No.569
微量真空乾燥器

■特長●小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。
●ガラスベルジャーで内部観察ができます。
●PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。
●ガス置換ができます。

型式

本体外形寸法（㎜） ベルジャー内寸法（φ×H ㎜）692-61-21-55 FVM-303D 287×222×154H

112×120

自然対流式恒温器■仕様●ホットプレート寸法：105φ㎜（平面部）●ブロック寸法：104φ㎜、穴径26.5φ×23H㎜×9穴●ヒーター：200W●温度範囲：室温＋5℃〜Max.200℃●温度精度：±0.05〜0.1℃●温度調節器：デジタル表示PID制御●減圧可能範囲：0.1MPa●重量：6.6kg●電源：AC100V 50/60㎐ 3A 三芯接地プラグ付き電源コード

EGE
商品コード

令和元年 08 月 01 日 発行

19 カタログ P.887 掲載

価格（\）

265,000

恒温・乾燥器
恒温・乾燥器ミニ 自然対流式恒温器

ご紹介19 カタログ P.888 掲載

角型真空乾燥器

安全機能が充実した真空乾燥器のベーシックモデル
商品コード

型式

内形寸法（㎜）

容量（ℓ）

000-61-21-01-02

FVO-10200×250×200H

10FVO-30

300×300×300H

27EGE
価格（\）

322,000
437,000■仕様
型式
使 用 温 度 範 囲＊
温 度 精 度使 用 真 空 度
最高温度到達時間
外形寸法（㎜）
重量（ kg ）電源
付属品

FVO-10微量真空乾燥器

FVO-3040℃～240℃±1.5℃（at240℃）
101 ～0.1kPa

70分
400×411×565H
30
AC100V 50/60㎐ 6.8A
棚板2枚

100分
500×463×669H
55
AC100V 50/60㎐ 10.5A
棚板3枚＊条件：温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%（無負荷）■特長●自己診断機能をはじめ2重の過昇防止機能など各種安全機能をサポートします。

※真空ポンプの排気量は50ℓ/ｍｉｎ程度のものをご用意ください。
推奨品は19カタログP.980のGLD-051です。

強制循環式恒温器

本https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
仙台営業所
札幌営業所

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 （3252） 3461 FAX 03（3252）5458〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話 06 （4800） 3939 FAX 06（4800）3938〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052（238） 6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092（643） 8645 FAX 092 （643）8646〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル II電話 022（772） 7669 FAX 022 （772）7670
電話 090（2481） 6184

強制循環式恒温器
角型真空乾燥器

19 カタログ P.880 掲載

自然対流式恒温器

19 カタログ P.882 掲載

強制循環式恒温器

ＥHJ

あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。

基本的な機能を備えたスタンダードタイプ。

商品コード

型式
内形寸法（㎜）価格（\）
000-61-22-51 ＦＯ-30Ｐ
130,000
300×300×300Ｈ
155,000-52 ＦＯ-45Ｐ
450×450×450Ｈ
169,000-53 ＦＯ-60Ｐ
600×500×500Ｈ-91 ＦＡＳ-111Ｔ 30用棚板・棚受セット（ステンレス443J1製） 8,000-92 ＦＡＳ-114Ｔ 45用棚板・棚受セット（ステンレス443J1製） 10,000-93 ＦＡＳ-115Ｔ 60用棚板・棚受セット（ステンレス443J1製） 11,000-94 ＦＴＡ-111K 30用専用アングル架台（鋼板製） 33,000-95 ＦＴＡ-114Ｋ 45用専用アングル架台（鋼板製） 35,000-96 ＦＴＡ-115Ｋ 60用専用アングル架台（鋼板製） 36,000■特長●底面ファン循環式構造なので乾燥時間が短縮されます。
●高効率の螺旋ヒーターでシロッコファンを取り囲むように配置することで、省エネながらパワフルな性能を実現しました。
●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
●さびにくい耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。
●観測窓を標準装備しています。
●タイマー機能付き。

■仕様

■特長
●ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。
●高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。
●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
●タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。
●目標値応答性にすぐれたＰＩＤ定数を算出。
●さびにくい耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。
●観測窓を標準装備しています。

型式
方式
温 度 範 囲ヒ ー タ ー 容 量（ｋＷ ）■仕様
ＦＯ-30Ｐ

ＦＯ-45Ｐ

ＦＯ-60Ｐ

自然対流式
60～260℃
0.6
1.0
1.2±2.0℃（at100℃） ±2.0℃（at100℃） ±2.0℃（at100℃）
温 度 分 布 ±2.5℃（at200℃） ±3.0℃（at200℃） ±3.0℃（at200℃）±3.0℃（at260℃） ±3.5℃（at260℃） ±3.5℃（at260℃）
ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
温 度 制 御2791150
容量 （ℓ）
0.6
1.01.2消 費 電 力 （ｋＷ）
外 形 寸 法 （㎜） 470×450×720Ｈ 620×600×870Ｈ 760×650×920Ｈ約30
約48約57
重量 （kg）
ＡＣ100Ｖ 1φ
電源付
属品 SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ㎜ 左側面1ヶ所

EHJ
型式
内形寸法（㎜）／摘要価格（\）
000-61-22-55 ＦＳ-30Ｐ
300×300×300H
170, 000-56 ＦＳ-45Ｐ
450×450×450H
190, 000-57 ＦＳ-60Ｐ
600×500×500H
210, 000-91 ＦＡＳ-111Ｔ 30用棚板・棚受セット（SUS 443J1製）
8, 000-92 ＦＡＳ-114Ｔ 45用棚板・棚受セット（SUS 443J1製） 10, 000-93 ＦＡＳ-115Ｔ 60用棚板・棚受セット（SUS 443J1製） 11, 000-94 ＦＴＡ-111K 30用専用アングル架台（鋼板製） 33, 000-95 ＦＴＡ-114Ｋ 45用専用アングル架台（鋼板製） 35, 000-96 ＦＴＡ-115Ｋ 60用専用アングル架台（鋼板製） 36, 000型式
方式
温 度 範 囲ヒーター容量（kW）

商品コード

温度分

ＦＳ-30Ｐ

ＦＳ-45Ｐ

ＦＳ-60Ｐ

0.8

強制循環式
60～260℃
1.2

1.4±1.5℃（at100℃） ±2.0℃（at100℃） ±2.0℃（at100℃）
布 ±2.0℃（at200℃） ±2.5℃（at200℃） ±2.5℃（at200℃）±2.5℃（at260℃） ±3.0℃（at260℃） ±3.0℃（at260℃）

ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
温 度 制 御2791150
容量 （ ℓ）0.9
1.31.5消 費 電 力 （kW）
外 形 寸 法 （ ㎜） 470×450×720Ｈ 620×600×870Ｈ 760×650×920Ｈ
約32約51約60
重量 （ kg）
ＡＣ100Ｖ 1φ
電源付属品 SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ㎜ 左側面1ヶ所

19 カタログ P.882 掲載

強制循環式恒温器

EHJ（Ａ） 本体
商品コード000-61-22-61-62-63-64

型式
ＦＳＥ-18
ＦＳＥ-40
ＦＳＥ-75
ＦＳＥ-154

内形寸法（㎜）
300×300×200Ｈ
400×400×250Ｈ
500×500×300Ｈ
600×600×430Ｈ

19 カタログ P.880 掲載

ミニ 自然対流式恒温器
安全、コンパクト静音モデル。

■特長●軽くて持ち運びも楽にでき、机の上にも置ける重さです。
●ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
●サビにくい、耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。
●タイマ機能つき。
■仕様

ＥHJ
商品コード型式

内形寸法（㎜）価格（\）

000-61-22-74-75

ＦＯＥ-22300×300×250Ｈ

ＦＯＥ-45300×300×500Ｈ

110,000
120,000型
式
方式
温 度 範 囲ヒ ー タ ー 容 量（ ｋＷ）
温 度 分 布温 度 制 御容量 （ ℓ）
消 費 電 力 （ ｋＷ）
外 形 寸 法 （ ㎜）
重量 （ kg）
電源付
属品

ＦＯＥ-22

ＦＯＥ-45自然対流式
60～200℃

0.40.4±2.0℃（at100℃）、±3.0℃（at200℃）
ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
22450.40.4
445×455×535Ｈ
445×455×785Ｈ
約22約29ＡＣ100Ｖ 1φ
SUS 443J1製棚板1枚

摘要
18用
40用
75用
154用

価格（\）

000-61-22-66
37, 500-67
39, 000-68
41, 500-6947, 500※架台は2段積み推奨サイズ高さ500Ｈ㎜です（ＦＳＥ-154は400Ｈ㎜）。

■仕様型式
方式
温 度 範 囲ヒーター容量 （ kW）

型式
ＦＡＳ-18Ｋ
ＦＡＳ-40Ｋ
ＦＡＳ-75Ｋ
ＦＡＳ-154Ｋ

185, 000
215, 000
240, 000
290, 000

EHJ（Ｂ） アングル架台（鋼板製）
商品コード

価格（\）

ＦＳＥ-18

ＦＳＥ-40

ＦＳＥ-75

ＦＳＥ-154

強制循環式
60～260℃

0.4
0.7
0.9
1.3
±0.8℃（at100℃） ±1.0℃（at100℃） ±0.5℃（at100℃） ±1.0℃（at100℃）
温 度 分 布 ±2.0℃（at200℃） ±2.0℃（at200℃） ±1.5℃（at200℃） ±2.5℃（at200℃）±3.0℃（at260℃） ±3.0℃（at260℃） ±2.5℃（at260℃） ±3.5℃（at260℃）
ＤＦ-ＰＩＤ制御方式
温 度 制 御184075154
容量（ℓ）
0.50.81.01.4
消 費 電 力 （kW）
外 形 寸 法 （㎜） 755×485×385Ｈ 855×585×435Ｈ 970×685×485Ｈ 1070×785×615Ｈ
約28約38約49約65
重量（kg）ＡＣ100Ｖ 1φ
電源
SUS 443J1製棚板1枚、ケーブル孔35φ㎜ 左側面1ヶ所付属品※イナートオーブン仕様もできます。お問い合わせください。
※イナートオーブン仕様は観測窓なしとなります。

ＣＯ2排出削減エコモデル恒温器。
■特長●環境に配慮したエコ型恒温器。ＦＳ-30Ｗ比較時で最大電力50％ＯＦＦ。
●小型コントローラー48×48㎜設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
●サビにくい、耐食性にすぐれたSUS 443J1使用（棚板、内槽材）。
●断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。
●ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。
●3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。
●本当に必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。
●右部側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。
●タイマー機能付き。