XTC Series

熱伝導率式ガス分析計－防爆及び非防爆対応
水素、バイナリーガス、混合ガス測定用のコンパクトなガス分析計
水素中の空気（H2純度）やメタン中の二酸化炭素（バイオメタン）などの混合ガスを測定するための、熱伝導率式ガス分析計です。
ガスセンサーは、屋内での使用に適したIP55筐体（XTC501）または頑丈なIP66筐体（XTC601）に格納された屋外型とあり、幅広いアプリケーションに対応することができます。
XTC60１は、防爆エリアへの設置に対応した耐圧防爆型もあります。

特長

認定：ATEX、IECEx、TC TR Ex、cQPSus

タッチスクリーンディスプレイ採用

熱源使用作業なしで校正または調整が可能（XTC601）
最小限のメンテナンス
測定範囲：0-1％～

精度：FS±1％以内

0-100％

筐体保護等級：IP55またはIP66

用途

電気タービンの水素冷却剤
電気分解による水素生成

空気分離プラントの製品品質
合成ガスの生産

燃料電池の研究

二重ガラス用（アルゴン中の空気）などの製品品質

4-20ｍA出力ｘ2点

RS485プロトコルによるModbus RTU出力当社校正室はJCSS登録事業者です。
0305は当社校正室の登録番号です。

XTC Series Gas Analyzers

Gas Analyzers

Gas Analyzers

XTC Series

熱伝導率式ガス分析計－防爆及び非防爆対応測定技術 - 熱伝導率式

特長

すべてのガスには固有の熱伝導率があり、バイナリまたは疑似バイナリ混合ガ

センサーの高い安定性

ス中のガスの比率を決定するために使用できます。

XTCセンサー独自の設計により、ドリフトの発生が大幅に排除され、測定の安ガス分析計XTCシリーズは、ガス毎に異なる熱伝導率を利用して、単一のバックグラウンドまたは固定比率のバックグラウンド混合ガスを用いてターゲットガスを正確に測定します。分析計は、安定した再現性のある測定を実現しま定性が向上します。

信頼のおける長期安定性す。

非消耗型熱伝導率センサーであり可動部分がないため、振動や動作の影響をプリケーションで重要です。

ングコストを低く抑えることができます。

これは、CO2/H2高分子膜のモニタリングなどの高い安全性が求められるア測定原理

測定原理は、ホイートストンブリッジ回路に設置された2つのサーミスタの温度差から計算されます。
１つのサーミスタをサンプルセル内に、もう1つは密封されたリファレンスチャンバー内に設置され、全てのアッセンブリが温調されています。
この構造が確度の高い安定した測定を実現します。

受けません。
これにより、リモートおよびオフショアの設置に適しており、ランニ

付属ディスプレイと簡単なセットアップ

XTCシリーズの筐体は、IP55またはIP66から選択ができ、サンプルポイントの近傍に設置します。
これには、次のメリットがあります。
•応答速度の高速化（安全性確保のため）•サンプルラインまたはケーブルの削減（コストを節約）•測定環境（設置）の選択肢の拡大（柔軟性）

出力：

標準で以下の出力を持ちます。
•4-20mA出力 ｘ2点•RS485プロトコルを介したModbusRTU•アラームリレー ｘ2点

柔軟な設計思想－3種類の筐体と専用ソフトウェア
XTCシリーズは、個々の顧客のニーズに応じて、安全（GP）または危険（EX）エリアの分類に対応しています。これにより、ユーザーは各導入環境に最適なモデルを選択できます。

XTC501（ GP2）
一体型ディスプレイなしのベースモデルのバイナリーガス分析計です。

XTC501（GP1）
一般工業アプリケーションに適しており、軽量のIP55定格のウォールマウン

既に既設のローカル制御システムを所ト型筐体と同じ機能をっ所有していまのリモートディスプレイは、複数のユニかなくてもアクセスでき、すべての組診断、および校正に使用できます。

す。

XTC601（ EX1、GP1、GP2）

専用アプリケーションソフト有しているお客様向けです。
オプション

ットを持つクライアントのセットアップ、作業者が静電容量式ボタンを介して分す。すべての電気接続は、ケースを開み合わせコネクターが付属されていま

X TCシリーズ には専 用 のアプリケー

析器のすべての機能にアクセスできまションソフトウェアがあります。作業者

く、ステータスバーもあります。前面パができ、ターゲットガス濃度、アラーム、す。目標ガス濃度を表示するだけでなネルをスクロールして、最新範囲（ユーザー定義）、最小値と最大値、外部センサーの読取値グラフとアラーム履歴を表示できます。

は、分析器にリモートアクセスすることグラフ、パラメーターの変更、さらにはリモート校正も実施することができます。

Gas Analyzers

XTC Series

熱伝導率式ガス分析計－防爆及び非防爆対応

寸法

XTC601

XTC501

Gas Analyzers

XTC Series

熱伝導率式ガス分析計－防爆及び非防爆対応

技術仕様

モデル
技術仕様
測定原理
測定ガス
バックグラウンドガス
ガス要件
測定範囲
ディスプレイ解像度
ディスプレイ精度
応答速度（T90）
再現性
直線性
ゼロ安定性
スパン安定性
サンプル流量（汎用）
サンプル流量（防爆）サンプルフロー効果（300ml /minで校正）
サンプル圧力
最大安全圧力サンプル温度サンプルセル温度
電気仕様
アナログ入力アナログ出力出力レンジ
警報
データロギング
デジタル通信
電源供給
動作条件
周囲温度
機器仕様
起動時間
安定時間
接ガス部材質寸法
重量
Oリング材質
ガス接続
IP保護等級
防爆規格
ATEX
IECEｘ
Oリングタイプ毎のATEXおよびIECExの温度範囲
ｃCSAusTC TR Ex

XTC601

XTC501

ミッシェル社熱伝導率式センサー
Air, Ar, CH4, CO2, H2, He, N2
分析器はプロセスのバックグラウンドガスで校正します。
粒子3μm未満の非凝縮サンプルガス
お客様の要望範囲に合わせて調整されます。
選択範囲：0–1% up to 0–100%, 50–100%, 98–100% （オーダーコード参照）
0.01%
XTCセンサー 0.1％ ＞10％
バックライト付きLCD ＊XTC501GP2モデルを除く
スパンの<±1％、±0.05％（H2/He） のいずれか大きい方
スパンの±2％ （混合ガス）
一般的なガスの組み合わせ ＜50秒
H2, He <20秒
スパンの±0.2％
スパンの±1％スパンの±0.5％／1か月
スパンの±0.5％／1か月
100～500 ml/min
270～330 ml/min
NA
規定範囲内のスパンの1％未満
0.75〜1.5 Baraの固定圧力（サンプルと同じ圧力で校正する必要があります）
0.1 MPa(G)
5〜45℃の一定温度+50℃
ｘ1点 外部センサー用の電流（mA）
入力（画面に表示可能）
ｘ1点 プロセス条件のアクティブな補償として機能する電流（mA）
入力
ｘ2点 4-20 mA出力
（給電：励起電圧24V）
メインレンジは、機器の校正レンジに設定されています、サブレンジはユーザーが選択可能です
ｘ2点 濃度設定値に対するC接点リレー（250 V、最大5 A）
デジタル通信を使用して、分析器からの出力を外部デバイスに記録できます
Modbus RTU RS485プロトコル通信
24 V DC, 1.5 A max+5 ～ +60 °C+5 ～ +40 °C< 25分 (＠環境温度 20°C)
5分
SUS316、ホウケイ酸ガラス、プラチナ、およびOリング
234 x 234 x 172mm
260 x 180 x 128mm
9.7kg
約3kg
バイトン、シリコン、またはEkraz
バイトン1/4”NPTメス（GP1）、1/8”NPTメス（Ex、GP2）
1/8 “ Swagelok®
IP66, NEMA 4IP55
II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Ex d IIB +H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Silicon: Ta O-ring = -40°C to +60°
CViton: Ta O-ring = -15°C to +60°
CEkraz: Ta O-ring = -10°C to +60°
CClass I, Division 1, Groups B,C,D T6
1Ex d IIB+H2 T6 Gb

日本総発売元

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

代理店

ミッシェルジャパン株式会社
本社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006
TEL：0422-50-2600 FAX：0422-52-1700
大 阪 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 〒564-0051
営業所 TEL：06-6378-2600 FAX：06-6330-1702
e-mail：info@michell-japan.co.jp

www.michell-japan.co.jp

記載内容及び仕様は、製品改善のため予告なく変更される場合があります。
製品に関する最新の情報は、ミッシェルジャパン株式会社までお問い合わせ下さい。

XTCSeries_M2312_500
Issue no: XTC Series_97440_V6.1_US_0920