国内販売代理店〒103-0021

東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル
tel：03-3279-6200 fax：03-3279-6757

輸入販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社〒141-8673

東京都品川区大崎1-11-1

ゲートシティ大崎ウエストタワー

による土づくり
1．日本の土は痩せている？

1

2．21世紀の土づくりに土壌診断は当たり前

農大式簡易土壌診断キット「みどりくん」の使い方
東京農業大学 名誉教授
全国土の会 会長 後藤逸男

1
く、そのようなハウスや圃場ではバランスを

3．これからはだれでもできるリアルタイム土壌診断分析

2

失った養分状態を是正し、その状態を維持する

1．日本の土は痩せている？

必要がある。これまでの土づくりのように肥料や資材、あるいは堆肥をたくさん入れることで4．超簡便なリアルタイム土壌診断キットとは

2

作物生産の基盤である土、その性質が生産性はなく、養分バランスのよい土を作ることがこに大きな影響を与えることは記すまでもない。

れから必要な「21 世紀の土づくり」である。

ところで、日本の土は一般に痩せていると言われるが、本当だろうか。山の中、あるいはスス

5．

の特長

2

キ原の中で土を採集し、分析を行ってみると、酸性が強く、カルシウム・マグネシウム・カリ

2．21 世紀の土づくりに
土壌診断は当たり前

ウムなどの塩基類、さらにはリン酸や微量要素

6．

の使い方

7．カラーチャートの読み方8．
で得られる測定値はどこまで正確か（本格的診断法との比較）

9．

10．

の結果をどう活かすに関するＱ＆Ａ

3

6

6

7

9

など、作物の生育に不可欠な養分が欠乏してい土の性質と現状に合わせた施肥管理がこれかることがわかる。特に、火山灰を母材として出らの土づくりの基本であり、その決め手は土壌来上がった黒ボク土は典型的な不良土壌である。

診断である。少なくとも年 1 回の土壌診断調査

しかし、野菜のハウスや圃場の土壌診断調を行いたい。ただし、土壌診断といえば、表面査を行うと、痩せていたはずの土が pH（H2O）の土を採って JA や農業改良普及センターなど

７以上にも及ぶアルカリ性を示したり、可給態で分析をしてもらうことと思っている人が多リン酸が過剰になるなど、とても日本の土とはい。それは大きな誤りで、ほんとうの土壌診断

思えないような姿に変身してしまっている。特とは生産者自身がハウスや圃場の真ん中にスに、集約的な露地野菜圃場やハウスでその傾向

コップで穴を掘り、土層の密度や乾湿、それにが強く、土の健康を人に例えれば、肥満で高血根の状態を調べることである。土壌中の養分状

圧や糖尿病を併発していると表現できる。園芸

態は目に見えないので、土壌分析に出す。手元の土がそのような生活習慣病に罹った原因は、に戻ってきた分析結果は自分で評価し、それに「土づくりには有機物・石灰・リン酸資材が不基づいた土壌改良や施肥を行う。そのためには、

可欠」あるいは「野菜の生育が悪いのは肥やしpH や EC、それに CEC などの土壌分析用語のが少ないから」など、生産者の土づくりに対す意味とその評価法を身に付けることが大切である固定概念が強すぎるためである。

る。ハウスや圃場管理にトラクターが欠かせな

すなわち、日本の農耕地の土は決して痩せていように、21 世紀の土づくりには土壌学や肥料はいない。園芸の土ではむしろ逆のケースが多学の基礎知識が欠かせない。これからの土壌管－1－による土づくり
1．日本の土は痩せている？

1

2．21世紀の土づくりに土壌診断は当たり前

農大式簡易土壌診断キット「みどりくん」の使い方
東京農業大学 名誉教授
全国土の会 会長 後藤逸男

1
く、そのようなハウスや圃場ではバランスを

3．これからはだれでもできるリアルタイム土壌診断分析

2

失った養分状態を是正し、その状態を維持する

1．日本の土は痩せている？

必要がある。これまでの土づくりのように肥料や資材、あるいは堆肥をたくさん入れることで4．超簡便なリアルタイム土壌診断キットとは

2

作物生産の基盤である土、その性質が生産性はなく、養分バランスのよい土を作ることがこに大きな影響を与えることは記すまでもない。

れから必要な「21 世紀の土づくり」である。

ところで、日本の土は一般に痩せていると言われるが、本当だろうか。山の中、あるいはスス

5．

の特長

2

キ原の中で土を採集し、分析を行ってみると、酸性が強く、カルシウム・マグネシウム・カリ

2．21 世紀の土づくりに
土壌診断は当たり前

ウムなどの塩基類、さらにはリン酸や微量要素

6．

の使い方

7．カラーチャートの読み方8．
で得られる測定値はどこまで正確か（本格的診断法との比較）

9．

10．

の結果をどう活かすに関するＱ＆Ａ

3

6

6

7

9

など、作物の生育に不可欠な養分が欠乏してい土の性質と現状に合わせた施肥管理がこれかることがわかる。特に、火山灰を母材として出らの土づくりの基本であり、その決め手は土壌来上がった黒ボク土は典型的な不良土壌である。

診断である。少なくとも年 1 回の土壌診断調査

しかし、野菜のハウスや圃場の土壌診断調を行いたい。ただし、土壌診断といえば、表面査を行うと、痩せていたはずの土が pH（H2O）の土を採って JA や農業改良普及センターなど

７以上にも及ぶアルカリ性を示したり、可給態で分析をしてもらうことと思っている人が多リン酸が過剰になるなど、とても日本の土とはい。それは大きな誤りで、ほんとうの土壌診断

思えないような姿に変身してしまっている。特とは生産者自身がハウスや圃場の真ん中にスに、集約的な露地野菜圃場やハウスでその傾向

コップで穴を掘り、土層の密度や乾湿、それにが強く、土の健康を人に例えれば、肥満で高血根の状態を調べることである。土壌中の養分状

圧や糖尿病を併発していると表現できる。園芸

態は目に見えないので、土壌分析に出す。手元の土がそのような生活習慣病に罹った原因は、に戻ってきた分析結果は自分で評価し、それに「土づくりには有機物・石灰・リン酸資材が不基づいた土壌改良や施肥を行う。そのためには、

可欠」あるいは「野菜の生育が悪いのは肥やしpH や EC、それに CEC などの土壌分析用語のが少ないから」など、生産者の土づくりに対す意味とその評価法を身に付けることが大切である固定概念が強すぎるためである。

る。ハウスや圃場管理にトラクターが欠かせな

すなわち、日本の農耕地の土は決して痩せていように、21 世紀の土づくりには土壌学や肥料はいない。園芸の土ではむしろ逆のケースが多学の基礎知識が欠かせない。これからの土壌管－1－

理に土壌診断が必要になるのではなく、土壌診

リカなどで市販されていた HACH 社のガーデ

操作には漏斗やろ紙が必要であり、土壌によっ★「みどりくん N」
を使って、キュウリやトマト、断を行うことが当たり前でなければならない。

ニング用土壌検査試験紙をベースにしている。

てはろ過に時間を要する。「みどりくん」では、イチゴなどの葉柄中の硝酸含有量を測定可能

日本の園芸ハウスや圃場の土壌に合うように比試験紙の張り付いた面を下面にして、透明なプで、植物栄養診断キットとしても利用できる。

色用カラーチャートを作成し、土壌分析のため

ラスチックを通して呈色を比べるためろ過の必★「みどりくん N」を使って、ホウレンソウやの器具などを組み合わせて、農大式簡易土壌診要がない。
「みどりくん」の大きなメリットのコマツナ中の硝酸含有量を測定可能で、野菜断キット「みどりくん」が誕生した。「みどり1 つであるが、残念ながらこのノウハウは米国の品質診断用キットとしても利用できる。

くん」は土壌の pH（H2O）・硝酸態窒素を測定

HACH 社のものだ。

3．これからはだれでもできる
リアルタイム土壌診断分析★「みどりくん N」と「みどりくん P K」を使っ土壌診断で行う土壌分析はできる限り精密でするための「みどりくん N」、水溶性リン酸ともう 1 つのメリットは同時に２成分の測定がて、養液栽培に使用する溶液中の窒素・リン

あるに越したことはないが、外部に依頼すればカリウムのための「みどりくん PK」、畑やハウ

可能なことにある。どうせなら、１枚のチッ酸・カリウム濃度を測定可能で、養液分析用

少なくとも 1 週間程度以上の日数を要してしま

スから土を採取するための採取器、土壌養分をプに４種類の試験紙を貼り付けてはとも考えたキットとしても利用できる。

う。収穫終了後に土壌診断調査を行い、その結抽出するためのプラスチック容器などから構成

が、さまざまな理由で２成分とした。

果を次作の基肥設計に利用するのであればそれされている。（写真 1）

トとしても利用できる。

養分量が直読できる

りたい場合には、役に立たない。例えば、何ら5．

かの生理障害が出て、その原因を調べたい場合の特長や追肥を施用するかどうかを判断したい場合な
土壌診断方法としては、土壌からの抽出液に試性窒素含有量を測定可能で、水質分析用キッ（3）「みどりくん」では作土中の、でもよいが、栽培期間中に土壌中の養分量を知どである。そのような、現場でのリアルタイム★「みどりくん N」を使って、地下水中の硝酸

既存のリアルタイム診断器具では、土壌抽出6．

液中の硝酸やリン酸イオン濃度を測定して、そ（1）「みどりくん」は迅速・簡便が命！

の使い方の値から土壌中の養分量を計算する必要がある。しかし、「みどりくん」ではカラーチャー（1）土壌診断キットとしての使い方

薬を添加して、色の濃さを肉眼で比べる方法が「みどりくん」の最大の特長は、バッテリー

トから作土１５cm、１０ａ当たりの養分量をあったが、操作が煩雑、酸やアルカリなどの試電源を必要とする器具や酸・アルカリなどのよ直読することができる。この方式に対して、作「みどりくん」はハウスや圃場の現場でリア

薬を使うなどの欠点が多い。

うな危険な試薬類を一切使わず、自分の肉眼で土の深さは必ずしも１５cm ではない、土壌の

ルタイム土壌診断を行うためのキットであるの

素早く、簡単に土壌養分を測定できることであ仮比重は必ずしも１ではない、などの批判も少で、野菜などの栽培期間中に使うことが基本とる。

なくないが、上記のような「みどりくん」開発なる。

の基本姿勢を理解いただきたい。

①ベッドが作ってあればその上の株と株の中間

最近では、試験紙と簡便で小形の簡易反射型
比色計を組み合わせた分析キットやカード型簡易イオンメーターを利用した方法が開発され、このキットが昨年秋に市販されて、方々からかなり生産現場に普及しつつある。新しい物好

その精度や正確さに関する質問が殺到している土壌の pH（H2O）を測定するには専らガラ当たりに深さ 15cm 程度の溝を作り、深さ 5きの筆者も直ぐに飛びつき使い勝手や分析精度ようであるが、はっきり言って本格的な土壌診

ス電極が用いられるのに対して、時代錯誤かと～ 10cm の所に土壌試料採土器（10cc の使いなどについて検証してみた。その結果、本格的断で得られるような細かい分析値を期待するよ

思われるかも知れないが、「みどりくん」では捨て注射器の先端を切断した器具）を押し込な分析法と比べてみてもそれなりの分析結果がうな人には使ってほしくない。あくまで、リアpH 試験紙を使っている。同じ土壌をガラス電む。（写真 2）注射器の 5cc の目盛りより少得られることは間違いないが、ユーザーによるルタイムで目安となる程度のデータを得るため

極と pH 試験紙で測定すると、同じ測定値とはし多めに土を採り、ピストンを押して 5cc で測定器具の性能維持やメンテナンスが問題となの土壌診断キットが「みどりくん」である。たならない。その原因は土壌コロイドが懸濁した止め、先端に出た土をナイフのようなものでる。農業改良普及員や JA の営農指導員のようだし、目安とはいいながら実際に使ってみると、液中の水素イオン濃度をガラス電極で測定するすり切る。

な専門技術者であればともかく、一般の農業生

そこそこの測定値が得られるのも「みどりくん」とコロイドの持つ電荷により測定誤差（サスペ

産者にはあまり勧められるものではないと判断の特長の 1 つであろう。

ンジョン効果あるいは懸濁効果）を生じるためされた。なければ作ってしまえと、筆者らが新たに開発した農家のための超簡便なリアルタイ（2）「みどりくん」を使えば、

ム土壌診断キットが「みどりくん」である。

4．超簡便なリアルタイム土壌診断キットとはろ過不要で二成分同時測定

す。（写真 3）で、通常ガラス電極法による値が試験紙による③市 販の精製水を 50cc のラインまで加えて蓋値より高くなる。そこで、「みどりくん」ではをし、１分間手で激しく振とうする。
（写真 4）

pH 試験紙を使って土壌懸濁液の pH を測定す

④懸 濁液に試験紙チップを 3 秒間（ＰＫは 10「みどりくん」の透明なプラスチックチップ

るが、測定値はガラス電極法で得られる値になの先端には二種類の試験紙が貼り付けられているように試験紙の色を調整して、両測定法による。従来から普及している分析キットでは白色る誤差をなくしている。

チップに貼り付けてあるので、土壌懸濁液に浸②こ の土を付属のプラスチック容器に押し出秒間）浸した後、取り出す。（写真 5）⑤試験紙の端をティシュに当てて、余分な水分を吸い取る。（写真 6）⑥試 験紙を上向きにして 30 秒反応させた後、すと変色した試験紙の表面に土壌粒子が付着し（4）マルチに使える「みどりくん」

筆者らが開発したとは言っても、キットの基て色を正確に比べることができないため、ろ過「みどりくん」は土壌診断だけではなく、次のクを通して硝酸態窒素の試験部分の呈色をカ本となる試験紙チップは、すでに従来からアメを行って透明な抽出液を得る必要がある。このような分析にも使える。

ラーチャートと比べ測定値を得る。（写真 7）－2－

試験紙チップを裏にして、透明なプラスチッ－3－

理に土壌診断が必要になるのではなく、土壌診

リカなどで市販されていた HACH 社のガーデ

操作には漏斗やろ紙が必要であり、土壌によっ★「みどりくん N」
を使って、キュウリやトマト、断を行うことが当たり前でなければならない。

ニング用土壌検査試験紙をベースにしている。

てはろ過に時間を要する。「みどりくん」では、イチゴなどの葉柄中の硝酸含有量を測定可能

日本の園芸ハウスや圃場の土壌に合うように比試験紙の張り付いた面を下面にして、透明なプで、植物栄養診断キットとしても利用できる。

色用カラーチャートを作成し、土壌分析のため

ラスチックを通して呈色を比べるためろ過の必★「みどりくん N」を使って、ホウレンソウやの器具などを組み合わせて、農大式簡易土壌診要がない。
「みどりくん」の大きなメリットのコマツナ中の硝酸含有量を測定可能で、野菜断キット「みどりくん」が誕生した。「みどり1 つであるが、残念ながらこのノウハウは米国の品質診断用キットとしても利用できる。

くん」は土壌の pH（H2O）・硝酸態窒素を測定

HACH 社のものだ。

3．これからはだれでもできる
リアルタイム土壌診断分析★「みどりくん N」と「みどりくん P K」を使っ土壌診断で行う土壌分析はできる限り精密でするための「みどりくん N」、水溶性リン酸ともう 1 つのメリットは同時に２成分の測定がて、養液栽培に使用する溶液中の窒素・リン

あるに越したことはないが、外部に依頼すればカリウムのための「みどりくん PK」、畑やハウ

可能なことにある。どうせなら、１枚のチッ酸・カリウム濃度を測定可能で、養液分析用

少なくとも 1 週間程度以上の日数を要してしま

スから土を採取するための採取器、土壌養分をプに４種類の試験紙を貼り付けてはとも考えたキットとしても利用できる。

う。収穫終了後に土壌診断調査を行い、その結抽出するためのプラスチック容器などから構成

が、さまざまな理由で２成分とした。

果を次作の基肥設計に利用するのであればそれされている。（写真 1）

トとしても利用できる。

養分量が直読できる

りたい場合には、役に立たない。例えば、何ら5．

かの生理障害が出て、その原因を調べたい場合の特長や追肥を施用するかどうかを判断したい場合な
土壌診断方法としては、土壌からの抽出液に試性窒素含有量を測定可能で、水質分析用キッ（3）「みどりくん」では作土中の、でもよいが、栽培期間中に土壌中の養分量を知どである。そのような、現場でのリアルタイム★「みどりくん N」を使って、地下水中の硝酸

既存のリアルタイム診断器具では、土壌抽出6．

液中の硝酸やリン酸イオン濃度を測定して、そ（1）「みどりくん」は迅速・簡便が命！

の使い方の値から土壌中の養分量を計算する必要がある。しかし、「みどりくん」ではカラーチャー（1）土壌診断キットとしての使い方

薬を添加して、色の濃さを肉眼で比べる方法が「みどりくん」の最大の特長は、バッテリー

トから作土１５cm、１０ａ当たりの養分量をあったが、操作が煩雑、酸やアルカリなどの試電源を必要とする器具や酸・アルカリなどのよ直読することができる。この方式に対して、作「みどりくん」はハウスや圃場の現場でリア

薬を使うなどの欠点が多い。

うな危険な試薬類を一切使わず、自分の肉眼で土の深さは必ずしも１５cm ではない、土壌の

ルタイム土壌診断を行うためのキットであるの

素早く、簡単に土壌養分を測定できることであ仮比重は必ずしも１ではない、などの批判も少で、野菜などの栽培期間中に使うことが基本とる。

なくないが、上記のような「みどりくん」開発なる。

の基本姿勢を理解いただきたい。

①ベッドが作ってあればその上の株と株の中間

最近では、試験紙と簡便で小形の簡易反射型
比色計を組み合わせた分析キットやカード型簡易イオンメーターを利用した方法が開発され、このキットが昨年秋に市販されて、方々からかなり生産現場に普及しつつある。新しい物好

その精度や正確さに関する質問が殺到している土壌の pH（H2O）を測定するには専らガラ当たりに深さ 15cm 程度の溝を作り、深さ 5きの筆者も直ぐに飛びつき使い勝手や分析精度ようであるが、はっきり言って本格的な土壌診

ス電極が用いられるのに対して、時代錯誤かと～ 10cm の所に土壌試料採土器（10cc の使いなどについて検証してみた。その結果、本格的断で得られるような細かい分析値を期待するよ

思われるかも知れないが、「みどりくん」では捨て注射器の先端を切断した器具）を押し込な分析法と比べてみてもそれなりの分析結果がうな人には使ってほしくない。あくまで、リアpH 試験紙を使っている。同じ土壌をガラス電む。（写真 2）注射器の 5cc の目盛りより少得られることは間違いないが、ユーザーによるルタイムで目安となる程度のデータを得るため

極と pH 試験紙で測定すると、同じ測定値とはし多めに土を採り、ピストンを押して 5cc で測定器具の性能維持やメンテナンスが問題となの土壌診断キットが「みどりくん」である。たならない。その原因は土壌コロイドが懸濁した止め、先端に出た土をナイフのようなものでる。農業改良普及員や JA の営農指導員のようだし、目安とはいいながら実際に使ってみると、液中の水素イオン濃度をガラス電極で測定するすり切る。

な専門技術者であればともかく、一般の農業生

そこそこの測定値が得られるのも「みどりくん」とコロイドの持つ電荷により測定誤差（サスペ

産者にはあまり勧められるものではないと判断の特長の 1 つであろう。

ンジョン効果あるいは懸濁効果）を生じるためされた。なければ作ってしまえと、筆者らが新たに開発した農家のための超簡便なリアルタイ（2）「みどりくん」を使えば、

ム土壌診断キットが「みどりくん」である。

4．超簡便なリアルタイム土壌診断キットとはろ過不要で二成分同時測定

す。（写真 3）で、通常ガラス電極法による値が試験紙による③市 販の精製水を 50cc のラインまで加えて蓋値より高くなる。そこで、「みどりくん」ではをし、１分間手で激しく振とうする。
（写真 4）

pH 試験紙を使って土壌懸濁液の pH を測定す

④懸 濁液に試験紙チップを 3 秒間（ＰＫは 10「みどりくん」の透明なプラスチックチップ

るが、測定値はガラス電極法で得られる値になの先端には二種類の試験紙が貼り付けられているように試験紙の色を調整して、両測定法による。従来から普及している分析キットでは白色る誤差をなくしている。

チップに貼り付けてあるので、土壌懸濁液に浸②こ の土を付属のプラスチック容器に押し出秒間）浸した後、取り出す。（写真 5）⑤試験紙の端をティシュに当てて、余分な水分を吸い取る。（写真 6）⑥試 験紙を上向きにして 30 秒反応させた後、すと変色した試験紙の表面に土壌粒子が付着し（4）マルチに使える「みどりくん」

筆者らが開発したとは言っても、キットの基て色を正確に比べることができないため、ろ過「みどりくん」は土壌診断だけではなく、次のクを通して硝酸態窒素の試験部分の呈色をカ本となる試験紙チップは、すでに従来からアメを行って透明な抽出液を得る必要がある。このような分析にも使える。

ラーチャートと比べ測定値を得る。（写真 7）－2－

試験紙チップを裏にして、透明なプラスチッ－3－生育自体が劣るが、多くなれば食品としての品比べて測定値を得る。

質が低下する。そこで、「みどりくん」を用いて野菜搾汁液中の硝酸含有量を測定する。

（2）植物栄養診断キットとしての使い方①野菜の可食部分を包丁で細かく刻み、全体をよく混合する。

トマト・キュウリ・メロン・イチゴなど果菜②その一部をニンニク絞り器に入れて、搾汁液

類の葉柄を採取して、その搾汁液中の硝酸濃度を適当な容器に絞り出す。

を測定することにより、植物の栄養状態を判定

よく撹拌する。

搾汁液を適当な容器に採取する。（写真 9）⑤「みどりくん N」の試験紙チップを３秒間浸し、取り出す。

③「 みどりくん」付属の細い注射器を用いて、第１表を参考に一定量の搾汁液を採取する。

⑥ 30 秒間反応させた後、硝酸試験紙の呈色を（写真 10）

カラーチャートと比べて、測定値を読みと④搾汁液をプラスチック容器に押し出す。

る。

カラーチャートと比べて、測定値を読みと⑧測定値から次の式に代入して、葉柄搾汁液中

野菜中の硝酸濃度（mg/L）＝測定値（mg/L）×50／搾汁液採取量（cc）cc（4）養液中の養分濃度測定キットとしての使い方

10mg ／ L、リン酸（P2O5）10 ～ 20mg ／ L、カリウム（K2O）10 ～ 20mg ／ L となるようPK」の試験紙チップを３秒間（PK は 10 秒間）④測定値に希釈倍率を掛けて、養液中の養分濃度を算出する。

（3）野菜の品質診断用キットとしての使い方
最近では、サラダなどとして食べる生食野菜（5）水質分析キットとしての使い方の硝酸含有量が品質基準として重要視されるよ－4－

地下水や河川水中の硝酸性窒素濃度を測定し搾汁液を精製水で希釈する

測定値を読みとる。

50／搾汁液採取量（cc）10

試験紙を三秒間浸す（ＰＫは一〇秒間）

試験紙の呈色をカラーチャートと比べて、葉柄中の硝酸濃度（mg／L）＝測定値（mg／L）×写真③ 1 分間反応させた後（硝酸態窒素は 30 秒）、

写真5

浸し、取り出す。

ccを加えに適宜精製水で希釈する。
②「 み ど り く ん N」、 あ る い は「 み ど り く ん

搾汁液を採取する①養 液 中 の 養 分 濃 度 が 硝 酸 態 窒 素（N）3 ～搾汁液採取量（cc）
0.2～0.5
0.5～1.0
0.5～1.0
0.5～1.0
0.2～0.5
0.5～1.0
1～2
2～5

精製水五〇
て撹拌

植物の種類
キュウリ
（葉柄）
ト マト（葉柄）
イチ ゴ（葉柄）
ホウレンソウ（可食部）
チンゲンサイ
（可食部）
コマツナ
（可食部）
レタス
（可食部）
キャベツ
（可食部）

写真9

養液栽培や養液土耕用の養液中の養分濃度を測定する。

野菜の搾汁液採取量の目安

写真4の硝酸濃度を算出する。
第１表

を押し出す

⑦ 30 秒間反応させた後、硝酸試験紙の呈色を葉柄を断裁する

し、取り出す。

土壌五⑥「みどりくん N」の試験紙チップを３秒間浸写真8酸濃度を算出する。

よく撹拌する。

写真3⑦測定値から次の式に代入して、搾汁液中の硝⑤精 製水を 50cc のラインまで加えて蓋をし、カラーチャートと比べる④精 製水を 50cc のラインまで加えて蓋をし、

写真7程度に細かく切る。
（写真 8）②葉 柄を市販のニンニク絞り器に入れて絞り、土層から土壌を採取するで採取して、プラスチック容器に押し出す。

①採 取した 10 ｇ程度の葉柄をはさみで 5mm

写真2③第１表を参考に搾汁液の一定量を細い注射器

する。

る。

写真6

に pH の試験部分を同様にカラーチャートと試験紙の端をティッシュに当てて余分な水分を吸い取るうになった。硝酸含有量が少なければ、野菜の写真1 「みどりくん」
スターターキット

更に 30 秒後（試験紙から取り出して 60 秒後）－5－生育自体が劣るが、多くなれば食品としての品比べて測定値を得る。

質が低下する。そこで、「みどりくん」を用いて野菜搾汁液中の硝酸含有量を測定する。

（2）植物栄養診断キットとしての使い方①野菜の可食部分を包丁で細かく刻み、全体をよく混合する。

トマト・キュウリ・メロン・イチゴなど果菜②その一部をニンニク絞り器に入れて、搾汁液

類の葉柄を採取して、その搾汁液中の硝酸濃度を適当な容器に絞り出す。

を測定することにより、植物の栄養状態を判定

よく撹拌する。

搾汁液を適当な容器に採取する。（写真 9）⑤「みどりくん N」の試験紙チップを３秒間浸し、取り出す。

③「 みどりくん」付属の細い注射器を用いて、第１表を参考に一定量の搾汁液を採取する。

⑥ 30 秒間反応させた後、硝酸試験紙の呈色を（写真 10）

カラーチャートと比べて、測定値を読みと④搾汁液をプラスチック容器に押し出す。

る。

カラーチャートと比べて、測定値を読みと⑧測定値から次の式に代入して、葉柄搾汁液中

野菜中の硝酸濃度（mg/L）＝測定値（mg/L）×50／搾汁液採取量（cc）cc（4）養液中の養分濃度測定キットとしての使い方

10mg ／ L、リン酸（P2O5）10 ～ 20mg ／ L、カリウム（K2O）10 ～ 20mg ／ L となるようPK」の試験紙チップを３秒間（PK は 10 秒間）④測定値に希釈倍率を掛けて、養液中の養分濃度を算出する。

（3）野菜の品質診断用キットとしての使い方
最近では、サラダなどとして食べる生食野菜（5）水質分析キットとしての使い方の硝酸含有量が品質基準として重要視されるよ－4－

地下水や河川水中の硝酸性窒素濃度を測定し搾汁液を精製水で希釈する

測定値を読みとる。

50／搾汁液採取量（cc）10

試験紙を三秒間浸す（ＰＫは一〇秒間）

試験紙の呈色をカラーチャートと比べて、葉柄中の硝酸濃度（mg／L）＝測定値（mg／L）×写真③ 1 分間反応させた後（硝酸態窒素は 30 秒）、

写真5

浸し、取り出す。

ccを加えに適宜精製水で希釈する。
②「 み ど り く ん N」、 あ る い は「 み ど り く ん

搾汁液を採取する①養 液 中 の 養 分 濃 度 が 硝 酸 態 窒 素（N）3 ～搾汁液採取量（cc）
0.2～0.5
0.5～1.0
0.5～1.0
0.5～1.0
0.2～0.5
0.5～1.0
1～2
2～5

精製水五〇
て撹拌

植物の種類
キュウリ
（葉柄）
ト マト（葉柄）
イチ ゴ（葉柄）
ホウレンソウ（可食部）
チンゲンサイ
（可食部）
コマツナ
（可食部）
レタス
（可食部）
キャベツ
（可食部）

写真9

養液栽培や養液土耕用の養液中の養分濃度を測定する。

野菜の搾汁液採取量の目安

写真4の硝酸濃度を算出する。
第１表

を押し出す

⑦ 30 秒間反応させた後、硝酸試験紙の呈色を葉柄を断裁する

し、取り出す。

土壌五⑥「みどりくん N」の試験紙チップを３秒間浸写真8酸濃度を算出する。

よく撹拌する。

写真3⑦測定値から次の式に代入して、搾汁液中の硝⑤精 製水を 50cc のラインまで加えて蓋をし、カラーチャートと比べる④精 製水を 50cc のラインまで加えて蓋をし、

写真7程度に細かく切る。
（写真 8）②葉 柄を市販のニンニク絞り器に入れて絞り、土層から土壌を採取するで採取して、プラスチック容器に押し出す。

①採 取した 10 ｇ程度の葉柄をはさみで 5mm

写真2③第１表を参考に搾汁液の一定量を細い注射器

する。

る。

写真6

に pH の試験部分を同様にカラーチャートと試験紙の端をティッシュに当てて余分な水分を吸い取るうになった。硝酸含有量が少なければ、野菜の写真1 「みどりくん」
スターターキット

更に 30 秒後（試験紙から取り出して 60 秒後）－5－

て、水質汚染の程度を判定する。
①適当な容器に採取した水中に「みどりくん N」（1）実験方法

ウス土壌ではよく一致し、第１図のように回のように、両測定値間にリン酸ほど高い相関

帰係数と相関係数はほぼ１に近かった。

性はなかったが、相関係数 0.8 程度の有意性の試験紙チップを３秒間浸し、取り出す。

露地野菜圃場から７点、施設園芸ハウスから③リ ン酸：「みどりくん」と従来法とでは、土② 30 秒後、硝酸試験紙の呈色をカラーチャー

５点の土壌を採取して、「みどりくん」による

壌と水の抽出比率が大きく異なる（「みどり

以上の結果より、「みどりくん N」では従来測定値を本格的な土壌診断分析法による分析値くん」では、土壌：水＝ 1：10、従来法では、の土壌診断分析結果にほぼ匹敵する測定値を得と比較した。「みどりくん」では圃場やハウス

土壌：水＝ 1：200）ので、測定値は著しくることが期待できる。一方、「みどりくん PK」

から採取した生土 5cc を用いて、上記の方法に相違したが、第２図のように両者には高い相では土壌中の過不足を判断する目安としては十より pH（H2O）・硝酸態窒素・水溶性リン酸・関関係が認められた。

分利用できることが明らかになった。

トと比べて、測定値を読みとる。

7．カラーチャートの読み方

水溶性カリウムの分析を行った。一方、従来法④カリウム：従来法とは抽出液と抽出比率が異なお、上記の実験結果は試作品により得られでは採取した土壌を風乾して常法により、pHなるので、測定値は著しく相違した。第 3 図た数値であるので、第 1 ～ 3 図の横軸の数値「みどりくん N」と「みどりくん PK」の比色（H2O）・硝酸態窒素・水溶性リン酸・交換性カ

用カラーチャートには多くの数値が並んでいるリウムの分析を行った。各項目の分析方法は次

ので、読み方に注意する必要がある。特に「みのとおりである。
５として、ガラス電極法で測定した。硝酸態窒10）のように読み分ける。

素については、土壌１０g を１M 塩化カリウム

なお、「みどりくん N」でより正確に硝酸態

５０ml で抽出後、FIA 法（フローインジェク

窒素量を測定するには、試験紙の色がカラー

ション分析法）により測定した。水溶性リン酸

チャートの中央部（土壌診断であれば、15kg

については、土壌１g を水２００ml で２時間

／ 10a、水質分析であれば、NO3 N 10mg ／ L、

抽出後、FIA 法により分析した。交換性カリウ

野菜の栄養診断であれば、NO3 45mg ／ kg）付

ムについては、２g の土壌を１００ml の pH ７,

近、あるいはその低濃度側になるようにするこ

１M 酢酸アンモニウム溶液で抽出後、ICP 発とが望ましい。もし、測定値がそれより右側の

光分析法で測定した。

汁液量を減らす、あるいは希釈するなどの操作を行う。

① pH（H2O）： 第２表のように、測定値が 0.4程度ずれる土壌もあったが、「みどりくん」による測定値は従来法とほぼ一致し、回帰で得られる測定値
はどこまで正確か（本格的診断法との比較）

係数はほぼ 1 に近く、相関係数も 0.85 とほぼ満足できる結果であった。
②硝 酸態窒素：「みどりくん」では、露地圃場
の土壌７点中６点で検出できなかったが、ハ
読取時間60秒◆土壌のpH（H2O）専用（水や養液のpH測定に誤差が出るため使用できない。）
読取時間30秒◆作土中に残存する硝酸態窒素量を直読
数値は１０a、１５cm当たりの窒素kg量◆水、養液中の硝酸性窒素濃度測定◆植物体中の硝酸濃度測定に使用
写真10「みどりくんN」のカラーチャートの読み方

－6－

従
来
法 40
（
NO3
N
kg 20
／
10
a
）
0

に改良したものであるので、市販品でも同様の

Y= 0.9914x+0.3534
r = 0.996**

結果が得られると見なしてもよい。

9．
かす

0

20
40
60
みどりくん（NO3-N kg／10a）① pH（H2O）
土壌の水懸濁液の pH を示し、土壌の酸性・（土壌中の硝酸態窒素）

中性・アルカリ性を判断する。

y = 8.3707x + 1.3754

一般に、植物の栽培に適する pH（H2O）は 6.0

従r = 0.962**
来
法
（
水
溶
性 50
P2O5
kg
／
10
a
）
0
0
5
10
みどりくん（水溶性 P2O5 kg／10a）～ 6.5 で、それより低ければ、苦土石灰（苦土カル）のような石灰資材を施用して酸性を改良する。その施用量は pH（H2O）だけの測定値から判断することはできないので、正式な土壌分析（緩衝能曲線の測定）に基づいて決定することが望ましい。ガーデニングの場合には、土壌の pH（H2O）が６. ０以下であれば、苦土石
灰を１m2 当たり１００～２００g を目安とし

第２図 「みどりくん」と従来法の比較（土壌中の水溶性リン酸）

従 300の結果をどう活（1）土壌診断第１図 「みどりくん」と従来法の比較
100（2）実験結果8．

いる。市販品のカラーチャートは試作品をさら-pH（H2O）については、土壌：水の比率を１：

は３種類の数値が記載されているので、（写真

高濃度域であれば、採取する土の量や野菜の搾が市販品のカラーチャートの数値とは異なって
60

どりくん N」の硝酸態窒素のカラーチャートに–が認められた。

て施用し、土とよく混和する。
ハウス土壌の場合には、多量の硝酸態窒素がY= 14.881x+11.119
r = 0.806**

来
法
（
交
換 200
性
カ
リ
ウ 100
ム
K2O
kg
／
10 0
0
a
4
8
12
16
20
）
みどりくん（水溶性カリウム K2O kg／10a）

集積して異常に低い pH（H2O）を示すことが多い。このような場合に石灰資材を施用すると交換性塩基が過剰となり養分バランスを崩すので十分注意してほしい。
pH（H2O）が６. ５より高ければ、基本的に石灰資材を施用しない方がよい。
②硝酸態窒素植物が生育するために最も重要な土壌養分で

第３図 「みどりくん」と従来法の比較あるが、硝酸態窒素が多すぎると、土壌の塩類（土壌中のカリウム）－7－

て、水質汚染の程度を判定する。
①適当な容器に採取した水中に「みどりくん N」（1）実験方法

ウス土壌ではよく一致し、第１図のように回のように、両測定値間にリン酸ほど高い相関

帰係数と相関係数はほぼ１に近かった。

性はなかったが、相関係数 0.8 程度の有意性の試験紙チップを３秒間浸し、取り出す。

露地野菜圃場から７点、施設園芸ハウスから③リ ン酸：「みどりくん」と従来法とでは、土② 30 秒後、硝酸試験紙の呈色をカラーチャー

５点の土壌を採取して、「みどりくん」による

壌と水の抽出比率が大きく異なる（「みどり

以上の結果より、「みどりくん N」では従来測定値を本格的な土壌診断分析法による分析値くん」では、土壌：水＝ 1：10、従来法では、の土壌診断分析結果にほぼ匹敵する測定値を得と比較した。「みどりくん」では圃場やハウス

土壌：水＝ 1：200）ので、測定値は著しくることが期待できる。一方、「みどりくん PK」

から採取した生土 5cc を用いて、上記の方法に相違したが、第２図のように両者には高い相では土壌中の過不足を判断する目安としては十より pH（H2O）・硝酸態窒素・水溶性リン酸・関関係が認められた。

分利用できることが明らかになった。

トと比べて、測定値を読みとる。

7．カラーチャートの読み方

水溶性カリウムの分析を行った。一方、従来法④カリウム：従来法とは抽出液と抽出比率が異なお、上記の実験結果は試作品により得られでは採取した土壌を風乾して常法により、pHなるので、測定値は著しく相違した。第 3 図た数値であるので、第 1 ～ 3 図の横軸の数値「みどりくん N」と「みどりくん PK」の比色（H2O）・硝酸態窒素・水溶性リン酸・交換性カ

用カラーチャートには多くの数値が並んでいるリウムの分析を行った。各項目の分析方法は次

ので、読み方に注意する必要がある。特に「みのとおりである。
５として、ガラス電極法で測定した。硝酸態窒10）のように読み分ける。

素については、土壌１０g を１M 塩化カリウム

なお、「みどりくん N」でより正確に硝酸態

５０ml で抽出後、FIA 法（フローインジェク

窒素量を測定するには、試験紙の色がカラー

ション分析法）により測定した。水溶性リン酸

チャートの中央部（土壌診断であれば、15kg

については、土壌１g を水２００ml で２時間

／ 10a、水質分析であれば、NO3 N 10mg ／ L、

抽出後、FIA 法により分析した。交換性カリウ

野菜の栄養診断であれば、NO3 45mg ／ kg）付

ムについては、２g の土壌を１００ml の pH ７,

近、あるいはその低濃度側になるようにするこ

１M 酢酸アンモニウム溶液で抽出後、ICP 発とが望ましい。もし、測定値がそれより右側の

光分析法で測定した。

汁液量を減らす、あるいは希釈するなどの操作を行う。

① pH（H2O）： 第２表のように、測定値が 0.4程度ずれる土壌もあったが、「みどりくん」による測定値は従来法とほぼ一致し、回帰で得られる測定値
はどこまで正確か（本格的診断法との比較）

係数はほぼ 1 に近く、相関係数も 0.85 とほぼ満足できる結果であった。
②硝 酸態窒素：「みどりくん」では、露地圃場
の土壌７点中６点で検出できなかったが、ハ
読取時間60秒◆土壌のpH（H2O）専用（水や養液のpH測定に誤差が出るため使用できない。）
読取時間30秒◆作土中に残存する硝酸態窒素量を直読
数値は１０a、１５cm当たりの窒素kg量◆水、養液中の硝酸性窒素濃度測定◆植物体中の硝酸濃度測定に使用
写真10「みどりくんN」のカラーチャートの読み方

－6－

従
来
法 40
（
NO3
N
kg 20
／
10
a
）
0

に改良したものであるので、市販品でも同様の

Y= 0.9914x+0.3534
r = 0.996**

結果が得られると見なしてもよい。

9．
かす

0

20
40
60
みどりくん（NO3-N kg／10a）① pH（H2O）
土壌の水懸濁液の pH を示し、土壌の酸性・（土壌中の硝酸態窒素）

中性・アルカリ性を判断する。

y = 8.3707x + 1.3754

一般に、植物の栽培に適する pH（H2O）は 6.0

従r = 0.962**
来
法
（
水
溶
性 50
P2O5
kg
／
10
a
）
0
0
5
10
みどりくん（水溶性 P2O5 kg／10a）～ 6.5 で、それより低ければ、苦土石灰（苦土カル）のような石灰資材を施用して酸性を改良する。その施用量は pH（H2O）だけの測定値から判断することはできないので、正式な土壌分析（緩衝能曲線の測定）に基づいて決定することが望ましい。ガーデニングの場合には、土壌の pH（H2O）が６. ０以下であれば、苦土石
灰を１m2 当たり１００～２００g を目安とし

第２図 「みどりくん」と従来法の比較（土壌中の水溶性リン酸）

従 300の結果をどう活（1）土壌診断第１図 「みどりくん」と従来法の比較
100（2）実験結果8．

いる。市販品のカラーチャートは試作品をさら-pH（H2O）については、土壌：水の比率を１：

は３種類の数値が記載されているので、（写真

高濃度域であれば、採取する土の量や野菜の搾が市販品のカラーチャートの数値とは異なって
60

どりくん N」の硝酸態窒素のカラーチャートに–が認められた。

て施用し、土とよく混和する。
ハウス土壌の場合には、多量の硝酸態窒素がY= 14.881x+11.119
r = 0.806**

来
法
（
交
換 200
性
カ
リ
ウ 100
ム
K2O
kg
／
10 0
0
a
4
8
12
16
20
）
みどりくん（水溶性カリウム K2O kg／10a）

集積して異常に低い pH（H2O）を示すことが多い。このような場合に石灰資材を施用すると交換性塩基が過剰となり養分バランスを崩すので十分注意してほしい。
pH（H2O）が６. ５より高ければ、基本的に石灰資材を施用しない方がよい。
②硝酸態窒素植物が生育するために最も重要な土壌養分で

第３図 「みどりくん」と従来法の比較あるが、硝酸態窒素が多すぎると、土壌の塩類（土壌中のカリウム）－7－

④水溶性カリウム濃度（EC）が高まったり、植物生育に障害を与える。

水溶性カリウムとは植物に容易に吸収される

適正な硝酸態窒素量は植物の種類により異なカリウムである。「みどりくん」により５kg ／るが、一般的には５kg/ １０a 程度であるので、

１０a 以下の水溶性カリウムは測定できないのその付近を目安として、追肥の必要性を判断すで、カリウムが過剰な畑やハウスで使用する。

る。ハウス栽培の場合には硝酸態窒素が１０～

１０kg ／１０a 以上を示す場合には、カリウム

１５kg ／１０a 以上に達することもあるが、そ過剰であるため、カリウム施用量を削減する。

のような場合には窒素を含んだ肥料の追肥を控

カリウム過剰は土壌の塩基バランスを崩し、拮えた方がよい。

抗作用によるマグネシウム欠乏症などの原因と③水溶性リン酸なるので注意する。

水溶性リン酸とは植物に容易に吸収されるリ（2）植物栄養診断および野菜の品質診断ン酸である。
「みどりくん」により５kg ／１０
a 以下の水溶性リン酸を測定することはできな

果菜類の葉柄搾汁液中の硝酸分析による栄養

いので、リン酸が過剰な畑やハウスで使用する。

診断基準については、埼玉県園芸試験場の六本

１０kg ／１０a 以上を示す場合には、リン酸過木が詳しく検討している。測定試料の採取部位

剰であるためリン酸施用量を削減する、あるいとその適正基準は第３表のとおりである。ただは思い切ってリン酸無施用とすることが望まし

し、栽培地域や作型、品種などにより異なるとい。土壌のリン酸過剰はアブラナ科野菜根こぶ

思われるので、あくまで参考値とすべきであろ病やジャガイモそうか病などの土壌病害を助長う。

することが明らかになっているので、注意する。

10．

に関するＱ＆Ａ

を使えば、これまで行ってQ1「みどりくん」
きた土壌診断を止めてもよいか？

A1

土壌診断を人の健康診断に例えれば、従来の土壌診断は職場で行う定期健康診断、「みどりくん」は自分の血圧を家庭用血圧計で測るようなもの。これからの土壌管理には両方が不可欠。欲を出せば、年に一度は人間ドックに相当する農大土壌研式土壌診断のような精密土壌診断分析を受けることが望ましい。

では電気伝導率（ＥＣ）が測れ
Q2「みどりくん」
ないのでは？

A2 土壌の電気伝導率とは、塩類濃度を示す値であるが、そのほとんどは硝酸態窒素の量に支配される。従来、土壌中の硝酸態窒素を測定することが難しかったので、便宜的に電気伝導率を測ってきたわけである。

Q3 「みどりくん」の試験紙の寿命はどれくらい?

A3 試験紙の有効期間は製造後２年であるが、正しく管理しなければ、それより短くなる。
容器の中からチップを取り出したら、直ぐに、蓋を堅く閉めることが大切 。

第２表

第３表

従来法との比較（pH（H2O））
測定法
みどりくん
（x）
従来法（y）

露地①
6.0
6.2

②
6.0
6.1

③
6.0
6.2

④
6.5
6.2

⑤
7.0
7.1

測定法
みどりくん
（x）
従来法（y）

ハウス①
6.0
6.1

②
6.0
6.0

③
6.0
5.9

④
6.0
5.6

⑤
6.0
5.7

⑥
6.0
6.2

⑦
6.5
6.5

回帰式
y＝0.9714ｘ＋0.8485
r = 0.85**（n=12）
ｘ：みどりくん ｙ：従来法

野菜の栄養診断のための試料採取部位とその栄養診断基準
野菜の種類
キ ュウリ

試料採取部位
第14～16節の本葉の葉柄

栄養診断適正域（mg/L）
3,500～5,000
半促成栽培初期
半促成栽培中期

ト マ ト
イ チ ゴ

900～1,800

半促成栽培後期

500～1,500

抑制栽培（収穫全期間）

3,500～5,000

ピンポン玉大に肥大した
果実周辺の葉の葉柄

促成栽培

1,500～3,000

半促成栽培

1,000～2,000

最も新しい展開葉から３番目の葉の葉柄

収穫初期

1,800～2,600

収穫中期

1,300～2,200

収穫後期

900～1,800を使って、養液や地下水のQ4 「みどりくんN」
pHを測れるか？

A4 pH試験紙のカラーチャートが土壌のpH（ H 2O）専用になっているため、現段階では養液や地下水の正確なpHを測定することはできない。発売後そのようなニーズもあることがわかったので、今後測定できるように改良する予定である。

に使う精製水はどこで入手
Q5 「みどりくん」
できるか？

A5 精製水は薬局・薬店で簡単に入手できる。通常、コンタクトレンズの洗浄剤・保存剤の溶解剤として市 販されている。5 0 0 入りで1 0 0 円 程 度であるが 、多 量に使 用 する場 合には20 入りのポリタンクを購入すると割安となる。

Q6 「みどりくん」の価格が高すぎるのでは？
A6 正 直 言って、そう思う。もう少し安いことを願っていたが 、開 発 者にはわからないブラックボックスがあるようだ 。しかし 、ものは 考えようで「 みどりくん 」を使って、その 経費以上に肥料代が削減できればよいのでは。また、「みどりくん」のライバルであるM社の試験紙の価格と比べると同等か少し安い。M社の方法では８万円程度の測定器具を使うので、さらに高くなる。いずれにせよ、今 後 販 売 数 が 増えれば 、価 格も下 がることが 期 待できるので、その 観 点からもこの「みどりくん」を勧めたい 。

（六本木, 1989）

－8－

－9－

④水溶性カリウム濃度（EC）が高まったり、植物生育に障害を与える。

水溶性カリウムとは植物に容易に吸収される

適正な硝酸態窒素量は植物の種類により異なカリウムである。「みどりくん」により５kg ／るが、一般的には５kg/ １０a 程度であるので、

１０a 以下の水溶性カリウムは測定できないのその付近を目安として、追肥の必要性を判断すで、カリウムが過剰な畑やハウスで使用する。

る。ハウス栽培の場合には硝酸態窒素が１０～

１０kg ／１０a 以上を示す場合には、カリウム

１５kg ／１０a 以上に達することもあるが、そ過剰であるため、カリウム施用量を削減する。

のような場合には窒素を含んだ肥料の追肥を控

カリウム過剰は土壌の塩基バランスを崩し、拮えた方がよい。

抗作用によるマグネシウム欠乏症などの原因と③水溶性リン酸なるので注意する。

水溶性リン酸とは植物に容易に吸収されるリ（2）植物栄養診断および野菜の品質診断ン酸である。
「みどりくん」により５kg ／１０
a 以下の水溶性リン酸を測定することはできな

果菜類の葉柄搾汁液中の硝酸分析による栄養

いので、リン酸が過剰な畑やハウスで使用する。

診断基準については、埼玉県園芸試験場の六本

１０kg ／１０a 以上を示す場合には、リン酸過木が詳しく検討している。測定試料の採取部位

剰であるためリン酸施用量を削減する、あるいとその適正基準は第３表のとおりである。ただは思い切ってリン酸無施用とすることが望まし

し、栽培地域や作型、品種などにより異なるとい。土壌のリン酸過剰はアブラナ科野菜根こぶ

思われるので、あくまで参考値とすべきであろ病やジャガイモそうか病などの土壌病害を助長う。

することが明らかになっているので、注意する。

10．

に関するＱ＆Ａ

を使えば、これまで行ってQ1「みどりくん」
きた土壌診断を止めてもよいか？

A1

土壌診断を人の健康診断に例えれば、従来の土壌診断は職場で行う定期健康診断、「みどりくん」は自分の血圧を家庭用血圧計で測るようなもの。これからの土壌管理には両方が不可欠。欲を出せば、年に一度は人間ドックに相当する農大土壌研式土壌診断のような精密土壌診断分析を受けることが望ましい。

では電気伝導率（ＥＣ）が測れ
Q2「みどりくん」
ないのでは？

A2 土壌の電気伝導率とは、塩類濃度を示す値であるが、そのほとんどは硝酸態窒素の量に支配される。従来、土壌中の硝酸態窒素を測定することが難しかったので、便宜的に電気伝導率を測ってきたわけである。

Q3 「みどりくん」の試験紙の寿命はどれくらい?

A3 試験紙の有効期間は製造後２年であるが、正しく管理しなければ、それより短くなる。
容器の中からチップを取り出したら、直ぐに、蓋を堅く閉めることが大切 。

第２表

第３表

従来法との比較（pH（H2O））
測定法
みどりくん
（x）
従来法（y）

露地①
6.0
6.2

②
6.0
6.1

③
6.0
6.2

④
6.5
6.2

⑤
7.0
7.1

測定法
みどりくん
（x）
従来法（y）

ハウス①
6.0
6.1

②
6.0
6.0

③
6.0
5.9

④
6.0
5.6

⑤
6.0
5.7

⑥
6.0
6.2

⑦
6.5
6.5

回帰式
y＝0.9714ｘ＋0.8485
r = 0.85**（n=12）
ｘ：みどりくん ｙ：従来法

野菜の栄養診断のための試料採取部位とその栄養診断基準
野菜の種類
キ ュウリ

試料採取部位
第14～16節の本葉の葉柄

栄養診断適正域（mg/L）
3,500～5,000
半促成栽培初期
半促成栽培中期

ト マ ト
イ チ ゴ

900～1,800

半促成栽培後期

500～1,500

抑制栽培（収穫全期間）

3,500～5,000

ピンポン玉大に肥大した
果実周辺の葉の葉柄

促成栽培

1,500～3,000

半促成栽培

1,000～2,000

最も新しい展開葉から３番目の葉の葉柄

収穫初期

1,800～2,600

収穫中期

1,300～2,200

収穫後期

900～1,800を使って、養液や地下水のQ4 「みどりくんN」
pHを測れるか？

A4 pH試験紙のカラーチャートが土壌のpH（ H 2O）専用になっているため、現段階では養液や地下水の正確なpHを測定することはできない。発売後そのようなニーズもあることがわかったので、今後測定できるように改良する予定である。

に使う精製水はどこで入手
Q5 「みどりくん」
できるか？

A5 精製水は薬局・薬店で簡単に入手できる。通常、コンタクトレンズの洗浄剤・保存剤の溶解剤として市 販されている。5 0 0 入りで1 0 0 円 程 度であるが 、多 量に使 用 する場 合には20 入りのポリタンクを購入すると割安となる。

Q6 「みどりくん」の価格が高すぎるのでは？
A6 正 直 言って、そう思う。もう少し安いことを願っていたが 、開 発 者にはわからないブラックボックスがあるようだ 。しかし 、ものは 考えようで「 みどりくん 」を使って、その 経費以上に肥料代が削減できればよいのでは。また、「みどりくん」のライバルであるM社の試験紙の価格と比べると同等か少し安い。M社の方法では８万円程度の測定器具を使うので、さらに高くなる。いずれにせよ、今 後 販 売 数 が 増えれば 、価 格も下 がることが 期 待できるので、その 観 点からもこの「みどりくん」を勧めたい 。

（六本木, 1989）

－8－

－9－

国内販売代理店〒103-0021

東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル
tel：03-3279-6200 fax：03-3279-6757

輸入販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社〒141-8673

東京都品川区大崎1-11-1

ゲートシティ大崎ウエストタワー