デルタオームワイヤレスデータロギングシステム

Wireless Data Logging System HD35 series

ＨＤ３５シリーズ
多彩な測定・通信機能
ワイヤレスデータロギングシステム

https://www.deltaohm.jp/

■ワイヤレスデータロギングシステムについて
ワイヤレスデータロギングシステムについて■ワイヤレスシステムの無線通信
ワイヤレスシステムの無線通信

データロギングシステムは、温度、湿度、圧力、太陽放射などの物理量を 測定し、データロギングシステムは、温度、湿度、圧力、太陽放射などの物理量を測定し、その値を保存
その値を保存することが可能な測定器のセットです。
することが可能な測定器のセットです。

ワイヤレス接続の場合、データ取得システムは無線送信部と無線受信部で構成されます。

一般的にデータロギングシステムは以下のもので構成されます：● センサ
センサ：： センサは測定する箇所に設置され、測定された物理量値を電気的なアナログ値、またはデジタル信号に変換します。
● データ取得システム
データ取得システム：： データ取得システムはセンサからの電気信号を読み取り、記録します。データ取得システムがデジタルの場合、取得された測定値
はシステムの内部メモリに、メモリが飽和するまで保存されます。
● ＰＣ
ＰＣ：： 測定データをデジタルデータ取得システムからＰＣに送ることによって、データ取得システムの内部メモリが飽和した後も、測定値を保存することが可能になります。また、ＰＣは取得された測定データの処理や分析を可能にします。

● 無線送信部：

センサの近くに位置し、測定データを無線受信部に送信します。通常、無線送信部はセンサが接続されている測定器に一体化されています。
● 無線受信部： ＰＣの近くに位置し、測定データを受信して、それをＰＣに送ります。通常、無線受信部は親機ます。通常、無線受信部は親機またはまたはアクセスポイント
アクセスポイントと称されます。
と称されます。
䝉䞁䝃
䝕䞊䝍ྲྀᚓ
䝅䝇䝔䝮

䝕䞊䝍ྲྀᚓ
䝅䝇䝔䝮

↓⥺㏦ಙ㒊

↓⥺ཷಙ㒊

㻼㻯

䝉䞁䝃

䝉䞁䝃
䝕䞊䝍ྲྀᚓ
䝅䝇䝔䝮

㻼㻯

ワイヤレスデータロギングシステム

䝉䞁䝃

データ取得システムの無線送信部はすべてのセンサに対して一つ、または、それぞれがいくつかのセンサの測定データを送信する複数の送信機で構成されます。無線受信部はすべてのセンサに対して同じです。

データロギングシステム■システム構成品の接続方法
システム構成品の接続方法■デルタオー
デルタオームワイヤレスデータロギングシステム
ムワイヤレスデータロギングシステム

データロギングシステムの構成品の接続には二つの方式があります：

デルタオームワイヤレスデータロギングシステムＨＤ３５シリーズは主に以下のもので構成されます：● ワイヤード接続● データロガーＨＤ３５ＥＤ□（１台または複数台）
データロガーＨＤ３５ＥＤ□（１台または複数台）：：

データロガーＨＤ３５□は一体型またはケーブルで接続された外部センサが測定した測定データを取得します。データロガーは測定データを内部メモリに保存すると共に、データを無線で無線受信機（親機/アクセスポイント）へ送信します。データロガー
ＨＤ３５□は電池で駆動し、外部の電源接続を必要としません。
● 親機（アクセスポイント）ＨＤ３５ＡＰ□
親機（アクセスポイント）ＨＤ３５ＡＰ□：： 親機（アクセスポイント）はすべてのデータロガーＨＤ３５□からの測定データを受信し、ＰＣへ送ります。親機ＨＤ
３５ＡＰ□の内蔵電池は寿命が短いため、外部のＡＣアダプタ（機種によりオプション）またはＰＣのＵＳＢポートへ接続する必要があります。
● ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓ
ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓ：： ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-ＳをＰＣにインストールす
ると、測定データのダウンロードや閲覧、データベースへの入力、システムの設定ができます。ソフトウェアの基本バージョンはウェブサイトからダウンロード
可能です（無償）。この基本バージョンで、ソフトウェアがインストールされているＰＣのローカルデータベースへのデータのダウンロードと、同じＰＣでのデー
タの表示ができます。

● 無線送信によるワイヤレス接続

接続の方式は以下のようないくつかの要素によります：● システム構成品間の距離● 設置の容易さ● 設置コスト● システムの変更の容易さ● 設置場所環境の電磁干渉■ワイヤレス接続の優位性
ワイヤレス接続の優位性● 機器取付けの迅速性と容易さ
機器取付けの迅速性と容易さ：：

接続ケーブルやケーブル導管を敷設する必要がないため、ワイヤレスシステムは、特にシステム構成品間の距離が遠い場合に、ワイヤードシステムよりもはるかに簡単且つ迅速に設置できます。
● 省設置コスト
省設置コスト：： 接続ケーブルが不要となるため、ケーブル、関連部材のコスト、設計、ケーブル敷設の人件費が著しく低減できます。
● システムの柔軟性
システムの柔軟性：： システム構成品間に固定的な接続がないため、各シス
テム構成品の移動や再構成がいつでも、障害なく行えます。
● 省メンテナンスコスト
省メンテナンスコスト：： 経年劣化を常とするケーブルがなく、接続箇所が少ないため、システムのメンテナンスコストが低減できます。

■システムの設定
システムの設定
デルタオームワイヤレスデータロギングシステムＨＤ３５シリーズは、ソフトウェア
ＨＤ３５ＡＰ-Ｓの基本バージョンで全ての設定が行えます。データロガーＨＤ
３５ＥＤ□と親機ＨＤ３５ＡＰ□の無線通信は双方向のため、ソフトウェアＨＤ３５
ＡＰ-Ｓで行われた操作パラメータの変更を、親機ＨＤ３５ＡＰ□からデータロ
ガーＨＤ３５ＥＤ□へ送信することが可能です：● データロガーＨＤ３５ＥＤ□は測定データを親機ＨＤ３５ＡＰ□へ送信。
● 親機ＨＤ３５ＡＰ□は操作パラメータの変更をデータロガーＨＤ３５ＥＤ□へ送信。

■ワイヤレス接続の使用禁忌
ワイヤレス接続の使用禁忌
ワイヤレスシステムは過度の電磁干渉のある環境や（そのような環境ではシールド保護されたワイヤードシステムの使用をお薦めします）、システム構成品間の無線通信が妨げられるような遮蔽がある場所では使用が困難です。

ＨＤ３５ＥＤ□䝉䞁䝃䛚䜘䜃䝕䞊䝍ྲྀᚓ䝅䝇䝔䝮䚸
↓⥺㏦ಙ㒊ෆⶶ

ＨＤ３５ＡＰ□ＨＤ３５ＥＤ□↓⥺ཷಙ㒊ぶᶵ䠄䜰䜽䝉䝇䝫䜲䞁䝖䠅䝉䞁䝃䛚䜘䜃䝕䞊䝍ྲྀᚓ䝅䝇䝔䝮䚸
↓⥺㏦ಙ㒊ෆⶶ

デルタオームワイヤレスデータロギングシステム

SAKAKI CORPORATION

2

■親機（アクセスポイント）ＨＤ３５ＡＰ□の選択
親機（アクセスポイント）ＨＤ３５ＡＰ□の選択■使用可能なデータロガーＨＤ３５ＥＤ□の台数
使用可能なデータロガーＨＤ３５ＥＤ□の台数

親機（アクセスポイント）には複数のバージョンがあり、何れかを選択できます。
親機のバージョンはＰＣやＰＬＣとの接続・通信方法に従って選択するもので、親機のバージョンによって測定の方法や要素が影響を受けることはありません。

デルタオームワイヤレスデータロギングシステムでは、同じ親機ＨＤ３５ＡＰ□と通信する多くのデータロガーＨＤ３５ＥＤ□を同時に使用することができます。
使用するデータロガーの台数は以下の条件によります：● 測定しようとする物理量のタイプと数。
● 測定対象となる区域間の隔たり。

● ＵＳＢ
ＵＳＢ接続
接続：

すべてのバージョンの親機 ＨＤ３５ＡＰに備わっています。親機
すべてのバージョンの親機ＨＤ３５ＡＰに備わっています。親機
はＰＣの近くに設置する必要があり、ＡＣアダプタまたはＰＣのＵＳＢポートへ接続して、外部電源を供給する必要があります。
● ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル
Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル接続
接続： 親機ＨＤ３５ＡＰＳ
親機 ＨＤ３５ＡＰＳおよびおよびＨＤ３５ＨＤ３５ＡＰＲに装備されています。この接続はマルチポイントネットワークでのＰＬＣＡＰＲに装備されています。この接続はマルチポイントネットワークでのＰＬＣ等への接続に特に適しています。ＡＣアダプタ（ＨＤ３５ＡＰＳではオプション）による外部電源の供給が必要です。
● イーサネット
イーサネット接続
接続： この接続機能は親機ＨＤ３５ＡＰＷ
この接続機能は親機 ＨＤ３５ＡＰＷおよびおよびＨＤ３５ＡＰＲ
ＨＤ３５ＡＰＲに装備されており、有線のローカルネットワークがある場合に適しています。Ｐ
Ｃの近くに設置する必要はなく、ローカルネットワーク内のアクセスポイントの近くに設置すれば機能します。ＡＣアダプタ（ＨＤ３５ＡＰＷではオプション）による外部電源の供給が必要です。
● Ｗｉ-Ｆｉ
Ｗｉ-Ｆｉ接続
接続： イーサネット接続機能と併せて、親機ＨＤ３５ＡＰＷ
イーサネット接続機能と併せて、親機 ＨＤ３５ＡＰＷに装備されに装備されています。このバージョンは無線のローカルネットワークがある場合に適しています。ＡＣアダプタ（オプション）による外部電源の供給が必要です。
● ４Ｇ
４Ｇ接続
接続： 親機ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
親機 ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ならびに、ならびにＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴに装備されていに装備されています。このバージョンはＰＣとの接続ができない場合でも、４ＧネットワークでＥ
メールまたはＦ ＴＰ経由で、また”ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄ”（Ｐ11）などのＨＴ
ＴＰサーバに対して測定データが送信できるよう設計されたバージョンです。
従って、このバージョンは無人の測定サイトや移動体での（例えば輸送中など）モニタリングに適しています。ＡＣアダプタ（オプション）による外部電源の供給が必要です。

例：●隣接して置かれた二つの冷蔵庫の温度を検出する必要がある場合、外付けプローブを使用して二つの温 度を同時に測定できる単体のデータロガー（例えばＨＤ３５ＥＤＮ/２ＴＣ）が使えます。
●互いに数十メートル離れた二つの部屋や貨物貯蔵庫区域の温度を測定する必要がある場合は、２台の別々のデータロガー（例えば、２台のセンサ一体型ＨＤ３５ＥＤＮＴＶ）を使用しなければなりません。
データロガー単体あるいは複数台のシステムへの追加や撤去はいつでも簡単に行えます。

■無線通信範囲の拡張
無線通信範囲の拡張
データロガーＨＤ３５ＥＤ□、親機ＨＤ３５ＡＰ□間の無線通信距離を拡張する
ためには、データロガー、親機間に１台または複数台の無線信号リピータＨＤ
ためには、データロガー、親機間に１台または複数台の無線信号リピータ
ＨＤ
３５ＲＥを設置します。
３５ＲＥを設置します。
無線信号リピータは、例えば、データロガーＨＤ３５ＥＤ□と親機が壁やコンクリートで隔てられた屋内に設置される場合、あるいは、屋外環境に設置され、悪天候があるなど、何らかの障害がある場合に、無線通信距離を延ばすために有用です。

■採用すべき無線通信周波数
採用すべき無線通信周波数
無線システムの送信周波数は、システムが設置される国で使用される周波数の一つでなければなりません。デルタオームＨＤ３５シリーズ製品の無線通信
周波数帯はユーザーが変更できるものではありませんので、システムの使用場所に適した正しい周波数の製品を購入して頂くことが重要です。デルタオーム
では以下の周波数帯の製品が提供できます：■データロガーＨＤ３５ＥＤ□の選択
データロガーＨＤ３５ＥＤ□の選択測定データを取得するデータロガーのＨＤ３５ＥＤ□には測定する要素に応じて、各々仕様の異なる多くの機種が準備されています。従って、データロガーＨ
Ｄ３５ＥＤ□は以下の基準に従って選択して下さい：● 測定しようとする物理量のタイプおよび測定点数。
● 測定センサは本体内蔵、またはケーブル接続タイプの何れが必要か。
● 測定データのデータロガー上での直接読み取りやキーパッドでの設定を行
うためのＬＣＤディスプレーの要否。
● 測定場所が屋内環境であるか屋外環境であるか（例えば、屋外環境での気象データの測定には防水ハウジング、太陽放射保護用スクリーン付の機種が適しています）。

● ８６８ＭＨｚ（欧州標準

３００ ２２０適合）。

● ９０２～９２８ＭＨｚ（ＦＣＣ ＵＳ ｐａｒｔ１５ ｓｅｃｔｉｏｎ２４７およびＩｎｄｕｓｔｒｙ Ｃａｎａｄａ ＲＳＳ-２１０標準適合）。
● ９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本標準ＡＲＩＢ ＳＴＤ-Ｔ１０８適合）。

■即時アラーム
即時アラームデルタオームワイヤレスデータロギングシステムでは、測定値がしきい値を超えた場合、以下の方法で即座に信号を発します：● データロガーに内蔵されたブザーによる可聴信号。
● ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓにより、ＰＣモニタ上でのエラー表示による測定値の強調。
● 設定された電話番号へのＳＭＳの送信（親機ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ）。
● 設定されたアドレスへのアラームＥメールの送信（親機ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ＨＤ
３５ＡＰＷおよびＨＤ３５ＡＰＲ）。
● リモートアラームモジュール
リモートアラームモジュールＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ
ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ□（オプション）の使用による、□（オプション）の使用による、付加的な警報またはアクチュエータの起動。
ＨＤ３５シリーズでは各設定変量に対して二つのアラームしきい値を設定できます（下限および上限しきい値）。アラームは測定値が下限しきい値を下回った
場合、上限しきい値を上回った場合に発せられます。

ＨＤ３５ＥＤ□䝉䞁䝃䛚䜘䜃䝕䞊䝍ྲྀᚓ䝅䝇䝔䝮䚸
↓⥺㏦ಙ㒊ෆⶶ

ＨＤ３５ＲＥ

ＨＤ３５ＥＤ□䝸䝢䞊䝍䝉䞁䝃䛚䜘䜃䝕䞊䝍ྲྀᚓ䝅䝇䝔䝮䚸
↓⥺㏦ಙ㒊ෆⶶ

ＨＤ３５ＡＰ□↓⥺ཷಙ㒊ぶᶵ䠄䜰䜽䝉䝇䝫䜲䞁䝖䠅

ワイヤレスデータロギングシステム、リピータ使用

SAKAKI CORPORATION

3

HD35AP
リピータ HD35RE
データロガー HD35ED/EDW

親機（アクセスポイント）

ワイヤレスデータロギングシステム

デルタオームワイヤレスデータロギングシステムは、様々な用途分野において、多くの物理量のモニタリングを可能にします。システムは以下の物理量の測定・モニタリングを行います。
● 温度● 相対湿度● 大気圧および差圧● 照度（ｌｕｘ）● ＵＶＡ、ＵＶＢ、ＵＶＣ放射照度● 光合成有効放射（ＰＡＲ）● 一酸化炭素（ＣＯ）● 二酸化炭素（ＣＯ ２）● 太陽放射● 雨量● 風向風速● 葉表面水分● 液位● ＷＢＧＴ指数

相対湿度および温度測定用の機種は湿度の派生要素も演算します。機
種によって異なりますが、露点温度、湿球温度、絶対湿度、混合比、水蒸
気分圧が演算できます。また、機種により、外部測定プローブをＭ１２コネ
クタまたはネジ式端子でデータロガーに接続することができます。いくつかの機種は内蔵センサを備えています。
外部入力端子付きの機種には以下の信号を入力できます：● ＤＣ４～２０ｍＡ電流出力、ＤＣ０～５０ｍＶ、０～１Ｖまたは０～１０Ｖ電圧
出力のトランスミッタからの信号。
● Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００およびＫ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｅタイプの熱電対温度センサ。
● 無電圧接点出力センサ（パルス計数またはポテンショメータ出力）。
この外部信号入力のオプションは、上述の物理量のみならず他の数多くの物理量に対しても、当ワイヤレスデータロギングシステムのモニタリング能
力を拡張的に活用できます。

気象

美術館

農業

倉庫

産業

輸送

食品サービス

太陽光発電

SAKAKI CORPORATION

デルタオームワイヤレスデータロギングシステムの主な用途分野は以下の通りです：● 食品サービス（冷凍コンテナ、冷蔵・低温保存、食品加工および輸送）● 健康関連（薬品、ワクチン、血液の保存、インキュベータ、手術室のモニタリング）● グリーンハウスその他の農業用途● 環境分析（空気質、気象および水文学分野）● 太陽光パネル・発電のモニタリング● 美術館、書庫のモニタリング● 腐食、壊れやすい製品の輸送（加速度測定による衝撃のモニタリング）● 空調業界● クリーンルーム● 研究・実験室● 産業分野のプロセス● ビル、オフィス、学校

4デバイス間の通信がワイヤレスであるため、システムの取付け・設置が飛躍的に簡単で迅速に行えます。また、接続ケーブルが不要のため、ケーブルその他部
材のコストやケーブル敷設にかかる人件費が大幅に節約できます。システム構
成品の移動も大きな手間をかけずいつでも行えます。さらに、測定データがリモートでＰＣに保存できるため、データの取得のために現場に出向いたり、デー
タロガーを取り外したりする必要がありません。

■システム構成例
システム構成例
システムは２５５台までのデバイスで構成できます（親機およびリピータを含めて）。各デバイスはそれぞれ固有のアドレスで識別されます。
区画されたエリアで構成される環境のモニタリング
データロガー

受信親機

データベースＰＣ

環境の異なる区域で構成される場所でのモニタリング
データロガー

データロガー

データロガー

データロガー
データロガー

データロガー㍺㏦༊ᇦ

複層階ビルのモニタリング
階上のデータロガーはリピータと通信、リピータは階下の親機と通信

䜸䝣䜱䝇
⏕⏘༊ᇦ
಴ᗜ

◊✲ᐇ㦂ᐊ

䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䝹䞊䝮

データロガーရ㉁⟶⌮ᐊ

データロガー
リピータ
データロガー
データベース
受信親機

ＰＣ
データロガー

データロガー

データロガー
受信機

データロガー

腐食（食品、薬品等）または壊れやすい製品の輸送経路でのモニタリング㈌≀䛾Ⲵୗ䜝䛧

例： 複層階ビルのモニタリング
各階に親機を使用、階上の親機はＰＣとＬＡＮ接続（イーサネット/Ｗｉ-Ｆｉ）㍺㏦

䝻䞊䝗䝕䞊䝍䝎䜴䞁䝻䞊䝗

受信親機

ཷಙぶᶵ
ཷ
䝕䞊䝍䝻䜺䞊

データロガー䝕䞊䝍䝻䜺䞊㈌䜏㈌≀䛾✚䜏㎸䜏

データロガー

受信親機

ＰＣ಴ᗜ䞉䜸䝣䜱䝇
データロガー
データベース

データロガー

SAKAKI CORPORATION

5■システム構成品
システム構成品
デルタオームワイヤレスデータロギングシステムは右記のコンポーネントで構成されています：

ＨＤ３５ＡＰ□親機（アクセスポイント）
ＨＤ３５ＲＥ
リピータ
ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ□ リモートアラームモジュール
ＨＤ３５ＥＤ□
データロガーシリーズ

ＨＤ３５ＡＰ□：親機（アクセスポイント）

ＨＤ３５ＲＥ：
リピータ

ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ□：
リモートアラームモジュール

ＨＤ３５ＥＤ□：
データロガーシリーズ

親機は、測定サイトに設置されるシステ
ム中のデータロガーとＰ Ｃのイ ンター
フェースです。ＵＳＢ接続でＰＣに接続した場合、親機はＰＣのＵＳＢポートから直接電 源供給されます。ＵＳＢ接続が無い場合は、電源は内蔵の充電式電池、または ＡＣアダプタ（機種によりオプション）から供給します。
親機の型式ＨＤ３５Ａ ＰＷおよび ＨＤ
３５ＡＰ４ＧのＬＡＮ/４Ｇ接続にはＡＣア
ダプタの使用をお薦めします。

リピータは、親機ＨＤ３５ＡＰ□とリモー
トのデータロガーＨＤ３５ＥＤ□との間でブリッジとして働くデバイスです。このリピータによりデータロガーと親機の通信距離が延長できます。通信距離をさらに延長させるために、データロガーと親機の間に複数のリピータを置くこともできます。

リモートアラームモジュールはリレー出力を備えており、アラーム信号機器（サイレン、点滅灯など）やアクチュエータの起動に使用できます。

データロガーは測定プローブが接続された リモ ートデバ イスで す。データ ロ
ガーは測定・モニタすべき環境中に設置し、その電 源は長寿命の内蔵電池（充電不可）から供給されます。取得された測定データはデータロガーの内部メモリに保存され、一定の間隔で自動的に親機に送信されます。ユーザーのオンデマンドによるデータ送信も可
能です。データロガーにはＬＣＤ表示
付、表示なしのオプションがあります。Ｌ
ＣＤ表示付の場合、測定現場でも測定
値の 閲 覧 が で き、ま た、前 面の キ ー
ボードでデータロガーの諸設定が行えます。

■親機のバージョン
親機のバージョン● ＨＤ３５ＡＰ：

ＵＳＢ出力のみ
ＵＳＢ出力およびＲＳ
ＵＳＢ出力および
ＲＳ
４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ
Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力（親機は出力（親機はＰＣ/ＰＬＣからネットワーク内のデバ
イスへのＭｏｄｂｕｓ
イスへのＭｏｄｂｕｓコマンドをアドレス
コマンドをアドレスするマルチプレクサとして働きます）。
● ＨＤ３５ＡＰＷ： ＵＳＢ出力、無線ＬＡ
Ｎ接続用Ｗｉ-Ｆｉ
Ｎ接続用
Ｗｉ-Ｆｉ、ＬＡＮへのケーブ、ＬＡＮへのケーブ
ル接続用イーサネット
ル接続用
イーサネットを装備。ア
を装備。アラームＥメール
ラーム
Ｅメールを送信したり、記録を送信したり、記録
データをＥメール
データをＥメール、ＦＴＰ
ＦＴＰで送信、またで送信、また
ＤｅｌｔａＯＨＭ ＣｌｏｕｄなどのＨＴＴＰ
サーバへ送信したりすることができます（ＬＡＮ経由インターネット接続がある場合）。
Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰプロトコルが使
Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰ
プロトコルが使用できます（イーサネット接続による通信用のＭｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰプロト
コルバージョン）。
マルチクライアント機能により、複数マルチクライアント
機能により、複数のＨＤ３５ＡＰＷが同じＬＡＮに接続できます。
● ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ： ＵＳＢ出力、４Ｇモ
ジュール内蔵。アラームＥメール
ジュール内蔵。アラーム
Ｅメール/Ｓ/Ｓ
ＭＳを送信したり、記録データをＥ
ＭＳを送信したり、記録データをメールやＦＴＰ
で送信、またＤｅｌｔａ
メール ＦＴＰで送信、またＤｅｌｔａ
ＯＨＭ ＣｌｏｕｄなどのＨＴＴＰサーバに送信したりすることができます。
４Ｇ ＴＣＰ/ＩＰ
ＴＣＰ/ＩＰプロトコルでＰＣと４Ｇ
プロトコルでＰＣと４Ｇ
ネットワーク経由の通信が可能です。
● ＨＤ３５ＡＰＲ： ３５ｍｍ ＤＩＮレール取付け用。ＵＳＢ出力、ＲＳ-４８５取付け用。ＵＳＢ出力、ＲＳ-４８５ Ｍ
ｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力、ＬＡＮへのケー
ｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ
出力、ＬＡＮへのケー
ブル接続用イーサネットを装備。ア
ラームＥメールを送信したり、記録
データをＥメールやＦＴＰで送信、またＤｅｌｔａＯＨＭ ＣｌｏｕｄなどのＨＴＴ● ＨＤ３５ＡＰＳ：

Ｐサーバに送信したりすることができます（ＬＡＮ経由インターネット接続がある場合）。
ＤＣ８～３０Ｖ外部電源供給（内蔵電
池なし）。
Ｍｏｄｂｕ-ＴＣＰ/ＩＰプロトコルが使用できます（イーサネット接続による通信用のＭｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰプロトコ
ルバージョン）。
マルチクライアント機能により、複数のＨＤ３５ＡＰＲが同じＬＡＮに接続できます。
● ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ：

ＵＳＢ出力、４Ｇ
ＵＳＢ出力、
４Ｇ
モジュール内蔵。ＩＰ６５の屋外防水仕様。アラームＥメール仕様。アラーム
Ｅメール/ＳＭＳを送/ＳＭＳを送信したり、記録データをＥメール信したり、記録データをＥメールやＦ
ＴＰで送信、またＤｅｌｔａＯＨＭ
ＴＰで送信、またＤｅｌｔａＯＨＭ ＣｌｏｕｄなどのＨＴＴＰサーバへ送信したりすることができます。４Ｇすることができます。
４Ｇ ＴＣＰ/ＩＰ
ＴＣＰ/ＩＰプ
ロトコルでＰＣと４Ｇネットワーク経由の通信が可能です。

表１： 親機ＨＤ３５ＡＰ□各バージョンの比較
ＨＤ３５ＡＰ
接続システム
ＵＳＢ
✓
ＲＳ４８５
Ｗｉ-Ｆｉ
イーサネット４Ｇ
プロトコル ※ （デルタオームプロプライエタリ）ＵＳＢ ※✓ＴＣＰ/ＩＰ ※Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ
Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰ
ＳＭＳコマンド
データダウンロード
ＤＢへの自動ダウンロード✓
Ｅメールデータ送信
ＦＴＰアドレス宛データ送信
ＨＴＴＰサーバ宛データ送信
アラーム
アラームしきい値✓
アラームＳＭＳ
アラームＥメール

SAKAKI CORPORATION6

ＨＤ３５ＡＰＳ

ＨＤ３５ＡＰＷ

ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ

✓
✓

✓

✓

✓
✓

ＨＤ３５ＡＰＲ
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

ＵＳＢ（ＰＣ-親機間直接接続）によるシステム接続 全ての親機ＨＤ３５ＡＰ□

ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□
データベースＰＣ

ＨＤ３５ＡＰ□

イーサネット（ＰＣ-親機間）によるシステム接続 親機ＨＤ３５ＡＰＷ、ＨＤ３５ＡＰＲのみ
ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□電源供給
ＨＤ３５ＡＰＷ
ＨＤ３５ＡＰＲ
イーサネット

データベースイーサネット
ＰＣ

ＰＣ

ルーター

Ｅメール
ＦＴＰ

クラウド

Ｗｉ-Ｆｉ（ＰＣ-親機間）によるシステム接続 親機ＨＤ３５ＡＰＷのみ
ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□

ＦＴＰ

電源供給

Ｅメール
クラウド
ＨＤ３５ＡＰＷ

データベース
ＰＣ

Ｗｉ-Ｆｉ

Ｗｉ-Ｆｉアクセスポイント

SAKAKI CORPORATION

7

ＰＣ

ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵネットワーク（ＰＬＣ-親機間）によるシステム接続 親機ＨＤ３５ＡＰＳ、ＨＤ３５ＡＰＲのみ
ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ□電源供給
ＨＤ３５ＡＰＳ
ＨＤ３５ＡＰＲ

ＰＬＣ

ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ

他のセンサ

他のセンサ

４Ｇによるシステム接続 親機ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴのみ
４Ｇ

ＳＭＳ

ＨＤ３５ＥＤ□

４Ｇ 接続は、例えば、生鮮食品など腐食しやすい製品
４Ｇ接続は、例えば、生鮮食品など腐食しやすい製品の輸送など、長距離離れた移動体のモニタリングをも可能にします。測定用のデータロガーと親機を移動体（例えばトラックの内部）に設置するだけで、測定パラメータを定地（オフィスなど）で絶え間なくモニタ・管理することができます。４Ｇ
ることができます。
４Ｇ ＴＣＰ/ＩＰプロトコルによる４Ｇ通ＴＣＰ/ＩＰ プロトコルによる４Ｇ通信は、親機との相互通信を可能にし、いつでもデータロ
ギングシステムの設定を閲覧し、あるいは変更することができます。４Ｇ機能を管理するためのＳＭＳメッセージを親機に送ることができます。

ＨＤ３５ＥＤ□
クラウド

Ｅメール
電源供給
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ

ＦＴＰ

ＨＤ３５ＥＤ□■無線通信周波数
無線通信周波数
デルタオームワイヤレスデータロギングシステムの無線送信は、無線周波妨害に対して極めて高い耐性をもっています。システムは送信チャンネル中の無線周波妨害を検知することができ、要求に応じて、同じ周波数帯の別のチャンネ
ルでデータ通信を行うことができます。送信データの正確さは、親機とリモート
データロガー間の双方向通信
データロガー間の双方向通信によって確保されています。
によって確保されています。

データロギングシステムのすべての機種は、送 信周波数帯により、３種類のバージョンで供給されます。
● ８６８ＭＨｚ
８６８ＭＨｚ（欧州標準ＥＮ（欧州標準ＥＮ ３００ ２２０適合）。
● ９０２～９２８ＭＨｚ
９０２～９２８ＭＨｚ（ＦＣＣ（ＦＣＣ ＵＳ ｐａｒｔ１５ ｓｅｃｔｉｏｎ２４７およびＩｎｄｕｓｔｒｙ Ｃａｎａｄａ ＲＳＳ-２１０標準適合）。
● ９１５.９～９２９.７ＭＨｚ９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本標準ＡＲＩＢ（日本標準ＡＲＩＢ ＳＴＤ-Ｔ１０８適合）。
９０２～９２８ＭＨｚの周波数帯は９１５～９２８ＭＨｚ（オーストラリア）または９２１.５～９２８ＭＨｚ（ニュージーランド）に変更できます。

■無線通信範囲とリピータ
無線通信範囲とリピータ
親機とデータロガー間の通信距離を増加させるときは、リピータＨＤ３５ＲＥ
親機とデータロガー間の通信距離を増加させるときは、リピータ
ＨＤ３５ＲＥを使用します。複数のリピータをカスケード接続することも可能です（“マルチホップ”ネットワーク）。無線周波数帯により、二つのデバイス間の開放空間での通信距離の代表値は表２の通りです（通信範囲はデバイス間の障害物により減衰します）：

表２： 無線通信範囲
ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤ 内蔵アンテナ
ＨＤ３５ＥＤ□内蔵アンテナ
ＨＤ３５ＥＤ□外部アンテナ、ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤ
外部アンテナ、ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤ 内蔵アンテナ
ＨＤ３５ＥＤ□内蔵アンテナ
ＨＤ３５ＥＤ□外部アンテナ、ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤ
外部アンテナ、ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤ 内蔵アンテナ
ＨＤ３５ＥＤ□内蔵アンテナ
ＨＤ３５ＥＤ□外部アンテナ、ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤ
外部アンテナ、ＨＤ３５ＲＥ

SAKAKI CORPORATION

８６８ＭＨｚ周波数帯
３００ｍ
＞５００ｍ
９０２～９２８ＭＨｚ周波数帯
１８０ｍ
＞５００ｍ
９１５.９～９２９.７ＭＨｚ周波数帯
３００ｍ
＞５００ｍ

8

ＨＤ３５ＡＰ□
３００ｍ
＞５００ｍ
１８０ｍ
＞５００ｍ
３００ｍ
＞５００ｍ

ＲＦ信号リピータ カスケード接続による複数リピータの使用可能
ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤＷ□
ＨＤ３５ＥＤ□

㻟㻜㻜

㻛㻝㻤
㻜

㻜
㻝㻤
㻜㻛
㻟㻜

䡉

䡉

䠚㻡㻜
䠚
㻡㻜㻜䡉
㻜䡉
䡉

データベース

䠚㻡㻜

㻜䡉

ＰＣ
ＵＳＢ

ＨＤ３５ＡＰ□ＨＤ３５ＲＥ
ＨＤ３５ＥＤＷ□

アラームの通知■アラーム
アラーム
各測定値に対して、二つのアラーム設定値がユーザー設定できます（上限および下限設定値）。設定されたしきい 値 を 超 えた場 合、データロガーに内蔵されたブザーが可聴信号を発し、アラーム状態は即座に親機に送信され、ＰＣ上で表示されます。親機が４Ｇモジュールを備えている場合（ＨＤ３５ＡＰ４Ｇを備えている場合（
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ）は、またはＷｉ-Ｆｉ（）は、またはＷｉ-Ｆｉ（ＨＤ３５ＡＰＷ）/イーサネット（）/イーサネット（ＨＤ３５ＡＰＷ、ＨＤ３５ＡＰＲ
ＨＤ３５ＡＰＷ、ＨＤ３５ＡＰＲ）
Ｄ３５ＡＰＷを 備えて いてイ ンターネット 接 続 が 得られ る 場 合、ア
得られ
ラームはＥメール送信によって通知できます。親機が４Ｇモジュールを備えている場合（ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
Ｇモジュールを備えている場合（
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ）は、ア）は、ア
ラームはＳＭＳの送信によっても通知できます。
アラームのヒステリシスおよびアラーム発生のディレー
は各測定要素に対して設定できます。無線信号の質に対するアラームも発生させることができます。
リレー出力付のワイヤレスリモートアラームモジュール（Ｈ
リレー出力付のワイヤレスリモートアラームモジュール（
Ｄ３５ＥＤ-ＡＬＭ□）を使用すれば、他のアラーム信号）を使用すれば、他のアラーム信号
Ｄ３５ＥＤ-ＡＬＭ□
機器（サイレン、点滅灯など）やアクチュエータを起動させることも可能です。アラームモジュールＨＤ３５ＥＤ-Ａ
ＬＭ□はすべてのバージョンの親機で動作します。

SAKAKI CORPORATION

ＨＤ３５ＥＤ□ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ□

ＨＤ３５ＡＰ□４Ｇ

ＨＤ３５ＥＤ□ＵＳＢ
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇのみ

9

■ソフトウェア
ソフトウェア■アドバンストバージョン（ＣＦＲ２１）の機能性
アドバンストバージョン（ＣＦＲ２１）の機能性

ウェブサイトからダウンロード可能な基本ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓにより、システ
ウェブサイトからダウンロード可能な基本ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓ
により、システムのすべてのデバイスの設定、デバイスの接続状態や無線信号のレベル、各デバイスの電池残量レベルの確認、リアルタイム測定値のグラフまたは数値表での閲覧、測定データダウンロードが行えます。
● 自動ダウンロード
自動ダウンロード、一定のインターバルにて、一定のインターバルにて● マニュアル ダウンロード
ダウンロード、ユーザーのリクエストにより、ユーザーのリクエストによりより上級のアプリケーションには、ＨＤ３５ＡＰ-ＣＦＲ２１がオプションで準備されています。ＨＤ３５ＡＰ-ＣＦＲ２１は、医薬品、医療機器、食品、化粧品業界で必要とされるＦＤＡ２１ＣＦＲ ｐａｒｔ１１に対応しています。基本ソフトウェアＨＤ３５Ａ
Ｐ-Ｓの機能に加え、ソフトウェアの監査証跡、ユーザーのアクセス管理、データ
ベースの保護などが可能になります。

ＰＣにダウンロードされたデータはデータベースに入ります。センサの測定デー
タのデータベースへの転送は次の段階で行われます：
１. データロガーＨＤ３５ＥＤ□が測定データを一定のインターバルで自動的に親機ＨＤ３５ＡＰ□へ送信（測定データはその内蔵メモリに保存）。
２. 親機ＨＤ３５ＡＰ□の内蔵メモリ内の測定データを自動的に、またはユーザー要求によりＰＣに保存。
３. ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓがダウンロードされた測定データをデータベース
へ入力。

モニタ画面

メイン画面

データベースの表示

ソフトウェア各バージョンの機能：
親機の型式
ソフトウェアバージョン ※主な機能
表形式でのデータ閲覧
テキスト形式でのデータエクスポート
レポートの印刷
ソフトウェアを用いたモニタリング
データベースバックアップ用ユーティリティ
Ｅメールデータ送信
ＦＴＰアドレス宛のデータ送信およびＦＴＰ
からデータベースへのデータダウンロード
データベースへのマルチクライアント接続
ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄとの通信
アラームしきい値
ＳＭＳアラーム
Ｅメールアラーム
デバイス設定パスワードを使用した設定変更
センサ（ＲＨ/ＣＯ/ＣＯ２/ΔＰ）の校正
データロガーのグループ分け
ＦＤＡ２１ＣＦＲ ｐａｒｔ１１に適合した管理

ＨＤ３５ＡＰ
ＨＤ３５ＡＰＳ

ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ

ＨＤ３５ＡＰＲ

Ｂａｓｉｃ

ＣＦＲ２１

Ｂａｓｉｃ

ＣＦＲ２１

Ｂａｓｉｃ

ＣＦＲ２１

Ｂａｓｉｃ

ＣＦＲ２１

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

※ ＨＤ３５ＡＰ-ＣＦＲ２１はオプション（有償）です。ご購入の際は、弊社にお問い合わせ下さい。アクティベートに必要なハードウェアキーを供給します。

SAKAKI CORPORATION

ＨＤ３５ＡＰＷ

10■ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄ（デルタオームクラウド）
ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄ（ｗｗｗ.ｄｅｌｔａｏｈｍ.ｃｌｏｕｄ）は、Ｅｔ
ｈｅｒｎｅｔ / ＷｉＦｉ / ４Ｇ対応のデバイス（ＨＤ３５ＡＰＷ、
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ＨＤ３５ＡＰＲ、ＨＤ３３ＭＴ.４など）をイン
ターネットで接続し、測定データを閲覧、保存できる無償（※）のクラウドプラットフォームです。デルタオームが発行するアクティベーション キーによりデバイスをアクティベートすれば、すぐにご利用いただくことができます（注文時ご指定、ご購入後のアクティベートどちらも可）。
各ロガーで収集したデータを個別に表示するだけでな
く、複数ロガーの測定値のグラフを重ね合わせたり、測定地点を地図上に表示するなど、ユーザーによる表示のカスタマイズが可能です。また、クラウドに保存されたデータはＣＳＶ形式でダウンロードすることも可能です。
※ ２０２１年時点■データロギング
データロギング■ＬＣＤ（オプション）を装備したデータロガーの表示
ＬＣＤ（オプション）を装備したデータロガーの表示

システム中の各データロガーは、それぞれ異なる測定および通信のインターバ
ルで設定できます。ロギングされる値は通信のインターバルで得られた測定値の平均値です。送信される測定データはデータロガーの内蔵メモリにも保存されます。データロガーの内蔵メモリが飽和した場合、データロギングを停止する
か、あるいは古いデータを上書きする（サイクルロギング）かの選択ができます。
各データロガーでの保存に加えて、データは、データ送信後、親機の内蔵メモ
リにも保存されます。このように、デルタオームワイヤレスデータロギングシステム
では、データの消失に対して極めて安全な対策が採られており、ＰＣを常に親機に接続しておく必要がありません。親機のメモリは循環メモリで管理されています。

データロガーの機種により、ＬＣＤはカスタムタイプ（枝番“ ”）またはグラフィック
データロガーの機種により、ＬＣＤはカスタムタイプ（枝番“Ｌ”）またはグラフィック
タイプ（枝番“Ｇ”）で選択します。
タイプ（枝番“”）で選択します。
データロガーによって測定、あるいは演算されたすべての物理量はＬＣＤで見ることができます。複数の要素を測定するカスタムタイプＬＣＤでは、温度はＬＣ
Ｄの２段目に表示されます。接続状態、ロギング状態（稼働/停止）および電池
充電レベルに関する表示が備わっています。
電池レベル
１段目

カスタムタイプＬＣＤ

■設定
設定

２段目

ロギング状態

接続状態

ＬＣＤおよびキーボードを装備したデータロガーでは、キーボードからの設定も可能です。データロガーの設定パラメータへの、キーボードからのアクセスはパスワードでプロテクトされています。二つの異なるパスワードがあり、一つはデータロガーをオペレーターとして使用するため（限られたパラメータの設定のみ）、
もう一つは管理者としてアクセスする場合（すべての設定パラメータへのアクセス）のパスワードです。キーボードを介して行われたデータロガーの設定に対する変更は、自動的に親機に送信され、ＰＣのソフトウェアにも報告されます。これにより、親機に接続されたＰＣから、常に更新された状態のデータロギングシス
テムを見ることができます。親機は、各データロガーのシステムパラメータ（例えば、アラーム設定値など）も記録しています。従って、システムの設定を知るために、様々なデータロガーにパラメータを要求する必要がなく、ＰＣを親機に接続するだけで、必要なすべての情報が即座に得られます。

グラフィックタイプＬＣＤの機種では、ＬＣＤの２段目に、三つの測定値を同時に見ることができます。グラフィックディスプレーでは無線信号のレベル、日付および時間も表示します。
接続状態
ロギング状態
電池レベル

無線信号レベル
時間

グラフィックタイプＬＣＤ
日付

１段目

２段目

■内部クロック
内部クロック各データロガーの内部クロックは親機のクロックと常に同期されており、データ
各データロガーの内部クロックは親機のクロックと常に同期されており、データ
ロガークロックの時間ずれに起因する問題を排除しています。これによって、システム中のデータロガーすべてが同じ時間を共有し、特に、複数のデータロ
ガーで同じ時間に取得した測定データを比較する場合などに有用です。

ＬＣＤ表示付のデータロガーの機種は測定値を異なる測定単位で表示することができます。

■取付け
取付け
プラスチック製の壁掛けサポートブラケットにより、例えば、電池交換や定期校正などのメンテナンス時に、システムの各デバイスの取外し、取替えが迅速に行えます。あるいは、デバイスのケースの背面に取付ける専用のアルマイト製フランジを使用して、固定取付けすることもできます。取付けフランジを使用した場
合、壁に固定されるピンに南京錠をかけて、デバイスの取外しを防止することもできます。

■ＬＥＤ表示器
ＬＥＤ表示器データロギングシステムの各デバイスは、通信状態を表示する前面ＬＥＤを備えています。ＬＥＤは、例えば、許容範囲を超えるデバイス間の通信距離や、障害物の存在に起因する通信上の問題を即座に知らせます。
各デバイスは、内蔵電池の充電状態やアラームの状態についても報告します。
これらの表示は、ＬＣＤを備えた機種についてはＬＣＤディスプレー上で、ＬＣＤの無い機種ではＬＥＤ表示によって行われます。

プラスチックサポート

■適合性
適合性
デルタオームワイヤレスデータロギングシステムは ＥＮ１２８３０標準に適合してデルタオームワイヤレスデータロギングシステムはＥＮ１２８３０標準に適合しています。ＰＣアプリケーションソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓ
います。ＰＣアプリケーションソフトウェア
ＨＤ３５ＡＰ-ＳはＦＤＡ２１
ＦＤＡ２１ ＣＦＲ Ｐａｒｔ１１の推奨に準じて設計されています。操作はパスワードによって保護されており、行われた操作は記録されます。

SAKAKI CORPORATION

フランジおよび南京錠
フランジ
ピン

南京錠

11

■テクニカルデータ
テクニカルデータ
ＨＤ３５ＡＰ□ 親機
ＨＤ３５ＡＰ・ＡＰＳ・ＡＰＷ
無線アンテナ

型式

ＬＥＤ

電源供給

電源供給コネクタ

消費電力

Ｍｉｎｉ-ＵＳＢ

ＲＳ４８５ ８極Ｍ１２コネクタ（ＨＤ３５ＡＰＳ）または
ＲＪ４５イーサネットコネクタ（ＨＤ３５ＡＰＷ）

電池寿命
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
無線
アンテナ

４Ｇ
アンテナ

送信周波数
アンテナ
送信距離
シリアル出力イーサネット接続

Ｗｉ-Ｆｉ接続
電源供給

Ｍｉｎｉ-ＵＳＢ

４Ｇ/３Ｇ/ＧＳＭ/
ＧＰＲＳ接続ＨＤ３５ＡＰＲＬＥＤ

Ｍｉｎｉ-ＵＳＢ

内部メモリ

外部無線
アンテナ

ＬＥＤ表示
動作温湿度範囲

ＬＥＤ

ＲＪ４５イーサ
ネットコネクタＲＳ４８５端子

電源供給端子ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ

ハウジング

４Ｇアンテナ無線
アンテナ

重量（電池を含む）
取付け方法

電源供給

ＨＤ３５ＡＰ：
ＵＳＢ出力のみ
ＨＤ３５ＡＰＲ：
ＵＳＢ、ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力およびイーサネットインターフェース
ＨＤ３５ＡＰＳ：
ＵＳＢおよびＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ出力
ＨＤ３５ＡＰＷ：
ＵＳＢ出力、Ｗｉ-Ｆｉおよびイーサネットインターフェース
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ：
ＵＳＢ出力および４Ｇモジュール
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ： ＵＳＢ出力および４Ｇモジュール（屋外）内蔵３.７Ｖリチウムイオン充電池、容量２２５０ｍＡ/ｈ、ＪＳＴ３極コネクタ
内蔵３.７Ｖリチウムイオン充電池、容量２２５０ｍＡ/ｈ、ＪＳＴ３極コネクタ
ＤＣ６Ｖ出力ＡＣアダプタ（ＡＣ-ＰＴＳ-６Ｖ
ＤＣ６Ｖ出力ＡＣアダプタ（
ＡＣ-ＰＴＳ-６Ｖ、オプション
オプション）
ＰＣのＵＳＢポートから直接電源供給 ※１（ＨＤ３５ＡＰＲは外部電源ＤＣ８～３０Ｖのみ、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴは外部電源ＤＣ１８～２７Ｖ＋
１２Ｖ鉛蓄電池（バッテリーチャージャーをハウジングに内蔵））
約３０ｍＡ（Ｅ、Ｕ）/約３８ｍＡ（Ｊ）=
約３０ｍＡ（Ｅ、Ｕ）/約３８ｍＡ（Ｊ）= イーサネット/Ｗｉ-Ｆｉなし、一般的４Ｇ動作にて ※２
約１６０ｍＡ== イーサネット動作にて、約２７５ｍＡ=
約１６０ｍＡイーサネット動作にて、約２７５ｍＡ = Ｗｉ-Ｆｉ動作にて（ＨＤ３５ＡＰＲはＤＣ２４Ｖにて４０ｍＡ、
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴは測定時＜１６ｍＡ/４Ｇ動作時ピーク＜１Ａ）
約３日 = ＬＡＮ非接続、一般的４Ｇ動作にて ※２
約１１時間 = イーサネット動作にて、約８時間
イーサネット動作にて、約８時間== Ｗｉ-Ｆｉ動作にて（ＨＤ３５ＡＰＲは内蔵電池なし）
８６８ＭＨｚ、９０２～９２８ＭＨｚまたは９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（機種により）一体型外付ホイップアンテナ（点線通信用）、ケーブル付外付ホイップアンテナ（４Ｇ通信用、
ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴのみ）、ＨＤ３５ＡＰＲは無線通信アンテナを一体型ホイップ
アンテナまたはケーブル式ホイップアンテナからご指定可
表２参照
ＵＳＢ、Ｍｉｎｉ-ＵＳＢコネクタ（ケーブルＣＰ３１
ＵＳＢ、Ｍｉｎｉ-ＵＳＢコネクタ（ケーブルＣＰ３１）
ＲＳ４８５、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ
Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル（ＨＤ３５ＡＰＳ、ＨＤ３５ＡＰＲのみ）
プロトコル（ＨＤ３５ＡＰＳ、ＨＤ３５ＡＰＲのみ）
ＲＳ４８５、
型式ＨＤ３５ＡＰＷ、ＨＤ３５ＡＰＲのみ。アラームＥメール
型式ＨＤ３５ＡＰＷ、ＨＤ３５ＡＰＲのみ。アラーム
Ｅメール、および記録データの、および記録データのＥメール
Ｅメール、ＦＴＰ
ＦＴＰ
での、またはＨＴＴＰサーバー
での、またはＨＴＴＰサーバー（ＤｅｌｔａＯＨＭ（ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄなど）への送信が可能（インターネット接続がある場合）。 Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰ
Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰプロトコル使用可。
プロトコル使用可。
型式ＨＤ３５ＡＰＷのみ。アラームＥメール
型式ＨＤ３５ＡＰＷのみ。アラーム
Ｅメール、および記録データの、および記録データのＥメール
Ｅメール、ＦＴＰ
ＦＴＰでの、またはでの、またはＨ
ＴＴＰサーバー（ＤｅｌｔａＯＨＭ（ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄなど）への送信が可能（インターネット接続がある場合）。
ＴＴＰサーバー
Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰプロトコル使用可。
Ｍｏｄｂｕｓ-ＴＣＰ/ＩＰ
プロトコル使用可。
型式ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴのみ。アラームＥメール
型式ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴのみ。アラーム
Ｅメール/ＳＭＳ
ＳＭＳ、記録データの、記録データのＥメール
Ｅメール、
ＦＴＰでの、またはＨＴＴＰサーバー（ＤｅｌｔａＯＨＭ
Ｃｌｏｕｄなど）への送信が可能。４Ｇ
４Ｇ ＴＣＰ/ＩＰ
ＦＴＰでの、またはＨＴＴＰサーバー（ＤｅｌｔａＯＨＭ Ｃｌｏｕｄなど）への送信が可能。
プロトコル使用可。
保存可能サンプル数は接続データロガー機種による。すべてのデータロガーが７測定要素を記録した場合、保存容量は２２６,７００サンプル。
外部電源供給の有無、電池充電レベル（ＨＤ３５ＡＰＲ、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴを除く）、
無線通信状態-１０～＋６０℃、０～８５％ＲＨ、結露なきこと（ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴは-４０～＋７０℃、０～１００％ＲＨ）
ＨＤ３５ＡＰ・ＨＤ３５ＡＰＳ・ＨＤ３５ＡＰＷ・ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ
材質：プラスチック、外形寸法１３５×８６×３３ｍｍ（アンテナを除く）
ＨＤ３５ＡＰＲ
材質：プラスチック、外形寸法：９０×５３×６９ｍｍ（アンテナを除く）
ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴ
材質：ポリカーボネート、外形寸法：２７０×１７０×１１０ｍｍ（アンテナを除く）、
ＩＰ６５（ＵＳＢコネクタ保護キャップ装着時）
約２００ｇ（ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴは約１ｋｇ）
着脱可能壁掛けサポート（標準付属
着脱可能壁掛けサポート（
標準付属）または固定取付け用フランジ（）または固定取付け用フランジ（オプション
オプション）（ＨＤ３５ＡＰＲは３５ｍｍＤＩＮレールへの装着、ＨＤ３５ＡＰ４ＧＭＴはクランプＨＤ２００３.７７/４０によるポール取付け）

Ｍｉｎｉ-ＵＳＢ※１ ＨＤ３５ＡＰＷ、ＨＤ３５ＡＰ４Ｇでイーサネット、Ｗｉ-Ｆｉまたは４Ｇ送信を使用する場合は、（外部電源）ＡＣアダプタＡＣ-ＰＴＳ-６Ｖ（オプション）による電源供給が必要です。
※２ ４Ｇ送信の集中的な使用は電力消費を顕著に増加させ、電池寿命を消耗させます。

SAKAKI CORPORATION12

ＨＤ３５ＲＥ リピータ
電源供給
無線アンテナＬＥＤ

接続押しボタン

消費電力
電池寿命
送信周波数
アンテナ
送信距離
シリアル出力電源供給コネクタ

Ｍｉｎｉ-ＵＳＢ

ＬＥＤ表示
キーボード
動作温湿度範囲
ハウジング
重量
取付け方法

内蔵３.７Ｖリチウムイオン電池（充電可）、容量２２５０ｍＡ/ｈ、ＪＳＴ３極コネクタ
内蔵３.７Ｖリチウムイオン電池（充電可）、容量２２５０ｍＡ/ｈ、ＪＳＴ３極コネクタ
ＤＣ６Ｖ出力ＡＣアダプタ（ＡＫＡ-０６０２０
ＤＣ６Ｖ出力ＡＣアダプタ（
ＡＫＡ-０６０２０、オプション
オプション）
ＰＣのＵＳＢポートから直接電源供給
約３０ｍＡ
約３日
８６８ＭＨｚ、９０２～９２８ＭＨｚまたは９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（機種により）一体型外付ホイップアンテナ
表２参照
ＵＳＢ、Ｍｉｎｉ-ＵＳＢコネクタ（ケーブルＣＰ３１
ＵＳＢ、Ｍｉｎｉ-ＵＳＢコネクタ（ケーブルＣＰ３１）設定およびファームウェア更新用のみ、データのダウンロードは不可。
外部電源供給の有無、電池充電レベル、無線通信状態
接続用押しボタン/ＰＩＮＧ（無線テスト用）-１０～＋６０℃、０～８５％ＲＨ、結露なきこと
材質： プラスチック、外形寸法： １３５×８６×３３ｍｍ（アンテナを除く）
約２００ｇ（電池を含む）
着脱可能壁掛けサポート（標準付属
着脱可能壁掛けサポート（
標準付属）または固定取付け用フランジ（）または固定取付け用フランジ（オプション
オプション）

ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ□ アラームモジュール
ＬＥＤ

内蔵無線アンテナ

形式
電源供給
電池寿命

接続押しボタン
リレー設定（保護カバー）

SAKAKI CORPORATION

送信周波数
アンテナ
送信距離
キーボード
ＬＥＤ表示
リレー接点
動作温湿度範囲
ハウジング
重量
取付方法

ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ： 内蔵電池
ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭＥ： 本体側面のＭｉｎｉ-ＵＳＢコネクタによるＵＳＢポートからのＵＳＢ供電
ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ： 内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ ２）、）、充電不可
充電不可、
電池サイズφ１６.８５×５０.５ｍｍ（サイズＡ）、２極コネクタＭｏｌｅｘ５２６４
ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭＥ： ＵＳＢ供電（５Ｖ±５％、内蔵電池なし）
ＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ： 代表的な動作状態にて約１年（
代表的な動作状態にて約１年（寿命はアラーム状態起動の頻度によ
寿命はアラーム状態起動の頻度によります）
ります
８６８ＭＨｚ、９０２～９２８ＭＨｚまたは９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（機種により）内蔵アンテナ
表２参照
接続用押しボタン/ＰＩＮＧ（無線テスト用）
アラームの有無、電池充電レベル、無線通信状態。
２出力リレー、無電圧接点、接点容量Ｍａｘ.１Ａ（ＤＣ３０Ｖ、抵抗負荷）-１０～＋７０℃、０～８５％ＲＨ、結露なきこと
材質： プラスチック、外形寸法： １３５×１１０×３３ｍｍ
約２００ｇ（電池を含む）
着脱可能壁掛けサポート（標準付属
着脱可能壁掛けサポート（
標準付属）または固定取付け用フランジ（）または固定取付け用フランジ（オプション
オプション）

13

ＨＤ３５ＥＤ□ 屋内用ハウジングタイプデータロガー

ＬＣＤ（オプション）

送信周波数
アンテナ
送信距離
測定インターバル
通信インターバル

内蔵無線アンテナ

８６８ＭＨｚ、９０２～９２８ＭＨｚまたは９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（機種により）内蔵
表２参照
１、２、５、１０、１５、３０秒 / １、２、５、１０、１５、３０、６０分 ※１
１、２、５、１０、１５、３０秒 / １、２、５、１０、１５、３０、６０分 ※１
循環管理式またはメモリ飽和時停止
保存可能サンプル数は取得測定データ数による（表４参照）。
内蔵ブザーによる可聴信号
内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ ２）、）、充電不可
充電不可、
電池サイズφ１６.８５×５０.５ｍｍ（サイズＡ）、２極コネクタＭｏｌｅｘ５２６４格子カバー付のデータロガー機種については、ＡＣアダプタ（ＡＫＡ-０６０２０格子カバー付のデータロガー機種については、ＡＣアダプタ（
ＡＫＡ-０６０２０、オプション）接続用コネクタ供給可。
オプション）接続用コネクタ供給可。
ＣＯ/ＣＯ２ 機種：
約１.５年（測定、通信インターバル２分にて）ΔＰレンジｒ５機種： 約１.５年（測定、通信インターバル３０秒にて）
上記以外の機種： 約３.５年（測定、通信インターバル１分にて）約５年（測定、通信インターバル１０分にて）オプション。機種により、カスタムタイプまたはグラフィックタイプＬＣＤ（表３Ｂ参照）
接続用押しボタン/ＰＩＮＧ（無線テスト用）
ＬＣＤ表示付機種は設定および測定値スクロール用押しボタンを装備
無線通信状態。ＬＣＤなしの機種はアラームＬＥＤおよび電池状態ＬＥＤを装備。
-２０～＋７０℃（格子カバー付機種は-１０～＋７０℃）、０～８５％ＲＨ、結露なきこと
材質： プラスチック、外形寸法： 表３Ａ参照、保護等級： ＩＰ５０（ＨＤ３５ＥＤ１ＮＢ、ＨＤ３５ＥＤ１ＮＡＢ、ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＡＢ、
ＨＤ３５ＥＤＨを除く）
データロガー機種により、Ｍ１２コネクタまたは３.５ｍｍピッチ端子
約２００ｇ（ＬＣＤ表示付機種、電池を含む）
着脱可能壁掛けサポート（標準付属
着脱可能壁掛けサポート（
標準付属）または固定取付け用フランジ（）または固定取付け用フランジ（オプション
オプション）

内蔵メモリ
アラーム
電源供給
無線表示ＬＥＤ

キーボード

無線表示ＬＥＤ
ＬＥＤアラーム
内蔵無線アンテナ

電池寿命
ディスプレー
キーボード
ＬＥＤ表示
動作温湿度範囲
ハウジング

電池ＬＥＤ

外部プローブ接続
重量
取付け方法

接続押しボタン※１ 多くの物理量を測定する機種は最小インターバルが１秒を超える場合があります（表４参照）。

表３Ａ： 屋内用ハウジングデータロガーの外観
㻟㻟

㻝㻟㻡

Ｂ

㻡㻤

Ｍ１２コネクタ（機種により１～３個）

Ａ

㻟㻟

㻤㻢
㻡㻤

ＬＣＤのタイプは
機種による

㻝㻟㻡

㻤㻢

㻝㻟㻡

㻟㻟

㻤㻢

㻝㻟㻡

Ｍ１２コネクタ

一体型下方ＲＨ＋温度、ＲＨまたは温度プローブ

一体型下方
ＲＨ＋温度
プローブ

Ｃ

㻟㻟

㻝㻟㻡

㻟㻟

㻟㻟

㻤㻢

㻤㻢

㻤㻢

㻝㻟㻡

Ｄ

差圧入力

一体型下方
ＲＨ＋温度プローブ

Ｅ
㻟㻟

Ｆ
㻟㻟

㻝㻟㻡

㻤㻢

㻤㻢

㻝㻟㻡

差圧入力

㻞㻠

カバーで
保護された
端子式入力部

㻠㻜Ｇ

センサ
保護グリッドSAKAKI CORPORATION

Ｈ

14

一体型下方
ＲＨ＋温度
プローブ

㻡㻜

㻡㻤

光度/ＵＶＡセンサ

表３Ｂ： 主な屋内用ハウジングデータロガーの一覧
測定内容

オプションＬＣＤ

入力

%

Ｌ

Ｇ

カスタム

グラ
フィック

UV

型式

ＮＴＣ Ｐｔ１００
１０Ｋ Ｐｔ１０００

測定要素識別文字 Ｎ ※１ ７Ｐ ※２●
ＨＤ３５ＥＤ７Ｐ/１ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤ７Ｐ/２ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤ７Ｐ/３ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＮ/１ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＮ/２ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＮ/３ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＴＶＩ●
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤ１７ＰＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＴＶＩ※５●
ＨＤ３５ＥＤ１Ｎ/２ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＴＶＩ※５●
ＨＤ３５ＥＤ１Ｎ４ｒ□ＴＶ ※３
ＨＤ３５ＥＤ４ｒ□※３●
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＩＴＣＶ●
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＩ２ＴＣＶ●
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＩＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＢ※５
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＡＢ※５
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＡＢ※５
ＨＤ３５ＥＤＨ

ＲＨ

Ｐａｔｍ ΔＰ(気圧) (差圧)

Ｌｕｘ

ＵＶ

ＣＯ

ＣＯ２

１

４ｂ

Ｉ ※４

Ｕ

Ａ

Ｂ

４ ※３

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

１
１
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

２
１

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

１
１

Ｔ/ＲＨ
Ｔ/ＲＨ
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

※６

●

差圧測定レンジ
型式
ＨＤ３５ＥＤ□□４ｒ１□□
ＨＤ３５ＥＤ□□４ｒ２□□
ＨＤ３５ＥＤ□□４ｒ３□□
ＨＤ３５ＥＤ□□４ｒ４□□
ＨＤ３５ＥＤ□□４ｒ５□□ ※７

プローブタイプの識別コードは以下の通りです：
記号なし = 内蔵センサ（格子保護）Ｈ= 端子入力
ＴＣ= ケーブル式プローブ
ＴＶ、ＴＶＩ = 本体固定下方プローブ（ケーブルなし）
ＴＣＶ= ケーブル式プローブ＋本体固定下方プローブ（ケーブルなし）
機種ＴＣ
機種
ＴＣで温湿度測定に使用するケーブル式複合プローブ
で温湿度測定に使用するケーブル式複合プローブＨＰ３５１７
ＨＰ３５１７シリー
シリー
ズは、湿度センサと、ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）またはＰｔ１００温度センサを備えています。ＨＰ３５１７シリーズのプローブの交換の際は、新しいプローブとえています。
ＨＰ３５１７シリーズのプローブの交換の際は、新しいプローブとデータロガーの一体再校正が必要です。
データロガーの一体再校正が必要です。
温度測定用のみの入力を備えたＭ１２コネクタタイプの機種は、ＮＴＣ１０ＫΩ
（２５℃にて）またはＰｔ１００/Ｐｔ１０００温度センサのＴＰ３５（２５℃にて）またはＰｔ１００/Ｐｔ１０００温度センサのＴＰ３５シリーズのプローブシリーズのプローブ
を使用します。

Ｐａｔｍ●●※１ Ｎ/１＝１ＣＨ、Ｎ/２＝２ＣＨ、Ｎ/３＝３ＣＨ※２ ７Ｐ/１＝１ＣＨ、７Ｐ/２＝２ＣＨ、７Ｐ/３＝３ＣＨ※３ ４ｒ１＝測定レンジ１、４ｒ２＝測定レンジ２、… 右表を参照してください。
※４ Ｉ＝照度（低レンジ：０～２００００ｌｕｘ）、Ｉ２＝照度（高レンジ：０～２０００００ｌｕｘ）※５ 温度センサはＲＨモジュールに内蔵。
※６ ＤＣ４～２０ｍＡ、０～５０ｍＶまたは０～１Ｖ出力トランスミッタ、Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００
温度センサ、Ｋ/Ｊ/Ｔ/Ｎ/Ｅ熱電対、無線圧接点またはポテンショメータ入力。

SAKAKI CORPORATION

●
●

●

●

１
２
３
１
２
３

●
●

●

内蔵
センサ

●

●

●

Ｍ１２
コネクタ
数

●

端子入力（３入力）

図
記号

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｆ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｇ
Ｇ
Ｇ
Ｈ

測定レンジ
-２.５～＋２.５ｈＰａ（ｍｂａｒ）-１０～＋１０ｈＰａ（ｍｂａｒ）-１００～＋１００ｈＰａ（ｍｂａｒ）-２０００～＋２０００ｈＰａ（=２ ｂａｒ）
-１２５～＋１２５Ｐａ（クリーンルーム用）※７ “ｒ５”の圧力センサは動圧を測定するため（静圧測定には不適）、二つの圧力入力の間に微量の空気の流れを必要とします。チューブ用クランプリング付のメタル製
入力ソケットが圧力損失を最小限に留めます。

15

表４： 屋内用ハウジングデータロガーの内蔵メモリ容量
型式
ＨＤ３５ＥＤ７Ｐ/１ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤ７Ｐ/２ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤ７Ｐ/３ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＮ/１ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＮ/２ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＮ/３ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＴＶＩ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＴＣ
ＨＤ３５ＥＤ１７ＰＴＣ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＴＶＩ
ＨＤ３５ＥＤ１Ｎ/２ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＴＣ
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＴＶＩ
ＨＤ３５ＥＤ１Ｎ４ｒ□ＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ４ｒ□
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＩＴＣＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＩ２ＴＣＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＩＴＶ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＢ
ＨＤ３５ＥＤ１ＮＡＢ
ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＡＢ
ＨＤ３５ＥＤＨ

保存可能
サンプル数
※２
６８,０００５２,０００～５２,０００６８,０００４２,０００～４２,０００６８,０００６８,０００５２,０００４２,０００６８,０００６８,０００６８,０００２４,０００２４,０００２４,０００２４,０００２２,０００２２,０００２２,０００２２,０００２２,０００６８,０００４４,０００４４,０００４４,０００４４,０００３６,０００３２,０００３６,０００～６８,０００最小通信
インターバル

保存物理量 ※１

１秒

Ｔ２秒（※３）

Ｔ

５秒（※４）

Ｔ

１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
２秒
２秒
２秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１０秒
１０秒
１０秒

Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
ＲＨ
ＲＨ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＰＡＴＭ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＰＡＴＭ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＰＡＴＭ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ΔＰ
ΔＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、Ｉ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、Ｉ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、Ｉ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＣＯ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＣＯ、ＣＯ２
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＰＡＴＭ、ＣＯ、ＣＯ２

５秒（※５）

入力の構成による

表５は親機とデータロガー間が直接接続の場合（１“ホップ”）です。リピータが介在する場合は、データの送信にはより長い時間がかかり、親機によって操作・管理できるデータロガー数は表５よりも少なくなります。システム中のデバイ
作・管理できるデータロガー数は表５よりも少なくなります。
システム中のデバイ
スの数（親機＋リピータ＋データロガー）は２５５を超えることはできません。

親機で管理可能な
データロガー数
１２
２４
６０

データ送信
インターバル
１０秒
１５秒
＞３０秒

入力１

親機で管理可能な
データロガー数
１２０
１８０
２５４

３線式
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００

SAKAKI CORPORATION※２
一つのサンプルは、データ取得の瞬間に、
データロガーによって測定および演算されたすべての物理量で構成されます。例えば、
型式ＨＤ３５ＥＤ１ＮＡＢは四つの物理量を測定し、五つの物理量を演算します（湿度
派生要素）。この場合、一つのサンプルはそ
れぞれ一つの温度測定値、ＣＯ測定値、ＣＯ ２ 測定値および六つの湿度測定値（相対湿度および五つの湿度派生要素）を含みます。
※３ １入力使用の場合は１秒。
※４ １入力使用の場合は１秒、２入力の場合は２秒。
※５ 使用する入力の数と、測定要素により、短いインターバルを設定できることがあります。（例：４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～１０Ｖ、０～５０ｍＶ、４線式Ｐｔ１００、４線式Ｐｔ１０００の場合、１～２入力使用
時１秒、３入力使用時２秒）

型式ＨＤ３５ＥＤＨのターミナルヘッダ・入力接続例
ＨＤ３５ＥＤＨは三つの入力端子を備えています。各入力は以下の入力として設定できます： Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００、熱電対、ＤＣ４～２０ｍＡ（シャント抵抗は内部）、
０～５０ｍＶ、０～１Ｖ、またはポテンショメータ。入力３のみがパルス計数入力（無電圧接点の開閉数カウント）として設定できます。

表５： データ送信インターバルに準じたシステム中のデータロガー数
データ送信
インターバル
１秒
２秒
５秒※１ 測定物理量のリスト
Ｔ
： 温度
ＲＨ
： 相対湿度ＴＤ： 露点温度ＴＷ： 湿球温度ＡＨ： 絶対湿度
ＭＲ： 混合比
ＰＶＰ： 水蒸気分圧
ＰＡＴＭ
： 大気圧
ΔＰ
： 差圧
Ｉ
： 照度
ＣＯ
： 一酸化炭素ＣＯ２： 二酸化炭素

16

入力２

入力３

ＯＮ/ＯＦＦ接点
４～２０ｍＡトランスミッタ

■テクニカルデータ
テクニカルデータ
ＨＤ３５ＥＤＷ□ 屋外用防水ハウジングタイプデータロガー ※１
送信周波数
ＬＣＤ付バージョン
アンテナ
外付無線アンテナ
送信距離
ＬＣＤ
測定インターバル
通信インターバル
内蔵メモリ
無線表示ＬＥＤ

アラーム
電源供給

電池寿命

ＬＣＤなしバージョン
外付無線アンテナ

無線表示ＬＥＤ
ＬＥＤアラーム
電池ＬＥＤ

ディスプレー
押しボタン
ＬＥＤ表示
動作温湿度範囲
ハウジング
外部プローブ用コネクタ
重量
取付け方法

８６８ＭＨｚ、９０２～９２８ＭＨｚまたは９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（機種により）内蔵アンテナ（※２）、一体型外付アンテナ、または３ｍケーブル式外付アンテナ
表２参照
１、２、５、１０、１５、３０秒 / １、２、５、１０、１５、３０、６０分 ※３
１、２、５、１０、１５、３０秒 / １、２、５、１０、１５、３０、６０分 ※３
循環管理式またはメモリ飽和時停止
保存可能サンプル数は取得測定データ数による（表７参照）。
内蔵ブザーによる可聴信号
内蔵３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ ２）、）、充電不可
充電不可、電池サイズ単２形、、電池サイズ単２形、２極コネクタＭｏｌｅｘ５２６４（ＨＤ３５ＥＤＬＷ１ＮＢ□ＴＶ、ＨＤ３５ＥＤＬＷ１ＮＢ□Ｉ□ＴＣ
Ｖ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＦＴＣＶ、ＨＤ３５ＥＤＷＰＴＣ-ＡＬＭはＤＣ７〜３０Ｖ外部電源）
約４年： ＨＤ３５ＥＤＷＫ/４、ＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＧＴＣおよびＨＤ３５ＥＤＷＨ（測定イン
ターバル１０秒、通信インターバル３０秒にて）
約２年： 上記以外の機種（測定インターバル５秒（ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/□ＴＣ、ＨＤ３５Ｅ
ＤＷ１４ｂＮＴＣ、ＨＤ３５ＥＤＷ１４ｂ７ＰＴＣ、ＨＤ３５ＥＤＷＷＢＧＴは１０秒）、通信インターバル３０秒にて）オプション。カスタムタイプＬＣＤ
接続用押しボタン（ロガー内部）
無線通信状態。ＬＣＤなしの機種はアラームＬＥＤおよび電池状態ＬＥＤを装備。
-２０～＋７０℃、０～１００％ＲＨ、結露なきこと（ＨＤ３５ＥＤＷＮＴＶ６１は-４０～＋７０℃）
材質： ポリカーボネート、外形寸法： 表６Ａ参照、保護等級： ＩＰ６７（ＨＤ３５ＥＤLＷ
１ＮＢ□ＴＶ、ＨＤ３５ＥＤＬＷ１ＮＢ□Ｉ□ＴＣＶはＩＰ６５）
データロガー機種により、Ｍ１２コネクタ、熱電対コネクタまたは３.５ｍｍピッチ端子
約２５０ｇ（電池を含む）
壁掛け、またはクランプＨＤ２００３.７７/４０（オプション
壁掛け、またはクランプＨＤ２００３.７７/４０（
オプション）によるφ４０ｍｍマストへの）によるφ４０ｍｍマストへの取付け。屋外用太陽放射保護シールド（オプション
取付け。屋外用太陽放射保護シールド（
オプション）。
）。

※１ ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＴＶ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＩ２ＴＣＶ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□Ｉ□ＴＣＶ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＦＴＣＶは特殊機種のため、個別データシートを参照して下さい。
※２ 日本向け（Ｊ）はデフォルトで一体型外付アンテナ付。
※３ 多くの物理量を測定する機種は最小インターバルが１秒を超える場合があります（表７参照）。

■屋外用防水タイプ
屋外用防水タイプ
防水タイプデータロガーのハウジングは、壁掛け、または屋外取付けの場合、クランプＨＤ２００３.７７/４０を使用して、直径４０ｍｍのマストに取付けることができます。屋外取付けの場合、データロガーは太陽放射に対する保護遮蔽カバーます。屋外取付けの場合、データロガーは太陽放射に対する保護遮蔽カバー（オプション、ＣＯ ２・照度測定機種は不可）とともに供給することができます。
屋外でのマストへの取付けには、あらかじめデータロガー背面にマスト用クラン
プを装着し、内部でクランプに接続された過電 圧保護器を備えた仕様で、データロガーを供給することも可能です。過電圧保護器を正しく動作させるため、クランプに固定されたファストンコネクタ付の黄/緑ケーブルを接地させる必要があります。温湿度複合プローブの屋外取付けには、太陽放射に対する保護シールドＨＤ９００７Ａ-１またはＨＤ９００７Ａ-２が必要です。

屋外、産業用途用防水タイプ（ＨＤ３５ＥＤＷ□シリーズ）
屋外、あるいは厳しい環境条件での使用（様々な産業用途）に適した、前面外形寸法１２０（Ｈ）×８０（Ｗ）ｍｍ、ＩＰ６７防水ハウジング封入のデータロガーシ
リーズです。ＩＰ６７防水性を確実にするため、データロガーには操作キーを設けず、外部プローブの接続にはＭ１２コネクタを使用しています。

太陽放射保護シールド

SAKAKI CORPORATION

ＨＤ３５ＥＤＷ□データロガー
屋外データ送信ステーション

17

親機ＨＤ３５ＡＰ
受信ステーション表６Ａ： 屋外用防水ハウジングデータロガーの外観
屋外用では、アンテナは外付で、太陽放射に対する保護シールド付です（屋内用ではアンテナは内蔵）。

Ｉ

Ｍ１２コネクタ（機種により１～５個）

Ｌ

一体下方型ＲＨ＋温度、ＲＨまたは温度プローブ

標準
熱電対コネクタ

Ｍ

O

ケーブル
グランド

P

表６Ｂ： 主な屋外用ハウジングデータロガーの一覧
測定内容

入力

%

型式

ＮＴＣ Ｐｔ１００
ＴＣ
１０Ｋ Ｐｔ１０００

太陽
Ｐａｔｍ
ＲＨ
Ｌｕｘ ＰＡＲ ＣＯ２
パネル
(気圧)

測定要素識別文字 Ｎ ※１ ７Ｐ ※２ Ｋ
７Ｐ
１●
ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/１ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/２ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/３ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷＮ/１ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷＮ/２ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷＮ/３ＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷＮＴＶ●
ＨＤ３５ＥＤＷＫ/４ＴＣ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＴＣ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１７ＰＴＣ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＴＶ●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＴＶＩ※４●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢＴＶ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＩ２ＴＣＶ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢＩ□ＴＣＶ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢＦＴＣＶ●●ＨＤ３５ＥＤＷ１４ｂＮＴＣ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１４ｂ７ＰＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＲＴＣ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＲＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷ７ＰＲＴＣ●●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＰＲＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＰＴＣ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＬＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＳ□ＴＣ
土壌温度および水分(識別文字はＳ)
土壌温度および水分(識別文字はＳ)
ＨＤ３５ＥＤＷＤＰＴＣ●
ＨＤ３５ＥＤＷＷＢＧＴ●●
ＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＧＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＨ

４ｂ

Ｉ ※３

Ｂ

Ｒ

Ｐ

Ｌ

Ｄ

ＷＢＧＴ
１
２
３
１
２
３
●

４×ＴＣコネクタ
１
１
●
●

※６
※６
※６
※６
Ｐａｔｍ
Ｐａｔｍ

●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

※５

※１ Ｎ/１＝１ＣＨ、Ｎ/２＝２ＣＨ、Ｎ/３＝３ＣＨ

１
１
１
２
２
３
１
２
※７
※８
３
２
４×端子入力

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｌ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｐ

プローブタイプの識別コードは以下の通りです：
記号なし = 内蔵センサ（格子保護）Ｈ= 端子入力
ＴＣ= ケーブル式プローブ
ＴＶ、ＴＶＩ = 本体固定下方プローブ（ケーブルなし）
ＴＣＶ= ケーブル式プローブ＋本体固定下方プローブ（ケーブルなし）
機種ＴＣ
機種
ＴＣで温湿度測定に使用するケーブル式複合プローブ
で温湿度測定に使用するケーブル式複合プローブＨＰ３５１７
ＨＰ３５１７シリー
シリー
ズは、湿度センサと、ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）またはＰｔ１００温度センサを備えています。ＨＰ３５１７シリーズのプローブの交換の際は、新しいプローブとえています。
ＨＰ３５１７シリーズのプローブの交換の際は、新しいプローブとデータロガーの一体再校正が必要です。
データロガーの一体再校正が必要です。
温度測定用のみの入力を備えたＭ１２コネクタタイプの機種は、ＮＴＣ１０ＫΩ
（２５℃にて）またはＰｔ１００/Ｐｔ１０００温度センサのＴＰ３５（２５℃にて）またはＰｔ１００/Ｐｔ１０００温度センサのＴＰ３５シリーズのプローブシリーズのプローブ
を使用します。

※２ ７Ｐ/１＝１ＣＨ、７Ｐ/２＝２ＣＨ、７Ｐ/３＝３ＣＨ※３ Ｉ＝照度（低レンジ：０～２００００ｌｕｘ）、Ｉ２＝照度（高レンジ：０～２０００００ｌｕｘ）、
Ｆ＝光合成有効放射（ＰＡＲ）※４ 温度センサはＲＨモジュールに内蔵。
※５ ＤＣ４～２０ｍＡ、０～５０ｍＶ、０～１Ｖまたは０～１０Ｖ出力トランスミッタ、
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００温度センサ、Ｋ/Ｊ/Ｔ/Ｎ/Ｅ熱電対、無電圧接点またはポテンショメータ入力。
※６ 特殊機種のため、個別データシートを参照して下さい。
※７ １入力（ＨＤ３５ＥＤＷＳＴＣ）、２入力（ＨＤ３５ＥＤＷＳ/２ＴＣ）、３入力（ＨＤ３５ＥＤＷＳ/３ＴＣ）※８ １＋ケーブルグランド

SAKAKI CORPORATION

Ｆ

図
Ｍ１２
内蔵
記号
コネクタ
センサ
ＰＹＲＡ
葉表面
数
雨量
液位 ＷＢＧＴ
(日射)
水分

18

表７： 屋外用ハウジングデータロガーの内蔵メモリ容量
型式
ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/１ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/２ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ７Ｐ/３ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＮ/１ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＮ/２ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＮ/３ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＮＴＶ
ＨＤ３５ＥＤＷＫ/４ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＴＶ
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＴＶＩ
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１７ＰＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＬＷ１ＮＢ□ＴＶ
ＨＤ３５ＥＤＬＷ１ＮＩ２ＴＣＶ
ＨＤ３５ＥＤＬＷ１ＮＢ□Ｉ□ＴＣＶ
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＦＴＣＶ
ＨＤ３５ＥＤＷ１４ｂＮＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１４ｂ７ＰＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＲＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＲＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ７ＰＲＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＰＲＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＰＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＬＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＳＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＳ/２ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＳ/３ＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＤＰＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＧＴＣ
ＨＤ３５ＥＤＷＷＢＧＴ
ＨＤ３５ＥＤＷＨ

保存可能
サンプル数 ※２
６８,０００５２,０００～５２,０００６８,０００４２,０００～４２,０００６８,０００６８,０００５２,０００４２,０００６８,０００３６,０００～３６,０００６８,０００６８,０００６８,０００２４,０００２４,０００３０,０００３０,０００２６,０００２６,０００２２,０００２２,０００４２,０００２４,０００３６,０００２２,０００３６,０００２２,０００５２,０００３６,０００２６,０００２８,０００３０,０００２２,０００２８,０００～５８,０００最小通信
インターバル１秒

保存物理量 ※１Ｔ２秒（※３）

Ｔ

５秒（※４）

Ｔ

１秒
１秒
１秒
１秒

Ｔ
Ｔ
Ｔ
Ｔ

５秒（※３）

Ｔ

１秒
１秒
１秒
１秒
１秒（※５）
１秒
１秒（※５）
１秒（※４）
２秒
２秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
１秒
２秒

ＲＨ
ＲＨ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＡＨ、ＣＯ２
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＡＨ、Ｉ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＡＨ、Ｉ、ＣＯ２
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＡＨ、ＰＡＲ、ＣＯ２
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＰＡＴＭ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、ＰＡＴＭ
Ｒ、Ｄ Ｒ、ｍＶ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＡＨ、Ｒ、Ｄ Ｒ、ｍＶ
Ｔ、Ｒ、Ｄ Ｒ、ｍＶ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＡＨ、Ｒ、Ｄ Ｒ、ｍＶ
Ｐ、ＤＰ、Ｉ Ｐ
Ｔ、ＲＨ、ＴＤ、ＴＷ、ＡＨ、ＭＲ、ＰＶＰ、Ｈ ＬＥＡＦ
Ｔ、ＶＷＣ
Ｔ、ＶＷＣ
Ｔ、ＶＷＣ
Ｐ、ＤＰ、Ｉ Ｐ、ＦＬ
Ｔ、ＴＧ、ＲＨ、ＷＢＧＴ
Ｔ、ＴＮＷ、ＴＧ、ＲＨ、ＴＤ、ＷＢＧＴ

５秒（※６）

入力の構成による

型式ＨＤ３５ＥＤＷＨのターミナルヘッダ・入力接続例
ＨＤ３５ＥＤＷＨは四つの入力端子を備えています。各入力は以下の入力として設定できます：
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００、熱電対、ＤＣ４～２０ｍＡ（シャント抵抗は内部）、０～５０ｍＶ、０～１Ｖ、またはポテンショメータ。
入力４のみがパルス計数入力（無電圧接点の開閉数カウント）として設定できます。

※１ 測定物理量のリスト
Ｔ
： 温度
ＲＨ
： 相対湿度ＴＤ： 露点温度ＴＷ： 湿球温度ＴＧ： 黒球温度ＴＮＷ： 自然通風湿球温度
ＡＨ： 絶対湿度
ＭＲ： 混合比
ＰＶＰ： 水蒸気分圧
ＰＡＴＭ
： 大気圧
Ｉ
： 照度
ＰＡＲ ： 光合成有効放射ＣＯ２： 二酸化炭素Ｒ： 太陽放射（日射計）ＤＲ： １日当り太陽放射量（Ｗｈ/ｍ２）： 日射計出力（ｍＶ）
ｍＶ
Ｐ
： 雨量
ＤＰ
： １日当り雨量ＩＰ： 雨量レート（ｍｍ/Ｈ）
ＨＬＥＡＦ ： 葉表面水分
ＶＷＣ ： 土壌体積含水率
ＦＬ： 液位
ＷＢＧＴ ： ＷＢＧＴ指数※２
一つのサンプルは、データ取得の瞬間に、
データロガーによって測定および演算されたすべての物理量で構成されます。例えば、
型式ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＴＣは二つの物理量を測定し、五つの物理量を演算します（湿度派生要素）。この場 合、一つのサン プル
はそれぞれ一つの温度測定値および六つの湿度測定値（相対湿度および五つの湿度派生要素）を含みます。
※３ １入力使用の場合は１秒。
※４ １入力使用の場合は１秒、２入力の場合は２秒。
※５ ＣＯ ２ 測定値は、１５秒ごとに更新。
※６ 使用する入力の数と、測定要素により、短いインターバルを設定できることがあります。（例：４～２０ｍＡ、０～１Ｖ、０～１０Ｖ、０～５０ｍＶ、４線式Ｐｔ１００、４線式Ｐｔ１０００の場合、１～２入力使用
時１秒、３～４入力使用時２秒）

入力１

入力２

入力３

０～１０Ｖ
トランスミッタ
３線式
Ｐｔ１００

SAKAKI CORPORATION

19

入力４

ＯＮ/ＯＦＦ接点
４～２０ｍＡ
トランスミッタデルタオームではＨＤ３５シリーズの関連製品として、４Ｇ（ＬＴＥ）モジュール内蔵の気象ステーション用データロガーＨＤ３３ＭＴ.４を準備しています。
■気象ステーション用独立型データロガーＨＤ３３ＭＴ.４
気象ステーション用独立型データロガーＨＤ３３ＭＴ.４

主な特長

一般気象のみならず、水害などの防災用途も含めた幅広い分野に好適な
様々な物理量のリモートモニタリングを可能にする、多彩な入出力を備えています：◆ 個別設定が可能なアナログ入力×４チャンネル（０～５０ｍV、-５０～＋５０
ｍV、０～１V、０～１０V、０～２０ｍAまたは４～２０ｍA、Ｐｔ１００、Ｐｔ１０００、
熱電対、ポテンショメータ、赤外放射計）。
◆ 無電圧接点入力×２チャンネル（例：転倒ます雨量計、風杯式風速計の接続が可能）。
◆ ＲＳ４８５×１ポート、“マスター”または“スレーブ”として設定可能なＭｏｄｂｕ
ｓ-ＲＴＵプロトコルによる。オプションのモジュールにより、イーサネットネット
ワークへの接続、Ｍｏｄｂｕｓ ＴＣＰ/ＩＰプロトコルによる通信も可能。
◆ ＳＤＩ-１２“マスター”ポート、ＳＤＩ-１２プロトコルｖｅｒ.１.３互換。
◆ 無電圧アラーム接点出力×２チャンネル。

◆ リモートモニタリングを可能にする４Ｇ（ＬＴＥ）モジュールを内蔵。
◆ Ｅメール、ＦＴＰによるデータ送信、ＨＴＴＰサーバー（例えばデルタオーム社
クラウド）へのデータアップロード。
◆ Ｍｏｄｂｕｓのデバイスとしてマスター、スレーブ何れの設定も可能。
◆ オプションモジュールにより、Ｍｏｄｂｕｓ ＴＣＰ/ＩＰプロトコルでイーサネット
ネットワークへ接続。
◆ 専用ＰＣソフトウェア（フリーダウンロード可能）によるデバイスの設定、測定値のモニタ、データベースへのダウンロード。
◆ ＦＤＡ ２１ ＣＦＲ ｐａｒｔ １１ ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓに適合するソフトウェアのアド
バンストバージョンを準備。
◆ 測定しきい値（ユーザー設定）の超過時、アラーム接点出力×２およびＥ
メール、ＳＭＳによるアラーム通知。
◆ 外部ＤＣ電源（外部電源供給ユニットはオプション）または太陽電池パネル
からの給電。

■テクニカルデータ
テクニカルデータ
ＨＤ３３ＭＴ.４ 屋外用防水ハウジング独立型データロガー
２色ＬＥＤ（電源供給およびＬＴＥ動作）
キーボード

アンテナ

ＬＣＤ

接続部

充電式電池を使用する場合：ＤＣ１８～３０Ｖ
充電式電池を使用しない場合：ＤＣ７～３０Ｖ（イーサネットモジュール無しの場合）
ＤＣ１２～３０Ｖ（イーサネットモジュール付の場合）＜４ｍＡ：イーサネットモジュール無し、モバイル（４Ｇ）ネットワーク動作無し。
消費電流～２００ｍＡ：イーサネットモジュール付、モバイル（４Ｇ）ネットワーク動作無し。
ＤＣ１２Ｖにて＜１Ａ：モバイル（４Ｇ）ネットワーク動作中のピーク値
オプション、内蔵１２Ｖ/３.４Ａｈ鉛電池。最大充電電流１Ａ。
電池
電池寿命は接続されるセンサの種類および数によります。
データロガーが太陽光パネルから給電されている場合（＋Ｖｐａｎｅｌ入力）、出力は内部の鉛電池
スイッチングセンサの電圧（通常１２Ｖ）に等しくなります。
電源出力
データロガーが＋Ｖｄｃ入力で給電されている場合は、出力は＋Ｖｄｃ入力と等しい電圧になります。
出力は外部のセンサが給電を必要とするときにのみアクティブです。
アンテナ
外付け
測定インターバル
１、２、５、１０、１５、３０秒 / １、２、５、１０、１５、３０、６０分
ロギングインターバル
１、２、５、１０、１５、３０秒 / １、２、５、１０、１５、３０、６０分
メモリ飽和時、データ循環保存管理またはロギング停止。
内部メモリ
保存サンプル数は検出される物理量の数により、２４２,８５０～８５８,０７０。
アラーム
ＥメールおよびＳＭＳの送信。２×常時開（ＮＯ）アラーム接点出力。Ｍａｘ ３００ｍＡ ＠ＤＣ３０Ｖ抵抗負荷
ディスプレー
オプションでカスタムＬＣＤ
ＬＥＤ表示
２色ＬＥＤ：電源ＯＮ（赤色点滅）、モバイル（４Ｇ）ネットワーク動作時（緑点滅）
ＰＣとの接続ＵＳＢポート、ｍｉｎｉ ＵＳＢコネクタにて
イーサネット接続
ＲＪ４５コネクタ（オプションのイーサネットモジュールがある場合のみ）
内部クロックのドリフト±２ｐｐｍ（０～＋４０℃）/±５ｐｐｍ（-４０～＋７０℃）-４０～＋７０℃/０～１００％ＲＨ ＬＣＤディスプレー無しの機種
動作条件-２０～＋７０℃/０～１００％ＲＨ ＬＣＤディスプレー付の機種
外部プローブとの接続 Ｍ１２コネクタまたはケーブルグランド
重量約１ｋｇ
外径寸法：２７０×１７０×１１０ｍｍ（外付けアンテナを除く）
ハウジング
材質：ポリカーボネート（ＰＣ）、保護等級：ＩＰ６５（ＵＳＢコネクタ保護キャップ装着にて）取付け方法
φ４０ｍｍの支柱マストへ取付け
供給電源

データロガーは、ＳＭＳメッセージでコマンドを送ることによって、または、モバイル（４Ｇ）ネットワークで、インターネッ
ト接続されている遠隔のＰＣとの直接ＴＣＰ/ＩＰ接続を設定することによって、遠隔での管理が可能です。
検出された各測定値に対して、二つのアラームしきい値（上限しきい値および下限しきい値）、アラームのヒステリシ
スおよびアラーム発報のディレー時間がユーザー設定できます。アラームのしきい値を超えると、アラームＥメール
またはＳＭＳメッセージで知らせることができます。データロガーは二つの無電圧アラーム出力も備えています。
デルタオーム社のウェブサイトから無償でダウンロードできるＰＣソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓにより、データロガーの設定、グラフ形式、数字両方での測定値のリアルタイム表示、データのダウンロード等が行えます。ＰＣへ送られた
データはデータベースに入れられます。
データロガーＨＤ３３ＭＴ.４の内部クロックは高い精度を持っており、データロガーの動作温度全域において極めて安定しています。クロックはＨＴＴＰ基準サーバーでの自動時間同期をサポートしています。
オプションでケース内に取付けられる、１２Ｖ/３.４Ａｈの充電式バックアップ電池は、外部電源が無い場合のデー
タ記録の損失（欠測）を防ぎます。バッテリーチャージャーはデータロガーに内蔵されています。データロガーは太陽光パネルからの給電も可能です。低消費電力設計のため、太陽光パネルからの充電が無くても、数週間は動作できます。供給電源は、充電式電池を使用するときはＤＣ１８～３０Ｖ、または、充電式電池を使用しない場合は
ＤＣ７～３０Ｖ（イーサネットモジュール無しのとき）またはＤＣ１２～３０Ｖ（イーサネットモジュール装備のとき）です。
スイッチングセンサ電源の出力は測定が行われるときにのみ、センサに電力を供給します。
データロガーのハウジングはＩＰ６５です。オプションでカスタムＬＣＤディスプレーの装備も可能です。
※詳細は専用カタログ「ＨＤ３３ＭＴ.４」をご参照下さい。

SAKAKI CORPORATION

20

相対湿度
ＨＤ３５ＥＤ□ＴＣ、ＨＤ３５ＥＤ□ＴＶおよびＨＤ３５ＥＤ□ＴＣＶの機種
センサ
静電容量型（センサはユーザー校正可能）
測定範囲
０～１００％ＲＨ
分解能（データロガー） ０.１％
１５～３５℃にて：±１.８％ＲＨ： 測定範囲０～８５％ＲＨ
精度±２.５％ＲＨ： 測定範囲８５～１００％ＲＨ
上記以外の温度範囲にて：±（２＋１.５％ｒｄｇ）％
標準： -２０～＋８０℃
センサ動作温度
プローブＨＰ３５１７Ｅ□：
プローブＨＰ３５１７□： -４０～＋１５０℃
応答時間
Ｔ９０＜２０秒（空気流速=２ｍ/ｓ、フィルターなし）
安定性
１％/年（温湿度範囲全体において）
相対湿度
ＨＤ３５ＥＤ□ＴＶＩ、ＨＤ３５ＥＤ□ＢおよびＨＤ３５ＥＤ□ＡＢの機種
センサ
静電容量型（センサはユーザー校正可能）
測定範囲
０～１００％ＲＨ
分解能（データロガー） ０.１％
２３℃にて：
精度±２.５％ＲＨ： 測定範囲０～８５％ＲＨ±３.５％ＲＨ： 測定範囲８５～１００％ＲＨ
標準： -４０～＋１０５℃（Ｒ.Ｈ.Ｍａｘ=[１００-２＊
センサ動作温度（Ｔ-８０）]、Ｔ=８０～１０５℃にて）応答時間
Ｔ６３＜４秒（空気流速=２ｍ/ｓ、フィルターなし）
温度ドリフト±０.０５％ＲＨ/Ｋ、０～６０℃において安定性＜１％/年（２３℃、３０～７０％ＲＨにおいて）
土壌水分
センサ
静電容量型
測定範囲
０～１００ＶＷＣ（体積含水率）
分解能（データロガー） ０.１％
±３％： ０～５０％ＶＷＣ（５ｍＳ/ｃｍまでの標準
精度無機質土）
センサ動作温度-４０～＋６０℃
葉表面水分
センサ
静電容量型
測定範囲
０～１００％、葉表面水分
分解能（データロガー） ０.１％
精度
±５％
センサ動作温度-３０～＋６０℃
大気圧
センサ
ピエゾ抵抗式
測定範囲
３００～１１００ｈＰａ
分解能（データロガー） ０.１ｈＰａ±０.５ｈＰａ： ８００～１１００ｈＰａの範囲、２０℃にて精度±１ｈＰａ： ３００～１１００ｈＰａの範囲、０～５０℃にて安定性
１ｈＰａ/年
温度ドリフト±３ｈＰａ、-２０～＋６０℃にて差圧
レンジ１～４： ピエゾ抵抗式
センサ
レンジ５： サーマルマスフロー素子
機種により以下の通り（単位は下の通り）
レンジ１ レンジ２ レンジ３ レンジ４ レンジ５
測定範囲
ｈＰａ
ｈＰａ
ｈＰａ
ｈＰａ
Ｐａ
±２.５
±１０
±１００ ±２０００ ±１２５分解能（データロガー） ０.００１
０.００５
０.０５
１
０.０１
レンジ１～４： ±１％Ｆ.Ｓ.
精度
レンジ５： ±３％ｒｄｇ ±０.１Ｐａ（０Ｐａにて）補償温度範囲全域において（０～５０℃）
φ５ｍｍチューブ
接続方法
レンジ５についてはチューブ最小内径５ｍｍを推奨
一酸化炭素（ＣＯ）
センサ
電気化学センサ
測定範囲
０～５００ｐｐｍ
分解能（データロガー） １ｐｐｍ
精度-５～＋５０℃
動作温度±３ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ
応答時間
Ｔ９０＜５０秒
安定性
測定値の５％/年
センサ寿命＞５年、通常の環境条件にて■測定のテクニカルデータ
端子入力タイプ以外の全てのデータロガーおよびセンサ一体での定義
温度 - ＮＴＣ１０Ｋセンサ
ＨＤ３５ＥＤ□Ｎ□ＴＣ、ＨＤ３５ＥＤ□ＴＶ□□、ＨＤ３５ＥＤ□ＴＣＶおよびＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＧＴＣの機種
センサ
ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）
測定範囲-４０～＋１０５℃（ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＶでは、-１０～＋６０℃）
分解能（データロガー） ０.１℃
±０.３℃： 測定範囲０～７０℃
精度±０.４℃： 上記以外の測定範囲
安定性
０.１℃/年
温度 - ＲＨモジュール一体センサ
ＨＤ３５ＥＤ□ＴＶＩ、ＨＤ３５ＥＤ□ＢおよびＨＤ３５ＥＤ□ＡＢの機種
センサ
湿度モジュール内蔵センサ-４０～＋８５℃
測定範囲（ＨＤ３５ＥＤ□ＴＶＩは-４０～＋１０５℃）
分解能（データロガー） ０.１℃
±０.２℃： 測定範囲０～６０℃±（０.２-０.０５＊Ｔ）℃： 測定範囲Ｔ = -４０～０℃
精度±[０.２＋０.０３２＊（Ｔ-６０）]℃：
測定範囲Ｔ = ６０～１０５℃
安定性
０.０５℃/年
温度 - Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００センサ
ＨＤ３５ＥＤ□７Ｐ□ＴＣの機種
センサ
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００ １/３ＤＩＮ、薄膜タイプ
測定範囲-２００～＋６５０℃： 温度測定のみのプローブ（プローブの動作温度 -４０～＋１５０℃ ： 温湿度複合プローブに制約されます）ＨＤ３５１７ＥＴＣ□に対して分解能（データロガー） ０.１℃
精度
ＪＩＳ C １６０４：２０１３
安定性
０.１℃/年
温度 - 熱電対センサ
ＨＤ３５ＥＤＷ□Ｋ□ＴＣの機種
Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｅ
熱電対タイプ
入力は相互に絶縁（６０Ｖ絶縁）
Ｋ：： -２００～＋１３７０℃
Ｊ： -１００～＋７５０℃
測定範囲
Ｔ：： -２００～＋４００℃
Ｎ：： -２００～＋１３００℃
Ｅ：： -２００～＋７５０℃
分解能
０.１℃
Ｋ：
： ±０.１℃（＜６００℃） Ｎ：： ±０.１℃（＜６００℃）±０.２℃（＞６００℃）±０.２℃（＞６００℃）
精度
Ｊ： ±０.１℃
Ｅ：： ±０.１℃（＜３００℃）
Ｔ：： ±０.１℃±０.２℃（＞３００℃）
湿球温度
ＨＤ３５ＥＤＷＷＢＧＴの機種
センサ
Ｐｔ１００
測定範囲
４～８０℃
分解能（データロガー） ０.１℃
精度
クラスＡ
安定性
０.１℃/年
乾球温度
ＨＤ３５ＥＤＷＷＢＧＴの機種
センサ
Ｐｔ１００
測定範囲
-４０～＋１００℃
分解能（データロガー） ０.１℃
精度
１/３ＤＩＮ
安定性
０.１℃/年
黒球温度
ＨＤ３５ＥＤＷＷＢＧＴ、ＨＤ３５ＥＤＷ１Ｎ７ＧＴＣの機種
センサ
Ｐｔ１００
測定範囲
-１０～＋１００℃
分解能（データロガー） ０.１℃
精度
１/３ＤＩＮ
安定性
０.１℃/年SAKAKI CORPORATION

21二酸化炭素（ＣＯ２）ＨＤ３５ＥＤ１ＮＢ、ＨＤ３５ＥＤ１ＮＡＢ、ＨＤ３５ＥＤ１４ｂＮＡＢの機種
センサ
非分散型赤外線吸収法（ＮＤＩＲ）
測定範囲
０～５０００ｐｐｍ
分解能（データロガー） １ｐｐｍ
精度±（５０ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ）、２５℃、１０１３ｈＰａにて
０～５０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）、
動作条件
９５０～１０５０ｈPa
応答時間
Ｔ９０＜１２０秒（空気流量=２ｍ/ｓ）
安定性
測定値の５％/５年（自動校正ONにて）
非直線性＜１％Ｆ.Ｓ.
二酸化炭素（ＣＯ２）ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＴＶ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□Ｉ□ＴＣＶの機種
センサ
非分散型赤外線吸収法（ＮＤＩＲ）
測定範囲
Ｂ：： ０～５０００ｐｐｍ、
０～５０００ｐｐｍ、Ｂ２
Ｂ２：： ０～１００００ｐｐｍ
分解能（データロガー） １ｐｐｍ
Ｂ：： ±（５０ｐｐｍ＋３％ｒｄｇ）、２５℃、１０１３ｈＰａ
精度
Ｂ２：： ±（１００ｐｐｍ＋５％ｒｄｇ）、２５℃、１０１３ｈPaにて
Ｂ２-２０～６０℃、０～９５％ＲＨ（結露なきこと）、
動作条件
８５０～１１００ｈＰａ
応答時間
Ｔ９０＜１２０秒（空気流量=２ｍ/ｓ）
安定性
測定値の５％/５年
温度ドリフト
１ｐｐｍ/℃、-２０～＋４５℃にて
風速（デルタオーム社製風杯式風速計ＨＤ５４.３の特性）
センサ
３杯式風速計
測定範囲
１～７５ｍ/ｓ
分解能（データロガー） ０.１ｍ/ｓ
精度±０.１４ｍ/ｓ、平地設置、１０ｍ/ｓにてオフセット
０.３５ｍ/ｓ
ゲイン
１Ｈｚ当り０.７６５ｍ/ｓ
２.５５ｍｍ（５ｍ/ｓにて）、２.５６ｍｍ（１０ｍ/ｓにて）、
距離定数（ＡＳＴＭ Ｄ５０９６-０２）
風向（デルタオーム社製ベーン式風向計ＨＤ５４.Ｄの特性）
センサ
ベーン、連続回転ポテンショメータ
測定範囲
０～３５９.９°
分解能（データロガー） ０.１°
精度
＜１％
デッドバンド
代表値４°、最大８°
しきい値
１ｍ/ｓ
雨量
センサ
転倒ます、Ｃ接点出力
測定範囲
０.１ｍｍ、０.２ｍｍまたは０.５ｍｍ/パルス設定可
表記以外の特性については雨量計各機種の仕様をご参照下さい。
日射量センサ
サーモパイル
測定範囲
０～２０００Ｗ/ｍ ２
分解能（データロガー） １Ｗ/ｍ ２
感度
ｍＶ/（ｋＷ/ｍ ２）単位で設定可
表記以外の特性については日射計各機種の仕様をご参照下さい。
データロガーは日射計のｍＶ信号も表示します。
照度
センサ
フォトダイオード
測定範囲
Ｉ：： ０～２０,０００ｌｕｘ、Ｉ２０～２０,０００ｌｕｘ、Ｉ２：： ０～２００,０００ｌｕｘ
Ｉ：： １ｌｕｘ（０～２,０００ｌｕｘ）、１０ｌｕｘ（＞２,０００ｌｕｘ）
分解能（データロガー） Ｉ２
Ｉ２：： １０ｌｕｘ（０～２０,０００ｌｕｘ）、
１００ｌｕｘ（＞２０,０００ｌｕｘ）
スペクトル範囲
明所視カーブＶ（λ）に準じる
スペクトル応答
グラフ１参照α（温度係数）ｆ６（Ｔ）＜０.０５％Ｋ
校正不確かさ＜４％ｆ１’（明所視カーブ＜６％
Ｖ（λ）に準じる）
ｆ２（余弦則応答）＜３％ｆ３（直線性）＜１％ｆ４（計器読取り誤差 ）＜０.５％
ｆ５（疲労）＜０.５％
クラス
Ｂ
１年後のドリフト
＜１％
動作温度
０～５０％
参照標準
ＣＩＥ ｎ°６９ - ＵＮＩ１１１４２

SAKAKI CORPORATION

光合成有効放射（ＰＡＲ）
センサ
フォトダイオード
測定範囲
Ｉ３：： ０～５,０００μｍｏｌ ｍ-２ｓ-１
Ｉ３
Ｉ３：： ０.２（０～５００μｍｏｌ ｍ-２ｓ-１）、
Ｉ３
分解能（データロガー）
２（＞５００μｍｏｌ ｍ-２ｓ-１）
スペクトル範囲
４００～７００ｎｍ
校正不確かさ＜５％ｆ２（余弦則応答）＜６％ｆ３（直線性）＜１％ｆ４（計器読取り誤差）±１ｄｉｇｉｔｆ５（疲労）＜０.５％
１年後のドリフト
＜１％
動作温度
０～５０℃

ＬＰＢＬ３
可動サポート

22

照度および
ＵＶセンサ

■ご注文コード
ご注文コード親機（アクセスポイント）

端子式入力タイプＨＤ３５ＥＤ□Ｈのテクニカルデータ
Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００
測定範囲
分解能
精度
センサ係数
接続
熱電対

ＨＤ３５ＡＰ（※）無線周波数：Ｅ = ８６８ＭＨｚ（欧州）Ｕ = ９０２～９２８ＭＨｚ（米国・カナダ）
Ｊ = ９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本）
接続のタイプ：
記号なし = ＵＳＢ出力のみ
Ｒ= ＵＳＢ出力、ＲＳ４８５出力（Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル）、およびイーサネット接続
Ｓ= ＵＳＢ出力およびＲＳ４８５出力（Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵプロトコル）
Ｗ= ＵＳＢ出力、Ｗｉ-Ｆｉインターフェース、および
イーサネット接続
４Ｇ= ＵＳＢ出力および４Ｇモジュール（屋内）
４ＧＭＴ = ＵＳＢ出力および４Ｇモジュール（屋外）

Ｋ、Ｊ、Ｔ、Ｎ、Ｅ 入力は絶縁されていません。
測温接点が絶縁された熱電対を使用して下さい。
Ｋ：： -２００～＋１３７０℃ Ｎ： -２００～＋１３００℃
Ｅ： -２００～＋７５０℃
Ｊ： -１００～＋７５０℃
Ｔ：： -２００～＋４００℃
０.１℃
Ｋ：： ±０.１℃（＜６００℃） Ｎ：： ±０.１℃（＜６００℃）±０.２℃（＞６００℃）±０.２℃（＞６００℃）
Ｅ：： ±０.１℃（＜３００℃）
Ｊ： ±０.１℃±０.２℃（＞３００℃）
Ｔ：： ±０.１℃

熱電対タイプ
測定範囲
分解能
精度

.

-２００～＋６５０℃
０.１℃±０.１℃（プローブ誤差を除く）
α=０.００３８５℃-１
２線、３線または４線

リピータ

ＤＣ０/４～２０ｍＡ入力
シャント抵抗内部（５０Ω）
分解能
１６ビット
精度
±２μＡ
ＤＣ０～５０ｍＶ、０～１Ｖ、０～１０Ｖ入力（０～１０ＶはＨＤ３５ＥＤＷＨのみ）
入力抵抗
１００ＭΩ
分解能
１６ビット
精度
±０.０１％Ｆ.Ｓ.
無電圧接点の開閉数計数（パルスカウント）入力
開閉周波数
Ｍａｘ. ５０Ｈｚ
保持時間Ｍｉｎ. １０ｍｓ
ポテンショメータ入力
ポテンショメータ
１０ｋΩ（代表値）
分解能
１６ビット
精度
±０.０１％Ｆ.Ｓ.

ＨＤ３５ＲＥ .
無線周波数（※） 上記親機（アクセスポイント）と同じ

アラームモジュールＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭ.
無線周波数（※） 上記親機（アクセスポイント）と同じ
電源供給：
記号なし = 内蔵電池
Ｅ
= ＵＳＢ供電（内蔵電池なし）

データロガー屋内用ハウジングタイプ
ＨＤ３５ＥＤ.
無線周波数（※） 上記親機（アクセスポイント）と同じ┦ᑐ䝇䝨䜽䝖䝹ᛂ⟅䠄䠂䠅

プローブタイプ：
記号なし = 内蔵センサ（格子保護）Ｈ= 端子入力
ＴＣ= ケーブル付プローブ
ＴＶ、ＴＶＩ = 本体固定下方プローブ
ＴＣＶ= ケーブル付プローブ＋本体固定下方プローブ
測定物理量：
データロガーの各機種で測定できる物理量の組合せはＰ
15表３Ｂを 参照して下さい。妥当な数量ロット
参照して下さい。妥当な数量ロット を条件として、標準外仕様の製品も製造できます。
１ = 湿度
４ｂ = 大気圧（気圧）４ = 差圧： ４ｒ１
４ｒ１=レンジ１、=レンジ１、４ｒ２
４ｒ２=、…（*）=、…（*）
Ｎ = 温度、ＮＴＣ１０Ｋセンサ：
Ｎ/１=１ＣＨ、
Ｎ/１=１ＣＨ、Ｎ/２
Ｎ/２=２ＣＨ、=２ＣＨ、Ｎ/３
Ｎ/３=３ＣＨ=３ＣＨ
７Ｐ = 温度、Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００センサ：
７Ｐ/１=１ＣＨ、
７Ｐ/１=１ＣＨ、７Ｐ/２
７Ｐ/２=２ＣＨ、=２ＣＨ、７Ｐ/３
７Ｐ/３=３ＣＨ=３ＣＨ
Ａ = 一酸化炭素（ＣＯ）
Ｂ = 二酸化炭素（ＣＯ ２）
Ｉ = 照度： Ｉ=低レンジ（０～２０,０００ｌｕｘ）=低レンジ（０～２０,０００ｌｕｘ）
Ｉ２=高レンジ（０～２００,０００ｌｕｘ）
Ｉ２=高レンジ（０～２００,０００ｌｕｘ）（*）供給可能な差圧レンジについてはＰ15を参照。

Ἴ㛗䠄䡊䡉䠅

グラフ１ 照度センサの相対スペクトル応答

ＬＣＤタイプ：
記号なし = ＬＣＤなし
Ｌ= カスタムＬＣＤ
Ｇ= グラフィックＬＣＤ
ＬＣＤのタイプ（カスタムまたはグラフィック）はデータロガーの機種によって決定されます（Ｐ15表３Ｂ参照）。

SAKAKI CORPORATION

23データロガー屋外用１２０×８０ｍｍ防水ハウジングタイプ
ＨＤ３５ＥＤＷ.

プローブ
温湿度複合プローブ：

アンテナ・太陽放射保護シールド：
記号なし = 内蔵アンテナ（*）
Ｗ= 一体型外付アンテナ
Ｘ= 一体型外付アンテナ、
シールド、クランプ（**）
Ｙ= ３ｍケーブル付外付アンテナ
Ｚ= ３ｍケーブル付外付アンテナ、
シールド、クランプ（**）（*）日本向け（Ｊ）モデルでは、ＣＯ ２・照度測定モデルのみ。他の機種はデフォルトで一体型外付アンテナ付。
（**）ＣＯ ２・照度測定モデルでは不可。

㻝㻠ＨＰ３５１７□□

㼀㻯㻝㻦㻌㻸㻌㻩㻌㻝㻟㻡㼀㻯㻞㻦㻌㻸㻌㻩㻌㻝㻡㻜㻌㻔㻭㻵㻿㻵㻌㻟㻜㻠㻕㼀㻯㻟㻦㻌㻸㻌㻩㻌㻟㻟㻡

相対湿度センサ
温度センサ
湿度センサ測定範囲

無線周波数：
Ｅ = ８６８ＭＨｚ（欧州）Ｕ = ９０２～９２８ＭＨｚ（米国・カナダ）
Ｊ = ９１５.９～９２９.７ＭＨｚ（日本）

温度センサ測定範囲

プローブタイプ：Ｈ= 端子入力
ＴＣ= ケーブル付プローブ
ＴＶ、ＴＶＩ = 本体固定下方プローブ
ＴＣＶ= ケーブル付プローブ＋本体固定下方プローブ

精度

測定物理量：
データロガーの各機種で測定できる物理量の組合せは表６Ａを参照して下さい。妥当な数量ロットを条件として、標準
６Ａを参照して下さい。
妥当な数量ロットを条件として、標準外仕様の製品も製造できます。
１
= 湿度
４ｂ
= 大気圧（気圧）Ｎ= 温度、ＮＴＣ１０Ｋセンサ：
Ｎ/１=１ＣＨ、
Ｎ/１=１ＣＨ、Ｎ/２
Ｎ/２=２ＣＨ、=２ＣＨ、Ｎ/３
Ｎ/３=３ＣＨ=３ＣＨ
７Ｐ= 温度、Ｐｔ１００/Ｐｔ１０００センサ：
７Ｐ/１=１ＣＨ、
７Ｐ/１=１ＣＨ、７Ｐ/２
７Ｐ/２=２ＣＨ、=２ＣＨ、７Ｐ/３
７Ｐ/３=３ＣＨ=３ＣＨ
Ｋ= 温度、熱電対センサ： Ｋ/４
Ｋ/４=４ＣＨ
=４ＣＨ
Ｐ
= 雨量
Ｒ
= 太陽放射（日射計）Ｓ= 土壌水分および温度
Ｌ= 葉表面水分Ｄ= 液位
Ｂ= 二酸化炭素（ＣＯ２）、低レンジ（０～５,０００ｐｐｍ）
Ｂ２= 二酸化炭素（ＣＯ２）、高レンジ（０～１０,０００ｐｐｍ）
Ｉ= 照度、低レンジ（０～２０,０００ｌｕｘ）
Ｉ２= 照度、高レンジ（０～２００,０００ｌｕｘ）
Ｆ= 光合成有効放射（ＰＡＲ）
ＷＢＧＴ = ＷＢＧＴ指数

ケーブル長
接続方法
ＨＰ３５１７

静電容量型
ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）（ＨＤ３５１７ＴＣ□□）
ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）（ＨＤ３５１７ＷＴＣ□□）
ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）（ＨＤ３５１７
ＴＣ□□）
Ｐｔ１００ １/３ＤＩＮ（ＨＤ３５１７
１/３ＤＩＮ（ＨＤ３５１７ＥＴＣ□□）
ＴＣ□□）
０～１００％ＲＨ-２０～＋８０℃（ＨＤ３５１７ＴＣ□□、ＮＴＣ１０ＫΩセンサ）-４０～＋１０５℃（ＨＤ３５１７ＷＴＣ□□、ＮＴＣ１０ＫΩセンサ）（ＨＤ３５１７
ＴＣ□□、ＮＴＣ１０ＫΩセンサ）-４０～＋１５０℃（ＨＤ３５１７ＥＴＣ□□、Ｐｔ１００センサ）（ＨＤ３５１７
ＴＣ□□、Ｐｔ１００センサ）
１５～３５℃にて：±１.８％ＲＨ： 測定範囲０～８５％ＲＨ±２.５％ＲＨ： 測定範囲８５～１００％ＲＨ
上記以外の温度範囲にて：±（２＋１.５％ｒｄｇ）％±３％ＲＨ（上記以外の範囲）
標準２ｍ、５ｍまたは１０ｍ
４極（標準）・８極（オプションＥ）Ｍ１２コネクタ
４極（標準）・８極（オプション）Ｍ１２コネクタ.
ケーブル長：
２ = ２ｍ、５２ｍ、 = ５ｍ、１０ = １０ｍ
ステム：
ＴＣ１= １３５ｍｍ（プラスチック）
ＴＣ２= １５０ｍｍ（ＡＩＳＩ３０４）
ＴＣ３= ３３５ｍｍ（プラスチック）
温湿度センサ動作温度：
記号なし = -２０～＋８０℃/ＮＴＣ１０ＫΩ（屋内用）
Ｗ= -４０～＋１０５℃/ＮＴＣ１０ＫΩ（屋外用）
Ｅ= -４０～＋１５０℃/Ｐｔ１００

ＨＤ９００７Ａ-１
ＨＤ９００７Ａ-２
ＨＤ９００７Ａ-３
ＨＤ９００７Ｔ２６.２

ＬＣＤタイプ：
記号なし = ＬＣＤなし
Ｌ= カスタムＬＣＤ

１２層太陽放射保護シールド、取付けブラケット付
１６層太陽放射保護シールド、取付けブラケット付
６層太陽放射保護シールド、取付けブラケット付
ＨＤ９００７Ａ-１/２/３（φ２６ｍｍ）へのφ１４ｍｍプローブ
取付け用アダプタ

Ｐｔ１００およびＰｔ１０００温度プローブ：
ＴＰ３５.１.□□ ４線式１/３ＤＩＮ Ｐｔ１０００温度プローブ
㻠㻜

ＨＤ３３

㻡

屋外用防水ハウジング独立型データロガー
ＭＴ .

㻚㻚㻚㻛㻯

通信インターフェース：
４= ４Ｇ（ＬＴＥ）
４/Ｅ = ４Ｇ（ＬＴＥ）＋イーサネット

測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法
プローブ材質ＬＣＤタイプ：
記号なし = ＬＣＤなし
Ｌ= カスタムＬＣＤ-５０～＋１０５℃
１/３ＤＩＮ
φ５×４０ｍｍ
３ｍ、５ｍまたは１０ｍ（オプションにて他の長さ３ｍ、５ｍまたは１０ｍ（
オプションにて他の長さ）
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/Ｃ）
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/
ＡＩＳＩ３１６ステンレススチール管

ＴＰ３５. １.
ケーブル端末：
記号なし = 裸リード線/Ｃ= ４極Ｍ１２メスコネクタ
ケーブル長：
３ = ３ｍ、５３ｍ、 = ５ｍ、１０ = １０ｍ

SAKAKI CORPORATION

24

ＴＰ３５.２.□□ ３線式１/３ＤＩＮ Ｐｔ１０００温度プローブ

ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）センサ温度プローブ：
ＴＰ３５Ｎ１.□□ ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）センサ温度プローブ

㻡

㻞㻜

㻠㻜

測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法
プローブ材質㻡㻚㻚㻚㻛㻯

-４０～＋１０５℃
１/３ＤＩＮ
φ５×２０ｍｍ３ｍまたは５ｍ
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/Ｃ）
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/
熱可塑性ゴム

㻚㻚㻚㻛㻯

測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法
プローブ材質ＴＰ３５. ２.
ケーブル端末：
記号なし = 裸リード線、/Ｃ
裸リード線、/Ｃ = ４極Ｍ１２メスコネクタ-４０～＋１０５℃±０.３℃： 測定範囲０～７０℃±０.４℃： 上記以外の測定範囲
φ５×４０ｍｍ
３ｍ、５ｍまたは１０ｍ
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/Ｃ）
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/
ＡＩＳＩ３１６ステンレススチール管

ＴＰ３５Ｎ１.

ケーブル長：
３ = ３ｍ、５３ｍ、 = ５ｍ

ケーブル端末：
記号なし = 裸リード線、/Ｃ
裸リード線、/Ｃ = ４極Ｍ１２メスコネクタ
ケーブル長：
３ = ３ｍ、５３ｍ、 = ５ｍ、１０ = １０ｍ

ＴＰ３５.４.□□ ４線式１/３ＤＩＮ Ｐｔ１００温度プローブ㻡㻜㻢

ＴＰ３５０Ｎ□.□ ＮＴＣ１０ＫΩ（２５℃にて）センサ温度プローブ（形状、外形寸法はＰ24温湿度複合プローブＨＰ３５１７□□と同じ。）
測定範囲-４０～＋１０５℃±０.３℃： 測定範囲０～７０℃
精度±０.４℃： 上記以外の測定範囲
ケーブル長２ｍ、５ｍまたは１０ｍ
接続方法
４極Ｍ１２メスコネクタ

㻚㻚㻚㻛㻯

測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法
プローブ材質-５０～＋１０５℃
１/３ＤＩＮ
φ６×５０ｍｍ３ｍまたは５ｍ
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/Ｃ）
裸リード線または４極Ｍ１２メスコネクタ（オプション/
ＡＩＳＩ３１６ステンレススチール管

ＴＰ３５０Ｎ.
ケーブル長：
２ = ２ｍ、５２ｍ、 = ５ｍ、１０ = １０ｍ

ＴＰ３５. ４.

ステム：
ＴＣ１
= １３５ｍｍ（プラスチック）
ＴＣ２= １５０ｍｍ（ＡＩＳＩ３０４）
ＴＣ３= ３３５ｍｍ（プラスチック）

ケーブル端末：
記号なし = 裸リード線、/Ｃ
裸リード線、/Ｃ = ４極Ｍ１２メスコネクタ
ケーブル長：
３ = ３ｍ、５３ｍ、 = ５ｍ

熱電対温度プローブ：

ＴＰ３５８７８.３ 太陽光パネル用３線式クラスＢ Ｐｔ１００表面プローブ

ＴＰ３５Ｋ６.５ Ｋ熱電対、絶縁基準接点
㻞㻜

㻟

㻝㻡㻜

測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法

最大測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法
プローブ材質-４０～＋１５０℃
クラスＢ
粘着式アルミ板１０×３０×５ｍｍ
３ｍ（ＴＰＥ絶縁ケーブル）
４極Ｍ１２メスコネクタ

30

ＴＰ３５８７８ＩＳＳ.□ 太陽光パネル用１/３ＤＩＮ Ｐｔ１００表面プローブ

測定範囲
精度
外形寸法
ケーブル長
接続方法

-４０～＋８５℃
１/３ＤＩＮ
φ３０ｍｍ
５ｍまたは１０ｍ
４極Ｍ１２メスコネクタ

ＴＰ３５８７８ＩＳＳ .
ケーブル長：
５ = ５ｍ、１０ = １０ｍ

SAKAKI CORPORATION

25-５０～＋７５０℃
クラス１
φ３×１５０ｍｍ
５ｍ（オプションにて他の長さ５ｍ（
オプションにて他の長さ）
裸リード線
ＡＩＳＩ３１６ステンレススチール管

ＷＢＧＴ測定用温度プローブ：
ＴＰ３５０１ＴＣ２ 自然通風Ｐｔ１００湿球温度プローブ、ステムφ１４×１１０ｍｍ、予備編み布（２個）および蒸留水（５０ｃｃ）付属。
ＴＰ３２０４
自然通風Ｐｔ１００湿球温度プローブ、長期測定用、容量：蒸留水５００ｃｃ（４０℃にて１５日間）、予備編み布（２個）および蒸
留水ボトル（５００ｃｃ）付属。
ＴＰ３５７５ＴＣ２ Ｐｔ１００黒球温度プローブ、黒球φ１５０ｍｍ、ステムφ１４×１１０ｍｍ。
ＴＰ３５７６ＴＣ２ Ｐｔ１００黒球温度プローブ、黒球φ５０ｍｍ、ステムφ８×１７０ｍｍ。
ＴＰ３５０７ＴＣ２ Ｐｔ１００温度プローブ、１/３ＤＩＮ、ステムφ１４×１４０ｍｍ。
ＨＤ３２.２.７.１
プローブ４本三脚固定用ホルダ。
ＶＴＲＡＰ３０
三脚、最大高さ２８０ｍｍ。
ＨＤ３２.４.１７
ＷＢＧＴ測定システムの壁・マスト取付け用ブラケット。

雨量計：
ＨＤ２０１３

転 倒ます雨量計、受水面積４００ｃｍ ２ 、使用温 度範囲４～７０℃標準分解能０.２ｍｍ、ご注文時指定により０.１ｍｍまたは０.５ｍｍ。出力接点ＮＣ（常時閉）。
転倒ます雨量計、ヒータ付、受水面積４００ｃｍ ２、使用温度範囲-２０～＋７０℃標準分解能０.２ｍｍ、ご注文時指定により０.１ｍｍまたは０.５ｍｍ。出力接点ＮＣ（常時閉）。
供給電源ＤＣ１２Ｖ/ＤＣ２４Ｖ±１０％、消費電力１６５Ｗ。
転 倒ます雨量計、受水面積２００ｃｍ ２ 、使用温 度範囲４～７０℃標準分解能０.２ｍｍ、ご注文時指定により０.１ｍｍまたは０.５ｍｍ。出力接点ＮＣ（常時閉）。
転倒ます雨量計、ヒータ付、受水面積２００ｃｍ ２、使用温度範囲-２０～＋７０℃標準分解能０.２ｍｍ、ご注文時指定により０.１ｍｍまたは０.５ｍｍ。出力接点ＮＣ（常時閉）。
供給電源ＤＣ１２Ｖ/ＤＣ２４Ｖ±１０％、消費電力５０Ｗ。

ＨＤ２０１３Ｒ

ＨＤ２０１５

ＨＤ２０１５Ｒ

照度・放射照度プローブ：
ＬＰ３５ＰＨＯＴ 照度測定用プローブ、ＣＩＥ明所視フィルタ、標準明所視カー
ブに準じるスペクトル応答、余弦則補正用ディフューザ付。測定範囲０.１～２００,０００ｌｕｘ。標準ケーブル長５ｍ。
ＬＰ３５Ｐ-Ａ
照度（標準明所視カーブ準拠スペクトル応答）およびＵＶＡ（スペクトル範囲３１５～４００ｎｍ）測定用２センサ複合プローブ。余
弦則補正用ディフューザ付。照度測定範囲０.３～２０,０００ｌｕｘ、
ＵＶＡ測定範囲１～１０,０００ｍＷ/ｍ ２。標準ケーブル長５ｍ。
ＬＰ３５ＰＡＲ
ＰＡＲ（光合成有効放射）帯光量子束測定用プローブ。余弦
則補正。測定範囲０～５,０００μｍｏｌ ｍ-２ｓ -１。ケーブル長５ｍ。
Ｍ１２コネクタ。
ＬＰ３５ＰＡＲ
ＰＡＲ（光合成有効放射）帯光量子束測定用プローブ。余弦０４ＢＬ
則補正。測定範囲０～５,０００μｍｏｌ ｍ-２ｓ -１。ケーブル長５ｍ。
水準器付ベースと共に供給。
ＬＰ３５ＰＨＯＴ 照度測定用プローブ、ＣＩＥ明所視フィルタ、標準明所視カー
０３ＢＬ
ブに準じるスペクトル応答、余弦則補正用ディフューザ付、Ｋ
５ガラスドーム。測定範囲０.１～２００,０００ｌｕｘ。ケーブルＣＰ
Ｍ１２ＡＡ５□Ｄは別途注文。
ＬＰＢＬ
水準器付ベース。照度＋放射照度測定プローブ用。プロー
ブと一括ご注文（後付不可）。
ＬＰＢＬ３
傾斜度可変壁掛けブラケット、φ３０ｍｍ照度＋放射照度測定プローブ用。

※ その他のアクセサリ等についてはお問い合わせ下さい。

61

葉表面水分センサ：
ＨＰ３５０１.５
葉表面水分センサ、表裏両面測定、保護等級ＩＰ６７、Ｍ１２コ
ネクタ付５ｍケーブル。
ＨＰ３５０１.１０
葉表面水分センサ、表裏両面測定、保護等級ＩＰ６７、Ｍ１２コ
ネクタ付１０ｍケーブル。

土壌水分センサ：
ＨＰ３５１０.１.５ 土壌水分測定用２電極センサ、ＮＴＣ１０ｋΩ温度センサ、Ｍ
１２コネクタ付５ｍケーブル。
ＨＰ３５１０.１.１０ 土壌水分測定用２電極センサ、ＮＴＣ１０ｋΩ温度センサ、Ｍ
１２コネクタ付１０ｍケーブル。
150
98

全天日射計：ＬＰＰＹＲＡ０２

32

ＩＳＯ９０６０準拠クラス１全天日射計。μＶ/（Ｗ/ｍ ２）出力。遮蔽
ディスク、シリカゲル入りカートリッジ、予備シリカゲル袋２個、気泡水準器、コネクタおよび校正成績書付属。オプションにて
Ｍ１２コネクタ付ケーブル５ｍまたは１０ｍ。
ＬＰＰＹＲＡ０３ ＩＳＯ９０６０準拠クラス２全天日射計。μＶ/（Ｗ/ｍ ２）出力。気泡水準器および校正成績書付属。オプションにて遮蔽ディスク、
Ｍ１２コネクタ付ケーブル５ｍまたは１０ｍ。
ＬＰＳＩＬＩＣＯＮ- シリコンフォトダイオード全天日射計。μＶ/（Ｗ/ｍ ２）出力。余
ＰＹＲＡ０４
弦 則 補 正 用ディフューザ付。測定スペ クトル 範 囲３ ５ ０ ～１１００ｎｍ、代表感度１０μＶ/（Ｗ/ｍ ２）、測定範囲０～２０００
Ｗ/ｍ ２ 。引き出しケーブル５ｍ。
ＬＰＳＩＬＩＣＯＮ- シリコンフォトダイオード全天日射計。μＶ/（Ｗ/ｍ ２）出力。余
ＰＹＲＡ０４ＢＬ 弦 則 補 正 用ディフューザ付。測定スペ クトル 範 囲３ ５ ０ ～１１００ｎｍ、代表感度１０μＶ/（Ｗ/ｍ ２）、測定範囲０～２０００
Ｗ/ｍ ２ 。引き出しケーブル５ｍ。水準器付ベースと共に供給。

ＨＰ３５１０.２.５

土壌水分測定用３電極センサ、ＮＴＣ１０ｋΩ温度センサ、Ｍ
１２コネクタ付５ｍケーブル。
ＨＰ３５１０.２.１０ 土壌水分測定用３電極センサ、ＮＴＣ１０ｋΩ温度センサ、Ｍ
１２コネクタ付１０ｍケーブル。
110

26

59

風向風速センサ：
ＨＤ５４.３
３杯式風速計、測定範囲１～６５ｍ/ｓ、動作温湿度範囲-４０～＋６０℃、０～１００％ＲＨ（結露なきこと）、ロッド取付け、高さ８１ｍｍ。
ＨＤ５４.Ｄ
ベーン式風向計、測定範囲０～３５９.９°、デッドバンド代表値
４°、最大８°、最大８ °、しきい 値１ｍ /ｓ、動作 温湿度範囲-４０～＋
６０℃、０～１００％ＲＨ（結露なきこと）、ロッド取付け、外形寸
法２１０×１２０ｍｍ。

※ その他のアクセサリ等については別カタログをご参照下さい。

※ その他のアクセサリ等についてはお問い合わせ下さい。
液面計：
ＨＰ７１２

アクセサリ：
ＨＤ３５ＡＰ-Ｓ

ＨＤ３５ＡＰＣＦＲ２１
ＣＰ２３

SAKAKI CORPORATION

26

投げ込み圧力式液位計。測定範囲０～１ｈＰａ、最大負荷４.５
ｈＰａ、動作温度範囲-２０～＋８０℃、分解能０.１％Ｆ.Ｓ.、精度±０.８％Ｆ.Ｓ.（２５℃にて）、ステンレススチール製、ＩＰ６８。

基本ソフトウェアＨＤ３５ＡＰ-Ｓ（ウェブサイトよりダウンロード可能）のＵＳＢフラッシュドライブ。システム設定、測定値リアルタイム
閲覧、データダウンロード用基本ソフトウェア。Ｗｉｎｄｏｗｓ®ＯＳ用。
アドバンスバージョンソフトウェア。ＦＤＡ２１ＣＦＲｐａｒｔ１１の推奨に準 拠したデータロギングシステムの管理（監 査証 跡、
ユーザのアクセス管理）を可能にします。Ｗｉｎｄｏｗｓ ® ＯＳ用。
ダイレクトシリアル接続用ケーブル、オスｍｉｎｉＵＳＢコネクタ（デバイス側）、オスＡタイプＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）。ＨＤ３３ＭＴ用。

ＣＰ３１

ダイレクトシリアル接続用ケーブル、オスｍｉ ｎｉＵＳＢコネクタ（デバイス側）、オスＡタイプＵＳＢコネクタ（ＰＣ側）。ＨＤ３５シ
リーズ用。
ＣＰＭ１２-８Ｄ２ ８芯ケーブル、長さ２ｍ、片側８極Ｍ１２コネクタ、片側切り離し、親機ＨＤ３５ＡＰＳへのＲＳ４８５接続用。
ＣＰＭ１２-８Ｄ.５ ８芯ケーブル、長さ５ｍ、片側８極Ｍ１２コネクタ、片側切り離し、親機ＨＤ３５ＡＰＳへのＲＳ４８５接続用。
ＣＰＭ１２-８Ｄ.１０ ８芯ケーブル、長さ１０ｍ、片側８極Ｍ１２コネクタ、片側切り離し、親機ＨＤ３５ＡＰＳへのＲＳ４８５接続用。
ＡＫＡ-０６０２０ ＡＣアダプタＡＣ１００Ｖ/ＤＣ６Ｖ-１Ａ
ＨＤ３５.０３
着脱式壁掛けサポート、親機、リピータおよび屋内ハウジン
グデータロガー用。
ＨＤ３５.１１Ｋ
アルマイト製フランジ１組、南京錠および南京錠用ピンのキット、親機、リピータおよび屋内ハウジングデータロガー用。ご注
文時、装着するデータロガーのご指定要。
ＨＤ３５.３７
アルマイト製フランジ１組、防水ハウジングデータロガーＨＤ
３５ＥＤＷ□（ＣＯ ２ 、照度測定機種のみ）壁面取付用。ご注文
時、装着するデータロガーのご指定要。
ＨＤ３５.２４Ｗ
防水ハウジングデータロガーＨＤ３５ＥＤＷ□（ＣＯ ２ 、照度測
定機種を除く）の壁取付け用フランジ。ご注文時、装着する
データロガーのご指定要。
ＨＤ３５.２４Ｃ
防水ハウジングデータロガーＨＤ３５ＥＤＷ□（ＣＯ ２ 、照度測
定機種を除く）の壁取付け用フランジＨＤ３５.２４Ｗ、φ４０～５０ｍｍマストへの取付け用クランプのキット。ご注文時、装着するデータロガーのご指定要。
ＨＤ３５-ＡＮＴ （予備）外付無線アンテナ（ケーブルなし）、親機ＨＤ３５ＡＰ□（ＨＤ３５ＡＰＤ-ＥＸＴを除く）、リピータＨＤ３５ＲＥ用。
ＨＤ３５-ＡＮＴＷ （予備）外付無線アンテナ、屋外防水データロガーＨＤ３５Ｅ
ＤＷ□用。
ＨＤ３５-ＡＮＴ３Ｗ （予備）３ｍケーブル付外付無線アンテナ、屋外防水データ
ロガーＨＤ３５ＥＤＷ□用。φ４０～６０ｍｍマストへの取付け金具付。
ＨＤ３５-ＡＮＴ４Ｇ （予備）外付４Ｇアンテナ。ＨＤ３５ＡＰ４Ｇ.Ｊ用。
ＨＤ３５-ＢＡＴ１ ３.７Ｖリチウムイオン充電池、容量２２５０ｍＡ/ｈ、ＪＳＴ３極コ
ネクタ、親機ＨＤ３５ＡＰ□、リピータＨＤ３５ＲＥ用。
ＨＤ３５-ＢＡＴ２ ３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ ２）、）、充電不可
充電不可、電、電池サイズφ１６.８５×５０.５ｍｍ（サイズＡ）、２極コネクタＭｏｌｅｘ
５２６４、アラームモジュールＨＤ３５ＥＤ-ＡＬＭおよび屋内ハ
ウジングタイプデータロガーＨＤ３５ＥＤ□用。
ＢＡＴ２０１３ＤＢ ３.６Ｖ塩化チオニルリチウム電池（Ｌｉ-ＳＯＣｌ ２）、）、充電不可
充電不可、単、単２形、２極コネクタＭｏｌｅｘ５２６４、屋外防水ハウジングタイプ
データロガーＨＤ３５ＥＤＷ□用。
ＨＤ２００３.７７/ 防水ハウジングデータロガーＨＤ３５ＥＤＷ□のφ４０ｍｍマス
４０トへの取付け用クランプ
ＨＤ２００３.７１ φ４０ｍｍマストのキット、高さ２ｍ、２分割構成
ＨＤ２００３.７５ φ４０ｍｍマスト取付け用杭先ロッド
ＨＤ２００３.７８ φ４０ｍｍマスト用フランジ、地面（座面）固定
ＨＤ２００５.２０ 環境センサ取付け用アルマイト製三脚キット、可調整脚、座面へネジ取付けまたはペグで地面に固定。高さ最大２２５ｃｍ。
ＨＤ２００５.２０.１ 環境センサ取付け用アルマイト製三脚キット、可調整脚、座ＨＤ２００５.２０.１
面へネジ取付けまたはペグで地面に固定。高さ最大３３５ｃｍ。
ＢＡＴ１２Ｖ-３.４Ａ １２Ｖ/３.４Ａｈ鉛蓄電池（ＨＤ３３ＭＴ.４用）
ＨＤ３５ＴＶＩ（予備）データロガーＨＤ３５ＥＤ□□ＴＶＩの温湿度複合本体
固定下方プローブ。
湿度プローブ用アクセサリ：
ＨＤ７５
７５％ＲＨ飽和塩、相対湿度センサチェック用、
７５％Ｒ
Ｈ飽和塩、相対湿度センサチェック用、φ１４ｍ ｍプ
ローブ用Ｍ１２×１ネジアダプタ付。
ＨＤ３３
３３％ＲＨ飽和塩、相対湿度センサチェック用、φ１４ｍ ｍプ
ローブ用Ｍ１２×１ネジアダプタ付。
ＨＤ１１
１１％Ｒ Ｈ飽和塩、相対湿度センサチェック用、φ１４ｍ ｍプ
ローブ用Ｍ１２×１ネジアダプタ付。
ＣＯ２センサ用アクセサリ：
ＨＤ３１.Ｂ３Ａ
ＣＯ ２プローブ窒素缶校正用アダプタ、接続チューブ付。ＨＤ
３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＴＶ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□Ｉ□ＴＣＶ、ＨＤ３５ＥＤＷ１ＮＢ□ＦＴＣＶ用。

※当カタログ掲載製品の仕様は、 使用部品の変更、 ソフトウェアアップグレードその他の改良のため、 予告なく変更される場合があります。 予めご了承下さい。

SAKAKI CORPORATION

27

ＡＣＣＲＥＤＩＡ校正センターＮｏ.１２４ＥＡ（欧州認定協力機構）
ＡＦ（国際認定フォーラム）ＭＲＡ（相互認証取り決め）加盟
温度
湿度
圧力
風速
音響
光・放射照度RoHS
2002/95/EC

デルタオーム社日本総輸入発売元‫ڼ‬৆ٛ২΍΃΅΋ȜετȜΏοϋɧĶĶıĮıııĳġఱिঌୌߊࢺ࡫ཱˍಢ࿒ˑ๔ˑ࣢ġ๬ࢃ‫ޘ‬΍΃΅ΫσഩდġıķĮķĵĵĴĮĲķııȁŇłřġıķĮķĵĵĴĮĲķıĲ

Email: sales@sakakicorporation.co.jp
https://sakakicorporation.co.jp/

Rev.8 April 2023