3M ベアーハガー 深部温モニタリングシステム
MM

3M Bair Hugger Temperature Monitoring System
TMTM

ににい術 で深部温測定です

3M™ ベアーハガー™
深部温モニタリングシステム

コントロールユニット

センサー・・使用 法はす・～

手術（部に の部にセンサーを 付・までモニタリング可能をにける場る場を）、、部手術（部に用・温液がかかる場 ）、がある場 は用温手術（に幅にまでまで年までの用に使用でに使用で式）、温熱療

温療の場

い温部にセンサー

保で れ可能Top2

41%50%（の温の用が91%83%81%

26%

54%

80%

45%
38%

10%

26%

36%

13%

21%

34%

13%

20%

33%

チの温測定にするクです。）、（56%28%※で使用で 使用可能

25%25%付スペース

で く テーテル

83%44%54%17%

幅にいましたTop1

13%

ッ・、39%

で用でにする場

・可能29%

可能でのの高にの高に使用で熱の体温測定にでコストされてを 用

い術ッ）

で

現、術

測定

でのの深部温測定に使用

医療

測定のているクの多くは60%60%50%40%する侵襲的な手であり、なのクに加侵襲的な測定80%70%に高まります。

67%

59%

43%
29%

30%

29%

20%
10%0%しし

年

い式

ステッ

チ

測定

1のする

温測定には部にけで、な術がない

クをッし、簡するをで術をする

精確な深部温が測定できます。

ーIntra-opがすモニタリング

体温術です。

4のPre-op

61%

非侵襲的に深部温が測定

3部をまでい74%する

2をク に部に）91%
ッ

深部温か 術の（理で術

2%部術

Post-op

しいーは体

セン ーは ったまま 体にし体温のし体し、

温

深部温の温

いーの ー の管3M™ ベアーハガー™

温温 のを す32

30 3 ：の0Mean Error (TZHF-TPA) = -0.23°C; 95% LOA = ±0.8°Cの測定

で

TZHF - TPA (°C)

温の い

10-1-2-33334353637(T ZHF + T PA)/2 (°C)

れ いる部に

温測定のに り、か 深部温を測定の１）
熱流式 温測定のは、非侵襲的で、簡便に精確な深部温が測定できるして、多くので的な 用性がています。
、の温 は温のを けて深部温 りくなりますが、 定のを 熱 で い、温のをして、温 が深部温しくなるのになの熱をる
で、熱的を り し、か 精確な深部温を測定するがになります。

でか 深部温が測定の に 温になります。

温部深部温の測定はガイ ラインで 推奨 れ います
術期の推奨して価の温（ガイ ライン温）を測定する。 推奨のの確が確 し、深部温はにしたをかに加温し、の に深部温 の 温を り します。温が深部温に する 、熱 に り、かの熱が、熱流が確 します。温の深部温がに する 、深部温ッに精確なの深部温がます。

1) Fox RH, Solman AJ. A new technique for monitoring the deep bodytemperature in man from the intact skin surface. J Physiol. Jan 1971;212(2):8-10.

術

40の温式

39をの熱流3る部のに部深部温がています

い術
い術

・・

シーンに

1

2部に術ながある的な深部温測定がしたのクのないになける場）、

温療 の場 （ の 温 の 用がにな場 （の深部温測定がに部手術（です。
）、

10~40推奨使用

で深部温測定を

深部温測定のた の 品のを

325~43測に手術（シーンに療）

いたい場 （な場 （術の深部温測定）

品管理をシン ルにする
液がかかる場部に の）、温手術（を る場 、）で ますににする場部に）、温熱療がある場 は 用、製品

3M™ ベアーハガー™ 深部温モニタリングシステム
測測定の部（対）測定深部温の（）き温

熱
回熱

センーの質使用の期
ック
温格

ント

熱
使用

、を、

（するためのおをの深部温を回に）高ール（ニットののッ格）

3M™ ベアーハガー™ 深部温モニタリングシステム
製品名

製品番号

3M™ ベアーハガー™
深部温モニタリングシステム
コントロールユニット

37000

製品名

製品番号

3M™ ベアーハガー™
深部温モニタリングシステム
センサー

36000

入れ目台／箱仕様： 高さ93mm（114mmまで伸長可能）× 幅 71mm× 奥行 43mm
重 量： 128ｇ
付属品： センサーケーブル 長さ4m
（センサーケーブルコネクタを含む。クリップ付。）1 本
モニタケーブル： ピンサイズ φ3.5mm-φ3.5mm 1 本
ピンサイズ φ3.5mm-φ6.35mm 1 本
ACアダプタ ： 1 個寸寸
材法

1入れ目枚／箱仕様

法： 直径 41mm× 厚さ5mm
質： フォーム断熱材、粘着剤、PET（サーミスタおよびヒータを含むフレキシブル電子回路）※ラテックス不使用25

販売名：3M ベアーハガー 深部温モニタリングシステム コントロールユニット 認証番号：226ADBZX00092000
販売名：3M ベアーハガー 深部温モニタリングシステム センサー 届出番号：13B1X10109000255

定期点検を推奨します

本製品は医療現場における深部温を測定する機器のため、年１回の定期点検（校正チェック）を推奨しております。

希望病院価格：7,000 円／台※上記価格に消費税は含まれません。
※保証期間外の修理代替器は、貸出料金3,000円/１台で承っております。

3M は周術期体温管理にかかわるトータルソリューションをご提案します
測定

軽く、薄いのに、あたたかい

3M™ かけるだけであったかい
保温ブランケット

保温

正常体温維持水を使わずに使用できる簡便な乾熱式輸液加温装置

加温

非侵襲的に、簡便に精確性の高い深部温を測定

3M™ ベアーハガー™ 深部温モニタリングシステム

販売名：3M ベアーハガー 深部温モニタリングシステム コントロールユニット
認証番号：226ADBZX00092000
販売名：3M ベアーハガー 深部温モニタリングシステム センサー
届出番号：13B1X10109000255

多様な手術で質の高い温風の対流が高い加温効果を発揮する

3M™ ベアーハガー™
ペーシェントウォーミング

3M™ レンジャー™ 血液・輸液
ウォーミング装置／セット

販売名：3M レンジャー 血液・輸液ウォーミング装置 モデル24500 認証番号：223ADBZX00112000
販売名：３Ｍ レンジャー 血液・輸液ウォーミングセット 認証番号：223ADBZX00111000

販売名：3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル675 認証番号：229ADBZX00130000

3M™ ベアーハガー™ 体温管理製品の詳しい情報はhttps://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/bair-hugger-jp/

http://go.3M.com/medical-jp/

2021年7月発行

カスタマーコールセンター

3M、Bair Hugger、ベアーハガーは、3M 社の商標です。

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
HPM-628-I(0721)SE

製品のお問い合わせはナビダイヤルで0570-011-321

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）