような変更がなされたかなど。
● データロガーの設定やデータベース内のデータ閲覧に対するユーザーアクセスの管理。各ユーザーには、ソフトウェアの使用のための異なるパスワードを割り当てることができます。
また、ソフトウェアへのアクセスには三つのアクセスレベルがあり（管理者、上級ユーザー、一般ユーザー）、各レベルに対して許容される操作が定義できます。

テクニカルデータ Technical Data
供給電源

消費電流
DC12Vにて電池
スイッチングセンサ電源出力
アンテナ
測定インターバル
ロギングインターバル
内部メモリ
アラーム
ディスプレイ
LED表示
PCとの接続イーサネット接続
内部クロックのドリフト
動作条件
外部プローブとの接続
重量
ハウジング
取付け方法

温度・湿度

気圧

充電式電池を使用する場合：DC18～30V
充電式電池を使用しない場合：
DC7～30V（イーサネットモジュールなしの場合）
DC12～30V（イーサネットモジュール付の場合）<4mA：イーサネットモジュールなし、モバイル（4G）ネットワーク動作なし。
～200mA：イーサネットモジュール付、モバイル（4G）ネットワーク動作なし。
<1A：モバイル（4G）ネットワーク動作中のピーク値
オプション、内蔵12V/3.4Ah鉛電池。最大充電電流1A。
電池寿命は接続されるセンサの種類および数によります。
データロガーが太陽光パネルから給電されている場合（＋Vpanel入力）、出力は内部の鉛電池の電圧（通常12V）に等しくなります。
データロガーが＋Vdc入力で給電されている場合は、出力は＋Vdc入力と等しい電圧になります。
出力は外部のセンサが給電を必要とするときにのみアクティブです。
外付け
1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30、60分
1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30、60分
メモリ飽和時、データ循環保存管理またはロギング停止。保存サンプル数は検出される物理量の数により、242,850～858,070。
EメールおよびSMSの送信。
2×常時開（NO）アラーム接点出力。Max 300mA @DC30V抵抗負荷
オプションでカスタムLCD
2色LED：電源ON（赤色点滅）、モバイル（4G）ネットワーク動作時（緑色点滅）
USBポート、mini USBコネクタにて
RJ45コネクタ（オプションのイーサネットモジュールがある場合のみ）±2ppm（0～＋40℃）/±5ppm（-40～＋70℃）-40～＋70℃/0～100%RH LCDディスプレイなしの機種-20～＋70℃/0～100%RH LCDディスプレイ付の機種
M12コネクタまたはケーブルグランド
約1kg
外形寸法：270×170×110mm（外付けアンテナを除く）
材質：ポリカーボネート（PC）
保護等級：IP65（USBコネクタ保護キャップ装着にて）φ40mmの支柱マストへ取付け

日射量

照度

紫外線

土壌温度

雨量

風向風速

風向/風速

※デルタオーム社製以外の測定器、センサの接続も可能です。接続可能な入力についてはテクニカルデータをご参照下さい。

SAKAKI CORPORATION水位

ＡＣＣＲＥＤＩＡ校正センターＮｏ.１２４ＥＡ（欧州認定協力機構）
ＡＦ（国際認定フォーラム）ＭＲＡ（相互認証取り決め）加盟
温度
湿度
圧力
風速
音響
光・放射照度RoHS
2002/95/EC

デルタオーム社日本総輸入発売元

株式会社サカキコーポレーション〒550-0002 大阪市西区江戸堀１
大阪市西区江戸堀１丁目５番５号 肥後橋サカキビル
電話06-6443-1600 ＦＡＸ06-6443-1601

Email: sales@sakakicorporation.co.jp
httpss://sakakicorporation.co.jp/
httpJuly 2023