文書番号 201904

小型軽量配線チェッカー
取 扱 説 明 書－目次－

1．ご使用の前に -----------------------------------2．小型軽量配線チェッカー操作方法 -----------------（１）受信器の操作方法 ---------------------------（２）発信器の操作方法 ---------------------------3．小型軽量配線チェッカー点検項目毎の取扱方法 -----（１）計器の二重計量チェック ---------------------（２）配線の入り繰りチェック ---------------------（３）電圧チェック、計器の計量動作チェック -------４．単相三線式配線使用時にご注意いただきたい事項 ---（１）受信器以降に負荷が接続されていない場合 -----（２）受信器以降に負荷が接続されている場合 --------

北海電気工事株式会社

122５77７8999文書番号 201904

１．ご使用の前に小型軽量配線チェッカーは、電気配線工事において次の点検を、高い精度で、適切に、効率的に作業できるようサポートいたします。
①計器の二重計量チェック②配線の入り繰りチェック③電圧チェック④計器の計量動作チェック
配線点検は、活線で、発信器と受信器を組み合わせて行います。配線点検の仕組みは、点検する配線に接続した発信器が信号電流発信器用抵抗（以下「信号用抵抗」という）に流れる電流を制御して、商用周波数の１サイクル１ビットとなる信号電流を発信し、電源側の配線に取り付けた受信器でその信号電流を受信する仕組みとなっています。このため、発受信時に、洗濯機、食器洗浄機など負荷電流が大きな変動をくり返すものや容量の大きい電気製品を使用中の場合は、信号電流を正確に受信できないことがありますのでご注意下さい。この場合、事前に、これらの電気製品の使用を停止して、既存の負荷電流を受信可能範囲内（Ｐ２「手順１」を参照）にしてから発受信してください。
また、発信器、受信器が正しく取り付けられてない場合においても信号電流を正確に受信できないことがありますので、判定は、発信器、受信器が正しく取り付けられているか確認してから行ってください。
【製品仕様】
項目

発信器

受信器

使用電圧

１００Ｖ／２００Ｖ（自動切替）

２００Ｖ以下

定格電流２Ａ（信号電流１Ｈｚの実効値）

消費電力量

２５ｍＷｈ以下（１回の信号発信）

使用周波数

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ（手動切替）

絶縁抵抗

１００ＭΩ（５００Ｖ絶縁抵抗計）－

耐電圧

ＡＣ２０００Ｖ １分間

－

使用方法

２線間電圧入力式

電源

9V 形乾電池(9V)１本（アルカリ電池推奨） 単５形乾電池(１.５Ｖ)３本（アルカリ電池推奨）

使用環境

・ 雨水に曝されることがなく乾燥した場所－

５０Ｈｚ／６０Ｈｚ（手動切替）

１線クランプ式・ 可燃性ガス等がなく、発熱、アークによる危険がない場所
使用温度範囲

０℃～４０℃

使用湿度

８０％ＲＨ以下（但し、結露しないこと）

保存環境－１０℃～６０℃、８０％ＲＨ以下（但し、結露しないこと）

外形寸法

150×８０×４０ｍｍ程度

120×５０×４０ｍｍ程度

重量５００ｇ以下（本体のみ）

１５０ｇ以下

付属品

コンセントコード、クリップコード機能

発信器は、最大５桁の数字文字情報を含む信号電流を発信し、電源側の配線－に取り付けた受信器で、その信号電流を受信する。
受信器は、受信した数字文字情報を５０回目まで記録し、表示送りスイッチを押すことで記録内容を表示させて確認できる。

1

文書番号 201904! 安全のために必ず守っていただきたいこと
×異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じた時は使用を中止してください。＜火災・やけ
どの原因となることがあります＞
×ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所での長時間使用および保管をしないでください。＜火災・感電の原因となります＞
×分解や改造をしないでください。＜感電・けがをするおそれがあります＞
×内部に水や異物を入れないでください。＜火災・感電の原因となります＞

２．小型軽量配線チェッカー操作方法
小型軽量配線チェッカーは、電気配線工事の点検を、停電することなく「計器の二重計量チェック」、「配線の入り繰りチェック」、「電圧チェック」、「計器の計量動作チェック」を簡単な操作で行うことができます。
小型軽量配線チェッカーの操作方法について以下に説明します。
配線工事の点検は、受信器と発信器を組み合わせて活線で点検します。
「計器の二重計量チェック」、「配線の入り繰りチェック」の操作手順は、次表のとおりです。
操作手順

内容

手順１

受信器の取付手順２

発信器から信号電流を発信

手順３

受信器の表示を確認（１）受信器の操作方法
受信器は、信号電流を受信器ＣＴ部分で受信し、コード変換した数字データを液晶画面に表示する装置です。
表示送り（押ボタンスイッチ）
受信待ち設定または受信内容の確認の時に使用します。

表示強調（押ボタンスイッチ）
液晶表示が薄くなった時、電池の取替時期ですが、このボタンを押すと表示を濃くして見られます。

上部側面

信号電流（スライドスイッチ）
常時「Ｌ」設定で使用します。

液晶画面
測定電流、設定推奨値、受信記憶内容などを表示します。

電源（スライドスイッチ）

ＣＴ開閉レバー
押すとＣＴが開きます2文書番号 201904
手順１．受信器の取付◇右図のように点検する配線の電源側の１線を受信器のＣＴの中を通して取り付け、電源を「ＯＮ」にします。この時、短時間、基本設定等を表示して次に進みます。
（表示内容；現在設定の信号検出周波数とプログラム番号）
５０Ｈｚセッテイ
Ｖｅｒ０９０７Ａ◇前記表示後、現在流れている負荷電流の値が一行目に表示されます。負荷電流が１０Ａ以下であれば信号電流スライドスイッチの設定を「“Ｌ”スイショウ」、１０Ａを超える場合は「“Ｈ”スイショウ」の設定指示のメッセージが表示されます。
Ｉｒ：００．０Ａ“Ｌ”スイショウ◇１０Ａを超える場合は、使用中の大容量電気製品を停止するなどにより負荷電流が１０Ａ以下となるようにした後、点検してください。
（既設負荷電流の変動が無ければ、“Ｌ”設定でも既設負荷電流が２０Ａまでは受信できます）◇現在流れている負荷電流の値が１０Ａ以下でも電流の変動がある場合は、下図の「ヘンドウ アリ」のメッセージが短時間表示されます。この場合、信号を受信できません。
Ｉｒ：０１．１Ａ
ヘント゛ウ アリ◇この場合は、使用中の負荷電流の変動の大きい電気製品を切った後に点検を行ってください。この状態で表示送りボタンを押すと待機状態となって受信できますが、この電流の変動を信号電流として間違って受信したり、受信が正常にできず「？」で表示される場合があります。
◇ここで表示される電流は、目安のもので、正確な値を確認したい場合は、精度の高い電流計を使用して測定してください。
◇ 前記表示後、表示送りを押すことにより下図の表示となり、受信待ち状態となります。なお、表示送りを押さない場合は、約５秒後に自動的に下図の表示となり、受信待ち状態となります。
シ゛ュンヒ゛ｏｋ“Ｌ” セッテイ“Ｌ”スイショウ◇右図のように点検したい計器が他にありましたら同様の手順で該当する計器に受信器を取り付けます。

3

文書番号 201904

手順２．発信器から信号電流を発信 ※（２）発信器の操作方法で説明
手順３．受信器の表示を確認◇前図のように点検すべきすべての部屋から発信した後、各計器に取り付けた受信器の表示を確認します。前図の場合、それぞれの受信器の表示が次のようになり、計器と部屋の間の配線が正常であると判定できます。
【１０１号室用計器取付受信器の表示】【１０２号室用計器取付受信器の表示】

０１：・・１０１

０１：・・１０２◇受信器の表示は、前図のとおりで各行の左端の数字が受信回数を表します。受信は最大５０回目まで受信して記録します。１回目は１行目に表示し２回目以降は２行目に表示します。
◇次図のとおり２回目以降も１回目と同じ番号を受信した場合は、２行目の表示は最後に受信した
受信回数とその部屋番号を表示します
０１：・・１０１
０４：・・１０１

同じ部屋番号１０１を４回受信した時の表示◇１回目と違う番号を受信した場合は、次図のとおり注意喚起のためその時点の回数とその部屋番号を表示し、そこで表示が固定します。しかしそれ以降も受信し、その内容は５０回目まで記録し、表示送りスイッチを押すことで記録内容を表示させて確認することができます。
０１：・・１０１
０２：・・１０２

違う部屋番号１０１，１０２，１０３，１０４を４回受信した時の表示◇なお、受信後に表示送りスイッチを押した後は、受信待ち状態が解除されますので、これ以降の受信はできません。受信待ち状態に戻すには、電源を切った後、入れ直して最初から操作をしてください。
◇記憶された受信内容を見る場合は、表示送りスイッチを押すことにより次の図のとおり１行目、２行目で受信回数順に表示させて見ることができます。受信した最後の回数の後に表示送りスイッチを押すと“ＤＡＴＡ ＥＮＤ”の表示となり、さらに表示送りスイッチを押すと１回目の表示内容に戻り繰り返して確認することが出来ます。
０１：・・１０１

受信後に最初に表示送りスイッチを押した時の表示

０１：・・１０１
０２：・・１０２

次に表示送りスイッチを押した時

０２：・・１０２０３：・・１０３

さらに表示送りスイッチを押した時

０３：・・１０３
０４：・・１０４

さらに表示送りスイッチを押した時

０４：・・１０４
ＤＡＴＡ END：・・１０４

さらに表示送りスイッチを押した時4文書番号 201904◇前回受信して記録した部屋番号を受信器の電源を切った後も、次の操作により見ることができます。
（操作方法）表示送りスイッチを押しながら電源スイッチを「ＯＮ」にし表示送りスイッチを放します。一回目に受信した部屋番号を一行目に表示します。この後、さらに表示送りスイッチを押すことにより２行目に２回目以降の受信回数と受信した部屋番号を表示します。なお、電源を入れて受信した場合は、新しく記録した部屋番号に置き換わります。
②① ③・・・（２）発信器の操作方法
発信器は、信号電流を発信する装置です。部屋番号など最大５桁の数字をキー入力して、これを発信することができます。
発信器に内蔵した信号用抵抗に流す電流を制御して２Ａの１サイクル１ビットとなる信号電流を発信します。
接続コード（コンセントコード） （クリップコード）

発信時点滅（ＬＥＤ）
信号電流が流れると点滅します
電源（スライドスイッチ）
電圧確認（押ボタンスイッチ）
接続のコンセントまたはクリップに印加している電圧の値を押し下げている間表示します

手順２．発信器から信号電流の発信◇発信器を部屋のコンセントなどに接続し、次の操作により信号電流を発信します。
◇発信器の電源を「入」にすると、短時間、基本設定等を表示して次に進みます。
（表示内容；現5文書番号 201904
在設定の信号検出周波数とプログラム番号）
５０Ｈｚセッテイ
Ｖｅｒ０９０７Ａ◇次メッセージが表示され部屋番号入力画面になります。
ＲｏｏｍＮｏＩｎ・・・・・ ＊♯
◇ 点検対象の部屋番号などをキー入力します。
ＲｏｏｍＮｏＩｎ・・１０１ ＊♯
◇ 「＃」キーを押すと、確認の次のメッセージが表示されます。
_Ｎｏ・・１０１２４°Ｃ ＊／♯◇ここで、「＊」キーを押すと部屋番号入力画面に戻ります。
◇「＃」キーを押すとキー入力した部屋番号を１サイクル１ビットとなる信号電流に変換して発信し、その信号電流を内部で検出して「発信時点滅」のＬＥＤが点滅します。信号電流が流れない場合は、ＬＥＤは点滅しません。Ｎｏの前に発信回数（同一部屋番号での発信回数、１０回以上は「ｚ」）を表示します。
1Ｎｏ・・１０１
２４°Ｃ ＊／♯◇ ２行目左に表示する温度は、内蔵する信号用抵抗の現在の温度です。信号電流を発信する毎に温度が上昇します。連続発信（１０回以上）などで温度が上昇し６１℃を超えた場合、内蔵する他の電子部品の保護のため次の表示となり発信できなくなります。温度が下がるまでお待ち下さい。（連続発信で信号用抵抗の温度が７０℃を超えた場合、サーモスタットが働き発信できる温度まで下がるのに時間がかかる場合があります）
6１°Ｃチョウカ
オマチクダサイ
なお、信号用抵抗の温度が２０℃未満の場合は、下図のとおり温度表示はされません。
_Ｎｏ・・１０１＊／♯ハッシン
6１°Ｃチョウカ
オマチクダサイ◇「＃」を入力し発信しようとした時、配線に電圧がない場合は。次の表示となり発信しません。
電源を確認してください。
０００ｖテ゛ス
カクニン ／♯？
/#?

6

文書番号 201904◇ 同様の操作で点検対象の各部屋に発信器を移動し室のコンセントなどに接続して信号電流を発信します。

３．小型軽量配線チェッカー点検項目毎の取扱方法（１）計器の二重計量チェック
二重計量チェックは、下図のように電灯用電力量計とタイムスイッチ電源側の線に受信器を取り付け受信待ち状態にして、タイムスイッチの電源側の端子にクリップで発信器を接続し、番号「１」を発信します。下図のような二重計量の場合は、電灯用電力量計とタイムスイッチに取り付けたそれぞれの受信器で番号「１」を受信し、電灯用電力量計が二重計量であることが判断できます。
なお、電灯用計器に受信器を取付けた時、「ヘンドウアリ」の表示が出た場合、既存の負荷変動が１Ａ以上あるため発信器から発信した電流信号を正しく受信できません。この場合は、二重計量となっていても受信できないことがあります。このような時は、負荷変動を発生させている電気製品を停止して受信器の「ヘンドウ アリ」の表示が無くなったこと、既存の負荷電流が１０Ａ以下であることを確認した後、電灯用回路で発信して正しく受信することを確認し、この後にタイムスイッチ側から発信して、電灯用電力量計に取付けた受信器で「？？？？」を含めた受信が無ければ二重計量は無いと判断してください。
電灯用受信器

温水器用

発信器
受信器

【電灯用計器取付受信器表示】【タイムスイッチ取付受信器表示】

0１：・・・・１

0１：・・・・１（２）配線入り繰りチェック
集合住宅などの同じ建物で複数の計測器が取り付けている場合、特に隠蔽方式の配線などでは、次図のとおり一般的な配線の場合は、計器と部屋への配線が一致していますが、例１，例２のような計器と部屋への配線が入り繰りにより配線誤りとなっている場合があります。

これをチェックするには、各計器に受信器を取り付け受信待ち状態とした後、各部屋から発信器を単ニ 100V の場合はコンセント、単三１００／２００Ｖの場合は分電盤の端子にクリップで接続し、7

文書番号 201904
各部屋１回、当該室の部屋番号を発信器にキー入力し発信します。各部屋から発信した後、計器に取り付けた受信器の液晶表示の受信部屋番号が、各部屋から発信した番号と同じであれば正しい配線と判断できます。
例１、例２のような配線誤りの場合、次のとおり受信した部屋番号が違うことから誤配線であることが分かり、どの部屋とつながっているかが明確に分かります。
配線誤り 例１【１０１号室用計器受信器表示】【２０２号室用計器受信器表示】
0１：・・２０２0１：・・１０１

配線誤り 例２【１０１号室用計器受信器表示】【１０２号室用計器受信器表示】【１０３号室用計器受信器表示】
0１：・・１０１0１：・・１０３0１：・・１０２

なお、配線が単相３線式の場合は、受信器は１Ｓまたは３Ｓの電圧線に取付け、発信器の接続はコンセントではなく分電盤の端子の電圧線側の両外線に接続して発信してください。

（３）電圧チェック、計器の計量動作チェック
計器端子での電圧チェック、計量動作チェッ
クする場合は、計器端子にクリップコードを接

単相２線式

単相３線式、三相３戦式

続し、発信器の電源を入れ、発信器の電圧確認スイッチを押すと液晶画面に端子間電圧の値が電圧確認スイッチを押している間、表示されます。表示される電圧は、目安のもので、正確な値を確認したい場合は、精度の高い電圧計を使用して測定してください。
表示された端子電圧が、次表の電気方式と各発信器線間の電圧が一致するかチェックして良否の判断をして下さい。電圧が０の場合は、計測器端子への発信器の接続コードの取り付けが正しいか確認してから判断してください。

8文書番号 201904

電気方式

条件

単相２線式１００Ｖ

１Ｌ～２Ｌ≒１００Ｖ

単相２線式２００Ｖ

１Ｌ～２Ｌ≒２００Ｖ

単相３線式１００Ｖ／２００Ｖ

１Ｌ～２Ｌ、２Ｌ～３Ｌ≒１００Ｖ、
かつ３Ｌ～１Ｌ≒２００Ｖ

三相３線式２００Ｖ

１Ｌ～２Ｌ、２Ｌ～３Ｌ、３Ｌ～１Ｌ≒２００Ｖ

電圧チェック後、「ＲｏｏｍＮｏＩｎ」の表示に従って、「６６６６６」（最大電流を流す番号。他の番号でも可）をキー入力した後「＃」キーを押して１秒程度の負荷電流を流しこの間に計器の計量動作（誘導型計器では円盤が回転し、電子計器では無計量表示が消える）のチェックを行ってください。

４．単相三線式配線使用時にご注意いただきたい事項
単相三線式配線における受信器の取付は、両外線（電圧線）に取り付けてください。発信器も両外線へ接続して発信してください。
（図４を参照）
間違って、受信器を中性線に取り付けた時、接続されている負荷電流（電気製品の使用状況）によって、信号電流を受信できない場合があります。
（１）受信器以降に負荷が接続されていない場合
図１のように取り付けた場合、受信器Ａおよび受信器Ｃも確実に信号電流を検出しますので正常に動作します。
図２のように取り付けた場合、受信器Ｃは正常に受信できますが、受信器Ａには信号電流が流れませんので受信できません。

受信器以降に負荷が接続されていなければ、中性線に取り付けた受信器Ｃは図１および図２でも受信できますが、受信器以降に負荷が接続されている時は受信できない場合があります。
（２）受信器以降に負荷が接続されている場合
図３のように、負荷が接続されている配線に、受信器ＡおよびＣを取付し、発信器を接続した場合、中性線に流れる負荷電流は負荷①と負荷②の差２Ａが矢印の方向（右方向）に流れます。
この時、中性線に流れる発信器からの信号電流２Ａは図示のとおり左方向へ流れます。
受信器Ｃでは、負荷電流と信号電流の合成した電流が流れますが、どちらも２Ａで方向が逆ですか
ら中性線の電流は０Ａに減少します。
受信器は“２Ａの電流増加”を信号電流として検出するよう設計しておりますので、電流の減少は
9

文書番号 201904
信号電流ではないと判定します。このような状況では受信することはできません。

以上の説明から、単相三線式配線における点検方法は図４に示す通り、受信器は両外線（電圧線）に取付し、発信器も同様に両外線に接続していただきますようお願いします。
このように取り付けていただくことで、どちらの受信器も“２Ａの電流増加”となり、信号電流を検出する、つまり受信することが可能となります。

10