NP 事業部操作要領書DFS4 シリーズ
目次○Part1.瞬時流量警報設定方法……………………………………１〜７・1-1.上限警報設定………………………………………………１・1-2.下限警報設定………………………………………………２・1-3.簡易下限警報設定…………………………………………３・1-4.ヒステリシス設定…………………………………………４・1-5.アナログ出力特性の設定…………………………………５・1-6.ウインドコンパレータ出力の設定………………………６・1-7.周波数出力の設定…………………………………………７○Part2.積算出力設定方法…………………………………………８〜１１・2-1.積算方法……………………………………………………８・2-2.積算警報値下３桁の変更…………………………………９・2-3.積算警報値上３桁の変更…………………………………１０・2-4.積算値のリセット…………………………………………１１・2-5.積算モードから瞬時流量モードへの移行………………１１○Part3.表示数値の変更……………………………………………１２・3-1.表示数値の変更方法………………………………………１２○Part4.ファンクション選択………………………………………１３、１４・4-1.瞬時流量表示モードの各ファンクションについて……１３・4-2.積算モードの各ファンクションについて………………１４○Part5.表示について………………………………………………１５、１６・5-1.瞬時流量表示モードでの表示……………………………１５・5-2.積算モードでの表示………………………………………１６・5-3.その他の表示………………………………………………１６Part1．瞬時流量警報設定方法1−1．上限警報設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[UP]を選択します。

上限警報設定値（16.0L/min）と瞬時流量値（12.8L/min）を交互に表示します。この時にボタンを押すと上限警報設定モードに入ります。

警報設定値の変更方法は表示数値の変更方法を御覧下さい。(3−1．表示数値の変更方法参照)上限警報設定値を 15.0 に設定完了すると、上限警報設定値（15.0L/min）と瞬時流量値（12.8L/min）を交互に表示します。
ボタンを押すと再度上限設定が可能になります。
ボタンを押すことで、設定値が確定され、瞬時流量値を表示します。

注)ヒステリシスを設定の際は 1−４．ヒステリシス設定を参照して下さい。

1 / 161−2．下限警報設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[LO]を選択します。

下限警報設定値（5.0L/min）と瞬時流量値（12.8L/min）を交互に表示します。この時にボタンを押すと下限警報設定モードに入ります。

警報設定値の変更方法は表示数値の変更方法を御覧下さい。(3−1．表示数値の変更方法参照)下限警報設定値を 6.0 に設定完了すると、下限警報設定値（6.0L/min）と瞬時流量値（12.8L/min）を交互に表示します。
ボタンを押すと再度下限設定が可能になります。
ボタンを押すことで、設定値が確定され、瞬時流量値を表示します。

注)ヒステリシスを設定の際は 1−４．ヒステリシス設定を参照して下さい。

2 / 161−3．簡易下限警報設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[ESY]を選択します。

下限警報設定値（5.0L/min）と瞬時流量値（9.0L/min）を交互に表示します。

 ボタンを押すと瞬時流量の 50％を下限値と設定され、瞬時流量値と交互に表示します。ボタンを押すたびに下限は下記のように移行していきます。
50%→30%→20%→100%→50%→…

 ボタンで設定値を確定して瞬時流量値を表示します。

注) 設定値が 2L/min 以下になった場合、設定値は 2L/min となります。
瞬時流量は 9L/min の時 20%は 1.8L/min になりますが 1.8<2.0 のため、設定値は2.0L/min を警報値として設定します。

3 / 161−4．ヒステリシス設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[HYS]を選択します。
瞬時流量値（9.0L/min）とヒステリシス値（00）を交互に表示します。ボタンでヒステリシスの設定値が変更可能になります。
ヒステリシス設定範囲は 0~50％となります。
ボタンを押すたびに 1 ずつカウントアップします。
ボタンで桁上げを行います。
ボタンを押すたびに 1 ずつカウントアップします。
ボタンでヒステリシス値を決定します。
ヒステリシス値を 10%に設定完了すると、ヒステリシス値（10%）と瞬時流量値（9.0L/min）を交互に表示します。
ボタンを押すと再度下限設定が可能になります。
ボタンを押すことで、設定値が確定され、瞬時流量値を表示します。

4 / 161−5．アナログ出力特性の設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[ANG]を選択します。

瞬 時流量値(20.0L/min)時にアナログ出力が最大となります。ボタンで仕様を変更可能です。

瞬 時流量値(10.0L/min)時にアナログ出力が最大なります。ボタンで仕様を変更可能です。
瞬時流量値(5.0L/min)時にアナログ出力が最大なります。ボタンを押すたびにアナログ出力特性は下記のように移行していきます。
20.0→10.0→5.0→20.0→…
ボタンを押すとアナログ出力特性が確定して瞬時流量値を表示します。

5 / 161−6．ウインドコンパレータ出力の設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[WIN]を選択します。
上限警報値以下、下限警報値以上で警報出力が OFF、上限警報値以上、下限警報値以下で警報出力が ON となります。ボタンで論理の変更が可能です。
上限警報値以下、下限警報値以上で警報出力が ON、上限警報値以上、下限警報値以下で警報出力が OFF となります。ボタンで論理の変更が可能です。
ボタンを押すとウインドコンパレータ出力論理が確定して瞬時流量値を表示します。

注 1)上限警報値、下限警報値の決定は 1−1．上限警報設定、1−2．下限警報設定を参照して下さい。
注 2) ヒステリシスを設定の際は 1−４．ヒステリシス設定を参照して下さい。

6 / 16１−７．周波数出力設定ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[PUL]を選択します。
最大瞬時流量（20L/min）時の周波数（999Hz）を表示します。で周波数出力仕様が変更可能になります。
※出力周波数は渦信号周波数と 1 対 1 で伝えます。
最大瞬時流量（20L/min）時の周波数（100Hz）を表示します。で周波数出力仕様が変更可能になります。
※出力周波数は渦信号周波数と 1 対 10 で伝えます。
ボタンを押すと周波数出力仕様が確定して瞬時流量値を表示します。

注)999Hz、100Hz は参考値です。

7 / 16Part2．積算出力設定方法2−1．積算方法ボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[ADD ]を選択します。
積算値が 1200L となった場合、下 3 桁の数字(200)が常に表示されています。上３桁を表示したいときボタンを押します。

ボタンを離すと下３桁数字の表示に戻ります。

注)警報値の変更等は 2−2．下 3 桁警報値の変更〜2−４．積算モードから瞬時流量モードへ、を参照して下さい。

8 / 162−2．積算警報値下 3 桁の変更積算流量を表示している画面でボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[THL]を選択します。

警報しきい値の下 3 桁（例としては 999L）と積算値の下３桁（031L）を交互に表示します。
で設定可能になります。

変更方法は表示数値の変更方法をご覧ください。
（3−1．表示数値の変更方法参照）100L と設定した場合、数字 100 と積算値の下 3 桁を交互に表示します。ボタンを押すと再度下限設定が可能になります。ボタンを押すことで、設定値が確定され、積算流量値を表示します。

9 / 162−3．積算警報値上 3 桁の変更積算流量を表示している画面でボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[THU ]を選択します。
警報しきい値の上 3 桁（例としては 1000L）と積算値の上３桁（0L）を交互に表示します。
で設定可能になります。

変更方法は表示数値の変更方法をご覧ください。
（3−1．表示数値の変更方法参照）3000L と設定した場合、数字 003 と積算値の上三桁を交互に表示します。ボタンを押すと再度下限設定が可能になります。ボタンを押すことで、設定値が確定され、積算流量値を表示します。

10 / 162−４．積算値のリセット積算流量を表示している画面でボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[RST ]を選択します。
積算値がリセットされ再び 0L から積算を開始します。

2−5．積算モードから瞬時流量モードへの移行積算流量を表示している画面でボタンを数秒間押し続けるとファンクション選択になります。ボタンでファンクションを切り換えボタンでファンクション[Flo ]を選択します。
瞬時流量を表示します。

11 / 16Part3．表示数値の変更3−1．表示数値の変更方法10.0 を入力する場合一桁目を入力します (左図の場合は小数点第一位)。
ボタンを押すたびに下記の様にカウントアップしていきます。
1→2→…→8→0→1…
数字が決定したらボタンで桁上げを行います。

三桁目を入力します (左図の場合は 10 の位)。
数字が決定しボタンを押すと数値が 10.0 と決定されます。

12 / 16Part4．ファンクション選択4−1．瞬時流量表示モードの各ファンクションについて名称：上限警報の設定機能：上限警報出力を決定参照：1−1．上限警報設定名称：下限警報の設定機能：下限警報出力を決定参照：1−2．下限警報設定名称：簡易下限警報の設定機能：下限警報出力を簡易決定参照：1−3．下限警報設定名称：ヒステリシスの設定機能：警報出力のヒステリシスを決定参照：1−4．ヒステリシス設定名称：アナログ出力特性の設定機能：アナログ出力の仕様を決定参照：1−5．アナログ出力特性の設定名称：ウインドコンパレータ出力の設定機能：ウインドコンパレータ出力の仕様を決定参照：1−6．ウインドコンパレータ出力の設定名称：周波数出力の設定機能：周波数出力の仕様を決定参照：1−7．周波数出力設定名称：積算出力機能：積算流量を表示参照：2−1．積算方法13 / 164−2．積算モードの各ファンクションについて名称：積算警報値下３桁の設定機能：積算警報値下３桁を決定参照：2−2．積算警報値下 3 桁の変更名称：積算警報値上３桁の設定機能：積算警報値上３桁を決定参照：2−3．積算警報値上 3 桁の変更名称：積算値のリセット機能：積算値をリセットし再び 0L から積算開始参照：2−4．積算値のリセット名称：積算モードから瞬時流量モードへの移行機能：積算モードから瞬時流量モードへ移行参照：2−5．積算モードから瞬時流量モードへの移行14 / 16Part5．表示について5−1．瞬時流量表示モードでの表示1)下限警報出力の表示下限警報を出力すると瞬時流量値(2.1L/min)と下限警報[LO]を交互に表示します。

2)上限出力の表示上 限警報を出力すると瞬時流量値(16.1L/min)と上限警報[UP]を交互に表示します。

3)最小流量以下の表示瞬時流量値が最小表示流量(1.6L/min)以下の場合、最小流量警報[UDR]を表示します。

4)最大表示流量以上の表示瞬時流量値が最大表示流量(21.0L/min)以上の場合、最大流量警報[OVR]を表示します。

15 / 165−2．積算モードでの表示1)積算警報出力の表示積算値が積算警報値に達すると、積算値(100L)と積算警報[GOL]を交互に表示します。

2)積算値が 999,999L を超過した場合の表示積算値が積算可能範囲(999,999L)を超過した場合、積算値(999,999L)と積算可能範囲超過警報[OFL]を交互に表示します。

5−3．その他の表示電源電圧が仕様の 10.8V 以下になった場合、電源電圧警報[BAT]を表示します。

16 / 16