藤田の精密機器
精密測定工具製品に関するお問い合わせは総代理店

株式会社 藤田製作所

株式会社 藤田勝商店〒299-4114 千葉県茂原市本納2730
TEL 0475（34）3311（代） FAX 0475（34）4605〒261-7119 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階
TEL 043（299）2231（代） FAX 043（299）2240

本社・工場

営業本部

http://www.fujitass.co.jp

株式会社 藤田製作所◎本カタログの仕様はお断りなく変更することがございます

0.00.2022

藤田の精密測定機器

精密測定器は使用目的に合わせてつぎの条件を満足させなければなりません。

1

適切な材料を正しく処理して使用すること

弊社では、鋳鉄製品はすべて耐摩耗性の高いミーハナイト鋳鉄を使用しています。
石製品は組織が緻密で耐摩

3

使用目的にふさわしい仕上方式が正しく行われていること

必要以上の仕上をすることはコスト高となります。
しかし要求精度にふさわしい仕上方式が行われなければ精耗性が高く、吸湿性の低い斑れい岩を使用しています。
セラミックス製品は独特なキャスティングセラミックス製度は満足されません。弊社では仕上作業はすべて恒温恒湿室内で行っています。
もちろん使用する場合も恒温恒法による純度の高いアルミナセラミックスを使用しております。

湿室内が最も望ましいことですが恒温恒湿室でなければ使用できないということではありません。弊社では恒温

鋳鉄製品は経年変化の要素となる鋳造時および加工時の内部応力を除去するために、荒削加工→第一次焼鈍→第二次加工→第二次焼鈍→仕上加工の完全なシーズニングを行っています。鋼製品恒湿室でなくても精度が保証できるように社内規定を定めています。仕上作業は加工時の内部応力が残存しないように十分留意し、製作しています。

は、ＳＫＳまたはこれと同等以上の材料を使用し、焼入製品は焼入、焼戻しを正しく行い、焼入しない製品については入念な調質を行った上で仕上加工工程においても研削→時効処理→研削を繰返し内部応力を除去しています。時効処理において必要と認められる製品はサブゼロ処理を行っています。

2定盤の仕上面
一般のキサゲ方式はキサゲ目が深く、アタリ面が小さいので摩耗が早く、平面度が狂い易いため、弊社ではキサゲ目の浅い、アタリ面の大きな独特の準鏡面仕上と呼ばれる仕上方式を採用しています。
この仕上方式は荷重構造が適切で必要十分な剛性をもつこと

測定器の変形は前項の経年変化以外に、温度が一定でない場合に生ずる温度変形、自重によるタワミ変形および荷重によって生ずる荷重変形とがあります。
剛性は材料重量が増せば当然高まります。
しかし材料重量を増すと自重によるタワミ変形が大きくなり、材料費が良好に分散され、アタリ面積比率が高く、単位面積あたりの接触圧が小さくなりますので摩耗抵抗が大きく、一般市販品の３倍以上の寿命が保てます。

一般のキサゲも高くなり不経済ですので無制限に増やして良いものではありません。そこで最少の材料重量で最大の剛性が得られるように適切な補強骨の配置など構造に対する検討が必要になります。
これは理論や計算で簡単に処理で準鏡面仕上きるものではなく、弊社の１００年余りに亘る経験の蓄積によって初めてなし得るものです。

定盤の荷重変形
弊社の標準定盤はすべて適切に配置された３点によって支持された状態で、仕上られております。
ご使用になるとき、指定された３点で支持していただければ弊社での仕上時の状態が再現でき、平面度が保証されます。
したがって自重によるタワミ変形は考慮する必要はありません。
しかし、荷重による変形は避けることはできません。
それに対して、弊社の標準定盤は Ｊ
Ｉ
ＳＢ７５１３-１９９２５．
２ 剛性の規定を上廻る剛性と構造により荷重変形をおさえております。
標準寸法外の定盤については条件によって構造および支持点を決めることになります。

12

検査用 精密定盤

No.200 / 200S / 210 / 211

１９９２年に改正されたＪＩ
ＳＢ７５１３に準拠し、鋳鉄製、石製、セラミック溶射製（鋳鉄＋使用面セラミック）の精密定盤を製作しております。
サイズは、ＪＩ
Ｓ規格をカタログに掲載しておりますが、これら以外のサイズの定盤も製作いたします。精度は、ＪＩ
Ｓ規格の０級と１級を製作いたしますが、「超精密定盤」として、ＪＩ
Ｓ規格最上級の０級精度を超える００級（ＪＩ
Ｓ０級の１/２精度）と、０００級（ＪＩＳ０級の１/４精度）も製作しております。

超精密定盤

JIS 0級の1/2精度の定盤を00級（No.100S､No.200S）
JIS 0級の1/4精度の定盤を000級（No.100SS､No.200SS）として製作しております｡

鋳鉄製（ミーハナイト鋳鉄）

藤田標準規格品
使用面の平面度（μm）

定盤の大きさ長さ × 幅 × 高さ（mm）

JIS 規格を超える精度

750× 500× 140
750× 500× 165

No.200S（00 級）

質量（kg）

JIS 規格の精度

No.200（0 級）

No.210（0 級）

No.211（1 級）一

一5.511135

35.5

一一165750× 750× 170

一一612230750× 750× 205

36一一3101000× 750× 190

一一6.5

13320

1000× 750× 225

3.56.5

一一395

1500× 1000× 250

一一816850

1500× 1000× 300

48一一1050※000 級などの高精度品は別途請け賜ります

No.100 / 100S / 101 鋳鉄製（ミーハナイト鋳鉄）

セラミック溶射製（使用面セラミック）

鋳鉄製精密定盤の特長

セラミック溶射製精密定盤の特長● 吸湿性がなく湿度の変化に鈍感である● 平滑度、耐摩耗性に定盤素材の中で最も優れる（セラミックの特性）●『きさげ加工』により施された窪みにより、耐食性に定盤素材の中で● 温度・湿度の変化、最も優れる（セラミックの特性）①リンギングし難い②平面度の良い箇所、崩れた箇所の特定が容易で、良い平面度上で測定が行いやすい

マグネットが使用できる（鋳鉄の特性）● 磁性があり、● 他の材質に比べ加工が容易であり、様々なサイズ・形状を作りやすい（鋳鉄の特性）● 磁性があり、マグネットが使用できる● 他の材質に比べ加工が容易であり、様々なサイズ・形状を作りやすい● 錆の発生が無いので保守が容易である

JIS 規格品（JIS B 7513-1992）
使用面の平面度（μm）

定盤の大きさ長さ × 幅 × 高さ（mm）

JIS 規格を超える精度

質量（kg）

対角線の長さ（mm）

No.100S（00 級）

No.100（0 級）

No.101（1 級）

250× 250× 80

23.5

400× 250× 100

24720354

832472

1992 年に精密定盤の JIS が改正され、部分面積の平面度が追加されま

400× 400× 100

2.54.5630× 400× 150

2.55942566

10100746

した。
データムゲージにより使用面を走査し、インジゲータの読みによってJIS 規格の精度公差値を越える読みを見出します。

630× 630× 150

2.5510160

891

1000× 630× 200

36123201182

1000× 1000× 200

3.5714530

1414

1600× 1000× 250

4816950

1887

形

2000× 1000× 280

59.5

1914002236

2500× 1600× 320

611.5

232800

2968

PDG-1

※000 級などの高精度品は別途請け賜ります

3データムゲージ

※等

※参考

式

質量（kg）

2.5

定盤の部分面積の平面度

級

部分面積の平面度の公差値

03.5μm

17μm

215μm

特別付属品：指針測微器※定盤精度（□250）に倣う

4

No.1100 / 1100S / 1101

定盤架台

石製

定盤架台は、定盤精度の保持、作業性の良し悪し、安全性の確保に大切な設備です。

石製精密定盤の特長

ご用途に合わせ、適切な架台をお選びください。

● 経年変化が少ない● 温度変化に対し鈍感である

標準形● 錆の発生がないので保守が容易である

垂直拘束形＋ハイマウント＋キャスター付● 非磁性体である

補助脚 2点 ※1● 耐食性に優れる

JIS 規格品（JIS B 7513-1992）
定盤の大きさ長さ × 幅 × 高さ（mm）

250× 250× 70

使用面の平面度（μm）
JIS 規格の精度

JIS 規格を超える精度

質量（kg）

対角線の長さ（mm）

No.1100S（00 級）

No.1100（0 級）

No.1101
（1 級）

23.5

713354400× 250× 75

24822472

400× 400× 100

2.54.5946566

630× 400× 100

2.551073746630× 630× 100

2.5510115891

1000× 630× 150

36122741182

1000× 1000× 150

3.5714435

1414

1600× 1000× 200

4816928

1887

2000× 1000× 250

59.5

1914502236

2500× 1600× 300

611.5

2334802968

補助脚 ２点 ※1

支持脚 3点

ハイマウント 5点 ※2
キャスター 4点

落下防止板 6枚
※1
※2

垂直拘束形支持脚 3点

定盤サイズ 750mm × 750mm以下は付属しておりません
架台サイズ 750mm × 750mm以下は4点となります

架台骨組み
アングル

角パイプ

※000 級などの高精度品は別途請け賜ります

定盤支持脚
標準形

垂直拘束形

支持脚が架台上に載っているのみ

定盤と架台をボルト締結

架台脚
標準形

落下防止板

アングル
アンカー打ち可支持脚標準形は標準付属垂直拘束ではオプションで取付可

5ハイマウント
防振ゴム付きアジャスタ
パッド

キャスター付ハイマウントの場合は取付可6センタ付定盤

精密基準器
基準直定規は両使用面が正しく真直・平行に仕上げられ、平面度・真直度・平行度の比較測定模範No.501 センタ付定盤として使用。
No.200 検査用精密定盤にヘッドストックならびにテールストックを付けたもので、定盤と中心検査器の両方に使用できます。

No.301

基準直定規

鋼製

木製格納箱付き

使用面の寸法 平面度 センタ 最大センタ センタ相互差
質量間距離
高さ（mm）
垂 直 水 平 （kg）
（μm）
長さ×幅（mm） （mm） （μm） （μm）
1000× 750
1500×1000

6.58160
250

500
800

451215430
1150

（mm）

（mm）

全長

使用面の真直度・平行度

300×50×12
500×55×14
600×55×14
1000×60×16

340
540
640
1040

3446

有効長さ×高さ×幅No.502

中心検査器

センタ相互差平面度 センタ 最大センタ間距離高さ
垂直

使用面の寸法（mm）

長さ×幅×高さ（μm）

800×120×150
1300×150×190

57（mm）

（mm）

110
160

400
800（mm）

（mm）

（mm）

1000×750

155〜800

520

ストック
昇降速度

使用面の平面度

11mm/sec.

10（電動）（μm）

質量（kg）

材質

1.2
SKS3
2.4（焼入品）
2.86No.2301S

基準直定規 セラミック製

有効長さ×高さ×幅

特級

木製格納箱付き質量
水 平 （kg）（μm） （μm）

3491285145

No.511 タテ形センタ付定盤

使用面の大きさ センタ間距離 スイング（μm）

柱案内面の直角度

質量（mm）（mm）

全長

使用面の真直度・平行度
（μm）

（kg）

600×55×14
1000×60×20

640
1040

231.74.3

質量（kg）±0.01/800mm 720

No.2303

真直度マスタ セラミック製

木製格納箱付き

有効長さ×高さ×幅 真直度 平行度 質量 仕上面数（mm）

650×50×50

7（μm） （μm） （kg）

0.434.328精密基準器
マシニングセンター等の組立および検査用として、３軸計測に使用。
その他工作機械の定期検査用としてもご利用いただけます。

No.4404 直角マスタ 鋳鉄製

木製格納箱付き

長さ×高さ×幅（mm）

No.411

円筒スコヤ 鋳鉄製

木製格納箱付き

直角度・平行度 質量320×320×50
600×450×50（μm）（kg）

351131
直径×高さ

No.1440

4 直角マスタ 石製

木製格納箱付き

長さ×高さ×幅（mm）

直角度・平行度 質量320×320×60
350×350×60
520×520×70

No.2440（μm）（kg）

335121430

4 直角マスタ セラミック製 A 級
長さ×高さ×幅（mm）

木製格納箱付き（μm）（kg）

351126（kg）

φ70 × 150
φ80 × 200
φ100× 300
φ120× 400
φ160× 600
φ200× 800
φ240×1000

2.833.545674613234482134

円筒スコヤ セラミック製

直径×高さ

350×350×45（mm）

φ120×400

4 直角マスタ セラミック製 特級
長さ×高さ×幅（mm）

350×350×45
550×550×70

質量（μm）

材質
SKS3（焼入品）

ミーハナイト鋳鉄

木製格納箱付き

直角度・平行度 質量350×350×45
550×550×70

No.2440S

No.2411

直角度（mm）

直角度（μm）

4質量（kg）

7

木製格納箱付き

直角度・平行度 質量（μm）

23（kg）

1126550×550×70

910その他 製造品目

精密水準器
機械テーブル上の水平出し、機械テーブル面とコラムの直角度測定、機械ガイド面および精密定盤

No.202 広幅形長形定盤

No.203 細幅形長形定盤などの真直度測定に使用します。

No.701

精密平形水準器（JIS 認証取得品）
底面長さ（mm）

No.204 ドリルブロック

No.205V ブロック

50250

5530060直角定盤

感度

質量0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02

1.6
2.12.7◎専用カタログがございます

No.751精密角形水準器（JIS 認証取得品）（mm）

No.207

底面幅（mm） （mm/m） （kg）

200

底面長さ

No.206 溝付桝形ブロック

革ケース付き木製格納箱付き底面幅

感度

質量（mm） （mm/m） （kg）

200×200

40250×250

45

300×300

50

0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02

3.7
5.99.7◎専用カタログがございます

No.710N ポケットレベル

革ケース付き底面長さ（mm）

125

底面幅

感度

質量300.020.51（mm） （mm/m） （kg）

◎専用カタログがございます

No.700No.208

箱形ブロックNo.451直角度検査器

水準器検査器本体

支点間距離1000mm

マイクロメータ目盛（測定範囲 10）

0.002mm

指針測微器0.001mm

マイクロジャッキの動き（可動範囲 10） 0.044/1 回転
テーブル面積122×310mm

質量

120kg

左右調整

±25mm

拡大鏡

上下調整

50mm

装

拡大鏡間隔

30〜75mm

拡大鏡

約 5.5〜12.5 倍

置

倍率（可変）※テンプレート ±10 目盛（気泡管 １目盛を 10 等分）◎専用カタログがございます

1112真直度測定器

MEMO

本体約１０kg の軽量、コンパクトかつ高精度設計。
１人で簡単に持ち運び悠々測定。
どこでも真直度の測定が正確、スピーディーに行えます。

真直度測定器
測定有効長さ（mm）

精度（μm）

100〜1000105質量（kg）

10◎専用カタログがございます

ドリル研削盤加工で摩耗したドリルの再研削をする機械。 小径〜大径まで、各種取り揃えております。

ドリル研削盤

DG80B
（手動機）
形 式
DG03BX
DG07BX
DG25B
DG25BFX
DG50B
DG80B
DG100B
DG40AX
DG40AX（自動機）

DG07BX（手動機）

適 用 径
φ0.3〜4.0mm
φ0.7〜6.5mm
φ3.0〜25.0mm
φ3.0〜25.0mm
φ5.0〜50.0mm
φ12.0〜80.0mm
φ30.0〜100.0mm
φ5.0〜40.0mm（φ50）

その他、製造品目
段付ドリル研削盤、
シンニング研削盤、タップ食付部研削盤、
タップみぞ研削盤、ガンドリル研削盤◎専用カタログがございます

1314