Leica DISTO™ i Leica Lino

GOTOWE NA KAŻDE ZADANIE

Spis zawartości
Leica DISTOTM
Leica Lino
Akcesoria
Dane techniczne

4 – 1920 – 25
26 – 27
28 – 31

When it has to be right — znakomita wydajność
pomiarów dzięki doświadczeniu zdobywanemu przez
dziesięciolecia
Leica Geosystems cieszy się zaufaniem profesjonalistów na całym świecie od prawie
200 lat.Jesteśmy dumni z naszej historii i pionierskich rozwiązań do pomiaru świata,które wykorzystują szwajcarską technologię. Nasze instrumenty oferują precyzyjne
pomiary, niezawodność, wysoką jakość wykonania i trwałość — ważne wartości dlanaszej firmy.
Rozumiemy wyzwania i potrzeby związane z codziennymi zadaniami pomiarowymi — od
pomiarów odległych obiektów w jasnym świetle słonecznym do pomiarów między
punktami w pomieszczeniach. Nasze innowacyjne rozwiązania zostały zaprojektowane,
aby wspierać i upraszczać pracę w wielu różnych branżach.
Nasze instrumenty produkowane są w najnowocześniejszych fabrykach na całymświecie. Szwajcarska technologia łączy się z doskonałym wykonaniem, aby zapewnić
najdokładniejsze pomiary i spełnić wysokie standardy jakości.

2

3

Nasze unikalne technologie
Innowacje od Leica Geosystems

Wyzwalanie pomiaru gestem
Bezdotykowe wyzwalanie pomiaru przez krótkie
przerwanie wiązki lasera dłonią to zaproponowane
przez Leica Geosystems rozwiązanie powszechnego
problemu jakim jest poruszenie dalmierza laserowego
w przypadku wyzwalania pomiaru przyciskiem. Eliminacja tego zakłócenia ma istotne znaczenie dla uzyskania dokładnych wyników, szczególnie w przypadku
dużych odległości i małych obiektów.

Ciągły rozwój i nowe technologie sprawiają, że dalmierze Leica DISTO™ zapewniają dużą wszechstronność
zastosowań. Wyposażone w liczne innowacje, są elastyczne i przygotowane do realizacji różnorodnych pomiarów.
Podczas użytkowania, dalmierze Leica DISTO™ wyróżniają się najwyższą dokładnością pomiarów i niezawodnością.

Technologia Point to Point (P2P)

Smart RoomLeica DISTO™ X6, D5 i X3 w połączeniu z aplikacjąDISTO™ Plan zwiększają wydajność pracy. Nowetechnologie umożliwiają urządzeniom realizowanie
pomiarów odległości i kątów między dowolnymi dwoma punktami w tym samym czasie. Następnie aplikacja na Twoim tablecie lub smartfonie przekształca tedane w dokładne plany kondygnacji.

Dzięki tej innowacyjnej technologii, pomiar odległości
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami wykonuje się
szybko i bez wysiłku. Umożliwiają to nowe typy
sensorów adaptera DST 360 / DST 360-X, które
wykorzystują do tego informacje o kącie.

Cyfrowy celownik

Odporność na warunki terenowe

Cyfrowy celownik z 4-krotnym powiększeniem i dużym kolorowym ekranem, ułatwia celowanie na dużeodległości. Ekran o wysokiej rozdzielczości umożliwia
wykonanie precyzyjnych pomiarów nawet przy dużym
nasłonecznieniu.

ISO: Certyfikowana jakość — pełna niezawodność

Zasięg i dokładność wszystkich urządzeń Leica
DISTO™ jest zgodna z normą ISO 16331-1. W rezultacie masz pewność, że wydajność instrumentów jest
zachowana nie tylko w laboratorium testowym, alerównież w codziennej pracy w terenie.

4

Wszystkie urządzenia są zabezpieczone przed
oddziaływaniem kurzu i wody – stopień ochrony IP 54
lub wyższy. Dzięki temu są idealne do codziennych
prac w terenie. Leica DISTO™ X6 oraz X3 mają stopień
ochrony IP 65, co sprawia, że doskonale sprawdzają
się podczas prac w ciężkich warunkach terenowych.

Aplikacje kompatybilne z Leica DISTO™

Dostępnych jest wiele innych aplikacji, takich jak
AutoCAD® Mobile, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości Leica DISTO™. Umożliwiają one
szkicowanie w czasie rzeczywistym i udostępnianie
danych w formacie dxf innym osobom.

5

Leica DISTO™ w skrócie
Który jest dla mnie odpowiedni?

D1

Zastosowania
Ogólne istotne właściwości

D110

D2

D5

X3

X6

Cyfrowy celownik do pomiaru na zewnątrz
Maks. odległ.

40 m

60 m

100 m

200 m

150 m

250 m

Dokładność

± 2 mm± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 1 mm± 1 mm± 1 mm**Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

***

***

Funkcjonalność P2P
Wyjątkowo trwała obudowa ze stopniem ochrony IP 65, testowana na upadek z wysokości 2 m
Interfejs komputerowy

Interfejsy bezprzewodowe (niskie zużycie energii)

Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 5

Transmisja danych do aplikacji DISTO™ Plan i DISTO™
Transmisja danych do dowolnego oprogramowania lub aplikacji
Pobieranie danych przez interfejs USB-C
Odległości

Pomiar odległości od urządzenia
Pomiar wymiarów obiektówPośredni pomiar odległości omijając przeszkody
Funkcja P2P — dowolna odległość między 2 punktami

Powierzchnie

Prostokątne kształty (długość i szerokość)Funkcja P2P — opcja Smart Area do pomiaru złożonych kształtów
Pomiar na zdjęciu — fasady, pionowe szalunkiObjętość

Prostokątne kształty (długość, szerokość, wysokość)Szerokość

Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa
Pomiar na zdjęciu — pomiar szerokości
Funkcja P2P

Wysokość

Funkcje wykorzystujące odległość i nachylenie do obliczeń
Profile wysokościowe
Funkcja P2P

SpadkiNachylenia
Funkcje wykorzystujące odległość i nachylenie do obliczeń
Funkcja P2PŚrednica

Pomiar na zdjęciu — średnica obiektów

Wyznaczanie pozycji

Pomiar ciągły — pomiary śledzące
Tyczenie

Planowanie
i dokumentowanie

Funkcja P2P — pobieranie danych dxf na urządzenie
Szkicowanie i pomiar (planów) pięter

**

**

**

**

Funkcja P2P — pomiar punktów do opracowania planów pięter i elewacji
Smart Room — pomiar i szkicowanie

**

**

**

Eksport danych w formacie PDF, JPG i DXF

**

**

**

**

**

**

Pomiar i dokumentowanie na zdjęciu

**

**

**

**

**

**

P2P — dokumentowanie położenia na podstawie linii odniesienia*

Tworzenie raportów z pomiarów (formaty JPG i CSV)Możliwości zastosowania

Ekran dotykowy
Wyzwalanie pomiaru gestem
Ulubione przyciski
Automatyczna stopka
Tryb klawiatury

6*) wymaga Leica DST 360 / DST 360-X**) wymaga DISTO™ Plan***) wymaga Leica DST 360 / DST 360-X i DISTO™ Plan

7

Leica DISTO™ seria D
Precyzja pomiarów

Leica DISTO™ seria D
Pomiary w obiektachUrządzenia z serii Leica DISTO™ D charakteryzuje idealnie zrównoważona funkcjonalność.
Jednocześnie są one łatwe w obsłudze oraz szybko i pewnie dostarczają wyniki precyzyjnych
pomiarów po dotknięciu przycisku, nawet w obszarach, w których niedostępne są konwencjonalne
metody, takie jak pomiar przy użyciu taśmy, czy składanej miary.

DISTO™ D1DISTO™ D110

DISTO™ D2

Profesjonalny dalmierz laserowy dlakażdegoMały rozmiar — wielkie możliwości

Kompaktowe urządzenie — dużyzasięgSzybki i niezawodny
Zmierz odległość w ułamku sekundy,jednym naciśnięciem przycisku, bez
pomocy drugiej osoby. Dalmierz pozwala uniknąć wypadków przy pracy,
np. podczas niebezpiecznych i utrudnionych pomiarów wysokości.

Mały i poręczny
Leica DISTO™ 110 ma ergonomiczny
kształt. Dzięki temu doskonale leżyw dłoni i jest przyjemny w obsłudze.
Niewymagające objaśnień przyciskiumożliwiają szybką i intuicyjną obsługę.

Duże odległości
Dzięki innowacyjnej technologii X-Range
Power to małe urządzenie mierzyduże odległości nawet do 100 m. Ta
technologia zapewnia także najlepszą
wydajność, czyli szybkie i wiarygodne
pomiary.

Dokładność za naciśnięciem
przycisku
Model Leica DISTO™ D1 zapewnia zawsze niezawodne wyniki pomiarówdzięki precyzyjnej technologii laserowej.
Jego obsługa jest niezwykle łatwa i intuicyjna. Zaufaj oryginalnemu dalmierzowi laserowemu.
Więcej funkcji dzięki aplikacjiDalmierz Leica DISTO™ D1 można
szybko i bez wysiłku połączyć z aplikacją DISTO™ Plan. Dokumentowanie
i przesyłanie wyników pomiarów jest
teraz bardzo łatwe.

Bluetooth® Smart
Najnowsza aplikacja Leica DISTO™
Plan jest idealnym łącznikiem pomiędzy Leica DISTO™ D110 a smartfonem
lub tabletem. Aplikacja umożliwia
tworzenie dokładnych planów pomieszczeń i szkiców.
Zawsze pod rękąZdejmowany klips kieszonkowy to
praktyczne akcesorium, dzięki któremu możesz łatwo przypiąć dalmierz
laserowy Leica DISTO™ D110. do
spodni, koszuli lub kurtki. Dzięki temu
zawsze masz go pod ręką.

Wielofunkcyjna końcówka
Niezależnie od tego, czy wykonujesz
pomiary z narożników, szczelin lubkrawędzi, dzięki automatycznej stopce jesteś przygotowany na wszystkie
sytuacje pomiarowe. Instrument automatycznie wykrywa położenie stopki,
co pomaga uniknąć kosztownych błędów pomiarowych.
Przydatne funkcjeKażde zadanie pomiarowe staje się
dziecinnie proste dzięki takim funkcjom jak dodawanie i dzielenie orazobliczenie powierzchni i objętości.
Dodatkowo Leica Disto D2 zapamiętuje 10 ostatnich pomiarów.
Bezproblemowe przesyłanie
danychZintegrowana technologia Bluetooth®
Smart pozwala przesłać wyniki pomiarów bezpośrednio do komputera, tabletu lub smartfona i uniknąć błędów,które mogą wystąpić podczas ręcznego zapisywania. Możesz usprawnićswoją pracę, korzystając z praktycznej
i darmowej aplikacji Leica DISTO™
Plan.

8

9

Leica DISTO™ D5
Mocny w terenie

Leica DISTO™ seria X
Wytrzymały i wydajny
Dalmierze Leica DISTO™ z serii X łączą innowacyjne technologie pomiarowe z niezwykle wytrzymałą i odporną na warunki placu budowy konstrukcją. Wrażliwe komponenty pomiarowe chronione są przez wytrzymałe, gumowe elementy. Dzięki temu dalmierze Leica DISTO™ serii X sąwyjątkowo odporne. Dowodzą tego testy na upadek z wysokości nawet 2 m. Dodatkowo, obudowa i klawiatura są specjalnie zabezpieczone przed działaniem wody i pyłu. Dlatego umycie
dalmierza pod bieżącą wodą nie stanowi problemu. Ta koncepcja gwarantuje wiarygodne pomiary
nawet w najcięższych warunkach na placu budowy.

Dalmierz Leica DISTO™ D5 jest szczególnie odpowiedni
do pomiarów odległości w terenie otwartym. Dzięki
cyfrowemu celownikowi, wysokiej funkcjonalności
i kompatybilności z aplikacją Leica DISTO™ Plan,
pozwala szybko i efektywnie sprostać każdemu
wyzwaniu pomiarowemu. Wyniki można łatwo
udokumentować, wspierając cyfrowe metody pracy
oparte na celach i wolne od błędów.

można dodatkowo zwiększyć, używając adaptera statywu Leica FTA 360, którego śruby mikrometryczne
umożliwiają bardzo precyzyjne celowanie.
Idealne rozwiązanie dla każdego zadaniaRóżne funkcje pomiarów, takie jak Smart Horizontal
Mode do pomiarów ponad przeszkodami, wysokościowe pomiary śledzące oraz pomiary profili i kątów
profile, pozwalają rozwiązać każde zadanie pomiarowe.

Cel jest zawsze w polu widzenia
Nawet jeśli nie widać plamki lasera, cel jest wyraźnie
widoczny na krystalicznym wyświetlaczu w technologii
IPS, dzięki cyfrowemu celownikowi wysokiej jakości.
Zapewnia to precyzyjne celowanie i dokładne wyniki,
nawet w bardzo jasnym świetle słonecznym i przydużych odległościach.

Elastyczny transfer danych
W trybie klawiatury można podłączyć dalmierz Leica
DISTO™ D5 do komputera wysyłać zmierzone wartości w pozycję kursora w dowolnej aplikacji lub predefiniowanym szablonie, tak jakby były wpisywane
z klawiatury.

Bezkompromisowa precyzja
Bezdotykowe wyzwalanie pomiaru gestem pozwala
uniknąć poruszenia urządzenia i gwarantuje wysoką
dokładność pomiaru, szczególnie w przypadku małych celów i dużych odległości. Dokładność pomiaru

Zaawansowana funkcjonalność
W połączeniu z aplikacją Leica DISTO™ Plan, różne
funkcje, jak np. Smart Room, a także import plików
PDF do aplikacji, upraszczają cyfrowe udokumentowanie wyników.

1011

Leica DISTO™ X3
Zaprojektowany dopracy w trudnych
warunkach

Leica DISTO™ X6
Wytrzymały
i wszechstronny

Dalmierz Leica DISTO™ X3 został optymalnie zaprojektowany pod kątem specjalnych wymagań dotyczących pomiarów odległości w obiektach i zapewnia
maksymalną efektywność.
Smart Horizontal ModeDzięki połączeniu pomiaru odległości i pochylenia,możesz łatwo określić odległość poziomą z absolutną
precyzją — nawet za przeszkodami.
Smart RoomDzięki aplikacji DISTO™ Plan i danym pomiarowym
z dalmierza Leica DISTO™ X3 możesz automatycznie
tworzyć realistyczne plany pomieszczeń w skali.

Obrót ekranu
Wraz z obrotem urządzenia obracany jest także
obraz na wyświetlaczu, zapewniając łatwy odczyt
pod każdym kątem.
Możliwość rozbudowy na potrzeby pomiarów
P2P
W połączeniu z adapterem Leica DST 360 dalmierz
DISTO™ X3 pozwala szybko i wiarygodnie mierzyć
odległość między dwoma dowolnymi punktami
z jednego miejsca.

12

Dalmierz Leica DISTO™ X6 ze swoją niezwykle wytrzymałą obudową, stopniem ochrony IP65 i odpornym na zadrapania szkłem wyświetlacza jest szczególnie odpowiedni do ciężkiej pracy na placu budowy.
Idealne połączenie cyfrowego celownika, ergonomicznej obsługi z ekranem dotykowym i dodatkowym
przyciskiem pomiarowym z boku, a także wysoką
funkcjonalnością, gwarantuje szybką i efektywną
realizację każdego zadania pomiarowego. Wynikimożna przesłać do aplikacji DISTO™ Plan w celu dalszego przetwarzania.
Wystarczy dotknąć!
Duży ekran dotykowy umożliwia szybką i intuicyjną
obsługę. Funkcje pomiarowe są czytelnie zorganizowane oraz łatwo i szybko dostępne na ekranie dotykowym przy użyciu znajomych gestów, takich jak
przesunięcie lub powiększenie dwoma palcami.
Cyfrowy celownik
Cyfrowy celownik sprawia, że dalmierz Leica DISTO™
X6 idealnie nadaje się do pomiarów w jasnym świetle
słonecznym lub przy dużych odległościach.

Czytelne protokoły pomiarowe
Wszystkie wyniki pomiarów można prezentować
w raportach z pomiarów na dalmierzu Leica DISTO™
X6 i pobierać w biurze przez port USB. Dzięki temułatwo je zamieszczać w ofertach i załączać do faktur. Dane można także zaimportować do programu
Excel w celu dalszego powtarzania.
Pojemna pamięć
Wyjątkowo duża pamięć wbudowana pozwala
zapisać w dalmierzu Leica DISTO™ X6 wiele protokołów pomiarowych, co upraszcza dokumentację.
Gotowość do pomiarów 3D
Dalmierz Leica DISTO™ X6 można przekształcić
w wiarygodną stację pomiarową dzięki adapterowi
Leica DST 360-X, umożliwiającemu zbieranie danych
2D i 3D, które można następnie przetwarzać w aplikacji DISTO™ Plan lub oprogramowaniu CAD.
Przyjazne dla środowiska
Akumulatory litowo-jonowe używane jako źródło
zasilania są trwałe i przyjazne dla środowiska.
Możliwe jest nawet używanie urządzenia podczasładowania.

13Pakiet Leica DISTO™ X6-P2P
Zwiększona wydajność dzięki technologii P2P

Adapter Leica DST 360-X stanowi doskonałę uzupełnienie dalmierza Leica DISTO™ X6. Używając tej
niezawodnej stacji pomiarowej, można mierzyć odległości między dowolnymi dwoma punktami. A w połączeniu z aplikacją Leica DISTO™ Plan można rysować
plany powykonawcze w celu dalszego przetwarzania
w narzędziu CAD.

Technologia Leica P2P
Wydajne pomiary dla cyfrowych procesów
roboczych

Konstrukcja metalowa
Adapter jest w całości wykonany z metalu. Zapewnia
to maksymalną wytrzymałość i stałą precyzję.
Precyzyjne celowanieŚruby mikrometryczne umożliwiają precyzyjne namierzenie punktów pomiarowych w ciągu sekund.

Inteligentne we wnętrzach
Opracowane specjalnie przez Leica Geosystems
czujniki przekazują informację o kącie obrotu wraz
z pomiarem odległości, co umożliwia pomiaryw technologii P2P.
Technologia P2P to bezpieczna, dokładna i efektywna
metoda pomiarowa przeznaczona do pomiarów
w niedostępnych obszarach lub złożonych sytuacjach
pomiarowych. Umożliwia ona także kompletnie
cyfrową organizację pracy, ponieważ zarejestrowane
pomiary można następnie przetwarzać w dowolnym
oprogramowaniu CAD.
Pomiar w niedostępnych miejscachZależnie od oczekiwanego wyniku, dostępne są różne
funkcje pomiarowe. Jeśli chodzi tylko o określenieodległości między dwoma punktami, wystarczający
jest prosty pomiar P2P. Wypoziomowany pomiar P2Pokreśla dodatkowo różnicę wysokości, odległość
w poziomie oraz nachylenie linii łączącej oba punkty.
Technologia P2P umożliwia nawet złożone pomiary
powierzchni i kątów. Na podstawie pomiaru P2Pmożna określić pozycję względem linii odniesienia.

14

Zaawansowane funkcje i wizualizacjaDzięki aplikacji Leica DISTO™ Plan, wyniki pomiarówmożna łatwo udokumentować i zwizualizować. Można
na przykład tworzyć szczegółowe plany kondygnacjii ścian, łącznie z otworami na drzwi i okna. Możliwe
są także pomiary objętości, na przykład obliczanieobjętości wykopu, za pomocą funkcji „Roboty
ziemne”.
Perfekcyjne przygotowanie dla aplikacji CAD
Dane pomiarowe pozyskane z użyciem technologii
P2P można zapisać w dalmierzu Leica DISTO™ X6
w formacie DXF i pobrać przez interfejs USB do dalszego przetwarzania w aplikacjach CAD. Dane są dostępne jako rzut lub szkic (pliki DXF 2D), albo jakomodel 3D (pliki DXF 3D). Dane pomiarowe można
także przesyłać bezpośrednio na placu budowy do
laptopa w celu opracowywania w dowolnym oprogramowaniu CAD.

15

Aplikacja Leica DISTO™ Plan
Cyfrowe dokumentowanie pomiarów

Rejestrowanie
danych 2D i 3D dla
aplikacji CADUrządzenia Leica DISTO™ z funkcją P2P i aplikacjąDISTO™ Plan umożliwiają szczegółowe rejestrowanie
pomieszczeń przy użyciu współrzędnych 3D. To oznacza, że dane można łatwo przetwarzać w dowolnym
oprogramowaniu CAD.

5.000

Szkicowanie na zdjęciu — wymiarowanie
obiektów na zdjęciachDzięki technologii Bluetooth® Smart możesz przypisywać pomiary odległości do odpowiedniego elementu
na zdjęciu wykonanym za pomocą tabletu lub smartfona. W ten sposób wszystkie wyniki pomiarów
zostaną udokumentowane i będą mogły zostać opracowane później w biurze.
Sketch Plan — tworzenie planu w skaliŁatwo narysuj palcem szkic na ekranie dotykowym
swojego smartfona lub tabletu. Następnie wykonaj
pomiary i przypisz je do odpowiednich linii Twojego

16

Oprogramowanie Leica DISTO™ transfer umożliwia
przesłanie danych pomiarowych bezpośrednio doprogramów AutoCAD® lub BricsCAD® na placu budowy. W ten sposób możesz od razu rozpocząć pracę
z oprogramowaniem CAD i zrealizować projekt, bazując na danych pomiarowych.

Pomiar rzutu / elewacji — tworzenie dokumentacji
powykonawczej
Aplikacja Leica DISTO™ Plan obsługuje technologię
P2P, co pozwala na tworzenie szczegółowych planów
kondygnacji i ścian — łącznie z otworami na drzwi
i okna. Te plany można łatwo eksportować w formacie
DXF lub DWG.

5.000

Aplikacja Leica DISTO™ Plan pomaga dokumentować
i wizualizować pomiary. W ten sposób możesz łatwo
zaplanować kolejne etapy swojego projektu.

Leica DISTO™
transferszkicu. Funkcja automatycznego skalowania w aplikacji
dopasowuje długość linii, a wynikiem będzie skalowany plan, zawierający powierzchnię i obwód. Dzięki
temu łatwo przygotujesz szkic w formacie CAD.
Smart Room — planuj podczas pomiaru
Nowy, zintegrowany sensor z Leica DISTO™ X3, D5
i X6 umożliwia tworzenie dokładnych planów kondygnacji poprzez wykonanie pomiarów pomieszczenia,
w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po wykonaniu wszystkich pomiarów
aplikacja automatycznie wygeneruje plan. Możliwy
jest zapis każdego pomiaru i kąta pomiędzy dwoma
dowolnymi pomiarami w tym samym czasie.

Pomiar 3D — natychmiastowy podgląd mierzonego
obiektuDzięki tej funkcji, można wizualizować złożone pomiary 3D bezpośrednio na placu budowy i od razu
sprawdzić, czy nie brakuje jakiegoś punktu pomiarowego. Następnie można wyeksportować plik DXF lub
DWG dla oprogramowania CAD lub plik PDF.
Pomiar P2P — rejestrowanie objętości
Technologia P2P w połączeniu z aplikacją DISTO™
Plan umożliwia pomiary objętości, na przykład obliczanie wykopu przy użyciu funkcji „Roboty ziemne”.
Zmiana położenia instrumentu — wystarczyprzestawićJeśli w trakcie pomiaru typu Plan pomiarów lub Pomiar
3D nie wszystkie mierzone punkty są dostępne z jednego miejsca, można po prostu przestawić dalmierz
Leica DISTO™ X3 lub X6 z adapterem DST 360 / DST
360-X, a następnie ponownie zmierzyć co najmniej
trzy ostatnie punkty z nowego miejsca. Pozwoli tozdefiniować nowe położenie i kontynuować pomiary.

www.disto.com/apps

Aplikacje
opracowane dla
Leica DISTO™
Dalmierze Leica DISTO™ obsługują liczne aplikacje,
które można pobrać ze sklepu App Store lub Google
Play. Poznaj różne aplikacje i odkryj możliwości oferowane przez DISTO™.

AutoCADfirmy Autodesk

Orthograph
Magicplanfirmy Orthograph firmy Sensopia

MeasureMobilefirmy RFMS

Xactimatefirmy Xactware
Solutions

WinWorker
Raumaufmaß
firmy Sander +Partner17Możliwe są wszelkie pomiary
Optymalna funkcja dla każdej sytuacji

Wyzwalanie pomiaru gestem

Pomiar obiektów pochyłych

Wysokościowe pomiary śledzące

Pomiar technologią Point to Point
1

2

Pomiary powierzchni i objętości

Pomiar profili wysokościowych

Pomiary szerokości, wysokości i powierzchni

Inteligentny pomiar powierzchni

6
5
4

m³

m²

d

1

Funkcje z twierdzenia Pitagorasa

Wspomaganie prac malarskich

m²

3

2

h

Pomiar średnicy.dxf

Zapisywanie danych w plikach DXF

m²
.dxf

Smart Horizontal Modea aFunkcja tyczeniaaPrzesyłanie punktów

Tryb klawiatury
A

a

B

1
2
3
4
5
6

a

15:45
132

8

a b

9
10
11
12
13
14

16
17
18

a

18

b

b

123

19

Leica LinoWyjątkowa wydajność i wszechstronność
adapterów zaprojektowanych do
zastosowań w budownictwie

Nasze unikalne technologie
Innowacje od Leica Geosystems
Zdumiewająca widoczność

Tak jak wszystkie urządzenia Leica·Geosystems, produkty z serii Leica Lino przeznaczone są
dla profesjonalistów. Ułatwiają one pracę i poprawiają osiągane wyniki dzięki doskonałej jakości
wykonania, wysokiej wydajności i odpowiednio dobranym akcesoriom. Produkty najwyższej
jakości są przeznaczone do najdokładniejszej pracy.

Wszystkie produkty Leica Lino opierają się na wiedzy
i wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie optyki
i elektroniki. Rezultatem jest znakomita widoczność
i wysoka dokładność czerwonych i zielonych linii
laserowych.

Litowo – jonowa

Leica Lino ma wbudowaną baterię litowo-jonową,która zapewnia ciągłą pracę. Jedno ładowanie
zapewnia 24-godzinną żywotność baterii.

Magnetyczne adaptery

Produkty Leica Lino można łatwo łączyć z doskonale
zaprojektowanymi adapterami za pomocą mocnych
magnesów, co pozwala pracować szybciej i bardziej
precyzyjnie.

Wytrzymałość

Produkty Leica Lino są wykonane z wysokiej jakości
materiałów, dzięki czemu doskonale nadają się dopracy na budowie. Każdy produkt jest zgodny z normami jakości Leica Geosystems.

20

21

Przegląd instrumentów z serii Leica Lino
Który laser jest odpowiedni dla mnie?

Leica Lino L4P1

Skuteczny i wszechstronny — dowszystkich prac we wnętrzach
Leica Lino L4P1 jest najbardziej wszechstronnym laserem w swojej
klasie. Dzięki generowaniu wielu linii, laser ten nadaje się do przeróżnych zastosowań. Ponadto może on być obracany na płycie o 360°,
co sprawia, że tyczenie pod kątem 90° w dowolnym miejscu w pomieszczeniu jest łatwe.

Zastosowania
Ogólneistotnewłaściwości

P5

L2G

L2P5

L2P5G

L4P1

L6R

L6G

Zielony laser zapewnia lepszą widoczność
punktów i linii laserowych
Zalecany maksymalny zasięg roboczy
Dokładność poziomowania

W poziomie Osiowanie
Przenoszenie wysokości

30 m

25 m

35 m

25 m

35 m

15 m

25 m

35 m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

( )
( )

Precyzyjna regulacja dla np. sufitów
podwieszanych
W pionie

L2

Osiowanie

*

*

*

*

*

*

( )

Ręczna precyzyjna regulacja
Pionowanie

Przenoszenie punktów
z podłogi na sufit

Spadki

Zablokuj laser w celu
wyrównania spadku

TyczenieKąty prosteMożliwości Bardzo długa praca dzięki bateriom
zastosolitowo-jonowym
wania
Praca podczas ładowania

( )

( )

**

**

**

**

**

**

**

**

( )

Li-Ion: 24-godzinna żywotność baterii na jednym ładowaniu
Innowacyjna moc baterii litowo-jonowych: Baterie litowo-jonowe
zapewniają działanie przez 24 godziny. Te baterie można ładować,dzięki czemu są bardziej ekonomiczne niż standardowe bateriealkaliczne.
Inteligentne zasilanie: Baterie litowo-jonowe można zastąpić
bateriami alkalicznymi„Nieustanna gotowość do pracy” — jeśli zapomnisz naładować baterielitowo-jonowe, możesz z łatwością zastąpić je standardowymi
bateriami alkalicznymi.
Podstawa obrotowa 360° do szybkiego wyznaczania położenia
w pomieszczeniach
Pracując z Lino L4P1 możesz szybko tyczyć obiekty w pomieszczeniach. Obraca się o 360° nad wybranym punktem, a precyzyjna regulacja umożliwia szybkie ustawienie linii laserowej w pionie.

Możliwość pracy na bateriach alkalicznych
Najłatwiejszy montaż na adapter
z magnesami
Rozszerzenie zasięgu z detektorem*) Wymagane akcesorium UAL 130**) Wymagana bateria litowo-jonowa

22

23

Lasery liniowe i punktowe Leica Lino
Przewyższa konkurencję na całej linii,
punkt po punkcie
Litowo – jonowa
Innowacyjna moc baterii litowo-jonowych przez wiele
godzin. Koniec z przerwami w pracy na ładowanie baterii lub na ciągłą wymianę baterii alkalicznych.
Koncepcja potrójnego zasilania
Uruchom swój laser przy użyciu baterii litowo-jonowych, alkalicznych lub podłącz go do źródła zasilania.
Kontynuuj pracę dzięki koncepcji potrójnego zasilania
Magnetyczne adaptery
Inteligentne adaptery umożliwiają szybkie i precyzyjne pozycjonowanie instrumentu. Ustaw obrotowe
adaptery nad krawędziami i profilami wysokościowymi,
przymocuj je do żelaznych rur, szyn czy prętów.

24

Samoczynne poziomowanie
Leica Lino automatycznie skoryguje wychylenie, jeśli
nie przekroczy ono zakresu ± 4°. Jeżeli wychylenieurządzenia przekroczy granicę ± 4°, włączony zostanie alarm wizualny, aby zapobiec błędom pomiarowym. Oznacza to, że przygotowanie instrumentu do
rzutowania linii lub punktów jest szybkie i łatwe.

Zielone światło
Linie zielonego lasera Lino są nawet czterokrotnie
lepiej widoczne dla ludzkiego oka niż czerwone.
Dzięki temu zielone lasery są lepsze do pracy przywiększych odległościach oraz w jasnym świetle.

Duża szklana szyba
Optymalny kąt generowania wiązki zapewnia doskonałą widoczność lasera i większy zasięg, umożliwiając
pionowanie, poziomowanie i ustawianie elementów
pod kątem prostym na dużych odległościach.
Wytrzymała konstrukcja
Wszystkie urządzenia Leica Lino są zabezpieczone
przed działaniem wody i pyłu. Sprawia to, że​​doskonale sprawdzają się w warunkach panujących
na budowach.

Lino P5

Lino L2G

Lino L2P5G

Lino L6G

Prosto w sedno!
Zapomnij o pionach, linkach i poziomicach! Laser punktowy Leica Lino
P5 jest praktyczny i łatwy w obsłudze. Potrzebujesz tylko jednego
przycisku do obsługi wszystkich
jego funkcji. Szybko i dokładnierzutuje wszystkie potrzebne punkty, dzięki czemu jest wydajnym
rozwiązaniem do profesjonalnego
pionowania i osiowania.

Widoczność na nowym poziomie
Laser krzyżowy Leica Lino L2G generuje wyjątkowo dobrze widoczne
linie pod odpowiednim kątem
względem siebie. Instrument wykorzystuje najnowszą technologię zielonego lasera, co sprawia, że ​​linie
są jeszcze bardziej widoczne i wyraźne. W rezultacie linie odniesieniabędą lepiej widoczne, nawet w ekstremalnych warunkach oświetleniowych, czy na długich dystansach.

Wielofunkcyjność
Linie krzyżowe lasera Lino L2P5G
ułatwiają osiowanie, a pięć punktów laserowych umożliwia pionowanie, wyznaczanie lub przenoszenie pomierzonych punktów. Zieloneświatło zwiększa widoczność lasera
w jasnych i dużych pomieszczeniach. Zastosowanie baterii litowo-jonowych dodatkowo zwiększa
użyteczność instrumentu.

Dobrze widoczne linie lasera
Leica Lino L6G jest wyposażony
w zielone, ultramocne diody laserowe. Ich cienkie, wyraźnie widoczne
linie laserowe są idealne w jasnychi rozległych środowiskach pracy.
Ekscentryczna regulacja kierunku
linii pionowych (± 10°) nie, zmienia
ustawienia instrumentu nad punktem.

Lino L2

Lino L2P5

Lino L6R

Możesz polegać na jegowyraźnych liniach
Czasochłonne i żmudne rysowanie
linii na ścianach należy już do przeszłości. Leica Lino L2 projektuje
linie dokładnie, szybko i łatwo, gdy
Ty koncentrujesz się na wykonywanej pracy. Zwiększona moc lasera
poprawia widoczność linii i efektywność pracy w pomieszczeniach.

Połączenie punktów i linii
Leica Lino L2P5 łączy w sobie
wszystkie zalety laserów punktowych i krzyżowych Leica Lino. Przecinające się linie laserowe ułatwiają
osiowanie, a pięć punktów laserowych umożliwia pionowanie, wyznaczanie lub przenoszenie pomierzonych punktów. Sprawdzona
optyka Leica umożliwia generowanie bardzo długich i jasnych linii, coznacząco zwiększa zakres roboczy.

Precyzyjne osiowanie 3 x 360°
Czerwone, ultramocne diody laserowe Leica Lino L6R zapewniają
widoczność wszystkich trzech linii
lasera 360°. Pionowe linie laserałatwo wyregulować (± 10°) po ustawieniu punktu zenitu. Akumulator
Li-Ion zapewnia czas pracy do 36
godzin, natomiast inteligentna
koncepcja potrójnego zasilania(Triple-Power) gwarantuje nieprzerwaną pracę.

25

Leica DISTO™ i Leica Lino
Oryginalne akcesoria

DISTO™

Lino

Statywy >Leica TRI 75

Mały, przenośny statyw przeznaczony do codziennej pracy. Wyposażony w libelle pudełkową
i śruby umożliwiające dokładne ustawienie wysokości roboczej statywu. Rozkładany, długość od
0,42 m do 1,15 m. Nr art. 975 718

Leica TRI 105

Leica TRI 120

Leica GZM 27

Leica GZM 26

Leica GZM 30

Wysokiej jakości statyw z libellą pudełkową,umożliwia bardzo dokładne celowanie. Rozkładany, długość od 0,67 m do 1,80 m.
Nr art. 975 728

Łączniki skrętne na nogach statywu sprawiają, żejest on jeszcze bardziej stabilny. Składane nogi
sprawiają, że jest on kompaktowy. Długość po
rozłożeniu do 1,16 m. Idealny do każdego adaptera montowanego na statywie, przeznaczony
do wszystkich modeli Leica DISTO™.
Nr artykułu 848 788

Samoprzylepna tarcza gotowa do przymocowania w narożnikach i na krawędziach. Wymiary:
147 x 98 mm.
Nr art. 723 774

Do pomiarów na słabo odbijających powierzchniach. Dwustronny — szara strona na krótsze
dystanse i brązowa na dłuższe. Wymiary: 210 x
297 mm.
Nr artykułu 723 385

Samoprzylepna tarcza gotowa do montażu naznakach naziemnych. Wymiary: 274 x 197 mm.
Nr art. 766 560

Detektor >Systemy waliz >Leica TRI 200

Lekki i bardzo wytrzymały statyw aluminiowy
ze śrubą mocującą ¼", libellą pudełkową
i uchwytem zaciskowym do łatwego montażu.
Zakres roboczy wysięgnika od 0,75 m do 1,15
m. Idealny do pracy z adapterem Leica FTA
360 lub FTA 360-S.
Nr art. 828 426

Tyczka z zaciskiem
Leica CLR 290

Wyposażona w uniwersalną platformę montażową dla laserów liniowych i niwelatorów laserowych. Długość po rozłożeniu do 2,90 m. Łatwa
do zamontowania pomiędzy podłogą a sufitem.
Umożliwia montaż lasera na żądanej wysokości.
Nr art. 761 762

metaBOX

Niezwykle wytrzymała waliza do przechowywania,
ochrony i transportu dalmierza DISTO™ X6, adaptera DST 360-X i statywu TRI 120.
Nr art. 962 211 metaBOX 165 l
Nr art. 962 165 wkladka
Nr art. 979 673 płyta montażowa dla metaBOX
Nr art. 979 672 płyta adaptera do innych
systemów

Leica RGR 200

Leica RVL 80

Do wizualizacji czerwonych i zielonych linii laserowych na otwartej przestrzeni. Wyposażone
w skalę, magnes i składaną podstawkę ułatwiającą ustawienie. Wymiary: 150 x 74 mm.
Nr art. 758 831 (dla czerwonych laserów)
Nr art. 823 195 (dla zielonych laserów)

Jeden detektor wiązki lasera do wszystkich urządzeń laserowych! Wytrzymała obudowa zgodnaz normą IP65, z przednim i tylnym wyświetlaczem, w zestawie magnesy do mocowania na
suficie. Lokalizowanie czerwonej i zielonej wiązki
lasera z odległości do 80 m. Dla Leica Lino L2,
L2G, L2P5, L2P5G, L4P1, L6R i L6G.
Nr artykułu 866 090

Lokalizowanie linii czerwonego lasera z odległości do 80 m. Dla instrumentów Leica Lino L2,
L2P5, L4P1 i L6R.
Nr artykułu 838 757

Okulary laserowe Leica GLB 30 3 w 1

Leica GLB 10R/GLB 10G

Zapewniają lepszą widoczność plamki lasera
w warunkach panujących na zewnątrz. 3 różne
soczewki: poprawiająca widoczność wiązki lasera,
zapewniająca bezpieczeństwo pracy oraz zapewniająca ochronę przeciwsłoneczną.
Nr art. 780 117

Czerwone i zielone okulary laserowe przeznaczone są do poprawy widoczności linii i punktów
laserowych w jasnych pomieszczeniach i na zewnątrz do 15 metrów.
Nr art. 834 534 (dla czerwonych laserów)
Nr art. 772 796 (dla zielonych laserów)

Okulary >Zabezpieczenie >Adapter do DISTO™ >Leica DST 360

Tarcza celownicza Leica

Leica DST 360-X

Inteligentny adapter, który przekształci dalmierze Leica DISTO™ X3 i X6 w stacje pomiarowe DISTO™.
Umożliwia pomiary w technologii P2P, a nawet przekształca dalmierz w narzędzie do pomiaru rozkładu
pomieszczeń z użyciem aplikacji Leica DISTO™ Plan.
Nr art. 864 982 adapter DST 360 dla DISTO™ X3
Nr art. 946 095 adapter DST 360-X dla DISTO™ X6

Leica FTA 360

Wytrzymały adapter z precyzyjną regulacją do
wygodnego i dokładnego celowania. Adapter
ułatwia celowanie podczas pomiaru długich
celowych, zmniejsza do minimum rozbieżności
podczas wykonywania pomiarów pośrednich. Do
pracy w połączeniu ze statywami Leica TRI 70, TRI
100, TRI 120 i TRI 200.
Nr art. 799 301 do Leica DISTO™ D5

Zabezpieczenie przed upadkiem instrumentu
firmy Leica

Zabezpieczenie chroni instrument Leica Lino
przed upadkiem. Dla instrumentów Leica Lino
L6R, L6G i L4P1.
Nr art. 921 250Ładowarka >Adaptery do Lino >Tarcza celownicza >Leica UAL 130

Leica TPD 100 Kit

Leica GZM 3

POWERLINE 4 LIGHT

Uniwersalna szybka ładowarka UC 20Ładowarka samochodowa mini USB

Uniwersalny adapter do Lino pozwala łatwo
i precyzyjnie zmieniać wysokość Leica Linow zakresie do 130 mm. Można go używać z
nowymi instrumentami z serii Leica Lino —modele P5, L2, L2G, L2P5, L2P5G, L6R i L6G.
Nr art. 866 131

Tarcza celownicza dla lepszego namierzania celuz użyciem cyfrowego celownika na długich
dystansach. Zestaw z tyczką i libellą umożliwia
pomiar na słupach granicznych i wykonywanie
podstawowych zadań pomiarowych za pomocą
Leica DISTO™. Nr art. 601 2352

Tarcza celownicza jest idealna do pomiaru
wszystkich elementów o zróżnicowanych kształtach.   Krawędzie, łuki, narożniki mogą być mierzone z dowolnego stanowiska dalmierza.
Nr art. 820 943

Do ładowania 4 baterii typu AA lub AAA,wyposażona w 4 adaptery do gniazdek na całymświecie, w zestawie 4 baterie wielokrotnegoładowania typu AA / 2300 mAh.
Nr artykułu 806 679

Do ładowania 2 baterii typu AAA; wyposażona
w 4 wtyczki do gniazdek na całym świecie; w zestawie 2 baterie wielokrotnego ładowania typu
Micro AAA NiMH / 800 mAh. Nr art. 788 956

Do ładowania Leica DISTO™ przez łącze USB;bardzo mały — mieści się pod pokrywami gniazd;
moc wyjściowa: 5 V/1 A. Nr art. 806 566

26

27

Dane techniczne
Dane techniczne
Nr art.

Zestawy Leica DISTO™

D1

D110

D2

D5

X3

X6

843 418808 088837 031950 908

833 800

950 909Dostępność w zestawie, nr art.

Typowa dokładność pomiaru odległości
Zakres

950 879(w zestawie z FTA 360,
TRI 75 i metaBOX)± 2,0 mm

± 1,5 mm

± 1,5 mm

± 1,0 mm

950 878(w zestawi z DST 360-X,
TRI 120 i metaBOX)± 1,0 mm

± 1,0 mm0,2 do 40 m

0,05 do 60 m

0,05 do 100 m

0,05 do 200 m

0,05 do 150 m

0,05 do 250 m

metry, stopy, cale

metry, stopy, cale

metry, stopy, cale

metry, stopy, cale

metry, stopy, cale

metry, stopy, cale

10 m
6 mm

10, 50 m
6, 30 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

Dokładność czujnika pochylenia względem
wiązki lasera± 0,2°± 0,2°± 0,2°

Dokładność czujnika pochylenia względem
obudowy± 0,2°± 0,2°± 0,2°

Jednostki pomiaru dla czujnika pochylenia

0,0°, 0,00 %Jednostki pomiaru
Technologia X-Range Power
Odległość w metrach
Ø plamki lasera w mm
Czujnik pochylenia

0,0°, 0,00 %

0,0°, 0,00 %Zakres pomiaru Smart BaseW poziomie
W pionie

360°*-64° do > 90°*360°*-64° do > 90°*

Odległość w metrach
Typowa tolerancja funkcji P2P2, 5, 10 m*± 2, 5, 10 mm*

2, 5, 10 m*± 2, 5, 10 mm*

Maks. zakres poziomowania± 5° *± 5° *

Celownik z powiększeniem

4x

Pakiet Leica DISTO™ D5
Precyzyjne celowanie dalekiego zasięgu
Nr art. 950 879

4xFormat pliku obrazu

JPG

Format danych CAD na urządzeniu

DXF, CSV

Zapis plików CAD na urządzeniu

do 1000 punktówPamięć ostatnich pomiarów

10

50

20

Pamięć na raporty

300

Pakiet Leica DISTO™ X6 P2PNajlepsze rozwiązanie typu point-to-point
Nr art. 950 878Podświetlenie ekranu
Darmowe oprogramowanie dla Windows
Aplikacja dla iOS i Android
Obsługa Smart RoomInterfejs bezprzewodowy (niskie zużycie energii)

Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 4.2

Ilość pomiarów na jednym zestawie baterii

do 10 000**

do 10 000**

do 10 000**Żywotność baterii

do 20 h**do 20 h**do 20 h**Złącze USB-C do ładowania i pobierania

Bluetooth® 5

Bluetooth® 4.2

Bluetooth® 5

do 5000**

do 4000**

do 5000**

do 10 h**do 8 h**do 10 h**(tylko ładowanie)

Wielofunkcyjna końcówka
Automatyczne wykrywanie punktu odniesienia
dla końcówki
Gwint statywu
Baterie

typ AAA, 2 x 1,5 V

typ AAA, 2 x 1,5 V

typ AAA, 2 x 1,5 V

Czas ładowania
Stopień ochrony

1/4"

1/4"

1/4"

Litowo – jonowa

typ AA, 2 x 1,5 V

Litowo – jonowa

3h

3h

IP54

IP54

IP54

IP54

IP65

IP65

115 x 43,5 x 23,5 mm

120 x 37 x 23 mm

116 x 44 x 26 mm

144 × 60 × 24 mm

132 x 56 x 29 mm

155 × 68 × 25 mm

87 g

92 g

100 g

180 g

184 g

230 g

Testowany na upadek z 2 m
Wymiary
Waga z bateriami

Dotyczy wszystkich urządzeń

28

zgodnie z normą IEC 60825-1*) Dotyczy użycia z Leica DST 360 / DST 360-X**) mniej w przypadku korzystania z łączności
Bluetooth® lub adaptera Leica DST 360 / DST 360-X

metaBOXWaliza metaBOX jest niezwykle wytrzymała
i wstrząsoodporna — optymalnie chroni urządzenia
serii Leica DISTO™ przed kurzem i wilgocią. Można
w niej także bezpiecznie i w porządku przechowywać akcesoria. Dzięki możliwościom łatwego ustawiania łączenia pojemników, łatwo jedną ręką nosić
kilka urządzeń na plac budowy.
Nr art. 962 211 metaBOX 165 l
Nr art. 962 165 wkladka
Nr art. 979 673 płyta montażowa dla metaBOX
Nr art. 979 672 płyta adaptera do innych systemów

29Dane techniczne
Dane techniczne

P5Zasięg*

30 m

L2s

L2

Zasięg z detektorem wiązki
lasera*Dokładność poziomowania

L2P5

L2P5G

L4P1

25 m

L2Gs
35 m

L2G

25 m

35 m

15 m

L6Rs
25 m

L6R

L6Gs
35 m

L6G

80 m

80 m

80 m

80 m

80 m

70 m

70 m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

Zakres samoczynnego
poziomowania

± 4°

± 4°

± 4°

± 4°

± 4°

± 3°

± 4°

± 4°

Ilość punktów laserowych

5

4

4

1

Ilość linii laserowych
Kierunek wiązki

góra, dół, do przodu,
prawo, lewo

Dokładność punktów laserowych

2

2

2

4

3 x 360°3 x 360°

w pionie, w poziomie

w pionie, w poziomie

w pionie, w poziomie,
w górę, w dół, w prawo,
w lewow pionie, w poziomie,
w górę, w dół, w prawo,
w lewo3 linie pionowe, 1 linia
pozioma, 1 wiązka w dół

1 linia pionowa z przodu, 1 linia pionowa
z boku, 1 linia pozioma

1 linia pionowa z przodu, 1 linia pionowa
z boku, 1 linia pozioma± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m2

± 0,2°mm/ m

Dokładność linii poziomej
Dokładność linii pionowej
Typ lasera

635 nm/klasa 2± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0,2 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

635 nm/klasa 2

525 nm/klasa 2

635 nm/klasa 2

525 nm/klasa 2

635 nm/klasa 2

635 nm/klasa 2

525 nm/klasa 2

Typ baterii
AA 3 x 1,5 V

AA 3 x 1,5 V

Akumulator
litowo-jonowy(lub AA, 3 × 1,5 V)

AA 3 x 1,5 V

Akumulator
litowo-jonowy(lub AA, 3 × 1,5 V)

Akumulator litowo-jonowy(lub AA, 3 × 1,5 V)

Akumulator litowo-jonowy(lub AA, 3 × 1,5 V)

Akumulator litowo-jonowy(lub AA, 4 × 1,5 V)

AA 3 x 1,5 V

Akumulator
litowo-jonowy(lub AA, 3 × 1,5 V)

Czas pracy **do 37 h**(AA)

do 13 h**(AA)

do 44 h**(Li-Ion)do 7 h**(AA)

do 28 h**(Li-Ion)do 44 h**(Li-Ion)do 28 h**(Li-Ion)do 24 h**(Li-Ion)do 25 h**(AA)

do 36 h**(Li-Ion)Stopień ochrony

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

110 x 60 x 100 mm

110 x 60 x
100 mm110 x 60 x
100 mm110 x 60 x
100 mm110 x 60 x
100 mm110 x 60 x 100 mm

110 x 60 x 100 mm

147 x 147 x 181 mm

124 x 107 x
154 mm124 x 107 x
154 mm124 x 107 x
154 mm124 x 107 x
154 mmWaga z bateriami

495 g

500 g

530 g

500 g

530 g

530 g

530 g

1173 g

781 g

781 g

781 g

781 g

Gwint statywu

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

5/8" + 1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

P5, TWIST 360, uchwyt nabaterie alkaliczne, baterie
tradycyjne, tarcza
celownicza, twarda walizka

L2, TWIST 250,
uchwyt na
bateriealkaliczne,baterietradycyjne,
tarczacelownicza,miękkipokrowiec

L2,TWIST 250,
zestaw baterii
litowo-jonowych,ładowarka,
uchwyt na
bateriealkaliczne, tarcza
celownicza,
twarda walizka

L2G, TWIST 250,
uchwyt na
bateriealkaliczne,baterie, tarcza
celownicza,miękkipokrowiec

L2G, TWIST 250,
UAL 130, zestawbaterii
litowo-jonowych,ładowarka,
uchwyt na
bateriealkaliczne, tarcza
celownicza,
twarda walizka

L2P5, TWIST 360, zestawbaterii litowo-jonowych,ładowarka, uchwyt nabaterie alkaliczne, tarcza
celownicza, twarda walizka

L2P5G, TWIST 360, UAL
130, zestaw baterii
litowo-jonowych,ładowarka, uchwyt nabaterie alkaliczne, tarcza
celownicza, twarda walizka

L4P1,zestaw baterii
litowo-jonowych,ładowarka, uchwyt nabaterie alkaliczne, tarcza
celownicza, twarda walizka

L6R, uchwyt nabaterie alkaliczne,baterie, tarcza
celownicza, miękki
pokrowiec

L6R, TWIST 250,
UAL 130, zestawbaterii litowojonowych,ładowarka, uchwyt
na bateriealkaliczne, tarcza
celownicza, twarda
walizka

L6G, zestaw baterii
litowo-jonowych,ładowarka, uchwyt
na bateriealkaliczne, tarcza
celownicza, twarda
walizka

L6G, TWIST 250,
UAL 130, zestawbaterii litowojonowych,ładowarka, uchwyt
na bateriealkaliczne, tarcza
celownicza, twarda
walizka

Wymiary

Zawartość zestawu

Dane techniczne detektora
Funkcja

RVL 80RGR 200

wykrywanie czerwonych linii laserowych

wykrywanie czerwonych i zielonych linii laserowych

Zakres pracy*

5–80 m2–80 m

Dokładność

± 1 mm± 1 mm, ± 3 mm

Kanały dokładności

1

2

Okno wykrywania

20 mm

85 mm

635 nm ± 5 nm, czerwony

635 nm ± 5 nm - czerwony; 525 nm ± 5 nm - zielony

10 min30 minWykrywane spektrum
Automatyczne wyłączanieWyświetlacz cyfrowy

do 11 h**(Li-Ion)przód i tył

Magnesy do mocowania

tak
100 dB, 80 dB, 0 dB z możliwością przełączania

100 dB, 80 dB, 0 dB z możliwością przełączania

PP3 1 × 9 V/15 h

AA 2 × 1,5 V/40 h

Typ baterii / żywotność
Stopień ochrony

IP54

IP65

140 x 68 x 25 mm

158 x 73 x 26 mm

Waga z bateriami

165 g

250 g

Zawartość zestawu

RVL 80, uchwyt do montażu detektora, baterie tradycyjne,miękki pokrowiec

RGR 200, wytrzymały uchwyt do montażu detektora, baterie

Wymiary

Dotyczy wszystkich urządzeń

30

do 11 h**(Li-Ion)2Podświetlany wyświetlacz
Sygnał akustyczny

Akumulator Li-Ion(or AA 3 × 1,5 V)

zgodnie z normą IEC 60825-1*) zależnie od warunków oświetleniowych**) zależnie od trybu lasera

Bezpłatne rozszerzenie gwarancji
Zarejestruj swój produkt w ciągu ośmiu tygodni od daty zakupu na stronie www.disto.com/warranty
i korzystaj z 3-letniej gwarancji na urządzenia oraz 2-letniej gwarancji na baterie litowo-jonowe.

Pomocne porady i wskazówki
Na stronie www.disto.com/e-learning znajduje się szereg filmów instruktażowych, studiów przypadków
i samouczków prezentujących różne zastosowania i funkcje. Dowiedz się jak jeszcze efektywniej korzystać
z posiadanych urządzeń serii Leica DISTO™ lub Lino.

Skorzystaj z naszej bazy wiedzy
W razie jakichkolwiek problemów dotyczących obsługi posiadanego sprzętu Leica DISTO™ lub Lino, na stronie
www.disto.com/support, dostępnej bezpłatnie i bez rejestracji, szybko i bez wysiłku znajdziesz liczne artykuły
z pomocnymi informacjami.
31www.disto.com
Pieczątka dystrybutora

870798d_pl

Wszystkie ilustracje, opisy i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Copyright Leica Geosystems Sp. z o.o.,Warszawa, Polska 2023.