NEW

No.60222 カタログ P.1199 掲載

令和 4 年 05 月 01 日 発行

熱中症暑さ指数計 JIS準拠（Ａ）
本体-07+-20

商品コード

型式359-88-08-07

SK-170GT

（B）
オプション
商品コード

359-88-08-13
359-88-08-20
359-88-08-18
359-88-08-19

熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数（WBGT指数）の測定が容易に可能
室内・室外に合わせたWBGT指数の切り替え機能付
用途に合わせた熱中症暑さ指数の目安シール付
最高値・最低値の表示機能付
RS-232C 出 力 付（RS-232C
ケーブルはオプション）
JIS B 7922 クラス2準拠

型式7687-90
8310-90
8310-108310-20

FHJ

測定範囲
温度：0.0〜50.0℃
黒球：0.0〜80.0℃
WBGT：0.0〜50.0℃
湿度：10.0〜95.0％RH

価格（¥）

28,000FHJ

品名
RS-232C接続ケーブル
三脚 ZF-400WSH
交換用黒球 GTS-01
輻射熱保護パーツ価格（¥）

5, 8007, 50012, 000
10, 000

温 度 ±0.6℃（20.0〜60.0℃）、± 2.0℃（左記以外）
黒球温度 ±1.2℃
WBGT ±2.0℃±5.0％RH（左記以外）
湿 度 ±3.0％RH（30〜90%rh、at20〜40℃）
温 度 0.1℃
黒球温度 0.1℃
分 解 能
WBGT 0.1℃
湿 度 0.1％RH
温 度 20.0〜40.0℃
JISクラス2 黒球温度 20.0〜60.0℃
測 定 範 囲 WBGT 15.0〜45.0℃
湿 度 30.0〜90.0％RH
JISクラス2測定条件 風 速 0.3〜3.0ｍ/ｓ
温 度 ±1.2℃
各測定要素の黒球温度 ±1.2℃
J I S要求精度
湿 度 ±3.0％RH
サ ン プ リ ン グ 約2秒
ア ラ ー ム 設 定 WBGT20.0〜49.9℃の範囲において0.1℃単位で設定可能（アラーム解除不可）
風 速 設 定 範 囲 0.1〜3.0m/sの範囲において0.1m/s単位で設定可能
電源 9V乾電池×1
電 池 寿 命 連続測定時：約600時間(アラームなしの場合)音
量 約75dB
使 用 環 境 0〜50℃ 95%rh以下（結露なきこと）
寸法 本体：約W71×D30×H275 ㎜(黒球部除く）、黒球部：φ60 ㎜
重量 約250g
付
属品 9V乾電池×1、取扱説明書×1、指針シール3種×1シート
測定精度

22 カタログ P.1199 掲載

データロガー熱中症計

（Ａ）
本体

商品コード

型式219-88-08-02 HI-2000SD（B）
オプション商品コード

219-81-13-99

型式

VSM-932EK

測定範囲
気温
（TA）
：0 〜50、黒球温度（TG）：0〜80℃
湿度：5〜95%RH
品名ACアダプター

測 定 項 目 測定範囲 分解能
測定確度±1℃（15〜59℃）、
W B G T 0〜＋59℃±1.5℃（上記以外）
指数（室内）±1℃（15〜56℃）、
W B G T 0〜＋56℃
0.1℃±2℃（上記以外）
指数
（室外）
±0.8℃
（＋15 〜＋40℃）
気温（TA） 0〜＋50℃±0.6℃（＋15 〜＋40℃）
黒球温度（TG） 0〜＋80℃

FHJ

価格（¥）

44,000

黒球式熱中症指数計
黒球型携帯熱中症計

特集
黒球付小型熱中症計

黒球式熱中症計
熱中症の危険性をいつでもチェックできる熱中症計。
ボタンを押すだけで、 自分のいる場所が安全かどうか確認できます。

±（3%rdg ＋1%RH）：≧70%RH
相 対 湿 度 5〜95%RH 0.1%RH±3%RH：＜70%RH

露 点 温 度 −25.3〜48.9℃
湿 球 温 度 −21.6〜50.0℃

FGE

価格
（¥）

3, 3000.1℃

気温と相対湿度より算出

測 定 項 目 測定範囲 分解能
測定確度
使用温湿度 0〜50℃、85％RH以下（ただし、結露のないこと）
保存温湿度 −20〜60℃、85％RH以下（ただし、結露のないこと）
本体：73×47×180H㎜、黒球：φ75㎜
外形寸法
約420 ｇ（電池含む）
重量

SDカードによるデータ記録が可能な黒球を使用した熱中症計です。
測定値のMAX
（最高値）
/MIN
（最低値）
表示機能付きです。
ホールド機能付きです。
オートパワーオフ機能付きです。
※S D カードのオプション品は取 扱っておりませ ん 。S D カードにつきましては、市販のSDカード（1〜16GB）をお買い求めください。

電源

付 属 品
オプション

熱中症指標計アルカリ単3（1.5V）
形電池6個
またはACアダプター（VSM−932EK/別売）
取扱説明書
専用ACアダプター（VSM−932EK）

データロガー熱中症計本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

〒113-0021 東京都文京区本駒込 1－7－16
電話 03 （3252） 3461
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 （4800） 3939 FAX 06（4800）3938〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052（238） 6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092（643） 8645 FAX 092 （643）8646〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022（772） 7669 FAX 022 （772）7670〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050（6868） 2001 FAX 0120 （823） 445

熱中症指数モニター

熱中症暑さ指数計
熱中症チェッカー

熱中症指数モニター

NEW

22 カタログ P.1199 掲載

黒球付小型熱中症計

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に熱 中 症 の 要 因である気 温。湿 度 の測定、日射や輻射熱も考慮できる黒球式を採用した熱中症対策温度計です。
J IS B 7922 クラス2準拠モデル
3 種 類 の ア ラ ー ム を 選 択 可 能。
（音・LEDでお知らせします）①身体作業強度(厚生労働省)②日 常 生 活 の 予 防 指 針( 日 本 生 気 象学会)
③運動の予防指針(日本体育協会)
室内、室外、衣類 の種類、作業や運動内容を設定することによって、熱中症の危険性をWBGT表示とアラームでお知らせします。
商品コード

型式

測定項目

872-88-08-01 MT-876

温度、湿度、WBGT、黒球FGE

価格
（¥）

6,000

※地上から1.2m以上の高さで測定してください。
※風速が0.3〜3.0m/s以外のとき、WBGT値に誤差が発生する場合があります。

NEW

予 防 指 針 身体作業強度等に応じたWBGT値に加えるべき補正値(＋衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値)(3種類から選択 ) 日常生活における熱中症予防指針/熱中症予防運動指針
温 度 表 示 範 囲 0.0〜50.0℃
温 度 分 解 能 0.1℃
温 度 精 度 ±0.6℃(20.0〜50.0℃) 左記以外±1℃
湿 度 表 示 範 囲 10.0〜95.0％RH
湿 度 分 解 能 0.1％RH
湿 度 精 度 ±5％RH(30.0〜90.0％RH、20〜30℃) 左記以外±7.0％RH
WBGT表示範囲 0.0〜50.0℃
W B G T 分 解 能 0.1℃
W B G T 精 度 ±2.0℃
黒 球 温 度 範 囲 0.0〜80.0℃ ※表示機能なし
黒 球 分 解 能 0.1℃
黒 球 精 度 ±0.6℃(20.0〜50.0℃) 左記以外±1℃
サ ン プ リ ン グ 約20秒/回
警 告 ア ラ ー ム ブザー：75ｄB/OFF LED：ON/OFF
ア ラ ー ム 時 間 15秒(ブザー/LED/ブザー+LED/OFF)規
格 JIS B 7922 クラス2
使 用 環 境 温度：0〜50℃ 湿度：0〜90％RH(結露なきこと) 風速：0.3m/s以上
機能 最大値/最小値表示、電池交換表示、室内室外モード
表 示 文 字 高 約17㎜(WBGT値表示部)

暑熱場所での熱中症危険から守る。環境の安全管理に熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に。 全球形黒球(直径40㎜)を使用。 JIS B 7922準拠(クラス2)。
WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20〜50℃)。 両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能です。 市
販のカメラ用三脚に取付けることができます
WBGT(熱中(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。
症指数)、温度、湿度の同時表示、黒球温度は切替表示です。 おまかせモードで自動アラームが可能です。 アラームブザーの音
量切替えができます。(大・小・オフ)
商品コードFHJ

型式

WBGT(℃) 温度測定範囲(℃) 湿度測定範囲 黒球温度(℃) 価格（¥）

123-88-08-07 AD-5698 0〜50

0〜50

20〜90%RH

0〜805,000

表 示 項 目測 定 項 目JIS B 7922 精度区分

WBGT指数、温度、相対湿度、
黒球温度温度、相対湿度、黒球温度
クラス2
WBGT
（熱中症指数）：0〜50℃（表示範囲−2〜52℃、最小表示0.1℃）
温度：0〜50℃（表示範囲−2〜52℃、最小表示0.1℃）
測 定 範 囲相対湿度：20〜90%RH（表示範囲：0.1〜99.9%RH、最小表示0.1%RH）
黒球温度：0〜80℃（表示範囲：−2〜82℃、最小表示0.1℃）
温度：±0.6℃（20.0〜50.0℃）、±1℃（左記以外）±1 0 %R H（左記以外（）@ 2 5 ℃）
測 定 精 度 相対湿度：±5 %RH（3 0 . 0 〜9 0 . 0 %RH）、
黒球温度：±0.6℃（20.0〜60.0℃）、±1℃（左記以外）
動作環境(使用範囲) 0〜50℃、0〜90%RH、風速0.3m/s以上（但し結露なきこと）
外径φ40㎜、厚さ1.8㎜、耐熱ABS製、放射率0.94
黒球20〜50℃（0.1℃刻みで設定可能）、上限値アラーム設定のみ
WBGT指数のアラーム範囲
大（約7 0 ㏈）、小（約6 0 ㏈（）距離1 0 ㎝）
、ブザーなしの設定可能
アラームブザー音量
単4形アルカリ電池2個
電源
約6か月（25℃、アラーム動作なし）
電 池 寿 命黒球：φ40㎜全球形
外 形 寸 法本体：W67.5×H114.5×D47.5㎜（ベルト用アタッチメント、黒球含む）
約9 0（g 電池含む）
質量
取扱説明書、電池（モニタ用）、ベルト、アタッチメント
付
属品

本体：W65×D25×H117㎜(黒球突出し部およびバンド通し含まず)

寸重電付

22 カタログ P.1197 掲載

熱中症指数モニター みはりん坊プロ

法 黒球：φ40㎜

量 80g
源 単4形アルカリ電池×2(電池寿命：約6ヶ月)
品 単4形アルカリ電池×2、アームバンド、カラビナ、ストラップ、取扱説明書

属22 カタログ P.1198 掲載

熱中症チェッカー
商品コード

測定範囲価格（¥）
WBGT：0〜50℃・気温：20〜50℃
825-88-08-02 FUSO-8778
26,500
黒球温度：20〜60℃、相対湿度：30〜90%RH

温度センサー：半導体センサー 湿度センサー：静電容量型
表示分解能：温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
本体精度：気温( T A ) /±1 . 2 ℃、黒球屋内温度( I N ) /±1 . 2 ℃、黒球屋
外温度(OUT)/±1.2℃、相対湿度/±3%
機能：W B G T 値アラーム設定、オート( 2 0 分) マニュアルパワーオフ、
ローバッテリー表示
電源：単4形アルカリ電池2本
電池寿命：約1000時間(アラーム未使用時)
本体寸法：L278×W75×D75㎜
本体質量：約140g
黒球寸法：φ75㎜ 使用環境：0〜50℃ 80%RH以下
標準付属品：単4形アルカリ電池2本、取扱説明書(保証書)

22 カタログ P.1198 掲載

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
防塵・防水性能で屋内・屋外での作業に安全管理に最適です

熱 中 症 の 注 意レベ ルを4 種 類 のアラーム
音と数値でお知らせ
黒球式だから、日射や輻射熱も測定
インフルエンザの流行しやすい状況も2段
階の注意レベルでお知らせ
屋内・屋外での携帯に便利※特許 第6047801号

商品コードFGJ

型式

測定範囲
価格
（￥）
WBGT：0.0〜50.0℃・気温：−10.0〜60.0℃
525-88-08-20 TC-300
12,000
相対湿度：0.0〜100.0%・黒球温度：0.0〜60.0℃」警戒「」厳重注意「」危険」) ※4段階の状態にあったアラームが鳴ります
熱中症予防指数針 4 段階1 2レベル「(注意「( 注意「」警戒」) ※アラームは鳴りません
インフルエンザ注意 2 段階「JIS 精 度 区 分 クラス2

測定精JIS B 7922の精度区分クラス2準拠品です。
WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を。
φ75㎜の黒球を使用し、安定した測定が可能です。
ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。
小型で軽量タイプのハンディー型測定器。

WBGT：0.0〜50.0℃±2.0℃、気温：−10.0〜60.0℃±1.0℃

度 相対温度：0.0〜90.0% ±3.0%それ以外は±4.0%、
黒球温度：0.0〜50.0℃ ±1.0℃それ以外は±1.2℃

WBGT・気温・相対温度測定間隔 約30秒に1回
使 用 範 囲 気温：−10.0〜60.0℃、相対温度：0.0〜100.0%、風速：0.3m/ｓ以上

アラーム時間：最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)
音量：3段階：75dB(大）
、65dB
（小）
、なし
源 DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個)
池 寿 命 約8カ月(1日4時間使用した場合)
法 ・ 質 量 約W60×D33×H112㎜・約79ｇ(電池・吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)質 ABS、PMMA
吊り下げ用アタッチメント1本、カラビナ１個、三脚取付用電池フタ1個、属品
お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)

警告アラーム
電電
寸
材付

黒球型携帯熱中症計

温度0.0〜50.0℃
湿度95%RH以下(但し結露なきこと)
風速0.3〜3.0m/s
源 DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)2個
池 寿 命 連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
ケース、黒球(ABS樹脂)
質法 約W60×H122×D25㎜ 黒球φ40㎜
約70g (電池含む)量
取扱説明書×1、コイン形リチウム電池
属 品 (CR2032)2個、ネックストラップ×1、カラビナ×1、ベルト装着部品×1、キーリング×1

電電材
寸質付

温度

湿度

黒 球 温 度(表 示 な し)
最小表示桁
サンプリング
適 合 規 格

測定範囲
精度
測定範囲
精度
測定範囲
精度

0.0〜50.0℃±0.6℃(20.0〜40.0℃)、±1.0℃(左記以外)
10.0〜95.0%RH±5.0%RH(30.0〜90.0%RH at20〜30℃)±7.0%RH(上記以外)
0.0〜60.0℃±0.6℃(20.0〜40.0℃)、±1.0℃(左記以外)
0.1
約20秒
JIS B 7922 クラス2準拠

熱中症の危険性を知る。ハンディータイプの熱中症指数モニター
表 示 項 目WBGT指数、
温度
（TA）
、相対湿度
（RH）
、黒球温度（TG）

電 池 寿 命外 形 寸 法質量約1000時間（25℃、アラーム動作なし、バックライト非点灯時）
黒球：φ75㎜全球形、本体：W75×H301×D75㎜
約280g
取扱説明書、電池（モニタ用）、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル

熱中症の危険性を知るために、労働環境の 測 定 項 目
温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）−2〜52℃（最小表示0.1℃）
安全管理に。 全球形 石川式黒球（直径75㎜） WBGT指数の表示範囲
温度（TA）：0〜50℃（最小表示0.1℃）を使用し、安定した測定が可能です。 JIS B
相対湿度（RH）：10〜90%RH（最小表示0.1%RH）
7922準拠（クラス2）。 使用場所に合わせて 測 定 範 囲
黒球温度（TG）：0〜80℃（最小表示0.1℃）
屋内（室内IN）と屋外（室外OUT）のモード選温度（TA）：±0.6℃択が可能です。 カメラ用三脚に取付けるこ 測 定 精 度 相対湿度（RH）：±5 %R H（2 0 . 0 〜9 0 . 0 %R H）、±7 %R H（左記以外（）2 5 ℃）とができます（市販三脚使用可能）。 WBGT
黒球温度（TG）：±0.6℃
石川式黒球（外径φ75㎜）、厚さ0.5㎜、銅製、放射率0.95（熱中症指数）、温度、湿度の同時表示、黒球温 黒球
20〜50℃（0.5℃刻みで設定可能）
度は切替表示です。 最高値、最低値をメモ WBGT指数のアラーム範囲
約80㏈（距離10㎝）リーできます。 表示ホールド機能、オートパ アラームブザー音量
単4形アルカリ電池4個
電源
ワーオフ機能付きです。

22 カタログ P.1198 掲載

使 用 条 件22 カタログ P.1198 掲載

熱中症指数モニター※熱中症や季節性インフルエンザ感染を予防できる商品ではありません。
ご使用にあたっては仕様をご理解の上、熱中症・季節性インフルエンザ注意対策の目安としてください。

輻射熱を測定可能な黒球付き。
FHE2つの指針よりバーグラフを選択可能。
「熱中症予
商品コード
型式
測定項目
価格
（￥）
防運動指針「」日常生活における熱中症予防指針」
359-88-08-16 SK-180GT 温度、湿度、黒球温度、WBGT
6,000
屋外・屋内測定の切替えが可能。
警報機能付き。
持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標
0.0〜50.0℃
暑 さ 指 数 測定範囲
準装備。
(WBGT)
精度±2.0℃(20.0〜40.0℃)、±3.0℃(左記以外)

FHJ

型式

商品コード

型式

FHJ

123-88-08-06 AD-5695A

温度測定範囲(℃) 湿度測定範囲 黒球温度(℃) 価格（¥）
0〜5010〜90%RH

0〜80

28,000付

属品22 カタログ P.1200 掲載

熱中症指標計 JIS B 7922適合品◦その場で手軽にWBGT測定をするならWBGT-203A。
◦機能をシンプルにすることでコストパフォーマンス良く、幅広くご使用いただけます。
◦測定値においても、さまざまな協会や団体から推奨されているのは信頼の証です。
◦WBGT値・気温・相対湿度・黒球温度（輻射温度）切替え表示。
◦アラーム機能も搭載しています。
FIJ
商品コード

型式

215-88-08-01 WBGT-203A

測定項目
WBGT値、気温、相対湿度、黒球温度

WBGT 値
気
温
測定湿度
黒球温度
WBGT 値
気温
測定精度
測定湿度価格（¥）
黒球温度源
32,000 電質量
測定範囲

0 〜 50℃
0 〜 50℃
10 〜 90%RH
0 〜 60℃±2.0℃（15〜40℃)±1.0℃（20〜50℃）±3.0%RH（30〜90%)±1.0℃（20〜60℃）
アルカリ単四形電池2本
約115g（電池含む）