製

仕様６ 版

エア用超音波流量計(ＲＳ４８５仕様)

信頼 創造 奉仕

１．仕品

型 式

１／５

ＴＲＸ[口径]Ｒ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

様

◎型

式

ＴＲＸ［口径］Ｒ－［ガス種］／５Ｐ／［脱脂処理］
口径□２５（２５Ａ）□３２（３２Ａ）□４０（４０Ａ）□５０（５０Ａ）□６５（６５Ａ）□８０（８０Ａ）

ガス種□Ｃ（工場空気）□Ｎ（窒素）

脱脂処理□未記入（未処理）□Ｋ（脱脂処理）流 量 範 囲（実流量）（精度保証範囲）
型式
流量範囲

精TRX25±0.6～35

TRX32±1.1～65

TRX40±1.3～80

TRX50±2.5～150

TRX65±4～240［m3/h］
TRX80±5～300度（実流量）・流量測定精度型
精度式±5％RD±2％RD

TRX25±0.6～3.5±3.5～35TRX32±1.1～6.5±6.5～65

TRX40±1.3～8±8～80

TRX50±2.5～15±15～150・ノルマル換算精度±２．５％ＲＤ（０．５ＭＰａ、常温、乾燥空気または窒素の場合）

ﾛｰﾌﾛｰｶｯﾄｵﾌ（実流量） ボタン操作により変更可（０≦設定値＜Ｑｍｉｎ）［m3/h 以内］
型式
TRX25
TRX32
TRX40
TRX50
TRX65TRX80
初期設定値±0.1±0.2±0.2±0.4±0.6±0.8

応 答 性

更新間隔：０．５秒
移動平均方式（初期設定値４回）による瞬間流量値の平滑化◎については選択項目です。

TRX65±4～24±24～240［m3/h］
TRX80±5～30±30～300

製

信頼 創造 奉仕表示品

仕様

エア用超音波流量計(ＲＳ４８５仕様)

６ 版

型 式

２／５ＴＲＸ[口径]Ｒ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

メイン表示：「左ボタン」により下記内容を切替選択［正流表示モード*1)を選択した場合］
正流積算流量（ｍ３）・正流トリップ積算流量（ｍ３）・瞬時流量（Ｌ／ｍｉｎ）*2)［逆流表示モード*1)を選択した場合］
正流積算流量（ｍ３）・逆流積算流量（ｍ３）・瞬時流量（Ｌ／ｍｉｎ）*2)
サブ表示 ：「右ボタン」により下記内容を切替選択
瞬時流量（ｍ３／ｈ）
・圧力（ｋＰａ）（ｹﾞｰｼﾞ圧）・温度（℃）＊1）表示モードは、ボタン操作及び通信により選択します。
＊2）瞬時流量（Ｌ／ｍｉｎ）を表示した場合は、メイン表示（積算流量）及びサブ表示（瞬時流量（ｍ３／ｈ）、圧力（ｋＰａ）、温度（℃））の表示はいたしません。

表示桁数

メイン表示
正流積算流量[m3］：００００００００．０
3
正流ﾄﾘｯﾌﾟ積算流量[m ］ ：ト０００００００．０
逆流積算流量[m3］：－０００００００．０
瞬時流量[L/min]：
０００００．００
単位：ボタン操作及び通信により選択
ノルマル流量選択時
スタンダード流量選択時
ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）
ｍ３（Ｓｔａｎｄａｒｄ）

９桁
８桁
８桁
７桁
実流量選択時ｍ３注）「正流積算流量」「正流ﾄﾘｯﾌﾟ積算流量」「逆流積算流量」において、実流量表示（ｍ３）を選択したときは小数点以下を２桁にて表示。
サブ表示
瞬時流量[m3/h］：０００．００（１０００未満）
００００．０（１０００以上１００００未満）
０００００ （１００００以上）

単位：ボタン操作及び通信により選択
ノルマル流量選択時
スタンダード流量選択時
ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）
ｍ３（Ｓｔａｎｄａｒｄ）

５桁
５桁
５桁

実流量選択時ｍ３

圧力[kPa］：００００．０

５桁

温度[℃］

：００．０

３桁

※圧力測定値が 5kPa 未満の場合、0kPa と表示します。

製

信頼 創造 奉仕

電流出力品仕エア用超音波流量計(ＲＳ４８５仕様)

様

６ 版

型 式

３／５

ＴＲＸ[口径]Ｒ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

出力方式：４－２０ｍＡ 吐き出し方式
出力精度：±０．５％ＦＳ
外部負荷：４００Ω以下（ボタン操作及び通信により「瞬時流量」「圧力」「温度」の切替可能）
瞬時流量選択時［正流表示モード］
ゼロ出力電流： ４．０ｍＡ（逆流～ローフローカットオフ）
出力電流下限： ４．０ｍＡ（ ４．０ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）［正逆流表示モード］
ゼロ出力電流：１２．０ｍＡ（ローフローカットオフ以内）
出力電流下限： ３．５ｍＡ（ ３．５ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）
フルスケール流量（ボタン操作及び通信により変更可）
型式
TRX25
TRX32
TRX40
TRX50
初期設定値
300600700
1200

TRX652000

TRX802500

圧力選択時
出力方式
： ４．０ｍＡ：０ＭＰａ，２０．０ｍＡ：１ＭＰａとして出力（固定）出力電流下限： ４．０ｍＡ（ ４．０ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）
温度選択時
出力方式
： ４．０ｍＡ：－１０℃，２０．０ｍＡ：＋６０℃として出力（固定）出力電流下限： ３．５ｍＡ（ ３．５ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）

接点出力

オープンドレイン出力１系統
出力１：単位パルス出力（正流）
最大負荷：２６．４Ｖ ＤＣ・５０ｍＡ
ＯＮ時飽和電圧：１．５Ｖ以下
ＯＦＦ時電流 ：５０μＡ以下
パルス出力
積算流量の増加に応じた単位パルスを出力する。
パルス単位：１００Ｌ／Ｐ（初期設定値）（ボタン操作及び通信により変更可）
最大出力周波数 ：１０Ｈｚ
出力方式：ワンショット又はデューティー（ボタン操作及び通信により変更可）
ワンショットパルス幅：50、100、125、250、500ms（ボタン操作及び通信により変更可）
ディーティー：３５～６５％

製

信

仕様

６ 版

エア用超音波流量計(ＲＳ４８５仕様)

信頼 創造 奉仕

通品

型 式

空気（主に工場エア）または窒素

使用流体温度－１０～＋６０℃、９０％ＲＨ以下

使用圧力０～１ＭＰａ未満（ゲージ圧）

使用環境－１０～＋６０℃、９０％ＲＨ以下 結露なきこと

保存環境－２０～＋７０℃（結露なきこと）

電

２４ＶＤＣ±１０％ 消費電力１．５Ｗ以下

流れ方向
接続方式

正逆流計測可（矢印で指示された方向を正とする。
）
型式
接続方式

TRX25
TRX32
管用テーパーねじ（ねじ込み）

TRX40
TRX50
TRX65
TRX80
ウエハ（ＪＩＳ１０Ｋフランジによる挟み込み）

取付姿勢

水平（ＬＣＤ表示部が上向き）、または垂直圧力損失

極小（直管と同等）

保護構造

ＩＰ ６４（JIS C0920：防塵、防まつ形）、屋外設置可能質量材

質

ＴＲＸ[口径]Ｒ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

通信方式：半二重通信方式（ＲＳ４８５通信）
通信速度：9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps（許容範囲：±1.0％）
同期方式：調歩同期式
ビット長：８ビット
パリティ：なし、偶数、奇数
ストップビット：1 ビット、２ビットビット伝送順序：b1 から b7 の順序（低位優先送出）
エラー制御
：CRC
※通信仕様書につきましては、弊社 HP からダウンロード下さい。

対象流体

源

４／５型
質式
量

TRX25
1.5 kg

TRX32
1.4 kgTRX40
1.0 kg

TRX50
1.2 kg

TRX65
1.4 kg

TRX80
1.7kg

○計測部
：エンジニアリングプラスチック（ＰＰＳなど）、アルミニウム合金○外ケース：アルミニウム合金○センサーゴム：ＦＶＭＱ（フロロシリコーンゴム）
表示部ケース：アルミニウム合金※ ○印は接ガス部品です。
脱脂処理品の場合、接ガス部品は脱脂処理を行なっております（詳細は「３．脱脂処理について」を参照ください）。

標準使用期間 １０年（環境温度２０℃、環境湿度６５％ＲＨにおいて）※保証期間とは異なります。

製

信頼 創造 奉仕

付 属 品

品

仕様

エア用超音波流量計(ＲＳ４８５仕様)

６ 版型 式５／５

ＴＲＸ[口径]Ｒ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

Ｍ４六角レンチ
芯出しカラー（ウエハタイプのみ）
フランジパッキン（ウエハタイプのみ）
ボルトセット（ウエハタイプのみ）
電源／出力ケーブル（６芯ケーブル）◎ケーブル長：□５ｍ（標準付属品） □２０ｍ（オプション）
結線：ＲＳ４８５(＋)・・・・・・・茶ＲＳ４８５(－)・・・・・・・黄２４Ｖ電源・・・・・・・・・赤ＧＮＤ ・・・・・・・・・・黒
４－２０ｍＡ出力・・・・・・緑
オープンドレイン出力・・・・白◎については選択項目です。

そ の 他

ＣＥマーキング、ＵＫＣＡマーキング、ＲｏＨＳ指令対応品

２．取扱上の注意
２－１．設置環境（１）耐候性の高い電子表示器を採用しておりますが、直射日光の当たる場所に設置される場合は、日よけを設けて下さい。
（２）電磁ノイズの多い場所、腐食性雰囲気への設置は避けて下さい。
（３）本製品は屋外設置可能ですが、水没の恐れがある場所や、常時水がかかる場所への設置は避けて下さい。
（４）流量計前後のバルブの開閉時は、一気にバルブ操作せずゆっくり開閉してください。
２－２．配管条件（１）安定した計測を実現するために、流量計の上下流側に２０※Ｄ以上（Ｄ：口径）の直管部を設けることを推奨します。
（※40～80A までは、10D 以上（Ｄ：口径）となります。
）（２）ミスト、ダスト等が多く含まれる場合は、垂直配管での設置をお願いします。なお、水平配管の場合は、表示部が上向きになるように流量計を取り付けてください。
（３）減圧弁や流量調整バルブの近郊に設置される場合は、別途ご相談願います。

３．脱脂処理について脱脂処理品の場合は、接ガス部品において下記の脱脂処理を行なっております。
（１）脱脂洗浄液による超音波洗浄脱脂処理
接ガス部品（下記特定部品以外）について、脱脂洗浄液に浸漬し超音波洗浄後、水道水（流水）で部品表面についた洗浄液を洗い流しております。
（２）アルコールふき取りによる脱脂処理
下記特定部品についてアルコールを染みこませたハンドタオルにより、ふき取り後、水道水を染みこませたハンドタオルで再度ふき取りを行なっております。
＜特定部品＞
超音波センサー、圧力センサーユニットの圧力導入部外壁面、熱収縮チューブ