No.591

定温培養器
HJ

（A）本体
商品コード

型式

内形寸法(W×D×H㎜)

内容量(ℓ)

価格(￥)

000-61-22-47
000-61-22-48
000-61-22-49

FF-30P
FF-45P
FF-60P

300×300×300
450×450×450
600×500×500

2791
150

122,000
147,000
165,000

令和 3 年 06 月 01 日 発行

HJ（B）オプション
摘要

商品コード

型式

000-61-22-91
000-61-22-92
000-61-22-93
000-61-22-94
000-61-22-95
000-61-22-96

FAS-111T
FAS-114T
FAS-115T
FTA-111K
FTA-114K
FTA-115K

価格(￥)

30用棚板・棚受セット(SUS 443J1)
45用棚板・棚受セット(SUS 443J1)
60用棚板・棚受セット(SUS 443J1)
30用専用アングル架台(鋼板製)
45用専用アングル架台(鋼板製)
60用専用アングル架台(鋼板製)

8,000
10,00011,00033,00035,00036,000

簡単操作ベーシックモデル●独自の熱伝導率方式によりすぐれた温度分布を確保します。●ファンを使わな
い自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。●小型コントローラー48×48mm設計。●4種類の設定値を登録可能です。●過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。●さびにくい耐食性にすぐれたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)●タイマー機能付き。
［仕様］型
方温度
範
ヒ ー タ ー 容
温度分

温消外重電付

度
費形

制電
寸

属式式
囲量

FF-30P

FF-45P
FF-60P
自然対流式
室温+5～70℃
0.12kW
0.2kW
0.3kW±0.5℃(at37℃)±0.5℃±0.5℃(at37℃)±0.8℃(at50℃)
布(at37/50/70℃)±1.5℃(at70℃)±0.8℃(at50/70℃)
御DF-PID制御方式
力0.12kW
0.2kW
0.3kW
法 W436×D450×H716㎜ W613×D600×H866㎜ W763×D700×H916㎜
量約30kg
約49kg
約58kg
源AC100V 1φ
品
SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ㎜ 左側面1ヶ所

恒温 ・ 乾燥器特集
様々なニーズにお応えする

恒温 ・ 乾燥器をご紹介します。

小型インキュベーター
HJ
商品コード

型式

有効内形寸法(W×D×H㎜)

内容量(ℓ)

価格(￥)

000-61-22-71
000-61-22-72

FF-10FF-12

300×330×150
300×330×250

19.8
29.7

49,00054,000

ミニ 自然対流式恒温器

自然対流式恒温器

強制循環式恒温器●特別設計の加熱エレメントでオープンワイヤーヒーターの障害を防止します。
●液圧式サーモスタット制御。●ヒーター加熱中はパイロットランプが点灯します。●耐食性アルミニウムチャンバーとグラスファイバー断熱材による高い温度安定性。
［仕様］型
温 度 調 節 範
温度
精温度
分
温度
制棚外形
寸
電式
囲度
布
御FF-10FF-12
Rt+5～60℃±1℃±1.7℃(at37℃)±2.0℃(at37℃)
液圧式サーモスタット
固定アルミニウム棚1枚固定/取外し式アルミニウム棚各1枚
法 W357×D390×H310㎜
W357×D390×H410㎜
源AC100V 50/60Hz 1.3A

角型真空乾燥器

強制循環式恒温器

本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 （3252）3461 FAX 03 （3252） 5458
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 （4800）3939 FAX 06（4800） 3938
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052 （238）6075 FAX 052 （238） 6076
〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092 （643） 8645 FAX 092（643） 8646
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022 （772）7669 FAX 022 （772） 7670
〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050 （6868）2001 FAX 0120 （823）445

定温培養器

微量真空乾燥器

小型インキュベーター

安全、コンパクト静音モデル。

ミニ 自然対流式恒温器●軽くて持ち運びも楽にでき、机の上にも置ける重さです。●ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。●サビにくい、耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。●タイマ機能つき。

強制循環式恒温器

［仕様］

HJ
商品コード

型式

内形寸法（㎜）価格（\）

000-61-22-74
000-61-22-75

ＦＯＥ-22
ＦＯＥ-45300×300×250Ｈ
300×300×500Ｈ

110,000
120,000

型
式
方式
温度
範
囲
ヒ ー タ ー 容 量
温度
分
布
温度
制御容量
消費
電力
外形寸法
重量
電源付
属品

ＦＯＥ-220.4ｋＷ
0.4ｋＷ±2.0℃（at100℃）、±3.0℃（at200℃）
ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
22ℓ
45ℓ0.4ｋＷ
0.4ｋＷ
445×455×535Ｈ ㎜
445 ×455×785Ｈ ㎜
約22 ㎏
約29㎏
ＡＣ100Ｖ 1φ
SUS 443J1製棚板1枚

あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
●ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。●高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。●タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。●目標値
応答性にすぐれたＰＩＤ定数を算出。●さびにくい耐食性にすぐれたSUS
443J1使用（棚板、内槽材）。●観測窓を標準装備しています。
［仕様］

（A）本体
商品コード

000-61-22-51
000-61-22-52
000-61-22-53（B）オプション
商品コード

HJ
型式

内形寸法（㎜）価格（\）

ＦＯ-30Ｐ
ＦＯ-45Ｐ
ＦＯ-60Ｐ

300×300×300Ｈ
450×450×450Ｈ
600×500×500Ｈ130,000
155,000
169,000
HJ

型式

摘要

000-61-22-91 ＦＡＳ-111Ｔ 30用棚板・棚受セット（ステンレス443J1製）
000-61-22-92 ＦＡＳ-114Ｔ 45用棚板・棚受セット（ステンレス443J1製）
000-61-22-93 ＦＡＳ-115Ｔ 60用棚板・棚受セット（ステンレス443J1製）
30用専用アングル架台（鋼板製）
000-61-22-94 ＦＴＡ-111K
45用専用アングル架台（鋼板製）
000-61-22-95 ＦＴＡ-114Ｋ
60用専用アングル架台（鋼板製）
000-61-22-96 ＦＴＡ-115Ｋ

価格（\）

8,000
10,00011,00033,00035,00036,000

型式
方式
温度
範
囲
ヒ ー タ ー 容 量
温度

温容
消外
重
電付度

ＦＯ-30Ｐ

制ＦＯ-60Ｐ±2.0℃（at100℃）±3.0℃（at200℃）±3.5℃（at260℃）±2.0℃（at100℃）±3.0℃（at200℃）±3.5℃（at260℃）

0.6ｋＷ±2.0℃（at100℃）
布 ±2.5℃（at200℃）±3.0℃（at260℃）

分

ＦＯ-45Ｐ
自然対流式
60～260℃
1.0ｋＷ

1.2ｋＷ

●底面ファン循環式構造なので乾燥時間が短縮されます。
●高効率の螺旋ヒーターでシロッコファンを取り囲むように配置することで、省エネながらパワフルな性能を実現しました。
●小型コントローラー48×48㎜設計。
4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
●サビにくく耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。
●観測窓を標準装備しています。
●タイマー機能付き。

御ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
27ℓ
91ℓ
150ℓ
費電力
0.6ｋＷ
1.0ｋＷ
1.2ｋＷ
形寸法 470×450×720Ｈ ㎜ 620 ×600×870Ｈ ㎜ 760 ×650×920Ｈ ㎜
量約30㎏
約48㎏
約57㎏
源
ＡＣ100Ｖ 1φ属品
SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ㎜ 左側面1ヶ所

HJ

000-61-22-61
000-61-22-62
000-61-22-63
000-61-22-64

型式

内形寸法（㎜）価格（\）

ＦＳＥ-18
ＦＳＥ-40
ＦＳＥ-75
ＦＳＥ-154

300×300×200Ｈ
400×400×250Ｈ
500×500×300Ｈ
600×600×430Ｈ

185, 000
215, 000
240, 000
290, 000
HJ（Ｂ）アングル架台（鋼板製）
商品コード

型式

摘要

価格（\）

000-61-22-66
000-61-22-67
000-61-22-68
000-61-22-69

ＦＡＳ-18Ｋ
ＦＡＳ-40Ｋ
ＦＡＳ-75Ｋ
ＦＡＳ-154Ｋ

18用
40用
75用
154用

37, 500
39, 000
41, 500
47, 500※架台は2段積み推奨サイズ高さ500Ｈ㎜です（ＦＳＥ-154は400Ｈ㎜）。

［仕様］型式方式
温 度 範 囲ヒ ー タ ー 容 量
温度分

温容消外重電付度

制費形

電寸属

ＦＳＥ-18

ＦＳＥ-40
ＦＳＥ-75強制循環式
60～260℃
0.4kW0.7kW0.9kW1.3kW±0.8℃（at100℃）
布 ±2.0℃（at200℃）±3.0℃（at260℃）±1.0℃（at100℃）±2.0℃（at200℃）±3.0℃（at260℃）±0.5℃（at100℃）±1.5℃（at200℃）±2.5℃（at260℃）

ＦＳＥ-154±1.0℃（at100℃）±2.5℃（at200℃）±3.5℃（at260℃）

御ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
量18ℓ
40ℓ
75ℓ
154ℓ
力0.5kW
0.8kW
1.0kW
1.4kW法 755×485×385Ｈ㎜ 855×585×435Ｈ㎜ 970×685×485Ｈ㎜ 1070×785×615Ｈ㎜
量約28㎏
約38㎏
約49㎏
約65㎏
源
ＡＣ100Ｖ 1φ
品
SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ㎜ 左側面1ヶ所※イナートオーブン仕様もできます。お問い合わせください。
※イナートオーブン仕様は観測窓なしとなります。

価格（\）

000-61-22-55
000-61-22-56
000-61-22-57

ＦＳ-30Ｐ
ＦＳ-45Ｐ
ＦＳ-60Ｐ

300×300×300H
450×450×450H
600×500×500H

170,000
190,000
210,000
HJ

商品コード

型式摘要

価格(￥)

000-61-22-91
000-61-22-92
000-61-22-93
000-61-22-94
000-61-22-95
000-61-22-96

ＦＡＳ-111Ｔ
ＦＡＳ-114Ｔ
ＦＡＳ-115Ｔ
ＦＴＡ-111K
ＦＴＡ-114Ｋ
ＦＴＡ-115Ｋ

30用棚板・棚受セット（SUS 443J1製）
45用棚板・棚受セット（SUS 443J1製）
60用棚板・棚受セット（SUS 443J1製）
30用専用アングル架台（鋼板製）
45用専用アングル架台（鋼板製）
60用専用アングル架台（鋼板製）

8,000
10,00011,00033,00035,00036,000型
式
方式
温 度 範 囲ヒ ー タ ー 容 量
温温容
消外重電付

度

分

度

制費
形

電寸

属

布御量
力法
量源品

ＦＳ-30Ｐ

ＦＳ-45Ｐ
強制循環式
60～260℃

ＦＳ-60Ｐ±1.5℃（at100℃）±2.0℃（at100℃）±2.0℃（at100℃）±2.0℃（at200℃）±2.5℃（at200℃）±2.5℃（at200℃）±2.5℃（at260℃）±3.0℃（at260℃）±3.0℃（at260℃）

27ℓＤＦ-ＰＩＤ制御方式
91ℓ

150ℓ

470×450×720Ｈ ㎜
約32 ㎏

620 ×600×870Ｈ ㎜
760 ×650×920Ｈ ㎜
約51㎏
約60㎏
ＡＣ100Ｖ 1φ
SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ ㎜ 左側面1ヶ所

GE

商品コード

型式

内形寸法（㎜）

容量（ℓ）

価格（\）

000-61-21-01
000-61-21-02

FVO-10
FVO-30

W200×D250×H200
W300×D300×H300

1027322,000
437,000

安全機能が充実した真空乾燥器のベーシックモデル● 自己診断機能をはじめ2重の過昇防止機能など各種安全機能をサポートします。
［仕様］型式FVO-10
FVO-30使 用 温 度 範 囲＊
40℃～240℃
温度
精度±1.5℃（at240℃）JTM K05
使 用 真 空 度
101 ～0.1kPa
最高温度到達時間約70分
約100分
外形寸法
W400 ×D411×H565 ㎜
W500 ×D463×H669 ㎜
重量30㎏55㎏
電源 （50/60㎐）
AC100V 7A（15A）
AC100V 11A（15A）
付
属品
棚板2枚
棚板3枚
＊条件：温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%（無負荷）

ＣＯ2 排出削減エコモデル恒温器。

商品コード

内形寸法（㎜）

角型真空乾燥器

強制循環式恒温器

（Ａ）本体

型式

［仕様］

量

●環境に配慮したエコ型恒温器。ＦＳ-30Ｗ比較時で最大電力50％ＯＦＦ。
●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。●サビにくく、耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。●断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。●ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。●3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。●本当に必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。●右部側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度を均一にできます。温度分布上昇。●タイマー機能付き。

商品コード（B）オプション

ＦＯＥ-45自然対流式
60～200℃

基本的な機能を備えたスタンダードタイプ。

自然対流式恒温器

HJ

（A）本体

微量真空乾燥器

GE
商品コード型式

外形寸法(W×D×H㎜)

ペルジャー内形寸法(φ×H㎜)

価格(￥)

692-61-21-55

FVM-303D

287×222×154

112×120265,000●小型、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器です。
●ガラスペルジャーで内部観察ができます。
●PID制御のデジタル温調器で、プレート温度は高精度に保てます。
●ガス置換ができます。
●外部ポンプ用出力コンセント（5A）付きです。
［仕様］
ホ ッ ト プ レ ー ト 寸 法 φ105㎜
ブ ロ ッ ク 寸 法 φ104㎜、内径26.5×H23㎜ 9穴使 用 温 度 範 囲 室温＋5℃～Max.200℃
温 度 調 節 器 デジタル表示PID制御
温度
精度 ±0.1℃
ペ ル ジ ャ ー ガラス製、径112×H120㎜
減圧 0.1MPaまで減圧可
電源 AC100V 50/60Hz 3A
重量 6.6kg
使用環
境 温度4～37℃湿度85％以下 結露しないこと※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。