No.597

JASIS 展示会 ご来場のお礼

令和 3 年 12 月 01 日 発行

新製品のご紹介

溶存酸素計 特 集
幕張メッセ国際展示場にて JASIS2021 が令和 3 年 11 月 8 日 (月) ～ 10 日 (水) 開催されました。 ありがとうございました。
これからも技術革新と製品開発に励んでいきたいと思います。

エコセンス蛍光式DO計

ご興味のある製品がございましたら、 弊社営業担当に、 ご一報頂きたくお願い申し上げます。
蛍光式溶存酸素計本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

〒113-0021 東京都文京区本駒込 1－7－16
電話 03 （3252） 3461
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 （4800） 3939 FAX 06（4800） 3938
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052（238） 6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092（643） 8645 FAX 092 （643） 8646
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II
電話 022（772） 7669 FAX 022 （772）7670〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050（6868） 2001 FAX 0120 （823）445

フィールド型ポータブル/
マルチデジタル溶存酸素メーター

DOメーター
デジタル水質メーター

フィールド型ポータブル/マルチデジタル溶存酸素メーター 22カタログ P.1376 掲載-43,-53,-93： GHJ

溶存酸素（ＤＯ）とは、水中に溶け込んでいる酸素の量のことで、調整の為などの用途で測定管理されます。
また、環境測定に限らずボイラ水や半導体産業の超純水の水質管理など、様々な産業用途でも幅広く測定される指標の一つです。

（A)本体のみ(プローブ別売)
TOADKKコード

商品コードHACH
プロダクトNo.

品名606-80-75-58 HACH6219 HQ1130
ポータブル DO計
606-80-75-59 HACH6222 HQ2200 ポータブルｐH計/EC/DO計（B)オプション
商品コード-49/-50※ふらん瓶は含まれません。

-27

蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。 蛍 光 式 が 工 場
排水試験方法(JIS K 0102)に採用。
隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易(年1回のセンサーキャップ交換のみ)。
ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。 センサーの交換で、pHや電気伝導率測定にも対応。
※2ｃｈのみ U SBでのデータ転送、充電が可能です。 計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。 日本語表示可。

型式

606-80-75-27 HACH2785
606-80-75-60 HACH2786
606-80-75-48 HACH2787
606-80-75-61 HACH2788
606-80-75-49 7224570K
606-80-75-50 7439660K

仕様
H AC Hプロダクト N o .
測定
方法
測定
範
囲応
答
速度
重量
電源付属

品名
LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m
LDOプローブ 標準型 ケーブル長 3m
LDOプローブ 堅牢型 ケーブル長 5m
LDOプローブ 堅牢型 ケーブル長10m
ふらん瓶用アダプタ 100 ㎖
撹拌子付きキャップ Oリングなし
HQ1130＊ケーブル(ODO200、ODO200M用)表

デジタル水質メーター

ProSoloデジタル水質メーターは、最新型の蛍光式(光学式)溶存酸素・温度(ODO/T)プローブを組み込んで使用できるように設計されて い ま す。 ProSoloは耐久性が非常に高く、使い勝手のよいディスプレイ、最新のDOテ業界でも最高クラスの溶存酸クノロジーを携え、素メーターとして大変お得にお求めいただけます。
機 器 本 体3年 保 証、プ ロ ー ブ・ケ ー ブ ル・ODO センサーキャップ2年保証。 無撹拌で高精 度ODOセンサ ーテクノロジ ー。 充 電 式
リチウムイオンバッテリーパック内蔵で、一日フルに測定。
※本体とセンサ付ケーブルの 2つで、水質計の完成品になります。

価格（￥）

HQ2200蛍光式
DO：0.1〜20.0 ㎎/ℓ(ppm)、1〜200％、温度：0〜50℃
90％応答 10秒(撹拌時)
約519ｇ(電池含まず)
約541ｇ(電池含まず)
充電式リチウムイオン電池

(A)本体

商品コード

型式987-80-76-31 ProSolo

newGHE
正確で低コストの携帯型溶存酸素測定を提供する水質計は、蛍光 (B)オプション式テクノロジーを採用しました。 エコセンス(EcoSense® )ラインは 商品コード 型式
品名
価格（￥）
コンパクトな携帯型機器で、最も入手しやすいフォーマットの中にあって、 987-80-26-36 282
9,500
キャリングケース(ODO200用)
非常に正確なデータを提供。 シンプルでコンパクトなハンディ機 987-80-26-33 ODO/T-4 蛍光式DO/温度センサ付4ｍケーブル(ProSolo用) 150,000
器でDOと温度を光学的に測定可能な機能が、フィールドでのあらゆる 987-80-26-34 ODO/T-10 蛍光式DO/温度センサ付10ｍケーブル(ProSolo用) 160,000
アプリケーションのサンプリング戦略での使用を可能に。 蛍光式(光学式) 仕様
DOセンサーは数か月間校正状態を保持し、頻繁な校正動作は不要です。
範 囲 −0〜+50℃
測定時は隔膜式DOのようなサンプルの撹拌動作は不要で、ラボでの 水温 分 解 能 ±0.1℃
精 度 ±0.3℃
無流速サンプルの測定にも適しています。 電極メンテナンスとメンブ
範 囲 0〜20 ㎎/ℓ
レン・内部液交換は不要です。 サンプル中のH2 S(硫化水素)等のガスの影響を受けません。 沈降用おもり付センサガードのある脱着型 溶存酸素 分 解 能 0.01
精 度 測定値の±0.15 ㎎/ℓまたは測定値の±1.5％いずれか大きい方ケーブルで1、4、10m長から選べます。 交換型蛍光式センサーキャップ
範 囲 0〜200％
1年保証付きです。(年間の総使用時間により12ヶ月〜18ヶ月の寿命)
溶存酸素 分 解 能 0.1％
電池消耗低減のため30分間未操作の場合、自動で電源がオフに精 度 測定値の±1.5％または±1.5％いずれか大きい方
範 囲 500〜1125mBar (校正時手入力)なります。 50データセット保存とデータ呼出し機能付きです。 気圧分 解 能 1mBar
IP67防水レート
ODO200M(250データセット保存)

商品コード-43

140, 000
147, 000
158, 000
182, 000
15, 000
36, 000

USBウォールチャージャー、
5.0V-2.0A(USB2.0A-Male to マイクロBケーブル)、
品
リチウムイオン電池 3.7V 12.6Wh、リストストラップ、
HQシリーズ基本ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド

GHE 塩分 範 囲型式測定項目内容価格（￥） 操 作 環 境明書987-80-26-31 ODO200 水温/溶存酸素 エコセンス蛍光式DO計本体(プローブ付ケーブル別途)
74,000 証
987-80-26-32 ODO200M 水温/溶存酸素 エコセンス蛍光式DO計本体PC接続モデル(プローブ付ケーブル別途) 94,000 外形寸法 筐 体
987-80-26-33 EcoODO-01 水温/溶存酸素 エコセンス蛍光式DO計本体＋温度フィールド用プローブ1mケーブル ＊ 115,000 お 知 ら せ 音
987-80-26-34 EcoODO-04 水温/溶存酸素 エコセンス蛍光式DO計本体＋温度フィールド用プローブ4mケーブル ＊ 118,000 デ ー タ メ モ リ ー
987-80-26-35 EcoODO-10 水温/溶存酸素 エコセンス蛍光式DO計本体＋温度フィールド用プローブ10mケーブル＊ 133,000 自動電源オフ機能

(A)本体

GHE

測定チャンネル数 価格（￥）
1155, 000
2270, 000

22カタログ P.1378 掲載

エコセンス蛍光式DO計

-31

new

22カタログ P.1375 掲載

0〜40ppt (40ppt=4％) (校正時手入力)
温度：0〜50℃、相対湿度：95％迄
RoHS、CE、WEEE、IP67
W78×H184×D37㎜
有.すべてのキー
ODO200：50データセット呼出し可能メモリー
ODO200M：250データセット呼出し可能メモリー
30分未操作の場合、自動電源オフ
示 DO㎎/ℓ、DO％は切り換えて温度と共に表示＊バッテリー含(B)オプション
商品コード

型式

987-80-76-32 ODO/T-1
987-80-76-33 ODO/T-4
987-80-76-34 ODO/T-10

DOメーター(A)本体一式
商品コード

型式075-80-75-31 ＩＤ-160Ｔ(B)オプション
商品コード075-80-75-32
075-80-75-33

その他：GHE

商品コード
型式
品名摘要価格（￥）キャリングケースで測定場所へラクラク直行！メータ・電極・標準液・ア 830-66-02-43 D-210D-S フィールド型ポータブル水 付属 DO電極ケーブル長2m 130,000
質計溶存酸素セット
クセサリ類がオールインワンで収納
フィールド型ポータブル水 付属 DO電極ケーブル長2m150,000可能なケースセットです。 IP67 ＊1 830-66-02-53 D-220D-S 質計溶存酸素セットに準拠した防水・防塵構造。 衝撃に 830-66-02-93 WQ-310D-S フィールド型マルチデジタル水質 付属 光学式DOセンサ 197,000
計光学式溶存酸素センサセット ケーブル長2m
強く、持ちやすい。ダブルモールディ
830-66-02-74
9552-20D
溶存酸素電極D-210/220D-S付属ケーブル長2m 65,000
ング構造＊2 で、耐久性を向上させ、DO電極：ケーブル長 5m 68,000
しっかりとしたグリップ感も実現して 830-66-02-75 9552-50D 溶存酸素電極
15,000います。 ポ ータブ ル 水 質 計セット 830-66-03-11 300-D-M 光学式溶存酸素交換用センサキャップ WQ-300-D-5用
D-200C-S シリーズは、防水で投げ込 830-66-03-10 300-D-5 光学式溶存酸素センサ WQ-300用ケーブル長5m、300-D-M 123,000
装着済み ※センサヘッド一体型
み測定可能な電気伝導率電極(9552式 D-210D-S
D-220D-S
WQ-310D-S20D)が付属。 マルチデジタル水質 型
隔膜式ガルバニ電池法
光学式(発光位相測定法)
測 定 方 式
計WQ-310C-Sセットは、話題の光学
0.0〜200.0％ 0.00〜20.00ｍS/㎝
0.0〜200.0％
溶 存 酸 素 0.0〜20.00ｍS/㎝
式DOセンサを付属。優れた性能で長 測定±0.2 ㎎/ℓ、±2％±0 .2㎎ /±2 ％精度
範寿命。
＊1 IP67：水深1mで約30分の
囲 温−30.0〜130℃−30.0〜130.0℃
度
浸漬でも故障しない防水性能を示し 電源 単3乾電池2本(Ni-MH充電池使用可) 単3乾電池4本もしくはUSB給電ます。
（ 水中では使用できません）＊2
ケース、メータ、ケース、メータ、電極、標 ケース、メータ、デジタル光学式
主なセット内容 電極、標準液など 準液、USBケーブルなど DOセンサ、保護キャップなど
ポリカーボネートを軟質樹脂でコーテ※精度は液校正時
ィング。

河川や海、湖の環境調査、浄化槽や下水処理場の活性汚泥量の蛍光式溶存酸素計

new

外形寸法 (W×D×H㎜)
83×216×56

重量(g)567 ＊GHE

価格（￥）

140,000
GHE

品名価格
（￥）
蛍光式DO/温度センサ付1mケーブル 130,000
蛍光式DO/温度センサ付4mケーブル 150,000
蛍光式DO/温度センサ付10mケーブル 160,000■ProSolo仕様

new

22カタログ P.1378 掲載

充電式リチウムイオンバッテリパック内蔵(機器本体48時間使用可能)
電池充電時間9時間(ACアダプタ)、ACアダプタまたはUSBポート経由の外部電源でも電源供給可能
動 作 温 度 0〜50℃
保 管 温 度 0〜45℃：電池装着時、0〜60℃：電池非装着時
ディスプレイ カラーLCDグラフィックディスプレイ (3.9㎝×6.5㎝)
メ モ リ ー 100,000件 可能
気 圧 計 範囲：375〜825㎜Hg、精度：±1.5㎜Hg(0 〜50℃で)、分解能：0.1㎜Hg
サイトID・データID ユーザー定義測定地点とデータIDタグをそれぞれ100件登録
400件の詳細な校正記録の保存と閲覧、ダウンロード、
校 正 記 録印刷機能(印刷はKorDSSソフトウェア経由で可能)
日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、言語
ノルウェー語、ポルトガル語、中国語、韓国語、タイ語
CEC、CE；RoHS；IP−67；WEEE；UN パートIII、セクション38.3、
認証
リチウムイオン電池試験基準(クラス9)保証 機器本体3年(モデルProSolo)電源■ODO/T仕様
寸法

範囲：0〜500%, 0〜50㎎/ℓ

溶 存 酸 素 精度：0〜200％：読取値の±1％または1％空気飽和いずれか高い方、200〜500％：読取値の±8％、0〜20㎎ /ℓ：±0.1 ㎎/ℓまたは読取値の1％いずれか高い方、20〜50 ㎎/ℓ：読取値の±8％(蛍 光 式)
分解能：0.01 ㎎/ℓ・0.1％ または0.1 ㎎/ℓ・1％(範囲により自動調整)

温度 範囲：−5〜70℃(DO ㎎/ℓ測定時の温度補償範囲：−5〜50℃)、保証 ケーブル、プローブ、ODOセンサーキャップ2年(モデルODO/T Xm)(サーミスタ) 精度：±0.2℃、分解能：0.1℃(範囲により自動調整)

デモ機有

new22カタログ P.1373 掲載◦ 丸洗いOK!IP68準拠の防塵防水構造◦ 屋外でも安心の、落下耐久5m
酸素センサー◦ 業界初「1年保証」酸素センサー
測 定 方 式 隔膜型ガルバニ電池式酸素センサー(JIS K0102:2016以降)◦ メモリー機能搭載
表 示 方 法 モノクロTFT LCD表示◦ ケーブル巻き取り器「まきとりーる」標準装備◦ センサー1年保証、本体2年保証計 器 精 度 DO：①±0.02㎎/ℓ（0.00〜0.99㎎／ℓ レンジ)(一定温度)②±0.1㎎/ℓ（1.0〜20.0㎎／ℓ レンジ)(一定温度)◦ 便利なガイダンス表示機能(本体指示部のみ) 水温：±0.3℃(0〜35℃の場合)(エラーや処置方法は分かりやすい日本語表示、 校 正 方 法 空気による簡単校正
QRコードリンク機能付き）
補 正 機 能 自動温度補正、手動塩化物イオン(海水濃度)補正(設定切替による)◦ 見やすく便利な液晶表示
・電源ON後に酸素センサーの状態をチェックし、校正が必要なタイミングや出力異常、寿命などの場合にエラーメッセージを表示
GHJ

測定範囲
価格
（￥）
DO：①0.00〜0.99mg/ℓ ②1.0〜20.0mg/ℓ(35℃の場合)オートレンジ切替
128,000
水温：−5.0〜50.0℃

型式
WA-TL
TLC61

品名
酸素センサー(ワグニットⓇ)
膜液交換カートリッジ

GHE

価格
（￥）

16,0002,500＊ケーブル長10m仕様もあります。お問い合わせください。
※酸素センサー、乾電池は本体に実装しています。
※膜液交換カートリッジ付属の電解液には、使用期限があります。

セルフチェック機能・センサー保証期限お知らせ機能(保証期限30日前から残日数を表示)

・ガイダンス表示機能 ・空気飽和率表示機能 ・自動安定判断機能
・自動安定判断機能(進行状況バーでの表示機能付) ・初期化機能
そ の 他 機 能 ・メモリー機能(30件分の測定値を本体に記録･読み出し)・淡水/海水切替機能
・オートパワーオフ機能(最終キー操作後30分間DO値の変化が1㎎/ℓ以内の場合、自動的に電源OFF）・時刻表示機能

使 用 温 度 範 囲 0〜35℃
保 管 温 度 範 囲 0〜60℃
本 体 構 造 IP68準拠の防塵/防水構造、水深10m防水構造
ケ ー ブ ル 長 標準5m ＊電源 単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)またはニッケル水素電池(充電式)×3本(DC3.6V)
電 池 寿 命 アルカリ乾電池：連続約360時間
本 体 寸 法 約φ210×(D)90㎜（まきとりーる含む）
重量 約800g(電池、プローブ、まきとりーる含む）

酸素センサー(ワグニット)型式：WA-TL、膜液交換カートリッジ(電解液付)、

標 準 付 属 品 まきとりーる、単4形アルカリ乾電池、メンテナンスキット、取扱説明書※JIS K0102「工場排水試験方法」の改正にて、「光学式センサ法」が新しく採用されました。