製品情報
製品番号360-STR-JA-10

品

サマリタン PAD 360P

名

製品番号350-STR-JA-10

品

サマリタン PAD 350P

名

製品番号450-STR-JA-10

品

サマリタン PAD 450P

名

次世代 AED
サマリタン PAD シリーズ
TM仕様
除細動部

外寸

波形

二相性（SCOPE™ Biphasic）

出力エネルギー

150J,150J,200J

除細動回数60回以上の電気ショック(200Jのエネルギーにて)

寸法20cm×18.4cm×4.8cm

重量1.1Kg（電極パッド、バッテリー含む）
G2020対応、日本語音声ガイダンス
CPRメトロノーム、IP56、CPR レートアドバイザー（450P）

その他

基本 構成

サマリタン PAD 360P / 350P / 450P
TM

【付属品】

• 小学生〜大人用(成人用)パッドパック×１個【その他 付属品】• キャリングケース×1個• 取扱説明書• 簡易操作説明・消耗品有効期限管理タグ×1個• レスキューセット×1個• オリエンテーションDVD【本体およびキャリングケース】【小学生〜大人用(成人用)パッドパック】

日常点検のお願い
AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、管理者を設定し、いつでも使用できるように、保守・管理が必要です。また、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。
・電極パッド、バッテリーは有効期限があります。

・未就学児 には、未就学児 用電極パッドを使用して下さい。

・電極パッドは再使用できません。

・未就学児 用電極パッドを備えた自動体外式除細動器が近くにないなど、

※

※

※

・AEDに不測の事態が発生した時、譲渡時、廃棄時には、 やむを得ず小学生〜大人用パッドを未就学児 に使用する場合には、製造販売業者又は販売業者にご連絡ください。
特に、2枚のパッドが触れ合うことがないよう、注意の上使用して下さい。
・添付文書をお読みください。
※未就学児とは、およそ6歳までの事を意味します。
※

販売名：サマリタン PAD ３６０P
医療機器承認番号：30300BZX00190000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売名：サマリタン PAD ３５０P
医療機器承認番号：22800BZI00030000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

販売名：サマリタン PAD ４５０P
医療機器承認番号：23000BZI00009000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

販売名：パッドパック ０３
医療機器届出番号：13B1X10209000902

お問合せ先

サマリタン PAD 360PTMHeartSine samaritan PAD 360P®

日本ストライカー株式会社 メディカル事業部〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
製品に関するお問い合わせは

0120-715-545 平日9:00〜17：00（土日、祝日、年末年始を除く）

SMRT-001-I
2023.3®

サマリタン PAD 350P
TM

HeartSine samaritan PAD 350P®

®

サマリタン PAD 450P
TMHeartSine samaritan PAD 450P®

®

大きな使 命を、小さなボディにサマリタン PAD 360P
TM

オートショック

AED

電気ショックまで自動でためらわずに救助ができる
オートショックAEDとはセミオートA ED サマリタン™ PA D 350Pは心電図解析後に電気ショックが必要と判断された場 合、救 助者 が 本体 のショックボタンを押して患者に電気ショックを与えるものでした。オート
ショックAEDのサマリタン™ PAD 360Pは、救助者の介入によるショックボタン押下を必要とせずに患者に適切な電気ショックを与える A ED です。救 助者がショックボタンを押すことをためらって、適切な電気ショックが行われないリスクを減らすことを目的として開発されました。

一 般的な AED(セミオートAED)との操作の違い
セミオートAED
サマリタン

TM

オートショック機能で救助者のAED 操作をサポート。
長寿命の本体・消耗品。
買替・交換を減らしトータルコストを削減。

オートショックAED

サマリタン T M PA D 360P

PAD 350P

気軽に持ち運べる1.1kg のコンパクトボディで設置場所を選ばない。

サマリタン™ PADシリーズは心電図を調べています。患者に触れないでください。

心電図の解 析開始ステップ

1ステップ

2ステップ

3

電気ショックが必要

ショックボタン

電気ショックが必 要です。
消灯

ショックボタンを押す

ショックボタン患者から離れてください。

オレンジ色のショックボタンを押してください。

電気ショック実施

本体パネルの光の点滅で救助者をサポートし、点滅

ショックボタン電気ショックが必要患者から離れてください。
電気ショックが必 要です。

そのまま待機患者から離れてください。
電気ショックを行います。3 、2 、1

自動的に電気ショックを実施

耳の不自由な方にもお使いいただけます。

ショックアイコン

電気ショック必要時に、ショックボタンを押す必要がありません

点滅

サマリタン PAD 350P

サマリタン PAD 360P
TM

電気ショックが必要な際にショックボタンを押す必要がありませんTM

ショックアイコン※ショックボタンがショックアイコンに変わりました。
※電気ショックが行われる際に点滅します。

点滅
ショックアイコン

操作が簡単！サマリタンTM PAD 360P のシンプルなステップ

電気ショックが行われました。

電気ショックが行われました。
消灯

消灯

AEDの電源をオンにする

電極パッドを装着する解析で必要と判断された場合電気ショックを自動で施す※ショックボタンはありません

胸骨圧迫（できる場合は、人工呼吸も含む）を開始

心肺蘇生を始めてください。
患者に触れても大丈夫です。

Easy

大きな使 命を、小さなボディに救助者を、「 安心」させたい。

サマリタン PAD 350P / 450PTM

1 気軽に持ち運べる1.1kgのコンパクトボディで設 置場所を選ばない。

「サマリタン™ PAD シリーズ」を選ぶ理由その①ケースに入れたまますぐに使用可能。
音声と光で 操作をサポート。

2 ケースに入れたまますぐに使用可能。音声と光で 操作をサポート。

音声と光で操作サポート

CPRレートアドバイザー機能 ※命設計の本 体・消耗品。
3 長寿買替・交 換を減らしトータルコストを削減。

センサーなしで胸骨圧迫のリアルタイムサポート●●●

電極パッドから、患者の胸郭インピーダンスの変化を検知
救助者が施す胸骨圧迫の回数をカウント
胸骨圧迫の実施有無、適切なスピードで早く押すべきか、ゆっくり押すべきかをフィード
バック

ケースのまま操作ができる

ICG Amplitude (Ohms)

ICG Rate“Push slower”“Good speed”“ よいテンポです ”

電極パッドも取出せる※450P のみの機能となります。

オートショックAED：自動でショックを実施
サマリタン™ PAD 360Pは電気ショック時に救助者の介入が必要ないAEDです。
救助者がショックボタンを押すことをためらって適切な電気ショックが行われないリスクを減らすことを目的に開発されました。また、救助者がショックボタンを押す際のストレスを自動で機械がショックを与えることにより低減することを目的としております。
※サマリタンTM PAD 360PのみオートショックAEDです。

サマリタン™ PADシリーズはAED の操作、迷わずにできますか?

本体パネルの光の点滅で救助者をサポートし、AEDを使う場面では、迷わず正しく1秒でも早く電気ショックをする事が求められます。しかし、ほとんどのAEDは専用のケースから取耳の不自由な方にもお使いいただけます。

り出さないと、電源ボタンを押すことも出来ません。パニックになっているときには、ケースから取り出す手間でさえ無くしたいものです。
「サマリタン™ PAD 350P/450P/360P 」は、ケースに入ったままで電源ボタンやショックボタンを操作※ したり、電極パッドを取りサマリタン™ PAD 3５0P 、サマリタン™ PAD 450Pはショックボタンの押下が必要な従来型のAEDです。

出したりする事が可能です。サマリタン™ の工夫は電源を入れる前の救命活動から始まっています。

サマリタン™ PAD 450Pは胸骨圧迫をサポートするCPRレートアドバイザー機能を搭載しております。

※サマリタンTM PAD 360PはオートショックAEDであり、ショックボタン操作は必要ありません。

PlaceCost「小さい」は新しい。

「真のコスト」を知るには長い目で。

「サマリタン™ PAD シリーズ」を選ぶ理由その②「サマリタン™ PAD シリーズ」を選ぶ理由その③

長寿 命設計の本 体・消耗品。
買替・交 換を減らしトータルコストを削減。

気軽に持ち運べる1.1kg 。
コンパクトボディで設 置場所を選ばない。

防塵・耐水※IP56を取得

耐用期間
メーカー保証

小型・軽量

本体8年

※1※1 LIFELINKcentral™への登録が必要です。
LIFELINKcentral™は、AED設置後のご活用をお手伝いするウェブベースのサポートプログラムで無料のサービスです。

もう、AEDを設置する場所に困ることはありません。

消耗品

交換

4年 に1回※2※3※2 保管環境などにより4 年より早く交換が必要となる場合がございます。
※3 運用方法によっては使用期限が 4 年以下の製品のご提供になる場合がございます。

AED 運用のトータルコストを抑えることができます。

不特定多数の人が行き交うビルや施設などでは、A ED が大きなキャビネットに入っているのを良く目にします。これは A ED が設置さA ED の本体や消耗品には耐用期間や交換サイクルがあります。たとえ A EDを使用しなかった場合にもこれを超過した場合は交換れていることをわかりやすく案内し、且つ、救命処置に必要と考えらえている毛布なども一緒に収納する事が出来るからです。

が必要です。このためA ED のコストを考える場合は、本体の耐用期間や、電極パッドやバッテリーなどの消耗品の交換頻度は重要なしかし、オフィスなどの身近な場所へ AEDを設置する場合、どこにでもキャビネットを置くようなスペースが確保できるとは限りません。

ポイントです。
「サマリタン™ PAD 350P/450P/360P」は、装置も消耗品の交換年数もロングライフ。AED 導入の時だけではなく、ラン「サマリタン™ PA D 350P/450P/360P 」は、ビジネスバックに入るぐらいのサイズで、重量はバッテリーを含め1.1kg 。しかも、防塵・ニングコストを含んだトータルコストが魅力的な AEDです。

耐水性能は塵挨の侵入や水の噴流にも耐えるIP56 等級 。サマリタン™ なら、もう設置場所にも持ち運びにも困ることはありません。
※

当社 AED 比較

当社 AED 比較

65%

サイズ
ダウン

当社
従来製品
※立法 体の体 積に換算して算出
当社従来製品
販売名：ライフパックＣＲ Ｐｌｕｓ
医療機器承認番号：21700BZY00251000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器

30%

コストダウン当社
従来製品※装置および消耗品のトータルコストを比較
当社従来製品
販売名：ライフパックＣＲ Ｐｌｕｓ
医療機器承認番号：21700BZY00251000
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器