W 熱中症指数モニター みはりん坊プロ 暑熱場所での熱中症危険から守る。環境の安全管理にNE

19カタログP.1128掲載■特長●熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
●全球形黒球(直径40㎜)を使用。
●JIS B 7922準拠(クラス2)●WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20〜50℃)
FHJ●両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。
商品コード 型式 WBGT(℃) 温度測定範囲(℃) 湿度測定範囲 黒球温度(℃) 価格（¥）●使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能です。
123-88-08-07 AD-5698 0〜500〜50
20〜90%RH
5,0000〜80●市販のカメラ用三脚に取付ける ■仕様
動作環境(使用範囲) 0〜50℃、0〜90%RH、風速0.3m/s以上（但し結露なきこと）
WBGT指数、温度、相対湿度、
黒球温度
表 示 項 目ことができます。
外径φ40㎜、厚さ1.8㎜、耐熱ABS製、放射率0.94
黒球
温度、相対湿度、黒球温度
測 定 項 目
(三脚穴ネジ1/4-20UNC)（0.1℃刻みで設定可能）、上限値アラーム設定のみ
WBGT指数のアラーム範囲 20〜50℃
クラス2●WBGT(熱中症指数)、温度、湿度 JIS B 7922 精度区分
（約7 0 dB ）、小（約6 0 dB（）距離10 c m）
、ブザーなしの設定可能
WBGT（熱中症指数）：0〜50℃（表示範囲 −2〜52℃、最小表示0.1℃） アラームブザー音量 大の同時表示、黒球温度は切替表
単4形アルカリ乾電池2個
電源
温度：0〜50℃（表示範囲−2〜52℃、最小表示0.1℃）示です。
測 定 範 囲約6か月
（25℃、アラーム動作なし）
電 池 寿 命
相対湿度：20〜90%RH（表示範囲：0.1〜99.9%RH、最小表示0.1%RH）●おまかせモードで自動アラーム
黒球：φ40㎜全球形
黒球温度：0〜80℃（表示範囲：−2〜82℃、最小表示0.1℃）が可能です。
外 形 寸 法本体：67.5W×47.5D×114.5H㎜（ベルト用アタッチメント、黒球含む）
温度：±0.6℃（20.0〜50.0℃）、±1℃（左記以外）●アラームブザーの音量切替えが約9 0（g 電池含む）
量）@ 2 5 ℃） 質
測 定 精 度 相対湿度：±5 %RH（3 0 .0 〜9 0 .0 %RH）、±1 0 %RH（左記以外（できます。(大・小・オフ)
取扱説明書、電池（モニタ用）、ベルト、アタッチメント
付属品
黒球温度：±0.6℃（20.0〜60.0℃）、±1℃（左記以外）■特長
型式
測定範囲● JIS B 7922の精度区分クラス2準拠品です。
● WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を。 商品コード● φ75㎜の黒球を使用し、安定した測定が可能です。 ● ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。
WBGT：0〜+50℃・気温：+20〜+50℃
825-88-08-02 FUSO-8778● 小型で軽量タイプのハンディー型測定器。
黒球温度：20〜+60℃、相対湿度：30〜90%RH■仕様●温度センサー：半導体センサ●湿度センサー：静電容量型●表示分解能：温度/0.1℃、湿度/0.1%RH● 本体精度：気温(TA)/±1.2℃、黒球屋内温度(IN)/±1.2℃、黒球屋外温度(OUT)/±1.2℃、相対湿度/±3%● 機能：WBGT値アラーム設定、オート(20分)マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示●電源：単4アルカリ電池×2本●電池寿命：約1000時間(アラーム未使用時)●本体寸法：278L×75W×75D㎜●本体質量：約140g●黒球寸法：φ75㎜●使用環境：0〜+50℃ 80%RH以下●標準付属品：単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)

デジタル標準温度計

デジタル温度計

マグネット式センサ

FHJ
価格
（¥）

26,500温湿度計
赤外線サーモグラフィ

19カタログP.1128掲載

W 黒球式熱中症指数計 JIS B 7922準拠

NE

平成 30 年 11 月 01 日 発行

19カタログP.1128掲載

W 熱中症チェッカー

NE

No.560

FGJ

■特長
測定範囲
商品コード
型式
価格
（¥）
WBGT
温度湿度
● 熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ。
525-88-08-19
TT-562
0.0〜50.0℃
0.0〜50.0℃
20.0〜90.0%
10,000● 黒球式だから、日射や輻射熱も測定（炎天下でもWBGTを表示、屋内も屋外・直射日光下でも使用可能)。
● 暗い場所でも見や ■仕様
約30秒に1回
測 定 間 隔4 段階 1 1レベル （「注意「」警戒「」厳重警戒「」危険」）
周囲温度0〜50℃ 湿度20〜90%
すいバックライト 熱中症予防指針
使用温湿度範囲
0.1℃単位
表示内容
間 最長約15秒(各注意レベルで音質および時間が異なります)
警告ア 時付き。
WBGT 測定範囲 0.0〜50.0℃(測定範囲外は0.0℃未満または50.0℃以上は点滅)
ラーム 音
3段階：75dB(大)、65dB(小)、無量● 電子式湿球温度
20.0〜40.0℃：±2.0℃ 左記以外：±3.0℃
精度○ (点灯時間約5秒)
バ ック ラ イト（WBGT）指数計ク
0.1℃単位表示内容
DC3.0V (CR2032コイン型リチウム電池1個)
電源
ラス2（20℃55%） 周 囲 温 度 測定範囲 0.0〜50.0℃(測定範囲外は0.0℃未満または50.0℃以上は点滅)
約3カ月(1日4時間使用時)
電 池 寿 命準拠品です。
0.0〜40.0℃：±1.0℃ 左記以外：±2.0℃
精度
寸 法 ・ 質 量 約W58×D36×H108㎜ 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
0.1%単位表示内容
主 な 材 質 黒球、本体：耐熱ABS レンズ：PMMA センサーカバー：PP
湿度 測定範囲 20.0〜90.0%(測定範囲外は20.0%未満または90.0%以上は点滅)
吊り下げアタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、付属品
35.0〜75.0%：±5.0% 左記以外：±10.0%

19 科学機器総合カタログ 新規掲載商品のご紹介

温度・湿度計 特集

地温・気温用温度計

ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個)

W 熱中症指数モニター
NE

熱中症の危険性を知る。ハンディータイプの熱中症指数モニター

FHJ■特長
商品コード型式
温度測定範囲(℃) 湿度測定範囲 黒球温度(℃) 価格（¥）●熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。
●全球形 石川式黒球（直径75㎜）を使用し、安定した測定が可能です。
123-88-08-06 AD-5695A
10〜90%RH 0〜80
28,0000〜50●JIS B 7922準拠（クラス2）■仕様●使用場所に合わせて屋内（室WBGT指数、温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）
表 示 項 目
石川式黒球（外径φ75㎜）、厚さ0.5㎜、銅製、放射率0.95
黒球内IN）と屋外（室外OUT）のモ
温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）
測 定 項 目
20〜50℃（0.5℃刻みで設定可能）
WBGT指数のアラーム範囲ード選択が可能です。
−2〜52℃（最小表示0.1℃）●カメラ用三脚に取付けること
WBGT指数の表示範囲
約80dB（距離10cm）
アラームブザー音量ができます。
（市販三脚使用可能）
温度（TA）：0〜50℃（最小表示0.1℃）
単4形アルカリ乾電池4個
電源●WBGT（熱中症指数）、温度、湿相対湿度（RH）：10〜90%RH（最小表示0.1%RH）
測 定 範 囲電 池 寿 命 約1000時間（25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時）
度の同時表示、黒球温度は切
黒球温度
（TG）
：0〜80℃（最小表示0.1℃）
黒球：φ75㎜全球形
外 形 寸 法替表示です。
温度（TA）：±0.6℃
本体：75W×75D×301H㎜●最高値、最低値をメモリーできます。測 定 精 度 相対湿度（RH）：±5 %RH（2 0 .0 〜9 0 .0 %RH）、±7 %RH（左記以外（）2 5 ℃） 質
約280g
量●表示ホールド機能、オートパワ
黒球温度
（TG）
：±0.6℃
付属品 取扱説明書、電池（モニタ用）、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベルーオフ機能付きです。

本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

棒状標準温度計

19カタログP.1128掲載〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03（3252）3461
FAX 03（3252）5458〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話 06（4800）3939
FAX 06（4800）3938〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052（238）6075
FAX 052（238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092（643）8645
FAX 092（643）8646〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022（772）7669
FAX 022（772）7670
電話 090（2481）6184

冷蔵庫用温度計
試薬試験用温度計(日本薬局方温度計)

アルコール青液棒状温度計

熱中症指数モニター
黒球式熱中症指数計

熱中症チェッカー

熱中症指数モニター

19カタログP.1128掲載

W 試薬試験用温度計(日本薬局方温度計)

NEFHJ

■特長
目盛範囲 細分目盛 全長( ㎜) 価格
（￥）
商品コード
品名
●浸線付で、水銀球の下端から浸線まで
614-53-01-11 日本薬局方温度計 №1 -17〜50
59,0000.2 280〜300の距離58〜62㎜、全長280〜300㎜、52,000-12 日本薬局方温度計 №2 40〜100
0.2 280〜300
55,000-13 日本薬局方温度計 №3 90〜150
径5.7〜6.3㎜。
0.2 280〜300
62,000-14 日本薬局方温度計 №4 140〜200
0.2 280〜300●日本計量振興会の試験成績表付。
76,000-15 日本薬局方温度計 №5 190〜250
0.2 280〜300●トレサビリティ書類発行可（別途費用）。
94,000-16 日本薬局方温度計 №6 240〜3200.2 280〜300
お問合せください。
-17 日本薬局方温度計 6本組セット 0.2 280〜300 398,000-11-17-09

W 地温・気温用温度計

NE

W 冷蔵庫用温度計

NE

金属ケース入

19カタログP.1128掲載

19カタログP.1128掲載-48-01

商品コード

W アルコール青液棒状温度計

NE

19カタログP.1128掲載

FGE

FGE

商品コード

型式

359-53-05-01 0520-00-02 0955-00

品名

359-88-08-47 1710-90

金属ケース−10 〜50

1,100−

1,200■特長●地温と気温を同時に測定が可能−

温度計・-48 1710-00−20 〜50
金属ケースセット

測定範囲(℃) 価格（￥）

地温・気温用温度計

金属ケースのみ
15cm用

■仕様
1℃

精±1℃

本体材質

1,950

FFE
商品コード

品名温度計：ガラス、ケース：SUS304

614-53-06-01 青液棒状温度計 0〜100 1.0-02 青液棒状温度計 0〜 50 1.0

商品コード

型式

表示範囲(℃)−50.0〜300.0−50.0〜300.0

摘要

359-70-23-29
センサ付
SK-270WP-30
本体のみ※測定範囲は接続するセンサにより異なります。
(B)センサ
商品コード

型式359-70-23-61 S270WP-01-62 S270WP-02-63 S270WP-03-64 S270WP-04-65 S270WP-05■本体仕様

測定範囲(℃)タイプ
寸法(㎜)−40.0〜250
標準センサ
φ3×100−40.0〜250 中心温度測定センサ φ3×200−40.0〜250 揚げ油測定センサ
φ3×400−40.0〜250 中心温度測定センサ φ2×150−40.0〜250 中心温度測定センサ φ2×45+φ3×55

価格（￥）

19,80010,800FHJ3003001,650
1,750

■仕様

■特長
●マグネットセンサは、直接測りたい対象物の表面に磁石で貼り付けて表面温度を測定するための温度センサです。
SUS316L
SUS316L
SUS304
保護管●ドラム缶、鍋釜、寸胴鍋、配管など測定部が磁石でPEEK
A5052
金具：SUS430
ケース
吸着可能な場所に使われます。
SUS430SUS430
SUS304
マグネットケース●耐熱250℃の一般型、耐熱300℃の中温型、耐熱マ グ ネ ッ ト サマリウムコバルト磁石 サマリウムコバルト磁石 アルニコ5 10×10×18
400℃の高温型と3タイプご用意し、ご用途に応じフッ素樹脂被覆フッ素樹脂被覆
フッ素樹脂絶縁ガラス編組てお選びいただけます。
式素子

使 用 温※ IPX7：常温の水中（水深 1m）に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の浸水がないこと。（但し、水中でのご使用はできません）

S06688K熱電対線
0.32×1P×3m

K熱電対線
0.32×1P×2m

K熱電対線外ステンシールド
12/0.18×3m−40℃〜250℃−40℃〜300℃度(リード線、コネクタ部除く) (リード線、コネクタ部除く)

7mmムキ
0〜400℃(感温部のみ)商品コード580-60-01-41-42-43

型式
S06550S07024
S06688

タイプ
一般型
中温型
高温型

耐熱温度(℃)
250
300
400-42FGJ
価格（￥）

17,00022,00025,00019カタログP.1128掲載■仕様

型
式 FLIR−E4 FLIR−E5
視 野 角（FOV） 10.3mrad 6.9mrad

FLIR−E65.2mrad
熱画像、可視画像、MSX ® 、ピクチャー・
画 像 モ ー ド 熱画像、可視画像、MSX ® イン・ピクチャー、サムネイルギャラリーNA
青：設定温度以下/赤：設定温度以上
カラーアラーム■特長
45°×34°/0.5m
視野角/最小焦点距離●赤外線サーモグラフィ「フリアーEx WiFiシリーズ」は7.5-13㎛
スペクトル波長9Hz
未だかつてない鮮明なサーマルイメージングを実フレームレート
フォーカスフリーフ ォ ー カ ス
現した次世代温度計測ツール。
非冷却型マイクロボロメータ
検 出 素 子（FPA）●WiFi対応でモバイル端末との連携も自由自在です。 デ ィ ス プ レ イ
3"320×240color LCD●誰でも簡単に直感で使える操作性に加え、付属ソフト 計 測 温 度 範 囲−20℃〜+250℃
計 測 温 度 精 度 ±2℃もしくは読み値の±2%（環境温度10〜35℃、対象温度0℃以上の場合）ウェアを利用し、パソコンとの連携、データ管理にもセンタースポット
スポットメータ
フレキシブルに対応。
調整範囲：0.1〜1.0
放 射 率 補 正
●建築物の断熱検査、電気設備・ソーラーパネルの異表規定の材質の放射率表
放射率常箇所チェックからランニングシューズ、機能性素材
自動/反射温度に基づく反射温度範囲
アイアン、レインボー、ブラック/ホワイトの研究開発まで幅広い用途で即戦力として活躍します。カ ラ ー パ レ ッ ト
500枚以上の画像を保存できる内蔵メモリ●文字まで認識できる鮮明な熱画[フリアー独自のスー 画 像 保 存 性 能
熱画像/可視画像/MSX ® の同時保存
画像保存モード
パーファインコントラスト機能MSX®)] ●付属のPC
標準JPEG-14ビット（測定データを含む）
画像フォーマット
リチウムイオン電池
ソフトウェア「FLIR TOOLS」
を利用し、取得データを簡 バ ッ テ リ ー
3.7V
電圧
単にパソコンで管理・画像入りの詳細なレポート作
約4時間（25℃で通常使用の場合）
バッテリー稼働時間成が可能、iPadにも対抗した多機能ソフトウェアです。 充 電 時 間
充電はカメラ内で2.5時間で90%、充電器で2時間ACアダプター入力90〜260VAC、出力5VDC
FIJ
電源
15℃〜+50℃
使用環境温度
商品コード 型式
IR解像度 MSX ® 解像度 温度分解能(℃) 価格（￥）
244×95×140㎜
寸法794-70-25-01 FLIR-E4 80×60ピクセル
159,000
0.15
5 7 5 g（バッテリー含む）
重量
320×240-02 FLIR-E5 120×90ピクセル
299,000
0.10
FLIRサーマルカメラ、ハードケース、FLIR Toolsダウンロードカード、ユーザーガイド、
ピクセル
標準パッケージ-03 FLIR-E6 160×120ピクセル
399,000
0.06
CD-ROM、各種マニュアル、バッテリー（FLIR E8 2X）、充電用ACアダプタ、USBケーブル

鮮明なサーマルイメージングを実現。
WiFi対応

-29

センサ形状
サーミスタ
温度センサ
JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計接続時
防水性
φ2×L45+φ3×L55
感 温 部（ ㎜ ） φ3×L100 φ3×L200 φ3×L400 φ2×L150
握り手 部（ ㎜ ） φ15×L120 φ15×L120 φ15×L120 φ15×L120 φ15×L120
約0.7
コード長（m）
SUS304
SUS316
感温部
SUS303
材 質 握手部PVC
コード126130123123
質 量 （約g） 123

S07024

K熱電対 JIS1602 クラス2 測温接点：接地形

W 赤外線サーモグラフィ

NE

流水で丸洗い可能な防水構造。ハンドリングし易い
外観フォルム150.1〜199.0℃ ±1.0℃
200.0〜250.0℃ ±1.5℃
先トガリ
先丸
先トガリ

線

S06550

コ ネ ク タ ミニチュアプラグ(D-1) ミニチュアプラグ(D-1)

形状 価格（￥）先尖 9,000■センサ仕様
先尖 10,500
型
式 S270WP-01 S270WP-02 S270WP-03 S270WP-04 S270WP-05
13,000先丸−40.0〜−10.0℃ ±1.5℃
先尖 12,000−9.9〜105.0℃ ±0.5℃
先尖 13,000
105.1〜150.0℃ ±0.7℃
測 定 精 度±（0 .1 + 1 digit：) −4 0 .0 〜2 0 0 .0 ℃ その他±5 digit ※条件：測定環境が0〜40℃±（0 .2 + 1 digit：) −4 0 .0 〜2 0 0 .0 ℃ その他±10 digit ※条件：測定環境が−10〜
表 示 精 度−0.1℃、40.1〜60℃※総合精度は接続するセンサにより異なります。
詳細は温度センサの取扱説明書をご参照ください。
0.1℃
分
解能約0.5〜1秒。温度変化の激しい時はサンプリング約0.5秒。
表示サンプリング緩やかな変動の時はサンプリング約1秒となります。
表 示 機 能 HOLD、MAX、MIN、HACCP（温度/時間）、ブザー、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク−10〜60℃ 80％rh以下（結露なきこと）
使用環境条件+10〜60℃（結露なきこと）
保管環境条件単4形アルカリ乾電池 2本
電源PC樹脂材質
約（W）
70×（H）
171×（D）
40㎜ (突起部含まず）
寸法
約1 5 5 g（乾電池含む）
質量
JIS C 0920 IP67に準拠※センサ接続時
保 護 等 級付
属品 取扱説明書1冊、単4形アルカリ乾電池2本、ビニールカバー1個、ネックストラップ1本

19カタログP.1128掲載

金属表面温度を測定するのに便利。温度センサが磁石付に型

19カタログP.1128掲載※ 付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※ 温度センサの仕様に関しては、ご使用される温度センサに付属されている取扱説明書をご参照ください。

■特長W マグネット式センサ

NE●青液の一般的な温度計です。
●全没式です。

W デジタル温度計 防水型
NE ■特長 ●防水構造(IP67準拠)で流水での丸洗いが可能です。
●保護ラバーを指示計ケース外周に施し、落下等の衝撃に優れています。 ●標準センサ取っ手にステンレスセンサを採用しました。 ●指定の温度に到達するとタイマーをカウントダウンさせ、LEDやブザーでお知らせする『HACCP機能』を搭載しています。 ●異物混入につながるシールを極力無くし、指示計の器物番号や前回校正履歴を液晶部に表示します。 ●ゴミが付着しにくい構造に改良しました。
（A）
本体
FHJ

目盛範囲 目盛(℃) 全長(㎜) 価格（￥）

■特長

1 目 盛
度

1,100

■センサ仕様（SN-360III-01）

1点
Pt100Ω
●高精度、高分解のPt100
測温素子（クラスA 巻線4導線式）
Pt100Ω
（クラスA 4線式）
Ω白金温度計
専用防水コネクター−99.99〜+400.0℃
測定範囲−199.99〜+500.0℃広●0.01℃（−199.99〜+199.99℃）
測 定 精 度 ±[0.15+（0.002×ltl ）]℃
表示分解能 0.1℃
域計測可能標準センサ−（+200.0〜+500.0℃）
IPX5
防水性能0.1％ｏ
ｆrdg+0.2℃
表示精度
99.99〜+400.0℃測定可（本体共に専用防水コネクタ使用）
Ｉ
ＰＸ5（防噴流形)
防水機能●検査成績書付（−30、0、φ3.2×150㎜
寸法
約0.5秒
測定周期1.1m
コ ード 長+50、+90、+180℃）
ホールド[HOLD]、最高・最低
感温部：ステンレス、（検査成績書は製造時の検[MAX/MIN]、比較[REL]材
質
グリップ部：ステンレス＊
データ記録180メモリ可能、上下限監
査データであり、トレーサビ付 加 機 能 視機能(アラームブザー通知機能）、 ＊取っ手部がステンレスの為、高温 リティ体系図書類の比較検-11
カレンダー、時計機能、表示桁数：5にてのご使用時熱くなる事がありま 査成績書とは異なります。）
桁(小数点以下第2位表示対応）、す。ご注意ください。
オートパワーオフ設定、電池残量表示
FHE
周囲温度：0〜+50℃
使 用 環 境 周囲湿度：80％RH以下（結露なきこと）
商品コード型式
測定範囲(℃)
センサーサイズ( ㎜)価格（￥）
739-70-25-11
60,000
電源 単3型電池（DC1.5V)×2（充電池DC1.2V使用可能）
SN-360III−199.9〜+500.0
φ3.2×150-12 トレーサビリティ体系書類 トレーサビリティ体系図、校正証明書、比較検査成績書、標準器JCSS成績書コピー 35,000
寸法 /質量 W67.5×D26×H165㎜/約170g

リ ー ド

型式
品名
測定範囲(℃) 価格（¥）
359-53-10-01 0600-00 温度計のみ 15cm −20 〜50780-02

入力点数
入力種類
接続方法

FFJ

■特長
目盛範囲 細分目盛 全長( ㎜) 価格
商品コード
品名
（￥）
●基準温度計と定期的に比較校正して、現 614-53-01-01 棒状標準温度計 №0 -50〜047,000
0.1
300
場で使用の各種の温度計のチェック用に
15,000-02 棒状標準温度計 №10〜500.1300
17,000-03 棒状標準温度計 №2 50〜1000.1300
使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ20,000-04 棒状標準温度計 №3 100〜1500.1300
温度計として、計量管理にお役立てくだ
24,000-05 棒状標準温度計 №4 150〜2000.1300
さい。
また、背面が黄珀なので温度が読30,000-06 棒状標準温度計 №5 200〜2500.1300
みやすくなっています。
38,000-07 棒状標準温度計 №6 250〜3000.1300●メーカー検査成績書付●トレーサビリテ
48,000-08 棒状標準温度計 №7 300〜360
0.1300ィ書類発行可（別途費用）。お問合せください。
-09 棒状標準温度計 8本組セット
0.1300 239,000-01■本体仕様（SN-360III 01センサ付セット）

19カタログP.1128掲載

W 棒状標準温度計 黄珀入りNE19カタログP.1128掲載

W デジタル標準温度計

NE

19カタログP.1128掲載

W 温湿度計NE

商品コード型式

品名

測定範囲温度(℃)
湿度(%rh)−20〜+700〜100

価格（￥）GHE

540-72-06-31 testo440
温湿度プローブセット
64,100■特長 ●CSV形式でデータを本体の内部メモリに保存します。記録データの読み出しや編集のための専用ソフトウェアは不要です。PCに接続するとすぐにMicrosoft Excel ® でデータの閲覧が可能です。 ●testo440のプローブはデジタルプローブです。プローブ自体に校正データを内蔵しているので、プローブのみお送りいただくだけで校正可能です。 ●見やすいカラーディスプレイを採用。1画面に最大3項目までの測定値を表示します。 ●250gの軽量サイズでボディは154×65×32H㎜と非常にコンパクト。本体にはマグネットが付いており、金属部に固定できます。
■仕様●測定範囲：温度：−20〜+70℃、湿度：0〜100%rh●精度：温度：±0.3℃（15〜30℃）、±0.5℃（左記以外） 湿度：±
（0.6%rh+計測値の0 .7 %rh）
（0 〜9 0 %rh）、±（1 .0 %rh+ 計測値の0 .7 %rh）
（左記以外） ●分解能：温度：0.1℃、湿度：0.01%rh●メモリ：7500
データ ●使用・保管温度範囲：−20〜+50℃ ●電源：単3乾電池×3本（約12時間） ●外形寸法：154×65×32㎜●質量：250 g