Control Boxes
User Manual

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINEControl Boxes |2

Contents
Preface����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS����������������������������������������������������������������������������������������� 5
DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY���������������������������� 6
Important information��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
General warnings����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
General recommendations������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
General warranty periods�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Electromagnetic Compatibility (EMC) ������������������������������������������������������������������������������������� 13
EMC Warnings������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
EMC responsibilities for LINAK actuator systems���������������������������������������������������������������������� 14
Electrostatic discharge (ESD)���������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
RF transmitter/receiver properties��������������������������������������������������������������������������������������������� 16
FCC and IC Statements������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
Symbols������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Batteries ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
General battery warnings�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Lithium ion batteries���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Lead acid batteries ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 23
System description�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Connecting the system������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
General mounting of control boxes���������������������������������������������������������������������������������������� 25
General environmental conditions������������������������������������������������������������������������������������������ 26
Information on start-up, deinstallation and operation��������������������������������������������������������� 27
Before installation, deinstallation or troubleshooting���������������������������������������������������������������� 27
Before start-up������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 27
During operation��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Cleaning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Cleaning warnings������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
IPX6 Washable ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
Rinsing aids����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
IPX6 Washable DURA™����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Cable wash����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
General maintenance���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Maintenance of all LINAK control boxes����������������������������������������������������������������������������������� 33
Repair and disposal������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
Insulation class�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Output ratings��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

Control Boxes |3

Troubleshooting ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
CA10������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
CA20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
CA30/CA40��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
CA63������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 59
CB6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
CB6S MK2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
CB8-A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
CB8-T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 78
CB9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79
CO41������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81
CO53������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94
CO61 MK2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108
CO65����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121
CO71����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 134
OPS – OpenBus Power Supply ���������������������������������������������������������������������������������������������� 147
PJ2 – Power Junction Box������������������������������������������������������������������������������������������������������� 151
Contacts����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 158

Control Boxes |4

Preface
Dear User,
We are delighted that you have chosen a LINAK® product.
LINAK systems are high-tech products based on many years of experience in the manufacture anddevelopment of actuators, electric control boxes, controls, batteries, accessories and chargers.
This User Manual does not address the end user. It is intended as a source of information for the equipment
or system manufacturer only, and it will tell you how to install, use and maintain your LINAK product/system.
The manufacturer of the end product has the responsibility to provide a User Manual where relevant safety
information from this manual is passed on to the end user.
We are convinced that your LINAK system will give you many years of problem-free operation.
Before our products leave the factory they undergo full function and quality testing. Should you,nevertheless, experience problems with your product/system, you are always welcome to contact your local
supplier.
LINAK subsidiaries and some distributors situated all over the world have authorised service centres, which
are always ready to help you.
LINAK provides a warranty on all products (see warranty section).
This warranty, however, is subject to correct use in accordance with the specifications, maintenance being
done correctly and any repairs being carried out at a service centre, which is authorised to repair LINAK
products.
Changes in installation and use of LINAK systems can affect their operation and durability. The products are
only to be opened by authorised personnel.
This User Manual has been written on the basis of the present technical knowledge. LINAK is constantly
keeping the information updated and we therefore reserve the right to carry out technical modifications.
The introductory pages of this manual may contain information that is not applicable to the technicalproduct pages and are to be seen as general information for all LINAK products.
LINAK A/SControl Boxes |GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Please read the following safety information carefully. Ensure that all staff who are to connect, mount, or use the actuator are in possession of thenecessary information and that they have access to this assembly instruction.
Persons who do not have the necessary experience or knowledge of the product/products must not use the product/products. Besides, persons with
reduced physical or mental abilities must not use the product/products, unless they are under surveillance or they have been thoroughly instructed in
the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons. Moreover, children must be under surveillance to ensure thatthey do not play with the product.

Warnings
Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury.
It is important for everyone who is to connect, install, or use the systems to have the necessary information and access to the User Manual on www.
linak.com.
•

If there is visible damage on the product it must not be installed.

•

If the control box / Twindrive makes unusual noises or smells, switch off the mains voltage immediately.

•

The products must only be used in an environment that corresponds to their IP protection.

•

The cleaners and disinfectants must not be highly alkaline or acidic (pH value must be 6 to 8).

•

Irrespective of the load, the duty cycle stated in the data sheets, must NOT be exceeded.

•

The DESKLINE® systems can only be used in push applications.

•

The control box / Twindrive must only be connected to the voltage stated on the label.

•

System not specified for pull must only be used in push applications.

•

Fastening screws and bolts must be tightened correctly.

•

Do not open the closing device on the Twindrive during operation.

•

Specifications on the label must under no circumstances be exceeded.

•

NOT TO BE OPENED BY UNAUTORISED PERSONNEL.

•

Use only the actuator within specified working limits.

•

Note that during construction of applications, in which the actuator is to be fitted, there must be no risk of personal injury, such as squeezing of
fingers or arms.

•

If irregularities are observed, the actuator must be replaced.

•

If the actuator is used for pull in an application where personal injury can occur, the following is valid: It is the application manufacturer’s
responsibility to incorporate a suitable safety arrangement, which will prevent personal injury from occurring, if the actuator should fail.

•

MEDLINE® & CARELINE® products products are rated to operate at an altitude < 2000 m.

Recommendations
Failure to follow these instructions can result in the actuator being damaged or being destroyed.
•

•

•

•

•

Before you start mounting/dismounting, ensure that the following points are observed:-

The actuator is not in operation.

-

The mains current supply is switched off and the plug has been pulled out.

-

The actuator is free from loads that could be released during this work.

Before you put the actuator into operation, check the following:-

The actuator is mounted correctly as indicated in the relevant user instructions.

-

The equipment can be freely moved over the actuator’s whole working area.

-

The actuator is connected to a mains electricity supply/transformer with the correct voltage and which is dimensioned and adapted tothe actuator in question.

-

Ensure that the voltage applied matches the voltage specified on the actuator label.

-

Ensure that the connection bolts can withstand the wear.

-

Ensure that the connection bolts are secured safely.

During operation-

Listen for unusual sounds and watch out for uneven running. Stop the actuator immediately if anything unusual is observed.

-

Do not side load the actuator.

-

Use only the actuator within the specified working limits.

-

Do not kick or step on the actuator.

When the equipment is not in use-

Switch off the mains supply or pull out the plug in order to prevent unintentional operation.

-

Check regularly the actuator and joints for extraordinary wear.

Note: If the actuator is operated as a hand crank, it must be operated by hand, otherwise there is a risk of overloading the actuator and hereby
damage the actuator.
When changing the cables on a LINAK actuator, it is important that this is done carefully, in order to protect the plugs and pins.
Please ensure that the plug is in the right location and fully pressed in before mounting the cable lid.

GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5

Control Boxes |6

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLYCOMPLETED MACHINERYLINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg

LINAK A/S hereby declares that LINAK DESKLINE® products, characterised by the following models and types:
Control Boxes
Linear Actuators
Lifting Columns
Desk Panels
Wireless Controls
Accessories

CBD6S
DB5, DB6, DB14, LA23, LA31
DL1A, DL2, DL4S, DL5, DL6, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL18, DL19, DL20, DL21,
BASE1, LC1
DPA, DPB, DPH, DPF, DPG, DPT, DP, DP1CS, DPI
HB10, HB20, RFRL
BA001, BLE2LIN, CHUSB, DESK Sensor, DF2, Kick & Click, SLS, SMPS, USB2LIN, WiFi2LIN, DC Connector

LINAK A/S hereby declares that LINAK HOMELINE® products, characterised by the following models and types:
Control Boxes
Linear Actuators
Dual Actuators
Controls
Accessories

CBD6DC
LA10, LA18, LA40 HOMELINE
TD4, TD5
BP10, HB10, HC10, HC20, HC30, HC40
CP, BLE2DC, BLE2LIN, LED Light Rail, MD1, SMPS, WiFi2LIN

LINAK A/S hereby declares that LINAK MEDLINE® & CARELINE® products, characterised by the following models and types:
Control Boxes
Linear Actuators
Lifting Columns
Controls
Accessories

CA20, CA30, CA40, CA63, CAL40, CB6, CB6S MK2, CB6P2, CB8, CB9, CBJ2, CBJ Care, CBJ Home, CO41, CO53,
CO61, CO65, CO71, COL50, OPS, PJ2, PJB4
LA20, LA23, LA27, LA28, LA29, LA30, LA31, LA34, LA40, LA44
BL1, LC1, LC3
ABL, ACC, ACK, ACO, ACOM, ACL, DP, DPH, FS, FS3, FPP, HB30, HB70, HB80, HB100, HB190, HB200, HB400,
HD80, HL70, HL400
BA16, BA18, BA19, BA21, BAJ, BAJL, BAL40, BAL50, CH01, CHJ2, CHL40, CHL50, DJB, MJB2, MJB5 Plus, SLS,
Massage Motor, QLCI2, UBL, UBL2, USB-A Power Adapter

LINAK A/S hereby declares that LINAK TECHLINE® products, characterised by the following models and types:
Linear Actuators
Lifting Columns
Accessories

LA12, LA14, LA23, LA25, LA30, LA33, LA35, LA36, LA37
LC3 IC
FMB

comply with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, Essential health and safety requirements relating to the design andconstruction of machinery: 1.5.1 Electricity supply
The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII and this documentation or part hereof will be transmitted
by post or electronically to a reasoned request by the national authorities.
This partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been
declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.
Nordborg, 2023-11-06

LINAK A/S
Authorised to compile the relevant technical documentation

Original declaration

DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

Copyright© LINAK • 2023-11 • LIT-09-02-001 CJohn Kling, B.Sc.E.E., Certification and Regulatory Affairs

Control Boxes |7

Important information
LINAK® products, within the scope of this manual, are not classified as medical electrical equipment or systems, nor do they fall within the scope of the EU Medical Device Directive/Regulation or other similar national regulations. The products are components to be built into a piece of medical electrical equipment by amanufacturer.
To support the assessment and certification task of the complete medical electrical equipment or systemworldwide, LINAK provides certification, on a component level, according to the IEC 60601-1, (Medical
electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance) as recognised
components by NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratories).
Description of the various signs used in this manual:Warnings
Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury.

Recommendations
Failing to follow these instructions can result in product damage.
Please read the following safety information carefully:
Ensure that all staff who are to connect, mount, or use the actuator system are in possession of thenecessary information and that they have access to these assembly instructions.
Persons who do not have the necessary experience or knowledge of LINAK products should not use these.
Moreover, persons with reduced physical or mental abilities must not use the products, unless they are
under surveillance or they have been thoroughly instructed in the use of the equipment by a person who
is responsible for the safety of these persons. Moreover, children must be under surveillance to ensure thatthey do not play with the product.
Please be aware that LINAK has taken precautions to ensure the safety of the actuator system. The
manufacturer/OEM is responsible for the overall approval of the complete application.
LINAK recommends to use the actuators in push applications rather than pull applications.

LINAK actuators are not to be used for repeated dynamic push-to-pull movements.
For general pull applications or repeated dynamic push-to-pull movements in the application, please contact
LINAK A/S if in doubt.
LINAK actuators and electronics generally fall outside the IEC 60601-1 definition of applied parts and are notmarked as such.
However, assessing the risk whether actuators and electronics can unintentionally come into contact
with the patient, determines that they are subject to the requirements for applied parts. All the relevant
requirements and tests of the standard are carried out as part of the IEC CB* Scheme/NRTL** assessment.
* CB: Certification Body**NRTL: Nationally Recognised Testing Laboratory

Control Boxes |8General warnings
Failure to comply with these instructions may result in accidents involving serious personal injury:
The medical device manufacturer is responsible for the incorporation of a suitable safety
arrangement, if the actuator or lifting column is used for pull in an application where personal injury
can occur, which will prevent personal injury from occurring in case of actuator failure.
Note that during construction of applications, in which the actuator is to be fitted, there must be no
possibility of personal injury, for example the squeezing of fingers or arms.
The plastic parts in the system cannot tolerate cutting oil.

Assure free space for movement of the application in both directions to avoid a blockade.

The application and actuators are only to be operated by instructed personnel.

In applications with spline function, the blockage by an obstacle when the application is moving
inwards, the removal of the obstacle will cause the load to drop until the spindle hits the nut.
Do not turn the outer tube.

Do not use chemicals.

Inspect the actuator system regularly for damage and wear.

Do not expose LINAK actuator system components to high intensity ultraviolet radiation disinfection
lamps. This may damage the enclosure, supporting parts and cables.
LINAK actuators and electronics are not designed for use within the following fields:• In the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide• Planes and other aircrafts• Explosive environments• Nuclear power generation
If faults are observed, the products must be replaced.

Control Boxes |9

A LINAK control box, actuator and accessory component must, in the final application, be placed
where it is not exposed to any impact. This is to prevent damage if a passer-by accidentally hits itwith an object or when cleaning the floor with a broom or a mop. On a medical bed e.g. this might
be underneath the mattress support platform. If necessary to mitigate this risk, additional protection
might be required.
To avoid unintended movement, prevent foreign objects or persons from unintentionally activating afootswitch or a hand control at any time, for instance during normal use or maintenance.
If there is visible damage on the product it should not be installed.

If the actuator system makes unusual noise or smells, switch off the mains voltage immediately anddisconnect batteries, if applicable.
The products must only be used in an environment that corresponds to their IP protection class.

The cleaners and disinfectants must not be highly alkaline or acidic (pH value 6-8). See cleaning
section.
Irrespectively of the load, the duty cycle stated on the product label must NOT be exceeded.

The control box must only be connected to the voltage stated on the label.

Systems not specified for pull must only be used in push applications.

Fastening screws and bolts must be tightened correctly.

Specifications on the product label must under no circumstances be exceeded.

NOT TO BE OPENED BY UNAUTHORISED PERSONS.

Only use the actuator within specified working limits.

Control Boxes | 10
Be aware that during the design of medical devices, the risk of personal injury (for instancesqueezing of fingers or arms) must be minimised.
If irregularities are observed, the actuator must be replaced.

All cables must be mounted in such a way that they are not trapped or exposed to tension or sharp
objects when the application is moved in different directions.

Control Boxes | 11

General recommendations
Failing to follow these instructions may result in actuator system damage:The duty cycle printed on the actuator system label must always be respected. If exceeded, there isa risk that the actuator system is damaged. Unless otherwise specified on the label, the duty cycle ismax. 10%, max. 2 min. in use followed by 18 min. not in use.
All detachable connections between components must be locked by the cable locking mechanism when applicable.
It is recommended to have options like quick release, manual lowering or similar built into thesystem in case of power loss or system failure or if movement of the system is critical. After service itis recommended to test the system for correct functionality before it is put back into operation.
Prior to assembly/disassembly, ensure that the following points are observed:- The actuator system is not in operation.
- The mains current supply is switched off and the plug has been pulled out.
- Batteries - if applicable - may also power the system.
- Actuators are free from loads that could be released during this work.

Prior to operating the actuator system, check the following:- Actuator system components are correctly mounted as indicated in the product-specific user
instructions.
- The equipment can be operated in its entire intended range of movement.
- Ensure that the load-supporting bolts can withstand the wear.
- Ensure that the load-supporting bolts are secured safely.
During operation:- Listen for unusual sounds and watch out for uneven movement. Stop the actuator system
immediately if anything unusual is observed.
- Do not sideload the actuator.
- Do not step on or kick any LINAK component.
When the equipment is not in use:
- Switch off the mains supply or pull out the plug in order to prevent unintentional operation.

Cables and plugs:- It is important to remove the transport plastic bag before using the cable.
- When changing the cables on a LINAK® actuator system, it is important that this is done carefully inorder to protect the plugs and pins.
- Please ensure that the plug is in the right location and properly inserted before the cable lid ismounted.

Control Boxes | 12

General warranty periods
As general warranty period, LINAK provides 5 years (60 months) warranty on MEDLINE and CARELINE
products used in beds and medical applications. If MEDLINE and CARELINE products are used in otherapplications, they will be covered by 1½ years (18 months) warranty.
Batteries are covered by a specific product warranty of 12 months.
External products that are not manufactured by LINAK A/S: 12 months are added to the warranty period,for instance for transportation and stocking. Relabelling of these products only takes place, if the production
date exceeds one year from the date of dispatch to the customer.
If there is any doubt whether returned products are covered by the warranty, they are covered by thewarranty. Please use the date of the control box or actuator as reference, if possible.

Control Boxes | 13

Electromagnetic Compatibility (EMC)
EMC Warnings
Electromagnetic compatibility – general
LINAK® actuator systems bear the CE marking as an attestation of compliance with the EMC Directive
2014/30/EU. The systems are designed to meet all requirements of applicable standards and havebeen tested to meet IEC 60601-1-2 requirements.
Emission:
LINAK Actuator Systems are CISPR 11, Group 1, Class B products, comply with IEC 61000-3-2, Class
A and IEC 61000-3-3 unless stated otherwise in the relevant section of this document.
Immunity:
Test levels are according to Professional Healthcare Facility and Home Healthcare Facility Environment.
Electromagnetic phenomena are evaluated on a system level, with the actuator connected to a LINAK
control box and accessories.
LINAK always recommends to perform verification tests on the final medical device.
Electromagnetic compatibility – third party components
Use of accessories, transducers and cables other than those specified by LINAK could result inincreased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of the actuator system
and result in improper operation.
Electromagnetic compatibility – interference with other equipment in general
Use of the actuator system adjacent to or stacked with other equipment should be avoided as
this could result in improper operation. If such use is necessary, the actuator system and the otherequipment should be observed to verify that they are operating properly.
If the user notes unusual behavior of the actuator system, in particular if such behaviour isintermittent and associated with the standing right next to mobile phones, microwaves and radio
broadcast masts, this could be an indication of electromagnetic interference.
If such behaviour occurs, try to move the actuator system further away from the interfering
equipment.
Electromagnetic compatibility – interference with other equipment, RF communications
Portable RF communication equipment (including peripherals such as antenna cables and externalantennas) should be used at a distance no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the actuatorsystem. This also applies to cables specified by the manufacturer. Otherwise, a performancedegradation of this equipment could result.

Control Boxes | 14

EMC responsibilities for LINAK actuator systems
LINAK verifies the EMC performance of each LINAK product and approves them individually. The LINAK
products can be combined and integrated into many different systems. LINAK also verifies the system EMC
performance on commonly used combinations.
LINAK has certificates in accordance with applicable standards for each product and provides the customers,
who are building the application and integrating these products into systems (systems with control box,
actuators, cables, batteries, etc.), with these certificates.
However, EMC testing of LINAK products in generic LINAK systems is not made in an environment that
corresponds to the specific application environment which differs from the generic testing environment.
There will be differences that can affect the EMC performance in the specific target application.
The customer is responsible for qualifying and approving the complete application including the LINAK
system.
Regulatory standard
LINAK products, being components to be incorporated by a Manufacturer [definition: IEC 60601-1 ed.3.1,
cl. 3.55] into Medical Electrical Equipment [definition: IEC 60601-1 ed.3.1, cl. 3.63], are tested concerning
the EMC phenomena according to the Collateral Standard IEC 60601-1-2 ed. 4.1.
IEC 60601-1-2 ed. 4.1 sets forth the requirements for the electromagnetic compatibility of Medical Electrical
Equipment, ensuring that devices operate safely and effectively within their intended environments.
Compliance with this standard is essential to minimize electromagnetic interference and maintain the
integrity and performance of Medical Devices.
Furthermore, IEC 60601- 1-2 ed. 4.1 states:”This collateral standard recognizes that the Manufacturer has the responsibility to design and perform
Verification of Medical Electrical Equipment and Medical Electrical Systems to meet the requirements of thisCollateral Standard and to disclose information to the Responsible Organization or Operator so that the
Medical Electrical System will remain safe throughout its Expected Service Life.”
Qualification process of a new application
The qualification process for a new application is normally done in cooperation between the customer and
LINAK. LINAK provides the relevant support, competence and documentation needed for the customer’s
overall development plan and test plan for the specific application.
The driver of the qualification process is the customer who has the ultimate application responsibility (MDS).
The customer identifies and specifies the needed testing based on many different parameters (experience,risk management, requirements from standards, etc.).
In many cases, the customer is establishing and verifying tests early in the project to ensure that the approval
process has a low risk of failing when tested in the approval institute.
The customer identifies which tests to make and when they are to be performed in the project to mitigate
the risk of failure in the approval process which also includes EMC testing.

Control Boxes | 15

Electrostatic discharge (ESD)
LINAK® considers ESD to be an important issue and years of experience have shown that equipment
designed to meet the levels specified in standards might be insufficient to protect electronic equipment incertain enviroments.
1. Handling and mounting electrostatic discharge sensitive devices (ESDS devices).
• Handling of sensitive components shall only take place in an ESD Protected Area (EPA) under protected
and controlled conditions.
• Wrist straps and/or conductive footwear (personal grounding) shall always be used when handling ESDS
devices.
• Sensitive devices shall be protected outside the EPA by the use of ESD protective packaging.
2. Responsibility LINAK/customer• ESDS devices must under no circumstances, during transport, storage, handling, production or mounting
in an application, be exposed to harmfull ESD.
• LINAK can only guarantee the lifetime of ESDS devices if they are handled in the same way fromproduction at LINAK A/S until they are mounted in the manufacturer’s application. It is therefore
important that the ESDS devices are not removed from the ESD protected packaging before they arephysically within the EPA area at the customer premises.
Please refer to EN61340 for further information:
EN61340-5-1, Electrostatics - Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General
requirements
EN61340-5-2, Electrostatics - Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guideControl Boxes | 16

RF transmitter/receiver properties
Some LINAK products emit RF-power by intention for communication purposes.
Frequency band of transmission: 2402 MHz - 2480 MHz
Type: BLUETOOTH® Low Energy BLE 4.2
Modulation: GFSK
Maximum Effective Radiated Power (ERP): 10 dBm

FCC and IC Statements
For RF-emitting products (e.g. Bluetooth®, Wi-Fi) intended to be used on the North American continent, thefollowing applies:
FCC statement
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur ina particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct theinterference by one or more of the following measures:- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void theuser’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 		
operation.
IC statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science andEconomic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two
conditions:(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts delicence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) L’ appareil ne doit pas produire de brouillage;(2) L’ appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’ encompromettre le fonctionnement.

Control Boxes | 17

Symbols
The following symbols are used on the LINAK product labels, where applicable:

IEC 60417-5172:
Class II equipment

Compliance to all relevant EC directives

IEC 60417-5840:
Applied part type B

UK Conformity Assessment

IEC 60417-5019:
Class I equipment
Protective earth; protective ground

Regulatory compliance mark:The Australian Safety/EMC Regulations

IEC 60417-5002:
Positioning of cell

Alternating current

ISO 7000-0434A:
Caution, consult accompanying document

Direct current

ISO 7000-1641
Operating instructions
XXXXXXElectronics scrap

Reduced ETL recognised component markfor Canada and the United States.
X: The mark is always accompanied by acontrol number of 6 or 7 figures.
For complete description, see ETL marking
on next page.

Electronics scrap

Bluetooth®

RecycleJapanese TELEC

Recognised
Component mark for Canada and theUnited States
PSE diamond markPSE circle markControl Boxes | 18
Electrical Testing Laboratories (ETL) marking
Due to space limitations, the complete ETL marking demands are not represented on the marking plates.
The full ETL recognised component markings are shown here:
C/N 120690

C/N 4008004

C/N 4008838

C/N 9901916

C/N 4008005

C/N 4008671

C/N 4008003

C/N 4008623

C/N 4009507

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 60601-1

Control Boxes | 19

Batteries
General battery warnings
Handle batteries carefully. Do not short circuit the battery.

Avoid continuous battery discharge when the medical device is not in use, as this may cause leadsulphate formation, which, if left in this state for too long, will irreversibly damage the battery.
LINAK battery packs may emit flammable gases. Do not expose the battery packs to fire or
equipment that emits sparks. Moreover, do not store the battery in a closed environment orincorporate it into a closed structure of an enclosure as this may cause an explosion, fire, equipment
damage, or injury.
Handle tools carefully and do not wear jewelery when handling batteries. A short-circuit of thebattery terminals can cause burn injuries, damage or trigger explosions.
Only connect LINAK batteries to compatible chargers.

LINAK battery packs contain toxic substances. If the internal battery fluid leaks out and gets onto
skin or clothing, make sure it is washed off with clean water. Moreover, if the fluid gets into the eyes,
rinse them immediately with clean water and seek medical assistance.
Do not use or store LINAK battery packs in places where the ambient temperature exceeds 50 °C,
such as inside a hot automobile, in direct sunlight, or in front of a stove or a source of intense heat.
Doing so can shorten the battery life, lower its performance level, cause the battery to leak fluid,
explode, cause fire, or be damaged.

Control Boxes | 20

Lithium ion batteries
Li-Ion batteries are moving in the direction of minimising the physical size and, at the same time, increasing
the capacity. This gives a very compact battery with a high energy concentration. It also increases the risk ofthermal runaway (see note below) due to internal short circuits.
The general use of Li-Ion batteries has increased, and the inherent risk of thermal runaway has led to stricter
rules within the transport industry, specifically air transport with tightened restrictions on the quantity,
handling, and storage of specific products.
The OEMs and consumers must recognise that although safe to use, Li-Ion cells always have a very small riskof thermal runaway. The risk could be as little as 1 PPM or even less.
LINAK currently bases our Li-Ion battery design on cell types with an industry-proven history (e.g. electriccars). The use of well-proven cell technology reduces the risk of thermal runaway, but it does not eliminate
it. LINAK has completed activities to reduce this risk and the complete battery package is approved inaccordance with UL.
An external, internationally recognised expert has also reviewed the design to ensure that it is manufactured
according to the latest recommendations. Further to that, we only use cells from well-recognised
manufacturers.
LINAK recommends that when using Li-Ion batteries, the customers should carry out proper risk analysis on
their application. The risk analysis must also take into consideration that these products are not mounted inpositions where they are in direct contact with flammable materials.
LINAK Li-Ion batteries have no greater risk of thermal runaway than other Li-Ion cells from well-recognised
manufacturers within the market. Therefore, LINAK cannot take responsibility for any failures that occur due
to a failure that is inherent in the nature of Li-Ion batteries.
If any of the Li-Ion batteries built into LINAK products are found to be defective under warranty, LINAK will
provide the OEM with a new product. LINAK explicitly disclaims all other remedies. LINAK shall not in any
event be liable under any circumstances for any special indirect punitive incidental or consequential damages
or losses arising from any incident related to the inherent risk of thermal runaway in the Li-Ion cell and any
use of LINAK products. Moreover, LINAK explicitly disclaims any responsibility for profit loss, failure to realise
expected savings, any claim against our customer by a third party, or any other commercial or economic
losses of any kind, even if LINAK has been advised of the possibility of such damages or losses.
Note: ‘Thermal runaway’ is overheating of a cell, and it could lead to a small fire and smoke from the cell.

Transportation
The lithium ion batteries must be packed and transported in accordance with applicable regulations. Always
ask your local transportation provider how to handle the transportation of lithium ion batteries.
Please see the general assembly instructions and the mounting section for detailed information.

Control Boxes | 21

Warnings
When using Li-Ion batteries with patient lift control boxes, loss of power might happen due to thebattery deep discharge protection. This will only happen in case of continuous battery use despite
warnings. In this event, there may be no warning, and the application may not be able to move when
expected.
In his risk analysis, the customer must take into consideration how to assure alternative means tomake movement, for instance quick release or manual lowering.
Do not open the battery housing as damaging the cell or circuitry may develop excessive heat.

If product caution is not clearly visible at low light intensity, read the product label instructions
symbol. A warning must be included in the application manufacturer manual for the medical device.
The application manufacturer must test the application and ensure that intentional and unintended
operations do not exceed the battery specification limits.
Defective or damaged Li-Ion batteries are not allowed for transportation.

For safety reasons, please adhere to the indicated charging and operation temperature.

In case the battery is too hot, disconnect it, evacuate the room, and wait for 2 hours before taking
further steps.
Mounting instructions must be followed in order to avoid exposing batteries to water.

In general, recharging of battery must take place every 6 months. However, please note:- New Li-Ion batteries, shipped from LINAK are in a deep-sleep state, where the self-discharge is very
little- When mounted in an application, LINAK Li-Ion batteries wake up, resulting in a higher rate ofcharge, depending on the application/system- Application manufacturer must consider this idle consumption for his specific system and makeprecautions to avoid discharged batteries.
- Contact your LINAK sales team for further information
If batteries are to be shipped by air, they shall not be charged to more than 30%

Disposal of the battery takes place in accordance with local regulations.

Control Boxes | 22

Recommendations
Do not exceed the storage temperature as it will shorten the product life and performance.
Allow the battery to settle to room temperature before use.
Lithium ion batteries are not intended for use in outdoor applications and indoor pool environments.
If the battery is completely discharged, then recharge the battery before storage.
Always use correct LINAK charger
DO NOT:
Heat or burn the batteries.
Expose the batteries to high impact/excessive force.
Crush or puncture the batteries.
Use batteries with signs of damage or corrosion.
Charge or store the batteries near combustible material.
Exceed IP-ratings.
Overcharge or fully discharge the batteries.

Safety feature
Lithium ion batteries contain several mechanisms to protect themselves from being damaged due toexcessive use. In case of overheating, the device will activate a thermal protection. No power output will beavailable until the temperature is again within normal operating range.
Overheating may occur by extensive use at high temperatures or when exceeding the duty cycle (see productlabel).

Control Boxes | 23

Lead acid batteries
Maintenance of batteries
Prior to first use of LINAK® batteries, please make sure that they are charged at least 24 hours and if possible
even longer for proper functioning and prolonging the battery lifetime.

Replacement of batteries
The batteries must only be replaced by the same type of batteries or mechanical and electrical equivalent
types. The batteries must be new or maintained by means of charging at least every 6 months. The batteries,
which make a set, must be supplied with identical production codes.
Production code mismatch may lead to a severely reduced lifetime expectancy.
Before mounting, ensure that the battery set is correctly connected, compare with the drawing in the battery
room and check that no connectors are loose.

Warnings in connection with battery replacement
Please observe the following maintenance, replacement, and disposal requirements to ensure a safeand reliable operation.
The batteries are to be replaced after 4 years at the latest. Perhaps earlier, depending on the patternof use. Frequent and high-powered discharges reduce the battery life. For an optimum lifetime, theproduct must be connected to the mains voltage as often as possible. It is recommended that thebatteries are to be charged for at least every 6 months - otherwise the batteries will have reduced
capacity due to self-discharge. It is recommended to test the battery function at least once every year.
The battery compartment is hermetically separated from the electronics compartment. Whenreplacing the batteries this separation must not be damaged or modified as this may allow
penetration of battery gas into the electronics compartment with risk of explosion.
When replacing batteries in waterproof products (IPX5 and IPX6), precautions must be taken thatthe sealing material (silicone ring or joint filler) is not damaged and that it is correctly placed in thegroove. Hereafter, the screws in the cover are to be fastened with approx. 1 Nm.
If necessary, replacement sealing is available at LINAK.
The battery compartment is supplied with ventilation that ensures correct and necessary airing of thebattery compartment. This airing must not be blocked or covered as a positive pressure may occur
with risk of explosion.
If the product has been exposed to mechanical overload (lost on the floor, collision/squeezing in theapplication or a powerful stroke), the product must be sent to an authorised workshop for control of
the hermetic separation between the battery and electronics compartment.

Disposal
Lead acid batteries must be disposed of in the same way as car batteries. Alternatively, they may be returned
to LINAK.

Control Boxes | 24

System description
LINAK® actuators, lifting columns and electronics have been developed for use in all places where a linear
movement is required.
LINAK products can for example be used for:• Adjustment of beds
• Patient lifts within the care and hospital sector• Adjustment of dentist chairs/gynaecological chairs

Connecting the system
Do not connect the mains cable until all actuators and hand controls have been connected to the controlbox.
Start by connecting the hand control to the control box. The connection in the control box is marked with
“HB”.
Connect the different actuators to the different channels on the control box. Each channel is marked with anumber (e.g. “1”, “2”, “3”…….).
Check that all plugs are well connected and firmly pushed into the connector. Due to the fact that LINAK®
control boxes are designed for a high IP degree, a firm force can be required.
Connect the mains cable.
The actuators can now be operated by pressing a button on the hand control button.
LINAK actuators or lifting columns

LINAK hand control

LINAK control box

Any non-detachable power supply cord with mains plug is considered to be the disconnecting device.
Charging is only allowed in dry environment, and the appliance inlet must be thoroughly dried before
connecting to mains.

Control Boxes | 25

General mounting of control boxes• If applicable, the mounting screws on the control box must be tightened with a maximum torqueof 1 Nm• If applicable, the mounting surface to which the control box is attached should have a surface evenness
better than ± 0.5 mm• Systems must not be installed/deinstalled while in operation• Nuts and bolts must be made of steel• Nuts and bolts must be tightened securely• For control boxes with earth connection (Class 1), the nut must be tightened with a torque of 1-1.2 Nm

Control Boxes | 26

General environmental conditions
Operating, storage and transport
Operating temperature
Relative humidity
Atmospheric pressure+5 °C to +40 °C
20% to 80% - non-condensing
700 to 1060 hPa (Rated to be operated at an altitude ≤ 3000 m)

Storage temperature
Relative humidity
Atmospheric pressure-10 °C to +50 °C

Transport temperature
Relative humidity
Atmospheric pressure-10 °C to +50 °C

20% to 80% - non-condensing

700 to 1060 hPa (Rated to be stored at an altitude ≤ 3000 m)
20% to 80% - non-condensing

700 to 1060 hPa (Rated to be transported at an altitude ≤ 3000 m)

If the actuator is assembled in the application and is exposed to push or pull during transportation, the actuator canbe damaged.
Do not drop a LINAK component or otherwise damage the housing during disassembly or transportation.
We do not recommend to use a LINAK component that has been damaged.

Control Boxes | 27

Information on start-up, deinstallation and operation
Before installation, deinstallation or troubleshooting• Stop the actuator/lifting column.
• Switch off the power supply or pull out the mains plug and pull out the plug to the actuator/liftingcolumn.
• Relieve the actuator/lifting column of any loads, which may be released during the work.

Before start-up• Make sure that the system has been installed as instructed in the relevant product manual.
• The individual parts (actuator/lifting column/hand controls etc.) must be connected before the control box
is connected to the mains.
• Make sure that the mains voltage to be connected to the product or the system is the one stated on thelabel.
• The equipment can be moved freely over the whole working area of the actuator/lifting column.
• Check correct function after mounting.
• The actuator/lifting column must not be loaded in excess of the values indicated in the specifications on
the product label.
• The duty cycle noted on the product label must always be observed. Otherwise there is a risk of productdamage. Exceeding the duty cycle will result in a dramatic reduction of the system lifetime.
• Unless specified otherwise on the product label, the duty cycle is max. 10%, max. 2 minutes in use
followed by 18 minutes not in use.
• The actuator/lifting column system may only be used in an environment corresponding to the IP rating of
the system. LINAK products are marked with the actual IP rating on the label.
• If any individual parts are suspected to be damaged, do not install the parts, but return them forinspection/service.

During operation• Check for unusual sounds and irregular movement. Stop the actuator/lifting column immediately ifanything unusual is observed.
• If the control box makes unusual noises or smells, switch off the mains voltage immediately and theexternal battery, if any.
• Take care that the cables are not damaged.
• Unplug the mains cable on mobile equipment before it is moved.

Control Boxes | 28

Cleaning
The products can be cleaned as described in the following according to their IP protection stated on the
product label.
The IP code specifies the protection degree provided by the enclosures. For most products, only theprotection against ingress of water (second characteristic numeral) is specified, ingress of solid foreign
objects or dust (first characteristic numeral) is not specified and therefore replaced by the letter X in thecode.
IP protection

Cleaning instructions

IPX0

Clean with a damp cloth

IPX1

Clean with a damp cloth

IPX2

Clean with a damp cloth

IPX3

Clean with a damp cloth

IPX4

Clean with a damp cloth

IPX5

Wash with a brush and water, but not water under pressure

IPX6

Wash with a brush and water. The water can be under pressure, but the system must not
be cleaned directly with a high pressure cleaner. Max. 20 oC

IPX6 Washable according Clean by the use of wash tunnels according to IEC 60601-2-52
to IEC 60601-2-52
IPX6 Washable DURATM

Clean by the use of wash tunnels according to IEC 60601-2-52, extended washing cycletest

To avoid degreasing of the piston rod, the actuator should be retracted to minimum stroke and without load
before washing.

Cleaning warnings
The systems must not be sprayed directly with a high pressure cleaner.
Interconnecting cables must remain plugged in during cleaning to prevent water ingress.
Cleaning with a steam cleaner is not permitted
UV cleaning is not permitted.

Control Boxes | 29

IPX6 Washable
LINAK® washable products frequently undergo a fully regulated washing test.
At LINAK, ‘IPX6 Washable’ means that the products conform only to this test.
Standard washing procedure
Reference:

The standard IEC 60601-2-52 newest revision, which includes special demands tofundamental safety and relevant functional characteristics for hospital beds.
The demands for the washing process are described in the German “Maschinelle
Dekontamination” from the organisation AK-BWA (Arbeitskreis Bettgestell- und WagenDekotaminationsanlagen).

Description:

At LINAK, the washing test takes place in an instrument washing machine, which is fitted
and programmed in such a way that it duplicates the process used in a typical hospitalinstallation for the cleaning of beds and other medical equipment.
During the test, the products are exposed to both thermal and chemical effects.
To avoid degreasing of the piston rod, the actuator should be retracted to minimum stroke
and without load before washing.

Preparation:

As plastic materials to a larger or lesser degree change characteristics and shape with timeand climatical exposure, an ageing of the products is carried out first. The conditions forageing are 65 °C +/- 2 °C in normal dry air for 10 days followed by a minimum of 16 hours
at room temperature before the washing process starts.

Water:

Degree of hardness, no more than 5° dH and no demineralised water.

Detergents:

LINAK recommends the following products:
Sekumatic FDR or FRE from Ecolab
Neodisher Dekonta from Dr. Weigert
Thermosept NDR from Schülke or similar with a pH-value of 5 - 8 and in a concentration of
0.5 %Control Boxes | 30

Rinsing aids
LINAK® recommends the following products:•

Sekumatic FKN from Ecolab•

Neodisher BP or TN from Dr. Weigert•

Thermosept BSK from Schülke or similar with a pH-value of 5 - 8 and in a concentration of 0.2 %.

Demands to chemicals:•

They must not contain caustic solutions•

They must not change the surface structure or adhesive properties of the plastic•

Must not break down grease

LINAK washing profile according toIEC 60601-2-52

LINAK washing machine

°C
70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0
13:00:00

13:10:00

13:20:00

Control Boxes | 31

IPX6 Washable DURA™
Description of washing test
LINAK washable products frequently go through a fully controlled washing test. The LINAK term “IPX6
Washable DURA” signifies that the products conform exclusively to this test.
The “IPX6 Washable DURA” washing test is used to ensure that products that are rated “IPX6 Washable
DURA” comply with the agreed terms and conditions. This washing test differs from the norm EN60601-252 as the products are not aged and each washing cycle is followed by a 30 minute cooling process.
Further information regarding the washing process can be found in the German document “Maschinelle
Dekontamination” from the organisation AK-BWA .
Estimated time
consumption:

Approximately 1 month.

Amount ofsamples:During the development process, the number of tested samples is in accordance with
GP082. During running production, the number of tested samples complies with
UM-41-22-001.

General:The process applies to the IPX6 Washable DURA system.

Test conditions: • The units are not aged.
• Products with adhesive foils must be hardened before ageing.
• The hardening time depends on the used adhesive, but is typically 3 days at 20°C.
• The units are washed with new plugs/cables.
• The cables should be as long as possible and free ends should be shut off.
• Detergent and rinsing aids used:- Detergent 1: Ecolab Sekumatic FRE- Rinsing aid 1: Ecolab Sekumatic FKN (Neutral Rinse Aid).
Test procedure:• The units are placed in the washing machine in the intended mounting direction(in the most sensible direction regarding water penetration, if this is not the same
direction).
• The washing process (see picture below) is repeated 11 times and consists of:- Washing with 0.3 % alkaline detergent for 2 minutes in 70 °C hot water.
(Note: the temperature is measured in the tank, not necessarily at the unit).
- Rinsing with neutral rinsing aid for 20 seconds.
- Drying and cooling for 30 minutes in the open air at approx. 20 °C.
• After 11 cycles, the products are left in a ventilated room for 24 hours. The above
steps are repeated until a total of 250 cycles has been reached.
• Immediately after washing and after further 24 hours, the products are subjected to ahigh voltage test in accordance with UM-31-30-072.
• A population sample of the products is opened for water penetration control
immediately after the washing test.
Accept criteria are in accordance with UM-20-30-002.

Options:

The following options can be used for the test:• The units may be weighed prior to and after the washing test to detect water.
• The bubble test may be used to detect any leakages.
• X-ray may be used to detect any leakages.

Control Boxes | 32
LINAK washing profile for the “IPX6 Washable DURA” process
LINAK washing profile according to
DURATM(Note: The temperature is measured at the unit)

Cable wash
Before the washing procedure starts
In order to maintain the flexibility of the cables, it
is important that the cable is placed in such a waythat the cable’s own weight does not strain the coilduring the washing process. This can be done byplacing the cable ON the bed or another form of
support for the cable. Please see the examples in the
picture to the right.

LINAK washing machineControl Boxes | 33

General maintenance
If not otherwise stated in the specific product section.
• LINAK products must be cleaned at regular intervals• Frequent inspection for malfunction, mechanical damage, wear and cracks. Worn-out parts must be
replaced• Inspection/maintenance intervals are to be recommended by the medical device manufacturer• LINAK products are closed units and require no internal maintenance• LINAK products must be IPX6 Washable and IPX6 Washable DURA when cleaning in wash tunnels• O-rings: When individual parts are replaced in a LINAK IPX6, IPX6 Washable or IPX6 Washable DURA
system, the O-rings must be replaced at the same time on all parts. On all products where replaceable
cables or fuses have been dismounted or replaced, the O-ring must be replaced, and the O-rings and thereceptacle insert must be greased with an acid-free Vaseline.

Maintenance of all LINAK control boxes• Electronics must be inspected at attachment points, wires, enclosure, and plugs• Inspect the connections, cables, enclosure, and plugs, and check for correct functioning• LINAK electronics are maintenance-free (however, this does not apply to lead acid batteries)

Control Boxes | 34

Repair and disposal
Only an authorised LINAK® service centre should repair the LINAK actuator systems. Systems to be repaired
under warranty must be sent to an authorised LINAK service centre.
In order to avoid the risk of malfunction, all actuator repairs must only be carried out by an authorised LINAKService shop or repairers, as special tools and parts must be used.
If a system is opened by unauthorised personel there is a risk that it may malfunction at a later date.
LINAK systems or components may be disposed of, possibly by dividing them into different waste groups forrecycling or combustion.
We recommend that our product is disassembled as much as possible at the disposal and that you try
to recycle it. LINAK systems or components should be disposed of in accordance with the environmental
regulations applicable in the respective country.

Control Boxes | 35

Insulation class
LINAK® control boxes are available in insulation Class I and insulation Class II.

Output ratings
Nominal values:
On LINAK® control boxes, battery boxes and power supply marking plates, the nominal output voltage at a
certain load for a certain product may be stated.
Depending on product and load, this value may vary significantly due to construction.
The expected output voltage may for instance vary depending on product and load within a range fromapproximately 20 V DC to approximately 50 V DC for a product with a nominal output voltage of 24 V DC
due to the construction.
When combining LINAK control boxes, battery boxes and power supplies with other LINAK components,
compatibility is ensured. When combining LINAK control boxes, battery boxes or power supplies with third
party products, special precautions may be taken. In this case, contact LINAK.

Control Boxes | 36

Troubleshooting
Symptom

Possible cause

ActionNo motor sound or movement of piston rod- The actuator is not connnectedto the control box- Blown fuse in the control box- Cable damaged- Connect the actuator to thecontrol box- Fuse must be changed- Send actuator for repair

Excessive electricity consumption- Send actuator for repair

Motor runs but spindle does not move- Gear wheel or spindle damaged- Send actuator for repair

Actuator cannot lift full load

- Clutch is worn
- Motor is damaged- Send actuator for repair

Motor sound but no movement of piston rod- Send actuator for repair

No signal from Reed or Hall switch- Send actuator for repair

Motor runs and quick release does not
function or is noisy- Declutching arm turns less thanapprox. 75 °C- Adjust cable

Piston rod will only move inwards and not
outwards- Safety nut has operated- Send actuator for repair- Not connected to mains- Connect to mains- The fuse has blown- Replace fuse, if the system
is prepared for external fuse
replacement, or send thesystem for repair- Defective power cable- On control boxes withexchangeable power cable,change the cable.
- On control boxes with fixedcable, send it for repair- Control box defective- Send control box for repair- Actuator plug not pushed into
control box properly- Push actuator plug properly
into control box

Power indicator lights up, but actuator does
not run- Actuator defective- Replace actuator- Defective control box- Replace the control box

Control box relays are clicking- Control box defective- Send control box for repair

Power indicator lights up, but actuator does
not run- Hand control defective- Send hand control for repair

No relay noise is heard from control box
Not valid for CB20/CB6S OBF/CB16 OBF- Battery completely flat

- Charge battery- Battery defective- Replace battery- Actuator plug not properly
pushed into control box- Push actuator plug properly
into control box- Actuator defective- Control box defective- Replace actuator- Replace control box- Hand control defective- Control box defective- Send hand control for repair- Send control box for repair

Power indicator does not light up

Control box completely dead on battery andno relay clicking

Actuator does not run on battery, but relay
clicking can be heard
Control box okay apart from one direction on
one channel

Control Boxes | 37

CA10
The CA10 is a cost-efficient analogue control box developed primarily
for the long-term care sector with a specific focus on homecare bed
applications. With its compact and streamlined design, it is easy to installand simple to use.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Approvals:

IEC-60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

Important system approval information
The CA10 platform, powered via an external power supply (SMPS10), is certified in accordance with thegeneral standard for medical electrical equipment, IEC 60601-1. The same applies to the SMPS10 power
unit.
The CA10 is designed for IPX4 according to the requirements of the standard for medical beds,
IEC 60601-2-52, and the SMPS10 is designed for IP21 according to the requirements of the standard
IEC 60601-1-11 for medical electrical systems used in the home healthcare environment.
The IEC 60601-1 states that the requirements of an ME system distinguish between ‘within’ and ‘outside’
the PATIENT ENVIRONMENT.
When in active use, the SMPS10 is outside the PATIENT ENVIRONMENT and if/when cleaned, there is nolonger a connection between the bed and the SMPS10.

Control Boxes | 38

Mounting instructions
When mounting the control box (1) onto the actuator (2), connect the slide-on bracket to the rail.
Slide until you hear a click and the box is mounted (3).

1

2

3

Please see the instructional video on how to mount and dismount the CA10 from the LA24 actuator on
LINAK.com.

Recommendations• The hand control cable must be connected to the CA10 to ensure IPX4 protection.
• We recommend using the plastic ear for plastic strips around the outer tube in case it is necessary to
dismount and remount CA10.
• For extra fastening, use plastic strips.

Control Boxes | 39

CablesMotor and power cables are fixed on the CA10.
Channel 1: 200 mm (O-ring colour = black)
Channel 2: 1300 mm (O-ring colour = red)
Channel 3: 950 mm (O-ring colour = orange)
Channel 4: 1800 mm (O-ring colour = yellow) (not for 3 channel version)
Power supply: 3200 mm
Cable lock is preinstalled item no. 0835126 (RAL 2003).

Cleaning instructions• When the cleaning method of the application exceeds IP21, disconnect the power supply from theapplication.
• Ensure that the connector is kept dry during cleaning.

Recommendations• Push plugs fully into correct sockets and make sure the plugs are completely inserted before mounting
the cable lock.
• Take special precautions concerning third-party interfacing.
• We recommend one time mounting of CA10 only with the LA24.
• The CA10 can only be used with SMPS10.

Warnings• Pressing multiple keys simultaneously might cause an unintended trend or anti-trend movement.
• Be aware that the CA10 common current is limited by the SMPS.

Control Boxes | 40

CA20
Developed primarily for the healthcare sector, the analogue control box
CA20 is a compact solution optimised for flexible integration and mounting.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Duty cycle:

10% - 2/18 min. on/off continuous use at 230 V.
Maximum power is 90 W for 80 seconds and 45 W for 40 seconds
at 25 °C

Approvals:

IEC60601-1 (TÜV)

LED indication

HB port
CH4 port

CA20 is equipped with a green LED for indication of mains power connected.
When the CA20 is connected to mains, the LED lights green.

Control Boxes | 41

Screw mounting

Screw:
ISO 7380-1 - M5X25 x 1PCSISO 7380-1 - M5X50 x 1PCSWasher:ISO 7089 - M5 x 2PCS
(d1= 5.3 mm, d2= 10 mm, h=1 mm)Screw Torque:
1.1 N·m 0.1 N·mdified By Torben Iversen
ated By Jian Ted Liu

Drawing no.: 1047W4010

2023-09-06
2022-01-21

Customer No.: CA20-SBU - Screw
LINAK Drawing No.: 1047W4010

Control Boxes | 42

Mounting
LA27/CA20 SIDE - MOUNTEDThe CA20 fits with the actuator LA27, however, mounting on the bed frame is also possible.
CA20 - mounted with LA27
164.3 1.5

125.1 1.5

95.2 2

184.3 1

55.3 1.5											 Drawing no.: 1047W4009

Modified By Torben Iversen

2023-09-06

Customer No.: LA27-CA20

Control Boxes | 43
For side-mounting with LA27
Article No. 1047W1009

187.4

129.5

77.5

Open

Modified By Torben Iversen
Created By Jian Ted Liu

Wrapped2023-09-06
2022-01-21

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1047W4008
Drawing No: 10475W4008

Control Boxes | 44
CA20 - mounted on frame
Service lid
Integrated hinge
Removable if needed
Release hook

3-way cable exit
Easy-mount bracket
Very small built-in dimension:
Height: min. 90 mm (lid can be removed)
Length: +20 mm (locking system)

Drawing No: 10475W4011

Modified By Torben Iversen
Created By Jian Ted Liu

2023-09-06
2022-02-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1047W4011

Control Boxes | 45
Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

			

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009

4.1

3x M4

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

			

Drawing No.: 1015W4009

It is recommended to mount the CA20 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6 Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by means of one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side.
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side.
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame.

d By Torben Iversen

2023-09-06

Customer No.: SBU

Control Boxes | 46
Mounting of cables and cable lock
Cable lock for actuator:
The control box CA20 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock whenclosed.
1) Mount cable plugs in control box2) Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.
Cable management:

Cable lock control port and ES port:				

Recommendations• Push plugs fully into correct sockets and make sure the the plugs are completely inserted.
• Mount the control box cover and close it until locked in place.
• Take special precautions concerning third-party interfacing. Please contact LINAK for further information.

Warnings• Pressing multiple keys simultaneously might cause an unintended trend or anti-trend movement.
• The output power can only keep 60% of 90 W if the mains input voltage has a dramatic decrease.
• Note that the CA20 common current limit is 5 A and may cause overload on certain actuator types.

Control Boxes | 47

CA30/CA40
The control boxes CA30 and CA40 are developed as part of a new control
box platform for the care and rehab industry. The control boxes canbe mounted separately on the application by means of unique slide-on
brackets, but also on several actuator models using a specially designed
actuator bracket.

Usage
Operation temperature+5 °C to +40 °C

Storage temperature-10 °C to +50 °C

Relative humidity

20% - 80% - non-condensing

Atmospheric pressure

700 to 1060 hPa

Meters above sea levelMax. 3000 meters

Duty cycle:

10 % - 2/18 min. on/off continuos use.
Maximum power is 120 W for 80 seconds and 60 W for 40 seconds
at 25° C.

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals- IEC60601-1- ANSI/AAMI ES60601-1- CAN/CSA-22.2 No 60601-1
DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 8, 10

Control Boxes | 48

LED indicator
CA30-CA40 is equipped with a three-colour LED for indication of mains orbattery operation.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal
operation

Yellow

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.

Yellow

On mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working

No LEDOn battery, not activated by hand or foot control.
or CA30-CA40 not connected to mains

Control Boxes | 49

Mounting
For mounting on a LINAK actuator (LA27, LA31 or LA40), a mounting bracket is required.
Dimensions – mounted with LA40
Minimum recommended BID = 354
33.5

138

153

190
322

Min. built-in dimensions

33.5
45

LA27

314

LA31

333

LA40

354

61

Minimum recommended BID = 354

57.5

57.5

72

190
322
33.5

87
132

Drawing no.: 1013W4013

Control Boxes | 50
Dimensions – mounted with LA31
Minimum recommended BID = 333
27.5

157

171

190
298
23.5
45

57

Minimum recommended BID = 333

57.5

57.5

72

190
298
27.5

106

125

Drawing no.: 1015W4012

Control Boxes | 51
Dimensions – mounted with LA27

Minimum recommended BID = 335
38

150

140

190
290

35
45

59

Minimum recommended BID = 335

57.5

57.5

72

190
290

38

99

126

Drawing No.: 1015W4011

Control Boxes | 52

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

d By Torben Iversen
By Karin Lagergren Knudsen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06
2015-09-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4002

Control Boxes | 53

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

By Torben Iversen
By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 54

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009
4.1

3x M4

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

Control Boxes | 55

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

odified By Torben Iversen
reated By Karin Lagergren Knudsen

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 56

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended to mount the CA30-CA40 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6 Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Control Boxes | 57

Mounting of cables and cable lock
The control boxes CA30-CA40 have a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable
lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 58

Battery Operation
CA30 and CA40 are only compatible with batteries with built-in charger, BA19 or BA16.

EOP - Electronic Overload Protection
Remark - common/individual current measurement
As default, the current cut-off is set to 8 A per channel. The total current cut-off default setting is 8 A. If
more channels run at the same time, 8 A are distributed equally.

Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required.

Recommendations• Note that the common current limit on CA30-CA40 is 8 A and may cause overload on certain actuatortypes.
• Be aware that the channel configuration has been changed compared to existing analogue control boxes.
• To avoid unintended movement like trend or anti-trend, LINAK recommends the application manufacturer
to instruct the end user to avoid that multiple keys are pressed simultaneously.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount the control box lid and close it until locked in place.

Warnings• Due to the half-bridge technology, pressing multiple keys simultaneously might cause an unintended
trend or antitrend movement (application environment 4).

Control Boxes | 59

CA63
The LINAK control box CA63 with analogue input offers a consolidated
range of unprecedented features – all utilising standardised technology,interfaces and compatibility.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Duty cycle:

10 % - 2/18 min. on/off continuous use
Maximum power is 200 W for 80 seconds and 100 W for 40 seconds
at 25 °C

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:

IEC60601-1 edition 3.1
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
IPX6 Washable in accordance with IEC60601-2-52

Control Boxes | 60

LED indicator
CA63 is equipped with a green LED for indication of mains power
connected. When the CA63 is connected to mains, the LED is green.
Connected only to battery, the LED is off.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal operation

Yellow

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.

Yellow

On mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working

No LEDOn battery, not activated by hand or foot control.
or CA63 not connected to mains

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low. The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be
specified in the control box software.

Control Boxes | 61

Mounting
For mounting on a LINAK actuator (LA27, LA31 or LA40), a mounting bracket is required.
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Dimensions – mounted with LA40
Minimum recommended BID = 394
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 394

33.5

33.5

148

148

162

162

230
363

230
363
33.5

33.5
46
46

61

61

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394
62.5

62.5
62.5

62.5
230

77

77

362

230
362

33.5

33.5
88
132

88
132

Drawing No.: 1015W4018

Control Boxes | 62

Dimensions – mounted with LA31
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 365

28

28

167

181

167

181

230
339

230
23.5

339

46
23.5 57

46 57
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
62.5

62.5
62.5

230

77

62.5

77

339

230
339

27.5

27.5
107

125

107

125

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.:
1015W4017
DrawingNo.: 1015W4017

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4017

Control Boxes | 63

Dimensions – mounted with LA27

LA27/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended
BID = 353
LA27/CO6X/CO7X
SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 353

38

38

160

174

160

174

230
330

230
330
35

35
46

59

46

59

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353
62.5

62.5
62.5

62.5

77

77

230
330

230
330
38

38
100

100

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen
Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09
2023-09-06
2018-06-09

126

126

Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016
Drawing No.: 1015W4016
Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016

Control Boxes | 64

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

d By Torben Iversen
By Karin Lagergren Knudsen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06
2015-09-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4002

Control Boxes | 65

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

By Torben Iversen
By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 66

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009
4.1

3x M4

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

Control Boxes | 67

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

dified By Torben Iversen
ated By Karin Lagergren Knudsen

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 68

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended to mount the CA63 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Control Boxes | 69

Mounting of cables and cable lockCA63 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 70

Recommendations• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
to use quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a CA63
malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than “no unintended movement”, he must consider thisin his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications. If movement isan essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount the control box lid and close it until locked in place.
Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required for connection to the control box.

Control Boxes | 71

Warnings• PB31 MUST NOT BE CONNECTED DIRECTLY TO CA63 HAND CONTROL CONNECTOR (RJ45) AS THISWILL CAUSE DAMAGE TO PB31. Can only be programmed with PB31 by use of a special programming
adaptor.
• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects make a proper cable installation and inspect regularly forwear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off thebracket with mounted control box. The bracket can come loose when exposed to shock or hard vibratio,
for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper fixation ofcontrol box and bracket on actuator.

Control Boxes | 72

CB6
The control box CB6 has been specially developed for use together with
LA27/LA40 actuator in the care and rehab industry.
The control box is designed to be mounted on the actuator LA27/LA40 aswith the CB9 and LA31 system.

Usage
Duty cycle:

2/18; 2 minutes continuous use followed by 18 minutes not in use

Approvals:

CB6 is approved according to EN60601-1 / UL60601-1

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 35 A.
The CB6 can only be combined with LA27/LA40 and HB30/HB70/HL70/HB80 and HL80

Recommendations• Be aware of the hand control configuration (e.g. CH1, 2, 3 should be CH1, 3, 4).
• Same cables variants as for CB9 Careline and CB12.
Connecting the system:• Do not connect the mains cable until all actuators have been connected to the control box.
• Start by connecting the hand control to the control box. The connection at the control box is marked
with “HB”.
• Connect the different actuators to the different channels on the control box. Each channel is marked witha number (e.g. “1”, “2”, “3”....).
• Check that all plugs are well connected and firm pushed into the connection plug. Due to the fact that
LINAK control boxes are designed for a high IP degree, a firm force can be required.
• CONNECT the mains and turn on the power!
• Finally, connect the battery (BA18) with special T-cable or normal battery cable depending on thespecified system.
• The actuators can now be operated by pushing a button on the hand control. Use only one button at atime.
Attention should be paid to the following:• Control boxes must only be connected to the mains voltage specified on the label.
• The control box must be connected in such a way that the cables are not trapped, exposed to tension or
sharp objects, when the application is moved in different directions.

Control Boxes | 73

CB6S MK2The CB6S MK2 is part of the LINAK® OpenBus™ product range thatprovides more flexible solutions no matter which actuator concept ispreferred.
It is a powerful control box with Switch Mode Power Supply (SMPS) which
is typically used for applications like hospital beds, couches/tables fortreatment and examination and other medical applications.

Features and options
Power supply:

SMPS Universal: 200 W, 100-240 VAC 50/60 Hz

Usage
Operating temperature:+5 °C to +40 °C
Storage temperature:-10 °C to +50 °C
Relative humidity:
20% to 80% - non-condensing
Atmospheric pressure:
700 to 1060 hPa
Meters above sea level:
Max. 3000 meters
Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, Australian, Canadian deviation

Low power consumption
If there is no activity for 2 minutes, the CB6S MK2 will shut down and thereby turn off the lights in allaccessories. If any accessories or other devices activate power request, the CB6S MK2 will wake up again.
See the state and transitions diagram of the CB6S MK2 below.
Mains operation:
Mains is connected and full operation is possible. If the CB6S MK2 ischarging the battery, it will stay in this state. All indicators will turnoff after 2 minutes, except the charging indicator.
Mains low power:
Mains is connected, but the CB6S MK2 is shut down tosave as much power as possible.

Mains
OperatingBattery operation:
Mains is disconnected and the CB6S MK2 operates onbattery. Full operation is possible as long as the battery
voltage is above approx. 22 V.

Connect mains

Battery
OperatingConnect mains
2 min idle
timeout

P_R low

Remove mains

2 min idle
timeout

P_R low

Battery low power:
Mains is disconnected and the CB6S MK2 is shut down
to save as much battery power as possible.
The diagram below shows the state and transitions of
the CB6S MK2.

Mains
Green

Remove mains

Battery
GreenControl Boxes | 74
Possible combinations
If a mains cable with pigtail is applied, CLASS I is obtained – however the CB label will indicate CLASS II.
Eventually, the OEM applying for an application approval must clarify if such a solution is accepted by theused test house.

LED status during usage
The LED on CB6S MK2 can show 3 different colours during usage.
Green
Green + Yellow

CB6S MK2 is connected to mains supply.
CB6S MK2 is operated on mains supply.

Yellow(* See later page re. ‘First-failure-safe monitoring’ )CB6S MK2 is battery-operated (power request)

Battery operation(standard functionality)
BATTERY LEVELS:BATTERY HIGH:> 19.6 V

normalBATTERY MEDIUM:

17.5 - 19.6 V alarm

BATTERY LOW:

< 17.5 V

critical• If the battery voltage is at ‘medium level’, a battery alarm beeps constantly when activating the handcontrol/ACx. Medium level means that battery charging is necessary to maintain the best possible lifetime.
The medium level battery limit corresponds to approx. 17.5-19.6 V (+/- 5%).
• If the battery voltage is at ‘low level’ (< 17.5 V), the battery alarm function shuts down all operation
immediately. If trying to operate the system anyway, the battery could become deeply drained or theactuator system could be damaged. When at critical battery level, there is a risk that the processor will
incorrectly monitor the end of stroke. Crashing the actuator could be a result. The critical level limit
corresponds to approx. < 17.5 V (+/- 5%).
• If a battery back-up is applied, it only starts battery charging when it is connected to the mains.
• A battery stored at 25 °C has to be recharged every 6-7 months.
• Prior to the first use of LINAK batteries, please make sure that they are charged for 24 hours in order toreach proper function and prolong the battery lifetime.
• The longest lifetime is obtained when the battery is fully charged.
If backlight-supported hand control is used:
When CB6S MK2 is powered by mains voltage:
If a hand control button is activated, the backlight turns fully on.
When the hand control button is released, the light is dimmed again after approx. 10-15 seconds. The
backlight turns completely off after 2 minutes.
Exception: While charging the hand control, the backlight will stay dimmed until charging isfinished.
When CB6S MK2 is powered by battery:
If a hand control button is activated, the backlight turns fully on.
When the hand control button is released, the light is dimmed again after approx. 10-15 seconds. The
backlight turns completely off after 2 minutes.

Control Boxes | 75

First-failure-safe monitoring
CB6S MK2 is equipped with a first-failure-safe indication controlled by hardware (power request). At normal
operation (no failure observed), the power LED turns yellow when a hand control button is activated.
If the LED has turned yellow AND the hand control has NOT been activated, it indicates that a
failure has occurred (first failure).
NOTE: Even though the LED lights yellow before the hand control is activated, it is possible to operate theCB6. However, the first failure is somehow still in the control box and must be removed to prevent a further
failure that might lead to a hazardous situation.
To meet the safety requirements, the device must have a dual switch safety concept.
Further information about OpenBus™ safety concepts, please contact your local LINAK near by you.
The safety function must be monitored and this monitoring is implemented in the software.
In case of a failure (fatal error), any further operation of any channels is prevented. In case of a fatal error,
the CB6S MK2 responds with the following information:
Failure indication:• All control LEDs are blinking• The CB6S MK2 buzzer beeps shortly if a hand control is activated• The error can be reset by activating H0 and H1 OR H10 and H11 or H20 and H21 (standard SW only) on ahand control.

Recommendations• To avoid unintended activation of actuators if hand control cables short-circuit, LINAK® recommends touse an OpenBus™ system (CB6S MK2).
• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends touse quick release actuators.
These will allow functions to be lowered manually in case of a CB6S MK2 malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than ‘no unintended movement’, he must consider thisin his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied.
To ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for instance, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications.
If movement is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, forexample, to ensure movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount control box cover and close cover until locked in place.
• When mounting the CB6S MK2 using the two screw holes, you must use the spacer. This is to avoid the
CB6S MK2 housing from breaking which can lead to malfunction and lower IP ratings.

Control Boxes | 76

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result, water may accumulate/gather in the housing.
• Take special precautions concerning third-party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system setup, if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects, make a proper cable installation and inspect regularly
for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance, inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for hand controls and other controls. Regularinspection must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off thebracket when the control box is mounted. The bracket can come loose when exposed to shock or hard
vibrations, for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper
fixation of control box and bracket on the actuator.

Control Boxes | 77

CB8-A
The CB8A is a battery powered control box operating up to 3 actuators
individually. One of these channels can be used either as an external
emergency stop device or for battery charging.
Simple design and high quality construction make the CB8A an ideal control
box choice for mains-free operation of beds, chairs, tables and many othermobile applications

Usage
Duty cycle:
Ambient temperature:
Approvals:

Max. 5% or 3 min. in use followed by 57 min. not in use+5° to +40°C
IEC60601-1:2005 3rd edition approved
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3rd edition approved

Recommendations• Note: max. accumulated power consumption is 10 Amp.
• The measurement is individual for each channel, but if the total current consumption reaches 10
Amp, the CB cuts off the current. The CB and the actuator are therefore protected via a common
measurement.
• External Charger CH01 has to be ordered separately. By use of charger CH01 it is possible to activate theactuators when charging. However, this is not recommended as it can damage the control box or the
charger CH01.
• Battery kit BA0801 has to be ordered separately for versions M, G, H, Q, R (2 channel) and version M (3channel).
• When using the CB8A with emergency stop button, the stop button must be released before charging
batteries.
• Acoustic alarm sounds when batteries are low and recharging should be started. The alarm level
corresponds to approx. 17-18 VDC.
• If the CB800XXXXN-X0 option is chosen, an external emergency stop device (NC) or short-circuiting
connection must be mounted in channel 3, before connection to allow proper function and battery
charging.
Important: Individual current cut-off:
The current to each actuator is monitored and when this reaches a specified value, the current to that
actuator is cut-off. As the actuators do not have the same current consumption the cut-off values must also
be different. Therefore it must be specified which actuator is to be connected to which channel:
CURRENT CUT-OFF (A)
2 A (2.35 +/- 0.35 Amp)
3 A (3.00 +/- 0.35 Amp)
4 A (4.00 +/- 0.50 Amp)
5 A (5.35 +/- 0.50 Amp)
6 A (5.90 +/- 0.70 Amp)

Values in brackets show tolerances.

Control Boxes | 78

CB8-T
The CB8-T is developed for use with LINAK actuators and handsets. The
control box can operate up to 2 actuators individually.
The simple compact design combined with high quality makes the control
box ideal for use with beds, chairs, tables and many other applications.

Important
Individual current cut-off:
The current to each actuator is monitored and when this reaches a specified value, the current to that
actuator is cut-off.
As the actuators do not have the same current consumption the cut-off values must also be different.
Therefore it must be specified which actuator is to be connected to which channel:
CURRENT CUT-OFF (A)
2 A (2.35 +/- 0.35 Amp.)
3 A (3.00 +/- 0.35 Amp.)
4 A (4.00 +/- 0.50 Amp.)
5 A (5.35 +/- 0.50 Amp.)
6 A (5.90 +/- 0.70 Amp.)

Values in brackets show tolerances.

Control Boxes | 79

CB9
The CB9 CARELINE and CB9 CARELINE Basic have been developed for use
together with LA31/LA31R, LA34/LA34R in the Care & Rehab industry. CB9and LA31 can be fully integrated which saves mounting and wiring or be
installed separately.
Exchangeable mains cables, Electronic Overload Protection (EOP), EAS,
earth connection (Class 1) and exchangeable mains fuse makes CB9 a good
choice for the simple hospital and care beds.

Usage
Duty cycle:
Ambient temperature:
Compatibility:

Max. 10% or 2 min. continuous use followed by 18 min. not in use+5° to +40°C
Compatible with up to 4 actuators, type LA31 and LA34, via 4-pole DIN
sockets. Compatible with BA18
Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 35 A
Approvals:
IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601
CSA CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1
PSE Japan

Recommendations
LA34 fast motor is not compatible with any standard versions of CB9, due to high current consumption. For
use of LA34 standard motor and small motor always use a CB9 with EAS.
Additionally, actuators with reed switch are not compatible with analogue CB9s because of a conflict
between the CB signal wires and the reed wires!

Control Boxes | 80

Mounting

CB9 is equipped with a green LED forindication of mains power connected.
When thw CB9 is connected to mains, theLED is green. Connected only to battery, theLED is off.

The cables are locked in position
with a locking mechanism.

The locking mechanism is shown here(not in position)

CB9 mounted on actuator, LA31.
CB9 can be mounted and fixed together
with LA31 with one screw

CB9 for mounting on application.
Shows the two holes used for mounting

Control Boxes | 81

CO41
The LINAK control box CO41 offers a consolidated range of unprecedented
features – all utilising standardised technology, interfaces and compatibility.
The CO41 for LINAK actuators is intended for the control of, for example,
hospital bed movement.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% - 80% not condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Duty cycle:

10% - 2/18 min. on/off continuous use.
Maximum power is 120 W for 80 seconds and 60 W for 40 seconds at 25 °C

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI
ES60601-1
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

Control Boxes | 82

LED indicator

CO41 is equipped with a green LED for indication of mains power connected.
When the CO41 is connected to mains, the LED is green. Connected only to battery, the LED is off.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal operation.
On mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.
On mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Yellow
Yellow

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working.
On battery, not activated by hand or foot control
or CO41 not connected to mains.

No LED

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery capacity islow.
The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be specified in thecontrol box software.

Control Boxes | 83

Mounting
For mounting on a LINAK actuator (LA27, LA31 or LA40), a mounting bracket is required.

Dimensions – mounted with LA40
LA40/CA6X SIDE - MOUNTED
LA40/CA6X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 354
Minimum recommended BID = 354
33.5
33.5

138
153
138
153

322
322

190
190

33.5
33.5
45
45 61
61

LA40/CA6X BOTTOM - MOUNTED
LA40/CA6X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 354
Minimum recommended BID = 354
57.5
57.5

57.5
72
57.5
72

322
322

190
190

33.5
33.5

87
87

Modified By
ModifiedBy
By
CreatedCreated By

Torben Iversen
Torben Iversen
Iversen
TorbenTorben Iversen

2023-09-06
2023-09-06
2018-06-16
2018-06-16

132
132

Drawing No.: 1015W4013
Customer No.: LA40-CA4x
CustomerNo.:
LA40-CA4x
LINAK Drawing No.: 1015W4013
LINAK Drawing No.: 1015W4013

Control Boxes | 84

Dimensions – mounted with LA31

LA31/CA6X SIDE - MOUNTED
LA31/CA6X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 333
Minimum recommended BID = 333
27.5
27.5

181
139

181

139

230
338

230

338

23.5
23.5
46 57
46 57

LA31/CA6X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 333
LA31/CA6X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 333
62.5
62.5
62.5

77
62.5

77

230
338

230

338

27.5
27.5

107

125
107
125

Modified By Torben Iversen
CreatedBy ByTorben
Iversen
Modified
TorbenIversenCreated By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-03
2023-09-06
2018-06-03

Customer No.: LA31-CA6x
LINAK
Drawing
No.:
1015W4012
DrawingNo.: 1015W4012
CustomerNo.:
LA31-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4012

LA27/CA6X SIDE - MOUNTED

Control Boxes | 85

LA27/CA6X SIDE - MOUNTED

Dimensions – mounted with LA27

Minimum recommended BID = 335

Minimum recommended BID = 335
38

38

125

140

125

140

230
321

230

321
35

35
46
59
46 59

LA27/CA6X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 335
LA27/CA6X BOTTOM - MOUNTED

Minimum recommended BID = 335
62.5

62.5
62.5

62.5

77

77

230
321

230
321

38

38
100

100

126

126

Drawing No.: 1015W4011

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-03

Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4011

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-03

Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4011

Control Boxes | 86

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002

123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

Control Boxes | 87

For mounting with LA27
(Article No.: 1015W9003)
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

Torben Iversen
Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 88

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009
4.1

3x M4

d By Torben Iversen

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

2023-09-06

Customer No.: SBU

Control Boxes | 89

Mounted on frame

Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Modified By Torben Iversen
Created By Karin Lagergren Knudsen

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 90

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)• Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)• Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended that the CO41 is mounted in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6 Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side.
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side.
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame.

Control Boxes | 91

Mounting of cables and cable lock
CO41 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from thehousing under tight mounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 92

Recommendations• To avoid unintended activation of actuators if hand control cables short-circuit, LINAK recommends to use
an OpenBus system (CO41).
• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
to use quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a CO41
malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than “no unintended movement”, he must consider thisin his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications. If movement isan essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount control box lid and close lid until locked in place.

Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required for connection to the control box.
Because of the half-bridge technology used in CO41 there is an interdependence between each half-bridge,
CH1 + 2 and CH3 + 4. Half-bridge connected channels cannot run simultaneously in opposite directions.
E.g. running a trend function using CH3 and CH4 will not be possible.

Control Boxes | 93

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning third party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects, make a proper cable installation and inspect regularly
for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside theentrapment area.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• When using CO41 in combination with PJ2, the functionalities are reduced due to a limited flash size of
64 kB for CO41.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off
the bracket with mounted control box. The bracket can come loose when exposed to shock or hard
vibrations, for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper
fixation of control box and bracket on actuator.

Control Boxes | 94

CO53
The LINAK® control box CO53 is a new member of the OpenBus™ range.
The control box offers a 190 Watt power supply, a small and compact
design and the ability to handle multiple hand controls or other OpenBus
accessories for applications with a need for more advanced features.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% - 80% not condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Duty cycle:

10% - 2/18 min. on/off continuous use

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current:
100-240 VAC: 1500 A
230-240 VAC: 35 A
Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI
ES60601-1
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

Control Boxes | 95
LED indicator
CO53 is equipped with a green LED for indication of mains power
connection and an orange LED for indication of hand or foot control
activation.
When the CO53 is connected to mains, the LED is green and whenconnected to battery, the LED is off.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal operation

Green andorangeOn mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.

Green andorangeOn mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working

No LEDOn battery, not activated by hand or foot control.
or CO53 not connected to mains

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low. The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be
specified in the control box software.

Control Boxes | 96

Mounting
For mounting on a LINAK actuator (LA27, LA31 or LA40), a mounting bracket is required.

Dimensions – mounted with LA40
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended
BID = 394
LA40/CO6X/CO7X
SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 394

33.5

33.5

148

148

162

162

230
363

230
363
33.5

33.5
46
46

61

61

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394
LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED

Minimum recommended BID = 394
62.5

62.5
62.5

62.5

77

77

230
362

230
362

33.5

33.5
88

88

132

132

Drawing No.: 1015W4018

Control Boxes | 97

Dimensions – mounted with LA31
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
Minimum recommended BID = 365
28
28

167

181

167

181

230
339

230

339
23.5

23.5
46 57
46 57
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended
BID = 365 BOTTOM - MOUNTED
LA31/CO6X/CO7X

Minimum recommended BID = 365
62.5

62.5
62.5

77

62.5

77

230
339

230

339

27.5

27.5

107

107

Modified By
Created By
Modified By
Created By

Torben Iversen
Torben Iversen
Torben Iversen
Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09
2023-09-06
2018-06-09

125

125

Customer No.: LA31-CA6x
Drawing No.: 1015W4017
LINAK Drawing No.: 1015W4017
Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4017

Control Boxes | 98

Dimensions – mounted with LA27

LA27/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended
BID = 353
LA27/CO6X/CO7X
SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 353

38

38

160

160

174

174

230
330

230
330
35

35
46

59

46

59

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353
62.5

62.5
62.5

62.5

77

77

230
330

230
330
38

38
100

100

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen
Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09
2023-09-06
2018-06-09

126

126

Customer No.: LA27-CA6x
LINAK DrawingDrawing
No.: 1015W4016
No.: 1015W4016
Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016

Control Boxes | 99

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

fied By Torben Iversen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06

Customer No.: SBU

Control Boxes | 100

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

fied By Torben Iversen
ed By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 101

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009
4.1

3x M4

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

en
en

Control Boxes | 102

Screw bracket spacer
Article No. 1015W1001
105.4
38.5 38.5

7.8
30
32.5

40.4
5.8

22.5

Customer No.: BOX
2023-09-06
										2019-07-12

LINAK Drawing No.: 1054W4001

Drawing No.: 1054W4001

Control Boxes | 103

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

Modified By Torben Iversen
Created By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 104

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended to mount the CO53 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side.
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Control Boxes | 105

Mounting of cables and cable lock
CO53 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 106

Recommendations• To avoid unintended activation of actuators if hand control cables short-circuit, LINAK® recommends touse an OpenBus™ system (CO53).
• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
to use quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a CO53
malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than “no unintended movement”, he must consider thisin his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications. If movement isan essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount control box lid and close lid until locked in place.
• When mounting the CO53 using the two screw holes, you must use the spacer. This is to avoid the CO53
housing from breaking that can lead to malfunction and lower IP ratings.
Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required for connection to the control box.

Control Boxes | 107

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK® for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects make a proper cable installation and inspect regularly forwear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off
the bracket with mounted control box. The bracket can come loose when exposed to shock or hard
vibrations, for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper
fixation of control box and bracket on actuator.

Control Boxes | 108

CO61 MK2The LINAK® control box CO61 offers a consolidated range of
unprecedented features – all utilising standardised technology, interfaces
and compatibility.
The CO61 for LINAK actuators is intended for the control of, for example,
hospital bed movement.
Equipped with 200W SMPS, Bluetooth® Low Energy, excellent and wellthought-out cable management as well as multiple easy mounting options,this control box opens up a wide range of application possibilities for theprovident hospital and care products manufacturer.

Usage
Operation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa (3000 m)

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Duty cycle:

10 % - 2/18 min. on/off continuous use
Maximum power is 200 W for 80 seconds and 100 W for 40 seconds
at 25 °C.

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:

IEC60601-1 edition 3.1
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
PSE Japan

Control Boxes | 109

LED indicator
CO61 is equipped with a green LED for indication of mains power
connected. When the CO61 is connected to mains, the LED is green.
Connected only to battery, the LED is off.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal
operation

Yellow

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.

Yellow

On mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working

No LEDOn battery, not activated by hand or foot control
or CO61 not connected to mains

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low. The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be
specified in the control box software.

Control Boxes | 110

Mounting
For mounting on a LINAK actuator (LA27, LA31 or LA40), a mounting bracket is required.

Dimensions – mounted with LA40
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 394

33.5

33.5

148

148

162

162

230
363

230
363
33.5

33.5
46
46

61

61

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394
62.5

62.5
62.5

62.5
230

77

77

362

230
362

33.5

33.5
88
132

88
132

Drawing No.: 1015W4018

Control Boxes | 111

Dimensions – mounted with LA31
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended
BID = 365
LA31/CO6X/CO7X
SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 365

28

28

167

167

181

181

230
339

230
339

23.5

23.5
46 57
46 57
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
62.5

62.5
62.5

62.5
230

77

77

339

230
339

27.5

27.5
107

107

125

125

Drawing No.: 1015W4017

Control Boxes | 112

Dimensions – mounted with LA27

LA27/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended
BID = 353
LA27/CO6X/CO7X
SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 353

38

38

160

160

174

174

230
330

230
330
35

35
46
46

59

59

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353
62.5

62.5
62.5

62.5

77

77

230
330

230
330
38

38
100

100

126

126

Customer No.: LA27-CA6x
Modified By Torben Iversen
2023-09-06
Created By Torben Iversen
2018-06-09
LINAK Drawing No.: 1015W4016
											Drawing No.: 1015W4016
Customer No.: LA27-CA6x
Modified By Torben Iversen
2023-09-06
Created By Torben Iversen
2018-06-09
LINAK Drawing No.: 1015W4016

Control Boxes | 113

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

dified By Torben Iversen
ated By Karin Lagergren Knudsen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06
2015-09-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4002

Control Boxes | 114

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

ed By Torben Iversen
ed By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 115

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001

3x

4.2

4.1

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009

3x M4

4.1

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

Control Boxes | 116

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)
Drawing No.: 1013W4008

Modified By Torben Iversen
Created By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 117

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended to mount the CO61 MK2 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Control Boxes | 118

Mounting of cables and cable lock
CO61 MK2 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 119

Recommendations• To avoid unintended activation of actuators if hand control cables short-circuit, LINAK recommends to use
an OpenBus system (CO61 MK2).
• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
to use quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a CO61 MK2malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than ‘no unintended movement’, he must consider this in
his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications. If movement isan essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount the control box lid and close it until locked in place.
Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required for connection to the control box.

Control Boxes | 120

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects make a proper cable installation and inspect regularly forwear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off thebracket with mounted control box. The bracket can come loose when exposed to shock or hard vibratio,
for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper fixation ofcontrol box and bracket on actuator.
• If using Bluetooth Low Energy controls, pay attention to stay within viewing distance.

Control Boxes | 121

CO65
The LINAK® control box CO65 offers a consolidated range of
unprecedented features – all utilising standardised technology, interfaces
and compatibility.
The CO65 for LINAK actuators is intended for the control of, for example,
hospital bed movement.
Equipped with 280 W SMPS, excellent and well thought-out cablemanagement as well as multiple easy mounting options, this control box
pens up a wide range of application possibilities for the provident hospitaland care products manufacturer.

Usage
Operation temperature:
Storage temperature:
Relative humidity:
Atmospheric pressure:
Meters above sea level:+5 °C to +40 °C-10 °C to +50 °C
20% - 80% - non-condensing
700 to 1060 hPa
Max. 3000 meters

Duty cycle

10% - 2/18 min. on/off continuous use
SMPS load profile:
80 sec./280 W +40 sec./140 W +18 min./20 W
Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:- IEC60601-1 edition 3.1- ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012
- CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

Control Boxes | 122

LED indicator
CO65 is equipped with a green LED for indication of mains power
connected.
When the CO65 is connected to mains, the LED is green. Connected only
to battery, the LED is off.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal operation.

Yellow

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.

Yellow

On mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working.

No LEDOn battery, not activated by hand or foot control
or CO65 not connected to mains.

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low.
The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be specified in thecontrol box software.

Control Boxes | 123

Mounting
For mounting on a LINAK actuator (LA27, LA31 or LA40), a mounting bracket is required.
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Dimensions – mounted with LA40
Minimum recommended BID = 394
LA40/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 394

33.5

33.5

148

148

162

162

230
363

230
363
33.5

33.5
46
46

61

61

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394

LA40/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 394
62.5

62.5
62.5

62.5
230

77

77

362

230
362

33.5

33.5
88
132

88
132

Drawing No.: 1015W4018

Control Boxes | 124

Dimensions – mounted with LA31
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 365

28

28

167

167

181

181

230
339

230
23.5

339

46
23.5 57

46 57
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
62.5

62.5
62.5

230

62.5

77

77

339

230
339

27.5

27.5
107

107

125

125

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.:
1015W4017
DrawingNo.: 1015W4017

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4017

Control Boxes | 125

Dimensions – mounted with LA27

LA27/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended
BID = 353
LA27/CO6X/CO7X
SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 353

38

38

160

160

174

174

230
330

230
330
35

35
46

59

46

59

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353
62.5

62.5
62.5

62.5

77

77

230
330

230
330
38

38
100

100

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen
Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09
2023-09-06
2018-06-09

126

126

Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016
No.: 1015W4016
Customer No.: Drawing
LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016

Control Boxes | 126

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

dified By Torben Iversen
ated By Karin Lagergren Knudsen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06
2015-09-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4002

Control Boxes | 127

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway
mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

ed By Torben Iversen
ed By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 128

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001

3x

4.2

4.1

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009

3x M4

4.1

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

Control Boxes | 129

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

Modified By Torben Iversen
Created By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 130

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended to mount the CO65 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6 Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Control Boxes | 131

Mounting of cables and cable lock
CO65 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 132

Recommendations• To avoid unintended activation of actuators if hand control cables short-circuit, LINAK recommends to use
an OpenBus system (CO65).
• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
to use quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a CO65
malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than ‘no unintended movement’, he must consider this in
his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications. If movement isan essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets. Make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount control box lid and close lid until locked in place.
Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required for connection to the control box.

Control Boxes | 133

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects make a proper cable installation and inspect regularly forwear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off
the bracket with mounted control box. The bracket can come loose when exposed to shock or hard
vibrations, for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper
fixation of control box and bracket on actuator.

Control Boxes | 134

CO71
The LINAK control box CO71 offers a consolidated range of
unprecedented features – all utilising standardised technology,interfaces and compatibility.
The CO71 for LINAK actuators is intended for the control of, forexample, hospital bed movement.

Usage
Operation temperature:
Storage temperature:
Relative humidity:
Atmospheric pressure:
Meters above sea level:+5 °C to +40 °C-10 °C to +50 °C
20% - 80% - non-condensing
700 to 1060 hPa
Max. 3000 meters

Duty cycle

10% - 2/18 min. on/off continuous use
Maximum power is 350 W for 80 seconds and 175 W for 40 seconds at 25 °C.
Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:- IEC60601-1 edition 3.1- ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012
- CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14- PSE Japan

Control Boxes | 135

LED indicator
CO71 is equipped with a green LED for indication of mains power
connected.
When the CO71 is connected to mains, the LED is green. Connected
only to battery, the LED is off.

Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is working ok and is ready for normal
operation

Yellow

On mains, not activated by hand or foot control.
The system is defective and should not be operated.

Yellow

On mains, activated by hand or foot control.
The system is working.

Not connected to mains but with BATTERY back-up
LED colour

Indication of operation

OrangeOn battery, activated by hand or foot control.
The system is working

No LEDOn battery, not activated by hand or foot control.
or CO71 not connected to mains

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low.
The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be specified in thecontrol box software.

Control Boxes | 136

Mounting
LA40/CA6X SIDE - MOUNTED
Dimensions – mounted with LA40LA40/CA6X
SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 354
Minimum recommended BID = 354
33.5
33.5

138
138 153
153

322
322

190
190

33.5
33.5
45
45 61
61

LA40/CA6X BOTTOM - MOUNTED
LA40/CA6X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 354
Minimum recommended BID = 354
57.5
57.5
57.5
72
57.5
72

322
322

190
190
33.5
33.5

87

87 132132

Modified By
CreatedModified By
Created By

Torben Iversen
TorbenIversen
Torben Iversen
Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-16
2023-09-06
2018-06-16

Customer No.: LA40-CA4x
Drawing No.: 1015W4018
LINAK
Drawing
1015W4013
CustomerNo.: No.:
LA40-CA4x

LINAK Drawing No.: 1015W4013

Control Boxes | 137

Dimensions – mounted withLA31/CO6X/CO7X
LA31
SIDE - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 365

28

28

167

181

167

181

230
339

230
339

23.5
46 57
23.5

46 57
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
LA31/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 365
62.5
62.5
62.5

230

62.5

77

77

339

230
339

27.5

27.5
107

125

107

125

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4017

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Drawing No.: 1015W4017
Customer No.: LA31-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4017

Control Boxes | 138

LA27/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Dimensions – mounted
LA27 BID = 353
Minimumwith
recommended

LA27/CO6X/CO7X SIDE - MOUNTED

Minimum recommended BID = 353

38

38

160

174

160

174

230
330

230
330
35

35
46

59

46

59

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353

LA27/CO6X/CO7X BOTTOM - MOUNTED
Minimum recommended BID = 353
62.5

62.5
62.5

62.5
230

77

77

330

230
330
38

38
100

126

100

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

Modified By Torben Iversen
Created By Torben Iversen

2023-09-06
2018-06-09

126

Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016

Drawing No.: 1015W4016
Customer No.: LA27-CA6x
LINAK Drawing No.: 1015W4016

Control Boxes | 139

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
123

44

77

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

dified By Torben Iversen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06

Customer No.: SBU

Control Boxes | 140

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003
135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

ed By Torben Iversen
ed By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

Control Boxes | 141

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009

3x M4

38.5

4.1

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

Control Boxes | 142

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

Modified By Torben Iversen
Created By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

Control Boxes | 143

Mounting instructions
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)It is recommended to mount the CO71 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

Control Boxes | 144

Mounting of cables and cable lock
CO71 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management

12Control Boxes | 145

Recommendations• To avoid unintended activation of actuators if hand control cables short-circuit, LINAK recommends touse an OpenBus system (CO71).
• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
to use quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a CO71
malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than ‘no unintended movement’, he must consider thisin his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends to use quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends to make safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• To avoid thermal protection from being activated, do not exceed load specifications. If movement isan essential performance, LINAK recommends to apply quick release actuators, for example, to ensure
movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount control box lid and close lid until locked in place.
Motor cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled motor cable plugs are required for connection to the control box.

Control Boxes | 146

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects make a proper cable installation and inspect regularly forwear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Loss of mains: If the power supply is switched off for a short time (between 1 and approx. 1.5 seconds),
the control box will only start up again if a key is pressed. This is only relevant for OpenBus™ systems thatrun continually.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off thebracket with mounted control box. The bracket can come loose when exposed to shock or hard vibration,for instance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper fixation ofcontrol box and bracket on actuator.
• Wireless: A hand control can run a bed that is out of sight.

Control Boxes | 147

OPS – OpenBus Power Supply
The LINAK® OpenBus Power Supply (OPS) is intended to control up to threeheat pads. The OPS is equipped with 120 W constant power and comes as
IPX6 Washable DURA™.
The OPS offers flexible system combinations and can be used as a standalone system or as add-on to the existing LINAK CO control box solution as
CO-Link™.

Usage
Duty cycle:

100%

Operation temperature:+5 °C to + 40 °C

Storage temperature:-10 °C to + 50 °C

Relative humidity:

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Height above sea level:

Max. 3000 meters

Flammability rating:

UL94 V2

Latex free:Yes

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1500 A.
Approvals:

IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES60601
CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601
IEC 60601-1-6
IEC 60601-1-2

Mounting
Mounting bracket (frame flat) - article No. 1015W1001

Drawing No.: 1015W4001

Control Boxes | 148
Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts - article No. 1015W9009

Drawing No.: 1015W4009

OPS - mounted on frame

Release hook

Very small built-in dimension:
Height: min. 80 mm (lid can be removed)
Length: + 20 mm (locking system)

Service lid
Integrated hinge
Removable if needed

Easy-mount bracket

3-way cable exit

Control Boxes | 149
Mounting of cables and cable lock
The OPS has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1) Mount cable plugs in the OPS2) Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free cable access, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.
See illustrations:

1

Cable management

2

Control Boxes | 150

LED indicator

The OPS is equipped with LED indication. When mains power is connected, the LED turns green. The LED
turns yellow for as long as the pressure lasts.
Connected to MAINS
LED colour

Indication of operation

Green

On mains.
The system is working ok and is ready for normal operation.

Yellow

On mains, activated by hand control.
The system is working.

Recommendations• LINAK recommends safe cabling to avoid cable damage caused by pulling.
• A product review as to current cut-off limits must be requested by the sales department.
• Always use matching cable plug for the respective product.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure they are firmly inserted.
• Mount the OPS box lid and close lid until locked in place.
Heat pad cable
Always use 6-wire cables.
Please note that angled heat pad cable plugs are required for connection to the control box.
Order no. 0965361-A (1100 mm straight cable).

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the OPS box current cut-off limit ishigher than the maximum allowed current heat pad cut-off.
• Make a proper cable installation to avoid cable interruption and inspect regularly for wear and damage.
Replace defective parts.
• Make regular inspections for wear and damage to avoid electrical failure or system disturbance andreplace defective parts.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit of hand control cables. Make regular inspection forwear and damage and replace defective parts.

Control Boxes | 151

PJ2 – Power Junction Box
The LINAK® Port Junction Box PJ2 offers two extra outputs for the COxx
control box series. Standardised technology, interfaces and compatibility
like the new COxx control boxes (not compatible with CO53).
The PJ2 for LINAK actuators is intended for the control of, for instance,
hospital bed and surgery tables movement.

Usage
Operating temperature+5 °C to +40 °C

Storage temperature-10 °C to +50 °C

Relative humidity

20% - 80% – non-condensing

Atmospheric pressure

700 to 1060 hPa

Meters above sea levelMax 2000 meters

Approvals (pending)- IEC60601-1- ANSI/AAMI ES60601-1- CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1

Mounting brackets
For mounting with LA40 (Article No.: 1015W1002)

						Drawing No.: 1015W4002

Control Boxes | 152
For mounting with LA31 (Article No.: 1015W1004)						

Drawing No.: 1015W4004

For mounting with LA27 (Article No.: 1015W9003)

						

Drawing No: 1015W4003

The adapter 1015W9003 includes a screw that is halfway mounted, thus everything as one part.
Screw head torx size: T15
Screw torque: 1.2 ± 0.2 Nm

Control Boxes | 153
Mounting bracket (frame flat) - article No. 1015W1001

						

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts - article No. 1015W9009

						

Drawing No.: 1015W4009

Control Boxes | 154
It is recommended that the PJ2 is mounted in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:• M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
• Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame
Mounted on frame

					Drawing No.: 1038W4003

Control Boxes | 155
Mounting instructions (Example PJ2 with LA40)
When mounting the control box onto the actuator (1)Simply slide on the bracket until you hear a clear click (2)Slide on the control box until you hear a click and the box is mounted (3)Control Boxes | 156

CablesPJ2 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has to be removed. It is possible to remove the lid by means of ascrewdriver or similar, lifting the lid in each side and pulling it away from the housing.

Recommendations• Always use 6-wire cables for actuators• Always use 4-wire cables for PCP accessories• Please note that angled cable plugs are required for connection to the PJ2

Control Boxes | 157

Recommendations• If there is a risk that the system is overloaded and therefore shuts down thermally, LINAK recommends
using quick release actuators. These will allow functions to be lowered manually in case of a PJ2
malfunction due to misuse/abuse.
• If the customer has other essential performance than “no unintended movement”, he must consider thisin his own risk analysis. LINAK disclaims any liability.
• If the actuator or the control cable is removed from the control box, the cable lock must be applied. To
ensure movement in this case, LINAK recommends using quick release actuators in the application.
• To avoid cables from being damaged by pulling, LINAK recommends making safe cabling. If movement
is an essential performance, LINAK recommends applying quick release actuators, for example, to ensure
movement• To avoid activation of thermal protection, do not exceed load specifications. If movement is an essential
performance, LINAK recommends applying quick release actuators, for example, to ensure movement.
• Sales must request a review of the products according to current cut-off limits.
• Push plugs fully into correct sockets and make sure that the plugs are completely inserted.
• Mount control box lid and close lid until locked in place.

Warnings• Use EPR or ensure that the user takes care not to squeeze the mains cable.
• Always check correct assembly after mounting and service to ensure that the cable lock is mounted.
(Connectors are usually removed during cleaning)• Always use approved chemicals with the housing as the plastic may show corrosion caused by somechemicals. As a result water may accumulate/gather in housing.
• Take special precautions concerning 3rd party interfacing. Please contact LINAK for further information.
• Make a review of all product specifications before system set-up if the current cut-off limit is higher thanthe maximum allowed current cut-off for the actuator.
• To avoid cable interruption and actuator defects make a proper cable installation and inspect regularly forwear and damage. Defective parts must be replaced.
• After service inspection, the application must be tested for correct functionality before it is put into
operation to avoid actuator plugs being mixed during service. Operators must not be inside entrapmentarea.
• To avoid electrical failure or system disturbance inspect regularly for wear and damage. Defective parts
must be replaced.
• Make a proper cable installation to avoid short-circuit cables for handset/controls. Regular inspection
must be made for wear and damage. Defective parts must be replaced.
• Do not mount the actuator with the spindle facing downwards to avoid that the actuator slips off thebracket with the mounted PJ2. The bracket can come loose when exposed to shock or hard vibration, forinstance when passing doorsteps. Regular inspection must be made to ensure proper fixation of control
box and bracket on actuator.
• PJ2 is ONLY to be used with PCP 2.0 control boxes.

Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.com

SUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cn

Austria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.my

Colombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

Belgium
LINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.be

Netherlands
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

India
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.no

Thailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Czech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk
Finland
LINAK OY
Phone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi
FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr
Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0
Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de
India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.id
Web:www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTD
Phone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Phone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50
E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se
Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch
TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Ireland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)
Fax:+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile)
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk
United Kingdom
Italy
LINAK UK Limited
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+44 (0)121 544 2211
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+44 (0)121 544 2552
Fax:
+39 02 48 46 82 52
E-mail:sales@linak.co.uk
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.co.uk
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on
its products.

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot
guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-05 • LIT-63-02-003 J

Slovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co