TM

Level TROLL
取扱説明書

Level TROLL 300
Level TROLL 500
Level TROLL 700
Baro TROLL
20 10年 8月

Copyright © 2005–2010 by In-Situ Inc. All rights reserved.
本書には著作権によって保護される知的財産情報が含まれています。本書のいかなる部分も、In-Situ社の文書による事前承諾なしに、複写，複製または他の言語への翻訳はできません。

住所:In-Situ Inc.
221 East Lincoln Avenue
Fort Collins, CO 80524
USA

電話:
Fax:
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ:
ｻﾎﾟｰﾄ電話:970 498 1500
970 498 1598
www.in-situ.com
800 446 7488
(US & Canada)

本書における情報は予告なく変更されることがあります。 In-Situ社は本書の編集にあたり、含まれる情報が発効日現在における現行の正確な情報となるよう、合理的に努めております。
In-Situ社は、限定なく特殊な応用に対する適合性を含み、本資料に関していかなる保証もいたしません。
In-Situ社は、ここに含まれる誤り、または本資料の供給，実施，使用に関係する付随的な、あるいは結果的な損害に対しての責任は負いません。
いかなる製品の販売，製造，供給，使用から生じる、または関係する直接的、付随的、結果的損害へのいかなる請求に対しても、In-Situ社は責任を負わないものとします。
本書での画像は説明用のもので、実際のものとは異なる場合があります。
In-Situ および In-Situ ロゴ, Win-Situ, Pocket-Situ, TROLL, Level TROLL, BaroTROLL, Twist-Lock, TROLL Com,
RuggedReader, RuggedCable は In-Situ 社の商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Excel, Internet Explorer,および ActiveSync は Microsoft 社の商標または登録商標です。Pentium は Intel 社の登録商標です。
Teflon および Delrin は米国デュポン社の登録商標です。 Viton は DuPont Dow Elastomers 社の登録商標です。
Kellems は Hubbell 社の登録商標です。他のブランド名と商標はそれぞれの所有者の財産です。

3

目

次

１ 序章．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6
システムの概要.................................................................................................................................... 6
本書の使い方......................................................................................................................................... 7
認証.......................................................................................................................................................... 7
規約................................................................................................................................................. 8
開梱と点検............................................................................................................................................. 8
シリアル番号................................................................................................................................. 8
お客様へ................................................................................................................................................... 9
お届けの製品について....................................................................................................................... 10
保証規定......................................................................................................................................... 10
お問い合わせ.......................................................................................................................................... 10
修理サービスを受けるには（米国内）......................................................................................... 10回収した機器のクリーニングについてのガイドライン............................................... 12
２ システム構成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14
本体......................................................................................................................................................... 14
ケーブル.............................................................................................................................................. 14
電源構成............................................................................................................................................... 18
設置アクセサリ.................................................................................................................................... 19
制御用ソフトウェア............................................................................................................................ 20
製品仕様............................................................................................................................................... 21

目 次

4

３ 使い始める．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24
A. Level TROLLへのラゲッドケーブルまたはプログラミングケーブルの接続......... 25
B. ラゲッドケーブルへのTROLLコムの接続........................................................................... 28
C. コンピュータへの接続................................................................................................................. 29
D. ソフトウェアのインストール........................................................................................................ 30
E. ソフトウェアの起動と接続.......................................................................................................... 31
時計の設定.................................................................................................................................. 33
New Siteの追加.......................................................................................................................... 34
データ記録の準備.................................................................................................................... 37
切断......................................................................................................................................................... 39
4 圧力/水位センサーについて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 40
大気圧非補正型（絶対圧）センサー vs. 大気圧補正型（ゲージ圧）センサー......... 40
圧力，水深，水位................................................................................................................................ 41
水深と水位の構成............................................................................................................................. 42
圧力センサーの校正........................................................................................................................ 44
工場での再校正........................................................................................................................ 44
フィールドでの再校正.............................................................................................................. 44
5 フィールドへの設置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 46
Level TROLLの配置......................................................................................................................... 46
ケーブルの固定.................................................................................................................................. 47
設置上の注意点.................................................................................................................................. 47
安定化の時間...................................................................................................................................... 48
大気圧非補正型Level TROLL 500の設置.............................................................................. 49
設置....................................................................................................................................................... 50
6 BARO TROLL．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 50
7 アナログ，SDI-12，MODBUSでの接続．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 52
除湿剤...................................................................................................................................................... 53
配線........................................................................................................................................................ 53
電源の接続.......................................................................................................................................... 58
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

目 次

5

通信......................................................................................................................................................... 58
Win-Situのご使用...................................................................................................................... 58
8 管理とメンテナンス．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 60
使用する上での注意点................................................................................................................... 60
保管....................................................................................................................................................... 61
一般的なメンテナンス...................................................................................................................... 61
本体と先端のクリーニング.................................................................................................... 61
Twist-Lockコネクター................................................................................................................. 62
ケーブル通気管（通気型ケーブル）................................................................................... 62
9 トラブルシューティング．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 63
索引．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 65
適合宣言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 67

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

6

１ 序 章
システムの概要
ご購入いただきましたLevel TROLLは、工業用や廃棄物処理施設，他の施設をはじめ、自然地下水や表流水での水位や水温の測定を目的としたコンパクトでモジュール化されたシステムです。
システムの構成には計測器本体，通気型および非通気型ケーブル，通信ケーブル，外部電源アクセサリ，除湿剤と他の設置用アクセサリ，およびソフトウェアが含まれます。

セクション1：序 章

7

本書の使い方この取扱説明書はスタートアップガイドとして、またLevel TROLLの特徴や応用のために長くご参照いただけるようにできています。
セクション1：Level TROLL取扱説明書とIn-Situ社へのご案内 保証規定 - 計器の修理およびご返送時に行っていただきたいことセクション2：Level TROLLシステムの構成と特徴 - アクセサリ 製品仕様
セクション3：ご使用の前に - ケーブルの取付け - ソフトウェアのインストールと起動 - 最初の接続 - 時計の設定 - Device Siteの
設定 - データ記録の準備
セクション4：圧力（水位）センサーについて：2タイプの基本圧力センサー - 工場とフィールドでの校正セクション5：フィールドへの設置 - Level TROLLの長期設置におけるガイドラインと注意
セクション6：BaroTROLL
セクション7：SDI-12，アナログ(4-20mA)およびModbusのロガーやコントローラーを用いた接続セクション8：管理とメンテナンス
セクション9：トラブルシューティング
認証
Level TROLLは、CEとFCCに該当する全ての項目に従っており、
EN 61326, ICES-003, および FCC Part 15の規格に従って試験されています。
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション1：序 章

8

本書での規則この取扱説明書には全編を通じ次のようなシンボルが出てきます。
チェックマークはLevel TROLLの便利な特徴に関するヒントを示しています。

エクスクラメーションマークは見落としてはならない、必要または重要な行為に対する注意を促しています。

開梱と点検
ヒント：
Level TROLLの保管や輸送のために梱包材は保存しておいてください。輸送ボックスは性能テストが行われており、計器とアクセ
サリを保護してくれます。

ご購入いただきましたLevel TROLLは出荷前に慎重に点検されています。輸送間の物理的な損傷がないかを点検してください。
そのような物理的な損傷がある場合は計器の操作を試みず、In-Situ社
または代理店に通知し、運送業者に苦情の申し立てを行ってください。
アクセサリは別に出荷される場合がありますので、アクセサリについても物理的な損傷と注文通りの内容かの点検を行ってください。
シリアル番号
シリアル番号はLevel TROLL本体に刻まれています。この番号は計器内にプログラムされており、Win-Situが動作しているコン
ピュータに機器が接続されると表示されます。この番号は別途記録し保管しておくことをお勧めします。Level TROLLを紛失し盗難に遭った場合、この番号は保険金の請求時にも必要となりますが、多くの場合、計器の追跡や回収に必要となります。In-Situ社
では最初の所有者の名前とシリアル番号を全て記録しています。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション1：序 章

9

お客様へ．．．
この度はIn-Situ製品をご購入いただきありがとうございます。私たちの製品がお客様の環境モニタリングのニーズに選ばれたことを嬉しく思っております。In-Situ社は米国のÌ‚ ロッキー山近郊で25年以上、国際的な環境モニタリング計器を設計、製造してきました。
まず初めに、私たちの期待はこの製品が何年もの間故障なくご使用いただけるということです。そのため、私たちは、一日24時間、週7日間可能な最良の顧客サービスとサポートの提供を誇りとしています。私たちはこのお約束が、お客様がきれいで安全な地下水と表流水の資源を確保することへのお力になると信じています。
また、私たちは正確で、信頼できる評価の必要性も理解し、お客様のニーズをサポートする最新の製品と技術革新を提供するために、研究と開発への重要な投資を続けます。
お客様の水域に関する情報収集が数ヶ月間もしくは多年にわたるかに係らず、私たちは適正な価格での高品質な製品と傑出した顧客サポートの提供、およびお客様の必要に応じた製品の提供を行います。
レンタル、ご購入に係らず、お客様にとってIn-Situ社とのお付き合いが快く、プロフェッ
ショナルなものと感じていただけることを願っております。お客様のニーズや私たちの製品でのお客様の経験についてお聞かせいただければ幸いです。重ねて、In-Situ社をご選択いた
だき御礼申し上げます。今後ともお客様のお役に立てることを楽しみにしております。

社長 兼 最高経営責任者 Ｂｏｂ Ｂｌｙｔｈｅ
In-Situ Inc.
ｂｂｌｙｔｈｅ＠ｉｎ-ｓｉｔｕ．ｃｏｍ
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション1：序 章

10

お届けの製品について保証規定
In-Situ社は、販売した製品と共に提供したバッテリを除き、販売した全ての製品について、通常の使用環境における材質や製造上の欠陥に対する保証をいたします。
特定の保障に関しては個別の保証内容をご確認ください。
延長保証と同様に保守と再校正のプランがご利用いただけます。
詳細についてはIn-Situ社の代理店までお問い合わせください。
ファームウェアとソフトウェアのアップグレード
Level TROLLはアップグレード可能です。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ先
テクニカルサポート：
800 446 7488
Toll-free 24 hours a day in the U.S. and Canada
住 所：
In-Situ, Inc.
221 E. Lincoln Ave.
Fort Collins, CO 80524
USA
電 話：
970 498 1500
970 498 1598
Fax：
インターネット：
www.in-situ.com
修理サービスを受けるには（米国内）
お使いのLevel TROLLに故障が疑われ修復が必要な場合は、効率的なサービスを受けられるようにガイドラインに従ってください。
1. 製品名とシリアル番号をご用意し、In-Situ カスタマサービス
1-800-446-7488または1-970-498-1500に連絡をします。
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション1：序 章

11

2. 計器の使用状況と故障した時の状況を含めて、問題点の特徴（症状）について説明する用意をしてください。
ヒント： RMA番号
は修理品の照会 3.
に必要ですので保管してください。

サービススタッフにより、サービスが必要であると判断されると、RMA（Return Material Authorization）番号が割り当てられます。

4. Level TROLLとケーブルを洗浄してください。毒性の、または危険な環境で使用された場合は、徹底的に汚染を取り除いてください。洗浄のガイドラインと13ページの書式をご覧ください。
5. Level TROLLを慎重に、可能でしたらオリジナルの輸送ボックスに梱包してください。計器とケーブルからの汚染除去を保証する書面と、あらゆる補足情報を含めてください。
6. 箱の外側にRMA番号をマーカーかラベルではっきりと記してください。
7. 運賃先払いにて、荷物をお送りください。
In-Situ Inc.
ATTN: Repairs
221 E. Lincoln Ave.
Fort Collins, CO 80524
輸送間の損害については、保証外です。全ての荷物に保険をかける事をお勧めいたします。保証で修理した製品は弊社の運賃負担にて返送いたします。
米国外修理とサービス情報については、In-Situ社の代理店にお問合せください。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション1：序 章

12

GUIDELINES FOR CLEANING RETURNED EQUIPMENT
サービスのために返送された計器が、
毒性の、または
危険な環境で使用されたという形跡を残す場合、
顧客サービスによるサービスを受けるには汚染が取り除かれたことを証明する書面が必要となります。

弊社従業員の健康と安全を保障するために、あらゆる生物学上または健康上の危険が潜在する場所で使用された機器は、洗浄と汚染の除去を行っていただき、その旨を記載したラベルを貼っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。残念ながら、このような通知のない機器についてはサービスをお引き受けすることはできません。13ページの書式（または、汚染除去を保障する同様の書面）にご記入、ご署名いただき、各計器と共にお送りください。

ヒント：Alconox® はIn-Situ社からご入手いただけます(ｶﾀﾛｸﾞNo. 29810)。

• 全てのケーブルをクリーニングし、全ての異物を除去します。

• Alconox ®など、In-Situ社（カタログNo.0029810）や実験室用品の取扱業者から入手可能なガラス製品洗浄剤のご使用をお勧めいたします。

• 乾いた布でケーブルコネクターをクリーニングします。水には浸けないでください。
• ノーズコーン，レストリクタ，ケーブルヘッド，および保護用キャップを含むプローブ本体をクリーニングします。全ての異物を除去してください。
• 脱着式のセンサーは全て外し、クリーニングします。汚れを除いた
後、脱イオン水または蒸留水ですすいでください。
修理や再校正のために弊社サービスセンターに返送された計器に洗浄と汚染の除去が施されている旨の明示がない場合、またはサービス担当者が潜在的に
生物学上または健康上危険と判断した場合、私たちは適切な証明書を入手するまでサービスを差し控える権利を有します。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション1：序 章

13

汚染除去およびクリーニングの証明書
会社名 _____________________________________________ 電話番号 ______________________
住 所 _____________________________________________________________________________〒 ______________ 都道府県 ________________ 市町村 __________________________________
計器のタイプ_________________________________ シリアル番号___________________________
汚染物質（分かる場合）___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
施した汚染除去の手順 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
クリーニング検証者 ________________________________________ 役職 _____________________
日付 _____________________________

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

14

２ システム構成
本体
Level TROLLの本体にはユーザー
により供給可能なパーツはありません。

完全密封構造のLevel TROLLには、圧力および温度センサー、リアル
タイム・クロック、マイクロ・プロセッサ、密封されたリチウム電池、
データロガー、電池、およびメモリが内蔵されています。オプションとして様々なレンジの大気圧補正型または大気圧非補正型の圧力センサーがあります。
ケーブル
システムでは、いくつかの基本的なケーブルタイプが使用されます。
• ƒ‰×¹Þ¯Äラゲッドケーブル(Rugged Cable™), TPU被覆（熱可塑性ポリウレタン）

ヒント：
ケーブルの印にはVF=通気型とHF=ハロゲンフリーがあります。

• 通気型または非通気型• ハロゲンフリー通気型または非通気型（LSZH規格，低煙ゼロハロゲン）• 通気型FEP* ケーブル
• 大気圧非補正型の計測器を設置するためのステンレス懸架
ワイヤ• 装置へのプログラミング用/記録データのダウンロード用通信
ケーブル* FEP（フッ素化エチレンプロピレン）はデュポン社テフロン® の一般的な同義語です。

セクション2：システム構成

15

ラゲッドケーブル （RuggedCable™•）
ケーブルには、電力と通信信号のための導電体，強度を出すための部材，および確実に設置するためのKellems®
グリップが含まれます。長さは標準長として用意されたものの他、任意の長さを指定して注文することも可能です。
ケーブルの上端と下端は、Level TROLL本体やTROLLコム（TROLL Com™）通信ケーブル、乾燥剤、他のアクセサリとつながる同形のバヨネット型Twist-Lock™コネクターです。オールチタンのラゲッドタイプとカーボンフィル
ABS樹脂のスタンダードタイプとがあります。
通気型ケーブルは大気圧補正型圧力/水位センサー（ゲージ圧測定）用に設計されています。ケーブル
通気管により、大気圧がセンサー・ダイヤフラムに
参照圧力として確実に作用します。通気型ケーブルには小さな乾燥剤キャップが付属しています。
非通気型ケーブルは、大気圧非補正型圧力/水位センサー
センサー（絶対圧測定）に使用されます。
ラゲッドケーブル 裸線仕様
上部 のTwist-Lockコネクターに代わり、このケーブルの上端は、SDI-12，アナログ（4-20mA）またはModbus
通信プロトコルを用いたロガーやコントローラーに配線するために裸線の状態になっています。通気型ケーブルには、結露から守るために外部乾燥剤パックが付いています。
また、ラゲッドケーブルにつなげて使うために、先端が オス側 のTwist-Lock コネクターが付いたものもご利用いただけます。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システム構成

16

小型乾燥剤
通気型ケーブルには、結露からケーブルと電子部品を保護する
指示付シリカゲル乾燥剤の透明なキャップが付いています。
この乾燥剤は上端から吸気し、効力があるときは青色をしています。最良の結果を得るために乾燥剤全体がピンク色になる前に交換してください。交換品はIn-Situ社または代理店からご利用いただけます。
大型乾燥剤
多湿な環境において小型乾燥剤より最大20倍の期間ご使用
ける、オプションの大容量乾燥剤パックです。小型乾燥剤と同様にLevel TROLLのケーブルに取り付けます。詰め替えキットもIn-Situ社または代理店からご利用いただけます。

ヒント：ご使用になるまで湿気から新しい乾燥剤を保護してください。

外付乾燥剤
通気型 裸線 ケーブルにはケーブル通気管に取り付ける
外付乾燥剤パックが付いています。大きさは大型乾燥剤と同じで、交換や詰め替えもご利用いただけます。

アクセサリ
カタログNo.
小型乾燥剤 (3).. ........................................................................ 52230
大型乾燥剤 ............................................................................. 51810
外付乾燥剤（交換用） ............................................................. 51380
大型・外付乾燥剤用詰め替えキット .................................... 29140

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システム構成

17

通信ケーブルコンピュータ側
DB9コネクター

TROLLコム（TROLL Com™）

TROLL ComのDB9コネクター
端は水没不可です。

プログラミング
ケーブルのDB9コネクター端は水没不可です。

読取値の表示、計器へのデータ収集のプログラム、および収集したデータのダウンロードのために、Level TROLLのラゲッドケーブルをコンピュータの
シリアルポートに接続するための、通気型ポリウレタン
ケーブル（0.9m，3ft）です。コンピュータのシリアルポート
で通信できるように、Level TROLLのRS485信号を、標準のRS232信号に変換します。全天候型で、一時的な水没に耐えることができます。疎水性の膜によって保護されており、装置との通気を行います。
プログラミングケーブル

疎水性の
膜による
通気

ラゲッド
ケーブル側
Twist-Lockコネクター

ラゲッドケーブルとTROLL Comの機能を兼ね備えた、プロファ
イリングやプログラミング、ダウンロードのための通気型
ポリウレタンまたはハロゲンフリー・ポリウレタン
ケーブル（1.8m，6ft）で、Level TROLLを
外部電源
直接シリアルポートに接続します。
入力ジャックRS485/RS232コンバータと外部電源入力
Twist-Lockコネクター
ジャックが付属します。コンピュータへ
DB9コネクターの恒久的な接続や、外部電源が望ましい場合、ラゲッドケーブル
なしで設置する大気圧非補正型
Level TROLLへのプログラミングに適します。
アクセサリ
カタログNo.
TROLLコム ........................................................................................ 51460
プログラミングケーブル .............................................................. 51840
プログラミングケーブル，ハロゲンフリー ............................ 51850
USB・シリアル変換アダプタ ...................................................... 31090

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システム構成

18

電源構成
ヒント：
Level TROLLがコンピュータに接続されると、Win-Situ5は内部電池のおおよその残りの寿命をパーセ
ンテージで表示します。

内部電源
Level TROLLは、完全密封された交換不可能な単3型リチウム電池
によって供給される、直流3.6Vによって動作します。電池の寿命はサンプリング速度により異なります。典型的な電池寿命は、5年か200万データポイントのどちらか早く達した方になります。
外部電源
外部電池パック

密封された水没可能なTROLL用電池パック（リチウム）で、14.4Vを供給します。この電源が接続されているときは、
ヒント：
Level TROLLはまず外部電池を使用し、外部電池の電力をLevel TROLLを
アナログ(4-20mA)， 使い切ると内部の電池に切り替わります。電池の寿命はサンプリング速度により異なります。
SDI-12，またはModbus
装置として使用する場合、電力はLevel TROLLへの配線をしたデータロガーやコントローラーにより供給します。

0.5 秒のサンプリング間隔
1 秒のサンプリング間隔
1 分以上のサンプリング間隔

1.2 ヶ月
2.3 ヶ月
1年

ACアダプタIn- Situ製のACアダプタのみをご使用ください。
サードパーティの変換器の使用で引き起こされた
Level TROLLへの損害は保証の対象外です。

In-SituのACアダプタは、北米の電力系を含む交流100-250V入力で、直流24V，0.75Aを出力します。プログラミングケーブルには、このアダプタを接続するための外部電力入力端子が付属しています。
アクセサリ
カタログNo.
外部電池パック.......................................................................... 51450
ACアダプタ ................................................................................. 52440

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システム構成

NPTアダプタ

Twist-Lock ハンガー

ケーブルエクステンダ

ロッキングウェルキャップ

19

設置用アクセサリ• 1/4"NPTアダプタ: Level TROLLをパイプに接続するためのアダプタ。
• Twist-Lock™ ハンガー: 大気圧非補正型Level TROLLやBaro
TROLLをデータ収集中に吊下げるためのステンレス製ハンガー。
通気と通信の機能はありません。
• ケーブルエクステンダ: 2本のラゲッドケーブルの接続に使用。
• ウェルキャップ, ロック付・通気型。
• ウェルドック: 2"，4"，6"管向けの管頭用保持金具。
• ラゲッドケーブル接続用のパネル取付けバルクヘッド。
アクセサリ
カタログNo.
NPTアダプタ ............................................................................. 51470
Twist-Lockハンガー, Level TROLL 500, 700, Baro用チタン製..... 51480
Twist-Lockハンガー, Level TROLL 300用ステンレス製 ............. 55050
ケーブルエクステンダ ............................................................ 51490
ロッキングウェルキャップ, 2"用 ............................................ 20360
ロッキングウェルキャップ, 2"用通気仕様 ........................ 20370
ロッキングウェルキャップ, 4"用 .......................................... 20380
ロッキングウェルキャップ, 4"用通気仕様 .......................... 20390
管頭用設置リング............................................. ウェルドック2",4", 6"
バルクヘッドコネクター .......................................................... 53240

ウェルドックLevel TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システム構成

20

制御用ソフトウェア
Win-Situ® はLevel TROLLの操作が簡単に行えるソフトウェアです。

ヒント： Win-Situ
はｼﾘｱﾙCOMﾎﾟｰﾄ
を通して接続します。お使いのコンピュータにCOMﾎﾟｰﾄがない場合は、
In-SituのUSB・ｼﾘｱﾙ変換
ｱﾀﾞﾌﾟﾀ（ｶﾀﾛｸﾞNo.31090）
がご利用いただけます。

Win-Situでは直接の読取りやプロファイリング、長期間のデータ記録、データのダウンロード、データ表示、一般的な帳票ソフトへのデータ出力、単位や表示方式の選択、バッテリ/メモリの使用状況の確認、ネットワークやテレメトリのインタフェースのための計器のコントロールが行えます。ご希望に合わせベーシック(LT)やプロフェッショナル(Pro)バージョンがご利用いただけます。
必要最小システム: 400MHz Pentium ® II プロセッサ, 128 MbRAM,
空ディスク容量100 Mb, Internet Explorer ® 5.0以上, Windows ®
2000 Professional SP2以降、またはWindows XP Professional SP1
以降
Win-Situは、シリアルCOMポートを通して接続します。お使いのコンピュータにCOMポートがない場合は、In-SituのUSB・シリアル
変換アダプタ（カタログNo.31090）がご利用いただけます。
ソフトウェアを使用する上での詳細な情報が、Win-Situのヘルプ
メニューからご利用いただけます。
Pocket-SItu™ 5 はフィールド向けのポータブルプラットフォーム上で特徴的なWin-Situの機能を提供します。

アクセサリ
カタログNo.
Win-Situ 5 LT (ライセンス不要) ................................................ 51980
Win-Situ 5 Pro ライセンス (2006年中頃リリース) ................. 53070
Pocket-Situ 5 ライセンス ラゲッドリーダー用 ...................... 47520
Pocket-Situ 5 ライセンス (Pocket-Situ 4からのアップグレード) ... 47550

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システム構成

21

製品仕様
動作温度範囲
寸法
直径
長さ
重さ
材質
ハウジング
ノーズコーン
出力オプション
内蔵電池
電池寿命
外部電源
メモリー
データ記録
最も早い記録速度
リアルタイムサンプリング速度
ModbusSDI-12
4-20 mA 更新速度
最大記録数
記録タイプ ƒŠLevel TROLL 取扱説明書

Level TROLL 300-5°C 〜 50°C

Level TROLL 500-20°C 〜 80°C

Level TROLL 700-20°C 〜 80°C

20.82mm22.9cm0.24kg

18.3mm21.6cm0.197 kg

18.3mm21.6cm0.197 kgステンレス
黒デルリン ®
Modbus (RS485),
SDI-12, 4-20mA
3.6V リチウム
5年または1Mのデータ記録
8-36 VDC
1 MB
50,0001回/秒

チタン
黒デルリン ®
Modbus (RS485),
SDI-12, 4-20mA
3.6V リチウム
5年または2Mのデータ記録
8-36 VDC
2 MB
100,000
2 回/秒

チタン
黒デルリン ®
Modbus (RS485),
SDI-12, 4-20mA
3.6V リチウム
5年または2Mのデータ記録
8-36 VDC
4 MB
350,000
4 回/秒

2 回/秒
2 回/秒
2 回/秒
2
リニア, 高速リニア

2 回/秒
2 回/秒
2 回/秒
2
リニア, 高速リニア

2 回/秒
2 回/秒
2 回/秒
50
リニア, 高速リニア,
リニア平均,
ステップリニア, イベント,
対数0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システムの構成

圧力/水位センサー
タ
ƒ イプ
材質
精度 *
@ 15°
フルスケール
分解能
レンジ (PSI)
大気圧非補正型
大気圧補正型
温度センサー
材質
精度
分解能

22

Level TROLL 300

Level TROLL 500

Level TROLL 700

シリコンストレンゲージ
ステンレス

シリコンストレンゲージ
チタン

シリコンストレンゲージ
チタン± 0.2%± 0.2%± 0.01% 以下± 0.05%± 0.1%± 0.005% 以下± 0.05%± 0.1%± 0.005% 以下

30, 100, 300
NA30, 100, 300, 500
5, 15, 30, 100, 300, 500

30, 100, 300, 500
5, 15, 30, 100, 300, 500

シリコン± 0.25°C
0.1°C

シリコン
± 0.1°C
0.01°Cシリコン± 0.1°C
0.01°C

BaroTROLL
Level TROLL 500と仕様をご覧ください。ただし、レンジは0 〜 16.5PSIA（1.14bar, 1140hPa）の1種類で、もっとも早い記録速度は1回/分です。
大気圧補正型 Level TROLL
レンジ
使用可能水深PSIG kPa
Meters Feet
5
34.5
0-3.5
0-11.515 103.4
0-11
0-35
30 206.8
0-21
0-69
100 689.5
0-70
0-231
300
2068 0-210
0-692
500
3447 0-351 0-1153

レンジ
PSIA
30
100
300
500

大気圧非補正型 Level TROLL
有効レンジ **
使用可能水深PSIA
kPa MetersFeet
15.5 106.9
0-10.90-35.885.5 589.5
0-60.1 0-197.3
285.5 1968 0-200.7 0-658.7
485.5 3347 0-341.3
0-1120** 海面にて (大気圧14.5 PSI)

* 4-20 mA 出力オプションの精度：±25 %Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション2：システムの構成

ケーブル
被覆
コネクター
導電体
直径
破断力
最小曲げ半径
重さ

懸架ワイヤ
材質
被覆
重さ
総直径
破断力

23

ポリウレタン, ハロゲンフリー (HF) ポリウレタン, FEP *チタンまたはカーボンフィルABS樹脂, 直径18.5 mm
6 導体, 24 AWG, ポリプロピレン絶縁体
6.7 mm127 kg
ケーブル直径の2倍（13.5 mm）
通気型, レギュラー・HF: 14 kg/300 m
非通気型, レギュラー・HF: 16 kg/300 m
通気型FEP: 23 kg/300 m
304 ステンレス, 7 x 7 より線
再生FEP*, 0.5³‚‹ mm 厚
4.3 kg /300 m
2.2 mm122 kg* FEP (フッ素化エチレンプロピレン)はデュポン社テフロン®の一般的な同義語です。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

24

３ 使い始める
このセクションでは、データの記録のためにLevel TROLLの準備をするにあたり必要となる、初期段階の概要の説明を致します。
必要なものは• Level TROLL• ケーブル ラゲッドケーブルとTROLLコム通信ケーブル (ラゲッド
ケーブルでLevel TROLLを設置する場合)
または プログラミングケーブル (懸架ワイヤでLevel TROLLを設置する場合)• In-Situ ソフトウェア/リソース CD• デスクトップ/ノートコンピュータ• オプション: ラゲッドリーダー PDA• 要ライセンスソフトウェアのためのソフトウェアライセンス認可

セクション3：使い始める

25

A. Level TROLLへのラゲッドケーブルまたはプログラミングケーブルの接続
1. Level TROLLとケーブルから保護キャップを外します。
ヒント: ケーブルが付いていない
時にはダストキャップを被せて、損傷からピンとOリングを保護してください。

Level TROLL(または TROLL Com)Cable

2. コネクター部分を見てください。それぞれに平らな面があります。
平らな面

Level TROLL(またはTROLL
コム)

平らな面

Cable

本体コネクター上のピン（両側に1つずつ）とケーブルコネクター
上の溝（両側に1つずつ）に注意してください。
ピン

Level TROLL 取扱説明書

溝0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

26

3. ケーブルコネクターのスリーブをスライドさせます。

4.

平ら な面が揃うように向きを合わせ、ケーブルコネクターにLevel TROLLのコネクターをしっかりと差し込みます。

Level TROLL

Cable

5. 本体上のピンがケーブルコネクター上の溝の丸い穴に入り込むまで、ケーブル上のスリーブをLevel TROLL本体の方へス·‚Ü ライドさせます。

Level TROLL

Level TROLL 取扱説明書

Cable

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

27

6. 片手でケーブルコネクターのギザギザ（織目調）部分を、もう一方の手でLevel TROLLの本体をつかみます。本体コネクター上のピンがケーブルコネクター上の溝に沿ってスライドし、他方の穴に確実にロックされるまで、しっかりと押しながらねじります。

「カチッ」という音を確認してくだい。カチッという音がケーブルの確
実な接続を保証します。

Level TROLL

Cable

ラ
ƒ‰ ゲッドケーブルを接続する場合は、ステップBに続きます。
プログラミングケーブルを接続する場合は、ステップCにスキップします。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

28

B. ラゲッドケーブルへのTROLLコムの接続
1. 片方の手でケーブルコネクターのギザギザ（織目調）部分を、もう一方の手でDesicap乾燥剤をつかみ、ラゲッドケーブルの自由端からDesicapを取り外します（付いている場合）。それぞれ反対の方向にねじって、ケーブルからDesicapのロックを解除してください。

2. ケーブルコネクターの上にスリーブをスライドさせます。前述と同じように、
ケーブルとTROLLコムのコネクターにある 平ら な面を見つけます。
3.

平ら な面が揃うように向きを合わせ、ケーブルコネクターにTROLLコムのコネクターをしっかりと差し込みます。

4. TROLLコム胴体のピンがケーブルコネクター上の溝の丸い穴に入り込むまで、ケーブル上の金属スリーブをTROLLコムの方へスライドさせます。
「カチッ」という音を確認してくだい。カチッという音がケーブルの確
実な接続を保証します。

5. 片手でケーブルコネクターのギザギザ（織目調）部分を、もう一方の手でTROLLコムの胴部分をつかみます。TROLLコム胴体のピンがケーブルコネクター上の溝に沿ってスライドし、他方の穴に確実にロックされるまで、しっかりと押しながらねじります。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

29

C. コンピュータへの接続
TROLLコムまたはプログラミングケーブルのDB9コネクターを、
コンピュータの標準型 9ピン RS232シリアルポートへ取り付けてください。
ヒント：シリアル
ポートが必要です。
お使いのコンピュータにCOMポートがない場合は、
In-SituのUSB・シリアル変換アダプター（カタログNo.31090）
がご利用いただけます。

シリアルポートPC

プログラミングケーブル

PDA

TROLLコム

ラゲッドケーブル
Level TROLL
または Baro TROLL

Level TROLL
または Baro TROLL

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

30

D. ソフトウェアのインストール
コンピュータとの通信のために、Win-Situ 5をインストールしてください。
1. コンピュータのCDドライブにIn-Situ ｿﾌﾄｳｪｱ/ﾘｿｰｽ CDを入れます。
• CD-ROMドライブがオートプレイに設定されている場合は、インストールプログラムが自動的にスタートします。
• 必要な場合は、Windowsのスタートメニューから「ファイル名を指定して実行」を選択し、「D:¥Setup」（DはCDドライブ名）と入力します。
2. 指示に従って、Win-Situ 5をハードディスクにインストールしてください。

ヒント：マイクロ
ソフトのActive-SyncをＰＣに
インストールし、確実にＰＣとの間でGuest接続を確立してください。

フィールドでラゲッドリーダーを使用する場合は、Pocket-Situ 5のデスクトップコンポーネントを同じデスクトップまたはノートコンピュータに
インストールしてください。
1. ソフトウェア/リソースCDから、Pocket-Situ 5をインストールしてください。
2. 次回ＡｃｔｉｖｅSyncで接続した際に、リモートインストールマネージャーに
よって、Pocket-Situ 5がラゲッドリーダーにインストールされます。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

31

E. ソフトウェアの起動と接続
1. デスクトップ上のショートカットをダブルクリックして、Win-Situ
を起動します。

ショートカットはインストール時に作成されます。

2. Win-Situのウィンドウが開いたら、「File」メニュー > 「Settings」を選択し、コンピュータのCOMポート（シリアル接続ポートは通常COM 1）をチェックし、チェックボタンをクリック. します。
3. 接続ボタンをクリックし、Level TROLLと接続します。

File メニュー
Settings

COM ポートOK
ここをクリックして接続します。
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

32

4. ソフトウェアはLevel TROLLと接続し、現在の水位/水深，圧力および温度の読取り値を表示します。
タƒ ブ
ダッシュボード
ホームタブ
ヒント：単位を変えるには：設定タブをクリックします。
設定スクリーンのパラメー
タ構成セクションで、各パラメータについての単位を選択します。
ホームタブに戻り、 リード
ボタンで読取り値を更新します。

リード ボタン

設定タブ

装置は接続済み

ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ

 スクリーン先頭のタブに注意してください − これはホームタブで、接続されている装置からの現在の読取り値を表示します。
 タブの下のダッシュボード（状態エリア）には、モデルタイプとシリアル番号，電池とメモリの容量，装置の時間とコンピュータの時間，現在のサイトの設定を含む、Level TROLLに関する情報が表示されます。
 下側のコントロールパネルはアクションボタンを含みます。
リード ボタンをクリックすると、読取り値が更新されます。
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

33

これでソフトウェアを通して、Level TROLLに具体的な情報を与える
準備ができました。Win-Situは多くの機能を提供してくれます。基本としては：• Level TROLLの内部時計の設定• Level TROLLがデータを収集するサイトの定義• データ記録の指示の入力
簡単にその概要をここに示します。詳細な情報に関しては、
Win-Situのヘルプメニューをご覧ください。
時計の設定
データ収集のスケジュールは装置のリアルタイム時計によります。装置が接続されていると、装置とコンピュータ（システム）の両方の時計がダッシュ
ボードに表示されます。時計の時間は2秒毎に更新されます。装置の時計がコンピュータの時計と2秒以上ずれている場合は、装置の時計が赤く表示されます。シンクロボタンをクリックして、時計を同期してください。

サイト時ŒžŽ 計シンクロ
ボタン
装置の時計
PCの時計

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める34

新しいサイトの追加
記録データは、データが登録されたサイトによって編成されます。
簡単にデータファイルの管理を行うために、ダウンロードされたデータファイルは、サイトと同じ名称でコンピュータ上のフォルダに保存されます。
接続されたLevel TROLLにサイトを割り当てるには:
1. 「File」メニュー > 「New Site」を選択します。
2. サイトリストが表示されたら、新規ボタンをクリックします。
ヒント：デフォルトのサイトが提供
され使用されま
すが、データが登録された場所に関する特別な情報は提供されません。サイト
についての詳細をお知りになりたい場合は、Win-Situのオンラインヘルプをご覧ください。

新規 ボタン

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

35

3.

Add Site ダイアログにサイトの名称を入力します。プロジェクト、
井戸、水域、水位観測所、町、近くの目印の名前など、短く、説明的な名称が良いでしょう。 文字数は半角英数32文字までです。

4. ご希望により、オプションの観測地点座標を入れてください。
これらの値は、データの地点を特定するのに使用されるもので、
ソフトウェアが数値換算等の用途で使用することはありません。
5. 「OK」をクリックして、コンピュータのWin-Situ作業ディレクトリ内のサイトデータベースに新しいサイトを追加してください。これで、どのような接続装置でも使用できるようになりました。

OK ボタン

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

36

6. 新しいサイトと共にサイトリストが再表示されます。
7. 新しいサイトを選択（反転表示）し、 セット ボタンをクリックして、このサイトを接続したLevel TROLLに保存します。

ヒント： 新規 ボ
タンで、ご希望の数だけサイトを作成することができますが、Level TROLLには一度に1つのサイトだけが保存されます。

• セット ボタン

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

37

データ記録の準備
1. ロギングタブを選択して、装置にデータを記録する準備を始めます。
2.

新規 ボタンをクリックします。

ロギングタブ新規 ボタン

ヒント：データ
記録のセット
アップについての詳細は、Win-Situのオンラ
インヘルプをご覧ください。

Logging Setupウィザードは、データ記録の構成を通して、サイト，
記録名，計測するパラメータ，サンプリングスケジュール，スタート
時間，停止時間（オプション），出力（圧力，水深または基準値による水位）および他のオプションを含む、入力を要求します。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

38

記録を開始するには： Pending （スケジュール済）のログは設定された時刻に開始します。
 Ready （マニュアル）のログは、接続中に記録を選択しスタート ボタンを押すことで、開始することができます。
記録を停止するには：
 ログを選択し ストップ ボタンを押します。
 または ポーズ ボタンで中断（一時停止）させます。
ヒント：ログのコ
ントロールボタンの代わりに、ログを右クリックして利用可能なコンテクストメニュ
ーが表示できます。

接続されているコンピュータにログをダウンロードするには：
 ログを選択し ダウンロード ボタンを押します。

ロギングタブ

Ready ログスタート ボタン

ﾛｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝ

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション3：使い始める

39

切断
データを記録するように、Level TROLLにプログラムしたら、• ソフトウェアを終了します（Fileメニュー > Exit）。
• 片手でケーブルコネクターのギザギザ（織目調）部分を、もう一方の手でTROLLコムをつかみ、ケーブルコネクターからTROLL
コムを外します。それぞれ反対の方向にねじり、ケーブルからTROLLコムのロックを解除してください。
乾燥剤ダスト・
キャップが付いている場合は必ず設置の前に取り除き空気がケーブルの通気管に達するようにしてください。

• 通気型ケーブル：ケーブルコネクターに乾燥剤を取り付けてください。コネクタの平らな面を合わせて、押しながらねじり、
カチッと乾燥剤をケーブルにロックしてください。乾燥剤の通気口に赤いダスト・キャップが付いていたら取り外します。
• 非通気型Level TROLLまたはBaroTROLL: Twist-Lockハンガ
ーと懸架ワイヤ（使用する場合）を取り付けてください。
• 計器を計測現場のフィールドに設置してください。ガイドラインとしてセクション5をご覧ください。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

40

４ 圧力（水位）センサーについて圧力変換器は、表面域の平方単位の力で計測された、媒体隔離型ストレンゲージ上の水または流動体によって及ばされる圧力の変化を感知します。一般的な測定単位は、1平方インチあたりのポンド(PSI)か1平方メートルあたりのニュートン(pascals)です。
大気圧非補正（絶対圧）センサー VS 大気圧補正（ゲージ圧）センサー
大気圧非補正型または 絶対圧 圧力センサーは、大気圧を含む、ストレンゲージに及ぼされる全ての圧力を測定します。単位はPSIA（ポンド/平方インチ 絶対圧 ）で、ゼロ圧力に対する圧力の測定となります。
大気圧非補正の圧力測定は、真空テスト，大気圧の変化が見込まれない短期間の測定，大気圧の影響が無視できる非常に深い帯水層，大気に解放された不圧帯水層において有用です。

セクション4：圧力/水位

41

大気圧補正型または ゲージ圧 圧力センサーでは、ケーブルの通気管によって導入された大気圧がストレンゲージの背面にかかります。大気圧補正された測定値の基本単位はPSIG（ポンド/平方インチ ゲージ圧 ）で、大気圧に対する圧力の測定となります。その結果、大気圧補正型のセンサーは、大気の、または気圧の圧力成分を除外します。
この絶対圧とゲージ圧測定の差は、次の一次方程式によって表されます：

Pゲージ圧 = P絶対圧 - P大気圧
圧力，水深，および水位
圧力測定の出力オプションは、全てソフトウェアで選択可能です。
それぞれのログの構成では、以下の選択を提示します：• PSIまたはkPaでの圧力• 水深• 基準値（ オフセット ）を持った水位
 水面上昇基準
 水までの距離基準
圧力は簡単なチェックボックスです。水深または水位においては、
ソフトウェアは追加のオプションを提示します：• 記録したい水位l測定のタイプ• 流体密度，標高，および緯度を考慮して圧力の補正を行う、非常に正確な変換を含む、（PSIでの）圧力から（フィートまたはメートルでの）水深または水位への変換

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション4：圧力/水位

42

水深と水位の構成
この手続きで、Level TROLLに構成の設定を保存します。
ヒント：
セットアップタブ ログをセットアップする際には、同じオプションが提示されます。
を使用して水位を設定する時、その設定は 1. Level TROLLの接続中に、セットアップタブをクリックしてください。
Level TROLLに保存され、Win-Situと同様にModbus， 2. セットアップスクリーンの「Parameter Configuration」セクションで、SDI-12およびアナログ
Level TROLLのパラメータを選択し、次に「Configure Level」を通信での使用に利用でクリックします。表示されるLevelパラメータは、現在装置に保存きます。
されているもの（装置のデフォルトまたは最新の選択）です。
ログをセットアップする時は、異なった設定が選択されます。
セットアップタブ

Parameter
Configuration
エリア
ヒント：
Level TROLLは
1つのセンサーで3つパラメータ - 圧力、温度、および水位 - を計測します。

Level TROLL 取扱説明書

Level を選択

Configure Level をクリック

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション4：圧力/水位

43

3. 「Level Configuration Wizard」で、希望するオプションを選択してください。詳しくは、Win-Situのオンラインヘルプをご覧ください。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション4：圧力/水位

44

圧力センサーの校正工場での再校正
圧力センサーの精度は、装置の電子部品の正常なドリフトはもちろん、不適切な管理や取扱，落雷および同様のサージ，動作温度や圧力限界の超過，物理的な損傷または酷使により、悪い影響を受けます。センサーへの損害は別にして、工場再校正の必要性は、使用者が許容することのできるドリフト量に依存します。工場での再校正は12-18ヶ月毎に行うことを推奨します。工場でのメンテ
ナンスおよび校正プランに関する情報については、In-Situ社または代理店の顧客サービスまでお問い合わせください。
フィールドでの再校正
次の手順は、電子的ドリフトを修正するために大気圧補正型圧力センサーのオフセットを ゼロ調整 する際に、慎重に使用されるものです。ドリフトした
オフセットは、センサーが空気中でゼロ以外の値を読取ることでわかります。
もしその値が下の表で示す圧力センサーの仕様精度を超えている
場合は、オフセットのゼロ調整は行わないことをお勧めします。
空気中での読取りが示された量以上にゼロから外れている場合
は、工場での再校正をご検討ください。

Level TROLL 取扱説明書

センサー
レンジ

精度
(-5°C to +50°C)

ゼロからの許容オフセット

5 PSI
15 PSI
30 PSI
100 PSI
300 PSI
500 PSI± 0.1% FS± 0.1% FS± 0.1% FS± 0.1% FS± 0.1% FS± 0.1% FS± 0.005 PSI± 0.015 PSI± 0.03 PSI± 0.10 PSI± 0.30 PSI± 0.50 PSI
0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション4：圧力/水位45フィールド再校正の手順
1. Level TROLLが接続されている状態で、校正タブを選択します。
2. 圧力センサーを選択し、校正ボタンをクリックしてください。
装置を空気中に置くよう促されます。
3. 装置が空気中にある状態で、校正ボタンをクリックしてください。
現在の圧力読取り値がゼロに設定されます。

校正タブ
校正ボタン

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

46

５ フィールドへの設置
Level TROLLの配置
Level TROLLをおおよその希望深度にゆっくりと下ろしてください。計器は予想される最低水位よりも下に配置しますが、水位が予想される最高水位となった時、その計器のレンジを越えてしまうほど低い位置には設置しないでください。使用可能な水深については、以下の表を参照してください。

大気圧補正型Level TROLL500
レンジ

使用可能深度PSIG

kPa

Meters

Feet

5
15
30
100
300
500

34.5
103.4
206.8
689.5
2068
3447

0-3.5
0-11
0-21
0-70
0-210
0-351

0-11.5
0-35
0-69
0-231
0-692
0-1153

大気圧非補正型Level TROLL 500
レンジ

実用レンジ *

使用可能深度
Ž

PSIA

PSIA

kPa

Meters

Feet

30
100
300
500

15.5
85.5
285.5
485.5

106.9
589.5
1968
3347

0-10.90-60.10-200.7
0-341.3

0-35.80-197.30-658.7
0-1120* 海面にて (大気圧が14.5 PSIの場合)

セクション5：フィールドへの設置

47

計器深度の確認
ここまで準備ができたらコンピュータにLevel TROLLを接続し、Win-SituまたはPocket-Situを起動して値を読取ります。計器が希望の深度にある場合は、以下に示すように所定の位置で固定してください。異なる場合は必要に応じて位置を変えます。
「Level Reference（水位基準値）」を設定するにあたりソフト
ウェアに Remind me later を要求した場合は、設置後に水位基準値を入力してください。
ケーブルの固定
ラゲッドケーブルには上端付近にKellems® グリップと呼ばれる便利な器具が付属しています。このグリップは圧縮することにより、ケーブルに沿って希望する位置へとスライドさせることができます。
引くと締まり、スライドするのが止まります。しっかり締め付けて滑らないようするには、グリップの両端を引く必要があります。
Kellemsグリップの環を使用して、ケーブルを適当な静止物につなぎ留めてください。このグリップはIn-Situの ウェルドック 設置用
リングと一緒に使用すると効果的です。ウェルドックのロック
クリップにループを通し、その部分を井戸の管頭に設置するだけです。
設置上の注意
Kellems grip

 プローブを井戸内に 自由落下 で落とさないでください。
水面を叩く際に起きる衝撃波により、ストレンゲージが破損する可能性があります（ ウォーターハンマー 効果）。
 プローブ上の水位をチェックし、プローブが妥当な読み取り値と変化を示すことが確実となるよう、プローブを動かし再度値を読み取ることは賢明な方法です。プローブは思ったところにLevel TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション5：フィールドへの設置

48

位置していないかもしれません。例えば、ループ状になったケーブルが井戸のケーシングに引っかかり、プローブがその下に吊り下がっているかもしれません。このような状態にあるプローブは計測中に移動し、誤った水位変化を与えます。
確実な位置決めが正確な計測には重要です。

通気型ケー
ブルの最小
曲げ半径は
13.5mmです。

ケーブル上
端のコネク
ターは水中
に沈めないでください。

 通気型ケーブルはねじったり曲げたりしないでください。
内部の通気管が塞がれると、水位の測定値に悪い影響を及ぼします。推奨の最小曲げ半径は13.5mmで、ケーブル直径の2倍です。
 正確な計測のためには、データの記録中は計器を動かさないようにしてください。
 ケーブル上端は、通気型ケーブルのコネクターはDesicapで、非通気型ケーブルはソフトダストキャップで確実にキャップをし、予想される最高水位よりも高い場所に設置してください。
安定化の時間
データを記録する前に、およそ1時間、水の状態に対してLevel TROLLを安定させてください。十分な安定化の時間は常に望ましく、特に長期の計測では必要です。ケーブルは保護されていても、温度的な安定化，伸び，およびより戻しが、プローブの読取りに見かけ上の変化を引き起こすことがあります。プローブを環境に馴染ませるための余分な時間を容認することで、水位モニタリングにプローブと同等の精度が期待できます。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション5：フィールドへの設置

49

大気圧非補正型Level TROLLの設置
大気圧非補正型（絶対圧，PSIA）圧力センサー付のLevel TROLL
は、適切な操作において通気型のケーブルを必要としません。
データの記録中、非通気型ラゲッドケーブル、またはTwist-Lock
ハンガーとステンレス製懸架ワイヤで設置しておくことができます。
ヒント： TwistLockハンガーには通信機能がありません。取り付ける前に大気圧非補正型
Level TROLLまたはBaro
TROLLへのプログラム
を確実に行ってください。

• Twist-Lockハンガーには通信機能がないので、あらかじめLevel TROLLにプログラムし、また同様にデータのダウンロードを行わなければなりません。
• 記録された圧力データは（大気圧補正型Level TROLLのそれとは異なり）、大気圧の変化による影響を示します。
しかし、必要であれば大気圧の変化の影響は後処理用ツールでデータから排除することができます。

浸水による破損が起きますので、TwistLockハンガー、またはケーブルを取り付けな
いで大気圧非補正型
Level TROLLを水中に沈めないでください。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

50

６ Baro TROLL
TIP: より多くの詳細情報に関しては、In-Situ
In-Situソフトウェア/リソース
CDまたはウェブサイト
（www.In-Situ.com）のダウンロードページから入手可能な、Tech Note 13- Manual Barometric
Correctionをご覧ください。

In-SituのBaroTROLL™ は、大気圧非補正型Level TROLLを設置した水面付近の気圧を記録するための、大気圧非補正型
Level TROLLの特別仕様モデルです。BaroTROLLのデータで、Level TROLLのデータの気圧変動を補正することができます。
設置
プログラミング後、屋外のBaro TROLLを保護できる場所で、水位より高い位置に設置をしてください。Baro TROLLのデータで大気圧非補正型Level TROLLのデータを補正する場合は、Baro TROLLはLevel TROLLの設置地点の近くに設置してください。オプションのTwist-Lockハンガーと懸架ワイヤを使用しての設置例を次に示します。
設置上の注意• 設置の前にプログラムしてください。必ず時計を同期してください。
• 記録の開始は、ペアとなる大気圧非補正型Level TROLLと同じ時刻でスケジュールしてください。サンプリング間隔も同じにしてください。
• 浸水しないよう、設置前に必ずラゲッドケーブルまたはTwistLockハンガーを取り付けてください。

セクション6：Baro TROLL

51

大気
による
圧力
（Baro TROLL
による
計測）
大気＋
水柱
による
圧力
（大気圧
非補正型
センサー
による
計測)

Baro TROLL

水位

Level TROLL 取扱説明書

水柱
による
圧力
（大気圧補正型センサーによる計測、
または非補正型センサーのデータから
BaroTROLLのデータを減算）大気圧非補正型
Level TROLL

0052210 rev. 002 draft 02/06

52

７ アナログ，SDI-12，
MODBUSでの通信
Level TROLLは次の通信方式によって、コントローラーまたはロガーに接続できます。
••••

ƒアナログ (4-20 mA)
SDI-12
RS-485 Modbus
RS-232 Modbus (コンバータはユーザー側で用意)

ラゲッドケーブル 裸線 仕様の片側には、Level TROLL本体と接続するためのTwist-Lockコネクターが付いています。上端はPLCまたはデータロガーと接続するための裸線の状態になっています。

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

53

乾燥剤
通気型ケーブルには、高湿環境における結露からケーブル通気管とLevel TROLLのエレクトロニクスを保護するための脱着可能な外付
乾燥剤が付属しています。
乾燥剤は、導体の電線を調節する
ために、必要であれば通気管から外すことができます。乾燥剤を外すには、通気管エクステンダーを引いて通気管を外します。電線を調節、接続した後、乾燥剤を元に戻します。

外付乾燥剤はケーブ
ルの通気管に取り付けられ、ストラップでケーブルに固定されます。

配線
配線に関しては次のページの図を参照してください。未使用の電線は長さを調節し、絶縁してください。

ラゲッドケーブル (TPU)

Level TROLL 取扱説明書

SignalColor

Pin

Gnd/Return
Ext Power
4-20 mA
RS485(–)
RS485(+)
SDI-12

BLACK
RED
BROWN
GREEN
BLUE
WHITE

6
5
4
3
2
1

FEP ケーブル

M2
M1

M3

F6

F4
F5

SignalColor

Gnd/Return
Ext Power
4-20 mA
RS485(–)
RS485(+)
SDI-12

BLACK
RED
BROWN
GREEN
ORANGEYELLOW

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

54

アナログ (4-20 mA) 2線
PLCまたはデータロガー
4-20 mA BROWN+

12-36 VDC-

SIGNAL

GND/RETURN BLACK

123
123

Level
TROLL

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

SDI-1255

3線

データロガー
EXT PWR RED

9.6-16 VDC
GND/RETURN BLACK
SDI-12 WHITE** FETケーブルではYellow

123
123

SDI-12
センサー

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

56

MODBUS装置
RS-485組込み
デジタルPLCEXT PWR RED

12-36 VDC*
GND/RETURN BLACK
RS-485 (–) GREEN
RS-485 (+) BLUE*** オプションだが強く推奨** FEPケーブルではOrange

123
123

Modbusスレーブ

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

57

MODBUS装置
RS-232組込み(コンバータ必要)
デジタルPLC
12 VDC*EXT PWR RED
GND/RETURN BLACK
Gnd +12V

RS-232 (TXD)

RS-485 (–) GREEN
RS-485 (+) BLUE**

RS-232 (RXD)
コンバータ* 電圧はコンバータによって制限されます。
**FEPケーブルではOrange
EXT PWR RED***PIN 5 GND

123
123

RS-485 (+) BLUE**

TD(A)
TD(B)
GND
GND
+12V

PIN 3 TXDPIN 2 RXD

RS-485

RS-485 (–) GREEN

RS-232

GND/RETURN BLACK***

DB9F

コンバータ
ポートパワード RS-485 converter,
B&B Electronics製
Model 485SD9TBなど

Modbusスレーブ***ポートパワーが利用できない場合に必要

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

58

電源の接続
赤の電線はModbusやSDI-12モード用に電源を供給します。茶の電線は4-20mAモード用に電源を供給します。電力が赤の電線ではなく茶の電線に来ている場合、装置は自動的に4-20mAモードに入り、電力が茶の電線からなくなるか赤の電線に加えられるまで4-20mAモードとなります。赤の電線には優先権があり、 同時に両方の電線に電力が加えられた場合、装置は4-20mAモードではなく、ModbusまたはSDI-12モードで動作します。
通信
装置はModbusとSDI-12モードの間で、2つのインタフェースのうちどちらがアクティブかによって、自動的に切り替わります。
ModbusとSDI-12は同時に使用することはできません - その時に使用中の通信がもう一方の通信を阻害します。
Win-Situの使用
Win-Situはアナログ/SDI-12通信（セットアップタブ）とModbus通信（Fileメニュー>Settings）を構成するためのオプションを提供します。
さらにLevel TROLLは、Modbus，SDI-12，またはアナログのネット
ワーク上にある間も、（Win-Situでプログラムされた）内部メモリへの記録ができます。ただしModbus，SDI-12またはアナログデータを伝送している間は、Win-SituはLevel TROLLとの通信ができず、また逆にコンピュータのシリアルポートに接続されている間は、計器はModbus，SDI-12，アナログのコマンドを受けたり応答したりできません。
この 余分な記録 の機能には次のような意味があります。
• PLCまたはレコーダが何かしらの理由でデータを 失った 場合、
Win-Situを使ってLevel TROLLのデータを回収することができます。
Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション7：アナログ，SDI-12，MODBUS

59• PLCまたはレコーダが電力損失のために機能を失った場合でも、Level TROLLはその内部電池と時計でデータの収集を続けます。
Modbus接続のページで示したようなポートパワードRS-485コン
バータは、Level TROLLのコンピュータのシリアルポートへの一時的な接続に使用できます。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

60

８ 管理とメンテナンス
使用する上での注意点
Level TROLLは厳しい計測現場の条件に耐えるように設計されています。しかしながら、どのような電子計器にもあるように、操作仕様外での使用を行うと、永久的な破損となる場合があります。
温度
Level TROLL 500 と Level TROLL 700 の動作温度範囲は-20℃
から+80℃です。Level TROLL 300 の動作温度範囲は-5℃から+50℃です。
圧力レンジ
Level TROLLは、そのような圧力では正しい値の読取りは行えま
せんが、圧力センサーの定格レンジの最大2倍の圧力に、ダメージなしに耐えることができます。圧力レンジの3倍を超えた場合は、センサーが破壊されるでしょう。
校正
不適切な管理，取り扱い，落雷および同様のサージ，動作温度や圧力限界の超過，物理的損傷または誤用によって、精度に悪い影響が及ぶことがあります。12〜18ヶ月毎の工場での校正をお勧めいたします。工場でのメンテナンスと校正プランのIn-Situ社情報について
は、In-Situ社のカスタマサービスまたは代理店にお問い合わせください。

セクション8：管理とメンテナンス

61

保管
Level TROLLは清潔で乾燥した状態で保管してください。ケーブル側の先端には保護用の赤いダストキャップをつけるか、コネクターピンやOリングを保護するためにケーブルを取り付けて保管してください。
計器は、台から硬い面に転がり落ちるといったような機械的な衝撃に対して安全な場所で保管してください。
計器は両極端な気温から保護してください。-40℃から+80℃の温度範囲内で保管してください。
一般的なメンテナンス
ノーズコーンを取り外すと、
敏感な圧力センサー・ダイヤフラムが完全に露出します。この部分
はいかなる物を用いても触れないでください！ノーズ
コーンはできるだけ早く元に戻してください。

クリーニング - 本体と先端
水と柔らかいブラシでLevel TROLLのボディーをきれいにするか、一晩家庭用の酢など弱い酸性溶液に浸すか、または超音波槽で品質の良い濃縮中性洗剤溶液を使って洗浄してください。
先端の導入孔がシルトや泥で塞がっている場合は、• 清浄水を入れたバケツの中で計器を活発に振ってください。
• 洗浄ビンから圧搾水を優しく当ててください。
• 汚れがひどい場合は、ノーズコーンを取り外し、柔らかいブラシ
かパイプクリーナーで孔を清掃してください。

ノーズコーンが付いた状態

圧力センサー・ダイヤフラムへの損傷を避けるため、センサー開口部に物を挿入したり、汚れや他の物質を掘り出そうとすることはお止めください。
シルトや泥などを取り除くために圧力センサー開口部を掘ったり擦ったりしたことによる損傷は保証の対象外です。

ノーズコーンを外した状態

上記の方法で汚れを取り除くことができない場合は、クリーニング
についてIn-Situ社または代理店にお問い合わせください。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

セクション8：管理とメンテナンス
ケーブルコネ
クターは水没させないでください；いかなる液体にも浸さないでください。

通気型ケーブルの最小曲げ
半径は13.5mmです。

ヒント：電池が完全に消耗した場合は、
外部電源やバッテリパ
ックオプションが利用可
能です。

62

Twist-Lockコネクター
ケーブルを付けていないときは、柔らかい保護用ダストキャップを使って全てのコネクターピンにホコリや湿気が付かないようにしてください。
ケーブル通気管（通気型ケーブル）
通気型ケーブルは大気圧が大気圧補正型圧力センサー・ダイヤフラム
に対する参照圧力となることを保証します。通気管は詰まったり、ねじられたり、または別の方法で塞がれたりしてはなりません。
このような障害は測定値に大気圧の変化が現れる原因となり、通気管とプローブ本体内の空気の熱膨張と収縮のために誤差が生じることとなります。
推奨の最小曲げ半径は13.5mmで、ケーブル直径の2倍です。

電池
Level TROLLの内部電池はユーザー交換が不可能です。
Level TROLLがソフトウェアで接続されると、ダッシュボードにおおよその残量割合が表示されます。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

63

９ トラブルシューティング
トラブルシューティング・コネクション
問題： Win-SituまたはPocket-SituがLevel TROLLに接続できない。
考えられる原因： 間違ったCOMポートを選択，通信設定の不適合，
緩んだまたは汚れたケーブル接続，電池不足
推奨される処置：次の点をチェックしてください：• 全てのケーブルがしっかり接続され、コネクターはきれいで乾いている。
• ケーブルは確実に計器に取り付けられている。
• 正しいCOMポートが選択されている（Win-SituのFileメニュー
からSettingを選択して、これをチェックする）。
• 装置に対するソフトウェアの設定が正しい（Win-Situのオ
ンラインヘルプで Communication Settings をチェックする）。
• 内部電池の電圧が残っている。
問題： リアルタイムの読取り値の単位が間違っている。
考えられる原因： デフォルトの単位が使われている。
推奨される処置： セットアップタブをクリックし、セットアップスクリ
ーンの Parameter Configuration セクション内の各パラメータについて希望の単位を選択する。ホームタブに戻り、 リード
ボタンで読取り値を更新する。

セクション9：トラブルシューティング

64

問題： 新しいログを追加できない。
考えられる原因1： 装置が既に最大数のログを保存している Level TROLL500には2つのログが保存できます。
推奨される処置： 終了したログをダウンロードし、そして削除する。
これで装置にログを追加するための場所が空けられます。
考えられる原因2： 装置に存在できる アクティブ なログは一度に1つのみ - アクティブ とはロギングタブのStatus欄に Ready ，Pending ， Running ，または Suspended と表示されたログです。
問題： 新しいログを定義したが、ソフトウェアが利用可能なメモリの超過を示している。
考えられる原因： 構成されるログが装置のメモリを超えてしまう。
推奨される処置： ログを編集し、次のことを試してください：
より長いサンプリング間隔を選択する。
可能であれば、 Wrap data オプション（メモリがいっぱいになると、古いデータから新しいデータに上書きされる）を選択する。
スケジュールスタートのログでは、停止条件として None を選択、またはスタート時間により近い停止時間を選択する。

Level TROLL 取扱説明書

0052210 rev. 002 draft 02/06

65

索引

A
AC アダプタ, 18
アクセサリ, 19
アナログ (4-20 mA)
電源, 58電線, 54B
Barometric pressure compensation- 大気圧補正, 50
BaroTROLL, 50
設置, 51
Batteries - 電池, 外部, 18Batteries - 電池, 内部, 18, 62

C
ケーブル, 14-16
取り付け, 25-27
曲げ半径, 48, 62
通信ケーブル, 17
Kellemsグリップ, 47

非通気型ケーブル, 49
I
プログラミングケーブル, 17Installation - 設置, 46-48
裸線仕様, 15, 52
設置用アクセサリ, 19
懸架ワイヤ, 14, 49, 50
BaroTROLL, 51
TROLLコム, 17, 28, 29, 39
大気圧非補正型, 49, 51
通気型ケーブル, 41, 48, 62
Calibration - 校正, 44
L
クリーニング, 61
Level - 水位計測, 41
汚染除去, 12
Level sensor - 水位センサー.
Clock - 時計設定, 33
圧力センサー参照
Logging data - データ記録
D
ダウンロード, 38
データ. データ記録参照
余分な記録, 58-59
Depth - 水深測定, 41
セットアップ, 37
Desiccant - 乾燥剤, 16, 39
記録を開始, 38
外付け, 53
ロギングタブ (Win-Situ), 37
取外し, 28

H

M

メンテナンス, 61-62
ハンガー, twist-lock, 19, 49, 50
メンテナンスと校正のホームタブ (Win-Situ), 32
service, 10, 44

索引Modbus通信, 58
電源, 58配線, 56, 57

N
Non-vented - 大気圧非補正型, 49
ノーズコーン, 61

P
Pressure - 圧力測定, 41
圧力レンジ, 60
使用可能深度, 22, 46
圧力センサー
絶対圧 vs. ゲージ圧, 40-41
校正, 44
触れないで！, 61
非補正型 vs. 補正型, 40-41
ゼロ調整, 44
Product - 製品仕様, 21-23
プログラミングケーブル, 17
コンピュータへの接続, 29
Level TROLLへの接続, 2527
PSIA, 40
PSIG, 41R
Repair - 修理サービス, 10
RMA, 11

Level TROLL 取扱説明書

66

S

W

SDI-12通信, 58
電源, 58配線, 55
シリアル番号, 8
セットアップタブ (Win-Situ), 42
ソフトウェア. Win-Situ参照
ソフトウェアのアップグレード, 10
Specifications - 仕様, 21-23
Storage - 保管, 61

Warranties - 保証, 10
Win-Situ, 20
Level TROLLへの接続, 31
コントロールパネル, 32
ダッシュボード, 32
終了, 39
インストール, 30
余分な記録, 58-59
サイト, 34-36
必要システム, 20
タブ, 32
Wiring - 配線
4-20 mA, 54
Modbus RS-232, 57
Modbus RS-485, 56
SDI-12, 55

T
Temperature - 温度範囲, 60
テスト. データの記録参照
Thermal - 温度的な安定, 48
TROLL コム, 17
ケーブルへの接続, 28
コンピュータへの接続, 29
取り外し, 39
トラブルシューティング, 63-64

U
Units - 装置, 32, 63

VVented - 通気型ケーブル, 41
曲げ半径, 48, 620052210 rev. 00 draft 02/06

適 合 宣 言

製造者：




,Q6LWX,QF
(DVW/LQFROQ$YHQXH
)RUW&ROOLQV&2
86$

DECLARATIONS OF
CONFORMITY
以下の製品であることを宣言します：

製品名：


/HYHO752//
モデル： /HYHO752//
製品説明：

Level TROLLは自然地下水と表流水の水位と温度の測定と、記録を行なう装置です。

この製品は以下の指令に従っています：
電磁環境適合性（EMC）指令 89/336/EEC

低電圧指令 73/23/EEC

また、以下の国際的要求事項および適合基準を満たすか、またはそれ以上のものです：• イミュニティEN 61326：1997、測定用電気装置、制御および実験室使用• エミッション
EN 61326：1998 クラスA、測定用電気装置、制御および実験室使用
補足情報：
本装置はEU指令89/366/EECと73/23/EECの条件に従っており、よってCEマークが付けられています。


7RGG&DPSEHOO
新製品開発プログラムマネージャー,Q6LWX,QF
２００６年1月17日
適 合 宣 言

製造者：




,Q6LWX,QF
(DVW/LQFROQ$YHQXH
)RUW&ROOLQV&2
86$

DECLARATIONS OF
CONFORMITY
以下の製品であることを宣言します：/HYHO752//
製品名：/HYHO752//500
モデル： 

Level TROLLは自然地下水と表流水の水位と温度の測定と、記録を行なう
製品説明：
装置です。

この製品は以下の指令に従っています：
電磁環境適合性（EMC）指令 89/336/EEC

低電圧指令 73/23/EEC

また、以下の国際的要求事項および適合基準を満たすか、またはそれ以上のものです：• イミュニティEN 61326：1997、測定用電気装置、制御および実験室使用• エミッション
EN 61326：1998 クラスA、測定用電気装置、制御および実験室使用
補足情報：
本装置はEU指令89/366/EECと73/23/EECの条件に従っており、よってCEマークが付けられています。


7RGG&DPSEHOO
新製品開発プログラムマネージャー,Q6LWX,QF
２００６年1月17日
適 合 宣 言

製造者：




,Q6LWX,QF
(DVW/LQFROQ$YHQXH
)RUW&ROOLQV&2
86$

DECLARATIONS OF
CONFORMITY
以下の製品であることを宣言します：/HYHO752//
製品名：/HYHO752//700
モデル： 

Level TROLLは自然地下水と表流水の水位と温度の測定と、記録を行なう
製品説明：
装置です。

この製品は以下の指令に従っています：
電磁環境適合性（EMC）指令 89/336/EEC

低電圧指令 73/23/EEC

また、以下の国際的要求事項および適合基準を満たすか、またはそれ以上のものです：• イミュニティEN 61326：1997、測定用電気装置、制御および実験室使用• エミッション
EN 61326：1998 クラスA、測定用電気装置、制御および実験室使用
補足情報：
本装置はEU指令89/366/EECと73/23/EECの条件に従っており、よってCEマークが付けられています。


7RGG&DPSEHOO
新製品開発プログラムマネージャー,Q6LWX,QF
２００６年1月17日
適 合 宣 言

製造者：




,Q6LWX,QF
(DVW/LQFROQ$YHQXH
)RUW&ROOLQV&2
86$

DECLARATIONS OF
CONFORMITY
以下の製品であることを宣言します：/HYHO752//
製品名：Baro752//
モデル： 

Level TROLLは大気圧と温度の測定と、記録を行なう装置です。
製品説明：
この製品は以下の指令に従っています：
電磁環境適合性（EMC）指令 89/336/EEC

低電圧指令 73/23/EEC

また、以下の国際的要求事項および適合基準を満たすか、またはそれ以上のものです：• イミュニティEN 61326：1997、測定用電気装置、制御および実験室使用• エミッション
EN 61326：1998 クラスA、測定用電気装置、制御および実験室使用
補足情報：
本装置はEU指令89/366/EECと73/23/EECの条件に従っており、よってCEマークが付けられています。


7RGG&DPSEHOO
新製品開発プログラムマネージャー,Q6LWX,QF
２００６年1月17日
