更新：2021/04/15

T&Dオプションカタログ- 温度センサ -TR- 0106--------------------- p.2

TR-5320--------------------- p.6

TR- 0306- ------------------- p.2

TR-5530--------------------- p.6

TR- 0206--------------------- p.2
TR- 0406-------------------- p.3
TR- 0506- ------------------- p.3

TR- 0706--------------------- p.3
TR-1106--------------------- p.4

TR-5420--------------------- p.6
TR-5620--------------------- p.7

Pt100センサ---------------- p.8
Pt100フィルムセンサ------ p.9

TSB -1351------------------- p.10

TR-1220--------------------- p.4

温度センサ延長ケーブル

TR-5101--------------------- p.5

TR-2C30--------------------- p.11

TR-1320--------------------- p.4

TR-5106--------------------- p.5
TR-5220--------------------- p.5

TR-1C30--------------------- p.11
TR-3C30-------------------- p.11

TR-5C10--------------------- p.11

対象機種 TR-71wb / 71nw, TR-73U

生産終了機種：TR-71wf, TR-701NW/701AW, TR-71Ui/72Ui, TR-71U/72U, TR-71W/72W, TR-71S/72S

TR-0106

TPE樹脂被覆センサ

600

27615

サーミスタ TPE樹脂モールド

TPE樹脂被覆ケーブル

防水性能なし測定範囲-40～110℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20 ～ 80℃
平均±0.5℃ at -40 ～ -20℃, 80 ～ 110℃

センサ耐熱温度90%応答

空気中 約190秒

その他

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）防水性能

TR-0206-50～115℃

なし

ビス止めセンサ

600

50

274.5TR-71wb / TR-71nw 付属
価格 2,750円 (税込)

[単位: mm]6.43

価格 3,080円 (税込)

防水性能なし[単位: mm]

測定範囲-40～110℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20 ～ 80℃
平均±0.5℃ at -40 ～ -20℃, 80 ～ 110℃

センサ耐熱温度90%応答
防水性能
その他

-50～115℃

空気中 約210秒
なし

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）弊社に校正をご依頼の場合、校正温度範囲は-40～80℃となります。

ステンレス保護管センサ
40600

275.5TR-0306

TPE樹脂被覆ケーブル

収縮チューブ

サーミスタ
Ｍ３圧着端子(アルミ)

サーミスタ

ステンレス保護管（SUS304)

水中形

価格 3,850円 (税込)

TPE樹脂被覆ケーブル
防水性能なし測定範囲-40～110℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20 ～ 80℃
平均±0.5℃ at -40 ～ -20℃, 80 ～ 110℃

センサ耐熱温度-50～115℃

90%応答攪拌水中 約11秒

その他

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）

防水性能

ステンレス保護管 水中形

2[単位: mm]対象機種 TR-71wb / 71nw, TR-73U

生産終了機種：TR-71wf, TR-701NW/701AW, TR-71Ui/72Ui, TR-71U/72U, TR-71W/72W, TR-71S/72S

ステンレス保護管センサ
200600276TR-0406

ステンレス保護管（SUS304)

サーミスタ

TPE樹脂被覆ケーブル

水中形

価格 4,180円 (税込)

[単位: mm]

測定範囲-40～110℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20 ～ 80℃
平均±0.5℃ at -40 ～ -20℃, 80 ～ 110℃

センサ耐熱温度-50～115℃

90%応答

攪拌水中 約15秒

その他

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）

防水性能

ステンレス保護管 水中形

ステンレス保護管センサ
300

600

276TR-0506

防水性能なしステンレス保護管(SUS304）

サーミスタ

TPE樹脂被覆ケーブル

水中形

価格 5,390円 (税込)

[単位: mm]

測定範囲-40～110℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20～80℃
平均±0.5℃ at -40～-20℃, 80～110℃

センサ耐熱温度
90%応答
防水性能
その他

-50～115℃

攪拌水中 約10秒

ステンレス保護管 水中形

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）ステンレス保護管センサ
70600

5.6TR-0706

防水性能なしサーミスタ

価格 7,150円 (税込)

TPE樹脂被覆ケーブル

ステンレス保護管(SUS316）

水中形

防水性能なし測定範囲-40～110℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20～80℃
平均±0.5℃ at -40～-20℃, 80～110℃

センサ耐熱温度
90%応答
防水性能
その他

27-50～115℃

攪拌水中 約11秒

ステンレス保護管 水中形

ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)3[単位: mm]

対象機種 TR-71wb / 71nw

生産終了機種：TR-71wf, TR-701NW/701AW, TR-71Ui, TR-71U, TR-71W

フッ素樹脂被覆センサ

600272.2TR-1106

サーミスタ

フッ素樹脂被覆線水中形

価格 4,180円 (税込)

測定範囲
測定精度

平均± 0.5℃ at -40～80℃
平均± 1.0℃ at -60～-40℃, 80～100℃
平均± 2.0℃ at  100～155℃

センサ耐熱温度-70～180℃

90%応答

空気中 約80秒,  攪拌水中 約7秒

防水性能

水中形

その他

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）ステンレス保護管センサ
30

2000

272.1

185

3TR-1220[単位: mm]-60～155℃

サーミスタ

ステンレス保護管(SUS316)

フッ素樹脂収縮チューブ

水中形[単位: mm]

測定範囲-60～155℃

測定精度

平均± 0.5℃ at -40～80℃
平均± 1.0℃ at -60～-40℃, 80～100℃
平均± 2.0℃ at  100～155℃

センサ耐熱温度-70～180℃

90%応答

空気中 約150秒,  攪拌水中 約7秒

防水性能

ステンレス保護管 水中形ケーブル 防浸形

その他

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）ステンレス保護管センサ
30

ステンレス保護管
サーミスタ (SUS316)

フッ素樹脂収縮チューブ

水中形

価格 7,150円 (税込)

2000

370

2TR-1320

防浸形-60～155℃

測定精度

平均± 0.5℃ at -40～80℃
平均± 1.0℃ at -60～-40℃, 80～100℃
平均± 2.0℃ at  100～155℃

90%応答
防水性能
その他

フッ素樹脂被覆ケーブル

防浸形

測定範囲

センサ耐熱温度272.1

価格 6,160円 (税込)

フッ素樹脂被覆ケーブル-70～180℃

空気中 約90秒,  攪拌水中 約3秒
ステンレス保護管 水中形ケーブル 防浸形

ケーブル延長3 mまで可（ 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ）4[単位: mm]対象機種 TR42, TR-52i, RTR502B / 502BL
センサ延長ケーブル

生産終了機種：RTR-502 / 502L, RTR-52 / 52L / 52A / 52AL, TR-52, TR-52S, RTR-71

TR-5101

フッ素樹脂被覆センサ

45263～82.2サーミスタ

フッ素樹脂被覆線
防水価格 3,960円 (税込)
測定範囲

測定精度

90%応答
耐熱温度防水性能
その他

TR-5106[単位: mm]-60～155℃

平均±0.3℃ at -20～80℃,平均±0.5℃ at -40～-20℃,  80～110℃
平均±1.0℃ at -60～-40℃, 110～155℃
空気中 約80秒-70～180℃

防水

ケーブル延長3 mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）フッ素樹脂被覆センサ

600

3～8

サーミスタ

2.226

フッ素樹脂被覆線

水中形

測定範囲

測定精度

90%応答
耐熱温度

防水性能
その他

平均±0.3℃ at -20～80℃,
平均±0.5℃ at -40～-20℃,  80～110℃
平均±1.0℃ at -60～-40℃, 110～155℃
空気中 約80秒, 攪拌水中 約7秒-70～180℃

水中形

ケーブル延長3 mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）ステンレス保護管センサ
185

3TR-5220[単位: mm]-60～155℃

サーミスタ

ステンレス保護管(SUS316)

30

3.5 ～ 4フッ素樹脂収縮チューブ

水中形

価格 6,160円 (税込)

測定範囲

測定精度

90%応答
耐熱温度

防水性能
その他

2000

262TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL付属価格 4,180円 (税込)

フッ素樹脂被覆ケーブル
防浸形-60～155℃

平均±0.3℃ at -20～80℃,
平均±0.5℃ at -40～-20℃,  80～110℃
平均±1.0℃ at -60～-40℃, 110～155℃
空気中 約150秒, 攪拌水中 約7秒-70～180℃

ステンレス保護管 水中形  
ケーブル 防浸形

ケーブル延長3 mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）5[単位: mm]対象機種 TR42, TR-52i, RTR502B / 502BL
センサ延長ケーブル

生産終了機種：RTR-502 / 502L, RTR-52 / 52A, TR-52, TR-52S, RTR-71

ステンレス保護管センサ
7030

2000

3.5 ～ 43ステンレス保護管
サーミスタ (SUS316)

フッ素樹脂収縮チューブ

フッ素樹脂被覆ケーブル

水中形

価格 7,150円 (税込)

測定範囲

[単位: mm]

平均±0.3℃ at -20～80℃,平均±0.5℃ at -40～-20℃,  80～110℃
平均±1.0℃ at -60～-40℃, 110～155℃

90%応答

空気中約90秒, 攪拌水中約3秒

耐熱温度-70～180℃

防水性能

ステンレス保護管 水中形
ケーブル 防浸形

その他

TR-5420防浸形-60～155℃

測定精度

2610245
3 ～82TR-5320

ケーブル延長3 mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）ステンレス保護管センサ
7030452000

2610

サーミスタ ステンレス保護管(SUS316)

3.5 ～4フッ素樹脂収縮チューブ

水中形

測定範囲

[単位: mm]-60～155℃

測定精度

平均±0.3℃ at -20～80℃,
平均±0.5℃ at -40～-20℃,  80～110℃
平均±1.0℃ at -60～-40℃, 110～155℃

90%応答

空気中 約90秒, 攪拌水中 約3秒

耐熱温度-70～180℃

防水性能

ステンレス保護管 水中形
ケーブル 防浸形

その他

ケーブル延長3 mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）水中用温度センサ

フッ素樹脂モールド
100
保護管
30

3000

Max7 サーミスタ

262.2

3.2TR-5530

フッ素樹脂被覆ケーブル

防浸形

3価格 7,700円 (税込)28233ステンレス保護管（SUS316）

フッ素樹脂被覆ケーブル

水中形

価格 14,080円 (税込)

測定範囲
測定精度

90%応答
耐熱温度

防水性能
その他

-60～155℃

平均±0.3℃ at -20～80℃,
平均±0.5℃ at -40～-20℃,  80～110℃
平均±1.0℃ at -60～-40℃, 110～155℃
空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
-70～180℃

水中形

ケーブル延長3mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）6[単位: mm]

対象機種 TR42, TR-52i, RTR502B / 502BL
センサ延長ケーブル

生産終了機種：RTR-502 / 502L, RTR-52 / 52A, TR-52, TR-52S, RTR-71

TR-5620

極細高感度 ステンレス保護管センサ
75

サーミスタ

5

測定範囲
測定精度

90%応答
耐熱温度

防水性能
その他

26

3.5 ～ 4ステンレス保護管（SUS316）

フッ素樹脂収縮チューブ

水中形

価格 10,780円 (税込)

2000

302140フッ素樹脂被覆ケーブル

防浸形-60～155℃

平均±0.5℃ at -20～  60℃,
平均±1.0℃ at -60～-20℃,  60～80℃
平均±2.0℃ at   80～ 155℃
空気中 約50秒, 攪拌水中 約1秒-70～180℃

ステンレス保護管 水中形
ケーブル 防浸形

ケーブル延長3 mまで可（専用延長ケーブルTR-2C30 ）7[単位: mm]

対象機種 TR45, TR-55i-Pt, RTR505B（PTM-3010使用）

生産終了機種：TR-81, RTR-52Pt / RTR-52PtL / RTR-505-Pt / 505PtL

Pt100センサ

製品型番-TR-81
A

センサタイプ

--B

M

C

保護管径

D

保護管長

ケーブル長を選択し、数字を充てたものが製品型番となります。
センサ素子

Pt100

規定電流2 mA

JIS階級TR45

絶縁抵抗
導線

入力モジュール

センサタイプ（4タイプから選択）

3線式

測定温度範囲: -50～200℃

熱時定数※ :  攪拌水中 約4.5秒  基本価格 5,950円(税込6,545円)m

フッ素樹脂被覆ケーブル

ステンレス保護管(SUS316)

mm50mm1.9mmmm

測定温度範囲: -200～350℃
熱時定数※:  攪拌水中 約2秒
基本価格 8,600円(税込9,460円)
mm

40mm

ステンレス保護管(SUS316)

スリーブなしステンレス保護管は防水センサタイプTR-8100

TR-8110

TR-8120

TR-8130

○

○

×××
○
○
○

○
○  

○
○

××××  ○○

××

保護管長（50～2000mm）

TR-8120 シースタイプ

50～2000 mmの範囲で製作できます。
50 mm単位で選択してください（1mmにつき5円）。

測定温度範囲: -200～500℃
熱時定数※:  攪拌水中 約2秒
基本価格 11,600円(税込12,760円)* 校正する場合、保護管長は最大1,500 mmになります(TR-8120をのぞく)。
* 保護管長が1,500 mmを超える場合は送料が7,300円(税込8,030円)追加になります(TR-8120をのぞく)。

ケーブル長（1～99m）

m

フッ素樹脂被覆ケーブル(SUS304)8mm

2.02.33.0
3.24.86.06.4± (0.15 + 0.002×t ) ℃  t = 測定温度の絶対値

××○×
径は価格に影響しません。
（ 推奨 ○製作可能 ×製作不可）

耐熱温度 -80～200℃

TR-8110 汎用タイプ

防水性能

DC500V 10M 以上

保護管径（小数点を含む）

TR-8100 ローコストタイプ

mm

測定精度

A級

1～99mの範囲で製作できます。
1m単位で選択してください。(1mにつき350円)

50mm

2.8mm

NOTE：mm

防水加工後の形状• これらのセンサは受注生産のため、完成まで約4週間ほどかかります。
• 温度検知部は先端のごく一部分に組み込まれています。
• TR-8120は保護管部分を曲げて使用することができます。その場合は保護管径の３倍のR (半径) をつけてください。ただし先端から約70 mmまでの範囲は曲げないようにしてください。

耐熱温度 -80～200℃

スリーブ(SUS304)

防水ロック
シリコン樹脂被覆ケーブル (ニッケルメッキ)

12mm

4.2mm

TR-8110, TR-8120の追加加工:• TR-8110, TR-8120はスリーブ、ケーブル部の防水加工が可能です。別途料金7,000円 (税込7,700円)• TR-8110, TR-8120はスリーブからケーブル部に50 mm程度のシリコン収縮チューブを追加し、強度を上げることができます 。別途料
金1,500円(税込1,650円)

TR-8130 ハンディタイプ

測定温度範囲: -50～200℃
熱時定数※ : 攪拌水中 約2.5秒
基本価格 10,200円(税込11,220円)
mm
98mm
グリップ
ステンレス保護管(ベークライト）(SUS316)
14mm

60°mm

-25～80℃

耐熱温度

センサ型番と価格計算の例

価格＝基本価格＋(5円×)＋(350円×)センサタイプTR-8100,保護管径 2.3mm/長50mm,センサケーブル長1 の場合
型番: TR-8100-2.3-50-1M
基本価格: 5,950円+(5円×50)＋(350円×1)＝6,550円(税込7,205円/送料別)m

塩化ビニール被覆ケーブル
50mm
3.5mm
0～60℃

※熱時定数は保護管径φ3.2mm のセンサの場合です。

8

対象機種 TR45, TR-55i-Pt, RTR505B（PTM-3010使用）

生産終了機種：TR-81, RTR-52Pt / RTR-52PtL / RTR-505-Pt / 505PtL

Pt100フィルムセンサ

製品型番-TR-819
E

センサタイプ

F

M
G

フィルム長

ケーブル長を選択し、数字を充てたものが製品型番となります。
センサ素子
JIS階級

規定電流TR45

絶縁抵抗

導線

入力モジュール

センサタイプ（２タイプから選択）

TR-8190 ローコストタイプ

なし± (0.15 + 0.002×t ) ℃  t = 測定温度の絶対値

1～99mの範囲で製作できます。
1m単位で選択してください。(1 mにつき600円)
NOTE：• このセンサは受注生産のため、完成まで約4週間ほどかかります。
• 弊社に校正をご依頼の場合、校正温度範囲は-40～80℃となります。

m

FEP樹脂被覆ヨリ線

TR-8190, TR-8191の防水加工:• TR-8190, TR-8191は防水加工が可能です。加工に伴いフィルム、スリーブ、ケーブルの全てが水中連続使用が可能となります。フィルムはフッ素樹脂でモールドされ、厚みが+0.5 mm、幅が+0.8 mmとなります。氷点下の環境で使用する場合は防水加工することをおすすめします。別途料金7,000円(税込7,700円)

50mm

8mm

感温部

防水性能

測定精度

ケーブル長（1～99 m ）測定温度範囲: -40～200℃
フィルム: 厚0.2mm, 幅5.0 mm, 感温部5 mm
基本価格 21,400円(税込23,540円)

40mm
スリーブ(モールド)

DC500V 10M 以上

３線式

ポリイミドフィルム

50～300 mmの範囲で製作できます。（1mmにつき10円）
50 mm単位で選択してください。

TR-8191 小型感温部タイプ

mm2 mA

フィルム材質フィルム長（50～300mm）

測定温度範囲: -40～200℃
フィルム:厚0.4 mm, 幅8.0 mm, 感温部15 mm
基本価格 9,400円(税込10,340円)

フィルム

Pt100

A級

耐熱温度 -70～180℃

センサ型番と価格計算の例

価格＝基本価格＋(10円× )＋(600円× )センサタイプTR-8190,フィルム長さ100mm, センサケーブル長5mの場合
型番: TR-8190-100-5M
基本価格: 9,400円＋(10円×100)＋(600円×5)＝13,400円(税込14,740円/送料別)

フィルム温度センサは、わずかなスペースがあれば測定が可能です。
また、巻きつけて測定することができます。感度良く反応するので、急激な温度変化にも対応でき、耐久性にも優れています。

9対象機種

DOV-25BT, DOV-25BT-TS

生産終了機種：DOV-25C2TSB-1351

DoValve専用温度センサ
1500

2000

2

センサ2(モジュール部)

価格 7,700円(税込)

フッ素樹脂被覆線
水中形

測定範囲
測定精度
90%応答
防水性能
その他

8.520
センサ1(サーミスタ)

51

塩化ビニール

防水性能なしセンサ 1:  -40～110℃
センサ２:  -20～60℃

センサ 1:  平均±0.5°C at -40～110℃
センサ２:  平均±0.5°C at 0～50℃

センサ 1:  空気中約80秒 / 攪拌水中約7秒
センサ２:  空気中約11分
水中形

ケーブル延長9 mまで可（専用延長ケーブルTR-3C30 ）

10[単位: mm]

温度センサ延長ケーブル

センサ延長ケーブル
38.5

3000

38.5
3.9

TR-1C30

塩化ビニール被覆ケーブル

価格 2,200円 (税込)

耐熱温度
防水性能
対応センサ

使用条件

-25～60℃なし
温度センサ：TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306,                      TR-0406, TR-0506, TR-0706
温湿度センサ：THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)
照度紫外線センサ：ISA-3151
入力ケーブル：VR-7101, VR-7102, VR-7103
温度センサ1本につき3mまで延長可能
温湿度センサと照度紫外線センサ１本につき9mまで延長可能入力ケーブル１本に複数本使用可能

センサ延長ケーブル
40.9

3000
3.4

TR-2C30[単位: mm]

塩化ビニール被覆ケーブル

価格 3,080円 (税込)

使用条件

-25～60℃
防まつ形 生活防水
温度センサ：TR-5101, TR-5106, TR-5220, TR-5320, TR-5420, TR-5530,  TR-5620   	
温度センサ１本につき1本使用可能

センサ延長ケーブル
40.9

3000
3.4

TR-3C30

耐熱温度
防水性能
対応センサ

[単位: mm]

塩化ビニール被覆ケーブル

価格 3,850円(税込)

耐熱温度
防水性能

対応センサ/モジュール

使用条件防まつ形 生活防水

温度センサ: TSB -1351
温湿度センサ: SHB -3101 (生産終了品HHB -3101)入力モジュール: TCM -3010, PTM -3010, VIM -3010, AIM -3010, PIC-3150,                                          PMP-3200
温度センサ１本につき9mまで延長可能
温湿度センサ / 入力モジュール１本につき1本使用可能

センサ延長ケーブル

38.5

1000

26
3.8

TR-5C10[単位: mm]-25～60℃

塩化ビニール被覆ケーブル

耐熱温度
防水性能対応センサ
価格 1,760円 (税込)

使用条件

-25～60℃[単位: mm]

なし
温度センサ：TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306,                          TR-0406, TR-0506, TR-0706
温湿度センサ：THA-3001, THA-3151, SHA-3151, TR-3100 ※  (生産終了品HHA-3151)
照度紫外線センサ：ISA-3151
温度センサ1本につき3 mまで延長可能
温湿度センサと照度紫外線センサ１本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能）

11