テストソリューション

製品ラインの概要

テストセットアップの効果を最大限引き出す
テストと計測のための機器は、RF/マイクロ波製品を開発するほとんどの企業にとって最大の投資の一つです。多くのデバイスを迅速かつ確実にテストする能力は、全体的な生産コストと市場投入までの時間を大幅に削減でき、強力なセットアップは大きな競争力になります。
新しいアプリケーションはより高度な測定が必要になり、より高い周波数帯域に移行するに
つれてハイエンドの測定器は6桁（ドルで）の価格帯に達し、テストスループットの向上に対する高い障壁になります。

用途に応じてこれらの機能は既製のスタンド
アロンソリューションとして使用したり、各ユーザーの個別ニーズに合わせてカスタマイズ
した拡張性のある自動テストプラットフォームを構築するために簡単に統合することも可能です。弊社のテストソリューションは、USB、
イーサネット、その他様々な便利なインターフェイスにより簡単に制御ができ、弊社のソフトウェアによって、箱から出してすぐに使用することも、独自のソフトウェアを開発することも可能です。

とはいえ、高速で効率的なセットアップを開発したり、既存のセットアップの容量を拡張するために多額の費用をかける必要はありません。
Mini-Circuitsはスイッチングやルーティング、
アッテネーション、信号発生、センシングなどの機能を統合し、お客様がテストセットアップ
をより活用できる革新的な製品群を開発しました。

Mini-Circuitsは、これまでに数多くのお客様の試験業務の効率化とコスト削減をサポート
してまいりました。このガイドの情報が、同じような試験業務を行うお客様に役立つアイデアとして提供できることを願っています。

社のこだわり
フレキシブル
テストアプリケーションはすべてユニークです。
Mini-Circuitsは豊富なコンポーネントをストックしているため、特別な試験要求のあるシステムでもビルディングブロック方式により開発が可能です。
既製のコンポーネントモジュールからターンキー
カスタムビルドまで、弊社のソリューションは、
お客様のニーズの変化に応じてスタックを拡張・変更できる柔軟性を備えており、必要な機能をすべて提供します。
DC から 67 GHzまでの幅広いコンポーネントをストック
市販品、DIYキット、モジュール、カスタム・
オプション
ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアの柔軟性
ニーズの変化に応じた拡張、再構成が可能

信頼性
テストセットアップの拡張にMini-Circuitsを利用する
ことで、50年以上の品質管理の経験に裏付けされた保証を得ることができるでしょう。弊社のテストソリューションはすべて弊社チームによって社内で完全に試験および特性が評価されており、厳格な基準を満たしています。 1968年以来、業界での信頼を得てきました。
すべてのコンポーネントとアッセンブリされたシステムは、社内で試験され、特性を確認済み
過酷な使用環境ラボや生産環境に対応する
堅牢な設計
受賞歴のある優れた品質

リーズナブルな価格
ほとんどのハイエンドテスト機器では、大多数のユーザーが必要としていない多くの高度な機能に対して高額な料金を支払うことになります。
Mini-Circuitsのテストソリューションは、多額の設備投資をすることなく、テストセットアップからより多くの機能を引き出すために必要な高い性能と機能性を提供します。
すでにお持ちの計測機器からより多くの機能が拡張できる
高性能なカスタムシステムを安価に不要な機能を省いてコスト削減
スピード
私たちは、カスタム試験機器の納期が、お客様の市場投入までの時間に直接影響することを理解しています。そのため、弊社のテストソリューション
は製造とサプライチェーン組織に全力を投入することで、競争にはスピードで優位に立つことができます。Mini-Circuitsは、業界最速のカスタム
試験装置の納期を提供します。
幅広いモデルをストックし、即時出荷が可能
ユーザーが必要とする構成をモジュラーシステム
で素早く対応
数多くのプロジェクトを成功に導いたカスタム設計のための確立されたプロセス

製品ラインの概要
カスタムシステム
インテグレートアンプ
ラボアクセサリ測定器
eVNA 2-ポートベクトルネットワークアナライザ
パワーセンサ
信号発生器

パネルマウント構造
パッチパネル
パッシブコンポーネントパネル

シグナルコンディショニングとアッテネーション
プログラマブルアッテネータ 標準カタログ品
マルチチャンネルアッテネータ 標準カタログ品
ラックマウントアッテネーションシステム

信号分配
スイッチングとルーティング
メカニカルスイッチボックス
モジュラースイッチシステム
メカニカルスイッチアレイ
ソリッドステートスイッチ
ソリッドステートスイッチラック
スイッチマトリクス
ノンブロッキング
ブロッキング
フルファンアウトマトリクス

ターゲットとなるソリューションと使用例
セルラーハンドオーバテストシステム
メッシュネットワークシミュレーションラック
ハイパワーテストシステム

エンジニアからエンジニアへのパーソナルサポート
Mini-Circuits がお客様に選ばれる理由は、信頼できる品質と性能が知られているからでしょう。
しかし、私たちを本当に際立たせているのは、仕様決定から納品までのエンジニアリングレベルでお客様と緊密に連携していることにあります。
多くのシステム仕様は、設計プロセスと同時に仕様が決まることが多く、お客様はプロジェクトを成功に導くためのパートナーとして、私たちに期待しています。つまり、お客様のニーズを理解するための能力と専門性、そして、ユーザー定義の多様な
ソリューションをタイトなスケジュールで設計し、組み立てるプロセスの俊敏性が必要なのです。

ソフトウェア

プラグアンドプレイ
Mini-Circuits の使いやすいGUIソフトウェア
Mini-Circuitsのすべてのテストソリューションには、Windows®システム用の使いやすいなGUIソフト
ウェアが付属しており、すぐに使用することができます。PCにソフトウェアをインストールし、USBまたはLAN経由でユニットに接続するだけで、すぐに使用することができます。
Mini-CircuitsのGUIプログラムでは、シンプルなポイント＆クリックのインターフェイスでハードウェア
を手動で制御できるだけでなく、テストフローのシーケンスを自動化することも可能です。

ネイティブソフトウェアへの組み込み
フルAPI とプログラミングの手順
Python、LabVIEW® あるいは、その他の一般的なテストソフトウェアをすでに使用しているユーザーのために、WindowsおよびLinux®環境用のプログラミング手順を含むフルAPIをすべてのシステムで提供しています。これにより、独自のプ
ログラムを作成し、Mini-Circuitsハードウェアをテストプログラムの既存部分とシームレスに統合することができます。

ソフトウェアハイライト
ネットワーク経由でリモート制御するためのLANインターフェイス
ローカルPC制御用USB インターフェイス
一般的なプログラミング環境で、スイッチング・
アッテネーション・測定機能を自動化
LabVIEW, MatLab, Python, C#, C++, VBに対応
シンプルな「ポイント＆クリック」 による
ユーザーフレンドリーな開発したスイッチングとルーティング
計測機器と複数の被試験デバイス（DUT）間の信号トラフィック管理は、あらゆるラボ環境で最も一般的なニーズの一つです。Mini-Circuits は複雑に構成されたスイッチマトリクスやシンプルな
ベンチトップスイッチモジュール、ディスクリートのメカニカルスイッチやソリッドステートスイッチなど、
スイッチングとルーティングのためのあらゆるソリューションを提供しています。

あらゆる要件に対応できるオプション
ストックのあるメカニカルスイッチボックス
モジュラースイッチシステム
ラックマウント用メカニカルスイッチアレイとスイッチマトリクス
ソリッドステートスイッチシステム
カスタムスイッチングシステム

メカニカル
スイッチボックス
概要
Mini-Circuits のコンパクトな RC / RCM シリーズのUSB /イーサネット制御スイッチボックスは、ラボ
および生産環境向けの汎用性の高い、高性能なメカニカルスイッチシステムです。SPDTからSP8T
まで、幅広いスイッチオプションがストックとして用意されており、周波数範囲は最大50 GHzです。
各スイッチボックスは、イーサネット/USB接続をサポートする強力なコントローラと組み合わされています。弊社のメカニカルスイッチは、低挿入損失・
高アイソレーション・高電力定格で、非常に広い帯域幅を持っており、テストおよび自動化のアプリケーションに最適です。

特長
通常、ストックからただちに出荷可能
幅広い信号ルーティングとテスト要件に対応する
手頃な価格のソリューション
ほぼすべてのラボ環境に対応する小型サイズ

モジュールスイッチシステム
概要
Mini-Circuits のモジュラースイッチシステムは、
自動テストをセットアップする際に柔軟性とカスタマイズ可能な機能性を迅速に実現することができます。標準的なベンチトップまたはラックマウントシャーシ構造が選択でき、業界をリードする
頑丈で高性能なメカニカルスイッチでシステムが構成できます。Mini-Circuits のスマートモジュラー
コントローラは、ソフトウェアとアプリケーションを完全にサポートしており、お客様のシステムに単一のインターフェイスを提供します。
特長
短納期の受注生産
カスタマイズ可能なハードウェアウィンドウを備えた3種類の筐体から選択可能
SPDTからSP8Tまで、スイッチモジュールの選択が可能
最大50 GHzまでの周波数範囲
システム構成はオンラインで無料見積り！

オンラインでシステムを構築
弊社のウェブサイトにアクセスしていただき、簡単なステップでお客様のモジュラースイッチシステムをイメージしてください。システム構成を送信すると、オンラインで見積と仕様が受け取ることができます。
RCM シリーズ コンパクトベンチトップハウジング
https://minicircuits.com/WebStore/rcm
ZTM シリーズ 3U ラックシャーシ
https://minicircuits.com/WebStore/ztm
ZTM2 シリーズ 5U ラックシャーシ
https://minicircuits.com/WebStore/ztm2
構成一般的なベンチトップ構成

一般的な 3U ラックマウント構成

メカニカルスイッチアレイ

概要
Mini-Circuits のメカニカルスイッチアレイラックは、
お客様の仕様に合うように構成することができます。
弊社のカタログには、開発時間をかけずにお客様の問題を解決できるように標準的なスイッチ構成を幅広く掲載していますが、もしカタログにお客様に適した構成がない場合には弊社のアプリケーション
エンジニアリングチームがお客様と協力して適切なソリューションを開発致します。
特長
SPDTからSP8Tまで幅広いスイッチの選択肢
最大50 GHzまでのオプション
堅牢な19インチラックマウント用シャーシ
USBとイーサネットの制御オプション

注目のシステム

32 x DPDT / トランスファースイッチ
DC ～ 18 GHz
フロントおよびリアパネルにマウントされた
スイッチ
イーサネットとUSBによる制御システムのデイジーチェーンスタッキングに対応。複数のシステムをリンクさせ一つのインターフェイスで制御可能14台の独立した SP6T スイッチ
DC ～ 40 GHz
フロントパネルはスター型に配置
外部接続ケーブルによるデュアルSP36T
アプリケーション
イーサネットとUSBによる制御

ソリッドステートスイッチ
概要
Mini-Circuits のソリッドステートスイッチモジュール
は、高速スイッチング時間と高い信頼性が必要な
アプリケーションに最適です。SPDTからSP16Tまでのオプションには在庫があり、最大40GHzまで動作するモデルもあります。
弊社のソリッドステートデザインアプローチは、優れた絶縁性能を実現し、機械式スイッチが持つ利点と、半導体スイッチが持つ速度と長寿命を兼ねそなえています。信号選択性が重要な高感度テストアプリケーションに最適です。
特長
超高信頼性と長寿命
スイッチング時間が5nsと高速
デイジーチェーン構成により、制御システムを簡素化
制御システムの簡素化
USB インターフェイスとフルサポートのソフトウェア
により、コンピュータ制御によるテストシステムへのスイッチの組み込みは、「プラグアンドプレイ 」の単純なケースに相当します。カスタムマイクロ
コントローラの実装やソフトウェアドライバの開発に時間を費やす必要はありません。
直接ロジック制御を必要とされるお客様には、
TTL、SPI、およびI2C制御オプションのある特定のモデルが利用できます。

複数のスイッチのデイジーチェーン制御
一部のモデルが持つリアル制御ポートは、
Mini-Circuitsの「ダイナミックアドレッシング」によるデイジーチェーン制御機能をサポートしています。
これは、複数のスイッチをマスタースレーブチェーンに組み入れることで、制御システムを簡素化するものです。接続し電源を入れるだけで、互換性のあるスイッチのチェーン全体を一つのUSB接続とソフトウェアインターフェイスとして、独立して制御することができます。

３台直列時のSPI タイミング図

ソリッドステートスイッチラック

概要
Mini-Circuitsの各種高性能ソリッドステートスイッチを活用してテストラックを簡素化し、必要なスイッチ
構成を単一のイーサネット/ USB制御インターフェイスを備えた便利でラックマウント可能なシャーシに組み込みます。
一般的な構成では、特別な開発をしなくても弊社のカタログから入手可能です。また、弊社独自のデイジーチェーンインターフェイスを搭載することにより複数のスイッチラックを積み重ねることができ、すべての制御を一つのソフトウェアインターフェイス
で管理することができます。

注目のシステム

シングル SP80T スイッチ, 10～6000 MHz
N型入力 / SMA 出力
イーサネット / USB制御
デイジーチェーンスタッキングインターフェイス

16 x SP4T switches, 10-6000 MHz
フロントパネルはSMA コネクタ
イーサネット / USB制御
デイジーチェーンスタッキングインターフェイス

6 x SP8T スイッチ, 10～6000 MHz
リアパネルはすべてSMAコネクタ
高アイソレーション
イーサネット / USB制御

Mini-Circuitsのなデイジーチェーンスタッキングシス
テムを使用したスイッチラックの簡素化:
1. シリアルの入出力コネクタを使用して、すべてのソリッドステートスイッチラックを接続します。
2. 各ラックの電源を入れると一つの「スタック」
システムが自動的に作成されます。
3. 「マスター」のユニットにのみUSBまたは
イーサネットを接続し制御します。
4. スタック内のすべてのスイッチが、一つのソフトウェアGUIまたはAPIで簡単に管理/
制御できます。

スイッチマトリクス
概要
弊社のインテグレートスイッチマトリクスは、あらゆる
アプリケーションに信頼性と再現性のある信号
ルーティングを提供します。 ブロッキング、ノン
ブロッキング、フルファンアウトのスイッチマトリクス
は、メカニカルスイッチとソリッドステートスイッチ
技術を組み合わせで、お客様独自のシステム要件に対応できます。
特長
ブロッキング、ノンブロッキング、フルファンアウト
構成
複雑な信号トラフィック管理に最適
メカニカルスイッチとソリッドステートスイッチの組み合わせで最適な性能を実現

ノンブロッキング スイッチマトリクス

ファンアウト動作:

ファンイン動作:構造

構造

入力側はスプリッタ、出力側がスイッチ

入力側がスイッチ、出力側はスプリッタ

スイッチパスの組合せ
1対N
各パスは、一つの入力を任意の組合せによる出力に接続
入力ポートは、複数のアクティブパスで使用可能
出力ポートは、他のアクティブパスでは使用不可

スイッチパスの組合せ
N対1
各パスは、任意の組合せの入力の一つを出力に接続
入力ポートは、複数のアクティブパスで使用不可
出力ポートは、他のアクティブパスでは使用可能

利点

利点

同一の入力から出力側の複数デバイスに送出

入力側の複数のデバイスから同一出力に送出可能

可能
一般的なアプリケーション
受信機のテスト

一般的なアプリケーション
送信機のテストノンブロッキング スイッチマトリクス（続き）

クローズアップ:
高機能 10 x 30 ノンブロッキングスイッチマトリクス

双方向動作
10個のAポートから30個のBポートの任意の組み合わせに接続可能
セルラーテストシステムに最適30個のテストステーションが他のテスト
ステーションに影響を与えることなく、10個の基地局チャンネルのいずれかにアクセス可能ブロッキング スイッチマトリクス

構造
入力側、出力側ともスイッチ

利点
最も広い周波数範囲のオプション
最小の挿入損失

スイッチパスの組合せ

一般的なアプリケーション
マルチチャネル／MIMO／LTE無線試験
衛星通信信号のルーティング
コンポーネントの特性評価と認定試験

1対1
各パスは一つの入力を一つの出力に接続
入出力は他のアクティブなパスでは使用不可
双方向動作

VNA ポート数の拡張

ブロッキング スイッチマトリクス（続き）

クローズアップ:広帯域 2 x 16 ブロッキングスイッチマトリクス最大18 GHz動作. 低損失、高アイソレーション、
2アクティブパスによるブロッキング構成は、VNA
ポート数の拡張用としての使用に適しています。
2ポートVNAの複数DUTへの拡張
マルチポートデバイスの特性評価
多チャンネル数のMIMOシステムのテスト
2 x 8、 2 x 10、 2 x 12, 2 x 16 および
2 x 32 の構成が可能フルノンブロッキング / フルファンアウト
アッテネータマトリクス

概要「フルファンアウト」または「フルノンブロッキング」
システムは、プログラマブルアッテネータとパワー
スプリッタ/コンバイナを組み合わせて、入出力ポートの間で完全にフレキシブルなパスセットを提供するものです。スイッチマトリクスに似ていますが、個々のパスは「オン」（0dB減衰）、「オフ」（最大減衰）、
またはその間の任意の減衰量にできる点が異なります。さらに、すべての入力はすべての出力に同時に接続でき、すべてのパスは双方向性です。この完全にフレキシブルな特性セットは、テスト環境に強力なマトリクスを提供します。
特長
N対Nの構成で、すべての入力はすべての出力に同時に接続可能各チャンネルにプログラマブルアッテネータを搭載し、パスロスを変化させることが可能
トランシーバー/ハンドオーバーのテストシステムに最適
構造
入出力にスプリッタ/コンバイナを搭載
プログラマブルアッテネータによるパス切り替えと信号レベルコントロール

スイッチパスの組合せ
N対N
各パスは、任意の組み合わせの入力と任意の組み合わせの出力を接続
すべての入出力ポートは、複数のアクティブパス
で使用可能
利点
フレキシブルなパスの組合せが可能
プログラマブルアッテネータにより、オン/オフだ
けでなく、正確な信号レベルの設定が可能
入力側の複数のデバイスから同じ出力に送ることが可能
同じ入力から複数の出力デバイスを駆動可能
一般的なアプリケーション
送受信機のテスト
セルラーのハンドオーバーテスト
マッシブ MIMO

クローズアップ:
8x8フルファンアウト/フルノンブロッキングマトリクス
動作範囲 500 MHz～6 GHz
USB /イーサネット制御

各設定減衰量における実際のパスロス:
Attenuation settings

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1.0 dB0

2.0 dB

10000

4.0 dB

8.0 dB

20000
Frequency (MHz)

機能概略図

16 dB

30000

30 dB

40000

シグナルコンディショニングとアッテネーション
弊社のプログラマブルアッテネータは、信号レベル
制御の自動化や信号フェージングの影響に対するシミュレーション等、数多くの有用な機能が提供できる汎用性の高いソリューションです。弊社のプログラマブルアッテネータは、最大減衰量の設定と50 GHzまでの広範囲の周波数で優れた精度を持っています。
これらのデバイスは、個別に使用することもマルチチャンネルシステムに組み込んで大規模セットアップを行うことも可能です。

プログラマブルアッテネータ
標準カタログ品
概要
Mini-Circuitsのコンパクトなプログラマブル
アッテネータは、広い減衰範囲と細かい減衰
ステップサイズで設計されており、正確な信号レベル制御が可能です。標準のUSBおよび
イーサネット制御インターフェイスと組み合わせることで、これらのデバイスは伝送損失や信号
フェージング、クロストークやパワーレベルのキャリブレーションなどシミュレーション用としてテストシステムに簡単に組み込むことができます。
特長
最大50 GHzの周波数範囲
最大120 dBの減衰範囲
最小0.05 dBのステップサイズ
イーサネットまたはUSBによる自動化

一般的なアプリケーション
伝送損失シミュレーション
LTE / 4G / 5G ネットワークインフラ
IoT / Bluetooth / Zigbee / Wi-Fi 6E
パワーレベルサイクリング

プログラマブルアッテネータ
標準可とログ品 続き
クローズアップ:特長
0 ～ 120 dB、0.05dBステップで設定可能！
動作範囲200 MHz ～ 8 GHz
USB およびイーサネット制御

クローズアップ:特長
最大40GHzまで安定した減衰量！
0-30 dB まで0.5 dB ステップでプログラム制御
可能
USB およびイーサネット制御
一つの制御インターフェイスで最大25台のアッテネータをデイジーチェーン接続可能

マルチチャンネルアッテネータ
標準カタログ品
コンパクトモジュール
概要
Mini-CircuitsのRC4DAT (4-チャンネル) および
RC8DAT (8-チャンネル) シリーズのプログラマブル
アッテネータはマルチチャンネルおよびマルチ
デバイステストシステムに最適のソリューションです。
各モデルは、独立して制御可能な4または8つの減衰チャネルをコンパクトな筐体にまとめ、チャンネル間クロストークは高度にアイソレーション
されています。すべてのチャネルは一つのインターフェイスで制御されます。
特長
独立制御の複数チャンネルをコンパクトなモジュールに搭載
最大8 GHzの周波数範囲
最大120 dBの減衰範囲
最小0.05 dBのステップサイズ
一般的なアプリケーション
セルラーのハンドオーバーテスト
MIMO の検証
メッシュネットワークテスト

マルチチャンネルアッテネータ 続き
ラックマウントシステム
概要
ZTDATシリーズのアッテネータラックは、より多くのプログラマブルチャンネルが必要とされるテストシステムに対応しています。最大8 GHzで動作する
モデル、システムあたり最大48チャンネルを備え、
L、S、Cバンドのほとんどのワイヤレステスト
アプリケーションに対応できます。
特長
19インチラックマウント筐体
1システムあたり最大48チャネル
デイジーチェーン接続により、1つのインターフェイスからより多くのチャネルを使用可能
デイジーチェーン制御スタッキング
Mini-Circuitsのデイジーチェーン・スタッキング・
インターフェイスを使用すると、複数のユニットを1つのシステムに構成することができ、1つのUSB
またはイーサネット接続を介して100以上のアッテネータ・チャンネルを制御することができます。

ターゲットとなるソリューションと使用例
Mini-Circuits は、数多くの汎用テストシステムに加えて市場で一般的なテストの使用例に基づく
いくつかのソリューションを開発しています。弊社のソリューションには、ラボ環境で実際の信号条件をシミュレートするための複数のオプションや、
バーンインテストでスループットを拡大するためのハイパワーテストシステムなどがあります

セルラーハンドオーバーテストシステム
概要
マルチバンドのセルラーシステムのテストでは、
通常、複数の無線機や干渉源からの信号をテスト
対象のデバイス（デバイスが複数の場合もある）に結合させたり、変化させたりできるテスト環境が必要です。Mini-Circuitsは、この目的のためにプログラマブルアッテネータ、パワースプリッタ、
コンバイナを組み合わせたハンドオーバーテスト
システムを各種用意しています。これらの構成により、ワイヤレスハンドセット、ラジオヘッド、
アンテナシステム、ベースステーション、ノードの「実世界」の状態をシミュレーションすることが可能になります。
特長
ラボ環境での距離と信号の遷移をシミュレート
各チャンネルの減衰を独立に制御
デイジーチェーン構成で複数のユニットを接続することにより拡張可能

一般的なアプリケーション：
1. 送信中のワイヤレスデバイスとノード間のパス損失の変化
2. 無線デバイスが圏外になった場合のノード間のハンドオーバー
3. 複数の無線信号や干渉源が存在する場合のデバイス性能の検証

クローズアップ:
4入力－32出力 マトリクス特長：
出力ごとに独立した0〜95 dBの減衰量
500 MHz～6 GHzまでの動作範囲
USBおよびイーサネット制御

メッシュネットワークシミュレーションラック
概要
Mini-Circuitsは、ワイヤレスメッシュネットワーク
デバイスの特性評価用に各種テストシステムを開発しました。メッシュのすべての外部ポートは相互に接続され、無線経由でのワイヤレスメッシュ
構成をシミュレートします。 各内部パスのプログラマブルアッテネータにより、他のペア間の通信に影響を与えることなく、任意のペア間のデバイスのパスロスを独立して変化させることができます。
この構成により、限定されたラボや生産環境において、以下のような実環境のメッシュ特性をシミュレーションすることができます。
1. 受信感度
2. デバイス間の通信距離の変化
3. 干渉信号下での性能
4. ノード間で信号を中継するデバイスの能力特長
3からNポートまでの構成
各パスの減衰量を独立に制御
周波数範囲：最大40 GHz
最大120 dBの減衰量
一般的なアプリケーション：
ワイヤレススマートデバイスの研究開発テスト
Bluetooth、 Zigbee、 Z-Wave、 Wi-Fi、 IoT
軍用無線の認定/受入れテスト
UHF / VHF 帯 可搬 / 車載システム
PMR / TETRA

クローズアップ:
8ポートメッシュネットワーク
UHF / VHF 帯 (30-3000 MHz)

クローズアップ:
6ポートメッシュネットワーク
Wi-Fi 帯をカバー (Wi-Fi 6Eを含む)

カスタムメッシュ構成
周波数、ポート、コネクタなど、ご要望に応じた構成が可能です。

ハイパワーテストシステム
概要
Mini-Circuitsは、ハイパワーRFテストシステムの構築に必要なキーとなるビルディングブロックが提供できます。弊社の既製の100W飽和出力パワー
アンプは、信号源、電力分配システム、負荷と組み合わせて、完全なインテグレートテストシステムを構築することができます。
特長
信号源、アンプ、電力分配システム
最大100Wの信号を多チャンネルに分配可能

ハイパワーテストアプリケーション
HTOL (高温動作寿命)
一般的なバーンイン/ RFストレステスト
EMC / EMI テスト

ハイパワーパッシブシステム
特長
最大100Wのラックマウント型スプリッタ
ハイパワーアッテネータ / 負荷ボックス
ハイパワースイッチシステム

ハイパワーアンプ
特長
ラックマウント型広帯域アンプ
飽和出力は最大100W
カスタムアンプの構成はp. 41を参照ください使用例:
80チャネルHTOLテストシステム
HTOL (High Temperature Operating Life) は、デバイスに長期間のストレスをかけることでデバイスの長期信頼性を算出することを目的とした試験方法です。このテストは、アンプ、フィルタ、
トランシーバなどを含む、ICメーカーを中心とした幅広い部品製造アプリケーションに適用できます。
信頼性を統計的に有意に計算するために、多数のDUT（被試験デバイス）チャンネルに試験信号を並列に分配するRFスプリッタシステムが必要です。
また、各DUTを適切なレベルで駆動するのに十分な
高出力信号源も必要ですが、分配システムには避けて通れない信号の分配損失も克服する必要があります。
Mini-Circuitsは、ラックキャビネットに収納される既製の統合システムを含め、HTOLテストに必要なすべてのビルディングブロックを提供することができます。下のブロック図と写真にあるシステムは
HTOL-700-2700-1Wで、700-2700MHz帯で80個の並列DUTをそれぞれ1Wで駆動できる完全なHTOL
テストセットアップです。

コンポーネントモジュールは:シグナルソース
25～6000 MHz CW信号発生器、
最大+14 dBm出力
パワースプリッタ• 広帯域2分配スプリッタ、シグナルソースを
2つのパラレルパスにルーティング
ハイパワーアンプ• 700〜2700 MHzのパワーアンプ（ペア）、各100 W飽和出力
大電力スプリッタ• 700〜2700 MHzをカバーする10分配
スプリッタのペア、定格入力電力100W
中電力スプリッターマトリックス• 各ZT-184は、380～4600 MHzをカバーする
10台の 4分配スプリッタ/コンバイナを収納、定格入力電力30W

インテグレートアンプ

概要
Mini-Circuits は、豊富な種類のアンプをストックしており、特定のテストアプリケーション用にインテグレートアンプシステムが構築できます。
これらのシステムには、シンプルなマルチチャンネル
アンプラックから、ゲイン制御、フィルタリングなどの追加機能を備えた設計まで、さまざまなバリエーションがあります。
特長
豊富なアンプモジュールの在庫
カスタムインテグレーション
ラボでの使用に適する頑丈な設計
短納期
ハイパワーラックマウントアンプについては
p. 39を参照ください

クローズアップ:
4チャンネル Wi-Fi ダイプレックスアンプ

Mini-CircuitsのZT-228は、Wi-Fiアプリケーション用
4チャンネルフィルタリングアンプです。
4つの入力はそれぞれWi-Fiのローバンドとハイ
バンド（センターは2.4～2.5GHzと5.7～5.9GHz）用に別々の経路に分離されてそれぞれ個別に増幅され、対する帯域は60dB減衰されます。システムはAC電源を内蔵した1Uのラックマウントシャーシに収納されています。

RF 仕様 (1 チャンネルあたり):クローズアップ:仕様 (各アンプ、 25˚C)

4チャンネル可変ゲインアンプ
Mini-CircuitsミニサーキットのZT-270は、4つの独立した制御チャンネルを備えたUHF帯可変ゲイン
アンプ(VGA)です。各チャンネルは、0.25dB
ステップで30dBのゲインコントロールができ、最大2Wを出力します。フロントパネルには4つの独立したON/OFF電源スイッチが搭載され、入力信号が内部負荷で終端されることによりどのチャンネルも迅速かつ安全に絶縁することができます。
ゲインはUSBまたはEthernet（HTTPおよびTelnet
ネットワークプロトコルをサポート）経由で制御できます。
システムはコンパクトな19インチラックシャーシ（高さ3U）に収納され、フロントパネルに4つのRF
入力用SMAコネクタ、リアパネルに4つのRF出力用
SMAコネクタがあります。

2W出力時のアッテネータ設定目安

クローズアップ:
12チャンネルアンプシステム
ZT-285 は 12 チャンネルアンプシステムで、高さ 2U の 19 インチラックマウントシャーシに収納され、AC 電源コネクタとフロントおよびリアパネルに SMA 入力/出力コネクタを備えています。
各チャンネルは500～2500MHzで動作し、Lバンド
衛星通信やテレコミュニケーション用途に最適で、帯域全体にわたって高利得と高方向性を実現します。

計測ソリューション

概要
2-ポート ベクトルネットワークアナライザ
パワーメータ
信号発生器

eVNAの概要
概要
eVNA-63+ は300kHz～6GHzにおいて、USB/
イーサネット制御にて2ポート2パスSパラメータが高精度で測定できる高品質低価格のベクトル
ネットワークアナライザです。eVNAは、優れたダイナミックレンジ、出力パワーレンジ、トレース
ノイズ性能に加え、同価格帯の競合製品にはな
い複数の機能により、優位な製品を提供します。
eVNAにはMini-Circuitsのフル機能GUI
プログラムとプログラミング用APIが付属しています。
メカニカルキットとEキャルキット（eMCal）も用意されています。

特長
2ポート2パス Sパラメータ
両ポートでアクセス可能なバイアスティーを内蔵
Windows®およびLabView®用API
Touchstoneファイルのインポートとエクスポート
コンパクトサイズ、10 x 8 x 1.75インチ
タイムドメイン＆ゲーティング
ポート拡張のデエンベッド
年1回の工場校正
3年補償
軽量、4.5 kg / 9.92 lbs

クローズアップ:
測定とディスプレイ
2ポートのフルSパラメータ（S11、S21、S12、S22）、
基準値および反射受信の絶対値
最大16の独立した測定チャネル
各測定チャネルに最大16個のトレースを表示
可能
1トレースあたり最大9個のマーカを設定可能
表示トレースをメモリに保存し、表示またはトレース演算（Data + Mem, Data - Mem, Data *Mem, Data / Mem）が可能
表示トレースは次のフォーマットで表示可能
Log Mag,、Phase (Deg)、 Phase (Rad) 、Group
Delay、 Lin Mag,、SWR、 Real、 Imaginary、
Unwrapped Phase、Positive Phase、 Smith、Polar.
解析とマーカマーカ検索：最大、最小、ピーク、ターゲット
マーカ機能：マーカを基準としたスイープやスケーリングの設定
リミットおよび帯域幅テスト：最小/最大、リップル、
帯域幅のリミットに対する総合合否テスト
タイムドメイン変換：ローパスとバンドパスのタイ
ムドメイン変換
タイムドメインゲーティング: タイムドメイン技術によるテストフィクスチャのディエンベディング

スイープ 設定
スイープタイプ： リニア周波数、ログ周波数、パワー、セグメント
スイープモード： ノーマルまたは高速
ポイント数: 20,001以上
IF 帯域幅: 1 Hz to 500 kHz
ポート出力設定: -50 to +7 dBm
パワースロープ設定: -2 to +2 dB/GHz
データエクスポート
Sパラメータファイル
CSV トレースデータ
スクリーンショット
校正と補正
レスポンス
拡張レスポンス
1ポート SOL
2ポート SOLT
Eキャル
ポート拡張
パワー校正

キャリブレーションキットとアクセサリ
メカニカルキャルキット
ショート、オープン、ロード、スルー (SOLT)
N型と SMA
各社VNAで動作
Eキャルキット (eMCal)
USBによりeVNA とPCの接続が容易
オス/メスSMAとオス/メスN型をサポート
Mini-CircuitsのeVNAでのみ動作

図 1: SMA KSOLT-63-S+ キット、SOL (オス/メス)
およびスルー (オス/オス、オス/メス、メス/メス) 標準

図2: N型 KSOLT-63-N+ キット, SOL (オス/メス)
およびスルー (オス/オス、オス/メス、メス/メス) 標準パワーメータ
概要
USBおよびイーサネット制御ができるこのパワーセンサは、あらゆるPCを低コストのパワーメータとして動作させることができます。付属のGUIソフト
ウェアは、単純な1回限りの測定からCSVデータ
レポート付きの定期的な測定タスクまで、すべてをサポートします。センサは自動周波数補償と温度補償を備えており、外部校正やセットアップなしに接続するだけで計測を開始できます!

LTE信号の測定精度と競合他社との比較
Mini-Circuits PWR-6LRMS-RCは、変調信号の測定に適した低価格のセンサです。
PWR-6LRMS-RCの測定精度を一般に流通している試験装置メーカーのハイエンドモデルと比較するために、簡単な試験を実施しました。
テスト信号は、キーサイトのN5182A信号源を使用し、以下のように設定しました。

このテストで、Mini-CircuitsのPWR-6LRMS-RCが基準測定値に対して±0.06dB以内の精度であることを確認しました。

パワーメータ 続き
CW、変調、パルス信号のピーク
および平均電力測定
高速サンプリングによるダイナミックレンジの拡大
パルスプロファイルの時間変化プロット

CW信号の周波数と平均電力の測定
低コストのツールで周波数と電力測定が可能
内蔵ディスプレイによるスタンドアロン測定

統計解析によるピークおよび平均電力測定(デューティサイクル、立上り/立下り時間、
パルス幅)

信号発生器Mini-CircuitsのSSGシリーズは、イーサネット
またはUSBを介した完全自動化により、信頼性と再現性の高い信号源を、従来のベンチトップ
信号源と比較してわずかなコストで提供します。
市場にある他のハイエンド信号発生器には、多くのお客様が必要としていない高度な機能が搭載されていることがありますが、弊社の信号発生器は汎用性の高い高性能な信号発生器をわずかなコストで提供します。
一般的なアプリケーション
LTE / 5G / Wi-Fi (2.4-7.2 GHz) のテスト
動的周波数選択 (DFS)のシミュレーション
ラボ/フィールドテスト装置
大量生産テスト/ ATE

クローズアップ:
超広帯域シンセサイザー信号発生器
10 MHz ～ 15 GHz 、分解能 0.1 Hz
CWおよびパルス出力信号
60 dB (標準)の出力ダイナミックレンジ
自動スイープ、ホップ、パルスシーケンスの設定
USBおよびイーサネット制御

パネルマウント構造

概要
Mini-Circuitsのパネルマウント構造は、複雑で大量のテストセットアップにおいて、ケーブル配線や接続を整理し、管理することができます。複数のコ
ネクターアダプタ、パワースプリッタ、
方向性結合器、その他の重要なRFコンポーネント
やテストアクセサリーをテストシステム内に効率的に組み込むことが可能です。ご要望に応じて、カスタム構成も可能です。
特長
煩雑なテストセットアップにおけるケーブルの整理整頓が可能
アダプタ、スプリッタ、カプラ、その他の同軸コンポーネントから選択
豊富な標準構成
短納期でのカスタム構成
タイプ/ファミリー
パッチパネル
パッシブコンポーネントパネル

パッチパネル特長
ラックに直接設置するパッチパネルでケーブルの接続を整頓
コネクタタイプの変換ができる
高価なテスト機器コネクタの摩耗低減「コネクタセーバー」用として使用できる24個のコネクタ-アダプタ
N型メス-N型メス
幅19インチ、高さ 4U
拡張取り付けブラケット

構成

96 個のコネクタ-アダプタ
2.92 mm メス- 2.92 mm メス
幅19インチ、高さ 5U

24個のコネクタ-アダプタ
N型メス-N型メス
幅19インチ、高さ 4U
ブラックアルマイト処理パネル

48 個のコネクタ-アダプタ
N型メス-N型メス
幅19インチ、高さ 4U

12 個のコネクタ-アダプタ
N型メス-N型メス
幅19インチ、高さ1U

48 個のコネクタ-アダプタ
N型メス-SMAメス
幅19インチ、高さ 4U

80 個のコネクタ-アダプタ
SMA メス-SMAメス
幅19インチ、高さ2U

パッシブコンポーネントパネル
1000点以上の受動部品ストックからお選びいただけます。
パワースプリッタ / コンバイナ
方向性結合器
大電力固定アッテネータ
アクセサリをラックに組み込みテストセットアップ
を簡素化

構成

8 台の 10 dB 方向性結合器
幅19インチ、高さ 2U
SMAメスコネクタ

4台の2分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 1U
SMAメスコネクタ

12台の 2分配抵抗スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 2U
SMAメスコネクタ

1 台の 8分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 1U
SMAメスコネクタ

3 台の 4分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 1U
SMAメスコネクタ

8台の2分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 2U
SMAメスコネクタ

4 台の4分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 1U
SMAメスコネクタ

16 台の2分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 2U
SMAメスコネクタ

10 台の4分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 3U
SMAメスコネクタ

20台の2分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 4U
N型メスコネクタ

8台の 2分配スプリッタ/コンバイナ
幅19インチ、高さ 1U
SMAメスコネクタ

信号分配
概要
多数のDUTに信号を分配する必要があるテスト
システム向けに、Mini-Circuitsの信号分配システム
は、スプリッタ/コンバイナと方向性結合器を組み合わせて、テスト信号を複数のチャンネル用に拡張します。また経路損失を最小限に抑え、入力から出力までの信号電力に対応するためにアンプを組み込むこともできます。
特長
ストックのあるスプリッタ/コンバイナと方向性結合器から幅広い選択
最大65 GHzの帯域幅
最大250WのRF入力電力
ラックマウント、パネルマウント、または
ベンチトップ構造

クローズアップ:
L-バンド アクティブスプリッタモジュール
16分配 アクティブスプリッタ
GNSS 信号の分配アプリケーションに最適
チャンネル当り20 dB 以上のゲイン

仕様 (25˚C)カスタムシステム概要
テスト領域における私たちの経験は、お客様のニーズに合わせて進化してきました。高度にカスタマイズされたテストソリューションに対するお客様の多様なご要望にお応えするため、私たちは柔軟性、信頼性、経済性、スピードの原則に基づいたビジネスを展開しています。
弊社の豊富で多様な在庫部品と、社内の設計、製造、アプリケーションの専門知識により、お客様の特別なご要望に応じて幅広いカスタム装置を、非常に競争力のあるコストと迅速な納期で開発することができます。
特長
お客様独自の試験要件に合わせて設計・製造
すべてのシステムは製造中に完全に特性評価
されます
必要に応じて現場での組み込みが可能
ネイティブのテストソフトウェアでプログラミング
するためのフルGUIとAPI

ラボアクセサリ
Mini-Circuits は、RF テストラボで必要なすべてを提供できるように、数多くのカタログコンポーネントを幅広く取り揃えています。テストセットアップ用に弊社の組み込みシステムをご検討の際には、ベンチでのニーズに合わせて弊社のコネクタ付き
コンポーネントをぜひご確認ください。

アダプタ
豊富なコネクタタイプ
すべてオス/メスの組合せ
ストレート、ライトアングル、バルクヘッド、およびNMDコネクタタイプ
低損失で優れたVSWR
頑丈な構造
コネクタタイプ:

アンプ
250種以上のコネクタ付きモデル
最大100Wのハイパワーアンプ
A級およびAB級のリニアアンプ
ローノイズアンプ、 NF 0.4 dB以下
超広帯域でフラットなゲイン
保護回路内蔵の堅牢な設計

アッテネータ
200種以上のコネクタ付きモデル
精密な設定値
デジタルステップ
電圧可変
入力電力 100Wまで
減衰量0 ～ 50 dB

同軸ケーブル
375種以上をストック
精密テストケーブル
VNA ケーブル
配線用ケーブル
ご要望に応じてカスタムアセンブリが可能

コネクタタイプ:

カプラ
190種以上のコネクタ付きモデル
方向性、双方向性、デュアル方向性、RFタップ
最大 250Wの入力電力
DC スルーまたは DC カット
50 Ωまたは 75Ω

DC ブロック
広帯域、高電圧
最大200VのDC入力
低挿入損失
優れたリターンロス

コネクタタイプ:フィルタ
あらゆる用途に対応
500種類以上のコネクタ付きモデルを在庫
ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドストップ、
ダイプレクサ、トリプレクサ
カスタム設計による短納期対応

あらゆるニーズに対応する技術:
キャビティ、セラミックレゾネータ、集中定数ＬＣ、LTCC,
マイクロストリップ、サスペンデッドサブストレート基板、導波管

寸法検査

ゲージ
性能の最適化嵌合前にコネクタインターフェイスの最適な性能を確認
コネクタの位置ずれや損傷による信頼性の低い測定結果を避ける
SMA、BNC、Nタイプコネクタに使用可能
簡単な校正インピーダンス変換パッド75Ω デバイスのテストに最適
優れたVSWR (1.05 ～ 1.3)
フラットな減衰量対周波数特性
BNC、SMAおよびN型コネクタの選択が可能

パワーディテクタ
広い帯域幅とダイナミックレンジ
入力電力範囲は-60 dBm～+20 dBmまで対応
ピークおよびRMS電力測定型
リニアインdB特性
高速応答時間フェイズディテクタ
モニタリングおよびレベリング回路用
高い位相対DC出力特性 最大1V
低いDCオフセット
同軸および表面実装モデル

パワースプリッタとコンバイナ
300種以上のコネクタ付きモデル
SMA、N型、F型、BNC、2.4mmおよび2.92mm
コネクタ
DC スルーまたは DC カット

スイッチ
超高信頼性
SPDTからSP16Tまでのスイッチ構成
特許取得の電気機械式スイッチにより、1000万サイクルの無故障を実現
最大110dBの高アイソレーションを実現する
ソリッドステートスイッチ

終端器
最大500W
優れたリターンロス
50 および 75Ω モデル
豊富なコネクタタイプ

コネクタタイプ:

精密工具

レンチ
接続と取り外しを簡素化
狭い場所や交錯したポート構成での接続を容易にするコネクタの損傷を防止

ポケットサイズのSMAレンチは、交錯したポート構成に最適

SMA、3.5 mm、2.92 mm、2.4 mm、1.8 mm用
8-in-lbs 校正ブレイクオーバートルクレンチ