恒温水槽

No.589水量調節機能、新規搭載。
超小型、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率 の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルが付いています。
小型ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02 ～0.1 ℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。

令和 3 年 04 月 01 日 発行

EHJ
商品コード000-61-73-05

型式
F-0015DN

温度範囲（℃）
室温+5 ～70

価格（\）

88,000仕様

実績に裏づけされた確かな技術 信頼性の高い Made in Japan

温度制御方式：デジタルＰＩＤ制御
精度：±0.05～0.1℃ （37℃時）
撹拌方式：噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
ヒーター：700Ｗ
安全装置：水位検出型空焚防止器
外形寸法・重量：209×216×218H㎜・2.7㎏
電源：ＡＣ100Ｖ 50/60㎐ 8Ａ
付属品：ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート

汎用機器

恒温器・恒温水槽 特集

卓上精密恒温水槽
外部に液循環できる、省スペース型です。
投込みクーラーと組合せて、0℃より可能。
仕様

温度調節器：デジタル表示、PID制御、白金側温抵抗体式
ヒーター：1kW
循環液量：水面より900mm, 2ℓ/min
商品コード
型式
温度範囲（℃）
槽内寸法：225×200×140H㎜
692-61-74-11 FR-004
Rt＋5～95
外形寸法：305×445×345H㎜
重量：10㎏
平行揚程流量50㎐
電源：AC100V 50/60㎐ 11A
60㎐
4.
揚程ホース口よりEHJ
温度精度±0.5～0.1℃

価格（\）

260, 000

最高揚程流量柴田科学ガラス製品 特別キャンペーンのご案内

投込式恒温装置

水槽用恒温器

水槽用恒温器

ご好評につき期間延長 2021/4/1～2021/8/20

ねじ口びんシリーズ
ビーカー・フラスコ
メスフラスコ・メスシリンダー
メスピペット・ホールピペット

水槽用恒温器

ミニ恒温水槽

恒温水槽卓上精密恒温水槽※詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 （3252） 3461 FAX 03（3252） 5458
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 （4800） 3939 FAX 06（4800） 3938
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052（238） 6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092（643） 8645 FAX 092 （643） 8646
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022（772） 7669 FAX 022 （772）7670〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050（6868） 2001 FAX 0120 （823）445

投込式恒温装置

水槽用恒温器 Thermo_Tec

PPバス付HJ

独立過昇防止器を標準装備し安全面を強化しました。
◦従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
◦水量4.5ℓの水槽が付属します。
◦温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
◦流量の調整ができます。
◦温度調節器はPID制御方式で、±0.1～±0.5℃の高精度を保持します。

新機能

商品コード

型式

外形寸法（W×D×H㎜）

価格(￥)

000-61-73-15

F-D001

105×160×281

69,000仕様
使 用 温 度 範 囲 室温+5℃～80℃（設定範囲10℃～80℃）
温 度 制 御 方 式 デジタル3桁表示・設定0.5℃単位、白金測温抵抗体 PID制御
温度
精度 ±0.1℃ (at37℃)
ヒーター 700W
撹拌方式 噴流ポンプ式、吐出方向可変・流量調整付
過昇防止 自己診断機能（センサ－異常 ヒ－タ－異常 上限値
安全装置異常 温度調節器異常) 空焚防止器 フュ－ズ
電源 AC100V 50/60㎐ 7.5A
重量 約2.5kg
使用環
境 室温4℃～37℃ 湿度85％以下 結露しないこと
使 用 水 槽 範 囲 深さ150㎜ 容量15ℓ(以内) 側壁厚35㎜以内
付

任意温度
設定可能

-22仕様

タイ
プ ベーシックタイプ 多機能タイプ オイル/水兼用
FTB-01N
FTB-02N
FTB-03N
型式－20～90℃ ＊2
0 ～ 200℃
性 設定温度範囲
室温+5～80℃＊3
室温+5～180℃ ＊5
能 温度制御範囲＊1 温 度 調 節 精 度 ±0.05/0.1℃ ＊4 ±0.02/0.05℃ ＊4 ±0.05/0.2℃ ＊6
構 ヒ成 撹ー拌

モ機ー

タ

ステンレスパイプヒータ/1.0kW

ステンレスパイプ
ヒータ/1.2kW

構
タプロペラ撹拌

プロペラ撹拌

噴流強度可変機能

噴流撹拌

固定◦水を室温+5℃～80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。
◦使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
◦撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。
◦デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
◦蒸発による空焚きを防ぐため、水位検出型空焚防止器が取り付けられています。

独立過昇防止装置がつきました

固定

温度制御方法
温度設定方式▲▼キーによるデジタル設定方式

温度表示方式

最小表示桁：0.1℃

P.I.D. 制御
緑色 LED によるデジタル表示

持ち運びが簡単に

最小表示桁：1℃

測定値、測定温度切換 メイン表示器に表示 ( サブ表示器は設定温度等を表示 )コン その他の表示
異常や運転状態を示す LED 表示
ト タ─
1 分～ 99 時間 59 分及び 100 ～ 999 時間
イマロ タイマ ー 分 解 能─
1 分または 1 時間｜
定置運転：設定温度で連続運転、クライックオートストップ運転/プログラム
定値運転
運 転 機 能運転：最大10ステップ、3パターン/取手がつきました

加機

安

全装付

属品

温度範囲（℃）/寸法（㎜）

摘要

価格（\）

Rt＋5～80

本体

97,500

トライアック ゼロクロス方式

692-61-73-04 F-003D

450×300×150H（内形）
692-61-73-25 水槽
SUS 304製 49,000
500×350×165±15㎜ （外形）自己診断機能（電源周波数異常検知、コントローラ異常検知、センサ異常検知、ヒータ断線検知、トライアック短絡検知、電源（50/60㎐）

型式

白金測温抵抗体(Pt100Ω)

908-56-91-17 水槽 504×341×168H

置 メインリレー不良検知、自動温度過昇防止、測定温度異常検知）、外形寸法 / 重量
クランプ可能厚さ-11-21～-23付属品

W140 × D138 × H312㎜ ＊7 / 4㎏

（A）本体

35㎜まで
AC100V 11A(20A)

AC100V
13A(20A)

試験槽(ポリプロピレン)、取扱説明書、保証書、注意書※ FTB-02Nは噴流強度最大(設定：10)、室温23±5℃、定格電圧、湿度65％±20％及び無負荷における性能値。
＊1 室温23±5℃、定格電圧、湿度65%±20%及び無負荷における性能値（FTB-02N/FTB-03Nは噴流強度最大（設定：10）。
＊2 室温+5℃以下でご使用になる場合は、低温恒温水槽または、ネオクールディップBE型などと組み合わせてください。
＊3 試験槽使用の場合。
＊4 設定温度37℃/80℃、試験槽BY100使用の場合。
＊5 試験槽FOS-1、粘度50cStシリコーンオイル使用の場合。81℃以上では水はご使用いただけません。
＊6 設定温度40℃/180℃、試験槽FOS-1、粘度50cStシリコーンオ
イル使用の場合。
＊ 7 突起部は含みません。
電源コードの長さは器外約2mです。
電源欄の( )はブレーカ容量および電源設備容量です。

外形寸法（W×D×H㎜）

価格(￥)692-61-73-15

F-D002

105×142×320

92,000品名

外形寸法（W×D×H㎜）

価格(￥)

360×260×150
400×300×200
450×300×150

14,00020,00049,000

HJ（B）水槽のみ
商品コード692-61-73-21 アクリル製水槽 小692-61-73-22 アクリル製水槽 大692-61-73-25 SUS304製水槽 特大仕様

温度
範囲 室温+5℃～80℃ 設定範囲：-20℃～80℃
温 度 調 整 方 式 デジタル表示・白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度
精度 ±0.1℃（at37℃）
ヒーター 1000W
撹拌
方式 噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
安
全装
置 水位検出型空焚防止器
電源 AC100V 50/60㎐ 11A
重量 3.3 ㎏
使用
環
境 温度4～37℃ 湿度85％以下 結露しないこと
実質水量15ℓ、深さ150㎜～200㎜、使用
水槽
容量20ℓ以内、測壁厚35㎜以内-04： EGE -25： EHJ -17： EGJ

商品コード

独立過昇防止器、 サーキットプロテクタ、空焚防止水位センサ

規格

型式

水槽用恒温器

温度プリセット(10点の温度を記憶、温度プリセット呼出し可能)、積算時間機能(～49.999
能 ( 温度10点を記憶・ 時間）、キャリブレーションオフセット、呼出し)
キーロック機能、停電補償モード選択

ヒーター回路制御
温 度 セ ン サHJ

商品コード※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。

繰返し運転機能：オートスタート機能付

水槽：PP製 内寸 W154×D277×H150㎜
外寸 W198×D334×H158㎜ 実質水量 4.5ℓ

（A）本体

水槽用恒温器31/27W(くま取りモータ)
10 段階可変式( 吐出口角度可変 )品※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。

-23-21

属EGE

商品コード

000-61-73-21
000-61-73-22
000-61-73-23

型式

使用温度範囲(℃)

価格（￥）

FTB-01N

Rt 5～35

FTB-02N

Rt 5～35

FTB-03N

Rt 5～35

80,000120,000
154,000（B）試験槽

EGE

商品コード

型式

庫内寸法（㎜）

容量(ℓ)

価格（￥）

000-61-73-11

FOS-1

W240×D300×H200

1332,000

使用許容温度：≦200℃
スマートなデザインのFTB型は、水槽の壁面に簡単にセット可能で、本体上部の持ち手は脱着時に便利です 。
振とう機付きバスや目的の異なる水槽と組合せることで、恒温水槽、振とう式インキュベータ、オイルバスとして使用できます。
ポリプロピレン製試験槽が付属されます。
定値運転のみのベーシックタイプです。（01Nタイプ）
10点の温度プリセット機能を装備しています。（02N/03Nタイプ）
常に安全側に制御する自己診断機能、サーキットプロテクタ、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備としました。

（外形） PP製（クリーム色）-04

4,190仕様

温度精度：±0.05 ～0.1℃
温度調節器：白金測温抵抗体PID制御
ヒーター：1kW
撹拌方式：ジェット噴流式
外形寸法：97×342×231±5㎜
重量：2.7㎏
電源：AC100V 50/60㎐ 11A-25※写真の水槽は別売です。
平型の浅い水槽用恒温器です。
操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。
安全装置として、水位検出型空焚き防止装置付きです。

ミニ恒温水槽-07：EGE-05：EHJ

商品コード

型式

温度範囲（℃）

価格（\）

692-61-72-07
692-61-72-05

F-0010D

Rt＋5～80

69, 800
7, 000

PC製フタ（オプション）

パーソナルユース向けのミニサイズです。
水位検出型空焚き防止装置付きです。
長時間使用にはフタを使ってください（オプション）。

仕様

温度精度：±0.05℃
撹拌方式：ジェット噴流式
槽内寸法：140×121×78㎜
電源：AC100V 50/60㎐ 5.5A
温度制御：白金測温抵抗体PID制御
槽の材質：SUS 304
重量：2.4㎏