更新：2021/03/05

T&Dオプションカタログ-温湿度センサ・照度紫外線センサ-

THA-3001 ・・・ p.2
THA-3151 ・・・ p.2
SHA-3151 ・・・ p.3
ISA-3151 ・・・ p.4
SHB-3101 ・・・ p.5
TR-3310 ・・・ p.6
TR-3100 ・・・ p.7
TR-3110 ・・・ p.7
センサ延長ケーブル

TR-1C30 ・・・ p.8
TR-3C30 ・・・ p.8
TR-5C10 ・・・ p.8

対象機種 TR-72wb / 72wb-S / 72nw / 72nw-S, TR-74Ui / 74Ui-S / 76Ui / 76Ui-S, RTR-574 / 574-S / RTR-576 / 576-S
生産終了機種：TR-72wf / 72wf-S, TR-72wf-H / 72nw-H, TR-74Ui-H / 76Ui-H,RTR-574-H / 576-H

温湿度センサ

18104THA-3001

51.5

ポリプロピレン樹脂

TR-72wb / TR-72nw / TR-76Ui / RTR576付属
価格 8,580円(税込)[単位:mm]

測定範
囲

温度

測定精度

10～95%RH

湿度±5%RH at 25℃, 50%RH

温度

90%応答

0～55℃

湿度±0.5℃
約7分

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

使用条件

Note: 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。

その他

ケーブル延長9 mまで可能（延長ケーブルTR-1C30 / TR-5C10）対象機種 TR-72wb / 72wb-S / 72nw / 72nw-S, TR-74Ui / 74Ui-S / 76Ui / 76Ui-S, RTR-574 / 574-S / 576 / 576-S

生産終了機種：TR-72wf/72wf-S, TR-72wf-H/72nw-H, TR-74Ui-H/76Ui-H, RTR-574-H/576-H, TR-702NW/702NW-H/702AW/702AW-H, TR-77Ui

THA-3151

温湿度センサ

1500

51.5

42.6

1826.5TR-74Ui / RTR-574付属
価格 9,680円(税込)

塩化ビニール被覆ケーブル

10.1

ポリプロピレン樹脂

測定範
囲

測定精度
90%応答
使用条件
その他

温度

0～55℃

湿度

10～95%RH

湿度±5%RH at 25℃, 50%RH

温度[単位: mm]

±0.5℃
約7分

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

Note: 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。

ケーブル延長9mまで可能（延長ケーブルTR-1C30 / TR-5C10）2

対象機種 TR-72wb / 72wb-S / 72nw / 72nw-S, TR-74Ui / 74Ui-S / 76Ui / 76Ui-S, RTR-574 / 574-S / RTR-576 / 576-S

生産終了機種：TR-72wf / 72wf-S / 72wf-H / 72nw-H, TR-74Ui-H / 76Ui-H, RTR-574-H / 576-H, TR-702NW/ 702NW-H / 702AW/702AW-H, TR-77Ui

SHA-3151

高精度温湿度センサ

1500

64.5

26.5

2.6

204

TR-72wb-S / TR-72nw-S / TR-74Ui-S /TR-76Ui-S / RTR-574-S / RTR-576-S付
属価格 18,700円(税込)

ハロゲンフリー
難燃シースケーブル

10ABS樹脂

測定範
囲
測定精度
90%応答
経年変化

使用条件
その他

温度

-25～70℃

湿度

0～99%RH

温度±0.3℃ at 10～40 ℃±0.5℃ atそれ以外

湿度[単位: mm]

Note: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。

±2.5%RH at 15～35℃, 30～80 %RH
約7分

1%RH /年以下, ±0.1℃/年以下

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと
ケーブル延長9 mまで可能（延長ケーブルTR-1C30 / TR-5C10)
Note: センサケーブルと延長ケーブルの耐熱温度が異なります。

3

対象機種 TR-74Ui / 74Ui-S, RTR-574 / 574-S
生産終了機種：TR-74Ui-H, RTR-574-H照度・紫外線センサ
65231500

4ポリカーボネート

紫外線センサ(ガラス)

塩化ビニール被覆
ケーブル

10照度センサ（ポリカーボネート）

12.6

TR-74Ui / TR-74Ui-S / RTR-574 /RTR-574-S付属
価格 15,180円(税込)

26.5
2.6

ISA-3151

測定範囲

照度0～130,000 lx

測定分解
能

照度

最小0.01

測定精度

紫外線強度
紫外線強度
照度

[単位: mm]

0～30mW/

最小 0.001mW/

lx

10 ～100,000 lx : ±5% at 25℃50%RH

紫外線強度

0.1～30 mW/

※

耐熱温度

-10～60℃: ±5% at 25℃50%RH

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと使用条件
その他

ケーブル延長9 mまで可能（延長ケーブルTR-1C30 / TR-5C10 ）※当社校正光源における校正基準器に対しての値です。

4対象機種 RTR507B / 507BL

生産終了機種：RTR-507 / 507S / 507SL

SHB-3101

高精度温湿度センサ
64.5

1000

204

RTR507B / RTR507BL 付属
価格 18,700円(税込)

ハロゲンフリー
難燃シースケーブル

10ABS樹脂

測定範囲
測定精度90%応答
経年変化

使用条件
その他

温度

-25～70℃

湿度

0～99%RH

温度

±0.3℃
±0.5℃

湿度

[単位: mm]

Note: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以 下の環境では湿度の測定はできません。

at 10～40 ℃
at それ以外±2.5%RH at 15～35℃, 30～80 %RH
約7分

1%RH /年以下, ±0.1℃/年以下

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと
ケーブル延長3 mまで可能（専用延長ケーブルTR-3C30 ）Note:センサケーブルと延長ケーブルの耐熱温度が異なります。

5

対象機種 RTR503B / 503BL

生産終了機種：RTR-503 / 503L, RTR-53A

温湿度センサ42100026412TR-3310

塩化ビニール被覆ケーブル

3.4

ポリプロピレン樹脂

9.1

RTR503B / RTR503BL 付属
価格 9,680円(税込)
測定範
囲

測定精度
90%応答
使用条件
その他

温度

0～55℃

湿度

10～95%RH

湿度±5%RH at 25℃, 50%RH

温度[単位: mm]

平均±0.3℃
約7分

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

Note: 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。

ケーブル延長不可

6

対象機種 TR-73U

生産終了機種：TR-72U, TR-72Ui, TR-72S

温湿度センサ
水濡れｼｰﾙ

18104TR-3100

温度ｼｰﾙ

49TR-73U付属
価格 8,580円(税込)

測定範囲

測定精度
90%応答

温度

0～50℃

湿度

10～95%RH

湿度±5%RH at 25℃, 50%RH

温度平均±0.3℃
約7分

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

使用条件

TR-3110[単位:mm]Note: 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。

その他

ケーブル延長1mまで可（専用延長ケーブルTR-5C10 ）温湿度センサ1000

522749183.9

温度ｼｰﾙ
4

ポリプロピレン樹脂

塩化ビニール被覆電線

10

水濡れｼｰﾙ

価格 9,680円(税込)
測定範
囲

測定精度
90%応答
使用条件
その他

温度0～50℃

湿度10～95%RH

湿度±5%RH at 25℃, 50%RH

温度[単位: mm]平均±0.3℃
約7分

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと

Note: 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。

ケーブル延長不可7

センサ延長ケーブル

TR-1C30

温湿度センサ/照度紫外線センサ延長ケーブル
38.5

38.5
3.93000

塩化ビニール被覆ケーブル

価格 2,200円(税込)

耐熱温度-25～60℃

防水性能なし使用条件

温度センサ1本につき3mまで延長可能
温湿度センサと照度紫外線センサ１本につき9mまで延長可能
入力ケーブル１本に複数本使用可能

対応センサ

TR-3C30[単位: mm]

温度センサ：TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306,TR-0406, TR-0506, TR-0706
温湿度センサ：THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)
照度紫外線センサ：ISA-3151
入力ケーブル：VR-7101, VR-7102, VR-7103

温湿度センサ延長ケーブル

3000
3.440.9

価格 3,850円(税込)

塩化ビニール被覆ケーブル-25～60℃

対応センサ/モ
ジュール

温湿度センサ ：SHB-3101 (生産終了品HHB-3101)
入力モジュール： TCM-3010, PTM-3010, VIM-3010, AIM-3010, PIC-3150,
PMP-3200

防水性能

使用条件

TR-5C10[単位: mm]

耐熱温度

防まつ形 生活防水

温湿度センサ / 入力モジュール１本につき1本使用可能

温湿度センサ/照度紫外線センサ延長ケーブル
1000

26
3.838.5

塩化ビニール被覆ケーブル

耐熱温度
価格 1,760円(税込)

防水性能

対応センサ

使用条件

-25～60℃[単位: mm]

なし

温度センサ：TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306,TR-0406, TR-0506, TR-0706
温湿度センサ：THA-3001, THA-3151, SHA-3151, TR-3100※(生産終了品HHA-3151)
照度紫外線センサ：ISA-3151

温度センサ1本につき3mまで延長可能
温湿度センサと照度紫外線センサ１本につき9mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能）

8