非接触式体温計 パピッとサーモ はさまない体温計、お手軽だけどアラーム機能付き

No.56519 カタログ P.1179 掲載

FHJ
商品コード

型式

219-88-08-08 NIR-01

平成 31 年 04 月 01 日 発行

体温測定範囲（℃） 物体表面温度測定範囲（℃） 価格（\）+34.0～+42.2－22.0～+80.05,980■特長●額に近づけるだけで簡単に最短1秒で体温が測定できます。
●皮膚に触れずに測定できるので安全、清潔です。
●額の温度をより体温に近い口内温度に換算して表示します。
●暗所でも電子音とブルーのバックライトで表示が確認できます。
●付随機能として物体表面温度や室温が測定できます。のご紹介■仕様●体温測定範囲（測定部位：額）：+34.0～+42.2℃●体温測定精度：±0.2℃（+36～+39℃）、±0.3℃（左記範囲以外）●物体表面温度測定範囲：−22.0～+80.0℃●物体表面温度測定精度：±4% または±2℃のどちらか大きい方●室内温度測定範囲：+10.0～+40.0℃●室内温度測定精度：±2.0℃●最小表示単位：0.1℃●体温測定結果保存数：最新60件●電子音：起動時、測定中、測定完了時（すべて無音に変更可能）●表示部：LCD●使用温湿度：+10～+40℃、95%RH以下（但し結露なきこと）●保管温湿度：−20～+50℃、85%RH以下（但し結露なきこと）●電源：単4（1.5V）乾電池×2個●自動電源オフ機能：1分後に自動で電源オフ●外形寸法：約W47.6×H188.0×D29.0㎜●重量：約82g（電池含まず）●付属品：取扱説明書、添付文書、収納ケース※医療機器認証番号：226AFBZX00029000▲

赤外線温度計収納ケース付き

高精度放射温度計
赤外線放射温度計

非接触式体温計 パピッとサーモPRO はさまない体温計、お手軽だけどアラーム機能付き

食品用放射温度計

19 カタログ P.1179 掲載

赤外線サーモグラフィー■特長● 体温モード、物体表面温度モード、室温モードの3つの測定機能を備えています。
● 体温の測定のほか、ミルク・スープなどの食事やお風呂の温度の測定、室内温度の測定にもご利用できます。
● 体温・物体表面温度モードには9件のメモリ機能を搭載しています。
● 自動、手動校正システムを搭載しています。
● 測定終了後、約15秒後に自動で電源オフになるオートパワーオフ機能付きです。
■仕様
体温モード（測定部位：額）：34.0～42.5℃
物体表面温度モード：1.0～55.0℃
室温モード：5.0～40.0℃±1.0℃：1.0～19.9℃、±0.3℃：20.0～35.9℃±0.2℃：36.0～39.0℃、±0.3℃：39.1～42.5℃
確度±1.0℃：42.6～55.0℃
0.1℃
分 解 能
16.0～40.0℃, 15～93%RH 但し結露なきこと
使用温湿度－10.0～60.0℃, 但し結露なきこと
保存温湿度
最新9件(体温モード・物体表面温度モードのみ)
メモリ件数
単4形乾電池（1.5V）×2個
電源
約1,000測定回（アルカリ乾電池使用時）
電 池 寿 命付 属 品 取扱説明書、添付文書、単4形乾電池（1.5V）×2、ネックストラップ

測 定 範 囲※医療機器認証番号：227AFBZX00083000

赤外線サーモグラフィ
FHJ

サーモキャプチャー

赤外線サーモグラフィ

商品コード型式 体温測定範囲（℃）
寸法（㎜）
重量（g） 価格（\）
219-88-08-22 NIR-10 34.0～42.5 W43.5×H94.5×D21.5 約60 13, 800

パピッとサーモ本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 （3252）3461 FAX 03 （3252）5458〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話 06 （4800）3939 FAX 06（4800）3938〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052 （238）6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092 （643） 8645 FAX 092（643） 8646
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022 （772）7669 FAX 022 （772）7670
電話 090 （2481） 6184

非接触式体温計
非接触式体温計W 赤外線放射温度計 高温タイプ
NE

19 カタログ P.1159 掲載

Ｋタイプ熱電対でも温度測定。
レーザーマーカー付放射温度計－35.0～1500℃(表示範囲－35.0～1600℃)

放射温度計
測定範囲
最小表示

W サーモキャプチャー
NE
可視画像と熱画像を重ね合わせできるサーモグラフィー
FHJ

0.1℃(－35.0～999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(－35.0～－0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0～1500℃の範囲)
0.1～1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)
放射率設定範囲
約1秒間(90％)
応答時間
D：S=60：1(D=1.5m以上)
測定距離(D)：測定範囲(S)レーザーマーカー クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635～660nm、出力パワー1mW未満

商品コード
商品コード

セ
温測■仕様
測定項目/表示項目 放射赤外線センサによる温度、K熱電対センサ(別売)による温度1秒毎

IT-480S

測定間隔
商品コード

型式

温度測定範囲(℃)

価格（￥）

123-70-23-21

AD-5634－35～1500

39,500■特長●Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)できます。 ●約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり) ●Kタイプ熱電対温度センサー(別売)を接続して測定できます。 ●内部メモリに24個までの測定データを記録できます。 ●高精度D:S比=60:1(最大) ●測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。 ●バックライト機能付き
で、暗い場所でも見やすい表示です。 ●放射率の設定ができます。 ●上限値/下限値のアラーム設定が可能です。 ●「最高温度」「最低温度」「平均温度」「差分温度」の表示が可能です(連続使用時)。

19 カタログ P.1161 掲載

力－50～500℃－50～1000℃

USB出力(分解能0.1℃) 電流出力(4～20mA、分解能0.24μA)

電流出力範囲－50～500℃(出荷時0～500℃)

測定精度±1℃以内（0～200℃、USB出力）

再 現 性

0.5℃以内（0～500℃）

応答時間
測定視野

IT-480F/P

8～14㎛

測定温度範囲出IT-480N/W－50～1000℃(出荷時0～500℃)

FHJ
商品コード

[電流出力] 0.14s以内(95%、移動平均データ数1の時)
φ3㎜以下(距離30㎜)

φ8㎜以下(距離100㎜)

φ72㎜以下(距離1000㎜)

φ35㎜以下(距離1000㎜)

放 射 率 出荷時設定 0.95(PCアプリケーションソフトにて0.100～1.999の範囲で変更)＊

照設置ゲージレーザー(Class1)
IT-480N/Fのみ IT-480W/Pは照準なし

取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(長さ2m)、設置ゲージ

取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(長さ2m)

準付 属 品型式タイプ

測定温度範囲(℃)

摘要価格（￥）

830-70-24-01 IT-480S 微小スポットタイプ －50～ 50 0－-02 IT-480L 小スポットタイプ －50～ 500－-03 IT-480N
汎用タイプ －50～ 500 照準レーザ付-04 IT-480W
汎用タイプ －50～ 500－-05 IT-480F 狭視野タイプ －50～1000 照準レーザ付-06 IT-480P 狭視野タイプ －50～1000－90, 000
90, 000
77, 000
65, 000
94, 000
82, 000＊他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100～1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。

■特長●赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の【高精度】設置型放射温度計です。
●測定精度：±1.0℃、再現性：0.5℃（測定温度：0.0～200℃において)を実現しました。
●USBポートで、パソコンと接続するだけで電源供給・連続測定データ収集が可能です。
●付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます。

■特長■仕様●食品衛生に関する温度管理用の、型式
ＨＡＣＣＰ安全食品保管温度対応
確度
チェックライト付きの放射温度計です。
（環境温度23℃±2）●温度測定の際に測定スポットがＬＥＤ
測 定 波 長イルミネーションで表示されるので、射率どの範囲を測定しているかが明確です。 放●FoodPro Plus：赤外線スキャナー、応 答 速 度
突刺し型プローブ温度計、アラーム付き Ｄ ： Ｓ 比タイマーが一体化したモデル。
推奨ダーゲットサイズ
プローブは取替え可能。
外 形 寸 法ディスプレイバックライト付き。
-36

FHE重電

商品コード

型式

測定範囲（℃）

価格（￥）

597-70-23-35-36

FoodPro－30～＋200

16,30032,200

FoodPro Plus

－35～＋275

価格
価格（￥）
（￥）

75, 000

ー 32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー

度
確度
定
分解能付

属

－20～+380℃±2%rdg または ±2℃の大きい方
0.1℃

検出器

FoodPro

33°
×33°

フォーカス
フォーカス

固定

使用温湿度範囲

最低焦点距離0.1m

保存温度範囲－20℃～+60℃、80%RH以下(但し結露なきこと)

フレームレート
フレームレート

6Hz

バ ッッ テテ リ リー ー

3.7Vリチウムイオン充電池(2500mAh、交換不可)

測定波長8～11.5㎛

バッテリ連続使用可能時間
バッテリ連続使用可能時間

約6時間(フル充電にて)0.2メガピクセル

PCCととのの 接
P接続
続USB接続(画像転送/バッテリー充電)

外

放 射 率 補 正0.01～1.00(可変)質

オートパワーオフ
オートパワーオフ

30秒～30分30秒(可変)付

示器

赤外線サーモグラフィ

属法

鮮明なサーマルイメージングを実現。WiFi対応
特長●赤外線サーモグラフィ「フリアーEx WiFiシリーズ」
は未だかつてない鮮明なサーマルイメージングを実現した次世代温度計測ツール。
●WiFi対応でモバイル端末との連携も自由自在です。
●誰でも簡単に直感で使える操作性に加え、付属ソフトウェアを利用し、パソコンとの連携、データ管理にもフレキシブルに対応。
●建築物の断熱検査、電気設備・ソーラーパネルの異常箇所チェックからランニングシューズ、 機能性素材の研究開発まで幅広い用途で即戦力として活躍します。
●文字まで認識できる鮮明な熱画[フリアー独自のスーパーファインコントラスト機能MSX®)]●付属のPCソフトウェア「FLIR TOOLS」を利用し、取得データを簡単にパソコンで管理・画像入りの詳細なレポート作成が可能、iPadにも対抗した多機能ソフトウェアです。
FIJ
商品コード

型式

IR解像度

MSX ® 解像度 温度分解能(℃)
0.15
0.10
0.06

794-70-25-01 FLIR-E4 80×60ピクセル
320×240-02 FLIR-E5 120×90ピクセル
ピクセル-03 FLIR-E6 160×120ピクセル

約215×66×48㎜

量約220g品

取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース

19 カタログ P.1162 掲載
41°×31°
熱画像：0.15m、MSX ® ：1m
9Hz
フォーカスフリー
7.5～14㎛
320×240ピクセル○○
熱画像/可視画像/スーパーファインコントラスト（MSX ®）/サムネイル－10℃～150℃±2℃または±2%の大きい方オン/オフ○
反射温度、放射率
モノクロ/アイアン/レインボー
内蔵メモリ（画像約500枚）
JPEG○ ※FLIR TOOLSと接続時○（解像度640×480ピクセル、パンフォーカス、視野角55°×42°±2）
USB Micro-B（通信・充電）
3.7V充電式リチウムポリマー電池
2時間
1.5時間
90-260VAC入力、5V出力
自動シャットダウンあり－10℃～+50℃－40℃～+70℃
1 3 0 g （電池含む ） / 125×80×24㎜■仕様

赤外線サーモグラフィ

最小φ12㎜（12～300㎜）

アルカリ電池（9Ｖ）

寸

MP4

■仕様

手軽に持ち運べるポケットサイズで操作はタッチパネル式

500㎳以下

単3電池1個、接触用温度プローブ（取付け済み）、アルカリ電池（9Ｖ）1個、品
クイックスタートガイド ポーチ、クイックスタートガイド、取扱説明書（ＣＤ-ＲＯＭ）形視野
角
最小焦点距離フレームレート特長ォ ー カ ス
●本当にポケットサイズの赤外線 フ
スペクトル波長サーモグラフィ。
3インチカラーディスプレイ
●WiFi経由でスマートフォンやタブ 画 面 の 自 動 回 転
タッチスクリーン
レットの連携可能。
画 像 表 示●耐衝撃落下性能（2m)。
対象温度範囲●数値やラベルまで認識できる 精度
鮮明な熱画像（MSX®スーパー ス ポ ッ ト メ ー タ ー
放 射 率 補 正
ファインコントラスト機能)。
測 定 値 補 正
●画面の自動方向制御。
カラーパレット
保 存 メ デ ィ ア●熱画像・可視画像・MSX®画像をスナップショットボタンでJPEG保存。
画像ファイル形式●温度範囲は、−10℃～150℃と広範囲。
ビデオストリーミング/可視ムービー●USB Micro-Bデータ通信。
デジタルカメラ●付属のPCソフトウェア「FLIR TOOLS」を利用し、取得データを簡単にインターフェース
電池
パソコンで管理・画像入りの詳細なレポート作成が可能。
稼 働 時 間付属品
充 電 時 間ストラップ、充電器、操作マニュアル、USBメモリスティック（説明書付）、外部ACアダプタ
USBケーブル、専用ポーチ、専用三脚アダプタ
FIJ 電 源 管 理
動作温度範囲商品コード
型式
熱画像解像度 温度分解能(℃) 価格（￥）
保管温度範囲794-70-25-11 FLIR-C3 80×60ピクセル＜0.10109, 800 重 量 / 寸 法

2.5：1＠90％エネルギー
165×32×50㎜－10℃～+50℃、0～85%RH(但し結露なきこと）

測定視野角

8～14㎛

150ｇ（電池含む）

BMP、JPEG

32×32(1024)ピクセル

食品サービス工程に固定

量 100ｇ（電池含む）
単3電池1個源

内蔵/外部(microSDカード64GBまで(別売))解像度

FoodPro Plus

150×30×50㎜

7ボタン(電源、上/下/右/左、メニュー、測定)タ
タ

画
像像 静 止 画
画
フォーマットフォーマット 動画±1℃（0～65℃） ±1℃±0.1℃/℃（0℃以下）
読み値の±1.5％（65℃以上）
5～14㎛

メ

1%

2.8型カラーLCD、タッチパネル

表ンンモ
モ リリ ーーボ±5%rdg可視カメラ(分解能)可視カメラ(分解能)

WNE

■
■特長
●色分けされた全ての画素(32×32=1024)に温度情報を記録。
●熱画像と可視画像の重ね合わせが可能で、測定部位が分かりやすい。 ●タッチパネル搭載で温度情報の呼出しや設定が簡単。
●湿度測定機能搭載、測定環境把握に便利。 ●動画(MP4)、静止画(BMP/JPEG)保存。

0～80%RH度確度定
分解能

19 カタログ P.1160 掲載

食品用放射温度計 ＦｏｏｄＰｒｏ／ＦｏｏｄＰｒｏ Ｐｌｕｓ

-35

湿測

FHJ

高精度と使いやすさで効率的な温度管理

IT-480L

サ

測定範囲

■仕様
型式
測定波長ン

測定範囲

単3形乾電池2個(モニタ用)、USBケーブル(AX-KO5403)、CD-ROM
Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書

W 高精度放射温度計
NE

温度測定範囲(℃) 湿度測定範囲－20～+380
0～80%RH■仕様

K熱電対－64.0～1400℃(測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)
表示範囲
0.1℃(－35.0～999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)
最小表示±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の数値測定精度(23℃±6℃時)約1秒間(90％)
応答時間
米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合、平板電極の中央間隔約7.9㎜
入力端子
Micro SDHCカードによる(4GB～32GB)
メモリ容量
約251,658,240データ(8GBのMicro SDHCカード使用時)
保存数
1秒間隔(放射温度計測定)、2秒間隔(K熱電対温度センサ、または放射温度計とK熱電対温度センサの同時測定)
保存間隔
CSV形式
保存ファイル形式
単3形乾電池2個
電源
約70時間(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライトを使用しない場合)
電池寿命
58W×203H×176D㎜
外形寸法
約426g(乾電池含む)
質量
USBケーブル
Aコネクタ⇄ミニBコネクタケーブル(長さ約150㎜、コネクタ部含まず)(内蔵時計設定時に使用)
付属ソフトウェア
CD-ROMに収録(付属) WindowsXP/7/8.1/10対応(内蔵時計設定時に使用)
付属品

型式219-70-25-94 THG-01

測定精度(23℃±3℃時)

19 カタログ P.1161 掲載

価格（￥）

159,000
299,000
399,000型
式 FLIR－E4 FLIR－E5
視 野 角 （ F O V ） 10.3mrad 6.9mrad

FLIR－E65.2mrad
熱画像、可視画像、MSX ®
、ピクチャー・
画 像 モ ー ド 熱画像、可視画像、MSX® イン・ピクチャー、サムネイルギャラリーNA
青：設定温度以下/赤：設定温度以上
カラーアラーム
45°×34°/0.5m
視野角/最小焦点距離7.5-13㎛
スペクトル波長9Hz
フレームレート
フォーカスフリーフ ォ ー カ ス
非冷却型マイクロボロメータ
検出素子（FPA）
3"320×240color LCD
デ ィ ス プ レ イ－20℃～+250℃
計測温度範囲計 測 温 度 精 度 ±2℃もしくは読み値の±2%（環境温度10～35℃、対象温度0℃以上の場合）
センタースポット
スポットメータ
調整範囲：0.1～1.0
放 射 率 補 正
表規定の材質の放射率表
放射率
自動/反射温度に基づく
反射温度範囲アイアン、レインボー、ブラック/ホワイト
カラーパレット
500枚以上の画像を保存できる内蔵メモリ
画像保存性能熱画像/可視画像/MSX ®の同時保存
画像保存モード
標準JPEG-14ビット（測定データを含む）
画像フォーマット
リチウムイオン電池
バ ッ テ リ ー3.7V
電圧
約4時間（25℃で通常使用の場合）
バッテリー稼働時間
充電はカメラ内で2.5時間で90%、充電器で2時間
充 電 時 間ACアダプター入力90～260VAC、出力5VDC
電源
15℃～+50℃
使用環境温度
575 g （バ ッ テ リ ー 含む ） / 244×95×140㎜
重 量 / 寸 法
FLIRサーマルカメラ、ハードケース、FLIR Toolsダウンロードカード、ユーザーガイド、標準パッケージ
CD-ROM、各種マニュアル、バッテリー（FLIR E8 2X）、充電用ACアダプタ、USBケーブル