表示範囲-99.9 〜 600.0°C ※測定範囲は、接続するセンサにより異なります。

分解能0.1°C

指示計精度
表示サンプリング
接続可能なセンサ
表示機能

計測チャンネル数
記憶容量
記憶間隔

外部メモリ

防塵・防水性
使用環境
電源

約1秒

SK-L753 用センサまたは、L753 用 PT センサ接続ボックスを使用しての 4 線式Ｐt センサ
温度警報（ALM）、記憶方式、状態表示（REC ／ RES）、記憶量（バー）、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
温度 2 チャンネル

各チャンネル 16000 データ

1 秒・2 秒・5 秒・10 秒・15 秒・30 秒・1 分・2 分・5 分・10 分・15 分・30 分・60 分・90 分の 14 通り
microSD ／ SDHC

32GB まで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。

※本器で対応しているフォーマット形式は FAT32 形式です。NTFS 形式は本器では使用できません。
JIS C 0920 IP65 準拠-10.0 〜 60.0°C※SK-L753-1 ／ 2 センサ接続時

85%rh 以下（結露なきこと）

単 3 形アルカリ電池 2 本※AC アダプタ未使用時

または専用 AC アダプタ（オプション）

約 500 時間

各記憶間隔にて 16000 データの記憶が可能

約 (W)114×(H)80×(D)35mm（突起部含まず）

付属品の製品 介ご紹

SD メモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、記憶モード時

質量

令和 5 年 04 月 01 日 発行

±0.2°C（at 0 〜 40°C）±0.3°C（左記以外）

電池寿命（at 23°C） 計測モード時
寸法No.613

SK-L750 シリーズ
2ch温度ロガー SK-L753（指示計）
温度（Pt センサ）タイプ
温度センサに Pt（白金測温抵抗体）を採用
Pt センサは低温測定、 高精度
本器は -99.9℃の低温まで測定可能なデータロガー
Pt センサの中でも高精度を保証できる JIS A 級 ・ 4 線式を採用※LCD 消灯時

約 230g（電池含む）

単 3 形アルカリ電池 2 本、通信ケーブル（1.5m）1 本、取扱説明書 1 冊、クイックマニュアル 1 部
解析ソフトウェア CD-ROM1 枚、L753 用 PT センサ接続ボックス 1 個(A)本体
商品コード359-70-24-69(B)別売品

商品コード

品名
2ch温度ロガーPt SK-L753 指示計のみ

メーカー品番
8850-00

価格（￥）
35,000

品名

メーカー品番

価格（￥）359-70-27-41

Ptセンサ SK-L753-1 PTFE被覆・低温

359-70-27-43

Ptセンサ SK-L753-21 スリーブ・低温

359-70-27-42
359-70-27-44
359-70-27-45

8860-01

Ptセンサ SK-L753-2 PTFE被覆

8860-028860-21Ptセンサ SK-L753-22 スリーブ

8860-22Ptセンサ接続ボックス L753用

8861-90

本https://www.tgk.co.jp社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

25,00025,000※ご使用には別途温度センサが必要です。
（写真は CH1 に SK-L753-1 センサ、CH2 に SK-L753-2 センサを接続した例です）

27,00027,0006,000〒113-0021 東京都文京区本駒込 1－7－16
電話 03 （3252）3461〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 （4800）3939 FAX 06（4800）3938〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052 （238）6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092 （643） 8645 FAX 092（643） 8646
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022 （772）7669 FAX 022 （772）7670〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050 （6868）2001 FAX 0120 （823）445

SK-L753

背面SK-L753

側面

SK-L753 特長

解析ソフトウェア（標準付属） 特長・仕様●温度センサに Pt（白金測温抵抗体）を採用●メイン画面Pt センサは低温測定、高精度が特長です。

指示計の各種設定や記憶したデータの読み込み、各種データ解析をおこないます。

-99.9℃の低温でも測定可能なデータロガーです。
また、Pt センサの中でも高精度を保証できる
JIS A 級・4 線式を採用しました。

・指示計に記憶した測定データをソフトウェアに読み込みます。
Ptセンサ SK-L753-1 PTFE被覆・低温
商品コード：359-70-27-41

Ptセンサ SK-L753-21 スリーブ・低温
商品コード：359-70-27-43

microSD メモリカード（別売り）にコピーした測定データも読み込み可能です。
・USB ハブなどを使用して、最大 10 台の指示計を同時に接続できます。

●PT センサ接続ボックスを標準付属

・ソフトウェアに読み込んだ測定データは、グラフ表示・保存・印刷・佐藤計量器製作所製以外の 4 線式 Pt センサも指示計へ接続できるよう、用途に応じた様々な解析（拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算専門の接続ボックスを標準付属しました。

解析機能など）が可能です。
・データを CSV 形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析がPtセンサ接続ボックス L753用
商品コード：359-70-27-45●用途に合わせたセンサラインナップ

接続ボックス、Y端子接続時

解析グラフ

・ソフトウェアはパソコン専用です。

様々な測定対象・測定温度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意しました。

主な機能●リアルタイム監視
測定データをリアルタイムで監視します。（指示計とパソコンを通信ケーブルで接続時）●電源が切れてもデータは消えません

・計測値をリアルタイムグラフで表示します。

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されるため、万一の電池切れでも安心です。

●キーロック機能で誤操作を防止

・計測値、最高値、最低値、平均値、暑さ指数（温湿度タイプのみ）、キーロック機能有効時に点灯

記憶中や予約スタート待機中の誤動作防止用として、キーロックを設定することが可能です。

警報情報をリアルタイムモニタで表示します。
・同一機種、同一タイプの場合、USB ハブなどを使用して、最大 10 台の指示計を同時に監視できます。

●上下限の警報値が設定できます
測定値が警報設定値を超える、または下回ったとき、本体の ALARM ランプを点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。

（温度タイプと温湿度タイプを混在してのリアルタイム監視はできません。
）

警報設定時に点灯「Hi/Lo」マーク

測定値が設定値内に戻ると、ALARM ランプおよび「Hi/Lo」マークは消灯します。

・測定データのグラフ表示・保存が可能です。
・警報値（測定値の上下限、暑さ指数）の設定が可能です。
設定した条件（上限値を超えた、または下限値を下回った場合／電池●機器に ID 番号を設定できます
機器に 6 桁の ID 番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。

本体アラームランプ

残量警告／暑さ指数など）が起こった場合に、事前に登録したメールリアルタイムモニタアドレスへ警報メールを送信できます。
※注意：送信用メールに SSL/TLS 暗号化が必要な場合は、メール送信機能がご利用できません。

使用例●食品／薬品の保管温度（倉庫・輸送・保冷など）できます。

・ソフトウェアはパソコン専用です。

●装置内の温度管理

解析ソフトウェア
製品名●薬品の温度変化測定●工場の製品管理、施設管理

動作 OS

メモリ

ハードディスクその他

SK-L750 シリーズ用解析ソフトウェア「記憶計 for Windows」
Windows10（64bit ／ 32bit 日本語版）：SK-L750 全シリーズ

Windows8.1、8（64bit ／ 32bit 日本語版）：SK-L751、SK-L754 専用※いずれも最新のサービスパックをインストールしていること
4GB 以上 (32bit)、8GB 以上 (64bit)
4GB 以上の空き容量
USB ポート※メール通報機能を利用する場合はインターネット接続環境およびメールアドレスが必要