BA01578F/33/JA/03.20
71477659
2020-03-30

Products

Solutions

01.00.zz (デバイスファームウェア)

取扱説明書
Micropilot FMR20
HART
非接触マイクロウェーブ式

Services

Micropilot FMR20 HART

1.

Order code: XXXXX-XXXXXX
Ser. no.:XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXX.XXXX.XX

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress+Hauser
Operations App

3.

A0023555

2

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

目次

目次
1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.1
1.2

6.1
6.2
6.3

6.4

1.4
1.5

資料の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
使用されるシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 安全シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 特定情報および図に関するシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.1 技術仕様書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2 簡易取扱説明書（KA） . . . . . . . . . . . 6
1.3.3 安全上の注意事項（XA） . . . . . . . . . . 6
用語および略語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ケーブルの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
機器の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.3.1 4～20 mA HART ブロック図 . . . . . . 22
6.3.2 HART 機器ブロック図、RIA15 と接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.3.3 HART 機器のブロック図、RIA15、HART 通信抵抗モジュール内蔵 . . . . 24
接続後の状況確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

7

操作性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2

安全上の基本注意事項 . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

作業員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.5.1 CE マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.5.2 EAC 認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7.1
7.2
7.3

操作コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bluetooth® ワイヤレス技術を介した操作 . . . 25
HART プロトコル経由 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8

HART 経由のシステム統合 . . . . . . . . . 26

8.1
8.2

デバイス記述（DD）ファイルの概要 . . . . . . 26
HART 経由の測定変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

9設定および操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

9.1

設置および機能の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9.1.1 設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9.1.2 接続後の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SmartBlue（アプリ）を利用した設定 . . . . . 27
9.2.1 機器の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9.2.2 SmartBlue のシステム要件 . . . . . . . . 27
9.2.3 SmartBlue アプリ . . . . . . . . . . . . . . . 27
9.2.4 SmartBlue での反射波形表示 . . . . . . 28
RIA15 を介した操作および設定 . . . . . . . . . . 29
9.3.1 操作機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.3.2 動作モード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9.3.3 操作マトリックス . . . . . . . . . . . . . . 31
操作ソフトウェアを介したレベル測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.4.1 SmartBlue 経由 . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.4.2 レベル値の % 表示 . . . . . . . . . . . . . . 33
操作ソフトウェアを介した流量測定の設
定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9.5.1 流量計の設置条件 . . . . . . . . . . . . . . 34
9.5.2 流量測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . 35
データアクセス - セキュリティ . . . . . . . . . . 37
9.6.1 FieldCare / DeviceCare のアクセス
コードを介したソフトウェアロ
ック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.6.2 FieldCare / DeviceCare を介したロック解除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.6.3 SmartBlue のアクセスコードを介したソフトウェアロック . . . . . . . . . . . 37
9.6.4 SmartBlue を介したロック解除 . . . . 38
9.6.5 Bluetooth® ワイヤレス技術 . . . . . . . 38
9.6.6 RIA15 のロック . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.3

3

製品説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1

製品構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

納品内容確認および製品識別表示 . . 12

4.1
4.2
4.3
4.4

納品内容確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
製品識別表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
製造者データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1

設置条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.1 設置タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.2 ノズル取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.3 容器内の設置位置 . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.4 タンクに設置するための機器位置合わせ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1.5 放射角 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1.6 プラスチックタンク内での測定 . . . . 17
5.1.7 日除けカバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1.8 溢れ防止チューブの使用 . . . . . . . . . 18
5.1.9 調整可能な取付ブラケットによる設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.10 回転可能なカンチレバーによる設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.11 下水シャフト用水平取付ブラケッ
トの取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.12 シャフトに取付け . . . . . . . . . . . . . . 20
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.2

Endress+Hauser

12
12
12
13

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

3

目次

Micropilot FMR20 HART

10

診断およびトラブルシューティン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

一般エラー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
エラー - SmartBlue 操作 . . . . . . . . . . . . . . . .
操作ツール上の診断イベント . . . . . . . . . . . .
RIA15 の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . .
診断イベントのリスト . . . . . . . . . . . . . . . . .
情報イベントの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

11.1 アンテナ洗浄性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 プロセスシール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

40
40
41
41
42
43

43
43

修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

12.1 一般的注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
12.1.1 修理コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . 44
12.1.2 機器の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
12.1.3 返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
12.1.4 廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

13

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

13.1 機器固有のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
13.1.1 保護カバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
13.1.2 固定ナット G 1-1/2" . . . . . . . . . . . . . 45
13.1.3 固定ナット G 2" . . . . . . . . . . . . . . . . 46
13.1.4 溢れ防止チューブ 40 mm (1.5 in) . . 47
13.1.5 溢れ防止チューブ 80 mm (3 in) . . . . 48
13.1.6 取付ブラケット、調整可能 . . . . . . . 49
13.1.7 UNI フランジ 2"/DN50/50、PP . . . . 50
13.1.8 UNI フランジ 3"/DN80/80、PP . . . . 51
13.1.9 UNI フランジ 4"/DN100/100、PP . . 52
13.1.10 壁取付け用のアングルブラケット . . 53
13.1.11 回転可能なセンササポート . . . . . . . 54
13.1.12 天井取付ブラケット . . . . . . . . . . . . . 61
13.1.13 下水路用の回転可能な取付ブラケット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
13.1.14 下水シャフト用水平取付ブラケット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
13.1.15 フィールドハウジング付き RIA15 . . 64
13.1.16 HART 通信抵抗器 . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.2 通信関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
13.3 サービス専用のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . 66
13.4 システムコンポーネント . . . . . . . . . . . . . . . 67

14

操作メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

14.1 操作メニューの概要（SmartBlue） . . . . . . . 68
14.2 操作メニューの概要（FieldCare /DeviceCare） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
14.3 「設定」 メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
14.3.1 「高度な設定」 サブメニュー . . . . . . 79
14.3.2 「通信」 サブメニュー . . . . . . . . . . . 89
14.4 「診断」 サブメニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
14.4.1 「機器情報」 サブメニュー . . . . . . . . 95
14.4.2 「シミュレーション」 サブメニュー 97

4

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

本説明書について

1

本説明書について

1.1

資料の機能

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階において必要とされる、以下を含む
あらゆる情報が記載されています。
• 製品識別表示• 納品内容確認
• 保管
• 設置
• 接続
• 操作
• 設定
• トラブルシューティング• メンテナンス• 廃棄

1.2

使用されるシンボル

1.2.1

安全シンボル!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。
!"

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2

特定情報および図に関するシンボル使用可許可された手順、プロセス、動作
推奨
推奨の手順、プロセス、動作使用不可
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料参照
図参照
注意すべき注記または個々のステップ
1. , 2. , 3.
一連のステップ

Endress+Hauser5本説明書について

Micropilot FMR20 HART

操作・設定の結果
操作ツールによる操作
書き込み保護パラメータ1, 2, 3, ...
項目番号A, B, C, ...
図
安全上の注意事項
関連する取扱説明書に記載された安全上の注意事項に注意してください。

1.3

関連資料

以下の資料は、弊社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます（www.endress.com/downloads）。
同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
• W@M デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力してください。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の2D マトリクスコード（QR コード）をスキャンしてください。

1.3.1

技術仕様書

計画支援
本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。

1.3.2

簡易取扱説明書（KA）

簡単に初めての測定を行うためのガイド
簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

1.3.3

安全上の注意事項（XA）

認証に応じて、以下の安全上の注意事項（XA）が機器に同梱されます。これは、取扱説明書の付随資料です。
機器に対応する安全上の注意事項（XA）の情報が銘板に明記されています。

6

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

本説明書について

1.4

用語および略語

BA
資料『取扱説明書』
KA
資料『簡易取扱説明書』
TI
資料『技術仕様書』
SD
資料『個別説明書』
XA
資料『安全上の注意事項』
PN
定格圧力
MWP
MWP（最大動作圧力/最大プロセス圧力）
MWP は銘板にも明記されています。
ToF
Time of Flight（飛行伝播時間）
FieldCare
デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセットマ
ネジメントツール
DeviceCare
Endress+Hauser HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Ethernet フィール
ド機器用の汎用設定ソフトウェア
DTM
デバイスタイプマネージャ
εr（Dk）
比誘電率
操作ツール「操作ツール」という用語は、以下の操作ソフトウェアの代わりに使用されます。
• FieldCare / DeviceCare：HART 通信および PC を介した操作用• SmartBlue（アプリ）：Android または iOS 搭載のスマートフォンまたはタブレット端末を用いた操作用
BD
不感知距離：BD の範囲内では信号が解析されません。
PLC
プログラマブルロジックコントローラ（PLC）

1.5

登録商標

HART®
FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。
Apple®
Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Android®
Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

Endress+Hauser

7

本説明書について

Micropilot FMR20 HART

Bluetooth®
Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser
は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

8

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

安全上の基本注意事項

2

安全上の基本注意事項

2.1

作業員の要件設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
‣ 施設責任者の許可を得ている作業員であること。
‣ 各地域/各国の法規を熟知していること。
‣ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
‣ 本書の説明に従い、基本的な方針に従うこと。
オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

‣ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
‣ 本書の説明に従うこと。

2.2

用途

アプリケーションおよび測定物
本書で説明する機器は、液体の非接触連続レベル測定を目的とするものです。動作周波数が約 26 GHz、最大の電波強度が 5.7 mW、平均出力が 0.015 mW であることから、密閉された金属容器以外でも使用することが可能です。密閉容器以外で操作する場合
は、機器を「設置」セクションの指示に従って取り付けてください。この機器の操作は健康または環境に危険を及ぼすものではありません。
「技術データ」に明記された限界値および取扱説明書やその他の関連文書に記載された条件を遵守した場合、計測機器を以下の測定のためのみに使用できます。
‣ プロセス変数（測定値）：距離‣ プロセス変数（計算値）：任意の形状の容器の体積または質量、測定する堰または水路の流量（リニアライゼーション機能によりレベルから計算）
運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。
‣ 接液部材質が十分な耐性を発揮する測定物にのみ、本機器を使用してください。
‣ 制限値に従ってください（「技術データ」を参照）。
不適切な用途
不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。
不明な場合の確認：‣ 特殊な測定物および洗浄に使用する媒体については、製造者にお問い合わせください。Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供しますが、保証や責任は負いかねます。
残存リスク
稼働時にプロセスからの熱伝導および電子機器部内の消費電流により、電子機器部のハ
ウジングおよびそこに含まれる部品の温度が 80 °C (176 °F) まで上昇することがあります。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。
表面に接触することによるやけどの危険があります！
‣ 流体温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してく
ださい。

2.3

労働安全

機器で作業する場合：‣ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。

Endress+Hauser

9安全上の基本注意事項

Micropilot FMR20 HART

2.4

操作上の安全性

けがに注意！
‣ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
‣ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。
機器の改造
機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。
‣ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
修理
操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。
‣ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
‣ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
‣ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。
危険場所
危険場所で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください（例：爆発防止、圧力機器安全）。
‣ 注文した機器が危険場所仕様になっているか、銘板を確認してください。
‣ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5

製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。

2.5.1

CE マーク本計測機器は、適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事
項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。
Endress+Hauser は CE マークを本機器に貼ることにより、本機器の適合を証明していま
す。

2.5.2

EAC 認証

計測システムは EAC ガイドラインの法的要求に準拠しています。関連の「EAC 適合性の宣言」にリストされていますが、同時に規格に適応しています。
Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保証いたします。

10

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

製品説明

3

製品説明

3.1

製品構成
B

A
4
3
2
1

5
6
7

4
3
2

5
6
7

1
8

8

9

9
A0028416

1
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Endress+Hauser

機器構成
40 mm アンテナ付き機器
80 mm アンテナ付き機器
センサハウジング
シール
背面プロセス接続
ケーブルグランド
パイプアダプタ
O リング
カウンタナット
構成リング
前面プロセス接続

11

納品内容確認および製品識別表示

Micropilot FMR20 HART

4

納品内容確認および製品識別表示

4.1

納品内容確認

納品時に、以下の点を確認してください。
• 発送書類のオーダーコードと製品ラベルに記載されたオーダーコードが一致する
か？
• 納入品に損傷がないか？
• 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか？
• 必要に応じて（銘板を参照）：安全上の注意事項（XA）が提供されているか？
1 つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2

製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。
• 銘板• 納品書に記載された拡張オーダーコード（機器仕様コードの明細付き）‣ 銘板のシリアル番号を W@M デバイスビューワーに入力してください（www.endress.com/deviceviewer）。
 機器に関するすべての情報および関連する技術資料の範囲が表示されます。

‣ 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、またはEndress+Hauser Operations アプリを使用して銘板に記載されている
2-D マトリクスコード（QR コード）をスキャンしてください。
 機器に関するすべての情報および関連する技術資料の範囲が表示されます。

4.3

製造者データEndress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 179689 Maulburg, Germany
製造工場所在地：銘板を参照.

12

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

納品内容確認および製品識別表示

4.4

銘板
1
2
Order code:
Ser. no.:Ext. ord. cd.:

18

3
4
5

19

6
7
20
MWP:
Ta:
9
DeviceID:
FW:
12

14

8
Tp max:10

11
Dev.Rev.: 13 ex works

15

16
21

Mat.:

17

modification
22 X = ifsee
sep. label

23
Date:

24
A0029096

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Micropilot の銘板
製造者データ
機器名
オーダーコード
シリアル番号（Ser. no.）
拡張オーダーコード（Ext. ord. cd.）
電源電圧
信号出力
プロセス圧力
許容周囲温度（Ta）
最大プロセス温度
機器 ID
ファームウェアバージョン（FW）
機器リビジョン（Dev.Rev.）
CE マーク機器バージョンに関する追加情報（認証、認定）
C-Tick
接液部の材質保護等級（例：IP、NEMA）
認証シンボル
認定および認証関連データ
安全上の注意事項（例：XA、ZD、ZE）の資料番号
変更マーク
2-D マトリクスコード（QR コード）
製造日：年/月

拡張オーダーコードは 33 文字まで銘板に表示することができます。拡張オーダ
ーコードにその他の文字が含まれる場合、これは表示されません。
ただし、完全な拡張オーダーコードは、機器の操作メニューの拡張オーダーコード
1～3 パラメータ を使用して表示させることも可能です。

Endress+Hauser

13

設置

Micropilot FMR20 HART

5

設置

5.1

設置条件

5.1.1

設置タイプ
A

B

E

C

D

F

A0030605

3
A
B
C
D
E
F

壁面、天井、またはノズル取付け
壁面または天井取付け、調整可能
前面ネジで取付け
背面ネジで取付け
天井取付け、カウンタナットを使用（納入範囲に含まれる）
限られたスペースへの水平設置（下水シャフト）
シャフト壁面取付

警告！
• センサケーブルは自己支持型ケーブルとして設計されていません。吊り下げる
ためには使用しないでください。
• 非接触アプリケーションの場合は、必ず機器を垂直位置で操作してください。

5.1.2

ノズル取付け

最適な測定を行うためには、アンテナがノズルから突き出た位置になければなりません。ノズル内面は滑らかで、角や溶接線が出ないようにしてください。可能な場合は、ノズルの縁を丸めてください。

14

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設置

A

B

L

L
D

L
D

L
D

D
A0028413

4A
B

ノズル取付け80 mm (3 in) アンテナ
40 mm (1.5 in) アンテナ

ノズルの最大長 L はノズル径 D に応じて異なります。
ノズルの直径および長さの限界値に注意してください。
80 mm (3 in) アンテナ、ノズル内に設置• D：最小 120 mm (4.72 in)• L：最大 205 mm (8.07 in) + D × 4.5
80 mm (3 in) アンテナ、ノズル外に設置• D：最小 80 mm (3 in)• L：最大 D × 4.5
40 mm (1.5 in) アンテナ、ノズル外に設置• D：最小 40 mm (1.5 in)• L：最大 D × 1.5
40 mm (1.5 in) アンテナ、ノズル内に設置• D：最小 80 mm (3 in)• L：最大 140 mm (5.5 in) + D × 1.5

5.1.3

容器内の設置位置BDA
D

A0028410

5Endress+Hauser

容器内の設置位置

15

設置

Micropilot FMR20 HART

• 可能な場合は、センサの下端がタンク内に突き出るように設置してください。
• 内壁からノズル外端の推奨距離 A：容器直径 D の約 ¹⁄₆。必ず、容器内壁から15 cm (5.91 in) 以上離して機器を取り付けてください。
• 容器の中央にセンサを設置しないでください。
• 投入カーテンの上からの測定は避けてください。
• リミットスイッチ、温度センサ、バッフル、ヒーティングコイルなどの機器は取り付
けないでください。
• 不感知距離（BD）の範囲内では、信号は評価されません。そのため、これを使用してアンテナの近くの干渉信号（例：結露の影響）を抑制することができます。
0.1 m (0.33 ft) 以上の自動的な不感知距離が標準設定されています。ただし、これは手動で上書きできます（0 m (0 ft) も可能）。
自動計算：
不感知距離 = 空校正 - 満量校正 - 0.2 m (0.656 ft)。
空校正 パラメータまたは満量校正 パラメータに新しい値が入力されるたびに、この計算式を使用して不感知距離 パラメータが自動的に再計算されます。
計算結果の値が <0.1 m (0.33 ft) の場合、不感知距離 0.1 m (0.33 ft) が引き続き使用
されます。

5.1.4

タンクに設置するための機器位置合わせ

90

°

90

°

• アンテナは測定対象物表面に対して垂直に位置合わせします。
• 穴付きの突起部を可能な限りタンク壁に向けて位置合わせします。

°

90

90
°
90

°
A0028927

6

5.1.5

タンクに設置するための機器位置合わせ

放射角

D

_
W = 2 × D × tan α2αWA0033201716

ビーム放射角 α、距離 D、ビーム幅 W の関係

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART設置

マイクロ波の出力密度が最大出力密度の半分（3 dB 幅）に達する範囲の角度 α が放射角と定義されます。マイクロ波は、信号ビームの外側にも放射され、干渉物に反射することがあります。
ビーム放射角 α および距離 D に応じたビーム幅 W：
40 mm (1.5 in) アンテナ、α 30 °W = D × 0.54
40 mm (1.5 in) アンテナ、溢れ防止チューブ付き、α 12 °W = D × 0.21
80 mm (3 in) アンテナ、溢れ防止チューブ付き/なし、α 12 °W = D × 0.21

5.1.6

プラスチックタンク内での測定

2

1

3

A00295408123

金属製の干渉物がタンク外側にあるプラスチックタンク内の測定
配管、パイプ
はしご
グレーチング、手すり

タンクの外壁が非導電性材料（例：GFR）でできている場合、マイクロ波がタンクの外側にある干渉物に反射する可能性もあります。
信号ビーム内に導電性材料製の干渉物が入らないように注意してください（ビーム幅直径を計算するための情報については、「放射角」セクションを参照してください）。
詳細については、製造者にお問い合わせください。

5.1.7

日除けカバー

屋外で使用する場合は、日除けカバーを推奨します。
日除けカバーはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

Endress+Hauser

17

設置

Micropilot FMR20 HART

A0031277

9

日除けカバー、例：40 mm（1.5"）アンテナ付き

センサは日除けカバーで完全には覆われません。

5.1.8

溢れ防止チューブの使用

溢れ防止チューブにより、センサが完全に浸水した場合でも最大レベルの測定が保証されます。
自由空間設置および/または浸水のリスクがあるアプリケーションの場合は、溢れ防止
チューブを使用する必要があります。
溢れ防止チューブはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

2

2

3

1

1

3
4

4

A0031093

 10
1
2
3
4

溢れ防止チューブの機能

エアポケットO リング（EPDM）シール
不感知距離
最大レベル

チューブは直接センサにねじ込まれ、O リングによりシステムが密閉されます。浸水した場合、チューブ内で形成されるエアポケットにより、チューブ終端での最大レベルの測定が保証されます。不感知距離がチューブ内にあるため、多重エコーは解析されません。

18

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART設置

溢れ防止チューブ用のパラメータ設定
溢れ防止チューブ使用時の不感知距離の設定‣ 次の項目に移動します。メインメニュー → 設定 → 高度な設定 → 不感知距離 100 mm (4 in) を入力します。
溢れ防止チューブを設置し、不感知距離を設定した後でマッピングを実行します。
1.

次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実際の値を比較します。

2.

次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点
 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。

3.

次の項目に移動します。設定 → 現在のマッピング
 マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

5.1.9

調整可能な取付ブラケットによる設置

取付ブラケットはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A0030606

 11

調整可能な取付ブラケットによる設置• 壁面または天井取付けが可能です。
• 取付ブラケットを使用して、測定対象物表面に対してアンテナが垂直になるように位置合わせします。
注記
取付ブラケットと変換器ハウジングは導電接続されません。
帯電する可能性があります。
‣ 取付ブラケットは現場の等電位接地システムに統合してください。

5.1.10

回転可能なカンチレバーによる設置

カンチレバー、壁面ブラケット、取付フレームはアクセサリとしてご注文いただけます。

Endress+Hauser

19

設置

Micropilot FMR20 HART

A

B

C

A0028412

 12
A
B
C

回転可能なカンチレバーによる設置

カンチレバーと壁面ブラケットによる設置
カンチレバーと取付フレームによる設置
回転可能なカンチレバー（例：水路の中央に機器を配置するため）

5.1.11

下水シャフト用水平取付ブラケットの取付け

下水シャフト用水平取付ブラケットはアクセサリとしてご注文いただけます。

A0037747

 13

下水シャフト用水平取付ブラケットの取付け

5.1.12シャフトに取付け

回転式取付ブラケットはアクセサリとしてご注文いただけます。
A

B

A0037748

 14
A
B

シャフトに取付け、回転および調整可能

壁面ブラケット付きアーム
回転および調整可能なアーム（例：水路の中央に機器を位置合わせするため）

5.2

設置状況の確認

機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
機器が湿気および直射日光から適切に保護されているか？
機器が適切に固定されているか？

20

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

電気接続

6

電気接続

6.1

ケーブルの割当て
1

+

-

2

A0028954 15
12

ケーブルの割当て

プラス、茶色線
マイナス、青色線

6.2

電源電圧

10.5～30 VDC
外部電源が必要です。
R [W]
500

0
10
10.5

20
21.75

30 U0 [V]A0029226

 16

電源ユニットの供給電圧 U0 に応じた最大負荷 R

バッテリー操作バッテリーの動作寿命を延長するために、センサの Bluetooth® ワイヤレス技術通信をオフにすることが可能です。
電位平衡
電位平衡に関して特別な措置を講じる必要はありません。
Endress+Hauser ではアクセサリとして各種の電源ユニットを用意しています。

Endress+Hauser

21

電気接続

Micropilot FMR20 HART

6.3

機器の接続

6.3.1

4～20 mA HART ブロック図

HART 通信機器、電源、4～20 mA 表示器の接続
1

2
3
Y
I

+

+

-

mA
A0028908

 17
1
2
3

HART 接続のブロック図

HART 通信機器
HART 用抵抗電源

低インピーダンス電源の場合、常に 250 Ω の HART 用通信抵抗を信号線に設置する必要があります。
以下の電圧降下を考慮しなければなりません。
最大 6 V、通信抵抗 250 Ω の場合

22

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

電気接続

6.3.2

HART 機器ブロック図、RIA15 と接続

FMR20、RIA15 付き（FMR20 基本設定用のオプションを含む）
RIA15 リモート表示器は機器と一緒に注文できます。
製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」：• オプション R4「リモート表示器 RIA15 非危険場所、フィールドハウジング」• オプション R5「リモート表示器 RIA15、防爆認定、フィールドハウジング」
または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書
TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。
端子の割当て RIA15•+
プラス接続、電流入力•マイナス接続、電流入力（バックライトなしの場合）• LED
マイナス接続、電流入力（バックライトありの場合）•
機能接地：ハウジング内の端子
RIA15 プロセス表示器はループ電源供給型のため、外部電源は不要です。
以下の電圧降下を考慮しなければなりません。
• ≤1 V、4～20 mA 通信の標準バージョンの場合• ≤1.9 V、HART 通信の場合• 表示部ライトを使用する場合は 2.9 V 追加
HART 機器と RIA15 の接続（バックライトなし）
LED

1

3
-

+

Y

2

Rs DC

I

A0019567

 18
1
2
3

HART 機器と RIA15 プロセス表示器の接続（ライトなし）

HART 通信機器
電源
HART 用抵抗

HART 機器と RIA15 の接続（バックライトあり）
LED

1

3
-

+

Y
I

2

Rs DC
A0019568

 19
1
2
3

Endress+Hauser

HART 機器と RIA15 プロセス表示器の接続（ライトあり）

HART 通信機器
電源
HART 用抵抗

23

電気接続

Micropilot FMR20 HART

6.3.3

HART 機器のブロック図、RIA15、HART 通信抵抗モジュール内蔵

RIA15 に組み込むための HART 通信モジュールを機器と一緒に注文することが可能です。
製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」：
オプション R6「HART 通信抵抗、危険場所/非危険場所」
以下の電圧降下を考慮しなければなりません。
最大 7 Vまたは、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書
TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。

LED

HART 通信抵抗モジュールの接続、RIA15（バックライトなし）

-

+

1
3
2
Y

Rs DC

I

A0020839

 20
1
2
3

HART 機器のブロック図、RIA15 ライトなし、HART 通信抵抗モジュール

HART 通信抵抗モジュール
HART 通信機器
電源

LED

HART 通信抵抗モジュールの接続、RIA15（バックライトあり）

-

+

1
3
2
Y
I

Rs DC
A0020840

 21
1
2
3

HART 機器のブロック図、RIA15 ライトあり、HART 通信抵抗モジュール

HART 通信抵抗モジュール
HART 通信機器
電源

6.4

接続後の状況確認

機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？
ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか？
供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか？
プロセス表示器と通信抵抗を介した電圧降下が考慮されているか？
24

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作性

7

操作性

7.1

操作コンセプト• 4～20 mA、HART• 操作ツールの個別のパラメータ機能に関する簡単な説明付きのメニューガイダンス• オプション：SmartBlue（アプリ）、Bluetooth® ワイヤレス技術を経由

7.2

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した操作

3

2

1

A0028895

 22
1
2
3

Bluetooth® ワイヤレス技術を介したリモート操作が可能

変換器電源ユニット
スマートフォン/タブレット端末、SmartBlue（アプリ）搭載
Bluetooth® ワイヤレス技術搭載の変換器

7.3

HART プロトコル経由

4
+

E

5
3

2

1

6

7

8
A0028894

 23
1
2
3
4
5
6
7
8

Endress+Hauser

HART 経由のリモート操作用オプション

PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
変換器電源ユニット、例：RN221N（通信抵抗付き）
Commubox FXA195 用の接続
ループ電源型プロセス表示器 RIA15
Commubox FXA195（USB）
操作ツール（FieldCare、DeviceCare）搭載のコンピュータ
スマートフォン/タブレット端末、SmartBlue（アプリ）搭載
Bluetooth® ワイヤレス技術搭載の変換器

25

HART 経由のシステム統合

Micropilot FMR20 HART

8

HART 経由のシステム統合

8.1

デバイス記述（DD）ファイルの概要

製造者 ID
17 (0x11)
機器タイプ ID
44 (0x112c)
HART 仕様
7.0

8.2

HART 経由の測定変数

次の測定値が HART 変数に割り当てられます。
PV 値
リニアライズされたレベル（PV）
SV 値
距離（SV）
TV 値
エコーの相対振幅（TV）
QV 値
温度（QV）

26

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作

9

設定および操作

9.1

設置および機能の確認

設定を行う前に、設置状況の確認および配線状況の確認を実施してください。

9.1.1

設置状況の確認

機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
機器が湿気および直射日光から適切に保護されているか？
機器が適切に固定されているか？

9.1.2

接続後の確認機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？
ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか？
供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか？

9.2

SmartBlue（アプリ）を利用した設定

9.2.1

機器の要件

SmartBlue による設定は、機器に Bluetooth 機能が装備されている場合にのみ可能です（Bluetooth モジュールが工場出荷前に組み込まれている、または後付けされている）。

9.2.2

SmartBlue のシステム要件

SmartBlue のシステム要件
SmartBlue は Android 機器の場合は Google Play ストア、iOS 機器の場合は iTunes スト
アからダウンロードできます。
• iOS 搭載機器：
iPhone 4S または iOS 9 以降、iPad 2 または iOS 9 以降、iPod touch 第 5 世代またはiOS 9 以降
• Android 搭載機器：
Android 4.4 KitKat 以降および Bluetooth® 4.0 以降

9.2.3
1.

SmartBlue アプリ

QR コードをスキャンするか、または App Store の検索フィールドに「SmartBlue」と入力します。
A0039186

 24

Endress+Hauser

ダウンロードリンク

2.

SmartBlue を起動します。

3.

表示されたライブリストから機器を選択します。

27

設定および操作

Micropilot FMR20 HART

4.

以下のログインデータを入力します。
 ユーザー名：admin
パスワード：機器のシリアル番号5.

詳細については、アイコンをタップします。
初回のログイン後にパスワードを変更します。

9.2.4

SmartBlue での反射波形表示

SmartBlue では反射波形の表示と記録が可能です。
反射波形以外にも、以下の値を表示できます。
• D = 距離
• L = レベル• A = 絶対振幅
• スクリーンショットをとると、表示部分（ズーム機能）が保存されます。
• ビデオシーケンスの場合は常に、ズーム機能なしで全面が保存されます。

1

2
3
4

5
A0029486

 25
1
2
3
4
5

28

SmartBlue（Android 版）での反射波形表示（例）

ビデオ記録
スクリーンショット作成
マッピングメニューの表示
ビデオ記録の開始/停止
時間軸上の時刻移動

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作

2
3

1

4

5
A0029487

 26
1
2
3
4
5

SmartBlue（iOS 版）での反射波形表示（例）

ビデオ記録
スクリーンショット作成
マッピングメニューの表示
ビデオ記録の開始/停止
時間軸上の時刻移動

9.3

RIA15 を介した操作および設定
1

8

2
3

7

4

6

5

A0017719

 27
1
2
3
4
5
6
7
8

プロセス表示器の表示部および操作部

シンボル：メニュー操作がロック状態
シンボル：エラー
シンボル：警告
シンボル：HART 通信がアクティブ
操作キー
単位/タグ表示部。14 セグメント表示
アンダーレンジ/オーバーレンジを示すバーグラフ
測定値表示部（5 桁 7 セグメント表示）、数字の高さ：17 mm (0.67 in)ハウジング前面の 3 つの操作キーを使用して機器を操作します。4 桁のユーザーコー
ドを入力して機器の設定をロックできます。設定がロックされている場合、操作パラメータを選択すると南京錠のシンボルが表示されます。
ENTER キー。操作メニューの呼び出し、オプションの確定、操作メニューでのパラメータの設定/
操作メニューでの設定、選択、値の変更。「+」キーと「-」キーを同時に押すと、メイ
ンメニューに戻ります。設定した値は保存されません。

Endress+Hauser29

設定および操作

Micropilot FMR20 HART

9.3.1

操作機能

プロセス表示器の操作機能は以下のメニューに分かれています。個々のパラメータと設定については、「設定」セクションを参照してください。

ユーザーコードによって操作メニューがロックされている場合は、個々のメニューとパラメータは表示されますが、変更することはできません。パラメータを変更するには、
ユーザーコードを入力する必要があります。7 セグメント表示部に表示されるのは数字のみで、文字は表示されません。このため、数字パラメータの設定手順とテキストパ
ラメータの設定手順は異なります。操作メニューが数字パラメータのみを含む場合、操作メニューは 14 セグメント表示部に表示され、設定されたパラメータは 7 セグメント
表示部に表示されます。編集するには、 ボタンを押してからユーザーコードを入力します。操作メニューがテキストパラメータを含む場合、まず操作メニューのみが 14
セグメント表示部に表示されます。 ボタンをもう一度押すと、設定されたパラメー
タが 14 セグメント表示部に表示されます。編集するには、 ボタンを押してからユー
ザーコードを入力します。
設定（SETUP）
基本的な機器設定
診断（DIAG）
機器情報、エラーメッセージの表示
エキスパート（EXPRT）
機器設定のエキスパート設定。エキスパートメニューの編集はアクセスコードによって保護されています（デフォルト：0000）。

9.3.2

動作モード

プロセス表示器は 2 つの動作モードで使用できます。
• 4～20 mA モード：
この動作モードの場合、プロセス表示器は 4～20 mA 電流ループに組み込まれ、伝送された電流を測定します。電流値およびレンジ限界に基づいて計算された変数が、5桁の LCD にデジタル形式で表示されます。さらに、関連する単位と棒グラフを表示することが可能です。この動作モードの場合、測定値は 0～100 % に対応します。
• HART モード：
表示器は電流ループを介して電源供給されます。
本機器は「レベル」メニューで調整することが可能です（操作マトリックスを参照）。
測定値の表示は、測定距離またはリニアライゼーションが有効な場合はパーセント値に相当します。
HART 通信はマスタ/スレーブ原理に基づいて機能します。
HART ループでは、プロセス表示器はプライマリマスタまたはセカンダリマスタ（初期設定）としての機能を選択することができます。マスタとして機能する場合、本機
器は計測機器からプロセス値を読み取り、それを表示します。
HART モードの場合、プロセス表示器は多変数計測機器の機器変数を最大 4 つ表示できます。これらの変数は、一次変数（PV）、二次変数（SV）、三次変数（TV）、四次変数（QV）と呼ばれます。変数は、HART 通信を使用して検索できる測定値のプレース
ホルダの役割を果たします。

30

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作原則として、センサはスレーブとなり、マスタが要求した場合にのみデータを伝送します。HART ループには、最大 2 つの HART マスタが同時に存在できます。これらの HART マスタでは、プライマリマスタ（例：分散制御システム）とセカンダリ
マスタ（例：計測機器の現場操作用ハンドヘルドターミナル）が区別されます。ル
ープ/ネットワーク内に同一タイプのマスタが 2 つ、たとえば、2 つの「セカンダリマスタ」が存在することはできません。ネットワークに 3 つ目の HART マスタが追加された場合、他のマスタのいずれかを無効にする必要があります。そうでない場合は、ネットワークコリジョン（衝突）が発生します。たとえば、プロセス表
示器（RIA15）が「セカンダリマスタ」として動作しているときに、他の「セカンダリマスタ」（例：ハンドヘルド機器）がネットワークに追加されると、機器は別の「セカンダリマスタ」を検出次第 HART 通信を遮断します。エラーメッセージ
C970「マルチマスタコリジョン」と「- - -」が交互に表示されます。このとき、測定値は表示されません。機器は、30 秒間 HART ループから離脱した後、HART 通信の再構築を試行します。追加の「セカンダリマスタ」をネットワークから外すと、機器の通信が続行され、センサ/アクチュエータ（ポジショナ）の測定値が再び表示されます。

9.3.3

操作マトリックス

電源を入れた後：‣キーを 2 回押します。
 「レベル」メニューが使用できます。

設定 -> レベル メニュー
パラメータ

値

説明

UNIT

m

表示単位を選択します。

FT
EMPTY

数値 0～100 m、初期設定 2 m、 、 キーを使用した空校正。
プロセス接続から最低レベルからまでの距離を入
力します。

FULL

数値 0.001～100 m、初期設定
2m、 、 キーを使用した空校正。
最高レベルから最低レベルまでのスパンを入力し
ます。

DIST

測定値（測定距離）

MAP

DI OK

表示されている距離が実際の距離と一致している
場合に選択します。機器はマッピングを記録します。

MAN「マッピングの最終点」で、マッピングレンジを手動で設定する場合に選択します。この場合、表示されている距離と実際の距離を比較する必要はありません。マッピングは、約 20 秒 後にアクティブに
なります。

DI UN

実際の距離が不明な場合に選択します。マッピン
グは記録されません。

FACT

現在のマッピングカーブ（マッピングが記録されている場合）を削除する場合に選択します。機器は「距離の確定」に戻り、新しいマッピング記録が可能です。

RIA15 には、現在のマッピングの最終点は表示されません。新しいマッピングを
 実行すると（「DI OK」または「MAN」）、新しいマッピングが既存のマッピングの上に重ね合わされます。所定の状態にするためには、必要に応じて、工場出荷時
マッピング（「FACT」）を実施します。これにより前のマッピングが削除されます。

Endress+Hauser

31設定および操作

Micropilot FMR20 HART

次の操作マトリックスを使用すると、表示をパーセントに設定できます。それには、「MODE」パラメータ => 4-20、「Unit」パラメータ => % を選択します。
設定メニュー
パラメータ

値

表示条件

説明

MODE

4-20
HART

DECIM

0 DEC
1 DEC
2 DEC
3 DEC
4 DEC

MODE = 4-20

表示用の小数点以下の桁数

SC__4

数値
–19 999～99 999
初期値：0.0

MODE = 4-20

測定値スケーリング用の 5 桁の値（DECIM での設定に応じた小数点以下の桁数）
4 mA 時の例：測定電流 4 mA で
SC__4 = 0.0 => 0.0 を表示
UNIT で選択した単位が、この値の表示に使用されます。

SC_20

数値
–19 999～99 999
初期値：100.0

MODE = 4-20

測定値スケーリング用の 5 桁の値（DECIM での設定に応じた小数点以下の桁数）
20 mA 時の例：測定電流 20 mA で
SC__20 = 100.0 => 100.0 を表示
UNIT で選択した単位が、この値の表示に使用されます。

UNIT

%
°C
°F
K
USER（ユーザー単位）

MODE = 4-20

この機能を使用して、値表示の単位を選択します。「USER」を選択した場合
は、TEXT パラメータでユーザー定義の単位を入力できます。

TEXT

任意テキスト、5 文字

MODE = 4-20

ユーザー定義の単位、UNIT で「USER」
オプションを選択した場合にのみ表示されます。

表示器の動作モードを選択します。
4-20：回路の 4～20 mA 信号が表示されます。
HART：ループ内にあるセンサ/アクチ
ュエータの最大 4 つの HART 変数（PV、SV、TV、QV）を表示できます。

リニアライゼーションなど、追加の設定は FieldCare、DeviceCare または SmartBlueを使用して行います。
その他の説明については、RIA15 取扱説明書 BA01170K を参照してください。

32

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作

9.4

操作ソフトウェアを介したレベル測定の設定
R

BD

100%

D

E

F

L
0%

A0028417

 28
R
D
L
E
F
BD

液体のレベル測定用パラメータの設定

測定基準点
距離
レベル
空校正（ゼロ点）
満量校正（= スパン）
不感知距離

9.4.1

SmartBlue 経由

1.

次の項目に移動します。設定 → 距離の単位 距離を計算するための長さの単位を選択します。

2.

次の項目に移動します。設定 → 空校正
 空距離 E（測定基準点 R から最低レベルまでの距離）を設定します。

3.

次の項目に移動します。設定 → 満量校正
 満量距離 F（スパン：最高レベル - 最低レベル）を設定します。

4.

次の項目に移動します。設定 → 距離
 測定基準点（フランジ下端/最後のセンサネジ山）からレベルまで測定された
現在の距離 D を表示します。

5.

次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実際の値を比較します。

6.

次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点
 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。

7.

次の項目に移動します。設定 → 現在のマッピング
 マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

8.

設定 → 距離の確定

9.

次の項目に移動します。設定 → レベル
 測定されたレベル L を表示します。

10. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
 解析されたレベルエコーの信号品質を表示します。

9.4.2

レベル値の % 表示

満量校正 と 空校正 の組み合わせで出力信号が 4～20 mA の場合、4 mA のレベル値（=
空）および 20 mA のレベル値（= 満量）を直接、使用する長さの単位で特定することが可能です。
Endress+Hauser

33

設定および操作

Micropilot FMR20 HART

レベルに比例する標準化された信号（例：0～100 % レベル）を 満量校正 で計算できます。そして、0 % および 100 % の 2 つの基準値をアナログ出力値 4 mA および
20 mA に直接割り当てることが可能です。
X

レベル

Y

出力信号（%）

X1

0.00 m (0.00 ft)

Y1

0%

X2

値 F（=Full）

Y2

100 %

DeviceCare または FieldCare による設定
1.

次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → リニアライゼーションの方式
 リニアライゼーション方式のテーブルを選択します。

2.

リニアライゼーションテーブルを選択します。

3.

X1 = 0 % のレベル値（m / ft）を設定します。

4.

X2 = 100 % のレベル値（m / ft）を設定します。

5.

リニアライゼーションタイプのテーブルを確定します。

SmartBlue による設定
1.

次の項目に移動します。メインメニュー → 設定 → 高度な設定 → リニアライゼー
ションの方式 リニアライゼーション方式のテーブルを選択します。

2.

リニアライゼーションテーブルを選択します。

3.

X1 = 0 % のレベル値（m / ft）を設定します。

4.

X2 = 100 % のレベル値（m / ft）を設定します。

5.

リニアライゼーションテーブルを起動します。

9.5

操作ソフトウェアを介した流量測定の設定

9.5.1

流量計の設置条件• 流量測定のためには、水路または堰が必要です。
• 水路または堰の中央にセンサを配置します。
• センサが水面に対して垂直になるように位置合わせします。
• 日除けカバーを使用して、機器を直射日光や雨から保護します。
•「溢れ防止チューブ」アクセサリの使用を推奨します。

34

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作D

Q
A0028414 29
DQ

液体の流量測定用パラメータの設定

距離測定する堰や水路の流速（レベルからリニアライゼーションを使用して計算）

9.5.2

流量測定の設定

D
E
L

A0030325

 30
E
D
L

Endress+Hauser

例：Khafagi ベンチュリフリューム

空校正（ゼロ点）
距離
レベル

35

設定および操作

Micropilot FMR20 HART

D
E
L

A0030326

 31
E
D
L

例：三角堰

空校正（ゼロ点）
距離
レベル

SmartBlue アプリ経由
1.

次の項目に移動します。設定 → 距離の単位 距離を計算するための長さの単位を選択します。

2.

次の項目に移動します。設定 → 空校正
 空距離 E（測定基準点 R から堰または水路のゼロ点までの距離）を設定します。
水路の場合、ゼロ点は底の最も狭い位置になります。

3.

次の項目に移動します。設定 → 満量校正
 最大レベル（スパン：最高レベル - 最低レベル）を設定します。

4.

次の項目に移動します。設定 → 距離
 測定基準点（センサ下端）からレベルまで測定された現在の距離 D を表示します。

5.

次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実施の値を比較します。

6.

次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点
 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。

7.

次の項目に移動します。設定 → 現在のマッピング
 マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

溢れ防止チューブ使用時の不感知距離の設定‣ 次の項目に移動します。メインメニュー → 設定 → 高度な設定 → 不感知距離 100 mm (4 in) を入力します。
DeviceCare / FieldCare を介したリニアライゼーション

361.

リニアライゼーションテーブルを選択します。

2.

QH プログラムを起動します。

3.

計算データを保存し、それを機器に書き込みます。

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作

SmartBlue を介したリニアライゼーション
1.

次の項目に移動します。設定 → 高度な設定
 リニアライゼーションテーブル

2.

長さの単位を選択します。

3.

リニアライゼーション後の単位を選択します。

4.

リニアライゼーションの方式 のテーブルを選択します。

5. 「手動」テーブルモードを選択します。
6.

テーブルに値ペア（最大 32）を手動入力します。このとき、テーブルは「無効」
モードでなければなりません。

7.

テーブルを有効にします。

9.6

データアクセス - セキュリティ

9.6.1

FieldCare / DeviceCare のアクセスコードを介したソフトウェ
アロック

アクセスコード（ソフトウェアロック）を使用して、設定データを書き込み保護にすることが可能です。

‣ 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセ
スコードの確認

前回のアクセスコードおよび「0000」とは異なるアクセスコードを入力する必要があります。
• アクセスコードは、別の（誤った）コードが入力された場合、または機器の電源が切れた場合にのみアクティブになります。
• アクセスコードを設定すると、書き込み保護された機器は、アクセスコード入力
パラメータでアクセスコードを入力しない限りメンテナンスモードに切り替えることはできません。初期設定を変更していない場合、または「0000」と入力
した場合は機器がメンテナンスモードになり、その設定データは書き込み保護されず、いつでも変更できる状態となります。

9.6.2
FieldCare / DeviceCare を介したロック解除‣ 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力
9.6.3

SmartBlue のアクセスコードを介したソフトウェアロック

アクセスコード（ソフトウェアロック）を使用して、設定データを書き込み保護にすることが可能です。

‣ 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → 管理 1 → アクセスコード設定→ アクセスコードの確認

新しいアクセスコードは、最後に使用されたアクセスコードとは異なるもので、「0000」以外でなければなりません。
• アクセスコードは、別の（誤った）コードが入力された場合、または機器の電源が切れた場合にのみアクティブになります。
• アクセスコードを設定すると、書き込み保護された機器は、アクセスコード入力
パラメータでアクセスコードを入力しない限りメンテナンスモードに切り替えることはできません。初期設定を変更していない場合、または「0000」と入力
した場合は機器がメンテナンスモードになり、その設定データは書き込み保護されず、いつでも変更できる状態となります。

Endress+Hauser37

設定および操作

Micropilot FMR20 HART

9.6.4
SmartBlue を介したロック解除‣ 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール → アクセ
スコード入力9.6.5

Bluetooth® ワイヤレス技術

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所で試験された暗号技術が使用されます。
• SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器を表示することはできません。
• 1 台のセンサと 1 台のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・
ポイント接続のみが構築されます。
• Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは SmartBlue、FieldCare およびDeviceCare を使用して無効にできます。
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスの無効化‣ 次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスをオフにします。
「オフ」位置の場
合、アプリを介したリモートアクセスが無効になります。
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスの再有効化
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスを無効にした場合、これをFieldCare / DeviceCare を介していつでも再度有効にすることが可能です。
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは、機器がオンになった 10 分後に再始動します。

‣ 次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスをオンにします。
「オン」位置の場
合、アプリを介したリモートアクセスが有効になります。
Bluetooth 復帰シーケンス
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは、以下の復帰シーケンスを実施した場
合に、再有効化することが可能です。
1.

機器を電源に接続します。
 10 分待つと、時間ウィンドウが 2 分間表示されます。

2.

この時間ウィンドウの最中に、SmartBlue（アプリ）を使用して機器の Bluetooth®
ワイヤレス技術インターフェイスを再度有効にすることが可能です。

3.

次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスをオンにします。
「オン」位置の場合、アプリを介したリモートアクセスが有効になります。

0

10 12

20

6
A0028411

 32

38

Bluetooth ワイヤレス技術復帰シーケンスのタイムライン（時間単位：分）Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

設定および操作

9.6.6

RIA15 のロック

4 桁のユーザーコードを入力して機器の設定をロックできます。
その他の説明については、RIA15 の取扱説明書を参照してください。

Endress+Hauser39診断およびトラブルシューティング

Micropilot FMR20 HART

10

診断およびトラブルシューティング

10.1

一般エラー

エラー

考えられる原因

解決方法

機器が応答しない

電源電圧が銘板に記載された
電圧と異なる

適正な電圧を印加する。

電源電圧の極性が正しくない

極性を正す。

ケーブルと端子の接触不良

ケーブルと端子の電気的接続を確実に行う。

通信抵抗がない、または正し
く接続されていない

通信抵抗（250 Ω）を正しく設置する。

Commubox が正しく接続されていない

Commubox を正しく接続する。

Commubox の通信抵抗がオンまたはオフになっている

通信抵抗および接続を確認する。

機器測定が正しくない設定エラー• パラメータ設定を確認し、修正する。
• マッピングを行う。

表示値に妥当性がな
い（リニアライゼー
ション）

SmartBlue および FieldCare/
DeviceCare が同時にアクティ
ブになっている

FieldCare/DeviceCare をログオフして、切断する。
またはSmartBlue をログオフして、切断する（SmartBlue を介した接続が優先される）。

リニアライズされた
出力値に妥当性がないリニアライゼーションエラー

SmartBlue：リニアライゼーションテーブルを確認する。
FieldCare/DeviceCare：リニアライゼーションテーブ
ルを確認する。
リニアライゼーションモジュールのタンク選択を確認する。

RIA15 が表示されな
い

電源電圧の極性が正しくない

極性を正す。

ケーブルと端子の接触不良

ケーブルと端子の電気的接続を確実に行う。

RIA15 の故障

RIA15 を交換する。

電源電圧が低すぎる• 電源電圧を上げる。
• バックライトをオフにする。

HART 通信が機能しない

RIA15 起動シーケン
スが作動し続ける10.2

技術仕様書 TI00404F を参照
 詳細については、してください。

エラー - SmartBlue 操作

エラー

考えられる原因解決方法

ライブリストに機器が表示されない

Bluetooth 接続 スマートフォンまたはタブレット端末の Bluetooth 機能を有効にすなし
る。
センサの Bluetooth 機能が無効になっている。復帰シーケンスを実行する。

ライブリストに機器が表示されない

40

機器がすでに センサとスマートフォンまたはタブレット端末との 1 つのポイン
別のスマート ト・トゥー・ポイント接続のみが構築される
フォン/タブレット端末と接続されている

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

診断およびトラブルシューティング

エラー

考えられる原因解決方法

ライブリストに機器が表示されるがSmartBlue からアクセスできないAndroid 機器

位置情報機能がアプリに対して許容されているか？この機能を最初に承認したか？
特定の Android バージョンでは Bluetooth と組み合わせて GPS または位置情報機能を有効にする必要がある
GPS を有効化 - アプリを完全に終了して再起動 - アプリに対して位
置情報機能が有効になっている

ライブリストに機器が表示されるがSmartBlue からアクセスできないApple 製機器

標準でログイン
ユーザー名に「admin」を入力
大文字/小文字に注意して、初期パスワード（機器シリアル番号）を入力する。

SmartBlue を介してログインできない

機器が初めて使用される

初期パスワード（機器シリアル番号）を入力し、変更する。シリア
ル番号を入力する場合は、大文字/小文字に注意する。

SmartBlue を介して機器を操作できない

不正なパスワードが入力されている

正しいパスワードを入力する。

SmartBlue を介して機器を操作できない

パスワードを忘れた

弊社サービスにお問い合わせください。

SmartBlue を介して機器を操作できない

センサ温度が高すぎる

周囲温度が上昇してセンサ温度が 60 °C (140 °F) 以上になると、Bluetooth 通信が無効になる場合がある。
機器の遮蔽、断熱を行い、必要に応じて、冷却する。

SmartBlue と HART
機器のタグが一致しない

システム関連機器 ID（タグ）は機器の識別を容易にするために Bluetooth® 経由でライブリストに転送されます。HART タグは最大 32 文字まで使用できますが、 Bluetooth® は機器名として 29 文字までしか使用できないため、タグは中央部分が省略されます。
例：「FMR20N12345678901234567890123456」は「FMR20N12345678~567890123456」となります。

10.3

操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生している場合は、操作ツールのステータスエリア左上にステータス信号が、対応するイベントレベルのシンボルとともに表示されます（NAMUR NE
107 に準拠）。
• 故障（F）• 機能チェック（C）• 仕様範囲外 (S)• メンテナンスが必要 (M)対処法の呼び出し‣ 診断 メニュー に移動します。
 現在の診断結果 パラメータには、診断イベントとイベントテキストが表示され
ます。

10.4

RIA15 の診断イベント

FMR20 の診断イベントは、RIA15 に直接表示されません。FMR20 アラームが発生した
場合、RIA15 にはエラー F911 のみが直接表示されます。
FMR20 診断イベントを RIA15 に表示

Endress+Hauser

1.

DIAG/TERR に移動します。

2.

 を押します。

3.

 を押します。

4.

 を押します。

41

診断およびトラブルシューティング

Micropilot FMR20 HART5.

 を 3 回押します。

6.

 を押します。
 FMR20 の診断イベントが RIA15 表示器に表示されます。

10.5
診断番
号

診断イベントのリスト
ショートテキスト

修理

ステー
タス信
号
[工場出
荷時]

診断動作
[工場出荷
時]

電子部の診断270

メイン電子モジュー 機器を交換して下さい。
ル故障

F

Alarm

271

メイン電子モジュー 1. 機器を再起動して下さい。
F
ル故障
2. 現象が改善されない場合は、機器を交換して下
さい。

Alarm

272

メイン電子モジュー 1. 機器を再起動して下さい。
F
ル故障
2. 強いノイズが周囲に存在しないか環境を確認して下さい。
3. 現象が改善されない場合は、機器を交換して下
さい。

Alarm

283

電子メモリ内容

1. データの転送または機器のリセットをして下さ Fい。
2. 弊社サービスへ連絡して下さい。

Alarm

1. 接続をチェックして下さい。
2. データ転送を再試行して下さい。

F

Alarm

設定の診断
410

データ転送

411

アップロード/ダウ アップロード/ダウンロードがアクティブです。
ンロードアクティブ おまちください。

C

Warning435

リニアライゼーショ リニアライゼーションテーブルをチェックして下
ン
さい。

F

Alarm

438

データセット

1. データセットファイルのチェック
2. 機器設定のチェック
3. 新規設定のアップロード/ダウンロード

M

Warning441

電流出力 1

1. プロセスの状態をチェックして下さい。
2. 電流出力の設定をチェックして下さい。

S

Warning491

電流出力 1 のシミュ シミュレータの無効化
レーション

C

Warning585

シミュレーション距 シミュレータの無効化
離C

Warning

586

マップ記録

C

Warning

マッピング記録中お待ち下さいプロセスの診断

42

801

エネルギーが低すぎ 供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。
るS

Warning825

稼動温度

1. 周囲温度をチェックして下さい。
2. プロセス温度をチェックして下さい。

S

Warning941

エコーロストパラメータ”評価感度”を確認して下さいS

Warning941

エコーロストF

Alarm

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

メンテナンス

10.6

情報イベントの概要
情報番号

I1000

11

情報名
--------(装置 OK)

メンテナンス

特別なメンテナンスは必要ありません。

11.1

アンテナ洗浄性

アプリケーションに応じて、アンテナは汚れる場合があります。最終的にはマイクロ波の発信・受信が妨げられる可能性があります。誤動作を引き起こすレベルの汚れは、測定物および反射率に左右され、主に比誘電率 εr により決定されます。
測定物が付着して汚れの原因になりやすい場合は、定期的なアンテナの洗浄を推奨します。

‣ 物理洗浄や、水圧洗浄の際に機器にダメージを与えないように気を付けなければなりません。

‣ 洗浄剤を使用する場合は、材質適合性を考慮しなければなりません。
‣ 最大許容温度を超えないようにしてください。

11.2

プロセスシール

センサのプロセスシール（プロセス接続部の）は、定期的に交換する必要があります。
交換間隔は、洗浄サイクルの頻度、洗浄温度、および流体温度に左右されます。

Endress+Hauser

43

修理

Micropilot FMR20 HART

12

修理

12.1

一般的注意事項

12.1.1

修理コンセプト

Endress+Hauser の修理コンセプトでは、機器の交換によってのみ修理ができるようになっています。

12.1.2機器の交換

機器の交換後、FieldCare/DeviceCare を介して、機器にパラメータをアップロードすることが可能です。
条件：FieldCare/DeviceCare を使用して古い機器の設定を保存しておく必要があります。
新たに校正を実施することなく、測定を継続することが可能です。不要反射の抑制のみ、再度実行しなければならない場合があります。

12.1.3

返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。
1.

次のウェブページで詳細情報を参照してください：www.jp.endress.com/return-material-jp

2.

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

12.1.4

廃棄電子・電気機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ
ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために
Endress+Hauser へご返送ください。

44

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13

アクセサリ

13.1

機器固有のアクセサリ

13.1.1

保護カバー

90 (3.54)

90 (3.54)

日除けカバーは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

Ø 98 (3.86)

Ø 98 (3.86)

A0028841

 33

日除けカバーの寸法、単位：mm（in）

材質
PVDF
オーダー番号
52025686
40 mm (1.5 in) アンテナまたは 80 mm (3 in) アンテナの場合、センサは完全にはカバーされません。

13.1.2

固定ナット G 1-1/2"

G 1-1/2" および MNPT 1-1/2" プロセス接続付き機器に適合

Endress+Hauser

45

Micropilot FMR20 HART

10 (0.39)

アクセサリ

G1 1/2" DIN ISO 228

60 mm
A0028849

 34

固定ナットの寸法、単位：mm（in）

材質
PC
オーダー番号
52014146

13.1.3

固定ナット G 2"

G 2"

10 (0.39)

G 2" および MNPT 2" 前面プロセス接続付き機器に適合

70 mm
A0029101

 35

固定ナットの寸法、単位：mm（in）

材質
PC
オーダー番号
52000598

46

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13.1.4

溢れ防止チューブ 40 mm (1.5 in)

40 mm (1.5 in) アンテナおよび G 1-1/2" 前面プロセス接続付き機器での使用に適しています。
溢れ防止チューブは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

152 (5.98)

G 1-1/2"!89 (3.5)

A0028418

 36

溢れ防止チューブ 40 mm (1.5 in) の寸法、単位：mm（in）

材質
メタライズ PBT-PC
オーダー番号
71325090

Endress+Hauser

47アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.1.5

溢れ防止チューブ 80 mm (3 in)

80 mm (3 in) アンテナおよび「ユーザー側でフランジなしの取付け」プロセス接続付き機器での使用に適しています。
溢れ防止チューブは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

136,5 (5.37)!138 (5.43)!97,3 (3.83)
A0031094

 37

溢れ防止チューブ 80 mm (3 in) の寸法、単位：mm（in）

材質
メタライズ PBT-PC
オーダー番号
71327051

48

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13.1.6

取付ブラケット、調整可能

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
92.5 (3.64)

12 (0.47)

12 (0.47)

9 (0.35)

35 (1.38)

117.5 (4.63)

70 (2.76)!9 (0.35)

9 (0.35)

A0028861

 38

取付ブラケットの寸法、単位：mm（in）

構成内容：• 1 × 取付ブラケット、SUS 316L 相当（1.4404）• 1 × 取付ブラケット、SUS 316L 相当（1.4404）• 3 × ネジ、A4• 3 × 固定プレート、A4
オーダー番号
71325079

Endress+Hauser49アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.1.7

UNI フランジ 2"/DN50/50、PP

UNI フランジ 2"/DN50/50 は、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサ
リ」）。

90

°(
=3

60

°)

20 (0.79)

19 (0.75)

4×A
120 (4.72)
125 (4.92)
165 (6.5)
A0037946

 39
A

UNI フランジ 2"/DN50/50 の寸法、単位：mm（in）

製品構成「前面のプロセス接続」または「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質
PP
オーダー番号
FAX50-####

50

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13.1.8

UNI フランジ 3"/DN80/80、PP

20 (0.79)

19 (0.75)

UNI フランジ 3"/DN80/80 は、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A
150 (5.91)
160 (6.3)
200 (7.87)
A0037947

 40
A

UNI フランジ 3"/DN80/80 の寸法、単位：mm（in）

製品構成「前面のプロセス接続」または「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質
PP
オーダー番号
FAX50-####

Endress+Hauser51アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.1.9

UNI フランジ 4"/DN100/100、PP

20 (0.79)

19 (0.75)

UNI フランジ 4"/DN100/100 は、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A
175 (6.89)
190.5 (7.5)
228.6 (9.0)
A0037948

 41
A

UNI フランジ 4"/DN100/100 の寸法、単位：mm（in）

製品構成「前面のプロセス接続」または「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質
PP
オーダー番号
FAX50-####

52

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13.1.10 壁取付け用のアングルブラケット
400 (15.7)

ø16 (0.6)

3 (0.12)30 (1.2)120(4.72)

250 (9.84)

G

120 (4.72)

A0019346

 42
G

アングルブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)製品構成「前面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

質量3.4 kg (7.5 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
G 1-1/2" プロセス接続のオーダー番号
71452324
MNPT 1-1/2" にも適合
G 2" プロセス接続のオーダー番号
71452325
MNPT 2" にも適合

Endress+Hauser

53アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.1.11 回転可能なセンササポート
設置タイプ 背面センサプロセス接続
A

B
1

1

3

2

A0028885

 43
A
B
1
2
3

設置タイプ 背面センサプロセス接続

センササポートと壁面ブラケットによる設置
センササポートと取付フレームによる設置
センササポート
壁面ブラケット
取付フレーム20 (0.8)
2 (0.08)20 (0.8)585 (23)35 (1.4)

200 (7.87)
M8250 (9.84)

35 (1.4)

15
(0.6)

6.5
(0.3)

2
(0.08)

22
(0.9)

35
(1.4)

105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)5025(1.0) 100 (3.9) (2.0)

回転可能なセンササポート（ショート）、背面センサプロセス接続

A0037806

 44

回転可能なセンササポート（ショート）、背面センサプロセス接続の寸法。 測定単位 mm (in)質量：2.1 kg (4.63 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452315• 35 mm (1.38 in) 開口部は、背面のすべての G 1" または MNPT 1" 接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

54

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

20 (0.8)
3 (0.12)20 (0.8)1085 (42.7)

35 (1.4)

300 (11.8)
M8750 (29.5)

35 (1.4)

15
(0.6)

6.5
(0.3)

3
(0.12)

22
(0.9)

35
(1.4)

105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)5025(1.0) 100 (3.9) (2.0)

回転可能なセンササポート（ロング）、背面センサプロセス接続

A0037807

 45

回転可能なセンササポート（ロング）、背面センサプロセス接続の寸法。 測定単位 mm (in)質量：4.5 kg (9.92 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452316• 35 mm (1.38 in) 開口部は、背面のすべての G 1" または MNPT 1" 接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。
設置タイプ 前面センサプロセス接続
A

1

2

B
1

3

A0028886

 46
A
B
1
2
3

Endress+Hauser

設置タイプ 前面センサプロセス接続

センササポートと壁面ブラケットによる設置
センササポートと取付フレームによる設置
センササポート
壁面ブラケット
取付フレーム55

アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

20 (0.8)
2 (0.08)20 (0.8)585 (23)35 (1.4)

200 (7.87)

250 (9.84)

35 (1.4)

15 (0.6)

6.5 (0.3)

2 (0.08)22 (0.9)50 (2.0)105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)

M8

25 (1.0)50 (2.0)100 (3.9)

回転可能なセンササポート（ショート）、前面センサプロセス接続 G 1-½"

A0037802

 47

回転可能なセンササポート（ショート）、前面センサプロセス接続 G 1-½" の寸法。 測定単位 mm (in)質量：1.9 kg (4.19 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452318• 50 mm (2.17 in) 開口部は、前面のすべての G 1-½"（MNPT 1-½"）接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

20 (0.8)
3 (0.12)20 (0.8)1085 (42.7)

35 (1.4)

300 (11.8)

750 (29.5)

35 (1.4)

15 (0.6)

6.5 (0.3)

3 (0.12)22 (0.9)50 (2.0)105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)

M8

25 (1.0)50 (2.0)100 (3.9)

回転可能なセンササポート（ロング）、前面センサプロセス接続 G 1-½"

A0037803

 48

56

回転可能なセンササポート（ロング）、前面センサプロセス接続 G 1-½" の寸法。 測定単位 mm (in)Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

質量：
4.4 kg (9.7 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
571452319• 50 mm (2.17 in) 開口部は、前面のすべての G 1-½"（MNPT 1-½"）接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

20 (0.8)
2 (0.08)20 (0.8)585 (23)35 (1.4)

200 (7.87)

250 (9.84)

35 (1.4)

15 (0.6)

6.5 (0.3)

2 (0.08)22 (0.9)62 (2.4)

105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)

M8

25 (1.0)50 (2.0)100 (3.9)

回転可能なセンササポート（ショート）、前面センサプロセス接続 G 2"

A0037804

 49

回転可能なセンササポート（ショート）、前面センサプロセス接続 G 2" の寸法。 測定単位 mm (in)質量：1.9 kg (4.19 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452321• 62 mm (2.44 in) 開口部は、前面のすべての G 2"（MNPT 2"）接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

Endress+Hauser

57アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

20 (0.8)
3 (0.12)20 (0.8)1085 (42.7)

35 (1.4)

300 (11.8)

750 (29.5)

35 (1.4)

15 (0.6)

6.5 (0.3)

3 (0.12)22 (0.9)62 (2.4)

105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)

M8

25 (1.0)50 (2.0)100 (3.9)

回転可能なセンササポート（ロング）、前面センサプロセス接続 G 2"

A0037805

 50

回転可能なセンササポートロング）、前面センサプロセス接続 G 2" の寸法。 測定単位 mm (in)質量：4.4 kg (9.7 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452322• 62 mm (2.44 in) 開口部は、前面のすべての G 2"（MNPT 2"）接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

58

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

回転可能なセンササポート用の取付フレーム（ショート）

3.2 (0.13)
60 (2.36)

ø33.7 (1.3)

55 (2.17)
109 (4.29)

100
76(3.94)(2.99)
200 (7.87)

700 (27.6)

4 (0.16)

6.5 (0.3)

45 (1.77)

25 (0.98)
75 (2.95)

13 (0.5)

100 (3.94)

20 (0.8)

100(3.94)

130 (5.12)

150 (5.91)
A0037799

 51

取付フレーム（ショート）の寸法。 測定単位 mm (in)質量：3.2 kg (7.06 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452327
回転可能なセンササポート用の取付フレーム（ロング）

3.2 (0.13)
60 (2.36)

55 (2.17)
109 (4.29)

25 (0.98)
75 (2.95)

100
76(3.94)(2.99)
200 (7.87)

4 (0.16)

6.5 (0.3)

45 (1.77)

13 (0.5)

100 (3.94)

20 (0.8)

1400 (55.1)

ø33.7 (1.3)

130 (5.12)

100(3.94)
150 (5.91)
A0037800

 52

Endress+Hauser

取付フレーム（ロング）の寸法。 測定単位 mm (in)59

アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

質量：
4.9 kg (10.08 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452326
回転可能なセンササポート用の壁面ブラケット
3.2 (0.1)
ø33.7 (1.3)

88 (3.5)150 (5.9)

110 (4.3)

25 (1.0)

13 (0.5)

6.5 (0.3)

213 (8.4)

180 (7.1)

4 (0.16)110 (4.3)
150 (5.9)
A0019350

 53

壁面ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)質量1.4 kg (3.09 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452323

60

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13.1.12 天井取付ブラケット
天井取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

75

1.5

185

105
12

ø5.6

110±2

15

50

95

100

10

10

10

5

ø35

15

155
A0028891

 54

天井取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71093130

Endress+Hauser61アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.1.13 下水路用の回転可能な取付ブラケット
回転可能な取付ブラケットは、下水路の上のマンホールに機器を設置するために使用されます。
取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
100 (3.94)

6.8 (0.27)

104 (4.09)

6.8 (0.27)

34 (1.34)

177 (6.97)

358 (14.1)
A0038143

 55

回転可能な取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71429910

62

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

13.1.14 下水シャフト用水平取付ブラケット#
下水シャフト用水平取付ブラケットは、限られたスペースに機器を設置するために使用されます。
取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
280 (11)100(3.94)

13

5°

144 (5.67)

Ø34 (1.34)

100(3.94)!9 (0.35)

A0038142

 56

下水シャフト用水平取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71429905

Endress+Hauser

63アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.1.15 フィールドハウジング付き RIA15
55.5 (2.19)

81.5 (3.21)

106.5 (4.19)

131 (5.16)

mm (in)A0017722

 57

フィールドハウジング付き RIA15 の寸法、単位：mm（in）

RIA15 リモート表示器は機器と一緒に注文できます。製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」：• オプション R4「リモート表示器 RIA15 非危険場所、フィールドハウジング」• オプション R5「リモート表示器 RIA15 Ex= 防爆認定、フィールドハウジング」
フィールドハウジング材質：プラスチック（鋼繊維付き PBT、帯電防止）
他のハウジングバージョンは、RIA15 製品構成を介して入手可能です。
または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書
TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。

24 (0.94)

22 (0.87)

54 (2.13)

8.1 (0.32)

13.1.16 HART 通信抵抗器

31 (1.22)
A0020858

 58

HART 通信抵抗器の寸法、単位：mm（in）

HART 通信用の通信抵抗器が必要です。通信抵抗器が、すでに装備されてない場合
は（例：電源 RMA、RN221N、RNS221 などに内蔵）、機器と一緒にご注文いただ
けます（製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」：オプション R6「HART 通
信抵抗器 危険場所/非危険場所」）。
または、アクセサリとしてご注文いただけます（オーダー番号「RK01-BC」）。
または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書
TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。
HART 通信抵抗器は RIA15 とともに使用するために特別に設計されており、簡単に取り付けることができます。

64

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

A0020844

Endress+Hauser

1.

プラグイン端子台を外します。

2.

端子台を HART 通信抵抗モジュール側のスロットに挿入します。

3.

HART 通信抵抗器をハウジングのスロットに挿入します。

65アクセサリ

Micropilot FMR20 HART

13.2

通信関連のアクセサリ

Commubox FXA195 HART
USB インターフェイスを介して、FieldCare / DeviceCare と本質安全な HART 通信を行うために使用します。
詳細については、技術仕様書 TI00404F を参照してください。
HART ループコンバータ HMX50
ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算および変換のために使用されます。
オーダー番号：71063562
詳細については、技術仕様書 TI00429F および 取扱説明書 BA00371F を参照してください。
WirelessHART アダプタ SWA70
フィールド機器の無線接続に使用します。
WirelessHART アダプタは、容易にフィールド機器や既存設備に統合できます。データ保護および伝送の安全性を確保し、その他の無線ネットワークと同時に使用できます。
詳細については、「取扱説明書」BA00061S を参照してください。

13.3

サービス専用のアクセサリ

ApplicatorEndress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。
• 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：圧力損失、精度、プ
ロセス接続）• 計算結果を図で表示
プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。
Applicator は以下から入手可能：
https://portal.endress.com/webapp/applicator
コンフィギュレータ
製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール• 最新の設定データ• 機器に応じて：測定範囲や操作言語など、測定点固有の情報を直接入力• 除外基準の自動照合• PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類• Endress+Hauser のオンラインショップで直接注文可能
弊社ウェブサイトからコンフィギュレータにアクセスできます：www.endress.com ->「Corporate」をクリック -> 国を選択 ->「製品」をクリック -> 各フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択 -> 製品ページを表示 -> 製品画像の右側にある「機器仕様選定」ボタンをクリックすると、製品コンフィギュレータが表示されます。
DeviceCare SFE100
HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス フィールド機器用の設定ツール
DeviceCare は、www.software-products.endress.com からダウンロードできます。アプ
リケーションをダウンロードするには、Endress+Hauser ソフトウェアポータルに登録する必要があります。
技術仕様書 TI01134S

66

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

アクセサリ

FieldCare SFE500
FDT ベースのプラントアセットマネジメントツール
システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。
技術仕様書 TI00028S
W@M
プラントのライフサイクル管理
W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達から機器の設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ステータス、スペア
パーツ、機器固有の資料など、重要な機器情報がすべて、各機器ごとに全ライフサイク
ルにわたって提供されます。
アプリケーションには、お使いの Endress+Hauser 機器のデータがすでに含まれています。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行います。
W@M は以下から入手可能：
www.endress.com/lifecyclemanagement

13.4

システムコンポーネント

Memograph M グラフィックデータマネージャ
Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連するプロセス変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。データは、256 MB の内部メモリに保存され、SD カードや USB メモリにも保存できます。
詳細については、技術仕様書 TI01180R および取扱説明書 BA01338R を参照してください。
RNS2212 台の 2 線式機器に電源を供給するための電源ユニットです。HART 通信ジャックを使用して、双方向通信が可能です。
詳細については、技術仕様書 TI00081R および簡易取扱説明書 KA00110R を参照
してください。
RN221N
4～20 mA の標準信号回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリアです。
内蔵された通信ジャックを使用して、双方向 HART 通信が可能です（R=250 Ω）。
詳細については、技術仕様書 TI073R および取扱説明書 BA202R を参照してください。
RMA42
アナログ測定値の監視と表示のためのデジタルプロセス変換器です。
詳細については、技術仕様書 TI00150R および取扱説明書 BA00287R を参照してください。
RIA452
パネルマウントハウジング用の RIA452 デジタルプロセス表示器は、アナログ測定値の監視および表示、バッチおよびポンプ制御機能、流量計算として使用できます。
詳細については、技術仕様書 TI113R および取扱説明書 BA00254R を参照してくだ
さい。
HAW562
IEC 60715 に準拠する DIN レール用の過電圧保護機器です。過電圧に起因する破損か
ら電子機器を保護するために適しています。
詳細については、技術仕様書 TI01012K を参照してください。

Endress+Hauser

67操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

14

操作メニュー

14.1

操作メニューの概要（SmartBlue）

ナビゲーション

 操作メニュー

メインメニュー

‣ 設定→  76‣ 基本設定デバイスのタグ→  76

距離の単位→  76

空校正→  76

満量校正→  76距離→  77レベル→  77信号品質→  77

距離の確定→  78マッピングの最終点→  78

現在のマッピング→  78‣ マッピング‣ 高度な設定→  79‣ Access status tooling（アクセスステータス ツール）

アクセスステータス ツール→  79

アクセスコード入力→  79

評価感度→  79

速度の変更→  80‣ 高度な設定68

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

ファーストエコー感度→  80出力モード→  80

不感知距離→  81

レベル補正→  81

評価距離→  81

リニアライゼーションの方式→  82

リニアライゼーションされたレベル→  82‣ 安全設定→  83
エコーロスト時遅延時間→  83

エコーロスト診断→  83‣ 電流出力→  84出力電流→  84

出力 のダンピング→  84

ターンダウン→  844mA の値→  8520mA の値→  85トリム→  85トリム値

高→  86

トリム値

低→  86‣ 管理→  87‣ 管理 1

Endress+Hauser

アクセスコード設定→  87

アクセスコードの確認→  8769

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

機器リセット→  87

特殊な自由空間→  88‣ 通信→  89‣ HART 設定
HART ショートタグ

→  89HART アドレス→  89Preamble の数→  89機器タイプ→  89

機器リビジョン

→  90機器 ID→  90

HART リビジョン→  90

HART 記述子→  90

HART メッセージ→  90

ハードウェアリビジョン→  91

ソフトウェアリビジョン→  91

HART デートコード→  91

リニアライゼーションされたレベル（PV）→  91

距離（SV）→  91‣ HART 情報‣ HART 出力70

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

エコーの相対振幅（TV）→  92温度（QV）→  92‣ Bluetooth 設定→  92Bluetooth モード‣ 診断→  93‣ 診断→  93
現在の診断結果→  93

前回の診断結果→  93

前回の診断を削除→  93信号品質→  77‣ 機器情報→  95
機器名→  95ファームウェアのバージョン→  95

拡張オーダーコード 1→  95

拡張オーダーコード 2→  95

拡張オーダーコード 3→  95

オーダーコード→  96

シリアル番号→  96

ENP バージョン→  96‣ シミュレーション

Endress+Hauser→  92→  97

シミュレーション→  97電流出力 1 の値→  97

測定値→  9771

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

14.2

操作メニューの概要（FieldCare / DeviceCare）

ナビゲーション

 操作メニュー

メインメニュー

‣ 設定72→  76デバイスのタグ→  76

距離の単位→  76

空校正→  76

満量校正→  76距離→  77レベル→  77信号品質→  77

距離の確定→  78マッピングの最終点→  78

現在のマッピング→  78‣ 高度な設定→  79
アクセスステータス ツール→  79

アクセスコード入力→  79

評価感度→  79

速度の変更→  80ファーストエコー感度→  80出力モード→  80

不感知距離→  81

レベル補正→  81

評価距離→  81

リニアライゼーションの方式→  82Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

リニアライゼーションされたレベル→  82‣ 安全設定→  83
エコーロスト時遅延時間→  83

エコーロスト診断→  83‣ 電流出力→  84出力電流→  84

出力 のダンピング→  84

ターンダウン→  844mA の値→  8520mA の値→  85トリム→  85トリム値

高→  86

トリム値

低→  86‣ 管理‣ 通信

Endress+Hauser→  87
アクセスコード設定→  87

アクセスコードの確認→  87

機器リセット→  87

特殊な自由空間→  88→  89HART ショートタグ

→  89HART アドレス→  89Preamble の数→  89機器タイプ→  89

機器リビジョン

→  90機器 ID→  9073

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

HART リビジョン→  90

HART 記述子→  90

HART メッセージ→  90

ハードウェアリビジョン→  91

ソフトウェアリビジョン→  91

HART デートコード→  91

リニアライゼーションされたレベル（PV）→  91

距離（SV）→  91

エコーの相対振幅（TV）→  92温度（QV）→  92‣ Bluetooth 設定→  92Bluetooth モード

‣ 診断

74

→  92→  93

現在の診断結果→  93

前回の診断結果→  93

前回の診断を削除→  93信号品質→  77‣ 機器情報→  95
機器名→  95ファームウェアのバージョン→  95

拡張オーダーコード 1→  95

拡張オーダーコード 2→  95

拡張オーダーコード 3→  95

オーダーコード→  96Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

シリアル番号→  96

ENP バージョン→  96‣ シミュレーション

Endress+Hauser→  97

シミュレーション→  97電流出力 1 の値→  97

測定値→  9775

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

14.3 「設定」 メニュー••

：操作ツールを使用する場合のパラメータのナビゲーションを示します。
：アクセスコードを使用してロックできるパラメータを示します。

ナビゲーション



設定

デバイスのタグ

ナビゲーション



説明

プラント内で迅速に機器を識別するために、測定点における固有の名前を入力して下さい。

工場出荷時設定

EH_FMR20_####### （末尾 7 桁が機器のシリアル番号）

設定 → デバイスのタグ

距離の単位



ナビゲーション



説明

基本校正 （空校正/満量校正）に使用。

選択

SI 単位
m

工場出荷時設定m

設定 → 距離の単位

US 単位
ft

空校正



ナビゲーション



説明

プロセス接続から最小レベル（0%）までの距離。

ユーザー入力0.0～20 m

工場出荷時設定

アンテナバージョンに応じて異なります。

設定 → 空校正

満量校正

ナビゲーション



説明

最小値（0%）から最大値（100%）までの距離。

76

設定 → 満量校正

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

ユーザー入力0.0～20 m

工場出荷時設定

アンテナバージョンに応じて異なります。

距離ナビゲーション



説明

測定基準点（フランジ下端/センサの最後のネジ山）からレベルまで測定された現在の距離 D を表示します。

ユーザーインターフェイス

0.0～20 m

設定 → 距離レベル
ナビゲーション



説明（リニアライゼーション前の）測定したレベル L を表示します。 単位は距離の単位パラメータで定義されます。

ユーザーインターフェイス–99 999.9～200 000.0 m

工場出荷時設定

0.0 m

設定 → レベル

信号品質
ナビゲーション



説明

レベルエコーの信号品質を表示します。 表示オプションの意味 - 強い： 評価されたエ
コーは、少なくとも 10dB を超えました。 - 中： 評価されたエコーは、少なくとも 5dBを超えました。 - 弱い： 評価されたエコーは 5dB 未満です。 - 信号なし 機器が使用可
能なエコーを見つけられません。 このパラメータで示された信号品質は常に、現在評価されているエコー、レベルのエコーもしくはタンクボトムエコーのいずれかを示します。 エコーロスト（信号品質 = 信号なし）の場合、機器は次のメッセージを生成します； エコーロスト時の診断で他のオプションが選択されていた場合、エコーロスト時の診断は警告（工場出荷時の設定）もしくはアラームとなります。

ユーザーインターフェイ
ス

• 強い
• 測定物
• 弱い
• 信号なしEndress+Hauser

設定 → 信号品質

77

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

距離の確定



ナビゲーション



説明

測定距離は、実際の距離と一致していますか？ 次のいずれかのオプションを選択します。 - 手動マッピング マッピングの範囲がマッピング終点パラメータを手動で定義する場合に選択されます。 実測値と指示値の比較を必要としない場合に用います。 - 距
離 OK 測定距離は実際の距離と一致した場合に選択されます。機器はマッピングを実行します。 - 距離不明 実際の距離が不明な場合に選択します。マッピングは、この場合行うことができません。 - 工場マッピング 現在のマッピングカーブ（存在する場合）を削除する場合に選択します。機器は工場出荷時に記録されたマッピングカーブを読
み込み、確認した距離パラメータを表示します。新しいマッピングを記録することがで
きます。

選択

• 手動マップ• 距離 OK• 距離不明• 工場出荷時のマッピング

工場出荷時設定距離不明

設定 → 距離の確定マッピングの最終点

ナビゲーション



説明

このパラメータは新しいマッピングの距離が記録されるまで定義されています。 距離は測定基準点すなわちフランジもしくはセンサの下端から測定されます。

ユーザー入力0～21.8 m

工場出荷時設定0m

設定 → マッピングの最終点

現在のマッピング
ナビゲーション



説明

すでに記録されたマッピングの距離までを表示します。

ユーザーインターフェイス

0～100 m78

設定 → 現在のマッピング

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

14.3.1 「高度な設定」 サブメニュー
ナビゲーション



設定 → 高度な設定

アクセスステータス ツール
ナビゲーション



説明

操作ツールを介したパラメータへのアクセス権限を示します。

設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール

アクセスコード入力
ナビゲーション



説明

オペレータモードからメンテナンスモードに変更するためには、アクセスコード設定
パラメータで設定されているユーザー固有のアクセスコードを入力する必要があります。不正なアクセスコードを入力すると、機器はオペレータモードのままになります。
アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合せください。

ユーザー入力0～9 999

工場出荷時設定0

設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力

評価感度



ナビゲーション



説明

評価感度の選択 オプションから選択します： - 低 ウェイティングカーブは、評価感度が低いため高くなります。障害反射だけでなく、小さなレベル信号も認識されません。
- 中 ウェイティングカーブは、中間の領域となります。 - 高 ウェイティングカーブは、
評価感度が高いため低くなります。障害反射も小さなレベル信号を確実に検出することができます。

選択

• ロー
• 測定物
• ハイ

工場出荷時設定

測定物

Endress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 評価感度79

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

速度の変更



ナビゲーション



説明

測定レベルの予想される排出もしくは充填速度を選択。

選択• 遅い 10 cm (0.4 in）/分未満• 標準 1 m (40 in)/分未満• 速い 1 m （40 in）/分以上• フィルタなし

工場出荷時設定

標準 1 m (40 in)/分未満

設定 → 高度な設定 → 速度の変更

ファーストエコー感度

ナビゲーション



説明

このパラメータはファーストエコー評価のためのバンドを表します。 下記オプション
から選択します： - 低 ファーストエコー評価のための帯域が非常に狭いです。評価は次の反射やノイズ信号にジャンプせず最初に検出した信号にずっと留まります。 - 中
ファーストエコー評価のための帯域は平均幅となっています。 - 高 ファーストエコー評価のための帯域が広いです。評価はより早く次のエコーやノイズ信号へジャンプし
ます。

選択

• ロー
• 測定物
• ハイ

工場出荷時設定測定物

設定 → 高度な設定 → ファーストエコー感度

出力モード



ナビゲーション

説明

出力モードをいずれかに選択します： アレージ = 測定基準点から測定物までの距離が表示されます。 もしくは リニアライゼーションされたレベル = レベル（注：リニアラ
イゼーションが有効化されている場合は、リニアライズされた値）が表示されます。

選択• 目減り量• リニアライゼーションされたレベル

工場出荷時設定

リニアライゼーションされたレベル

80

設定 → 高度な設定 → 出力モード

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

不感知距離

ナビゲーション

説明

不感知距離（BD）を定義 不感知距離内では信号は評価されません。 したがって BD は
アンテナ近辺の不要反射信号の抑制に使用可能です。 注意： 測定レンジは不感知距離と重複すべきではありません。

ユーザー入力0.0～20 m

工場出荷時設定

0.1 m (0.33 ft) 以上の自動的な不感知距離 (→  81)が標準設定されています。ただし、これは手動で上書きできます（0 m (0 ft) も可能）。
不感知距離の自動計算 = 空校正 - 満量校正 - 0.2 m (0.656 ft)。
空校正 パラメータまたは満量校正 パラメータに新しい値が入力されるたびに、この計算式を使用して不感知距離 パラメータが自動的に再計算されます。
計算結果の値が <0.1 m (0.33 ft) の場合、不感知距離 0.1 m (0.33 ft) が引き続き使用されます。

設定 → 高度な設定 → 不感知距離

レベル補正



ナビゲーション



説明

測定されたレベルは一定のレベル誤差を補正するためにこの値によって補正されます。 レベル補正 > 0： レベルはこの値によって増加します。 レベル補正 < 0: レベルはこの値によって減少します。

ユーザー入力–25～25 m

工場出荷時設定

0.0 m

設定 → 高度な設定 → レベル補正

評価距離



ナビゲーション



説明

拡張信号検索領域。 これは E 値よりも一般的に大きな値となります。 もし信号が E
値よりも下で発見された場合、「0（空）」が測定値として表示されます。 「評価距離」
よりも下で検出された信号のみ、「エコーロスト」が発行されます。 例：オーバーフロ
ー堰における流量測定。

ユーザー入力0～21.8 m

工場出荷時設定

21.8 mEndress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 評価距離81

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

リニアライゼーションの方式



ナビゲーション

説明

リニアライゼーション方式
選択項目の説明：• なし：
レベルは、事前に変換（リニアライズ）されることなくレベル単位で出力されます。
• テーブル：
測定レベル L と出力値（体積/流量/質量）の関係は、リニアライゼーションテーブル
によって定義されます。このテーブルは、最大 32 の値ペア（つまり、「レベル - 体積」または「レベル - 流量」または「レベル - 質量」）で構成されます。
• 注意：
リニアライゼーションテーブルを作成/編集するには、DTM モジュールを使用してく
ださい。

選択

• なし
• テーブル

工場出荷時設定なし

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーションの方式

リニアライゼーションされたレベル
ナビゲーション



説明

現在のレベル測定値。

ユーザーインターフェイ
ス

符号付き浮動小数点数82

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーションされたレベル

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー「安全設定」 サブメニュー
ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 安全設定

エコーロスト時遅延時間



ナビゲーション



説明

エコー消失の場合の遅延時間を定義します。 エコー消失後、機器はエコーロストの診断パラメータで定義された動作を行う前にこのパラメータで定義された時間分待機します。これによって短期的な不要反射による測定の妨害を防ぐことができます。

ユーザー入力0～600 秒

工場出荷時設定0秒

設定 → 高度な設定 → 安全設定 → エコーロスト時遅延時間

エコーロスト診断

ナビゲーション



説明

エコーロストの場合に警告かあら^無を発生させる場合は、このパラメータで設定可能
です。

選択

• 警告
• アラーム

工場出荷時設定

警告

Endress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 安全設定 → エコーロスト診断

83

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

「電流出力」 サブメニュー
ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 電流出力

出力電流ナビゲーション

説明

出力電流の実際の計算値を表示します。

ユーザーインターフェイス

3.59～22.5 mA

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 出力電流

出力 のダンピング

ナビゲーション

説明

出力電流のダンピングのための時定数 τ を定義します。 このパラメータによって定義された時定数 τ によって、測定の変動は指数関数的な遅延となって出力電流に影響を及ぼします。 小さい時定数の場合、測定値の変動は直ちに出力に現れます。 大きい時定数の場合、出力への変化はより遅くなります。 τ = 0 の場合はダンピングなしとなります。

ユーザー入力0.0～300 秒

工場出荷時設定

1.0 秒

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 出力 のダンピング

ターンダウン

ナビゲーション

説明

ターンダウン機能を使用にして出力電流（4-20mA）の全範囲に測定範囲のセクション
をマッピングすることが可能です。 セクションは 4mA の値と 20mA の値のパラメー
タによって定義されます。 ターンダウンなしの場合、全測定範囲（0～100%）が電流
出力（4-20mA）にマッピングされます。

選択

• オフ
• オン

工場出荷時設定オフ

84

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → ターンダウン

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

4mA の値

ナビゲーション

説明

ターンダウンパラメータ = On での 4mA の値 注意： 20mA の値が 4mA の値より小さい場合、プロセス変数が上昇すると電流出力が減少するように電流出力は反転されます。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定0m

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 4mA の値

20mA の値



ナビゲーション

説明

ターンダウンパラメータ = On 時の 20mA の値 注意： 20mA の値が 4mA の値より小さい場合、プロセス変数が上昇すると電流出力が減少するように電流出力は反転されます。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定

20 m

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 20mA の値

トリム

ナビゲーション

説明

電流出力の再校正の動作を選択 トリムは（例えば非常に長いケーブルもしくは防爆用
バリアを接続したことによって発生するであろう）電流出力のドリフトを補正するために使用可能です。 トリミング手順： 1. トリミング = 4mA を選択 2. マルチメータによって出力電流を測定します。 もし 4mA でない場合、トリミング値の低パラメータに測定を入力して下さい。 3. トリミング = 20mA を選択 4. マルチメータによって出力電流を測定します。 もし 20mA でない場合、トリミング値の高パラメータに測定を入力して下さい。 5. トリミング = 計算を選択。 機器は出力電流の新しいスケーリングを計算しメモリ内に格納します。

選択

• オフ
• 4 mA• 20 mA• 計算• リセット

工場出荷時設定オフ

Endress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → トリム

85

操作メニュー

トリム値

Micropilot FMR20 HART高

ナビゲーション



説明（20mA 付近の）トリミングのために上部測定値を入力して下さい。 後にこの値が入力されます： トリミング = 計算を選択します。 これは電流出力の再校正を開始します。

ユーザー入力18.0～22.0 mA

工場出荷時設定

20.0 mA

トリム値

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → トリム値

高

低



ナビゲーション



説明（4mA 付近の）トリミングのために下部測定値を入力して下さい。 後にこの値が入力されます： トリミング = 計算を選択します。 これは電流出力の再校正を開始します。

ユーザー入力3.0～5.0 mA

工場出荷時設定

4.0 mA86

設定 → 高度な設定 → 電流出力 → トリム値

低Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー「管理」 サブメニュー
ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 管理

アクセスコード設定



ナビゲーション



説明

機器の動作モードを変更するためのリリースコードを定義します。 工場出荷時の設定が変更されていないか、または 0000 がアクセスコードとして定義されている場合、機器はライトプロテクションなしでメンテナンスモードで動作し、機器の設定は常に変更することができます。 一度アクセスコードが定義されると、書込み保護された機器はアクセスコードパラメータにアクセスコードが入力された場合にメンテナンスモードに変更可能となります。 新しいアクセスコードはアクセスコードパラメータの中で確認された後に有効となります。 万が一アクセスコードを忘れた場合は、お近くのエンドレスハウザー者にご連絡下さい。

ユーザー入力0～9 999

工場出荷時設定0

設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

アクセスコードの確認

ナビゲーション



説明

確認のため入力したアクセスコードを再入力して下さい。

ユーザー入力0～9 999

工場出荷時設定0

設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコードの確認

機器リセット

ナビゲーション



説明

機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。

選択• キャンセル• 工場出荷設定に工場出荷時設定

キャンセル

Endress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 管理 → 機器リセット

87

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

特殊な自由空間

ナビゲーション

説明

自由空間オプションを ON もしくは OFF に切り替えます。 注意；モードを変更した後、新しいカスタママップを記録する必要があります。

選択

• オフ
• オン

工場出荷時設定オフ

88

設定 → 高度な設定 → 管理 → 特殊な自由空間

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

14.3.2 「通信」 サブメニュー
ナビゲーション

 設定 → 通信

HART ショートタグ



ナビゲーション



説明

測定システムの簡易説明

ユーザー入力最大 8 文字：A～Z、0～9、一部の特殊文字（例：句読点、@、%）

工場出荷時設定

SHORTTAG

設定 → 通信 → HART ショートタグ

HART アドレス

ナビゲーション



ユーザー入力0～63

工場出荷時設定0

設定 → 通信 → HART アドレス

Preamble の数

ナビゲーション



説明

HART 電文で番号 0 の序文を定義します。

ユーザー入力5～20

工場出荷時設定5

設定 → 通信 → Preamble の数

機器タイプ
ナビゲーション



説明

HART 協会へ登録しているデバイスタイプの表示。

設定 → 通信 → 機器タイプ

追加情報

Endress+Hauser

89操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

機器リビジョン
ナビゲーション



説明

HART 協会へ登録してあるデバイスリビジョンの表示。

設定 → 通信 → 機器リビジョン

機器 ID
ナビゲーション



説明

HART ネットワーク内で機器を認識するために機器 ID を表示します。

設定 → 通信 → 機器 ID

HART リビジョン
ナビゲーション



説明

機器の HART リビジョンを示します

設定 → 通信 → HART リビジョン

HART 記述子



ナビゲーション



説明

測定点の記述子を入力します

工場出荷時設定

Descriptor

設定 → 通信 → HART 記述子

HART メッセージ

ナビゲーション



説明

マスタの要求に応じて、HART プロトコルを介して送信される HART メッセージを設定します

工場出荷時設定

Message90

設定 → 通信 → HART メッセージ

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

ハードウェアリビジョン
ナビゲーション



説明

機器のハードウェアリビジョンを示します

設定 → 通信 → ハードウェアリビジョン

ソフトウェアリビジョン
ナビゲーション



説明

機器のソフトウェアリビジョンを示します

設定 → 通信 → ソフトウェアリビジョン

HART デートコード



ナビゲーション



説明

最後に設定変更を実施した日付を入力します

追加情報

データ形式：YYYY-MM-DD

設定 → 通信 → HART デートコード

リニアライゼーションされたレベル（PV）
ナビゲーション

説明

リニアライズされたレベルを表示します

ユーザーインターフェイ
ス

符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定0m

追加情報

単位はリニアライゼーションパラメータの下の「単位」で指定します。

設定 → 通信 → リニアライゼーションされたレベル（PV）

距離（SV）
ナビゲーション



ユーザーインターフェイ
ス

符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定0m

Endress+Hauser

設定 → 通信 → 距離（SV）

91

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

エコーの相対振幅（TV）
ナビゲーション



ユーザーインターフェイ
ス

符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定

0 dB

設定 → 通信 → エコーの相対振幅（TV）

温度（QV）
ナビゲーション



ユーザーインターフェイ
ス

符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定–273.15 °C

設定 → 通信 → 温度（QV）「Bluetooth 設定」 サブメニュー
ナビゲーション

 設定 → 通信 → Bluetooth 設定

Bluetooth モード

ナビゲーション



説明

Blutooth 機能の有効もしくは無効 注意： ”OFF”への切り替えは直ちに App によるリモートアクセスを無効とすることでしょう。 App による Bluetooth 接続の再確立：取扱説明書内のアドバイスに従って下さい。

選択

• オフ
• オン

工場出荷時設定オン

92

設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

14.4 「診断」 サブメニュー
ナビゲーション

 診断

現在の診断結果
ナビゲーション



説明

現在の診断メッセージを表示します。 もし同時に複数のメッセージが発生した場合、優先順位の高いメッセージが表示されます。

診断 → 現在の診断結果

前回の診断結果
ナビゲーション



説明

現在のメッセージの前に表示されていた最後の診断メッセージと診断情報を表示します。 表示された条件は依然として適用される場合があります。

診断 → 前回の診断結果

前回の診断を削除

ナビゲーション



説明以前の診断メッセージを削除しますか？ 診断メッセージを有効のままとすることも可
能です。

選択

• いいえ
• はい

工場出荷時設定

いいえ

診断 → 前回の診断を削除

信号品質
ナビゲーション



説明

レベルエコーの信号品質を表示します。 表示オプションの意味 - 強い： 評価されたエ
コーは、少なくとも 10dB を超えました。 - 中： 評価されたエコーは、少なくとも 5dBを超えました。 - 弱い： 評価されたエコーは 5dB 未満です。 - 信号なし 機器が使用可
能なエコーを見つけられません。 このパラメータで示された信号品質は常に、現在評価されているエコー、レベルのエコーもしくはタンクボトムエコーのいずれかを示します。 エコーロスト（信号品質 = 信号なし）の場合、機器は次のメッセージを生成します； エコーロスト時の診断で他のオプションが選択されていた場合、エコーロスト時の診断は警告（工場出荷時の設定）もしくはアラームとなります。

Endress+Hauser

診断 → 信号品質

93

操作メニュー

ユーザーインターフェイス

94

Micropilot FMR20 HART

• 強い
• 測定物
• 弱い
• 信号なしEndress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

14.4.1 「機器情報」 サブメニュー
ナビゲーション

 診断 → 機器情報

機器名
ナビゲーション



説明

変換器の名称の表示。

工場出荷時設定

Micropilot FMR20

診断 → 機器情報 → 機器名

ファームウェアのバージョン
ナビゲーション



説明

ファームウェアバージョンの表示。

診断 → 機器情報 → ファームウェアのバージョン

拡張オーダーコード 1
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 1 番目の部分を表示。

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 1

拡張オーダーコード 2
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 2 番目の部分を表示。

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 2

拡張オーダーコード 3
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 3 番目の部分を表示。

Endress+Hauser

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 395

操作メニュー

Micropilot FMR20 HART

オーダーコード
ナビゲーション



説明

機器のオーダコードの表示。

診断 → 機器情報 → オーダーコード

シリアル番号
ナビゲーション



説明

機器のシリアル番号の表示。

診断 → 機器情報 → シリアル番号

ENP バージョン
ナビゲーション



説明

電子ネームプレート（ENP)のバージョンを表示。

96

診断 → 機器情報 → ENP バージョン

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

操作メニュー

14.4.2 「シミュレーション」 サブメニュー
ナビゲーション

 診断 → シミュレーション

シミュレーション

ナビゲーション



説明

シミュレーションするプロセス変数を選択して下さい。 シミュレーションは、特定の測定値もしくはその他の条件をシミュレーションするために使用されます。これは機器や接続された制御ユニットが正しく設定されているかを確認するのに役立ちます。

選択

• オフ
• 電流出力• 距離

工場出荷時設定

オフ

診断 → シミュレーション → シミュレーション

電流出力 の値



ナビゲーション



説明

シミュレーションの出力電流値を定義して下さい。

ユーザー入力3.59～22.5 mA

工場出荷時設定

3.59 mA

診断 → シミュレーション → 電流出力 1 の値

測定値



ナビゲーション



説明

シミュレーションされたプロセス変数の値。 下流の測定値処理及び信号出力はこのシ
ミュレーション値を使用します。この方法によってユーザは測定機器が正しく設定されているかどうかを確認することが出来ます。

ユーザー入力0～21.8 m

工場出荷時設定0m

Endress+Hauser

診断 → シミュレーション → 測定値

97

索引

Micropilot FMR20 HART

索引
記号

安全上の注意事項（XA） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
安全設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
温度（QV） （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
拡張オーダーコード 1 （パラメータ） . . . . . . . . . . 95
拡張オーダーコード 2 （パラメータ） . . . . . . . . . . 95
拡張オーダーコード 3 （パラメータ） . . . . . . . . . . 95
管理 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
機器 ID （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
機器タイプ （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
機器リセット （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
機器リビジョン （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 90
機器情報 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
機器名 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
距離 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
距離（SV） （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
距離の確定 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
距離の単位 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
空校正 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
現在のマッピング （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 78
現在の診断結果 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 93
高度な設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
出力 のダンピング （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . 84
出力モード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
出力電流 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
信号品質 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 93
診断 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
設定 （メニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
前回の診断を削除 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 93
前回の診断結果 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 93
測定値 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
速度の変更 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
通信 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
電流出力 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
電流出力 1 の値 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 97
特殊な自由空間 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 88
廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
評価感度 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
評価距離 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
不感知距離 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
満量校正 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
流量測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

0～94mA の値 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
20mA の値 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

BBluetooth® ワイヤレス技術 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bluetooth モード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 92
Bluetooth 設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . 92

E

ENP バージョン （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 96

98

H

HART プロトコル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HART アドレス （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . 89
HART ショートタグ （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 89
HART デートコード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 91
HART メッセージ （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 90
HART リビジョン （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 90
HART 記述子 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

PPreamble の数 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . 89

R

RIA15 の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ア

アクセサリ
機器固有 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
サービス関連 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
システムコンポーネント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
通信関連 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
アクセスコードの確認 （パラメータ） . . . . . . . . . . 87
アクセスコード設定 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 87
アクセスコード入力 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 79
アクセスステータス ツール （パラメータ） . . . . . . 79
アプリケーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
安全上の注意事項
基本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9エ

エコーの相対振幅（TV） （パラメータ） . . . . . . . . 92
エコーロスト時遅延時間 （パラメータ） . . . . . . . . 83
エコーロスト診断 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 83オ

オーダーコード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 96

キ機器交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
機器の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
機器の使用不明な場合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
不適切な用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
機器の用途
用途を参照

サ

作業員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
サブメニュー
Bluetooth 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
シミュレーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
安全設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
機器情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
高度な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Endress+Hauser

Micropilot FMR20 HART

電流出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

シ

シミュレーション （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . 97
シミュレーション （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 97
修理コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
シリアル番号 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
資料
機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
資料の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

索引

レベル測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
レベル補正 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

ロ

労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

セ製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ソ

操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
操作ツール上の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
測定物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ソフトウェアリビジョン （パラメータ） . . . . . . . . 91

タターンダウン （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

テ

適用分野
残存リスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
デバイスのタグ （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 76

ト

トリム （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
トリム値 高 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
トリム値 低 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

ハハードウェアリビジョン （パラメータ） . . . . . . . . 91

フファーストエコー感度 （パラメータ） . . . . . . . . . . 80
ファームウェアのバージョン （パラメータ） . . . . . 95

ヘ

返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

マ

マッピングの最終点 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 78

メ

メニュー
設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

リ

リニアライゼーションされたレベル （パラメータ） 82
リニアライゼーションされたレベル（PV） （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
リニアライゼーションの方式 （パラメータ） . . . . . 82
流量計の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

レ

レベル （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
レベル計の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Endress+Hauser

99

*71477659*
71477659

www.addresses.endress.com