BA02115F/33/JA/02.21
71537533
2021-08-30

Products

Solutions

01.00.zz (デバイスファームウェア)

取扱説明書
Micropilot FMR20
MODBUS RS485
非接触マイクロウェーブ式
粉体用

Services

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

1.

Order code: XXXXX-XXXXXX
Ser. no.:XXXXXXXXXXXX
Ext. ord. cd.: XXX.XXXX.XX

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress+Hauser
Operations App

3.

A0023555

2

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

目次

目次

5.2

5.1.13 FAU40 角度調節器 . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1.14 可変フランジシール . . . . . . . . . . . . . 22
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.1
6.2
6.3

6.4

ケーブルの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
機器の接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.3.1 Modbus RS485 接続のブロック回路図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.3.2 Modbus RS485 バス終端抵抗 . . . . . . 24
接続後の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

安全上の基本注意事項 . . . . . . . . . . . . . . 87

操作性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

作業員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5.1 CE マーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5.2 EAC 認証 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
機器固有の IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . 10
2.7.1 Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7.1
7.2

操作コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bluetooth® ワイヤレス技術を利用した操
作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Modbus プロトコルを介したリモート操作 . . 26

1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1
1.2

1.4
1.5

資料の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
使用されるシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 安全シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 特定情報および図に関するシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.1 技術仕様書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2 簡易取扱説明書（KA） . . . . . . . . . . . 6
1.3.3 安全上の注意事項（XA） . . . . . . . . . . 6
用語および略語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.3

2.6
2.7

3

製品説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1

製品構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

納品内容確認および製品識別表示 . . 12

4.1
4.2
4.3
4.4

納品内容確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
製品識別表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
製造者所在地 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1

設置条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.1 設置タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.2 ノズル取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1.3 容器内の設置位置 . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1.4 タンクに設置するための機器位置合わせ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.1.5 ビーム放射角 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1.6 プラスチックタンク内での測定 . . . . 18
5.1.7 日除けカバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1.8 溢れ防止チューブの使用 . . . . . . . . . 19
5.1.9 調整可能な取付ブラケットによる設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.10 回転可能なカンチレバーによる設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.11 水平取付ブラケットによる設置 . . . . 21
5.1.12 回転可能な取付ブラケットによる設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Endress+Hauser

12
12
12
13

7.3

8

Modbus プロトコルを介したシステ
ム統合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8.1

8.2

Modbus RS485 情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 Modbus 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2 Modbus 機能コード . . . . . . . . . . . . .
8.1.3 Modbus 例外 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.4 Modbus 特別データ型 . . . . . . . . . . .
Modbus プロトコルを介した測定変数 . . . . .

9設定および操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

9.1

設置および機能の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.1.1 設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.1.2 接続後の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SmartBlue（アプリ）を利用した設定 . . . . . 29
9.2.1 機器の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.2.2 SmartBlue のシステム要件 . . . . . . . . 29
9.2.3 SmartBlue アプリ . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.2.4 SmartBlue での反射波形表示 . . . . . . 30
操作ソフトウェアを介したレベル測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.3.1 SmartBlue 経由 . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.3.2 Modbus 経由 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.3.3 レベル値の % 表示 . . . . . . . . . . . . . . 33
測定モード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
データアクセス - セキュリティ . . . . . . . . . . 35
9.5.1 Modbus のアクセスコードを介したソフトウェアロック . . . . . . . . . . . . 35
9.5.2 Modbus を介したロック解除 . . . . . . 35
9.5.3 SmartBlue のアクセスコードを介したソフトウェアロック . . . . . . . . . . 35
9.5.4 SmartBlue を介したロック解除 . . . . 35
9.5.5 Bluetooth® ワイヤレス技術 . . . . . . . 36

9.2

9.3

9.4
9.5

27
27
27
27
27
28

3

目次

10

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

診断およびトラブルシューティン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

10.1 一般エラー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.2 エラー - SmartBlue 操作 . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10.3 診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.3.1 操作ツール上の診断イベント . . . . . . 39
10.3.2 操作ツール上の診断イベントのリ
スト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.3.3 Modbus 診断コードのリスト . . . . . . 40

11

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

11.1 アンテナ洗浄性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 プロセスシール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1215.3 「設定」 メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.3.1 「高度な設定」 サブメニュー . . . . . . 74
15.3.2 「通信」 サブメニュー . . . . . . . . . . . 84
15.4 「診断」 メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
15.4.1 「機器情報」 サブメニュー . . . . . . . . 88
15.4.2 「機器情報」 サブメニュー . . . . . . . . 90

4141

修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

12.1 一般情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12.1.1 修理コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12.1.2 機器の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12.1.3 返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
12.1.4 廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

13

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

13.1 機器固有のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
13.1.1 日除けカバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
13.1.2 溢れ防止チューブ 80 mm (3 in) . . . . 44
13.1.3 取付ブラケット、調整可能 . . . . . . . 45
13.1.4 UNI フランジ 3"/DN80/80、PP . . . . 46
13.1.5 UNI フランジ 4"/DN100/100、PP . . 47
13.1.6 回転可能なカンチレバー . . . . . . . . . 48
13.1.7 天井取付ブラケット . . . . . . . . . . . . . 52
13.1.8 回転可能な取付ブラケット . . . . . . . 53
13.1.9 水平取付ブラケット . . . . . . . . . . . . . 54
13.1.10 FAU40 角度調節器 . . . . . . . . . . . . . . 55
13.1.11 可変フランジシール . . . . . . . . . . . . . 56
13.2 サービス専用のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . 57

14

技術データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
性能特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
環境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
プロセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

15

操作メニュー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

15.1 Modbus パラメータの概要 . . . . . . . . . . . . . . 63
15.1.1 セクション：バースト読み取り . . . . 63
15.1.2 セクション：測定値 . . . . . . . . . . . . . 63
15.1.3 セクション：機器ステータス . . . . . . 64
15.1.4 セクション：機器情報 . . . . . . . . . . . 64
15.1.5 セクション：設置 . . . . . . . . . . . . . . 65
15.1.6 セクション：メンテナンス . . . . . . . 65
15.1.7 セクション：測定設定 . . . . . . . . . . . 66
15.1.8 セクション：通信 . . . . . . . . . . . . . . 67
15.2 操作ツール（SmartBlue）の概要 . . . . . . . . . 69

4

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

本説明書について

1

本説明書について

1.1

資料の機能

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階において必要とされる、以下を含む
あらゆる情報が記載されています。
• 製品識別表示• 納品内容確認
• 保管
• 設置
• 接続
• 操作
• 設定
• トラブルシューティング• メンテナンス• 廃棄

1.2

使用されるシンボル

1.2.1

安全シンボル!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。
!"

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2

特定情報および図に関するシンボル使用可許可された手順、プロセス、動作
推奨
推奨の手順、プロセス、動作使用不可
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料参照
図参照
注意すべき注記または個々のステップ
1. , 2. , 3.
一連のステップ

Endress+Hauser5本説明書について

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作・設定の結果
操作ツールによる操作
書き込み保護パラメータ1, 2, 3, ...
項目番号A, B, C, ...
図
安全上の注意事項
関連する取扱説明書に記載された安全上の注意事項に注意してください。

1.3

関連資料

以下の資料は、弊社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます（www.endress.com/downloads）。
同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。
• W@M デバイスビューワー（www.endress.com/deviceviewer）：銘板のシリアル番号を入力してください。
• Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の2D マトリクスコード（QR コード）をスキャンしてください。

1.3.1

技術仕様書

計画支援
本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。

1.3.2

簡易取扱説明書（KA）

簡単に初めての測定を行うためのガイド
簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

1.3.3

安全上の注意事項（XA）

認証に応じて、以下の安全上の注意事項（XA）が機器に同梱されます。これは、取扱説明書の付随資料です。
機器に対応する安全上の注意事項（XA）の情報が銘板に明記されています。

6

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

1.4

本説明書について用語および略語

BA
資料『取扱説明書』
KA
資料『簡易取扱説明書』
TI
資料『技術仕様書』
SD
資料『個別説明書』
XA
資料『安全上の注意事項』
PN
定格圧力
MWP
MWP（最大動作圧力/最大プロセス圧力）
MWP は銘板にも明記されています。
ToF
Time of Flight（飛行伝播時間）εr（Dk）
比誘電率
操作ツール「操作ツール」という用語は、以下の操作ソフトウェアの代わりに使用されます。
SmartBlue（アプリ）：Android または iOS 搭載のスマートフォンまたはタブレット端末を用いた操作用RTU
リモート伝送ユニット（Remote Transmit Unit）
BD
不感知距離：BD の範囲内では信号が解析されません。
PLC
プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
CDI
サービスインターフェース

1.5

登録商標

Modbus®
SCHNEIDER AUTOMATION, INC の登録商標です。
Apple®
Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Android®
Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。
Bluetooth®
Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser
は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Endress+Hauser

7安全上の基本注意事項

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

2

安全上の基本注意事項

2.1

作業員の要件設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
‣ 施設責任者の許可を得ている作業員であること。
‣ 各地域/各国の法規を熟知していること。
‣ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
‣ 本書の説明に従い、基本的な方針に従うこと。
オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
‣ 本書の説明に従うこと。

2.2

用途

アプリケーションおよび測定物
本書で説明する機器は、粉体の非接触連続レベル測定を目的とするものです。動作周波数が約 26 GHz、最大の電波強度が 5.7 mW、平均出力が 0.015 mW であることから、密閉された金属容器以外でも使用することが可能です。日本国内においては、密閉された金属容器でのみ使用してください。密閉容器以外で操作する場合は、機器を「設置」
セクションの指示に従って取り付けてください。本機器の操作によって、健康上のリス
クがもたらされることはありません。
「技術データ」に明記された限界値および取扱説明書やその他の関連文書に記載された条件を遵守した場合に、計測機器を以下の測定のためのみに使用できます。
‣ プロセス変数（測定値）：距離‣ プロセス変数（計算値）：任意の形状の容器の体積または質量
運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。
‣ 接液部材質が十分な耐性を発揮する測定物にのみ、本機器を使用してください。
‣ 制限値に従ってください（「技術データ」を参照）。
不適切な用途
不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。
不明な場合の確認：‣ 特殊な測定物および洗浄に使用する媒体については、製造者にお問い合わせください。Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供しますが、保証や責任は負いかねます。
残存リスク
稼働時のプロセスからの熱伝導および電子機器部内の消費電流により、電子機器部のハ
ウジングおよびそこに含まれる部品の温度が 80 °C (176 °F) まで上昇することがあります。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。
表面に接触すると、やけどを負う危険性があります。
‣ 測定物の温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3

労働安全

機器で作業する場合：‣ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。

8

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

2.4

安全上の基本注意事項

操作上の安全性

けがに注意！
‣ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
‣ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。
機器の改造
機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。
‣ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
修理
操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。
‣ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
‣ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
‣ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。
危険場所
危険場所で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください（例：爆発防止、圧力機器安全）。
‣ 注文した機器が危険場所仕様になっているか、銘板を確認してください。
‣ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5

製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。

2.5.1

CE マーク本計測システムは、適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。
Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの貼付により保証いたし
ます。

2.5.2

EAC 認証

計測システムは EAC ガイドラインの法的要求に準拠しています。関連の「EAC 適合性の宣言」にリストされていますが、同時に規格に適応しています。
エンドレスハウザーは本製品が試験に合格したことを、EAC マークの添付により保証いたします。

2.6

IT セキュリティ

Endress+Hauser は、取扱説明書に記載されている条件に従って、機器が設置および使用されている場合のみ保証いたします。本機器には、機器設定が意図せずに変更されることを防止するセキュリティ機構が備えられています。
弊社機器を使用する事業者の定義する IT セキュリティ規格に準拠し、なおかつ機器と機器のデータ伝送に関する追加的な保護のために策定される IT セキュリティ対策は、機器の使用者により実行されなければなりません。

Endress+Hauser

9安全上の基本注意事項

Micropilot FMR20 MODBUS RS4852.7

機器固有の IT セキュリティ

2.7.1

Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所（AISEC）
で試験された暗号化技術が使用されます。
• SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器を表示することはできません。
• 1 台のセンサと 1 台のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・
ポイント接続のみが構築されます。
• Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは SmartBlue を使用して無効にできます。

10Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

製品説明

3

製品説明

3.1

製品構成
4
3
2

5
6
7

1
8

9
A0046292

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Endress+Hauser

材質の概要
80 mm (3 in) アンテナ
センサハウジング：PVDF
シール：EPDM
背面プロセス接続：PVDF
ケーブルグランド：PA
コンジットアダプタ：CuZn ニッケルめっき
O リング：EPDM
カウンタナット：PA6.6
構成リング：PBT-PC
前面プロセス接続：PVDF

11

納品内容確認および製品識別表示

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

4

納品内容確認および製品識別表示

4.1

納品内容確認

納品時に、以下の点を確認してください。
• 発送書類のオーダーコードと製品ラベルに記載されたオーダーコードが一致する
か？
• 納入品に損傷がないか？
• 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか？
• 必要に応じて（銘板を参照）：安全上の注意事項（XA）が提供されているか？
1 つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2

製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。
• 銘板• 納品書に記載された拡張オーダーコード（機器仕様コードの明細付き）‣ 銘板のシリアル番号を W@M デバイスビューワーに入力してください（www.endress.com/deviceviewer）。
 機器に関するすべての情報および関連する技術資料の範囲が表示されます。

‣ 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、またはEndress+Hauser Operations アプリを使用して銘板に記載されている
2-D マトリクスコード（QR コード）をスキャンしてください。
 機器に関するすべての情報および関連する技術資料の範囲が表示されます。

4.3

製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 179689 Maulburg, Germany
製造場所：銘板を参照してください。

12

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

納品内容確認および製品識別表示

4.4

銘板
1

18
19

2
Order code:
Ser. no.:Ext. ord. cd.:

3
4
5

20

6
7
MWP:
Ta:
9
DeviceID:
FW:
12

14

21

8
Tp max:10

11
Dev.Rev.: 13 ex works

15

16
22

Mat.:

17

modification
23 X = ifsee
sep. label

24
Date:

25
A0029096

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Micropilot の銘板
製造者所在地
機器名
オーダーコード
シリアル番号（Ser. no.）
拡張オーダーコード（Ext. ord. cd.）
電源電圧
信号出力
プロセス圧力
許容周囲温度（Ta）
最大プロセス温度
機器 ID
ファームウェアバージョン（FW）
機器リビジョン（Dev.Rev.）
CE マーク機器バージョンに関する追加情報（認証、認定）
RCM
接液部の材質ロゴ
保護等級（例：IP、NEMA）
認証シンボル
認定および認証固有のデータ
安全上の注意事項（例：XA、ZD、ZE）の資料番号
変更マーク
2-D マトリクスコード（QR コード）
製造日：年、月

拡張オーダーコードは 33 文字まで銘板に表示することができます。拡張オーダ
ーコードにその他の文字が含まれる場合、これは表示されません。
ただし、完全な拡張オーダーコードは、機器の操作メニューの拡張オーダーコード
1～3 パラメータ を使用して表示させることも可能です。

Endress+Hauser

13

設置

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

5

設置

5.1

設置条件

5.1.1

設置タイプ
B

A

D

E

C

F

A0045309

3
A
B
C
D
E
F

壁面、天井、またはノズル取付け
壁面または天井取付け、調整可能
背面ネジで取付け
狭い場所への水平取付け
天井取付け、カウンタナットを使用（納入範囲に含まれる）可変フランジシールを使用した設置
FAU40 角度調節器を使用した設置

注意！
• センサケーブルは自己支持型ケーブルとして設計されていません。吊り下げる
ためには使用しないでください。
• 非接触アプリケーションの場合は、必ず機器を垂直位置で操作してください。

5.1.2

ノズル取付け

最適な測定を行うためには、アンテナがノズルから突き出るようにする必要があります。ノズル内面は滑らかで、角や溶接線が出ないようにしてください。可能な場合は、ノズルの縁を丸めてください。

14

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設置

L

L
D

D
A0046282

4

ノズル取付けノズルの最大長 L はノズル径 D に応じて異なります。
ノズルの直径および長さの限界値に注意してください。
80 mm (3 in) アンテナ、ノズル内に設置• D：最小 120 mm (4.72 in)• L：最大 205 mm (8.07 in)+ D × 4.5
80 mm (3 in) アンテナ、ノズル外に設置• D：最小 80 mm (3 in)• L：最大 D × 4.5

5.1.3

容器内の設置位置

1

2

3

BD
A

A0045323

5

容器内の設置位置• 可能な場合は、センサの下端がタンク内に突き出るように設置してください。
• 内壁からノズル外端の推奨距離 A：容器直径の約 ¹⁄₆。必ず、容器内壁から15 cm (5.91 in) 以上離して機器を取り付けてください。
• 容器の中央にセンサを設置しないでください。

Endress+Hauser

15

設置

Micropilot FMR20 MODBUS RS485• 投入カーテンの上からの測定は避けてください。
• リミットスイッチなどの内部固定具を避けてください。
• 不感知距離（BD）の範囲内では、信号は評価されません。そのため、これを使用してアンテナの近くの干渉信号（例：結露の影響）を抑制することができます。
0.1 m (0.33 ft) 以上の自動的な不感知距離が標準設定されています。ただし、これは手動で上書きできます（0 m (0 ft) も可能）。
自動計算：
不感知距離 = 空校正 - 満量校正 - 0.2 m (0.656 ft)。
空校正 パラメータまたは満量校正 パラメータに新しい値が入力されるたびに、この計算式を使用して不感知距離 パラメータが自動的に再計算されます。
計算結果の値が < 0.1 m (0.33 ft) の場合、不感知距離 0.1 m (0.33 ft) が引き続き使用
されます。

5.1.4

タンクに設置するための機器位置合わせ

90

90

°

°

• アンテナが測定対象物表面に対して垂直になるように位置合わせします。
• 穴付きの突起部を可能な限りタンク壁に向けて位置合わせします。

°

90

90
°
90

°
A0028927616

タンクに設置するための機器位置合わせEndress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設置

A

B

β

β

α

α

A0045325

7AB

製品安息角に対するセンサの位置合わせ
可変フランジシールを使用した設置
FAU40 角度調節器を使用した設置

外乱エコーを防止するため、角度を付けて設置された金属板を使用してください（必要に応じて）。

5.1.5

ビーム放射角D_W = 2 × D × tan α2αWA00462858ビーム放射角 α、距離 D、ビーム幅 W の関係

マイクロ波の出力エネルギーが最大出力密度の半分（3dB 幅）に達する範囲の角度 α が放射角と定義されます。マイクロ波は、信号ビームの外側にも放射され、干渉物に反射することがあります。
ビーム放射角 α および距離 D に応じたビーム幅 W：

Endress+Hauser

17

設置

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

80 mm (3 in) アンテナ、溢れ防止チューブ付き/なし、α 12 °W = D × 0.21

5.1.6

プラスチックタンク内での測定

2

3

1

A00295409123

金属製の干渉物がタンク外側にあるプラスチックタンク内の測定
配管、パイプ
はしご
グレーチング、手すり

タンクの外壁が非導電性材料（例：GFR）でできている場合、マイクロ波がタンクの外側にある干渉物に反射する可能性もあります。
最適化オプション• 可変フランジシール：可変フランジシールを使用すると、機器の位置を測定対象物表
面に合わせることができます。
• 角度調節器：
角度調節器付きの機器の場合、容器の状態に応じてセンサを最適に位置合わせできます。最大角度 β は ± 15 °です。
センサの位置合わせは主に以下のために行います。
• 不要反射の防止• コニカル部の最大測定範囲の拡大• 信号ビーム内に導電性材料製の干渉物が入らないように注意してください（ビーム幅
直径を計算するための情報については、「放射角」セクションを参照してください）。
詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

5.1.7

日除けカバー

屋外で使用する場合は、日除けカバーを推奨します。
日除けカバーはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

18

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設置

A0046286

 10

日除けカバー

センサは日除けカバーで完全には覆われません。

5.1.8

溢れ防止チューブの使用

自由空間設置および/または浸水のリスクがあるアプリケーションの場合は、溢れ防止
チューブを使用する必要があります。
粗粒の材料および溢れ防止チューブの使用により、最適な結果を得ることができます。
溢れ防止チューブはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

2

1

3
4

A0045326

 11
1
2
3
4

溢れ防止チューブの機能

空間
O リング（EPDM）シール
不感知距離
最大レベル

チューブは直接センサにねじ込まれ、O リングによりシステムが密閉されます。溢れ防止チューブが浸水した場合は、チューブ内に発生した空間によりチューブの終端で直Endress+Hauser

19

設置

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

接、定義された最高レベルの検出が可能です。不感知距離がチューブ内にあるため、多重エコーは解析されません。
溢れ防止チューブ用のパラメータ設定
溢れ防止チューブ使用時の不感知距離の設定‣ 次の項目に移動します。メインメニュー → 設定 → 高度な設定 → 不感知距離 100 mm (4 in) を入力します。
溢れ防止チューブを設置し、不感知距離を設定した後でマッピングを実行します。
1.

次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実際の値を比較します。

2.

次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点
 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。

3.

次の項目に移動します。設定 → 現在のマッピング
 マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

5.1.9

調整可能な取付ブラケットによる設置

取付ブラケットはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A0046287

 12

調整可能な取付ブラケットによる設置• 壁面または天井取付けが可能です。
• 取付ブラケットを使用して、測定対象物表面に対してアンテナが垂直になるように位置合わせします。
注記
取付ブラケットと変換器ハウジングは導電接続されません。
帯電する可能性があります。
‣ 取付ブラケットは現場の等電位接地システムに統合してください。

5.1.10

回転可能なカンチレバーによる設置

カンチレバー、壁面ブラケット、取付フレームはアクセサリとして注文できます。

20

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設置

A

B

C

A0045327

 13
A
B
C

回転可能なカンチレバーによる設置

カンチレバーと壁面ブラケットによる設置
カンチレバーと取付フレームによる設置
回転可能なカンチレバー

5.1.11

水平取付ブラケットによる設置

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A0045328

 14

水平取付ブラケットによる設置（溢れ防止チューブなし）

5.1.12回転可能な取付ブラケットによる設置

回転可能な取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサ
リ」）。
A

B

A0045329

 15
A
B

Endress+Hauser

回転可能および調整可能な設置

カンチレバーと壁面ブラケットによる設置
回転可能および調整可能なカンチレバー（測定物に対する機器の位置合わせのため）

21

設置

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

5.1.13

FAU40 角度調節器

FAU40 角度調節器を使用すると、アンテナ軸の傾斜角度を全方向に最大 15 ° まで設定することができます。角度調節器は、レーダービームを粉体に対して最適に向けるために使用されます。
FAU40 角度調節器はアクセサリとして用意されています。
15°

15°

A0045332

 16

角度調節器付き Micropilot FMR20

5.1.14可変フランジシール

可変フランジシールを使用して、レーダービームを粉体に最適に向けることができます。
可変フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

8°

8°
A0045331

 17

5.2

可変フランジシール付き Micropilot FMR20

設置状況の確認

機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
機器が湿気および直射日光から適切に保護されているか？
機器が適切に固定されているか？

22

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

電気接続

6

電気接続

6.1

ケーブルの割当て
2
1+

D0 / A (+)
D1 / B (-)
3
4A0037750

 18
1
2
3
4

FMR20 ケーブルの割当て、Modbus

プラス、茶色線
マイナス、青色線
Modbus D0/A (+)、白色線
Modbus D1/B (-)、黒色線

6.2

電源電圧

5～30 VDC
外部電源が必要です。
バッテリー操作バッテリーの動作寿命を延長するために、センサの Bluetooth® ワイヤレス技術通信をオフにすることが可能です。
電位平衡
電位平衡に関して特別な措置を講じる必要はありません。
Endress+Hauser ではアクセサリとして各種の電源ユニットを用意しています。

6.3

機器の接続

6.3.1

Modbus RS485 接続のブロック回路図

RS485 接続は、危険な環境で使用するための RS485-IS 仕様要件を満たしています。

Endress+Hauser

23

電気接続

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

1-

DO / A(+)+

D1 / B(-)

-

+
+

2

3

A0037751

 19
1
2
3

Modbus RS485 接続のブロック回路図

Modbus 通信付き機器
Modbus マスター/RTU
電源

RS485 バスに最大 32 のユーザーを接続できます。
1
+

+

-

2

4

DO / A(+)

DO / A(+)

D1 / B(-)

D1 / B(-)

3

A0038149

 20
1
2
3
4

Modbus RS485 接続、複数ユーザーのブロック回路図

電源
Modbus 通信付き機器
バス・ターミネーション
Modbus マスター/RTU

バスケーブルは、最大長 1 200 m (3 937 ft) のタイプ A フィールドバスケーブルでなければなりません。
機器を危険な環境に設置する場合、ケーブル長は 1 000 m (3 281 ft) を超えてはな
りません。
RS485 バスの両端に終端抵抗を接続する必要があります。

6.3.2

Modbus RS485 バス終端抵抗

バス終端抵抗は RS485-IS 仕様に従って設置しなければなりません。
+
510 ΩDO / A(+)
200 Ω
D1 / B(-)
510 Ω
A0038150

 21

24

RS485-IS 仕様に準拠するバス終端抵抗の図示

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

6.4

電気接続

接続後の確認機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？
ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか？
供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか？

Endress+Hauser

25

操作性

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

7

操作性

7.1

操作コンセプト• Modbus• SmartBlue（アプリ）、Bluetooth® ワイヤレス技術を経由• 操作ツールの個別のパラメータ機能に関する簡単な説明付きのメニューガイダンス

7.2

Bluetooth® ワイヤレス技術を利用した操作

3

2

1

A0046293

 22
1
2
3

Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したリモート操作が可能

変換器電源ユニット
スマートフォン/タブレット、SmartBlue（アプリ）搭載
Bluetooth® ワイヤレス技術搭載の変換器

7.3

Modbus プロトコルを介したリモート操作
2
3

4

1

5

6
A0046459

 23
1
2
3
4
5
6

26

Modbus プロトコルを介したリモート操作用オプション

Modbus 操作ツール搭載のコンピュータ（ユーザーアプリケーション、端末アプリケーションなど）
Modbus 搭載のリモート伝送ユニット（RTU）（例：Fieldgate FXA42）
Memograph M RSG45
Modbus RS485
スマートフォン/タブレット、SmartBlue（アプリ）搭載
Modbus および Bluetooth® ワイヤレス技術を搭載した変換器

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

Modbus プロトコルを介したシステム統合

8

Modbus プロトコルを介したシステム統合

8.1

Modbus RS485 情報

8.1.1

Modbus 設定

Bluetooth および Modbus を介して以下の設定をカスタマイズできます。
設定

オプション

デフォルト

データビット

7,8

8

パリティ

偶数、奇数、なし

偶数

ストップビット

1,2

1Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200

9600

プロトコル

RTU、ASCII

RTU

アドレス指定1～200

200

最小ポーリング間隔

500 ms8.1.2

Modbus 機能コード

機能コード

アクション

レジスタタイプ

コマンドタイプ

03 (0x03)

単一 / 多重読み取り

保持レジスタStandard

06 (0x06)

単一書き込み保持レジスタStandard

16 (0x10)

多重書き込み保持レジスタStandard

8.1.3

Modbus 例外

例外

出力点数

説明

MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION

01 (0x01) 機能コードはサポートされない

MB_EX_ILLEGAL_DATA_ADDRESS 02 (0x02) レジスタアドレスは使用できない
MB_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE

03 (0x03) データ値は許可されない（例：float32 を char8 レジスタに書き込み）
読み取り専用レジスタへの書き込みにも適用されます。

8.1.4

Modbus 特別データ型

データ型

各
パ
ラ
メ
ー
タ
の
レ
ジ
ス
タ

説明

float32(IEEE754)2

float32 は 4 バイトで構成されるため、データ型が float32 のパラメータは、Modbus を介して伝送される 2 つの 16 ビットワードに分割する必要があります。そのため、float32 型のパラメータを読み取るには、2 つの連続した Modbus レジスタを読み取らなければなりません。
Modbus レジスタ [n]Endress+Hauser

Modbus レジスタ [n+1]27Modbus プロトコルを介したシステム統合

データ型

各
パ
ラ
メ
ー
タ
の
レ
ジ
ス
タ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

説明

バイト A

バイト B

バイト C

バイト D

float32 値
uint32 /int32

2float32 データ型に適用されるものと同じ条件が、uint32 / int32 データ型にも適用されます。
Modbus レジスタ [n]バイト A

Modbus レジスタ [n+1]
バイト B

バイト C

バイト D

uint32 / Int32 値
string（char8 配列）

0.5

文字列の 1 文字は 1 バイトしか必要としないので、常に 2 文字が Modbus レジスタにパックされます。また、データ型が string のパラメータの長さは、60 文字に制限されます。
Modbus レジスタ [n]char8 [n]8.2Modbus レジスタ [n+1]char8 [n+1]char8 [n+2]char8 [n+3]Modbus プロトコルを介した測定変数

最も重要な 8 つのプロセスパラメータは、バーストパラメータとして Modbus アドレス
範囲の最初のアドレスにマッピングされます。これにより、このパラメータは 1 回の測定伝送で読み取ることができます。すべてのパラメータは Float32 型で使用できます。
Memograph M RSG45 または Fieldgate FXA30b Modbus マスターを使用する場合
は、レジスタアドレスを 1 つ増やす必要があります（レジスタアドレス +1）。これは他のマスターにも適用されます。

28

Modbus アドレス

パラメータ名

説明

SI 単位

5000

MODB_PV_VALUE

リニアライズさ リニアライゼーション方式にれたレベル（PV） 依存

5002

MODB_SV_VALUE

距離（SV）m

5004

MODB_TV_VALUE

エコーの相対振
幅（TV）

dB

5006

MODB_QV_VALUE

温度（QV）°C

5008

MODB_SIGNALQUALITY

信号品質

-

5010

MODB_ACTUALDIAGNOST 現在の診断番号
ICS

-

5012

MODB_LOCATION_LONGI
TUDE

経度座標

°

5014

MODB_LOCATION_LATIT
UDE

緯度座標

°

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設定および操作

9

設定および操作

9.1

設置および機能の確認

設定を行う前に、設置状況の確認および配線状況の確認を実施してください。

9.1.1

設置状況の確認

機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
機器が湿気および直射日光から適切に保護されているか？
機器が適切に固定されているか？

9.1.2

接続後の確認機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？
ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか？
供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか？

9.2

SmartBlue（アプリ）を利用した設定

9.2.1

機器の要件

SmartBlue による設定は、機器に Bluetooth 機能が装備されている場合にのみ可能です（Bluetooth モジュールが工場出荷前に組み込まれている、または後付けされている）。

9.2.2

SmartBlue のシステム要件

SmartBlue のシステム要件
SmartBlue は Android 機器の場合は Google Play ストア、iOS 機器の場合は iTunes スト
アからダウンロードできます。
• iOS 搭載機器：
iPhone 4S または iOS 9 以降、iPad 2 または iOS 9 以降、iPod touch 第 5 世代またはiOS 9 以降
• Android 搭載機器：
Android 4.4 KitKat 以降および Bluetooth® 4.0 以降

9.2.3
1.

SmartBlue アプリ

QR コードをスキャンするか、または App Store の検索フィールドに「SmartBlue」と入力します。
A0039186

 24

Endress+Hauser

ダウンロードリンク

2.

SmartBlue を起動します。

3.

表示されたライブリストから機器を選択します。

29

設定および操作

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

4.

以下のログインデータを入力します。
 ユーザー名：admin
パスワード：機器のシリアル番号5.

詳細については、アイコンをタップします。
初回のログイン後にパスワードを変更します。

9.2.4

SmartBlue での反射波形表示

SmartBlue では反射波形の表示と記録が可能です。
反射波形以外にも、以下の値を表示できます。
• D = 距離
• L = レベル• A = 絶対振幅
• スクリーンショットをとると、表示部分（ズーム機能）が保存されます。
• ビデオシーケンスの場合は常に、ズーム機能なしで全面が保存されます。

1

2
3
4

5
A0029486

 25
1
2
3
4
5

30

SmartBlue（Android 版）での反射波形表示（例）

ビデオ記録
スクリーンショット作成
マッピングメニューの表示
ビデオ記録の開始/停止
時間軸上の時刻移動

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設定および操作

2
3

1

4

5
A0029487

 26
1
2
3
4
5

SmartBlue（iOS 版）での反射波形表示（例）

ビデオ記録
スクリーンショット作成
マッピングメニューの表示
ビデオ記録の開始/停止
時間軸上の時刻移動

9.3

操作ソフトウェアを介したレベル測定の設定

R

BD
100%

D

E
F

L
0%

A0045565

 27
R
D
L
E
F
BD

粉体のレベル測定用パラメータの設定

測定基準点
距離
レベル
空校正（= ゼロ点）
満量校正（= スパン）
不感知距離

9.3.1

Endress+Hauser

SmartBlue 経由

1.

次の項目に移動します。設定 → 距離の単位 距離を計算するための長さの単位を選択します。

2.

次の項目に移動します。設定 → 空校正
 空距離 E（測定基準点 R から最低レベルまでの距離）を設定します。

31

設定および操作

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

3.

次の項目に移動します。設定 → 満量校正
 満量距離 F（スパン：最高レベル - 最低レベル）を設定します。

4.

次の項目に移動します。設定 → 距離
 測定基準点（フランジ下端/最後のセンサネジ山）からレベルまで測定された
現在の距離 D を表示します。

5.

次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実際の値を比較します。

6.

次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点
 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。

7.

次の項目に移動します。設定 → 現在のマッピング
 マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

8.

設定 → 距離の確定

9.

次の項目に移動します。設定 → レベル
 測定されたレベル L を表示します。

10. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
 解析されたレベルエコーの信号品質を表示します。

9.3.2

32

Modbus 経由

1.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5262（float32）（LE_EMPTY）
 空距離 E を書き込みます。

2.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5264（float32）（LE_FULL）
 満量距離 F（スパン：最高レベル - 最低レベル）を書き込みます。

3.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5105（float32）（LCRS_DISTANCE_VALUE）
 測定基準点（フランジ下端/最後のセンサネジ山）からレベルまで測定された
現在の距離 D を表示します。

4.

距離が OK の場合：
次の項目に移動します。距離 OK → Modbus レジスタ 5266（uint16）（LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL）
 距離 OK（値：32859）を書き込みます。
 MAP が記録されます。

5.

距離が OK でない場合：
次の項目に移動します。距離 OK → Modbus レジスタ 5266（uint16）（LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL）
 MAP の手動記録（値：179）を開始します。

6.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5267（float32）（LCRS_MAPPING_ENDPOINTCTRL）
 実際の距離 - 0.1m を書き込みます。
 MAP はこの距離まで記録されます。

7.

マッピング終了 → Modbus レジスタ 5266（uint16）（LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL）
 マッピング終了（値：32862）を書き込みます。

8.

または：何も実行しません。
 マッピングは記録されません。-> 初期設定が使用されます。

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設定および操作

9.3.3

レベル値の % 表示

レベルに比例する標準化された信号（例：0～100 % レベル）を 満量校正 で計算でき
ます。
X

レベル

Y

出力信号（%）

X1

0.00 m (0.00 ft)

Y1

0%

X2

値 F（=Full）

Y2

100 %

Modbus による設定
1.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5284（float32）
 X1 = 0 % のレベル値（m / ft）を設定します。

2.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5286（float32）
 Y1 = 0 % を入力します。

3.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5288（float32）
 X2 = 100 % のレベル値（m / ft）を設定します。

4.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5290（float32）
 Y2 = 100 % を入力します。

5.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5282（uint16）（UIDHPM_LE_CSTLINTYPE_0）
 リニアライゼーション方式のテーブル（値：33171）を書き込みます。

6.

次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5283（uint16）
 長さの単位を選択します。

選択/入力• 1095 = [short Ton]
• 1094 = [lb]• 1088 = [kg]• 1092 = [Ton]• 1048 = [US Gal.]• 1049 = [Imp. Gal.]• 1043 = [ft³]• 1571 = [cm³]• 1035 = [dm³]• 1034 = [m³]• 1038 = [l]• 1041 = [hl]• 1342 = [%]• 1010 = [m]• 1012 = [mm]• 1018 = [ft]• 1019 = [inch]• 1351 = [l/s]• 1352 = [l/min]• 1353 = [l/h]• 1347 = [m³/s]• 1348 = [m³/min]• 1349 = [m³/h]• 1356 = [ft³/s]• 1357 = [ft³/min]• 1358 = [ft³/h]• 1362 = [US Gal./s]• 1363 = [US Gal./min]• 1364 = [US Gal./h]Endress+Hauser

33

設定および操作

Micropilot FMR20 MODBUS RS485• 1367 = [Imp. Gal./s]• 1358 = [Imp. Gal./min]• 1359 = [Imp. Gal./h]• 32815 = [Ml/s]• 32816 = [Ml/min]• 32817 = [Ml/h]• 1355 = [Ml/d]7.

次の項目に移動します。リニアライゼーションテーブルの起動 -> Modbus レジス
タ 5415（uint16）（UIDHPM_LE_CT_ACTTABLE_0）
 リニアライゼーションテーブルの起動（値：32887）を書き込みます。

SmartBlue による設定
1.

次の項目に移動します。メインメニュー → 設定 → 高度な設定 → リニアライゼー
ションの方式 リニアライゼーション方式のテーブルを選択します。

2.

リニアライゼーションテーブルを選択します。

3.

X1 = 0 % のレベル値（m / ft）を設定します。

4.

X2 = 100 % のレベル値（m / ft）を設定します。

5.

リニアライゼーションテーブルを起動します。

9.4

測定モード

次の測定モードを使用できます。
• 連続モード（標準モード）
機器は毎秒 1 回、継続的に測定します。
• 単発モード
機器は 1 回しか測定を実行せず、その後は消費電力が少ないモードになります。これにより、機器の消費電力を削減できます。
測定モードは、以下の方法で設定できます。
• Modbus 経由
Modbus レジスタ 5426（uint16）（MODB_RUNMODE）→ 3494（単発モード）または 1380（連続モード）を書き込みます。
• アプリ経由
次の項目に移動します。設定 → 通信 → 高度な設定 → 測定モード
単発モードでは、次の基準で測定を開始できます。
• スタートアップ
機器が始動すると、単発モードで測定が行われます。
• Modbus レジスタ 5427（uint16）（MODB_MEASUREMENT_ TRIGGER）に値 32965を書き込んだ場合

34

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設定および操作

9.5

データアクセス - セキュリティ

9.5.1

Modbus のアクセスコードを介したソフトウェアロック

アクセスコード（ソフトウェアロック）を使用して、設定データを書き込み保護にすることが可能です。

‣ 次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5272（uint16）（LCRS_ENTERPRIVATECODE）→ アクセスコード設定 → Modbus レジスタ 5273
（uint16）（LCRS_CONFIRMPRIVATECODE）→ アクセスコードの確認

新しいアクセスコードは、最後に使用されたアクセスコードとは異なるもので、「0000」以外でなければなりません。
• アクセスコードは、別の（誤った）コードが入力された場合、または機器の電源が切れた場合にのみアクティブになります。
• アクセスコードを設定すると、書き込み保護された機器は、アクセスコード入力
パラメータでアクセスコードを入力しない限りメンテナンスモードに切り替えることはできません。初期設定を変更していない場合、または「0000」と入力
した場合は機器がメンテナンスモードになり、その設定データは書き込み保護されず、いつでも変更できる状態となります。

9.5.2
Modbus を介したロック解除‣ 次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5271（uint16）（STD_ACCESSCODE）→
アクセスコード入力

9.5.3

SmartBlue のアクセスコードを介したソフトウェアロック

アクセスコード（ソフトウェアロック）を使用して、設定データを書き込み保護にすることが可能です。

‣ 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → 管理 1 → アクセスコード設定→ アクセスコードの確認

新しいアクセスコードは、最後に使用されたアクセスコードとは異なるもので、「0000」
以外でなければなりません。
• アクセスコードは、別の（誤った）コードが入力された場合、または機器の電源が切れた場合にのみアクティブになります。
• アクセスコードを設定すると、書き込み保護された機器は、アクセスコード入力
パラメータでアクセスコードを入力しない限りメンテナンスモードに切り替えることはできません。初期設定を変更していない場合、または「0000」と入力
した場合は機器がメンテナンスモードになり、その設定データは書き込み保護されず、いつでも変更できる状態となります。

9.5.4
SmartBlue を介したロック解除‣ 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール → アクセ
スコード入力Endress+Hauser

35

設定および操作

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

9.5.5

Bluetooth® ワイヤレス技術

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所 AISEC
で試験された暗号技術が使用されます。
• SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器を表示することはできません。
• 1 台のセンサと 1 台のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・
ポイント接続のみが構築されます。
• Bluetooth® ワイヤレス技術には設定可能なスイッチオンの遅延があります。
• Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは SmartBlue および Modbus を使用して無効にできます。
Bluetooth® ワイヤレス技術スタートアップ遅延
電源がオンになったときに Bluetooth インターフェイスの起動を遅延させることが可能です。1 回の測定のために短時間だけセンサをオンにしてから再びオフにする場合
は、必ずしも Bluetooth インターフェイスも有効にする必要はありません。この設定は省エネにも役立ちます。
入力された値は、機器がオンになってからの秒単位での遅延（最大 600 秒）に対応し
ます。
アプリ経由
次の項目に移動します。
設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → スイッチオンの遅延 秒単位の入力
Modbus 経由
次の項目に移動します。
Modbus レジスタ 5436（uint16）（MODB_BLUETOOTH_STARTUP_DELAY）
 秒単位の入力
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスの無効化‣ 次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスをオフにします。
「オフ」位置の場
合、アプリを介したリモートアクセスが無効になります。
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスの再有効化
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスを無効にした場合、これを Modbus を介
していつでも再度有効にすることが可能です。
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは、機器がオンになった 10 分後に再始動します。

‣ 次の項目に移動します。Modbus レジスタ 5435（uint8）（LCRS_BLESWITCH）
 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスをオンにします。値「0x01」を書き込むと、アプリを介したリモートアクセスが可能になります。
Bluetooth 復帰シーケンス
Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは、以下の復帰シーケンスを実施した場
合に、再有効化することが可能です。

36

1.

機器を電源に接続します。
 10 分待つと、時間ウィンドウが 2 分間表示されます。

2.

この時間ウィンドウの最中に、SmartBlue（アプリ）を使用して機器の Bluetooth®
ワイヤレス技術インターフェイスを再度有効にすることが可能です。

3.

次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスをオンにします。
「オン」位置の場合、アプリを介したリモートアクセスが有効になります。

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

設定および操作

0

10 12

20

6
A0028411

 28

Endress+Hauser

Bluetooth ワイヤレス技術復帰シーケンスのタイムライン（時間単位：分）37

診断およびトラブルシューティング

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

10

診断およびトラブルシューティング

10.1

一般エラー

エラー

考えられる原因

対処法

機器が応答しない

電源電圧が銘板に記載された電圧と異なる適正な電圧を印加する。

電源電圧の極性が正しくない

極性を正す。

ケーブルと端子の接触不良

ケーブルと端子の電気的接続を確実に行う。

Modbus 通信が機能しない Modbus 信号の接続が正しくない

機器測定が正しくない

Modbus 信号を正しく接続する。

アクセスコードが有効

アクセスコード入力

設定エラー• パラメータ設定を確認し、修正する。
• マッピングを行う。

表示値に妥当性がない（リ SmartBlue と Modbus が同時にニアライゼーション）
アクティブになっている

Modbus をログオフして、切断する。
またはSmartBlue をログオフして、切断する（SmartBlue を介した接続が優先される）。

リニアライズされた出力値に妥当性がない

リニアライゼーションテーブルを確認する。
リニアライゼーションモジュールのタンク選択を確認する。

10.2

リニアライゼーションエラー

エラー - SmartBlue 操作

エラー

考えられる原因

対処法

ライブリストに機器が表示されない

Bluetooth 接続なし

スマートフォンまたはタブレット端末のBluetooth 機能を有効にする。
センサの Bluetooth 機能が無効になっている。復帰シーケンスを実行する。

ライブリストに機器が表示されない機器がすでに別のス センサとスマートフォンまたはタブレット端末とマートフォン/タブ の 1 つのポイント・トゥー・ポイント接続のみがレット端末と接続さ 構築される
れている

ライブリストに機器が表示されるが SmartBlue からアクセスできない

Android 機器

位置情報機能がアプリに対して許容されているか？この機能を最初に承認したか？
特定の Android バージョンでは Bluetooth と組み合わせて GPS または位置情報機能を有効にする必要がある
GPS を有効化 - アプリを完全に終了して再起動 アプリに対して位置情報機能が有効になっている

38

ライブリストに機器が表示されるが SmartBlue からアクセスできない

Apple 製機器

標準でログイン
ユーザー名に「admin」を入力
大文字/小文字に注意して、初期パスワード（機器シリアル番号）を入力する。

SmartBlue を介してログインできない機器が初めて使用さ 初期パスワード（機器シリアル番号）を入力し、変れる更する。シリアル番号を入力する場合は、大文字/小文字に注意する。

SmartBlue を介して機器を操作できない

不正なパスワードが 正しいパスワードを入力する。
入力されている

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

診断およびトラブルシューティング

エラー

考えられる原因

対処法

SmartBlue を介して機器を操作できない

パスワードを忘れた 弊社サービスにお問い合わせください。

SmartBlue を介して機器を操作できない

センサ温度が高すぎ 周囲温度が上昇してセンサ温度が 60 °C (140 °F) 以る
上になると、Bluetooth 通信が無効になる場合がある。
機器の遮蔽、断熱を行い、必要に応じて、冷却す
る。

10.3

診断イベント10.3.1

操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生している場合は、操作ツールのステータスエリア左上にステータス信号が、対応するイベントレベルのシンボルとともに表示されます（NAMUR NE
107 に準拠）。
• 故障（F）• 機能チェック（C）• 仕様範囲外 (S)• メンテナンスが必要 (M)対処法の呼び出し‣ 診断 メニュー に移動します。
 現在の診断結果 パラメータには、診断イベントとイベントテキストが表示されます。

10.3.2
診断番
号

操作ツール上の診断イベントのリスト
ショートテキスト

修理

ステー
診断動作
タス信 [工場出荷時]
号
[工場出
荷時]

電子部の診断270

メイン電子モジュール故障

メイン電子モジュールの変更

F

Alarm

271

メイン電子モジュール故障

1. 機器を再起動して下さい。
2. 現象が改善されない場合は、機器を交換して下
さい。

F

Alarm

272

メイン電子モジュール故障

1. 機器を再起動して下さい。
2. 強いノイズが周囲に存在しないか環境を確認して下さい。
3. 現象が改善されない場合は、機器を交換して下
さい。

F

Alarm

283

電子メモリ内容

1. データの転送または機器のリセットをして下さい。
2. 弊社サービスへ連絡して下さい。

F

Alarm

設定の診断

Endress+Hauser

410

データ転送

1. 接続をチェックして下さい。
2. データ転送を再試行して下さい。

F

Alarm

435

リニアライゼーションリニアライゼーションテーブルをチェックして下
さい。

F

Alarm

438

データセット

1. データセットファイルのチェック
2. 機器設定のチェック
3. 新規設定のアップロード/ダウンロード

M

Warning39

診断およびトラブルシューティング

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

診断番
号

ショートテキスト

修理

ステー
診断動作
タス信 [工場出荷時]
号
[工場出
荷時]

585

シミュレーション
距離

シミュレータの無効化

CWarning

586

マップ記録

マッピング記録中お待ち下さいC

Warning

プロセスの診断
801

エネルギーが低すぎる

供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。

S

Warning825

稼動温度

1. 周囲温度をチェックして下さい。
2. プロセス温度をチェックして下さい。

S

Warning941

エコーロスト1. パラメータ'DC 値'のチェックして下さいS

Warning941

エコーロストF

Alarm

10.3.3

Modbus 診断コードのリスト

診断コード

ショートテキスト

対処法

ステータス信号[工場出荷時]

診断時の動作[工場出荷時]電子モジュールの診断
0x010002B4(16777908)

メイン電子モジュールエラー

1. 機器を再起動する。
F
2. エラーが継続する場合
は、機器を交換する。

アラーム

メイン電子モジュールエラー

1. 機器を再起動する。
F
2. 強い EMC 干渉の発生源がないか、周囲環境を確認する。
3. エラーが継続する場合
は、機器を交換する。

アラーム

電子メモリ内容

1. データを転送するか、 F
または機器をリセットする。
2. 弊社サービスにお問い
合わせください。

アラーム

0x01000075(16777333)

リニアライゼーション

リニアライゼーションテ
ーブルを確認する。

F

アラーム

0x020000E0(33554656)

シミュレーション距離

シミュレーションをオフにしてください。

C

警告

0x02000160(33554784)

マッピングの記録中

マッピングの記録中。待機してください。

C

警告

0x08000061(134217825)

電源電圧が低すぎる

電源電圧を上げる。

S

警告

0x08000087(134217863)

動作温度

1. 周囲温度を確認する。 S
2. プロセス温度を確認する。

警告

0x08000072(134217842)

反射が無い

DC 値設定を確認する。

S

警告

0x01000076(16777334)

反射が無い

DC 値設定を確認する。

F

アラーム

0x010002B7(16777911)
0x010002B5(16777909)
0x010002B6(16777910)

0x0100009E(16777374)

設定の診断プロセスの診断40

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

メンテナンス11

メンテナンス

特別なメンテナンスは必要ありません。

11.1

アンテナ洗浄性

アプリケーションに応じて、アンテナは汚れる場合があります。最終的にはマイクロ波の発信・受信が妨げられる可能性があります。誤動作を引き起こすレベルの汚れは、測定物および反射率に左右され、主に比誘電率 εr により決定されます。
測定物が付着して汚れの原因になりやすい場合は、定期的なアンテナの洗浄を推奨します。

‣ 物理洗浄や、水圧洗浄の際に機器にダメージを与えないように気を付けなければなりません。

‣ 洗浄剤を使用する場合は、材質適合性を考慮しなければなりません。
‣ 最大許容温度を超えないようにしてください。

11.2

プロセスシール

センサのプロセスシール（プロセス接続部の）は、定期的に交換する必要があります。
交換間隔は、洗浄サイクルの頻度、洗浄温度、および流体温度に左右されます。

12

修理

12.1

一般情報

12.1.1

修理コンセプト

Endress+Hauser の修理コンセプトでは、機器の交換によってのみ修理ができるようになっています。

12.1.2機器の交換

機器を交換した場合は、パラメータを再設定し、不要反射の抑制またはリニアライゼー
ションを再度実行する必要があります。

12.1.3

返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

Endress+Hauser

1.

次のウェブページで詳細情報を参照してください：
http://www.endress.com/support/return-material

2.

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

41

修理

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

12.1.4

廃棄電子・電気機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ
ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために
Endress+Hauser へご返送ください。

42

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

13

アクセサリ

13.1

機器固有のアクセサリ

13.1.1

日除けカバー

日除けカバーは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

90 (3.54)

Ø 98 (3.86)

A0046295

 29

日除けカバーの寸法、単位：mm（in）

材質
PVDF
オーダー番号
52025686
センサは日除けカバーで完全には覆われません。

Endress+Hauser

43アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.1.2

溢れ防止チューブ 80 mm (3 in)

80 mm (3 in) アンテナおよび「ユーザー側でフランジなしの取付け」プロセス接続付き機器での使用に適しています。
溢れ防止チューブは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

136.5 (5.37)!138 (5.43)!97.3 (3.83)
A0045346

 30

溢れ防止チューブ 80 mm (3 in) の寸法、単位：mm（in）

材質
メタライズ PBT-PC
オーダー番号
71327051

44

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

13.1.3

取付ブラケット、調整可能

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
92.5 (3.64)!9 (0.35)

12 (0.47)

12 (0.47)

9 (0.35)

35 (1.38)

117.5 (4.63)

70 (2.76)

9 (0.35)

A0046296

 31

取付ブラケットの寸法、単位：mm（in）

構成内容：• 1 × 取付ブラケット、SUS 316L 相当（1.4404）• 1 × アングルブラケット：SUS 316L 相当（1.4404）• 3 × ネジ、A4• 3 × 固定プレート、A4
オーダー番号
71325079

Endress+Hauser

45アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.1.4

UNI フランジ 3"/DN80/80、PP

20 (0.79)

19 (0.75)

UNI フランジ 3"/DN80/80 は、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A
150 (5.91)
160 (6.3)
200 (7.87)
A0037947

 32
A

UNI フランジ 3"/DN80/80 の寸法、単位：mm（in）

製品構成「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質
PP
オーダー番号
FAX50-####

46

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

13.1.5

UNI フランジ 4"/DN100/100、PP

20 (0.79)

19 (0.75)

UNI フランジ 4"/DN100/100 は、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

A
175 (6.89)
190.5 (7.5)
228.6 (9.0)
A0037948

 33
A

UNI フランジ 4"/DN100/100 の寸法、単位：mm（in）

製品構成「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質
PP
オーダー番号
FAX50-####

Endress+Hauser

47アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.1.6回転可能なカンチレバー

センサの設置
A

B
1

1

2

3

A0045347

 34
A
B
1
2
3

設置タイプ 背面センサプロセス接続

カンチレバーと壁面ブラケットによる設置
カンチレバーと取付フレームによる設置
カンチレバー
壁面ブラケット
取付フレーム20 (0.8)
2 (0.08)20 (0.8)585 (23)35 (1.4)

200 (7.87)
M8250 (9.84)

35 (1.4)

15
(0.6)

6.5
(0.3)

2
(0.08)

22
(0.9)

35
(1.4)

105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)5025(1.0) 100 (3.9) (2.0)

カンチレバーアーム 500 mm（背面の G 1" または MNPT 1" 接続用）

A0037806

 35

寸法。 測定単位 mm (in)質量：3.0 kg (6.62 lb)
材質
SUS 316L（1.4404）
オーダー番号
71452315• 35 mm (1.38 in) 開口部は、背面のすべての G 1" または MNPT 1" 接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部は、すべての追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

48

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

20 (0.8)
3 (0.12)20 (0.8)1085 (42.7)

35 (1.4)

300 (11.8)
M8750 (29.5)

35 (1.4)

15
(0.6)

6.5
(0.3)

3
(0.12)

22
(0.9)

35
(1.4)

105 (4.1)

75 (2.9)75 (2.9)100 (3.9)5025(1.0) 100 (3.9) (2.0)

カンチレバーアーム 1 000 mm（背面の G 1" または MNPT 1" 接続用）

A0037807

 36

寸法。 測定単位 mm (in)質量：5.4 kg (11.91 lb)
材質
SUS 316L（1.4404）
オーダー番号
71452316• 35 mm (1.38 in) 開口部は、背面のすべての G 1" または MNPT 1" 接続に対応します。
• 22 mm (0.87 in) 開口部は、すべての追加センサ用に使用できます。
• 保持ネジが納入範囲に含まれます。

Endress+Hauser49アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

フレーム、700 mm (27.6 in)

3.2 (0.13)
60 (2.36)

ø33.7 (1.3)

55 (2.17)
109 (4.29)

100
76(3.94)(2.99)
200 (7.87)

700 (27.6)

4 (0.16)

6.5 (0.3)

45 (1.77)

25 (0.98)
75 (2.95)

13 (0.5)

100 (3.94)

20 (0.8)

100(3.94)

130 (5.12)

150 (5.91)
A0037799

 37

寸法。 測定単位 mm (in)質量：4.0 kg (8.82 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452327
フレーム、1 400 mm (55.1 in)

3.2 (0.13)
60 (2.36)

55 (2.17)
109 (4.29)

25 (0.98)
75 (2.95)

100
76(3.94)(2.99)
200 (7.87)

4 (0.16)

6.5 (0.3)

45 (1.77)

13 (0.5)

100 (3.94)

20 (0.8)

1400 (55.1)

ø33.7 (1.3)

130 (5.12)

100(3.94)
150 (5.91)
A0037800 3850寸法。 測定単位 mm (in)Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

質量：
6.0 kg (13.23 lb)
材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71452326
回転可能なセンササポート用の壁面ブラケット
3.2 (0.1)
ø33.7 (1.3)

88 (3.5)150 (5.9)

110 (4.3)

25 (1.0)

13 (0.5)

6.5 (0.3)

213 (8.4)

180 (7.1)

4 (0.16)110 (4.3)
150 (5.9)
A0019350

 39

壁面ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)質量1.21 kg (2.67 lb)
材質
SUS 316L（1.4404）
オーダー番号
71452323

Endress+Hauser51アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.1.7

天井取付ブラケット

天井取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

75 (2.95)

1.5 (0.06)

185 (7.28)

100 (3.94)
15 (0.59)

5 (0.2)

ø35(1.38)
155 (6.1)

110 (4.33)

5.6(0.22)

10 (0.39)

12(0.47)

50(1.97)

95 (3.74)

10 (0.39)

10 (0.39)

105 (4.13)

15 (0.59)

A0028891

 40

天井取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
7109313052

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

13.1.8回転可能な取付ブラケット

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
100 (3.94)

6.8 (0.27)

104 (4.09)

6.8 (0.27)

34 (1.34)

177 (6.97)

358 (14.1)
A0038143

 41

回転可能な取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71429910

Endress+Hauser

53アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.1.9水平取付ブラケット

水平取付ブラケットは、限られたスペースに機器を設置するために使用されます。
取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。
280 (11)100(3.94)

13

5°

144 (5.67)

Ø34 (1.34)

100(3.94)!9 (0.35)

A0038142

 42

水平取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)材質
SUS 316L 相当（1.4404）
オーダー番号
71429905

54

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アクセサリ

13.1.10 FAU40 角度調節器
角度調節器は、センサを粉体に対して最適に調整するために使用されます。
15°

15°

10
(0.39)
13<360(14.2)

NPT ¾
M20

G1
NPT 1

4

70 (2.76)
500 (19.7)

2130(1.18) (0.8)

A

125 (4.92)

19 (0.75)

101 (3.98)

ø155 (6.1)

ø155 (6.1)

27(1.06)

B

A0045330

 43A
B

寸法。 測定単位 mm (in)溶接フランジ
UNI フランジ

材質• フランジ：SUS 304 相当• パイプ：スチール、亜鉛めっき• ケーブルグランド：SUS 304 相当またはスチール、亜鉛めっき
オーダー番号
FAU40-##
すべての背面センサ接続 G1" または MNPT1、雄ネジ、接続ケーブル最大
Ø10 mm (0.43 in)、最小長 600 mm (23.6 in) に使用できます。
技術仕様書：TI00179F

Endress+Hauser

55アクセサリ

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.1.11 可変フランジシール
可変フランジシールは、FMR20 の位置合わせに使用されます。

4°

±8°

hmin

hmax

可変フランジシールは、機器と一緒に注文できます（製品構成「同梱アクセサリ」）。

h

ød
øD

A0045324

 44

寸法

技術データ：バージョン DN/JIS
オーダー番号
適合

71074263

71074264

DN80 PN10/40

DN100 PN10/16

71074265• DN150 PN10/16• JIS 10K 150A

推奨のネジ長さ100 mm (3.9 in)

100 mm (3.9 in)

110 mm (4.3 in)

推奨のネジサイズ

M14

M14

M18

材質

EPDM

プロセス圧力–0.01～0.01 MPa (–1.45～1.45 psi)

プロセス温度–40～+80 °C (–40～+176 °F)

D

142 mm (5.59 in)

162 mm (6.38 in)

218 mm (8.58 in)d

89 mm (3.5 in)

115 mm (4.53 in)

169 mm (6.65 in)h

22 mm (0.87 in)

23.5 mm (0.93 in)

26.5 mm (1.04 in)hmin

14 mm (0.55 in)

14 mm (0.55 in)

14 mm (0.55 in)hmax

30 mm (1.18 in)

33 mm (1.3 in)

39 mm (1.45 in)

技術データ：バージョン ASME/JIS
オーダー番号

71249070

71249072

71249073

適合• ASME 3" 150lbs• JIS 80A 10K

ASME 4" 150lbs

ASME 6" 150lbs

推奨のネジ長さ100 mm (3.9 in)

100 mm (3.9 in)

110 mm (4.3 in)

推奨のネジサイズ

M14

M14

M18

材質

EPDM

プロセス圧力–0.01～0.01 MPa (–1.45～1.45 psi)

プロセス温度–40～+80 °C (–40～+176 °F)

D

133 mm (5.2 in)

171 mm (6.7 in)

219 mm (8.6 in)d

89 mm (3.5 in)

115 mm (4.53 in)

168 mm (6.6 in)h

22 mm (0.87 in)

23.5 mm (0.93 in)

26.5 mm (1.04 in)hmin

14 mm (0.55 in)

14 mm (0.55 in)

14 mm (0.55 in)hmax

30 mm (1.18 in)

33 mm (1.3 in)

39 mm (1.45 in)56

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

13.2

アクセサリ

サービス専用のアクセサリ

ApplicatorEndress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。
• 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：圧力損失、精度、プ
ロセス接続）• 計算結果を図で表示
プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。
Applicator は以下から入手可能：
https://portal.endress.com/webapp/applicator
コンフィギュレータ
製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール• 最新の設定データ• 機器に応じて：測定範囲や操作言語など、測定点固有の情報を直接入力• 除外基準の自動照合• PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類• Endress+Hauser のオンラインショップで直接注文可能
弊社ウェブサイトからコンフィギュレータにアクセスできます：www.endress.com ->「Corporate」をクリック -> 国を選択 ->「製品」をクリック -> 各フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択 -> 製品ページを表示 -> 製品画像の右側にある「機器仕様選定」ボタンをクリックすると、製品コンフィギュレータが表示されます。
W@M
プラントのライフサイクル管理
W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達から機器の設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ステータス、スペア
パーツ、機器固有の資料など、重要な機器情報がすべて、各機器ごとに全ライフサイク
ルにわたって提供されます。
アプリケーションには、お使いの Endress+Hauser 機器のデータがすでに含まれています。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行います。
W@M は以下から入手可能：
www.endress.com/lifecyclemanagement

Endress+Hauser

57

技術データ

測定変数

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

14

技術データ

14.1

入力

測定変数は測定基準点から測定対象物表面までの距離となります。
入力した 0 % 距離 E に基づき、レベルが算出されます。

測定範囲

最大測定範囲10 m (32.8 ft)
設置要件• 撹拌器なし• 付着物なし• 比誘電率 εr > 2
これよりも低い εr 値については、Endress+Hauser にお問い合わせください。
有効な測定範囲
有効な測定範囲は、測定物の反射特性、設置位置、不要反射の度合いに応じて異なります。
自由空間設置および/または浸水のリスクがあるアプリケーションの場合は、溢れ防止
チューブを使用する必要があります。
以下の要素が最大測定範囲を減らす要因となります。
• 反射特性の悪い測定物（= εr 値が低い）• 製品安息角• かさ密度が低い粉体。例：エアー圧送などによる投入が行われるような軽い（低密度の）粉体において粉面にふわふわの状態が形成された場合。
• 付着物の形成、特に湿気のある生成物。
各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率（DC 値）については、
以下を参照してください。
• Endress+Hauser DC マニュアル（CP01076F）• Endress+Hauser「DC Values（DC 値）アプリ」（Android および iOS で使用可能）

動作周波数

K バンド（約 26 GHz）

信号出力

照射方向への平均出力密度• 距離 1 m (3.3 ft) の場合：< 12 nW/cm2• 距離 5 m (16 ft) の場合：< 0.4 nW/cm2

14.2
デジタル出力出力

Modbus®
別個のペア線を介した専用の差動 Modbus インターフェイス
Bluetooth® ワイヤレス技術
機器には Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスが装備されます。このインターフェイスを介して SmartBlue アプリを使用することにより、操作や設定を実行できます。

58

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

技術データ• 基準条件下での範囲は 25 m (82 ft)• 暗号化された通信およびパスワードの暗号化により、権限のない人による不正な操作を防止• Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは無効にすることが可能
アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。
• デジタル通信（Modbus）• ステータス信号（NAMUR 推奨 NE 107 に準拠）
• 診断コード• SmartBlue（アプリ）経由の操作ツール• ステータス信号（NAMUR 推奨 NE 107 に準拠）
• プレーンテキスト表示（対策措置を記載）

リニアライゼーション

機器のリニアライゼーション機能により、測定値を任意の長さ、質量、または体積の単位に変換することができます。SmartBlue アプリでは、タンク内の体積を計算するための事前にプログラムされたリニアライゼーションテーブルがあります。
事前プログラムされているリニアライゼーション曲線• 水平枕タンク• 球形タンク• 角錐底タンク• コニカルタンク• 平底タンク
その他リニアライゼーションテーブルの最大 32 までの値の組み合わせは手動で入力
可能です。

14.3

性能特性

基準動作条件• 温度 = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)• 圧力 = 96 kPa abs. (14 psia) ±10 kPa (±1.45 psi)
• 湿度 = 60 % ±15 %• リフレクター：直径 ≥ 1 m (40 in) の金属板
• 信号ビーム内に測定不要反射無し

最大測定誤差基準動作条件下の標準データ：DIN EN 61298-2、パーセント値はスパンの割合
デジタル出力：Modbus、SmartBlue（アプリ）• 非直線性、非繰返し性、ヒステリシスの合計：±5 mm (±0.2 in)• オフセット/ゼロ点：±4 mm (±0.16 in)Endress+Hauser

59技術データMicropilot FMR20 MODBUS RS485

R

近範囲アプリケーションにおける偏差の値∆ [mm (in)]30 (1.18)
10 (0.39)
5 (0.2)-5 (-0.2)

0-10 (-0.39)-30 (-1.18)

R

0.3 (0.98)

0.5 (1.64)

D[m (ft)]
A0045305

 45
∆
R
D

近範囲アプリケーションにおける最大測定誤差、標準バージョンの値

最大測定誤差距離測定の基準点
測定基準点からアンテナまでの距離

測定値の分解能EN61298-2 準拠の不感帯：
デジタル：1 mm (0.04 in)

応答時間

応答時間を設定することが可能です。ダンピングがオフの場合、以下のステップ応答時間が適用されます（DIN EN 61298-2 に準拠）。
タンク高さ<10 m (32.8 ft)
サンプリングレート
1 秒-1
応答時間
<3 秒
DIN EN 61298-2 よると、ステップ応答時間とは、入力信号が急激な変化を示してから、出力信号の変化が初めて定常値の 90% になるまでに経過した時間のことです。

周囲温度の影響

測定は、EN 61298-3 に従って実施されます。
デジタル（Modbus、Bluetooth® ワイヤレス技術）：
標準バージョン：平均 TC = ±3 mm (±0.12 in)/10 K

14.4
周囲温度範囲環境

機器：–40～+80 °C (–40～+176 °F)
周囲温度が 60 °C (140 °F) を超える場合は、Bluetooth 接続を使用できません。

60

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

技術データ

強い直射日光があたる屋外で使用する場合：• 機器を日陰に設置してください。
• 特に高温地域では直射日光は避けてください。
• 日除けカバーを使用してください。
保管温度–40～+80 °C (–40～+176 °F)

気候クラス

DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

動作高度は
IEC 61010-1 Ed.3 に準拠

通常は、海抜 2 000 m (6 600 ft) 以下

保護等級以下に従った試験を実施：• IP66、NEMA 4X• IP68、NEMA 6P（水面下 1.83 m (6.00 ft) で 24 h）

耐振動性

DIN EN 60068-2-64/IEC 60068-2-64：20～2 000 Hz、1 (m/s2)2/Hz

電磁適合性（EMC）

電磁適合性は、EN 61000 シリーズおよび NAMUR 推奨基準 EMC（NE 21）に記載された関連要件すべてに適合します。詳細については適合宣言を参照してください（www.endress.com/downloads）。

14.5
プロセス温度、プロセス圧
力

プロセス
S
>03D SVL @ 
 
 

7S
 

>& ) @A0029007-JA

 46

FMR20：プロセス温度およびプロセス圧力の許容範囲

プロセス温度範囲–40～+80 °C (–40～+176 °F)
プロセス圧力範囲、ネジ込み式プロセス接続• p ゲージ圧 = –0.1～0.3 MPa (–14.5～43.5 psi)
• p 絶対圧 < 0.4 MPa (58 psi)
プロセス圧力範囲、UNI フランジ式プロセス接続• p ゲージ圧 = –0.1～0.1 MPa (–14.5～14.5 psi)
• p 絶対圧 < 0.2 MPa (29 psi)
CRN 認定を取得した場合、圧力範囲はさらに制限される可能性があります。

Endress+Hauser

61

技術データ

比誘電率

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

粉体の場合• εr ≥ 2• これよりも低い εr 値については、Endress+Hauser にお問い合わせください。
各種産業で一般的に使用されるさまざまな測定物の比誘電率（DC 値）については、
以下を参照してください。
• Endress+Hauser DC マニュアル（CP01076F）• Endress+Hauser「DC Values（DC 値）アプリ」（Android および iOS で使用可能）

62

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

15

操作メニュー

15.1

Modbus パラメータの概要

以下の表は、Modbus 経由でアクセスできるパラメータの一覧です。
Memograph M RSG45 または Fieldgate FXA30b Modbus マスターを使用する場合
は、レジスタアドレスを 1 つ増やす必要があります（レジスタアドレス +1）。これは他のマスターにも適用されます。

15.1.1

セクション：バースト読み取り

測定中に読み取られる float32 型の最も重要なパラメータ（バースト読み取りが必要な場合にのみ使用）
アドレ
ス

名称

レジ
スタ
数

アクセス
• サービス• オペレータ

レンジ

データ型 SI 単位

5000

MODB_ PV_ VALUE

2• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32

LE_ PVUNIT_ 測定の PV 値（リニアラ
0 に準拠
イズされたレベル）

5002

MODB_ SV_ VALUE

2• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32m

測定の SV 値（距離）5004

MODB_ TV_ VALUE

2• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32dB

測定の TV 値（エコーの
相対振幅）

5006

MODB_ QV_ VALUE

2• 読み取り専用 -273.14 ～ inf• 読み取り専用

float32°C

測定の QV 値（温度）5008

MODB_ SIGNALQUALITY

2• 読み取り専用 強：0• 読み取り専用 中程度：1
弱：2
信号なし：3float32

-

信号品質

5010

MODB_
ACTUALDIAGNOSTICS

2• 読み取り専用 「操作ツール上の診断イ float32• 読み取り専用 ベントのリスト」を参照-

現在の診断番号5012

MODB_ LOCATION_LONGITUDE

2• 読み取り専用 –180～180• 読み取り専用

float32°

設定可能な GPS 経度座標

5014

MODB_ LOCATION_
LATITUDE

2• 読み取り専用 –90～90• 読み取り専用

float32°

設定可能な GPS 緯度座標

15.1.2

セクション：測定値
レンジ

アドレ
ス

名称

レジ
スタ
数

アクセス
• サービス• オペレータ

5105

LCRS_ DISTANCE_
VALUE

2

• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

5117

HO_ QVVALUE

5104

説明

データ型 SI 単位

説明

float32m

測定の SV 値（距離）2• 読み取り専用 -273.14 ～ inf float32• 読み取り専用°C

測定の QV 値（温度）LCRS_ SIGNALQUALITY

1• 読み取り専用 強：0• 読み取り専用 中程度：1
弱：2
信号なし：3

enum8

-

信号品質

5102

LCRS_ PRIMLEVOUT_
VALUE

2

• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32

LE_ DISTANCEUNIT_
0 に準拠

測定の PV 値（レベル）5109

LCRS_ ABSECHOAMPLITUDE

2• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32dB

測定の TV 値（エコーの絶対振
幅）

5111

LCRS_ SNAPPEDLEVEL

2• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32m

スナップ作動 レベル

Endress+Hauser

63操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アドレ
ス

名称

レジ
スタ
数

アクセス
• サービス• オペレータ

5115

LCRS_ SNAPPEDABSOLUTEECHOAMPLITUDE

2

5113

LCRS_ SNAPPEDDISTANCE

5100
5107

データ型 SI 単位

説明• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32

dB

スナップ作動 エコーの絶対振幅

2• 読み取り専用 0～21.8• 読み取り専用

float32m

スナップ作動 距離

HO_ PVVALUE

2• 読み取り専用 -inf ～ inf• 読み取り専用

float32

LE_ PVUNIT_ 0 に準拠

測定の PV 値（リニアライズされたレベル）

HO_ TVVALUE

2• 読み取り専用 –60～60• 読み取り専用

float32dB

測定の TV 値（エコーの相対振幅）15.1.3
アドレ
ス

名称

5124

レンジ

セクション：機器ステータス
レジ
スタ
数

アクセス
• サービス• オペレータ

レンジ

データ型 SI 単 説明位

LCRS_ CURRENTEVENTCATEGORY 1• 読み取り専用• 読み取り専用

OK：0
故障：1
チェック：2
メンテナンス：4
仕様範囲外：8
オフライン：16

enum8-

機器ステータス

5119

LCRS_ ACTUALDIAGNOSTICS

2• 読み取り専用• 読み取り専用「Modbus 診断コードのリスト」 uint32
を参照-

現在の診断コード

5121

LCRS_ PREVIOUSDIAGNOSTICS

2• 読み取り専用• 読み取り専用「Modbus 診断コードのリスト」 uint32
を参照-

前回の診断コー
ド

5123

LCRS_
DELETEPREVIOUSDIAGNOSTIC

1• 読み取り/書き込み いいえ：0• 読み取り専用
はい：1

enum8

-

前回の診断コー
ドの削除

5125

STD_ LOCKINGSTATE

1• 読み取り専用• 読み取り専用

uint16-

ロック状態

15.1.4

0 ～ 65535

セクション：機器情報

アドレ
ス

名称

レジ
スタ
数

アクセス
• サービス• オペレータ

5126

STD_ ENPDEVICESERIALNUMBER

6• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

機器のシリアル番号

5132

STD_ ENPDEVICEORDERIDENT

10• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

オーダーコード

5142

STD_
ENPDEVICEFIRMWAREREVISION

4• 読み取り専用• 読み取り専用

-

文字列

-

ファームウェアのバージョン

5146

STD_ ENPDEVICENAME

8• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列

-

機器名

5154

STD_ ENPVERSION

8• 読み取り専用• 読み取り専用

-

文字列

-

ENP バージョン

5162

STD_ ENPDEVICEORDERCODEAPS

30• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

拡張オーダーコード

5192

STD_ ENPDEVICEORDERCODEAPS1

10• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

拡張オーダーコード パート 1

5202

STD_ ENPDEVICEORDERCODEAPS2

10• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

拡張オーダーコード パート 2

64

レンジ

データ型 SI 単 説明
位

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

アドレ
ス

名称

レジ
スタ
数

アクセス
• サービス• オペレータ

5212

STD_ ENPDEVICEORDERCODEAPS3

10• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

拡張オーダーコード パート 3

5222

STD_ MAINBOARDSERIALNUMBER

10• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

メインボード（電子部）シリアル番号

5232

LCRS_ MODULESERIALNUMBER

10• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-モジュール（電子部）シリアル番号

5242

MODB_ LOCATION_ LONGITUDE

2• 読み取り/書き込み –180～ float32• 読み取り専用
180°

設定可能な GPS 経度座標

5244

MODB_ LOCATION_ LATITUDE

2• 読み取り/書き込み –90～
• 読み取り専用
90

float32°

設定可能な GPS 緯度座標

5246

UIDHPM_ HO_ LONGTAG_ 0

16• 読み取り/書き込み • 読み取り専用

文字列-

Bluetooth タグ（SmartBlue アプリに表示される機器名）

15.1.5レンジ

データ型 SI 単 説明
位セクション：設置

アドレス 名称

レジス
タ数

アクセス
• サービス• オペレータ

5264

LE_ FULL

25262

LE_ EMPTY

5266

5267

データ型 SI 単位

説明• 読み取り/書き込み 0～20
• 読み取り専用

float32m

満タン（スパン）調整

2• 読み取り/書き込み 0～20
• 読み取り専用

float32

m

空校正

LCRS_
DISTANCESELECTIONCONTROL

1• 読み取り/書き込み 距離 OK：32859
enum16• 読み取り専用
手動マップ：179
マップ削除：32847-

ユーザーマップ選択

LCRS_ MAPPING_ ENDPOINTCTRL

2• 読み取り/書き込み 0～20
• 読み取り専用m

ユーザーマップ距離

15.1.6

レンジ

float32

セクション：メンテナンス

アドレ
ス

名称

レジ アクセススタ • サービス数• オペレータ

データ型 SI
単
位

説明

5269

STD_ RESETLEVEL

1• 読み取り/書き込み 初期設定に：• 読み取り専用
33053

enum16-

機器パラメータのリセット

5270

STD_ USERLEVEL

1• 読み取り専用• 読み取り専用

メンテナンス： enum16
32959
ユーザー：33014-

アクセスレベル

5271

STD_ ACCESSCODE

1• 読み取り/書き込み 0～9 999• 読み取り/書き込み

uint16-

アクセスコード入力用のレジスタ

5272

LCRS_
ENTERPRIVATECODE

1• 読み取り/書き込み 0～9 999• 読み取り専用

uint16-

メンテナンスアクセスコード変更用のレ
ジスタ

5273

LCRS_
CONFIRMPRIVATECODE

1• 読み取り/書き込み 0～9 999• 読み取り専用

uint16-

メンテナンスアクセスコード確認用のレ
ジスタ

5274

LCRS_ SIMULATIONMODE

1• 読み取り/書き込み シミュレーショ
• 読み取り専用
ンなし：0
距離シミュレー
ション：2

enum8

-

Simulation mode（シミュレーションモー
ド）

5275

LE_ SIMULATVALUE

2• 読み取り/書き込み 0～22
• 読み取り専用

float32m

シミュレーション値、LCRS_SIMULATIONMODE を 2 に設定した場合

Endress+Hauser

レンジ

65

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.1.7

セクション：測定設定

アドレス

名称

レジスタ数

アクセス
• サービス• オペレータ

5278

LE_
DISTANCEUNIT

1

5277

LCRS_
FIRSTECHOSEN
SITIVITYCTRL

1

5279

データ型

SI 単位

説明

• 読み取り/書
m：1010き込み
ft：1018• 読み取り専用

enum16-LCRS_PRIMLEVOUT_VALUE_ 0 の距
離単位

• 読み取り/書
低：0
き込み
中程度：1
• 読み取り専用 高：2

enum8

-

ファーストエコ
ー感度

LCRS_
1
ECHOLOSTDELA
Y• 読み取り/書0～600
き込み• 読み取り専用

uint16s

エコー信号消失
遅延（エコー信号消失からアラームまでの時
間）

5280

LCRS_
1
ADJUSTEVENTE
CHOLOST• 読み取り/書
警告：0
き込み
アラーム：1• 読み取り専用

enum8-

エコー信号消失
状態の設定

5281

LCRS_
CHANGINGVEL
OCITY

1

• 読み取り/書>1m/min：0
enum8
き込み<1m/min：1• 読み取り専用 <10cm/min：2
フィルタなし/テス
ト：3-

エコー変化の最大変化速度の設
定

5282

LE_
CSTLINTYPE

1• 読み取り/書無効：32989
き込み
有効：33171• 読み取り専用

enum16-

リニアライゼー
ションテーブルが使用されてい
る

5283

LE_
CUSTOMUNIT

1• 読み取り/書リニアライゼーシ
き込みョン後の単位 パラ• 読み取り専用 メータ を参照

enum16-

ユーザー レベル
単位

5412

LCRS_
1
EVALUATIONSENSITIVITY• 読み取り/書
低：0
き込み
中程度：1
• 読み取り専用 高：2

enum8

-

エコー検出感度5413

LE_
LEVCORROFFS

2• 読み取り/書–25～25
き込み• 読み取り専用

float32

-

レベル補正

5415

LE_ CT_
ACTTABLE

1• 読み取り/書無効：32852
き込み
有効：32887• 読み取り専用

enum16-

リニアライゼー
ションテーブルが有効かどうか
を示す

5416

LE_
OUTPUTMODE

1• 読み取り/書
レベル：32949
き込み
空：33197• 読み取り専用

enum16-出力モードを示す

5417

LE_ CT_EDITMODE

1• 読み取り/書手動編集：32890
き込み
テーブル削除：• 読み取り専用 32889

enum16-

リニアライゼー
ションテーブル
の編集モード

5418

LCRS_
EVALUATIONDISTANCE2• 読み取り/書
0～21.8き込み• 読み取り専用

float32m

評価される最大
距離

5420

LCRS_
1
FREEFIELDMOD
E• 読み取り/書
オフ：33004
き込み
オン：33006• 読み取り専用

enum16-

自由空間パラメータに切り替え
る

5421

LCRS_
HIGHBLOCKDISTANCE• 読み取り/書
0～20
き込み• 読み取り専用

float32m

不感知距離（評価されないセン
サからの距離）

66

2

レンジ

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

アドレス

名称

レジスタ数

アクセス
• サービス• オペレータ

5423

LCRS_ MAP_
ENDX

2

5425

LE_ PVUNIT

5426

データ型

SI 単位

説明

• 読み取り/書
0～21.8き込み• 読み取り専用

float32m

上書きマップの終点（工場マップ + ユーザーマ
ップ）

1• 読み取り/書リニアライゼーシ
き込みョン後の単位 パラ• 読み取り専用 メータ を参照

enum16

-

レベル単位

MODB_
RUNMODE1• 読み取り/書
停止：3493
き込み
連続：1380• 読み取り専用 単発：3494

enum8

-

動作モード

5427

MODB_
MEASUREMEN
T_ TRIGGER

1• 読み取り/書き込み• 読み取り/書
き込み

enum8

-

測定開始
（MODB_RUNMODE が停止または単発の場合にのみ使用可能）

5284

FMR_ LIN_
TABLE

64

• 読み取り/書-inf ～ inf
き込み• 読み取り専用

float32Pointm → m³

リニアライゼー
ションテーブルの下半分（X1、
Y1、X2、Y2 …）

5348

FMR_ LIN_
TABLE_ 264• 読み取り/書-inf ～ inf
き込み• 読み取り専用

float32Pointm → m³

リニアライゼー
ションテーブルの上半分（X17、
Y17、X18、Y18…）

15.1.8レンジ

アイドリング：33296
測定：32965

セクション：通信

アドレ
ス

名称

レジ
スタ

アクセス
• サービス• オペレータ

5428

MODB_ PROTOCOL

1• 読み取り/書き込み RTU：974• 読み取り専用
ASCII：973

enum8

-

Modbus プロトコル

5429

MODB_ PARITY_
AND_ DATABITS

1• 読み取り/書き込み 8N：3498• 読み取り専用
8O：3499
8E：3500
7O：3501
7E：3502

enum8-

Modbus 伝送

5430

MODB_ STOPBIT

1• 読み取り/書き込み 1 ストップビット：3503 enum8• 読み取り専用
2 ストップビット：3504-

Modbus 伝送

5431

MODB_ BAUDRATE

1• 読み取り/書き込み 1200: 975• 読み取り専用
2400: 976
4800: 977
9600: 97819200: 979

enum16-

Modbus 転送速度

5432

MODB_ ADDRESS

1• 読み取り/書き込み 1～200• 読み取り専用

uint8-

Modbus スレーブアドレス

5433

MODB_ FLOAT32_
SWAP_ ORDER

1• 読み取り/書き込み ABCD：991• 読み取り専用
BADC：993
CDAB：994
DCBA：992

enum8-

float32 データ型パラメータのオー
ダーを交換する

5434

MODB_ INT32_
SWAP_ ORDER

1• 読み取り/書き込み ABCD：991• 読み取り専用
BADC：993
CDAB：994
DCBA：992

enum8-

int32 データ型パラメータのオーダ
ーを交換する

5435

LCRS_ BLESWITCH

1• 読み取り/書き込み 有効：1
• 読み取り専用
無効：0

enum8

-

Bluetooth インターフェイススイッ
チEndress+Hauser

レンジ

データ型 SI 単 説明位67

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

アドレ
ス

名称

レジ
スタ

アクセス
• サービス• オペレータ

5436

MODB_
BLUETOOTH_
STARTUP_ DELAY

1• 読み取り/書き込み 0～600• 読み取り専用

uint16s

機器スタートアップと比較したBluetooth スタートアップ遅延

5437

MODB_ BLE_
CONNECTION_
STATE

1

• 読み取り専用• 読み取り専用

enum8-

Bluetooth 接続が有効かどうかを示
す

68

レンジ

接続有効：2333
接続無効：3495

データ型 SI 単 説明
位

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

15.2

操作ツール（SmartBlue）の概要

ナビゲーション

操作メニュー

メインメニュー

‣ 設定
距離の単位
空校正
満量校正
距離
レベル
信号品質

‣ 高度な設定
アクセスステータス ツール
アクセスコード入力
評価感度
速度の変更
ファーストエコー感度
出力モード
不感知距離
レベル補正
評価距離

‣ 安全設定エコーロスト時遅延時間
エコーロスト診断
リニアライゼーションの方式

Endress+Hauser

69操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

リニアライゼーションされたレベル‣ 管理
アクセスコード設定
アクセスコードの確認
機器リセット
特殊な自由空間‣ 通信‣ Modbus 設定
データ転送モード
バスアドレスボーレート
Parity and databits setting
Stop bits‣ Bluetooth 設定
Bluetooth モード‣ 診断
現在の診断結果
前回の診断結果
前回の診断を削除
信号品質‣ 機器情報機器名
ファームウェアのバージョン
拡張オーダーコード 1
拡張オーダーコード 2

70

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

拡張オーダーコード 3
オーダーコード
シリアル番号
ENP バージョン‣ シミュレーション
シミュレーション
測定値

Endress+Hauser

71

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.3 「設定」 メニュー••

：操作ツールを使用する場合のパラメータのナビゲーションを示します。
：アクセスコードを使用してロックできるパラメータを示します。

ナビゲーション



設定

距離の単位



ナビゲーション



説明

基本校正 （空校正/満量校正）に使用

選択

SI 単位
m

設定 → 距離の単位

US 単位
ft

空校正



ナビゲーション



説明

プロセス接続から最小レベル（0%）までの距離

ユーザー入力0.0～20 m

工場出荷時設定

アンテナバージョンに応じて異なります。

設定 → 空校正

満量校正

ナビゲーション



説明

最小値（0%）から最大値（100%）までの距離

ユーザー入力0.0～20 m

工場出荷時設定

アンテナバージョンに応じて異なります。

設定 → 満量校正

距離ナビゲーション



説明

測定基準点（フランジ下端/センサの最後のネジ山）からレベルまで測定された現在の距離 D を表示します。

72

設定 → 距離Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

ユーザーインターフェイス

操作メニュー

0.0～20 m

レベル
ナビゲーション



説明（リニアライゼーション前の）測定したレベル L を表示します。
単位は距離の単位パラメータで定義されます。

ユーザーインターフェイス–99 999.9～200 000.0 m

設定 → レベル

信号品質
ナビゲーション



説明

レベルエコーの信号品質を表示します。

設定 → 信号品質

表示オプションの意味- 強い：評価されたエコーは、少なくとも 10dB を超えました。
- 中：評価されたエコーは、少なくとも 5dB を超えました。
- 弱い：評価されたエコーは 5dB 未満です。
- 信号なし機器が使用可能なエコーを見つけられません。
このパラメータで示された信号品質は常に、現在評価されているエコー、レベルのエコーもしくはタンクボトムエコーのいずれかを示します。
エコーロスト（信号品質 = 信号なし）の場合、機器は次のメッセージを生成します；
エコーロスト時の診断で他のオプションが選択されていた場合、エコーロスト時の診断
は警告（工場出荷時の設定）もしくはアラームとなります。
ユーザーインターフェイス

Endress+Hauser

• 強い
• 測定物
• 弱い
• 信号なし73

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.3.1 「高度な設定」 サブメニュー
ナビゲーション



設定 → 高度な設定

アクセスステータス ツール
ナビゲーション



説明

操作ツールを介したパラメータへのアクセス権限を示します。

設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール

アクセスコード入力
ナビゲーション



説明

オペレータモードからメンテナンスモードに変更するためには、アクセスコード設定
パラメータで設定されているユーザー固有のアクセスコードを入力する必要があります。不正なアクセスコードを入力すると、機器はオペレータモードのままになります。
アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合せください。

ユーザー入力0～9 999

設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力

評価感度



ナビゲーション



説明

評価感度の選択

設定 → 高度な設定 → 評価感度

オプションから選択します：-低ウェイティングカーブは、評価感度が低いため高くなります。障害反射だけでなく、小さなレベル信号も認識されません。
-中
ウェイティングカーブは、中間の領域となります。
-高ウェイティングカーブは、評価感度が高いため低くなります。障害反射も小さなレベル信号を確実に検出することができます。
選択

74

• ロー
• 測定物
• ハイ

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

速度の変更

ナビゲーション



説明

測定レベルの予想される排出もしくは充填速度を選択。

選択• 遅い 10 cm (0.4 in）/分未満• 標準 1 m (40 in)/分未満• 速い 1 m （40 in）/分以上• フィルタなし

設定 → 高度な設定 → 速度の変更

ファーストエコー感度

ナビゲーション



説明

このパラメータはファーストエコー評価のためのバンドを表します。

設定 → 高度な設定 → ファーストエコー感度

下記オプションから選択します：-低ファーストエコー評価のための帯域が非常に狭いです。評価は次の反射やノイズ信号にジャンプせず最初に検出した信号にずっと留まります。
-中
ファーストエコー評価のための帯域は平均幅となっています。
-高ファーストエコー評価のための帯域が広いです。評価はより早く次のエコーやノイズ
信号へジャンプします。
選択

• ロー
• 測定物
• ハイ

出力モード



ナビゲーション

説明

出力モードをいずれかに選択します：

設定 → 高度な設定 → 出力モード

アレージ =
測定基準点から測定物までの距離が表示されます。
もしくは
リニアライゼーションされたレベル =レベル（注：リニアライゼーションが有効化されている場合は、リニアライズされた値）が表示されます。
選択

Endress+Hauser• 目減り量• リニアライゼーションされたレベル

75

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

不感知距離



ナビゲーション

説明

不感知距離（BD）を定義

設定 → 高度な設定 → 不感知距離

不感知距離内では信号は評価されません。 したがって BD はアンテナ近辺の不要反射
信号の抑制に使用可能です。
注意：
測定レンジは不感知距離と重複すべきではありません。
ユーザー入力0.0～20 m

工場出荷時設定

0.1 m (0.33 ft) 以上の自動的な不感知距離 (→  76)が標準設定されています。ただし、これは手動で上書きできます（0 m (0 ft) も可能）。
不感知距離の自動計算 = 空校正 - 満量校正 - 0.2 m (0.656 ft)。
空校正 パラメータまたは満量校正 パラメータに新しい値が入力されるたびに、この計算式を使用して不感知距離 パラメータが自動的に再計算されます。
計算結果の値が <0.1 m (0.33 ft) の場合、不感知距離 0.1 m (0.33 ft) が引き続き使用さ
れます。

レベル補正



ナビゲーション



説明

測定されたレベルは一定のレベル誤差を補正するためにこの値によって補正されます。

設定 → 高度な設定 → レベル補正

レベル補正 > 0：
レベルはこの値によって増加します。
レベル補正 < 0:
レベルはこの値によって減少します。
ユーザー入力–25～25 m

評価距離

ナビゲーション



説明

拡張信号検索領域。
これは E 値よりも一般的に大きな値となります。
もし信号が E 値よりも下で発見された場合、「0（空）」が測定値として表示されます。
「評価距離」よりも下で検出された信号のみ、「エコーロスト」が発行されます。

設定 → 高度な設定 → 評価距離

例：オーバーフロー堰における流量測定
ユーザー入力76

0.0～21.8 m

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

リニアライゼーションの方式



ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション方式

説明

リニアライゼーション方式
選択項目の説明：• なし：
レベルは、事前に変換（リニアライズ）されることなくレベル単位で出力されます。
• テーブル：
測定レベル L と出力値（体積/流量/質量）の関係は、リニアライゼーションテーブル
によって定義されます。このテーブルは、最大 32 の値ペア（つまり、「レベル - 体積」または「レベル - 流量」または「レベル - 質量」）で構成されます。

選択

• なし
• テーブル

リニアライゼーションされたレベル
ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → リニアライズされたレベル

説明

現在のレベル測定値

ユーザーインターフェイ
ス

符号付き浮動小数点数

距離の単位



ナビゲーション



説明

基本校正 （空校正/満量校正）に使用

選択

SI 単位
m

設定 → 高度な設定 → 距離の単位

US 単位
ft

リニアライゼーション後の単位



ナビゲーション



必須条件

リニアライゼーションの方式 (→  77) ≠ なし

説明

リニアライズされた値の単位を選択します。

選択

選択/入力（uint16）• 1095 = [short Ton]
• 1094 = [lb]• 1088 = [kg]Endress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 線形化後の単位

77

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485• 1092 = [Ton]• 1048 = [US Gal.]• 1049 = [Imp. Gal.]• 1043 = [ft³]• 1571 = [cm³]• 1035 = [dm³]• 1034 = [m³]• 1038 = [l]• 1041 = [hl]• 1342 = [%]• 1010 = [m]• 1012 = [mm]• 1018 = [ft]• 1019 = [inch]• 1351 = [l/s]• 1352 = [l/min]• 1353 = [l/h]• 1347 = [m³/s]• 1348 = [m³/min]• 1349 = [m³/h]• 1356 = [ft³/s]• 1357 = [ft³/min]• 1358 = [ft³/h]• 1362 = [US Gal./s]• 1363 = [US Gal./min]• 1364 = [US Gal./h]• 1367 = [Imp. Gal./s]• 1358 = [Imp. Gal./min]• 1359 = [Imp. Gal./h]• 32815 = [Ml/s]• 32816 = [Ml/min]• 32817 = [Ml/h]• 1355 = [Ml/d]
追加情報

選択した単位は表示のためだけに使用されます。選択した単位に基づく測定値の変換は行われません。
距離/距離のリニアライゼーション、つまり、レベル単位から別の長さ単位へのリ
ニアライゼーションも可能です。このためには、リニア リニアライゼーションモ
ードを選択してください。新しいレベル単位を設定するには、リニアライゼーショ
ン後の単位 パラメータで Free text オプションを選択し、フリーテキスト パラメー
タに単位を入力します。

テーブルを有効にする

ナビゲーション



必須条件

リニアライゼーションの方式 (→  77) = テーブル に設定します。

説明

リニアライゼーションテーブルを有効または無効にします。

選択

• 無効
• 有効

78

設定 → 高度な設定 → テーブルを有効にする

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

追加情報

操作メニュー

選択項目の説明• 無効
リニアライゼーションの計算は行われません。
同時に、リニアライゼーションの方式 (→  77)= テーブル の場合、機器はエラーメ
ッセージ F435 を表示します。
• 有効
入力されたテーブルに基づいて測定値はリニアライズされます。
テーブルを編集すると、テーブルを有効にする パラメータ は自動的に 無効 にリセットされ、その後、再び 有効 に設定する必要があります。

テーブルモード

ナビゲーション



必須条件

リニアライゼーションの方式 (→  77) = テーブル に設定します。

説明

リニアライゼーションテーブルの入力モードを選択します。

選択

• 手動
• テーブルをクリア

追加情報

選択項目の説明• 手動
レベルおよび関連するリニアライズされた値が、テーブルの各点に対して手動入力されます。
• 半自動式
テーブルの各点に対して、機器がレベルを測定します。関連するリニアライズされた
値は手動入力します。
• テーブルをクリア
既存のリニアライゼーションテーブルを消去します。
• テーブルの並べ替え
テーブルの各点は昇順で並べ替えられます。

設定 → 高度な設定 → テーブルモード

リニアライゼーションテーブルの条件• テーブルを構成できるのは最大 32 の「レベル - リニアライズされた値」ペア• テーブルが単調であること（単調減少または単調増加）• テーブルの最初の値は最低レベルに相当すること• テーブルの最後の値は最高レベルに相当すること
リニアライゼーションテーブルを作成する前に、まず 空校正 (→  72) および 満
量校正 (→  72) の正しい値を選択します。
その後、満量校正/空校正が変更され、それによって個別の値をリニアライゼーションテーブルで変更する場合は、機器の既存のテーブルを消去してから、リニアラ
イゼーションを実行するための新しいテーブルを作成しなければなりません。このためには、まずテーブルを消去します（テーブルモード (→  79) = テーブルをクリア）。その後、新しいテーブルを入力します。

Endress+Hauser

79

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

テーブルの入力
現場表示器を使用
テーブルの編集 サブメニュー でグラフィカルテーブルエディタを呼び出します。テーブルが表示画面に表示され、1 行ずつ編集できます。
レベル単位の初期設定は「%」です。リニアライゼーションテーブルを物理単位で入力する場合は、最初に別の適切な単位をレベル単位 パラメータで選択する必要があります。

レベル

ナビゲーション



ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

設定 → 高度な設定 → レベル

容量



ナビゲーション



ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

80

設定 → 高度な設定 → 容量

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー「安全設定」 サブメニュー
ナビゲーション



設定 → 高度な設定 → 安全な設定

エコーロスト時遅延時間



ナビゲーション



説明

エコー消失の場合の遅延時間を定義します。

設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコーロスト時遅延時間

エコー消失後、機器はエコーロストの診断パラメータで定義された動作を行う前にこのパラメータで定義された時間分待機します。これによって短期的な不要反射による測定の妨害を防ぐことができます。
ユーザー入力0～600 秒

エコーロスト診断

ナビゲーション



説明

エコーロストの場合に警告かあら^無を発生させる場合は、このパラメータで設定可能
です。

選択

• 警告
• アラームEndress+Hauser

設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコーロスト診断

81

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485「管理」 サブメニュー
ナビゲーション



設定 → 高度な設定 → 管理

アクセスコード設定



ナビゲーション



説明

機器の動作モードを変更するためのリリースコードを定義します。

設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

工場出荷時の設定が変更されていないか、または 0000 がアクセスコードとして定義されている場合、機器はライトプロテクションなしでメンテナンスモードで動作し、機器の設定は常に変更することができます。
一度アクセスコードが定義されると、書込み保護された機器はアクセスコードパラメー
タにアクセスコードが入力された場合にメンテナンスモードに変更可能となります。
新しいアクセスコードはアクセスコードパラメータの中で確認された後に有効となります。
万が一アクセスコードを忘れた場合は、お近くのエンドレスハウザー者にご連絡下さい。
ユーザー入力0～9 999

アクセスコードの確認

ナビゲーション



説明

確認のため入力したアクセスコードを再入力して下さい。

ユーザー入力0～9 999

設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコードの確認

機器リセット

ナビゲーション



説明

機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。

選択• キャンセル• 工場出荷設定に

82

設定 → 高度な設定 → 管理 → 機器リセット

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

特殊な自由空間

ナビゲーション

説明

自由空間オプションを ON もしくは OFF に切り替えます。

設定 → 高度な設定 → 管理 → 特殊な自由空間

注意；モードを変更した後、新しいカスタママップを記録する必要があります。
選択

Endress+Hauser

• オフ
• オン

83

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.3.2 「通信」 サブメニュー
ナビゲーション



設定 → 通信「Modbus 設定」 サブメニュー
ナビゲーション



設定 → 通信 → Modbus 設定

データ転送モード



ナビゲーション



説明

この機能を使用して、データ伝送モードを選択します。

選択• ASCII
読取可能な ASCII 文字の形式でデータを伝送。LRC を介したエラー保護。
• RTU
バイナリ形式でデータを伝送。CRC16 を介したエラー保護。

設定 → 通信 → Modbus 設定 → データ転送モード

バスアドレス

ナビゲーション



説明

機器アドレスの入力用

ユーザー入力1～200

工場出荷時設定200

設定 → 通信 → Modbus 設定 → バスアドレス

ボーレート



ナビゲーション



説明

この機能を使用して、伝送速度を選択します。

選択• 1200 BAUD
• 2400 BAUD
• 4800 BAUD
• 9600 BAUD
• 19200 BAUD

工場出荷時設定

9600 BAUD

84

設定 → 通信 → Modbus 設定 → ボーレート

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

Parity and databits setting

ナビゲーション

選択• 8, None• 8, Odd• 8, Even• 7, Odd• 7, Even

工場出荷時設定

8, Even

設定 → 通信 → Modbus 設定 → Parity& databits

Stop bits

ナビゲーション

選択• 1 stop bits
• 2 stop bits

設定 → 通信 → Modbus 設定 → Stop bits

「Bluetooth 設定」 サブメニュー
ナビゲーション

 設定 → 通信 → Bluetooth 設定

Bluetooth モード

ナビゲーション



説明

Blutooth 機能の有効もしくは無効

設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード

注意：”OFF”への切り替えは直ちに App によるリモートアクセスを無効とすることでしょう。
App による Bluetooth 接続の再確立：取扱説明書内のアドバイスに従って下さい。
選択

Endress+Hauser

• オフ
• オン

85

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.4 「診断」 メニュー
ナビゲーション



診断

現在の診断結果
ナビゲーション



説明

現在の診断メッセージを表示します。

診断 → 現在の診断結果

もし同時に複数のメッセージが発生した場合、優先順位の高いメッセージが表示されます。

前回の診断結果
ナビゲーション



説明

現在のメッセージの前に表示されていた最後の診断メッセージと診断情報を表示します。
表示された条件は依然として適用される場合があります。

診断 → 前回の診断結果

前回の診断を削除

ナビゲーション



説明以前の診断メッセージを削除しますか？

診断 → 前回の診断を削除

診断メッセージを有効のままとすることも可能です。
選択

86

• いいえ
• はい

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

信号品質
ナビゲーション



説明

レベルエコーの信号品質を表示します。

診断 → 信号品質

表示オプションの意味- 強い：評価されたエコーは、少なくとも 10dB を超えました。
- 中：評価されたエコーは、少なくとも 5dB を超えました。
- 弱い：評価されたエコーは 5dB 未満です。
- 信号なし機器が使用可能なエコーを見つけられません。
このパラメータで示された信号品質は常に、現在評価されているエコー、レベルのエコーもしくはタンクボトムエコーのいずれかを示します。
エコーロスト（信号品質 = 信号なし）の場合、機器は次のメッセージを生成します；
エコーロスト時の診断で他のオプションが選択されていた場合、エコーロスト時の診断
は警告（工場出荷時の設定）もしくはアラームとなります。
ユーザーインターフェイス

Endress+Hauser

• 強い
• 測定物
• 弱い
• 信号なし87

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.4.1 「機器情報」 サブメニュー
ナビゲーション



診断 → 機器情報

機器名
ナビゲーション



説明

変換器の名称の表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#16）

診断 → 機器情報 → 機器名

ファームウェアのバージョン
ナビゲーション



説明

ファームウェアバージョンの表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#8）

診断 → 機器情報 → ファームのバージョン

拡張オーダーコード 1
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 1 番目の部分を表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 1

拡張オーダーコード 2
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 2 番目の部分を表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

88

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 2

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

拡張オーダーコード 3
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 3 番目の部分を表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 3

オーダーコード
ナビゲーション



説明

機器のオーダコードの表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

診断 → 機器情報 → オーダーコード

シリアル番号
ナビゲーション



説明

機器のシリアル番号の表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#11）

診断 → 機器情報 → シリアル番号

ENP バージョン
ナビゲーション



説明

電子ネームプレート（ENP)のバージョンを表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#16）

Endress+Hauser

診断 → 機器情報 → ENP バージョン89

操作メニュー

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

15.4.2 「機器情報」 サブメニュー
ナビゲーション



診断 → 機器情報

機器名
ナビゲーション



説明

変換器の名称の表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#16）

診断 → 機器情報 → 機器名

ファームウェアのバージョン
ナビゲーション



説明

ファームウェアバージョンの表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#8）

診断 → 機器情報 → ファームのバージョン

拡張オーダーコード 1
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 1 番目の部分を表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 1

拡張オーダーコード 2
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 2 番目の部分を表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

90

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 2

Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

操作メニュー

拡張オーダーコード 3
ナビゲーション



説明

拡張オーダコードの 3 番目の部分を表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 3

オーダーコード
ナビゲーション



説明

機器のオーダコードの表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#20）

診断 → 機器情報 → オーダーコード

シリアル番号
ナビゲーション



説明

機器のシリアル番号の表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#11）

診断 → 機器情報 → シリアル番号

ENP バージョン
ナビゲーション



説明

電子ネームプレート（ENP)のバージョンを表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列 （#16）

Endress+Hauser

診断 → 機器情報 → ENP バージョン

91

索引

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

索引
記号

安全上の注意事項（XA） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
安全設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
拡張オーダーコード 1 （パラメータ） . . . . . . . 88, 90
拡張オーダーコード 2 （パラメータ） . . . . . . . 88, 90
拡張オーダーコード 3 （パラメータ） . . . . . . . 89, 91
管理 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
機器リセット （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
機器情報 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 90
機器名 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 90
距離 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
距離の単位 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 77
空校正 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
現在の診断結果 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 86
高度な設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
出力モード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
信号品質 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 87
診断 （メニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
設定 （メニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
前回の診断を削除 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 86
前回の診断結果 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 86
速度の変更 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
通信 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
特殊な自由空間 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 83
評価感度 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
評価距離 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
不感知距離 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
満量校正 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
容量 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

BBluetooth® ワイヤレス技術 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bluetooth モード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 85
Bluetooth 設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . 85

E

ENP バージョン （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 89, 91

MModbus プロトコル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Modbus プロトコルを介した測定変数、バーストパ
ラメータの読み取り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Modbus 設定 （サブメニュー） . . . . . . . . . . . . . . . . 84

P

Parity and databits setting （パラメータ） . . . . . . . 85

S

Stop bits （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ア

アクセサリ
機器固有 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
サービス関連 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
アクセスコードの確認 （パラメータ） . . . . . . . . . . 82
アクセスコード設定 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 82
アクセスコード入力 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 74
92

アクセスステータス ツール （パラメータ） . . . . . . 74
アプリケーション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
安全上の注意事項
基本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

エエコーロスト時遅延時間 （パラメータ） . . . . . . . . 81
エコーロスト診断 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 81オ

オーダーコード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . 89, 91

キ機器交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
機器の交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
機器の用途
指定用途を参照
不適切な用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
不明な場合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
気候クラス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

サ

作業員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
サブメニュー
Bluetooth 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Modbus 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
安全設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
機器情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 90
高度な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
通信 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

シ

修理コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
シリアル番号 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 89, 91
資料
機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
資料の機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

セ製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ソ

操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
操作ツール上の診断イベント . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
測定物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
測定モード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

テ

データ転送モード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . 84
テーブルモード （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . 79
テーブルを有効にする （パラメータ） . . . . . . . . . . 78
適用分野
残存リスク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ハ

廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Endress+Hauser

Micropilot FMR20 MODBUS RS485

索引

バスアドレス （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

フファーストエコー感度 （パラメータ） . . . . . . . . . . 75
ファームウェアのバージョン （パラメータ） . . 88, 90

ヘ

返却 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ホ

ボーレート （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

メ

メニュー
診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ヨ用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

リリニアライゼーションされたレベル （パラメータ） 77
リニアライゼーションの方式 （パラメータ） . . . . . 77
リニアライゼーション後の単位 （パラメータ） . . . 77

レ

レベル （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 80
レベル測定の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
レベル補正 （パラメータ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ロ

労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Endress+Hauser

93

*71537533*
71537533

www.addresses.endress.com