クラウド版ビュワー
取 扱 説 明 書

・ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、充分に理解され、正しくお使いください。
・お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
・紛失しないよう大切に保管してください。
製造販売元
住所
電話

テクノホライゾン(株) ファインフィットデザインカンパニー(株)名古屋本社 医療機器事業〒4５７-００７８ 愛知県名古屋市南区塩屋町１丁目３番地４（052）-891-8997

ご注意・ 本製品（付属品を含む）は、日本国内での使用を目的としており、外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用される場合、当社は一切の責任を負いません。
・ 本書は、改善のために事前予告なしに変更することがあります。
・ 本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、複製、転載、テープ化、ファイル等に落とすことを禁じます。

i●はじめに
このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前に必ず以下の注意事項をお読みになり、本装置を正しく安全にお使いください
ますよう、お願いいたします。
●安全上のご注意
・ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、この製品を安全に正しくお使いください。
・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

危険警告
注意
注

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重症を負った
り、機器の全損が差し迫って発生することが想定されます。
この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重症を負った
り、機器の全損の可能性が想定されます。
この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害を負ったり、物的損害の発生が想定されます。
警告文書ではありませんが、正しい利用・操作方法について情報の提供を行い、誤操作・誤動作にならないための注意事項です。

図記号の例
禁止の行為であることを告げるものです。
具体的な内容を近くに文書で示します。
危険、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。
具体的な内容を近くに文書で示します。
行為を強制したり指示します。
具体的な内容を近くに文書で示します。

ii

●付属品の確認
みまもり～ふクラウド版ビュワーには以下のものが付属しています。なお、消耗品や付属品の補充の際は、以下の型番をお申し付けください。

注意・ 付属品は必ず、本装置専用のものをお使いください。指定外の製品を用いると、本装置の性能を十分に発揮できないことがあります
・ 品質向上のため、予告なく変更することがあります。

・取扱説明書（本書）

： １冊

iii

目 次
1. 概要 .....................................................................................................................................1
1.1 構成図 ...........................................................................................................................1
1.2 手順 ...............................................................................................................................1
2. サーバー構築マニュアル ....................................................................................................2
2.1 コアユニットとの接続 ..................................................................................................2
2.1.1 CS-1000 の接続 .......................................................................................................2
2.1.2 CS-2000 の接続 .......................................................................................................4
3. みまもり～ふ管理画面操作マニュアル ..............................................................................53.1 施設ログイン ................................................................................................................53.1.1 部屋管理 .................................................................................................................63.1.2 ELMO QBiC CLOUD 連携管理 ................................................................................83.1.3 利用者管理 .............................................................................................................93.1.4 メール通知 ........................................................................................................... 113.1.5 施設ログアウト ....................................................................................................134. みまもり～ふクラウド版ビュワー操作マニュアル ..........................................................144.1 はじめに ......................................................................................................................144.2 ビュワーのインストール ............................................................................................144.3 ビュワーの設定 ...........................................................................................................144.4 実行モジュール起動....................................................................................................154.5 睡眠時間情報の表示....................................................................................................164.6 印刷選択欄の表示 .......................................................................................................184.7 印刷したい項目を選択し印刷 .....................................................................................18
4.8 2 週間睡眠レポートの印刷と印刷キャンセルの方法 ..................................................19
4.9 印刷を実行 ..................................................................................................................194.10 1 日詳細睡眠レポートの印刷と印刷キャンセルの方法 ............................................20
4.11 印刷を実行 ................................................................................................................204.12 管理画面起動 ............................................................................................................214.13 トレンド情報の表示 .................................................................................................22
4.14 ELMO QBiC CLOUD 連携..........................................................................................23
5. こんな時は ........................................................................................................................26iv

1.概要
1.1 構成図みまもり～ふクラウド版の構成図を示します。

コアユニット
本体

ルータ
クラウド

センサー
マット
CS-1000:有線
CS-2000:無線専用AC
アダプタ

有線或いは無線LAN

1.2 手順
みまもり～ふクラウド版を使用する場合は以下の手順で起動してください。
1.
2.
3.
4.

LAN ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
コアユニットの電源を入れます。
ビュワーPC の電源を入れます。
ビュワーPC のみまもり～ふビュワーを起動します。

1

ビュワーＰＣ2.サーバー構築マニュアル
2.1 コアユニットとの接続
コアユニットとクラウドの接続を行います。
2.1.1 CS-1000 の接続インストールディスクにある「CS1000_LAN_Config」を C ドライブにコピーします。
コアユニットと PC を LAN ケーブルで接続し、フォルダ「C:\ CS1000_LAN_Config」の「CS1000Config.exe」を起動します。

「Refresh」ボタンをクリックすると PC に接続されているコアユニットの一覧が表示されます。
IP:コアユニットの IP アドレス
Server IP:コアユニットに保存されているサーバーPC の IP アドレス
Port:コアユニットに保存されているポート番号「Refresh」ボタンをクリックしても PC に接続されているコアユニットの一覧が表示されない場合はコ
アユニットのリセットボタンを押したままコアユニットの電源を入れ、5 秒経過すると設定情報がリセットされます。この際、ＣＳ1000 内の DHCP 機能設定はオフになり、IP アドレス：192.168.1.200、Gateway:
192.168.1.1、Subnet mask: 255.255.255.0 になります。CS1000 Config.exe を実行する PC のＩＰアド
レスを 192.168.1.1〜192.168.1.254 の範囲内にしてから設定してください。

2

DHCP 機能を使用する場合は「DHCP Function」を「ON」にします。
DHCP 機能を使用しない場合は「DHCP Function」を「OFF」にして、設定したいコアユニットの IP
アドレス、Gateway アドレス、サブネットマスクを入力します。

Connect to Server IP にクラウドの IP アドレス、Connect to Server Port に「9002」を入力して、「Start Config」をクリックします。
「OK. Waiting for the Router to update.」が表示されれば設定完了となります。

3

2.1.2 CS-2000 の接続
インストールディスクにある「CS2000_Config」を C ドライブにコピーします。
コアユニットのタッチボタンを 5 秒以上タッチし、WiFi 設定をリセットします。

この時青 LED が快速点滅します。
PC の WiFi を「AiSleep Pro」に接続します。この時、有線 LAN 等、他のネットワークは接続しないでください。
フォルダ「C:\ CS2000_Config」の「CS2000 Config.exe」を起動します。

3.の Check をクリックして IP が 192.168.4.2 であることを確認します。
4.の CS2000 connect to Server IP にクラウドの IP アドレス、CS2000 connect to Server Port に「9003」を入力します。
「Scan Wifi-Router」をクリックすると SSID を検索できます。接続する SSID を選択します。
「Wifi-Router’s Password」にパスワードを入力します。
「Connect」→「Start Config」の順にクリックし、「Success」と表示されれば設定完了となります。

注意
・DHCP 機能を使用しない接続に関しては当社までご連絡ください。

43.みまもり～ふ管理画面操作マニュアル
3.1 施設ログイン
WEB ブラウザから「https://クラウドのアドレス/sleep_monitor/home_monitor/index.html」にアクセスします。
ログイン画面で「施設 ID」、「パスワード」でログインします。
「施設 ID」及び「パスワード」は管理者から連絡のあった値となります。

5

3.1.1 部屋管理
画面左側のメニューから「部屋管理」を選択します。「部屋管理」画面の「登録」ボタンをクリックします。

「部屋管理登録」画面で、「部屋番号」、「ベッド数」を設定して、「保存」ボタンをクリックします。
「部屋番号」にスペースは使用できません。

6

「部屋管理登録確認」画面の「保存」ボタンをクリックします。

「部屋管理登録完了」画面で「OK」ボタンをクリックします。
部屋の削除を行う場合は、「部屋管理」画面で削除したい項目のチェックボックスをチェックし、「削除」ボタンをクリックします。
部屋の編集を行う場合は、「部屋管理」画面で編集したい項目のチェックボックスをチェックし、「編集」ボタンをクリックします。
※編集処理は、選択した項目の内容が表示され登録と同じ手順となります。

7

3.1.2 ELMO QBiC CLOUD 連携管理
ELMO QBiC CLOUD をご契約の方は画面左側のメニューから「ELMO QBiC CLOUD 連携管理」
を選択します。「ELMO QBiC CLOUD 連携管理」画面の「編集」ボタンをクリックします。

「 ELMO QBiC CLOUD 連携管理 」画面で、「ELMO QBiC CLOUD 連携メールアドレス」、「ELMO QBiC CLOUD 連携パスワード」を設定して、「保存」ボタンをクリックします。

8

3.1.3 利用者管理
画面左側のメニューから「利用者管理」を選択します。「利用者管理」画面の「登録」ボタンをクリックします。

「利用者管理登録」画面で、「利用者」、「住所」、「ID」、「パスワード」、「保護者氏名」、「部屋番号」、「機器番号」、「イベント抑止時間」、「メール送信グループ」、「ELMO QBiC CLOUD 連携
カメラ番号」、「ELMO QBiC CLOUD 連携イベント通知」等を設定して、「保存」ボタンをクリックします。
「ID」、「パスワード」は半角英数で入力してください。スペースは使用できません。

9

「利用者管理登録確認」画面の「保存」ボタンをクリックします。

「利用者管理登録完了」画面で「OK」ボタンをクリックします。
利用者の削除を行う場合は、「利用者管理」画面で削除したい項目のチェックボックスをチェックし、「削除」ボタンをクリックします。
利用者の編集を行う場合は、「利用者管理」画面で編集したい項目のチェックボックスをチェックし、「編集」ボタンをクリックします。
※編集処理は、選択した項目の内容が表示され登録と同じ手順となります。

10

3.1.4 メール通知
画面左側のメニューから「メール通知」を選択します。「メール送信管理」画面の「登録」ボタンをクリックします。

「メール送信管理」画面で、「メール送信グループ」と「メールアドレス」を設定して、「保存」ボタンをクリックします11「メール送信情報の確認」画面の「保存」ボタンをクリックします。

「メール送信情報登録完了」画面で「OK」ボタンをクリックします。
メールアドレスの削除を行う場合は、「メール通知」画面で削除したい項目のチェックボックスをチェックし、「削除」ボタンをクリックします。
メールアドレスの編集を行う場合は、「メール通知」画面で編集したい項目のチェックボックスをチェックし、「編集」ボタンをクリックします。
※編集処理は、選択した項目の内容が表示され登録と同じ手順となります。

12

3.1.5 施設ログアウト
画面左側のメニューから「ログアウト」を選択します。管理画面からログアウトします。

13

4.みまもり～ふクラウド版ビュワー操作マニュアル
4.1 はじめにこの項目は Windows10 でのみまもり～ふビュワーのご使用を想定しています。
4.2 ビュワーのインストール
みまもり～ふのホームページからダウンロードした CS1000View.zip を解凍して、Launcher.exe を実行します。
「クラウド版ビュワーセットアップ」を選択し、画面指示に従いインストールします。インストールが完了したらみまもり～ふセットアップは「終了」してください。

CS1000View.zip を解凍して、LAVFilters-0.74.1-Installer.exe を実行します。
表示されたダイアログで「Next」ボタンを５回押し、「Install」ボタンを押してください。
4.3 ビュワーの設定
デスクトップに作成された「みまもり～ふ」を実行します。初回起動時には施設設定が必要です。メニュー ＞ 「オプション」 ＞ 「施設設定」から施設情報を設定してください。
施設 ID、ユーザーID 及びパスワード管理者から連絡されたものを入力してください
施設名はビュワーのタイトルバーに表示されます。

14

実行モジュール起動
デスクトップに作成された「みまもり～ふ」を起動します15

4.5 睡眠時間情報の表示
各ユーザを選択すると画面右側に、選択したユーザの情報と 2 週間の睡眠時間情報を表示します。
※睡眠時間情報は毎日 13:00 にデータが作成されます。

心拍数呼吸数状態16各状態の説明
睡眠中

睡眠中(レム睡眠)

睡眠中(ノンレム睡眠)

覚醒

離床状態(自動検出)
離床状態(手動設定)

起き上がり

みまもり～ふ未計測状態

17

4.6 印刷選択欄の表示「レポート」ボタンをクリックすると、画面右側に印刷選択欄を表示します。
4.7 印刷したい項目を選択し印刷「印刷したい日付」と「印刷したい利用者」を選択し、「2 週間睡眠レポート」ボタンをクリックします。

18

4.8 2 週間睡眠レポートの印刷と印刷キャンセルの方法「印刷」画面を表示するので、印刷したい場合は「印刷」ボタンをクリックします。
印刷をしない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

4.9 印刷を実行「確認」ダイアログを表示するので、印刷したい場合は「はい」ボタンをクリックします。
印刷しない場合は「いいえ」ボタンをクリックします。
「はい」ボタンをクリックすると印刷を開始します。
※印刷はパソコンに設定されているプリンタに出力されます。

19

4.10 1 日詳細睡眠レポートの印刷と印刷キャンセルの方法「印刷」画面を表示するので、印刷したい場合は「印刷」ボタンをクリックします。
印刷をしない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。
をクリックすることで、1 時間単位で表示を更新することができます。

4.11 印刷を実行「確認」ダイアログを表示するので、印刷したい場合は「はい」ボタンをクリックします。
印刷しない場合は「いいえ」ボタンをクリックします。
「はい」ボタンをクリックすると印刷を開始します。
※印刷はパソコンに設定されているプリンタに出力されます。

20

4.12 管理画面起動
メニュー「オプション」の「管理画面起動」を選択すると、WEB ブラウザが起動し、WEB 管理画面が開きます。

21

4.13 トレンド情報の表示
ユーザーを選択し、「詳細」ボタンをクリックすると、トレンド情報の表示をします。
睡眠の状態・心拍数・呼吸数が時間毎に表示されます。
をクリックすることで、1 時間単位で表示を更新することができます。

各状態の説明22

4.14 ELMO QBiC CLOUD 連携
ELMO QBiC CLOUD とご契約している場合、連携することができます。連携しているユーザーの場合、画面右上にカメラアイコンが表示されます。このカメラアイコンをクリックすると ELMO QBiC
CLOUD 連携が起動します。

このカメラアイコンをクリックすると ELMO QBiC CLOUD 連携が起動します。

23

イベントの各項目をクリックするとイベント発生時の録画映像が再生されます。

右上の歯車をクリックすると各イベントごとに表示をフィルタすることができます。

24

下側の「LIVE」をクリックするとライブ映像を表示します。

25

5.こんな時は症状
コアユニットの指示灯(橙)が点灯しない。(CS-1000)

コアユニットの指示灯(青)が点灯しない。(CS-1000)

コアユニットの指示灯(青)が点灯しない。(CS-2000)

ビュワーを起動すると「サーバー接続に失敗しました」と表示される。

メールが送信されない

確認事項
電源ケーブルは接続されていますか？
LAN ケーブルは接続されていますか？
一度 LAN ケーブルを差し直してください。
コアユニットの Server IP は正しく設定されていますか？
ファイアウォールは正しく設定されていますか？
セキュリティソフトをインストールしている場合はセキュリティソフトのファイアウォールも設定していますか？
電源ケーブルは接続されていますか？
LAN ケーブルは接続されていますか？
一度 LAN ケーブルを差し直してください。
電源ケーブルは接続されていますか？
WiFi 設定は正しいですか？
コアユニットの Server IP は正しく設定されていますか？
ファイアウォールは正しく設定されていますか？
セキュリティソフトをインストールしている場合はセキュリティソフトのファイアウォールも設定していますか？
LAN ケーブルは接続されていますか？
一度 LAN ケーブルを差し直してください。
メニュー ＞ 「オプション」 ＞ 「サーバー設定」のサーバーPC のホス
ト名または IP アドレスは正しく記載されていますか？
メール送信グループは正しく設定されていますか？
メールアドレスは正しく設定されていますか？

26

参照先
1.1 構成図
1.1 構成図

2.1 コアユニットとの接続[設置] 2.7 ファイアウォールの設定

1.1 構成図
1.1 構成図

1.1 構成図
2.1 コアユニットとの接続
2.1 コアユニットとの接続[設置] 2.7 ファイアウォールの設定

1.1 構成図

4.3

ビュワーの設定

3.1.3 利用者管理
3.1.4 メール通知

＜ＭＥＭＯ＞

27

＜ＭＥＭＯ＞

28

＜ＭＥＭＯ＞

29

製造販売元

テクノホライゾン株式会社
ファインフィットデザインカンパニー
名古屋本社 医療機器事業〒457-0078 愛知県名古屋市南区塩屋町１丁目３番地４
TEL(052)891-8997

FAX(052)891-7345

http://www.finefitdesign.co.jp/medical/

取説-61068-0010B 21-04