CVT 社製

Surface Analysis Chamber

ITL Vacuum Components 社製

UHV Design 社製

ミューメタルチャンバー

ターボポンプ防振ダンパー

超高真空対応マニピュレータ・搬送機構

分析中の磁場の影響を最小限にするために必要なミューメタル製
チャンバーをご提供いたします。SUS チャンバー内にシールドを入れるのと違い、チャンバー自体をミューメタルで製作することにより高い磁場遮蔽能力があります。もちろん超高真空下で対応できるよう精密かつ精巧に製作されています。

分析装置など振動を嫌うアプリケーションに最適な、ターボ分子ポンプの振動を 1/10 に軽減できる防振ダンパーです。フランジサイズは
ICF114, 152, 203 及び ISO63, 100, 160 がラインナップされています。

分析装置には欠かせないサンプルの搬送、加熱・冷却機能を持った
5 軸マニピュレーターなど超高真空下で最大限の能力を発揮できる製品を取り揃えています。マニピュレーターは 5 軸（X, Y, Z, θ, Φ）
でありながら加熱・冷却が 1 台で可能で、加熱は抵抗加熱で >900℃、EB 加熱で >1200℃、冷却は LHe で <30K です。
サンプル搬送機構は直進安定性に優れ、有名分析装置メーカー専用のサンプルホルダーに対応します。UHV Design 社独自のキネマ
ティックデザインは高精度で安定した性能を発揮します。

その他にも多くのチャバーを放射光施設に納入しています。

光学ビューポート
Kodial, 石英、サファイア、ZnSe、MgF2、鉛ガラスなど様々な材 質 のビューポートを 取り揃 えて おりま す。ま た AR コ ートや
InSnO2 コートを施したビューポートも取り扱いしております。

Beam Injector Chambers

Proton Synchrotron
Chamber

Beamline Component

MOKE Chamber

Puck Style

Flag Style

ESCA Stub

SPI Supplies 社製
VACOM 社製

ホットカソードイオンゲージ
1x10-2mbr 〜 5x10-12mbar まで測定可能な極高真空対応ホット

表示器はイオンゲージ 1ch,コネクタとケーブルを付けた状態でもその他 2ch 表示が可能

250℃までベーキングが可能。外せば400℃までベーキングが可能です！

カソードイオンゲージです。フィラメントにはイットリアコートイリジ
ウムを使用し、このフィラメントは交換が可能です。エクストラクター
ゲージと同等の性能を持ちながら価格を抑えた製品となっております。
VACOM 社では、お客様に仕様に合わせてイオンゲージの設計・製作が可能です。外径寸法はもちろん、電圧やプロファイル、電極形状までお客様に実験に合わせることができます。
VACOM 社のイオンゲージに関する豊富な経験を活かし製品 1 台
からお受けいたします。是非お問い合わせください。

VACSEAL

Silver Paste PlusVACSEAL は主成分にシリコン樹脂を使用した真空用リークシーラ
ント（真空漏れ止め液）です。ベローズ等のリーク部に塗って頂くと、常温だと数日でリークが止まります。
刷毛で塗る通常タイプとスプレータイプがあります。

Silver Paste Plus は銀粒子の濃度が 72％と高く、均質で、粘性のある特徴をもっております。
絶縁試料の導電用接着剤として、SEM、TEM のユーザに幅広く使用されています。

●

使用温度範囲： –200℃〜 450℃●

硬化時間：300℃で 30 〜 40 分、室温で 5 〜 6 日

分析装置関連ガイド

Radial Telescopic
Transfer Arm（RTTA）

RTTA when fully extended

Axis 2：Telescopic linear
extension into satellitechambers

Axis 3：Lift/lower to facilitate
sample transfer（optional）
スプレータイプもご用意しております

Axis 1：Precise radial arm rotation foralignment with ʻsatelliteʼ chambers

専用シンナーで
簡単にはがれます

RTTA シリーズは、マルチチャンバーへのサンプル搬送用に開発された搬送機構です。この製品は超高真空下で使用可能で、搬送アームが 3段に伸縮する機構を採用することで最小のスペースで最大のストロークを稼ぐことを可能にしました。アーム先端に 1kg の加重をかけ、760mm フルストローク伸ばした場合の先端の垂れは 1mm 以下と安定した搬送をお約束します。回転・上下・伸縮の各駆動は全て自動化す
イオンゲージの 3D モデリング（外観）

イオンゲージの 3D モデリング（内部）

粒子軌道のシュミレーション

実測実験

株式会社テクノポート〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-26-6 サンブリッジビル 2F TEL：03-5825-3559 FAX：03-5825-3589
Email：inform@technoport-jp.com Web：http://www.technoport-jp.com

ることが可能です。
製品紹介ムービーを是非ご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=-YYNRzX-8wQCVT 社製

Surface Analysis Chamber

ITL Vacuum Components 社製

UHV Design 社製

ミューメタルチャンバー

ターボポンプ防振ダンパー

超高真空対応マニピュレータ・搬送機構

分析中の磁場の影響を最小限にするために必要なミューメタル製
チャンバーをご提供いたします。SUS チャンバー内にシールドを入れるのと違い、チャンバー自体をミューメタルで製作することにより高い磁場遮蔽能力があります。もちろん超高真空下で対応できるよう精密かつ精巧に製作されています。

分析装置など振動を嫌うアプリケーションに最適な、ターボ分子ポンプの振動を 1/10 に軽減できる防振ダンパーです。フランジサイズは
ICF114, 152, 203 及び ISO63, 100, 160 がラインナップされています。

分析装置には欠かせないサンプルの搬送、加熱・冷却機能を持った
5 軸マニピュレーターなど超高真空下で最大限の能力を発揮できる製品を取り揃えています。マニピュレーターは 5 軸（X, Y, Z, θ, Φ）
でありながら加熱・冷却が 1 台で可能で、加熱は抵抗加熱で >900℃、EB 加熱で >1200℃、冷却は LHe で <30K です。
サンプル搬送機構は直進安定性に優れ、有名分析装置メーカー専用のサンプルホルダーに対応します。UHV Design 社独自のキネマ
ティックデザインは高精度で安定した性能を発揮します。

その他にも多くのチャバーを放射光施設に納入しています。

光学ビューポート
Kodial, 石英、サファイア、ZnSe、MgF2、鉛ガラスなど様々な材 質 のビューポートを 取り揃 えて おりま す。ま た AR コ ートや
InSnO2 コートを施したビューポートも取り扱いしております。

Beam Injector Chambers

Proton Synchrotron
Chamber

Beamline Component

MOKE Chamber

Puck Style

Flag Style

ESCA Stub

SPI Supplies 社製
VACOM 社製

ホットカソードイオンゲージ
1x10-2mbr 〜 5x10-12mbar まで測定可能な極高真空対応ホット

表示器はイオンゲージ 1ch,コネクタとケーブルを付けた状態でもその他 2ch 表示が可能

250℃までベーキングが可能。外せば400℃までベーキングが可能です！

カソードイオンゲージです。フィラメントにはイットリアコートイリジ
ウムを使用し、このフィラメントは交換が可能です。エクストラクター
ゲージと同等の性能を持ちながら価格を抑えた製品となっております。
VACOM 社では、お客様に仕様に合わせてイオンゲージの設計・製作が可能です。外径寸法はもちろん、電圧やプロファイル、電極形状までお客様に実験に合わせることができます。
VACOM 社のイオンゲージに関する豊富な経験を活かし製品 1 台
からお受けいたします。是非お問い合わせください。

VACSEAL

Silver Paste PlusVACSEAL は主成分にシリコン樹脂を使用した真空用リークシーラ
ント（真空漏れ止め液）です。ベローズ等のリーク部に塗って頂くと、常温だと数日でリークが止まります。
刷毛で塗る通常タイプとスプレータイプがあります。

Silver Paste Plus は銀粒子の濃度が 72％と高く、均質で、粘性のある特徴をもっております。
絶縁試料の導電用接着剤として、SEM、TEM のユーザに幅広く使用されています。

●

使用温度範囲： –200℃〜 450℃●

硬化時間：300℃で 30 〜 40 分、室温で 5 〜 6 日

分析装置関連ガイド

Radial Telescopic
Transfer Arm（RTTA）

RTTA when fully extended

Axis 2：Telescopic linear
extension into satellitechambers

Axis 3：Lift/lower to facilitate
sample transfer（optional）
スプレータイプもご用意しております

Axis 1：Precise radial arm rotation foralignment with ʻsatelliteʼ chambers

専用シンナーで
簡単にはがれます

RTTA シリーズは、マルチチャンバーへのサンプル搬送用に開発された搬送機構です。この製品は超高真空下で使用可能で、搬送アームが 3段に伸縮する機構を採用することで最小のスペースで最大のストロークを稼ぐことを可能にしました。アーム先端に 1kg の加重をかけ、760mm フルストローク伸ばした場合の先端の垂れは 1mm 以下と安定した搬送をお約束します。回転・上下・伸縮の各駆動は全て自動化す
イオンゲージの 3D モデリング（外観）

イオンゲージの 3D モデリング（内部）

粒子軌道のシュミレーション

実測実験

株式会社テクノポート〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-26-6 サンブリッジビル 2F TEL：03-5825-3559 FAX：03-5825-3589
Email：inform@technoport-jp.com Web：http://www.technoport-jp.com

ることが可能です。
製品紹介ムービーを是非ご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=-YYNRzX-8wQCVT 社製

Surface Analysis Chamber

ITL Vacuum Components 社製

UHV Design 社製

ミューメタルチャンバー

ターボポンプ防振ダンパー

超高真空対応マニピュレータ・搬送機構

分析中の磁場の影響を最小限にするために必要なミューメタル製
チャンバーをご提供いたします。SUS チャンバー内にシールドを入れるのと違い、チャンバー自体をミューメタルで製作することにより高い磁場遮蔽能力があります。もちろん超高真空下で対応できるよう精密かつ精巧に製作されています。

分析装置など振動を嫌うアプリケーションに最適な、ターボ分子ポンプの振動を 1/10 に軽減できる防振ダンパーです。フランジサイズは
ICF114, 152, 203 及び ISO63, 100, 160 がラインナップされています。

分析装置には欠かせないサンプルの搬送、加熱・冷却機能を持った
5 軸マニピュレーターなど超高真空下で最大限の能力を発揮できる製品を取り揃えています。マニピュレーターは 5 軸（X, Y, Z, θ, Φ）
でありながら加熱・冷却が 1 台で可能で、加熱は抵抗加熱で >900℃、EB 加熱で >1200℃、冷却は LHe で <30K です。
サンプル搬送機構は直進安定性に優れ、有名分析装置メーカー専用のサンプルホルダーに対応します。UHV Design 社独自のキネマ
ティックデザインは高精度で安定した性能を発揮します。

その他にも多くのチャバーを放射光施設に納入しています。

光学ビューポート
Kodial, 石英、サファイア、ZnSe、MgF2、鉛ガラスなど様々な材 質 のビューポートを 取り揃 えて おりま す。ま た AR コ ートや
InSnO2 コートを施したビューポートも取り扱いしております。

Beam Injector Chambers

Proton Synchrotron
Chamber

Beamline Component

MOKE Chamber

Puck Style

Flag Style

ESCA Stub

SPI Supplies 社製
VACOM 社製

ホットカソードイオンゲージ
1x10-2mbr 〜 5x10-12mbar まで測定可能な極高真空対応ホット

表示器はイオンゲージ 1ch,コネクタとケーブルを付けた状態でもその他 2ch 表示が可能

250℃までベーキングが可能。外せば400℃までベーキングが可能です！

カソードイオンゲージです。フィラメントにはイットリアコートイリジ
ウムを使用し、このフィラメントは交換が可能です。エクストラクター
ゲージと同等の性能を持ちながら価格を抑えた製品となっております。
VACOM 社では、お客様に仕様に合わせてイオンゲージの設計・製作が可能です。外径寸法はもちろん、電圧やプロファイル、電極形状までお客様に実験に合わせることができます。
VACOM 社のイオンゲージに関する豊富な経験を活かし製品 1 台
からお受けいたします。是非お問い合わせください。

VACSEAL

Silver Paste PlusVACSEAL は主成分にシリコン樹脂を使用した真空用リークシーラ
ント（真空漏れ止め液）です。ベローズ等のリーク部に塗って頂くと、常温だと数日でリークが止まります。
刷毛で塗る通常タイプとスプレータイプがあります。

Silver Paste Plus は銀粒子の濃度が 72％と高く、均質で、粘性のある特徴をもっております。
絶縁試料の導電用接着剤として、SEM、TEM のユーザに幅広く使用されています。

●

使用温度範囲： –200℃〜 450℃●

硬化時間：300℃で 30 〜 40 分、室温で 5 〜 6 日

分析装置関連ガイド

Radial Telescopic
Transfer Arm（RTTA）

RTTA when fully extended

Axis 2：Telescopic linear
extension into satellitechambers

Axis 3：Lift/lower to facilitate
sample transfer（optional）
スプレータイプもご用意しております

Axis 1：Precise radial arm rotation foralignment with ʻsatelliteʼ chambers

専用シンナーで
簡単にはがれます

RTTA シリーズは、マルチチャンバーへのサンプル搬送用に開発された搬送機構です。この製品は超高真空下で使用可能で、搬送アームが 3段に伸縮する機構を採用することで最小のスペースで最大のストロークを稼ぐことを可能にしました。アーム先端に 1kg の加重をかけ、760mm フルストローク伸ばした場合の先端の垂れは 1mm 以下と安定した搬送をお約束します。回転・上下・伸縮の各駆動は全て自動化す
イオンゲージの 3D モデリング（外観）

イオンゲージの 3D モデリング（内部）

粒子軌道のシュミレーション

実測実験

株式会社テクノポート〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-26-6 サンブリッジビル 2F TEL：03-5825-3559 FAX：03-5825-3589
Email：inform@technoport-jp.com Web：http://www.technoport-jp.com

ることが可能です。
製品紹介ムービーを是非ご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=-YYNRzX-8wQPREVAC 社は 18 年の歴史の中で延べ 400 台以上の超高真空分析装置や蒸着装置の製造実績があり、ヨーロッパを中心に高い評価を得ています。

PREVAC 社では分析装置に使用する各種線源、イオンソース、電子銃など電源・コントローラ・ソフトウエアー含めて全て自社で設計・製造しております。

近年ではアジアへも多数実績を作っており業界のパイオニアとして活躍しています。

簡易型イオン銃（Ion Source）

製作装置例

複合型表面分析装置
本装置は XPS, UPS, ARPES, LEED が 1 台で出来る複合型 表 面 分 析 装 置 で す。心 臓 部 分 に は VG Scienta
R4000+3D spin ditector が搭載されており世界最高水準の能力を有します。

X 線源（X-Ray Source）
RS 40B1

走査型イオン銃（Ion Source）

XPS/ESCA/XAES/ARPES/ARXPS などに最適の X 線源です。アノードは Al/Mg のツインアノードで Al は 400W, Mg
は 600W の出力があります。クロストークも 0.35% 以内に押えられています。オプションの専用ソフトウエアーで PC でのサンプルのクリーニング及びエッチング、AES/XPS などの深さ方向のプロファイリング、SIMS/ISS などのイオン源として最適です。エネルギー範囲は 0.15eV 〜 5keV、電流密度は
最大 4mA/cm 2、スキャンエリアは 10mmx10mm、スポッ
トサイズは 110 〜 1000µm となります。

IS 40E1制御も可能です。
450000Al Kα, Ag sample

400000IS 40C1

試料表面をクリーニングするためのコンパクトで簡易なイオン銃です。
アルゴン、酸素、水素ガスが使用できます。
エ ネ ル ギ ー 範 囲 は 0.12eV 〜 5keV、電 流 密 度 は>70µm（距 離 60mm）、サ ン プ ル 電 流 は 最 大30µA（A）となります。

Ion Source Module

Intensity [cps]350000蒸発セル（Effusion cell）

300000EF 40C1

250000200000150000

専用コントローラは液晶ディスプレイ

MBE 装置やその他試料への蒸着に適した蒸発セル

100000を採 用し簡単に設 定、オペレーショです。

ンが可能です。また PC 用の専用ソ

50000
0
1200

ICF70 フランジマウントでシャッターも装備されています。加熱温度範囲は 250 〜 1500℃、クルーシブ
ル容量は 5cc です。新型のカラー液晶搭載のコント

フトウエアーもオプションでご用意し
1000

800

600

400

200

0

ております。

Binding energy [eV]

ローラにより、操作性が向上しました。

専用ソフトウエアーで、装置の制御からデーター解析まで
全て PC コントロールされています。

Ambient Pressure
XPS（ESCA）/ UPSシステム
本装置は大気圧に近い圧力下で XPS（ESCA）/UPS を可能にした最新の装置です。1mbar 〜 10-10mbr の範囲で測定が可能です。各種線源は差動排気式となっており、心臓部分には VG Scienta R3000HP が搭載されています。

走査型電子銃（Electron source）

帯電防止用電子銃（Flood source）

AES/SAM/ARAES などに最適の走査型電子銃です。
エネルギー範囲は 1eV 〜 5keV で、10x10mm の範XPS/AES/SIMS などに最適な帯電防止用電子銃です。
エネルギー範囲は 0.01eV 〜 10eV と 10eV 〜 500eV
でスポットサイズは距離により 10 〜 20mm です。

ES 40C1

囲でスキャンが可能です。シールドは銅またはミューメ
タルから選択可能です。

紫外線源（UV Source）

UVS 40A2

UPS/SPUPS/ARUPS などに最適の紫外線源です。
Photocurrent は 1 〜 80nA , Photon flux は>1016photons/s.sr で各種ガス（ヘリューム、ネオン、
クリプトン、アルゴン、水素）に対応します。

世界最高水準の技術により確実な最高のデータを得ることが可能です。

上記は一例です。この他にも数多くの種類の分析装置や真空装置の製作が可能です。

FS 40A1

昇温脱離ガス分光セット（TDS）

TDS 40A1

昇温脱離ガス分光に最適な四重極マス（上下機構付き）とヒーター加熱ホルダー及びコントローラ、ソフ
トウエアーのセットとなります。四重極のマスは 100,
200, 300amu からお選びいただけます。EB 加熱により試料を 1200℃まで加熱できます。独自のソフト
ウエアーで脱離ガスの正確なデータが測定できます。

ミニ電子ビーム蒸着源（Electron Beam Evaporator）

チャンバー照射用
LEDライトシステム

EBV 40A1

数原子層の膜を作製するためや MBE 装置で作製した多層膜のドーパンド用として開発された電子銃です。
フラックスを監視しながら蒸発量を正確にコントロール
することによって1分間に1/10 層の膜を製作することが出来ます。
ビーム 径 はφ4 〜φ19mm、材 料 加 熱 温 度 は 160 〜
2300℃（モリブデンコネクタ使用時 3300℃）、最大電力は 300W となります。

暗い真空チャンバー内を高輝度な LED ライトで明るく照らす事ができるコンパクトな LED ライトシステム
です。LED ライトのコネクタが USB タイプとジャックタイプがあり、ジェックタイプは照度を変えることが 出 来ま す。照 度 は 最 大 185 ル ーメン で 寿 命 は100,000 時間以上です。
ジャックタイプUSB タイプPREVAC 社は 18 年の歴史の中で延べ 400 台以上の超高真空分析装置や蒸着装置の製造実績があり、ヨーロッパを中心に高い評価を得ています。

PREVAC 社では分析装置に使用する各種線源、イオンソース、電子銃など電源・コントローラ・ソフトウエアー含めて全て自社で設計・製造しております。

近年ではアジアへも多数実績を作っており業界のパイオニアとして活躍しています。

簡易型イオン銃（Ion Source）

製作装置例

複合型表面分析装置
本装置は XPS, UPS, ARPES, LEED が 1 台で出来る複合型 表 面 分 析 装 置 で す。心 臓 部 分 に は VG Scienta
R4000+3D spin ditector が搭載されており世界最高水準の能力を有します。

X 線源（X-Ray Source）
RS 40B1

走査型イオン銃（Ion Source）

XPS/ESCA/XAES/ARPES/ARXPS などに最適の X 線源です。アノードは Al/Mg のツインアノードで Al は 400W, Mg
は 600W の出力があります。クロストークも 0.35% 以内に押えられています。オプションの専用ソフトウエアーで PC でのサンプルのクリーニング及びエッチング、AES/XPS などの深さ方向のプロファイリング、SIMS/ISS などのイオン源として最適です。エネルギー範囲は 0.15eV 〜 5keV、電流密度は
最大 4mA/cm 2、スキャンエリアは 10mmx10mm、スポッ
トサイズは 110 〜 1000µm となります。

IS 40E1制御も可能です。
450000Al Kα, Ag sample

400000IS 40C1

試料表面をクリーニングするためのコンパクトで簡易なイオン銃です。
アルゴン、酸素、水素ガスが使用できます。
エ ネ ル ギ ー 範 囲 は 0.12eV 〜 5keV、電 流 密 度 は>70µm（距 離 60mm）、サ ン プ ル 電 流 は 最 大30µA（A）となります。

Ion Source Module

Intensity [cps]350000蒸発セル（Effusion cell）

300000EF 40C1

250000200000150000

専用コントローラは液晶ディスプレイ

MBE 装置やその他試料への蒸着に適した蒸発セル

100000を採 用し簡単に設 定、オペレーショです。

ンが可能です。また PC 用の専用ソ

50000
0
1200

ICF70 フランジマウントでシャッターも装備されています。加熱温度範囲は 250 〜 1500℃、クルーシブ
ル容量は 5cc です。新型のカラー液晶搭載のコント

フトウエアーもオプションでご用意し
1000

800

600

400

200

0

ております。

Binding energy [eV]

ローラにより、操作性が向上しました。

専用ソフトウエアーで、装置の制御からデーター解析まで
全て PC コントロールされています。

Ambient Pressure
XPS（ESCA）/ UPSシステム
本装置は大気圧に近い圧力下で XPS（ESCA）/UPS を可能にした最新の装置です。1mbar 〜 10-10mbr の範囲で測定が可能です。各種線源は差動排気式となっており、心臓部分には VG Scienta R3000HP が搭載されています。

走査型電子銃（Electron source）

帯電防止用電子銃（Flood source）

AES/SAM/ARAES などに最適の走査型電子銃です。
エネルギー範囲は 1eV 〜 5keV で、10x10mm の範XPS/AES/SIMS などに最適な帯電防止用電子銃です。
エネルギー範囲は 0.01eV 〜 10eV と 10eV 〜 500eV
でスポットサイズは距離により 10 〜 20mm です。

ES 40C1

囲でスキャンが可能です。シールドは銅またはミューメ
タルから選択可能です。

紫外線源（UV Source）

UVS 40A2

UPS/SPUPS/ARUPS などに最適の紫外線源です。
Photocurrent は 1 〜 80nA , Photon flux は>1016photons/s.sr で各種ガス（ヘリューム、ネオン、
クリプトン、アルゴン、水素）に対応します。

世界最高水準の技術により確実な最高のデータを得ることが可能です。

上記は一例です。この他にも数多くの種類の分析装置や真空装置の製作が可能です。

FS 40A1

昇温脱離ガス分光セット（TDS）

TDS 40A1

昇温脱離ガス分光に最適な四重極マス（上下機構付き）とヒーター加熱ホルダー及びコントローラ、ソフ
トウエアーのセットとなります。四重極のマスは 100,
200, 300amu からお選びいただけます。EB 加熱により試料を 1200℃まで加熱できます。独自のソフト
ウエアーで脱離ガスの正確なデータが測定できます。

ミニ電子ビーム蒸着源（Electron Beam Evaporator）

チャンバー照射用
LEDライトシステム

EBV 40A1

数原子層の膜を作製するためや MBE 装置で作製した多層膜のドーパンド用として開発された電子銃です。
フラックスを監視しながら蒸発量を正確にコントロール
することによって1分間に1/10 層の膜を製作することが出来ます。
ビーム 径 はφ4 〜φ19mm、材 料 加 熱 温 度 は 160 〜
2300℃（モリブデンコネクタ使用時 3300℃）、最大電力は 300W となります。

暗い真空チャンバー内を高輝度な LED ライトで明るく照らす事ができるコンパクトな LED ライトシステム
です。LED ライトのコネクタが USB タイプとジャックタイプがあり、ジェックタイプは照度を変えることが 出 来ま す。照 度 は 最 大 185 ル ーメン で 寿 命 は100,000 時間以上です。
ジャックタイプUSB タイプPREVAC 社は 18 年の歴史の中で延べ 400 台以上の超高真空分析装置や蒸着装置の製造実績があり、ヨーロッパを中心に高い評価を得ています。

PREVAC 社では分析装置に使用する各種線源、イオンソース、電子銃など電源・コントローラ・ソフトウエアー含めて全て自社で設計・製造しております。

近年ではアジアへも多数実績を作っており業界のパイオニアとして活躍しています。

簡易型イオン銃（Ion Source）

製作装置例

複合型表面分析装置
本装置は XPS, UPS, ARPES, LEED が 1 台で出来る複合型 表 面 分 析 装 置 で す。心 臓 部 分 に は VG Scienta
R4000+3D spin ditector が搭載されており世界最高水準の能力を有します。

X 線源（X-Ray Source）
RS 40B1

走査型イオン銃（Ion Source）

XPS/ESCA/XAES/ARPES/ARXPS などに最適の X 線源です。アノードは Al/Mg のツインアノードで Al は 400W, Mg
は 600W の出力があります。クロストークも 0.35% 以内に押えられています。オプションの専用ソフトウエアーで PC でのサンプルのクリーニング及びエッチング、AES/XPS などの深さ方向のプロファイリング、SIMS/ISS などのイオン源として最適です。エネルギー範囲は 0.15eV 〜 5keV、電流密度は
最大 4mA/cm 2、スキャンエリアは 10mmx10mm、スポッ
トサイズは 110 〜 1000µm となります。

IS 40E1制御も可能です。
450000Al Kα, Ag sample

400000IS 40C1

試料表面をクリーニングするためのコンパクトで簡易なイオン銃です。
アルゴン、酸素、水素ガスが使用できます。
エ ネ ル ギ ー 範 囲 は 0.12eV 〜 5keV、電 流 密 度 は>70µm（距 離 60mm）、サ ン プ ル 電 流 は 最 大30µA（A）となります。

Ion Source Module

Intensity [cps]350000蒸発セル（Effusion cell）

300000EF 40C1

250000200000150000

専用コントローラは液晶ディスプレイ

MBE 装置やその他試料への蒸着に適した蒸発セル

100000を採 用し簡単に設 定、オペレーショです。

ンが可能です。また PC 用の専用ソ

50000
0
1200

ICF70 フランジマウントでシャッターも装備されています。加熱温度範囲は 250 〜 1500℃、クルーシブ
ル容量は 5cc です。新型のカラー液晶搭載のコント

フトウエアーもオプションでご用意し
1000

800

600

400

200

0

ております。

Binding energy [eV]

ローラにより、操作性が向上しました。

専用ソフトウエアーで、装置の制御からデーター解析まで
全て PC コントロールされています。

Ambient Pressure
XPS（ESCA）/ UPSシステム
本装置は大気圧に近い圧力下で XPS（ESCA）/UPS を可能にした最新の装置です。1mbar 〜 10-10mbr の範囲で測定が可能です。各種線源は差動排気式となっており、心臓部分には VG Scienta R3000HP が搭載されています。

走査型電子銃（Electron source）

帯電防止用電子銃（Flood source）

AES/SAM/ARAES などに最適の走査型電子銃です。
エネルギー範囲は 1eV 〜 5keV で、10x10mm の範XPS/AES/SIMS などに最適な帯電防止用電子銃です。
エネルギー範囲は 0.01eV 〜 10eV と 10eV 〜 500eV
でスポットサイズは距離により 10 〜 20mm です。

ES 40C1

囲でスキャンが可能です。シールドは銅またはミューメ
タルから選択可能です。

紫外線源（UV Source）

UVS 40A2

UPS/SPUPS/ARUPS などに最適の紫外線源です。
Photocurrent は 1 〜 80nA , Photon flux は>1016photons/s.sr で各種ガス（ヘリューム、ネオン、
クリプトン、アルゴン、水素）に対応します。

世界最高水準の技術により確実な最高のデータを得ることが可能です。

上記は一例です。この他にも数多くの種類の分析装置や真空装置の製作が可能です。

FS 40A1

昇温脱離ガス分光セット（TDS）

TDS 40A1

昇温脱離ガス分光に最適な四重極マス（上下機構付き）とヒーター加熱ホルダー及びコントローラ、ソフ
トウエアーのセットとなります。四重極のマスは 100,
200, 300amu からお選びいただけます。EB 加熱により試料を 1200℃まで加熱できます。独自のソフト
ウエアーで脱離ガスの正確なデータが測定できます。

ミニ電子ビーム蒸着源（Electron Beam Evaporator）

チャンバー照射用
LEDライトシステム

EBV 40A1

数原子層の膜を作製するためや MBE 装置で作製した多層膜のドーパンド用として開発された電子銃です。
フラックスを監視しながら蒸発量を正確にコントロール
することによって1分間に1/10 層の膜を製作することが出来ます。
ビーム 径 はφ4 〜φ19mm、材 料 加 熱 温 度 は 160 〜
2300℃（モリブデンコネクタ使用時 3300℃）、最大電力は 300W となります。

暗い真空チャンバー内を高輝度な LED ライトで明るく照らす事ができるコンパクトな LED ライトシステム
です。LED ライトのコネクタが USB タイプとジャックタイプがあり、ジェックタイプは照度を変えることが 出 来ま す。照 度 は 最 大 185 ル ーメン で 寿 命 は100,000 時間以上です。
ジャックタイプUSB タイプPREVAC 社は 18 年の歴史の中で延べ 400 台以上の超高真空分析装置や蒸着装置の製造実績があり、ヨーロッパを中心に高い評価を得ています。

PREVAC 社では分析装置に使用する各種線源、イオンソース、電子銃など電源・コントローラ・ソフトウエアー含めて全て自社で設計・製造しております。

近年ではアジアへも多数実績を作っており業界のパイオニアとして活躍しています。

簡易型イオン銃（Ion Source）

製作装置例

複合型表面分析装置
本装置は XPS, UPS, ARPES, LEED が 1 台で出来る複合型 表 面 分 析 装 置 で す。心 臓 部 分 に は VG Scienta
R4000+3D spin ditector が搭載されており世界最高水準の能力を有します。

X 線源（X-Ray Source）
RS 40B1

走査型イオン銃（Ion Source）

XPS/ESCA/XAES/ARPES/ARXPS などに最適の X 線源です。アノードは Al/Mg のツインアノードで Al は 400W, Mg
は 600W の出力があります。クロストークも 0.35% 以内に押えられています。オプションの専用ソフトウエアーで PC でのサンプルのクリーニング及びエッチング、AES/XPS などの深さ方向のプロファイリング、SIMS/ISS などのイオン源として最適です。エネルギー範囲は 0.15eV 〜 5keV、電流密度は
最大 4mA/cm 2、スキャンエリアは 10mmx10mm、スポッ
トサイズは 110 〜 1000µm となります。

IS 40E1制御も可能です。
450000Al Kα, Ag sample

400000IS 40C1

試料表面をクリーニングするためのコンパクトで簡易なイオン銃です。
アルゴン、酸素、水素ガスが使用できます。
エ ネ ル ギ ー 範 囲 は 0.12eV 〜 5keV、電 流 密 度 は>70µm（距 離 60mm）、サ ン プ ル 電 流 は 最 大30µA（A）となります。

Ion Source Module

Intensity [cps]350000蒸発セル（Effusion cell）

300000EF 40C1

250000200000150000

専用コントローラは液晶ディスプレイ

MBE 装置やその他試料への蒸着に適した蒸発セル

100000を採 用し簡単に設 定、オペレーショです。

ンが可能です。また PC 用の専用ソ

50000
0
1200

ICF70 フランジマウントでシャッターも装備されています。加熱温度範囲は 250 〜 1500℃、クルーシブ
ル容量は 5cc です。新型のカラー液晶搭載のコント

フトウエアーもオプションでご用意し
1000

800

600

400

200

0

ております。

Binding energy [eV]

ローラにより、操作性が向上しました。

専用ソフトウエアーで、装置の制御からデーター解析まで
全て PC コントロールされています。

Ambient Pressure
XPS（ESCA）/ UPSシステム
本装置は大気圧に近い圧力下で XPS（ESCA）/UPS を可能にした最新の装置です。1mbar 〜 10-10mbr の範囲で測定が可能です。各種線源は差動排気式となっており、心臓部分には VG Scienta R3000HP が搭載されています。

走査型電子銃（Electron source）

帯電防止用電子銃（Flood source）

AES/SAM/ARAES などに最適の走査型電子銃です。
エネルギー範囲は 1eV 〜 5keV で、10x10mm の範XPS/AES/SIMS などに最適な帯電防止用電子銃です。
エネルギー範囲は 0.01eV 〜 10eV と 10eV 〜 500eV
でスポットサイズは距離により 10 〜 20mm です。

ES 40C1

囲でスキャンが可能です。シールドは銅またはミューメ
タルから選択可能です。

紫外線源（UV Source）

UVS 40A2

UPS/SPUPS/ARUPS などに最適の紫外線源です。
Photocurrent は 1 〜 80nA , Photon flux は>1016photons/s.sr で各種ガス（ヘリューム、ネオン、
クリプトン、アルゴン、水素）に対応します。

世界最高水準の技術により確実な最高のデータを得ることが可能です。

上記は一例です。この他にも数多くの種類の分析装置や真空装置の製作が可能です。

FS 40A1

昇温脱離ガス分光セット（TDS）

TDS 40A1

昇温脱離ガス分光に最適な四重極マス（上下機構付き）とヒーター加熱ホルダー及びコントローラ、ソフ
トウエアーのセットとなります。四重極のマスは 100,
200, 300amu からお選びいただけます。EB 加熱により試料を 1200℃まで加熱できます。独自のソフト
ウエアーで脱離ガスの正確なデータが測定できます。

ミニ電子ビーム蒸着源（Electron Beam Evaporator）

チャンバー照射用
LEDライトシステム

EBV 40A1

数原子層の膜を作製するためや MBE 装置で作製した多層膜のドーパンド用として開発された電子銃です。
フラックスを監視しながら蒸発量を正確にコントロール
することによって1分間に1/10 層の膜を製作することが出来ます。
ビーム 径 はφ4 〜φ19mm、材 料 加 熱 温 度 は 160 〜
2300℃（モリブデンコネクタ使用時 3300℃）、最大電力は 300W となります。

暗い真空チャンバー内を高輝度な LED ライトで明るく照らす事ができるコンパクトな LED ライトシステム
です。LED ライトのコネクタが USB タイプとジャックタイプがあり、ジェックタイプは照度を変えることが 出 来ま す。照 度 は 最 大 185 ル ーメン で 寿 命 は100,000 時間以上です。
ジャックタイプUSB タイプ

CVT 社製

Surface Analysis Chamber

ITL Vacuum Components 社製

UHV Design 社製

ミューメタルチャンバー

ターボポンプ防振ダンパー

超高真空対応マニピュレータ・搬送機構

分析中の磁場の影響を最小限にするために必要なミューメタル製
チャンバーをご提供いたします。SUS チャンバー内にシールドを入れるのと違い、チャンバー自体をミューメタルで製作することにより高い磁場遮蔽能力があります。もちろん超高真空下で対応できるよう精密かつ精巧に製作されています。

分析装置など振動を嫌うアプリケーションに最適な、ターボ分子ポンプの振動を 1/10 に軽減できる防振ダンパーです。フランジサイズは
ICF114, 152, 203 及び ISO63, 100, 160 がラインナップされています。

分析装置には欠かせないサンプルの搬送、加熱・冷却機能を持った
5 軸マニピュレーターなど超高真空下で最大限の能力を発揮できる製品を取り揃えています。マニピュレーターは 5 軸（X, Y, Z, θ, Φ）
でありながら加熱・冷却が 1 台で可能で、加熱は抵抗加熱で >900℃、EB 加熱で >1200℃、冷却は LHe で <30K です。
サンプル搬送機構は直進安定性に優れ、有名分析装置メーカー専用のサンプルホルダーに対応します。UHV Design 社独自のキネマ
ティックデザインは高精度で安定した性能を発揮します。

その他にも多くのチャバーを放射光施設に納入しています。

光学ビューポート
Kodial, 石英、サファイア、ZnSe、MgF2、鉛ガラスなど様々な材 質 のビューポートを 取り揃 えて おりま す。ま た AR コ ートや
InSnO2 コートを施したビューポートも取り扱いしております。

Beam Injector Chambers

Proton Synchrotron
Chamber

Beamline Component

MOKE Chamber

Puck Style

Flag Style

ESCA Stub

SPI Supplies 社製
VACOM 社製

ホットカソードイオンゲージ
1x10-2mbr 〜 5x10-12mbar まで測定可能な極高真空対応ホット

表示器はイオンゲージ 1ch,コネクタとケーブルを付けた状態でもその他 2ch 表示が可能

250℃までベーキングが可能。外せば400℃までベーキングが可能です！

カソードイオンゲージです。フィラメントにはイットリアコートイリジ
ウムを使用し、このフィラメントは交換が可能です。エクストラクター
ゲージと同等の性能を持ちながら価格を抑えた製品となっております。
VACOM 社では、お客様に仕様に合わせてイオンゲージの設計・製作が可能です。外径寸法はもちろん、電圧やプロファイル、電極形状までお客様に実験に合わせることができます。
VACOM 社のイオンゲージに関する豊富な経験を活かし製品 1 台
からお受けいたします。是非お問い合わせください。

VACSEAL

Silver Paste PlusVACSEAL は主成分にシリコン樹脂を使用した真空用リークシーラ
ント（真空漏れ止め液）です。ベローズ等のリーク部に塗って頂くと、常温だと数日でリークが止まります。
刷毛で塗る通常タイプとスプレータイプがあります。

Silver Paste Plus は銀粒子の濃度が 72％と高く、均質で、粘性のある特徴をもっております。
絶縁試料の導電用接着剤として、SEM、TEM のユーザに幅広く使用されています。

●

使用温度範囲： –200℃〜 450℃●

硬化時間：300℃で 30 〜 40 分、室温で 5 〜 6 日

分析装置関連ガイド

Radial Telescopic
Transfer Arm（RTTA）

RTTA when fully extended

Axis 2：Telescopic linear
extension into satellitechambers

Axis 3：Lift/lower to facilitate
sample transfer（optional）
スプレータイプもご用意しております

Axis 1：Precise radial arm rotation foralignment with ʻsatelliteʼ chambers

専用シンナーで
簡単にはがれます

RTTA シリーズは、マルチチャンバーへのサンプル搬送用に開発された搬送機構です。この製品は超高真空下で使用可能で、搬送アームが 3段に伸縮する機構を採用することで最小のスペースで最大のストロークを稼ぐことを可能にしました。アーム先端に 1kg の加重をかけ、760mm フルストローク伸ばした場合の先端の垂れは 1mm 以下と安定した搬送をお約束します。回転・上下・伸縮の各駆動は全て自動化す
イオンゲージの 3D モデリング（外観）

イオンゲージの 3D モデリング（内部）

粒子軌道のシュミレーション

実測実験

株式会社テクノポート〒111-0052 東京都台東区柳橋 1-26-6 サンブリッジビル 2F TEL：03-5825-3559 FAX：03-5825-3589
Email：inform@technoport-jp.com Web：http://www.technoport-jp.com

ることが可能です。
製品紹介ムービーを是非ご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=-YYNRzX-8wQ