TI01685F/00/EN/03.23-00
716372022023-11-13

Products

Solutions

ServicesTechnical Information
Micropilot FMR63B
HART
Free space radar

Level measurement in hygienic applications
Application• Continuous, non-contact level measurement of liquids in hygienic applications• Process connections: For hygiene applications (e.g.: Tri-Clamp or M24 adapter
concept)• Maximum measuring range: 80 m (262 ft)• Temperature: –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)• Pressure: –1 to +25 bar (–14.5 to +363 psi)
• Accuracy: ±1 mm (±0.04 in)Your benefits• PTFE or PEEK antenna for hygienic requirements• Reliable measurement thanks to strong signal focusing, even with multiple
internal fixtures• Easy, guided commissioning with intuitive user interface• Bluetooth®wireless technology for commissioning, operation and maintenance• SIL2 as per IEC 61508, SIL3 for homogeneous redundancy• Longer calibration cycles with Radar Accuracy Index

Micropilot FMR63B HART

Table of contents
Important document information . . . . . . . . . . . . . . . 4

Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Graphic conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Process pressure range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dielectric constant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Function and system design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mechanical construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Measuring principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Measured variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Measuring range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Operating frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Transmission power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Output signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Signal on alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Linearization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Protocol-specific data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wireless HART data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Terminal assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Available device plugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Potential equalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cable entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cable specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Overvoltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Reference operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Maximum measured error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Measured value resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Response time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Influence of ambient temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Influence of gas phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Mounting location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beam angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Special mounting instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
23
24
25
26

Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ambient temperature range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambient temperature limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climate class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation height as per IEC61010-1 Ed.3 . . . . . . . . . . .
Degree of protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vibration resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electromagnetic compatibility (EMC) . . . . . . . . . . . . . . .

2

28
28
38
38
38
38
39
39

41

Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Operability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Operating concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Local operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Local display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Remote operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
System integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Supported operating tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

CE mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
RoHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
RCM marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ex approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Functional safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Pressure equipment with permitted pressure ≤200 bar (2 900 psi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Radio approval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
EN 302372 radio standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Industry Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Other standards and guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Test, certificate, declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Application packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Heartbeat Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Weather protection cover 316L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Plastic weather protection cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
M12 socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Remote display FHX50B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Gas-tight feedthrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Process adapter M24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Commubox FXA195 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
HART Loop Converter HMX50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
FieldPort SWA50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Wireless HART adapter SWA70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fieldgate FXA42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Field Xpert SMT70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
DeviceCare SFE100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
FieldCare SFE500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Memograph M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

RN42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Document function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Registered trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Endress+Hauser

3Micropilot FMR63B HART

Important document information
Symbols

Safety symbols
DANGER

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation will result in serious or
fatal injury.
WARNING

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in serious or
fatal injury.
CAUTION

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in minor or
medium injury.
NOTICE

This symbol contains information on procedures and other facts which do not result in personal
injury.
Electrical symbols
Direct current
Alternating current
Direct current and alternating current
Ground connection
A grounded terminal which, as far as the operator is concerned, is grounded via a grounding system.
Protective earth (PE)Ground terminals that must be connected to ground prior to establishing any other connections.
The ground terminals are located on the inside and outside of the device.
• Inner ground terminal; protective earth is connected to the mains supply.
• Outer ground terminal; device is connected to the plant grounding system.
Symbols for certain types of information and graphics
Permitted
Procedures, processes or actions that are permitted
Preferred
Procedures, processes or actions that are preferred
Forbidden
Procedures, processes or actions that are forbidden
Tip
Indicates additional information
Reference to documentation
Reference to graphic
1, 2, 3, ...
Item numbers
A, B, C, ...
Views- Hazardous area
Indicates the hazardous area
. Safe area (non-hazardous area)
Indicates the non-hazardous area

4

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

• Installation, explosion and electrical connection drawings are presented in simplified format• Devices, assemblies, components and dimensional drawings are presented in reduced-line
format• Dimensional drawings are not to-scale representations; the dimensions indicated arerounded off to 2 decimal places• Unless otherwise described, flanges are presented with sealing surface form EN1091-1, B2;
ASME B16.5, RF; JIS B2220, RF

Graphic conventions

Function and system design
Measuring principle

The Micropilot is a "downward-looking" measuring system, operating based on the frequency
modulated continuous wave method (FMCW). The antenna emits an electromagnetic wave at acontinuously varying frequency. This wave is reflected by the product and received again by theantenna.

D

R

A0032017

1
R
D

FMCW principle: transmission and reflection of the continuous wave
Reference point of measurement
Distance between reference point and product surface

The frequency of this wave is modulated in the form of a sawtooth signal between two limit
frequencies f1 and f2:
f

1
2

f2

∆f
∆t
f1
t
A0023771

2
1
2

FMCW principle: result of frequency modulation
Transmitted signal
Received signal

This results in the following difference frequency at any time between the transmitted signal and thereceived signal:∆f = k ∆twhere ∆t is the run time and k is the specified increase in frequency modulation.
∆t is given by the distance D between the reference point R and the product surface:

Endress+Hauser

5Micropilot FMR63B HART

D = (c ∆t) / 2
where c is the speed of propagation of the wave.
In summary, D can be calculated from the measured difference frequency Δf. D is then used todetermine the content of the tank or silo.

Input
Measured variable

The measured variable is the distance between the reference point and the product surface. The levelis calculated based on "E", the empty distance entered.

Measuring range

The measuring range starts at the point where the beam hits the tank floor. Levels below this point
cannot be measured, particularly in the case of spherical bases or conical outlets.
Maximum measuring range
The maximum measuring range depends on the antenna size and design.
Antenna

Maximum measuring range

Integrated, PEEK, 20 mm (0.75 in)

10 m (32.8 ft)

Cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in)

50 m (164 ft)

Cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in)

80 m (262 ft)

Usable measuring range
The usable measuring range depends on the antenna size, the medium's reflective properties, theinstallation position and any possible interference reflections.
In principle, measurement is possible up to the tip of the antenna.
To avoid any material damage from corrosive or aggressive media or deposit buildup on the antenna,
the end of the measuring range should be selected 10 mm (0.4 in) before the tip of the antenna.

6

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

A

R

0%

C

B

H

100%

A0051658

3
A
B
C
H
R

Usable measuring range
Length of antenna + 10 mm (0.4 in)
Usable measuring range
50 to 80 mm (1.97 to 3.15 in); medium εr < 2
Vessel height
Reference point of measurement, varies depending on the antenna system

For further information on the reference point, see →A

Mechanical construction.

In the case of media with a low dielectric constant, εr < 2 , the tank floor may be visible through themedium at very low levels (lower than level C). Reduced accuracy must be expected in this range. If
this is not acceptable, the zero point should be positioned at a distance C above the tank floor inthese applications → Usable measuring range.
The media groups and the possible measuring range are described as a function of the applicationand media group in the following section. If the dielectric constant of the medium is not known, toensure a reliable measurement assume the medium belongs to group B.

Endress+Hauser

7Micropilot FMR63B HARTMedia groups• A0 (εr 1.2 to 1.4)
e.g. n-butane, liquid nitrogen, liquid hydrogen• A (εr 1.4 to 1.9)
Non-conductive liquids, e.g. liquefied gas• B (εr 1.9 to 4)
Non-conductive liquids, e.g. gasoline, oil, toluene, etc.
• C (εr 4 to 10)
e.g. concentrated acid, organic solvents, ester, aniline, etc.
• D (εr >10)
Conductive liquids, aqueous solutions, diluted acids, bases and alcohol
Measurement of the following media with absorbing gas phase
For example:• Ammonia• Acetone• Methylene chloride• Methyl ethyl ketone• Propylene oxide• VCM (vinyl chloride monomer)
To measure absorbing gases, either use a guided radar, measuring devices with anothermeasuring frequency or another measuring principle.
If measurements must be performed in one of these media, please contact Endress+Hauser.
For the dielectric constants (DC values) of many media commonly used in industry, please referto:• Dielectric constant (DC value) Compendium CP01076F• The Endress+Hauser "DC Values app" (available for Android and iOS)
Measurement in storage vessel
Storage vessel - measuring conditions
Calm medium surface (e.g. bottom filling, filling via immersion tube or rare filling from above)
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in storage vessel

8

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1.5 m (5 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

2.5 m (8 ft)

B (εr 1.9 to 4)

5 m (16 ft)

C (εr 4 to 10)

8 m (26 ft)

D (εr >10)

10 m (33 ft)

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Antenna, PTFE cladded flush mount, 50 mm (2 in) in storage vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

7 m (23 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

12 m (39 ft)

B (εr 1.9 to 4)

23 m (75 ft)

C (εr 4 to 10)

40 m (131 ft)

D (εr >10)50 m (164 ft)

Antenna, PTFE cladded flush mount, 80 mm (3 in) in storage vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

22 m (72 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

40 m (131 ft)

B (εr 1.9 to 4)

50 m (164 ft)

C (εr 4 to 10)

65 m (231 ft)

D (εr >10)80 m (262 ft)

Cladded antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in storage vessel

Endress+Hauser

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1.5 m (5 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

2.5 m (8 ft)

B (εr 1.9 to 4)

5 m (16 ft)

C (εr 4 to 10)

8 m (26 ft)

D (εr >10)

10 m (33 ft)

9Micropilot FMR63B HART

Cladded antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in) in storage vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

3 m (10 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

6 m (20 ft)

B (εr 1.9 to 4)

11 m (36 ft)

C (εr 4 to 10)

15 m (49 ft)

D (εr >10)

22 m (72 ft)

Measurement in buffer vessel
Buffer vessel - measuring conditions
Moving medium surface (e.g. permanent free filling from above, mixing jets)
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1 m (3.3 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

1.5 m (5 ft)

B (εr 1.9 to 4)

3 m (10 ft)

C (εr 4 to 10)

6 m (20 ft)

D (εr >10)8 m (26 ft)

Antenna, PTFE cladded flush mount, 50 mm (2 in) in buffer vessel

10

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)4 m (13 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)7 m (23 ft)

B (εr 1.9 to 4)

13 m (43 ft)

C (εr 4 to 10)

28 m (92 ft)

D (εr >10)44 m (144 ft)

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Antenna, PTFE cladded flush mount, 80 mm (3 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

12 m (39 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

23 m (75 ft)

B (εr 1.9 to 4)

45 m (148 ft)

C (εr 4 to 10)

60 m (197 ft)

D (εr >10)70 m (230 ft)

Cladded antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1 m (3.3 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

1.5 m (5 ft)

B (εr 1.9 to 4)

3 m (10 ft)

C (εr 4 to 10)

6 m (20 ft)

D (εr >10)8 m (26 ft)

Cladded antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in) in buffer vessel
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1.5 m (5 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

3 m (10 ft)

B (εr 1.9 to 4)

6 m (20 ft)

C (εr 4 to 10)

13 m (43 ft)

D (εr >10)20 m (66 ft)

Measurement in vessel with agitator
Vessel with agitator - measuring conditions
Turbulent medium surface (e.g. from filling from above, stirrers and baffles)

Endress+Hauser

11Micropilot FMR63B HART

Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in vessel with agitator
Media group

Measuring range

A (εr 1.4 to 1.9)

1 m (3.3 ft)

B (εr 1.9 to 4)

1.5 m (5 ft)

C (εr 4 to 10)

3 m (10 ft)

D (εr >10)

5 m (16 ft)

Antenna, PTFE cladded flush mount, 50 mm (2 in) in vessel with agitator
Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

2 m (7 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

4 m (13 ft)

B (εr 1.9 to 4)

7 m (23 ft)

C (εr 4 to 10)

15 m (49 ft)

D (εr >10)

25 m (82 ft)

Antenna, PTFE cladded flush mount, 80 mm (3 in) in vessel with agitator

12

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

7 m (23 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

13 m (43 ft)

B (εr 1.9 to 4)

25 m (82 ft)

C (εr 4 to 10)

50 m (164 ft)

D (εr >10)60 m (197 ft)

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Cladded antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in) in vessel with agitator
Media group

Measuring range

A (εr 1.4 to 1.9)

1 m (3.3 ft)

B (εr 1.9 to 4)

1.5 m (5 ft)

C (εr 4 to 10)

3 m (10 ft)

D (εr >10)

5 m (16 ft)

Cladded antenna, PEEK, 40 mm (1.5 in) in vessel with agitator

Operating frequency

Media group

Measuring range

A0 (εr 1.2 to 1.4)

1 m (3.3 ft)

A (εr 1.4 to 1.9)

1.5 m (5 ft)

B (εr 1.9 to 4)

3 m (10 ft)

C (εr 4 to 10)

7 m (23 ft)

D (εr >10)

11 m (36 ft)

Approx. 80 GHz
Up to 8 devices can be installed in a tank without the devices mutually influencing one another.

Transmission power• Peak power: <1.5 mW• Average output power: <70 µW

OutputOutput signal

HART
Signal coding:
FSK ±0.5 mA over current signal
Data transmission rate:
1 200 Bit/s
Galvanic isolation:
Yes
Current output
4 to 20 mA with superimposed digital communication protocol HART, 2-wireEndress+Hauser

13Micropilot FMR63B HART

The current output offers a choice of three different operating modes:• 4.0 to 20.5 mA• NAMUR NE 43: 3.8 to 20.5 mA (factory setting)• US mode: 3.9 to 20.8 mA
Signal on alarm

Current output
Failure mode (according to NAMUR Recommendation NE 43):
• Minimum alarm (= factory setting): 3.6 mA• Maximum alarm: 22 mA• Failure mode with user-configurable value: 3.59 to 22.5 mA
Local display
Status signal (according to NAMUR Recommendation NE 107):
Plain text display
Operating tool via service interface (CDI)
Status signal (according to NAMUR Recommendation NE 107):
Plain text display
Operating tool via HART communication
Status signal (according to NAMUR Recommendation NE 107):
Plain text display

Linearization

The linearization function of the device allows the conversion of the measured value into any unit oflength, weight, flow or volume.
Pre-programmed linearization curves
Linearization tables for calculating the volume in the following vessels are preprogrammed into thedevice:• Pyramid bottom• Conical bottom• Angled bottom• Horizontal cylinder• Sphere
Other linearization tables of up to 32 value pairs can be entered manually.

Load

4 to 20 mA HARTR L max
[W ]
1065
848
3

R L max £ U – 10.5 V
23 mA

30 35 U
[V]

10.5
1
2

A0039232

1
2
3
UPower supply 10.5 to 30 VDC Ex i
Power supply 10.5 to 35 VDC, for other types of protection and non-certified device versions
RLmax maximum load resistance
Supply voltage

Operation via handheld terminal or PC with operating program: take minimum communication
resistor of 250 Ω into consideration.

14

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Protocol-specific data

HART
Manufacturer ID:
17 (0x11{hex})
Device type ID:
0x11C1
Device revision:
1
HART specification:
7
DD version:1
Device description files (DTM, DD)
Information and files available at:• www.endress.com
On the product page for the device: Documents/Software → Device drivers• www.fieldcommgroup.org
HART load:
Min. 250 Ω
HART device variables
The following measured values are assigned to the device variables at the factory:
Device variable

Measured value

Assign PV(The PV is always applied to the current output)

Level linearized

Assign SV

Distance

Assign TV

Absolute echo amplitude

Assign QV

Relative echo amplitude

Choice of HART device variables• Level linearized• Distance• Terminal voltage• Electronics temperature• Sensor temperature• Absolute echo amplitude• Relative echo amplitude• Area of incoupling• Percent of range• Loop current• Terminal current• Not used
• Build-up index, optional (Guidance → Heartbeat Technology → Build-up detection → Configuration→ Build-up index)• Build-up detection parameter, optional (Guidance → Heartbeat Technology → Build-up detection→ Configuration → Build-up detection)• Foam index parameter, optional (Guidance → Heartbeat Technology → Foam detection→ Configuration → Foam index)• Foam detection parameter, optional (Guidance → Heartbeat Technology → Foam detection→ Configuration → Foam detection)
Supported functions• Burst mode
• Additional transmitter status• Device locking
Wireless HART data

Endress+Hauser

Minimum start-up voltage:
10.5 V15

Micropilot FMR63B HART

Start-up current:< 3.6 mA
Starting time:< 15 sMinimum operating voltage:
10.5 V
Multidrop current:
4 mA
Time to establish connection:< 30 sPower supply
Terminal assignment

Single compartment housing

3
2

-

1

+

A0042594

4
1
2
3

16

Connection terminals and ground terminal in the connection compartment
Positive terminal
Negative terminalInternal ground terminal

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Dual compartment housing

- +

3

2 1
A00428035123Connection terminals and ground terminal in the connection compartment
Positive terminal
Negative terminalInternal ground terminal

Dual compartment housing, L-form

- +

3

2 1
A0045842

6
1
2
3

Terminals

Available device plugs

Connection terminals and ground terminal in the connection compartment
Positive terminal
Negative terminalInternal ground terminal• Supply voltage and internal ground terminal: 0.5 to 2.5 mm2 (20 to 14 AWG)
• External ground terminal: 0.5 to 4 mm2 (20 to 12 AWG)
In the case of devices with a plug, it is not necessary to open the housing for connection
purposes.
Use the enclosed seals to prevent the penetration of moisture into the device.

Endress+Hauser

17Micropilot FMR63B HART

Devices with M12 plug

4

3

1

2
A0011175

7
1
2
3
4

View of the plug-in connection on the device
Signal +Not assigned
Signal –GroundVarious M12 sockets are available as accessories for devices with M12 plugs.
Measuring devices with Harting plug Han7D
A

B

–

+

8

+ –

7 6
1

2

5
3

4

Han7D
+ –
A0041011

A
B
+Electrical connection for devices with Harting plug Han7D
View of the plug-in connection on the device
Brown
Green/yellow
Blue

Material
CuZn, gold-plated plug-in jack and plug contacts
Supply voltage

The supply voltage depends on the selected type of device approval
Non-hazardous, Ex d, Ex e

10.5 to 35 VDC

Ex i

10.5 to 30 VDC

Nominal current

4 to 20 mA

The power unit must be tested to ensure it meets safety requirements (e.g., PELV, SELV, Class2) and complies with the relevant protocol specifications.
A suitable circuit breaker must be provided for the device in accordance with IEC/EN61010-1
Potential equalization

18

The protective ground on the device must not be connected. If necessary, the potential matching line
can be connected to the outer ground terminal of the transmitter before the device is connected.

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

B

A

1

1

D

C

1

1

E

1
A0046583

A
B
C
D
E
1

Single compartment housing, plastic
Single compartment housing, aluminum
Single compartment housing, 316L hygiene (Ex device)
Dual compartment housing
Dual compartment housing, L-form
Ground terminal for connecting the potential matching line

LWARNING
Explosion Hazard!
‣ Please refer to the separate documentation on applications in hazardous areas for the safety
instructions.
For optimum electromagnetic compatibility:• Keep the potential matching line as short as possible• Observe a cross-section of at least 2.5 mm2 (14 AWG)
Cable entries

C

B

A
1

D

E

1

1

1

1

2

2

2

2

2
A0046584

A
B
C
D
E
1
2

Single compartment housing, plastic
Single compartment housing, aluminum
Single compartment housing, 316L hygiene
Dual compartment housing
Dual compartment housing, L-form
Cable entry
Dummy plug

The type of cable entry depends on the device version ordered.
Always route connecting cables downwards so that moisture cannot penetrate the connection
compartment.
If necessary, create a drip loop or use a weather protection cover.
Cable specification

Endress+Hauser

Rated cross-section• Supply voltage
0.5 to 2.5 mm2 (20 to 13 AWG)
• Protective earth or grounding of the cable shield> 1 mm2 (17 AWG)
• External ground terminal
0.5 to 4 mm2 (20 to 12 AWG)

19

Micropilot FMR63B HART

Cable outer diameter
The cable outer diameter depends on the cable gland used
• Coupling, plastic:⌀5 to 10 mm (0.2 to 0.38 in)• Coupling, nickel-plated brass:⌀7 to 10.5 mm (0.28 to 0.41 in)• Coupling, stainless steel:⌀7 to 12 mm (0.28 to 0.47 in)
Overvoltage protection

The overvoltage protection can optionally be ordered as a "Mounted accessory" via the productstructure
Devices without optional overvoltage protection
The equipment fulfills the requirements of the product standard IEC / DIN EN 61326-1 (Table 2
Industrial Environment).
Depending on the type of port (DC power supply, input/output port) different testing levels according
to IEC / DIN EN 61326-1 against transient overvoltages (Surge) are applied (IEC / DIN EN
61000-4-5 Surge):
Test level on DC power ports and input/output ports is 1 000 V line to earth
Devices with optional overvoltage protection• Spark-over voltage: min. 400 VDC• Tested according to IEC / DIN EN 60079-14 sub chapter 12.3 (IEC / DIN EN 60060-1 chapter 7)• Nominal discharge current: 10 kA
NOTICE
Device could be destroyed‣ Always ground device with integrated overvoltage protection.
Overvoltage category
Overvoltage category II

Performance characteristics
Reference operating
conditions• Temperature = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F)• Pressure = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1.45 psi)
• Humidity = 60 % ±15 %• Reflector: metal plate with diameter ≥ 1 m (40 in)• No major interference reflections inside the signal beam

Maximum measured error

Reference accuracy
Accuracy
The accuracy is the sum of the non-linearity, non-repeatability and hysteresis.
• Measuring distance up to 0.8 m (2.62 ft): max. ±4 mm (±0.16 in)• Measuring distance > 0.8 m (2.62 ft): ±1 mm (±0.04 in)
Non-repeatability
Non-repeatability is already included in the accuracy.
≤ 1 mm (0.04 in)
If conditions deviate from the reference operating conditions, the offset/zero point that resultsfrom the installation conditions can be up to ±4 mm (±0.16 in). This additional offset/zero
point can be eliminated by entering a correction (Level correction parameter) duringcommissioning.

20

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Differing values in near-range applications∆ [mm (in)]4 (0.16)1 (0.04)0-1 (-0.04)-4 (-0.16)R

0.8 (2.62)

D [m (!)]
A0032636

8
Δ
R
D

Measured value resolution

Maximum measured error in near-range applications
Maximum measured error
Reference point of the distance measurement
Distance from reference point of antenna

Dead band according to DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1:• Digital: 1 mm
• Analog: 1 µA

Response time

According to DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC 60770-1 , the step response time is the time
following an abrupt change in the input signal up until the changed output signal has adopted 90 %of the steady-state value for the first time.
The response time can be configured.
The following step response times apply (in accordance with DIN EN IEC 61298-2 / DIN EN IEC
60770-1) when damping is switched off:
• Pulse frequency ≥ 5/s (cycle time ≤ 200 ms)
at U= 10.5 to 35 V, I= 4 to 20 mA and Tamb= –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)• Step response time < 1 s

Influence of ambient
temperature

The output changes due to the effect of the ambient temperature with respect to the reference
temperature.
The measurements are performed according to DIN EN IEC 61298-3 / DIN EN IEC 60770-1
Digital output (HART)
Average TC = 2 mm/10 K
Analog (current output)• Zero point (4 mA): average TC = 0.02 %/10 K• Span (20 mA): average TC = 0.05 %/10 K

Influence of gas phase

Endress+Hauser

High pressure reduces the speed of propagation of the measuring signals in the gas/vapor above themedium. This effect depends on the type of gas phase and its temperature. This results in asystematic measured error that increases with increasing distance between the reference point of
the measurement (flange) and the surface of the product. The following table shows this measured

21Micropilot FMR63B HART

error for some typical gases/vapors (with regard to the distance, a positive value means that an
excessively large distance is measured):
Measured error for some typical gases/vapors
Gas phase

Air/nitrogen

Hydrogen

Water (saturated steam)Temperature

Pressure
1 bar (14.5 psi)

10 bar (145 psi)

25 bar (362 psi)

+20 °C (+68 °F)

0.00 %+0.22 %

+0.58 %

+200 °C (+392 °F)–0.01 %

+0.13 %

+0.36 %

+400 °C (+752 °F)–0.02 %

+0.08 %

+0.29 %

+20 °C (+68 °F)–0.01 %

+0.10 %

+0.25 %

+200 °C (+392 °F)–0.02 %

+0.05 %

+0.17 %

+400 °C (+752 °F)–0.02 %

+0.03 %

+0.11 %

+100 °C (+212 °F)+0.02 %--

+180 °C (+356 °F)-+2.10 %-

+263 °C (+505 °F)--+4.15 %

+310 °C (+590 °F)

-

-

-

+364 °C (+687 °F)

-

-

-

With a known, constant pressure, it is possible to compensate for this measured error with alinearization, for example.

Mounting
Mounting location

1

2

3

A

A0016882

A
1
2
3

22

Recommended distance from wall to nozzle outer edge ~ 1/6 of the vessel diameter. The device should never
be mounted closer than 15 cm (5.91 in) to the tank wall.
Use of a weather protection cover; protection from direct sunlight or rain
Installation in the center, interference can cause signal loss
Do not install above the filling curtain

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Orientation

Internal vessel fittingsαA0031777

Avoid internal fittings (point level switches, temperature sensors, struts, vacuum rings, heating coils,
baffles etc.) inside the signal beam. Pay attention to the beam angle α.
Avoiding interference echoes

A0031813

Metal deflector plates, installed at an angle to scatter the radar signals, help prevent interference
echoes.
Vertical alignment of antenna axis
Align the antenna so that it is perpendicular to the product surface.
The maximum reach of the antenna can be reduced, or additional interference signals canoccur, if the antenna is not installed perpendicular to the product.

Endress+Hauser

23

Micropilot FMR63B HART

Radial alignment of the antenna
Based on the directional characteristic, radial alignment of the antenna is not necessary.
Installation instructions

Integrated antenna, PEEK 20 mm (0.75 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

H max

Maximum nozzle length Hmax as a function of the nozzle diameter D

øD

D

Hmax

40 to 50 mm (1.6 to 2 in)

200 mm (8 in)

50 to 80 mm (2 to 3.2 in)

300 mm (12 in)

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

450 mm (18 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

550 mm (22 in)≥ 150 mm (6 in)

850 mm (34 in)In the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
Antenna, PTFE cladded, flush mount 50 mm (2 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

H max

The maximum length of the nozzle Hmax depends on the nozzle diameter D
D

Hmax

50 to 80 mm (2 to 3.2 in)

600 mm (24 in)

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

1 000 mm (40 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

1 250 mm (50 in)≥ 150 mm (6 in)

1 850 mm (74 in)øDIn the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
Antenna, PTFE cladded, flush mount 80 mm (3 in)Information about the mounting nozzle
The maximum nozzle length Hmax depends on the nozzle diameter D.

24

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

H max

The maximum length of the nozzle Hmax depends on the nozzle diameter D
D

Hmax

80 to 100 mm (3.2 to 4 in)

1 750 mm (70 in)

100 to 150 mm (4 to 6 in)

2 200 mm (88 in)≥ 150 mm (6 in)

3 300 mm (132 in)øDIn the case of longer nozzles, reduced measuring performance must be expected.
Please note the following:• The end of the nozzle must be smooth and free from burrs.
• The edge of the nozzle should be rounded.
• Mapping must be performed.
• Please contact the manufacturer's support department for applications with nozzles that are
higher than indicated in the table.
Beam angle

The beam angle is defined as the angle α where the energy density of the radar waves reaches half
the value of the maximum energy density (3 dB width). Microwaves are also emitted outside thesignal beam and can be reflected off interfering installations.

Dα
W= 2 . D . tan_2

αW
A0031824

9

Relationship between beam angle α, distance D and beamwidth diameter W

The beamwidth diameter W depends on the beam angle α and the distance D.
Integrated antenna, PEEK 20 mm / 3/4", α 14 °DW

5 m (16 ft)

1.23 m (4.04 ft)

10 m (33 ft)

2.46 m (8.07 ft)

D

W = D × 0.26

αWEndress+Hauser

25

Micropilot FMR63B HARTPTFE cladded, flush mount 50 mm (2 in) antenna, α 7 °D

W = D × 0.12

α
W

D

W

5 m (16 ft)

0.61 m (2.00 ft)

10 m (33 ft)

1.22 m (4.00 ft)

15 m (49 ft)

1.83 m (6.00 ft)

20 m (66 ft)

2.44 m (8.01 ft)

25 m (82 ft)

3.05 m (10.01 ft)

30 m (98 ft)

3.66 m (12.01 ft)

35 m (115 ft)

4.27 m (14.01 ft)

40 m (131 ft)

4.88 m (16.01 ft)

45 m (148 ft)

5.50 m (18.04 ft)

50 m (164 ft)

6.11 m (20.05 ft)

PTFE cladded, flush mount 80 mm (3 in) antenna, α 3 °D

W = D × 0.05

αWSpecial mounting
instructions

DW

5 m (16 ft)

0.25 m (0.82 ft)

10 m (33 ft)

0.50 m (1.64 ft)

15 m (49 ft)

0.75 m (2.46 ft)

20 m (66 ft)

1.00 m (3.28 ft)

25 m (82 ft)

1.25 m (4.10 ft)

30 m (98 ft)

1.50 m (4.92 ft)

35 m (115 ft)

1.75 m (5.74 ft)

40 m (131 ft)

2.00 m (6.56 ft)

45 m (148 ft)

2.25 m (7.38 ft)

50 m (164 ft)

2.50 m (8.20 ft)

60 m (197 ft)

3.00 m (9.84 ft)

70 m (230 ft)

3.50 m (11.48 ft)

80 m (262 ft)

4.00 m (13.12 ft)

Measurement through a ball valve

A0034564

26

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

• Measurements can be performed through an open full bore ball valve without any problems.
• At the transitions, no gap exceeding 1 mm (0.04 in) may be left.
• Opening diameter of ball valve must always correspond to the pipe diameter; avoid edges andconstrictions.
External measurement through plastic cover or dielectric windows• Dielectric constant of medium: εr ≥ 10
• The distance from the tip of the antenna to the tank should be approx. 100 mm (4 in).
• Avoid installation positions where condensate or buildup can form between the antenna and thevessel• In the case of outdoor installations, ensure that the area between the antenna and the tank isprotected from the weather• Do not install any fittings or attachments between the antenna and the tank that could reflect thesignalThe thickness of the tank ceiling or the dielectric window depends on the εr of the material.
The material thickness can be a full multiple of the optimum thickness (table); it is important tonote, however, that the microwave transparency decreases significantly with increasing material
thickness.
Optimum material thickness
Material

Optimum material thickness

PE; εr 2.3

1.25 mm (0.049 in)

PTFE; εr 2.1

1.30 mm (0.051 in)

PP; εr 2.3

1.25 mm (0.049 in)

Perspex; εr 3.1

1.10 mm (0.043 in)Container with heat insulation

1
2

A0046566

If process temperatures are high, the device should be included in the usual container insulation
system (2) to prevent the electronics from heating as a result of thermal radiation or convection. The
rib structure (1) must not be insulated.

Endress+Hauser

27

Micropilot FMR63B HART

Environment
Ambient temperature range

The following values apply up to a process temperature of +85 °C (+185 °F). At higher processtemperatures, the permitted ambient temperature is reduced.
• Without LCD display:• Standard: –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)• Optionally available: –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) with restricted operating life andperformance• Optionally available: –60 to +85 °C (–76 to +185 °F) with restricted operating life andperformance; below –50 °C (–58 °F): devices can be damaged permanently• With LCD display: –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) with limitations in optical properties such as
display speed and contrast. Can be used without limitations up to –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
If operating outdoors in strong sunlight:• Mount the device in the shade.
• Avoid direct sunlight, particularly in warm climatic regions.
• Use a weather protection cover (see accessories).

Ambient temperature limits

The permitted ambient temperature (Ta) depends on the selected housing material (ProductConfigurator → Housing; Material →) and the selected process temperature range (ProductConfigurator → Application →).
In the event of temperature (Tp) at the process connection, the permitted ambient temperature (Ta)is reduced.
The following information only takes functional aspects into consideration. Additional
restrictions may apply for certified device versions.
Plastic housing
Plastic housing; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 10
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

The selected process temperature range is restricted from –10 to +150 °C (+14 to +302 °F) to
0 to +150 °C (+32 to +302 °F) in devices with a plastic housing and CSA C/US approval.

28

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Process temperature restricted to 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) for CSA C/US approval and plastic
housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 11
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) for CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 12
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

The selected process temperature range is restricted from –10 to +200 °C (+14 to +392 °F) to
0 to +200 °C (+32 to +392 °F) in devices with a plastic housing and CSA C/US approval.
Process temperature restricted to 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) for CSA C/US approval and plastic
housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 13
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

Plastic housing; process temperature 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) for CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

29

Micropilot FMR63B HART

Plastic housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 14
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) is limited to 0 to +150 °C (+32 to +302 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 15
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 16
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –20 to +200 °C (–4 to +392 °F) is limited to 0 to +200 °C (+32 to +392 °F).

30

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Restriction to a process temperature of 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 17
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Plastic housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 18
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –40 to +150 °C (–40 to +302 °F) is limited to 0 to +150 °C (+32 to +302 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 19
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

Plastic housing; process temperature 0 to +150 °C (+32 to +302 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +25 °C (+77 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

31

Micropilot FMR63B HART

Plastic housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 20
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

In the case of devices with a plastic housing and CSA C/US approval, the selected processtemperature of –40 to +200 °C (–40 to +392 °F) is limited to 0 to +200 °C (+32 to +392 °F).
Restriction to a process temperature of 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval andplastic housing
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0048826

 21
P1
P2
P3
P4
P5

Plastic housing; process temperature 0 to +200 °C (+32 to +392 °F) with CSA C/US approval= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +27 °C (+81 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)= Tp: 0 °C (+32 °F) | Ta: 0 °C (+32 °F)

Aluminum housing, coated
Aluminum housing; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 22
P1
P2
P3
P4
P5

32

Aluminum housing, coated; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +53 °C (+127 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Aluminum housing; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 23
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +47 °C (+117 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

Aluminum housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 24
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +53 °C (+127 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

Aluminum housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 25
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

Aluminum housing, coated; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +47 °C (+117 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

33

Micropilot FMR63B HART

Aluminum housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 26
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +53 °C (+127 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Aluminum housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 27
P1
P2
P3
P4
P5

Aluminum housing, coated; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +79 °C (+174 °F) | Ta: +79 °C (+174 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +47 °C (+117 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing
316L housing; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 28
P1
P2
P3
P4
P5

34

316L housing; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +43 °C (+109 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

316L housing; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 29
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +38 °C (+100 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

316L housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 30
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +43 °C (+109 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

316L housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 31
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

316L housing; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +38 °C (+100 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

35

Micropilot FMR63B HART

316L housing; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 32
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature range: –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +43 °C (+109 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 33
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +77 °C (+171 °F) | Ta: +77 °C (+171 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +38 °C (+100 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing, hygiene
316L housing, hygiene; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 34
P1
P2
P3
P4
P5

36

316L housing, hygiene; process temperature –10 to +150 °C (+14 to +302 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

316L housing, hygiene; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 35
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –10 to +200 °C (+14 to +392 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +32 °C (+90 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)= Tp: –10 °C (+14 °F) | Ta: –10 °C (+14 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 36
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 37
P1
P2
P3
P4
P5

Endress+Hauser

316L housing, hygiene; process temperature –20 to +200 °C (–4 to +392 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +32 °C (+90 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)= Tp: –20 °C (–4 °F) | Ta: –20 °C (–4 °F)

37

Micropilot FMR63B HART

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 38
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature range: –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: +41 °C (+106 °F)= Tp: +150 °C (+302 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)
Ta
P1

P2
P3

P5

P4

Tp
A0032024

 39
P1
P2
P3
P4
P5

316L housing, hygiene; process temperature –40 to +200 °C (–40 to +392 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +76 °C (+169 °F) | Ta: +76 °C (+169 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: +32 °C (+90 °F)= Tp: +200 °C (+392 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)= Tp: –40 °C (–40 °F) | Ta: –40 °C (–40 °F)

Storage temperature• Without LCD display: –40 to +90 °C (–40 to +194 °F)• With LCD display: –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)

Climate class

DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

Installation height as per
IEC61010-1 Ed.3

• Generally up to 2 000 m (6 600 ft) above sea level• Over 2 000 m (6 600 ft) under the following conditions:• Supply voltage < 35 VDC• Power supply, overvoltage category 1

Degree of protection

Testing according to IEC 60529 and NEMA 250
Housing
IP66/68, NEMA Type 4X/6P
IP68 test condition: 1.83 m under water for 24 hours.
Cable entries• M20 coupling, plastic, IP66/68 NEMA Type 4X/6P• M20 coupling, nickel-plated brass, IP66/68 NEMA Type 4X/6P• M20 coupling, 316L, IP66/68 NEMA Type 4X/6P• M20 coupling, hygiene, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P• M20 thread, IP66/68 NEMA Type 4X/6P• G1/2 thread, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
If the G1/2 thread is selected, the device is delivered with an M20 thread as standard and a G1/2
adapter is included with the delivery, along with the corresponding documentation

38

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

• NPT ½ thread, IP66/68 NEMA Type 4X/6P• HAN7D plug, 90 degrees, IP65 NEMA Type 4X• M12 plug
• When housing is closed and connecting cable is plugged in: IP66/67 NEMA Type 4X• When housing is open or connecting cable is not plugged in: IP20, NEMA Type 1
NOTICE
Plug M12 and plug HAN7D: incorrect mounting can invalidate the IP protection class!
‣ The degree of protection only applies if the connecting cable used is plugged in and screwed
tight.
‣ The degree of protection only applies if the connecting cable used is specified according to IP67
NEMA Type 4X.
‣ The protection classes are only maintained if the dummy cap is used or the cable is connected.
Vibration resistanceDIN EN 60068-2-64 / IEC 60068-2-64 for 5 to 2 000 Hz: 1.5 (m/s2)2/Hz

Electromagnetic
compatibility (EMC)• Electromagnetic compatibility as per EN 61326 series and NAMUR recommendation EMC (NE21)• With regard to the safety function (SIL), the requirements of EN 61326-3-x are satisfied• Maximum measured error during EMC testing: < 0.5 % of the span.
For more details refer to the EU Declaration of Conformity.

Process
Process pressure range

LWARNING
The maximum pressure for the device depends on the lowest-rated component with regard topressure (components are: process connection, optional mounted parts or accessories).
‣ Only operate the device within the specified limits for the components!
‣ MWP (Maximum Working Pressure): The MWP is specified on the nameplate. This value refers
to a reference temperature of +20 °C (+68 °F) and may be applied to the device for an unlimited
time. Note temperature dependence of MWP. For flanges, refer to the following standards forthe permitted pressure values at higher temperatures: EN 1092-1 (with regard to their stability/
temperature property, the materials 1.4435 and 1.4404 are grouped together under EN 1092-1;
the chemical composition of the two materials can be identical), ASME B16.5, JIS B2220 (thelatest version of the standard applies in each case). MWP data that deviate from this areprovided in the relevant sections of the Technical Information.
‣ The Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) uses the abbreviation PS . This corresponds tothe maximum working pressure (MWP) of the device.
The following tables show the dependencies between the seal material, process temperature (TP)and process pressure range for each process connection that can be selected for the antenna used.
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)Process connection M24 with process adapter, accessory enclosed

A0048027

Seal

Tp

Process pressure range

FKM Viton–10 to +150 °C (+14 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FKM Viton–10 to +200 °C (+14 to +392 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

EPDM

–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FFKM Kalrez–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

FFKM Kalrez–20 to +200 °C (–4 to +392 °F)–1 to 20 bar (–14.5 to 290 psi)

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.

Endress+Hauser

39

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in)Process connection Tri-Clamp DN51 (2") ISO2852
Seal

Tp

Process pressure range

PTFE cladded–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

PTFE cladded–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 16 bar (–14.5 to 232 psi)

A0047838

Process connection Tri-Clamp DN70-76.1 (3") ISO2852
Seal

Tp

Process pressure range

PTFE cladded–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 14 bar (–14.5 to 203 psi)

PTFE cladded–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 14 bar (–14.5 to 203 psi)

A0047838

Process connection slotted nut DIN11851 DN50 PN25
Seal

Tp

Process pressure range

PTFE cladded–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 25 bar (–14.5 to 362.6 psi)

PTFE cladded–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 25 bar (–14.5 to 362.6 psi)

A0050063

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.
Antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in)Process connection Tri-Clamp DN101.6 (4") ISO2852
Seal

Tp

Process pressure range

PTFE cladded–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 14 bar (–14.5 to 203 psi)

PTFE cladded–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 14 bar (–14.5 to 203 psi)

A0047826

40

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Process connection slotted nut DIN11851 DN80 PN25
Seal

Tp

Process pressure range

PTFE cladded–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)–1 to 25 bar (–14.5 to 362.6 psi)

PTFE cladded–40 to +200 °C (–40 to +392 °F)–1 to 25 bar (–14.5 to 362.6 psi)

A0047825

The pressure range may be further restricted in the event of a CRN approval.

Dielectric constant

For liquidsεr ≥ 1.2
Contact Endress+Hauser for applications with lower dielectric constants than indicated.

Mechanical construction
The dimensions of the individual components must be added together for the total dimensions.

Dimensions

Single compartment housing, plastic!94 (3.7)

2

123.9 (4.88)

125.3 (4.93)

1

107.5 (4.23)
A0048768 40
1
2

Endress+Hauser

Dimensions of single compartment housing, plastic (PBT). Unit of measurement mm (in)Height with cover comprising plastic sight glass
Cover without sight glass41

Micropilot FMR63B HART

Single compartment housing, aluminum!101 (3.98)
1

3

124 (4.88)

127 (5)138 (5.43)

2

45 (1.77)
125 (4.92)

ESC

-

+

E

A0038380

 41
1
2
3

42

Dimensions of single compartment housing, aluminum. Unit of measurement mm (in)Height with cover comprising glass sight glass (devices for Ex d/XP, dust Ex)
Height with cover comprising plastic sight glass
Cover without sight glass

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Single compartment housing, 316L hygiene13

123 (4.84)

123 (4.84)

92 (3.62)

130 (5.12)

134 (5.28)

143 (5.63)

2A0050364

 42
1
2
3

Endress+Hauser

Dimensions of single compartment housing, 316L hygiene. Unit of measurement mm (in)Height with cover comprising glass sight glass (dust Ex)
Height with cover comprising plastic sight glass
Cover without sight glass

43

Micropilot FMR63B HART

Dual compartment housing, aluminum132 (5.2)
121 (4.76)
115 (4.53)

118 (4.65)

131 (5.16)

127 (5)2!101 (3.98)

3

ESC

-

+

E

1
64 (2.52)

54 (2.13)

78 (3.07)
143 (5.63)

A0038377

 43
1
2
3

44

Dimensions of dual compartment housing, aluminum. Unit of measurement mm (in)Height with cover comprising glass sight glass (devices for Ex d/XP, dust Ex)
Height with cover comprising plastic sight glass
Cover without sight glass

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Dual compartment housing, L-shaped, aluminum or 316 L

133 (5.24)

130 (5.12)

110 (4.33)

3

2

144 (5.67)!101 (3.98)!101 (3.98)

1

140 (5.51)
138 (5.43)

ESC

-

+

E

A0038381

 44
1
2
3

Endress+Hauser

Dimensions of L-shaped dual compartment housing. Unit of measurement mm (in)Height with cover comprising glass sight glass (devices for Ex d/XP, dust Ex)
Height with cover comprising plastic sight glass
Cover without sight glass45

Micropilot FMR63B HART

Integrated antenna, PEEK, 20 mm / M24×1.5
A

B

1

L1

L2

1

41 mm

R
M24×1.5!51.7 (2.04)
A0046492

 45
A
B
R
1
L1
L2

46

Dimensions of integrated antenna, PEEK, 20 mm / M24×1.5. Unit of measurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
127 mm (5.00 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
139 mm (5.47 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), slotted nut DIN11851
AB

1

19 (0.75)

L1

L2

1

!47.5 (1.87)!92 (3.62)
A0046496

 46
A
B
R
1
L1
L2

Endress+Hauser

Dimensions of antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), slotted nut DIN11851. Unit ofmeasurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
118 mm (4.65 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
130 mm (5.12 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)47

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in), slotted nut DIN11851
AB

1

32 (1.26)

L1

L2

1

!75 (2.95)!127 (5.00)
A0046497

 47
A
B
R
1
L1
L2

48

Dimensions of antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in), slotted nut DIN11851. Unit ofmeasurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
159 mm (6.26 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
171 mm (6.73 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), with Tri-Clamp DN40-51 (2") ISO2852
AB

1

19 (0.75)

L1

L2

1

R

!47.5 (1.87)!64 (2.52)
A0046483

 48
A
B
R
1
L1
L2

Dimensions of antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), with Tri-Clamp DN51 (2") ISO2852.
Unit of measurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
116 mm (4.57 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
128 mm (5.04 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)Process connection suitable for
DN51 nominal diameter and pipe inner diameter 48.6 mm (1.91 in)Endress+Hauser

49

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), with Tri-Clamp DN70-76.1 (3") ISO2852
AB

1

19 (0.75)

L1

L2

1

R

!47.5 (1.87)!91 (3.58)
A0046484

 49
A
B
R
1
L1
L2

Dimensions of antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), with Tri-Clamp DN70-76.1 (3")
ISO2852. Unit of measurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
116 mm (4.57 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
128 mm (5.04 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)Process connection suitable for• DN70 nominal diameter with pipe inner diameter 66.8 mm (2.63 in)• DN76.1 nominal diameter with pipe inner diameter 72.9 mm (2.87 in)50

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in), with Tri-Clamp DN101.6 (4") ISO2852
AB

1

32 (1.26)

L1

L2

1

R

!75 (2.95)!119 (4.69)
A0046485

 50
A
B
R
1
L1
L2

Dimensions of antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in), with Tri-Clamp DN101.6 (4") ISO2852.
Unit of measurement mm (in)Process temperature version ≤150 °C (302 °F)
Process temperature version ≤200 °C (392 °F)
Reference point of measurement
Bottom edge of housing
155 mm (6.10 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)
167 mm (6.57 in); version with Ex d or XP approval +5 mm (+0.20 in)Process connection suitable for
DN101.6 nominal diameter with pipe inner diameter 97.6 mm (3.84 in)
Weight

The weights of the individual components must be added together for the total weight.
Housing
Weight including electronics and display.
Single compartment housing• Plastic: 0.5 kg (1.10 lb)• Aluminum: 1.2 kg (2.65 lb)• 316L hygiene: 1.2 kg (2.65 lb)
Dual compartment housing
Aluminum: 1.4 kg (3.09 lb)
Dual compartment housing, L-form• Aluminum: 1.7 kg (3.75 lb)• Stainless steel: 4.5 kg (9.9 lb)
Antenna and process connection adapter
The flange weight (316/316L) depends on the selected standard and sealing surface.
Details -> TI00426F or in the relevant standard
The heaviest version is indicated for the antenna weights
Integrated antenna, PEEK, 20 mm (0.75 in)
1.2 kg (2.65 lb)
Antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in)
2.2 kg (4.85 lb) for process connection slotted nut DIN11851

Endress+Hauser

51

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in)
3.4 kg (7.50 lb) for process connection slotted nut DIN11851
Materials

Materials not in contact with process
Plastic housing• Housing: PBT/PC• Dummy cover: PBT/PC• Cover with sight glass: PBT/PC and PC• Cover seal: EPDM
• Potential equalization: 316L
• Seal under potential equalization: EPDM
• Plug: PBT-GF30-FR• M20 cable gland: PA• Seal on plug and cable gland: EPDM
• Threaded adapter as replacement for cable glands: PA66-GF30• Nameplate: plastic foil
• TAG plate: plastic foil, metal or provided by customer
Aluminum housing, coated• Housing: EN AC-43400 aluminum• Housing coating, cover: Polyester• Dummy cover: EN AC-43400 aluminum• EN AC-43400 aluminum cover with Lexan 943A PC sight glass
EN AC-43400 aluminum cover with borosilicate sight glass; can be ordered as an accessory
optionally
For Ex d, dust Ex applications, the sight glass is always made from borosilicate.
• Cover seal materials: HNBR• Cover seal materials: FVMQ (only for low temperature version)• Nameplate: plastic foil
• TAG plate: plastic foil, stainless steel or provided by customer• M20 cable glands: select material (stainless steel, nickel-plated brass, polyamide)
Stainless steel housing, 316L
• Housing: stainless steel 316L (1.4409)• Dummy cover: stainless steel 316L (1.4409)• 316L (1.4409) stainless steel cover with borosilicate window• Cover seal materials: FVMQ (only for low temperature version)• Cover seal materials: HNBR
• Nameplate: stainless steel housing, labeled directly• TAG plate: plastic foil, stainless steel or provided by the customer• M20 cable glands: select material (stainless steel, nickel-plated brass, polyamide)
Stainless steel housing, 316L hygiene• Housing: stainless steel 316L (1.4404)• Dummy cover: stainless steel 316L (1.4404)• 316L (1.4404) stainless steel cover with PC Lexan 943A window
316L (1.4404) stainless steel cover with borosilicate window; can be optionally ordered as an
enclosed accessory
For Dust-Ex applications, the window is always made from borosilicate.
• Cover seal materials: EPDM
• Nameplate: stainless steel housing, labeled directly• TAG plate: plastic foil, stainless steel or provided by the customer• M20 cable glands: select material (stainless steel, nickel-plated brass, polyamide)52

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Materials in contact with the medium
Integrated antenna, PEEK, 20 mm / M24×1.5

3

2
1A0048101

 51
1
2
3

Material; integrated antenna, PEEK, 20 mm / M24×1.5

Antenna: PEEK, seal material can be selected (order option)
Process connection: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

Antenna, cladded flush mount,50 mm (2 in), slotted nut DIN11851

4

3

2
1
A0046619

 52
1
2
3
4

Endress+Hauser

Material; antenna, cladded flush mount,50 mm (2 in), slotted nut DIN11851

Antenna: PTFE, seal material PTFE cladding
DIN11851 slotted nut: 304L / 1.4307
Antenna adapter: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

53

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount,80 mm (3 in), slotted nut DIN11851

4

3

2
1
A0046620

 53
1
2
3
4

Material; antenna, cladded flush mount,80 mm (3 in), slotted nut DIN11851. Unit ofmeasurement mm (in)Antenna: PTFE, seal material PTFE cladding
DIN11851 slotted nut: 304L / 1.4307
Antenna adapter: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), with Tri-Clamp ISO2852

3

2

1
A0046607

 54
1
2
3

54

Material; antenna, cladded flush mount, PTFE, 50 mm (2 in), with Tri-Clamp ISO2852. Unit ofmeasurement mm (in)Antenna: PTFE, seal material PTFE cladding
Antenna adapter: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in), with Tri-Clamp ISO2852

3

2

1
A0046608

 55
1
2
3

Material; antenna, cladded flush mount, PTFE, 80 mm (3 in), with Tri-Clamp ISO2852

Antenna: PTFE, seal material PTFE cladding
Antenna adapter: 316L / 1.4404
Housing adapter: 316L / 1.4404

Operability
Operating concept

Operator-oriented menu structure for user-specific tasks• Guidance• Diagnostics• Application• System
Fast and safe commissioning• Interactive wizard with graphical user interface for guided commissioning in FieldCare, DeviceCareor DTM, AMS and PDM-based third-party tools or SmartBlue• Menu guidance with short explanations of the individual parameter functions• Standardized operation at the device and in the operating tools
Integrated HistoROM data memory• Adoption of data configuration when electronics modules are replaced• Up to 100 event messages recorded in the device
Efficient diagnostic behavior increases measurement availability• Remedial measures are integrated in plain text
• Diverse simulation options
Bluetooth (optionally integrated in local display)• Quick and easy setup with SmartBlue app or PC with DeviceCare, version 1.07.05 and higher, orFieldXpert SMT70• No additional tools or adapters required• Encrypted single point-to-point data transmission (tested by Fraunhofer Institute) and passwordprotected communication via Bluetooth® wireless technology

Languages

Endress+Hauser

Operating languages• English option (English option is set at the factory if no other language is ordered)• Deutsch• Français• Español• Italiano• Nederlands• Portuguesa• Polski• русский язык (Russian)55Micropilot FMR63B HART

• Türkçe• 中文 (Chinese)• 日本語 (Japanese)• 한국어 (Korean)• čeština (Czech)• Svenska
Local operation

Operating keys and DIP switches on the HART electronic insert

off on1

2

off on

Display

4 3

A0046129

 56

Operating keys and DIP switches on the HART electronic insert

1
Operating key for reset password (for Bluetooth login and Maintenance user role)
1+2 Operating keys for device reset (as-delivered state)
2
Operating key II (only for factory reset)
3
DIP switch for alarm current
4
DIP switch for locking and unlocking the device

The setting of the DIP switches on the electronic insert has priority over the settings made via
other operation methods (e.g. FieldCare/DeviceCare).
Local display

Device display (optional)
Functions:• Display of measured values and fault and notice messages• Background lighting, which switches from green to red in the event of an error• The device display can be removed for easier operation

ESC

-

+

E

1
A0039284

 57

56

Graphic display with optical operating keys (1)Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Remote operation

Via HART protocol
Via service interface (CDI)
Operation via Bluetooth® wireless technology (optional)
Prerequisite• Measuring device with display including Bluetooth• Smartphone or tablet with Endress+Hauser SmartBlue app or PC with DeviceCare from version
1.07.05 or FieldXpert SMT70
The connection has a range of up to 25 m (82 ft). The range can vary depending on environmental
conditions such as attachments, walls or ceilings.
The operating keys on the display are locked as soon as the device is connected via Bluetooth.

System integration

HART
Version 7

Supported operating tools

Smartphone or tablet with Endress+Hauser SmartBlue app, DeviceCare from version 1.07.05,
FieldCare, DTM, AMS and PDM

Certificates and approvals
Current certificates and approvals for the product are available at www.endress.com on the relevant
product page:CE mark

1.

Select the product using the filters and search field.

2.

Open the product page.

3.

Select Downloads.

The measuring system meets the legal requirements of the applicable EU directives. These are listed
in the corresponding EU Declaration of Conformity together with the standards applied.
The manufacturer confirms successful testing of the device by affixing to it the CE mark.

RoHS

The measuring system meets the substance restrictions of the Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances 2011/65/EU (RoHS 2) and the Delegated Directive (EU) 2015/863(RoHS 3).

RCM marking

The supplied product or measuring system meets the ACMA (Australian Communications and Media
Authority) requirements for network integrity, interoperability, performance characteristics as wellas health and safety regulations. Here, especially the regulatory arrangements for electromagnetic
compatibility are met. The products bear the RCM marking on the nameplate.

A0029561

Ex approvals

Additional safety instructions must be followed for use in hazardous areas. Please refer to theseparate "Safety Instructions" (XA) document included in the delivery. Reference to the applicable XA
can be found on the nameplate.
Explosion-protected smartphones and tablets
If used in hazardous areas, mobile end devices with an Ex approval must be used.

Endress+Hauser

57

Micropilot FMR63B HART

Functional safety

Use for level monitoring (MIN, MAX, range) up to SIL 3 (homogeneous or diverse redundancy),
independently evaluated by TÜV Rheinland in accordance with IEC 61508, refer to the "Functional
Safety Manual" for information.

Pressure equipment withpermitted pressure ≤200 bar (2 900 psi)

Pressure instruments with a process connection that does not have a pressurized housing do not fallwithin the scope of the Pressure Equipment Directive, irrespective of the maximum allowablepressure.
Reasons:
According to Article 2, point 5 of EU Directive 2014/68/EU, pressure accessories are defined as"devices with an operational function and having pressure-bearing housings".
If a pressure instrument does not have a pressure-bearing housing (no identifiable pressure chamberof its own), there is no pressure accessory present within the meaning of the Directive.

Radio approval

Displays with Bluetooth LE have radio licenses according to CE and FCC. The relevant certification
information and labels are provided on display.

EN 302372 radio standard

The devices comply with the TLPR (Tanks Level Probing Radar) radio standard EN 302372 and are
permitted for use in closed vessels. Points a to f in Annex E of EN 302372 must be observed for the
installation.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.
The devices are compliant with the FCC Code of Federal Regulations, CFR 47, Part 15, Sections
15.205, 15.207, 15.209.

Industry Canada

Canada CNR-Gen Section 7.1.3
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject tothe following two conditions: (1) This device may not interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas
produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectriquesubi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
[Any] changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment.
• The installation of the LPR/TLPR device shall be done by trained installers, in strict compliancewith the manufacturer’s instructions.
• The use of this device is on a “no-interference, no-protection” basis. That is, the user shall accept
operations of high-powered radar in the same frequency band which may interfere with ordamage this device. However, devices found to interfere with primary licensing operations will be
required to be removed at the user’s expense.
• This device shall be installed and operated in a completely enclosed container to prevent RFemissions, which can otherwise interfere with aeronautical navigation.
• The installer/user of this device shall ensure that it is at least 10 km from the Dominion
Astrophysical Radio Observatory (DRAO) near Penticton, British Columbia. The coordinates of the
DRAO are latitude 49°19ʹ15ʹʹ N and longitude 119°37ʹ12ʹʹ W. For devices not meeting this 10 km
separation (e.g., those in the Okanagan Valley, British Columbia,) the installer/user must
coordinate with, and obtain the written concurrence of, the Director of the DRAO before theequipment can be installed or operated. The Director of the DRAO may be contacted at250-497-2300 (tel.) or 250-497-2355 (fax). (Alternatively, the Manager, Regulatory Standards
Industry Canada, may be contacted.)

58

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Other standards andguidelines• EN 60529
Degrees of protection provided by enclosures (IP code)• EN 61010-1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use• IEC/EN 61326
Emission in accordance with Class A requirements A; Electromagnetic compatibility (EMC
requirements)• NAMUR NE 21
Electromagnetic compatibility (EMC) of industrial process and laboratory control equipment• NAMUR NE 43
Standardization of the signal level for the breakdown information of digital transmitters withanalog output signal• NAMUR NE 53
Software of field devices and signal-processing devices with digital electronics• NAMUR NE 107
Status categorization in accordance with NE 107• NAMUR NE 131
Requirements for field devices for standard applications• IEC 61508
Functional safety of safety-related electric/electronic/programmable electronic systems

Ordering information
Detailed ordering information is available from your nearest sales organizationwww.addresses.endress.com or in the Product Configurator at www.endress.com:
1.

Select the product using the filters and search field.

2.

Open the product page.

3.

Select Configuration.
Product Configurator - the tool for individual product configuration• Up-to-the-minute configuration data
• Depending on the device: Direct input of measuring point-specific information such asmeasuring range or operating language• Automatic verification of exclusion criteria• Automatic creation of the order code and its breakdown in PDF or Excel output format• Ability to order directly in the Endress+Hauser Online Shop

Calibration

Factory calibration certificate
The calibration points are spread evenly over the measuring range (0 to 100 %). The Empty
calibration E and Full calibration F must be specified to define the measuring range. If thisinformation is missing, antenna-dependent default values are used instead.

A

R

F

E

100%

0%
A0032643

R
A
E
F

Endress+Hauser

Reference point of measurement
Minimum distance between reference point R and 100% markEmpty calibration
Full calibration

59Micropilot FMR63B HART

Measuring range restrictions
The following restrictions must be considered when selecting E and F:• Minimum distance between reference point R and 100% markA ≥ 400 mm (16 in)• Minimum spanF ≥ 45 mm (1.77 in)• Maximum value for Empty calibrationE ≥ 450 mm (17.72 in) (maximum 50 m (164 ft))
• Calibration takes place under reference conditions .
• The selected values for Empty calibration and Full calibration are only used to create thefactory calibration certificate. Afterwards, the values are reset to the default values specificfor the antenna. If values other than the default values are required, they must be ordered asa customized empty/full calibration.
Product Configurator → Optional → Service → Customized empty/full calibration
Service

The following services, among others, can be selected via the Product Configurator.
• Cleaned of oil+grease (wetted)• PWIS-free (paint-wetting impairment substances)• ANSI Safety Red coating, coated housing cover• Set damping• Set HART Burst Mode PV• Set max. alarm current• Bluetooth communication is disabled on delivery• Customized empty/full calibration• Product documentation on paper
A printed (hard copy) version of test reports, declarations and inspection certificates can optionallybe ordered via the Service feature, Product documentation on paper type. The documents can beselected via the Test, certificate, declaration feature are then provided with the device upondelivery.

Test, certificate, declaration

All test reports, declarations and inspection certificates are provided electronically in the Device
Viewer:Enter the serial number from the nameplate (www.endress.com/deviceviewer)

Identification

Measuring point (TAG)
The device can be ordered with a tag name.
Location of tag nameIn the additional specification, select:• Stainless steel tag plate• Paper adhesive label• TAG provided by customer• RFID TAG• RFID TAG + stainless steel tag plate• RFID TAG + paper adhesive label• RFID TAG + TAG provided by customer• IEC 61406 stainless steel TAG• IEC 61406 stainless steel TAG + NFC TAG• IEC 61406 stainless steel TAG, stainless steel TAG• IEC 61406 stainless steel TAG + NFC, stainless steel TAG• IEC 61406 stainless steel TAG, plate provided• IEC 61406 stainless steel TAG + NFC, plate provided
Definition of the tag nameIn the additional specification, specify:
3 lines with a maximum of 18 characters per line
The specified tag name appears on the selected plate and/or on the RFID tag.
Presentation in the SmartBlue app
The first 32 characters of the tag name
The tag name can always be changed specifically for the measuring point via Bluetooth.

60

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Display in electronic nameplate (ENP)The first 32 characters of the tag nameFor further information, please refer to SD01502F, SD02796P
Available in the Download Area of the Endress+Hauser website(www.endress.com/downloads).

Application packages
Heartbeat Technology

The Heartbeat Verification + Monitoring application package offers diagnostic functionality throughcontinuous self-monitoring, the transmission of additional measured variables to an external
Condition Monitoring system and the in-situ verification of devices in the application.
The application package can be ordered together with the device or can be activated subsequently
with an activation code. Detailed information on the order code is available via the Endress+Hauser
website www.endress.com or from your local Endress+Hauser Sales Center.
Heartbeat Verification
Heartbeat Verification is carried out on request and supplements self-monitoring, which is
performed continuously, by carrying out further tests. During verification, the system checks whether
the device components comply with the factory specifications. Both the sensor and the electronics
modules are included in the tests.
Heartbeat Verification confirms the device function on request within the specified measuring
tolerance with a total test coverage TTC (Total Test Coverage) in percent.
Heartbeat Verification meets the requirements for metrological traceability in accordance with ISO
9001 (ISO9001:2015 Section 7.1.5.2).
The result of the verification is either Passed or Failed. The verification data are saved in the device
and optionally archived on a PC with the FieldCare asset management software or in the Netilion
Library. Based on this data, a verification report is generated automatically to ensure that traceable
documentation of the verification results is available.
Heartbeat Monitoring
Loop diagnostics wizard (→  61), Foam detection wizard (→  61) and Build-up detection
wizard (→  62) are available. In addition, other monitoring parameters can be output for use inpredictive maintenance or application optimization.
"Loop diagnostics" wizard
Using this wizard, changes in the current-voltage loop characteristics (baseline) can be used to detect
unwanted installation anomalies such as creep currents caused by terminal corrosion or adeteriorating power supply that can lead to an incorrect 4-20 mA measured value.
Areas of application• Detection of changes in the measuring circuit resistance due to anomalies
Examples: Contact resistance or leakage currents in wiring, terminals or grounding due tocorrosion and/or moisture• Detection of faulty power supply"Foam detection" wizard
This wizard configures the automatic foam detection.
Foam detection can be linked to an output variable or status information e.g. to control a sprinkler
used to dissolve the foam. It is also possible to monitor the foam increase in a so called foam index.
The foam index can also be linked to an output variable and can be shown on the display.
Preparation:
The Foam monitoring initialization should only be done without or less foam.
Areas of application• Measurement in liquids• Reliable detection of foam on the medium

Endress+Hauser

61

Micropilot FMR63B HART

"Build-up detection" wizard
This wizard configures the build-up detection.
Basic idea:
The build-up detection can, for example, be linked to a compressed-air system to clean the antenna.
With the build-up monitoring the maintenance cycles can be optimized.
Preparation:
The build-up monitoring initialization should only be done without or less build-up.
Areas of application• Measurement in liquids and solids• Reliable detection of buildup on the antenna
Detailed description
Special Documentation SD02953F

Accessories
Weather protection cover
316L

The weather protection cover can be ordered together with the device via the "Accessory enclosed"
product structure.
It is used to protect against direct sunlight, precipitation and ice.
Weather protection cover 316L is suitable for the dual compartment housing made of aluminum or
316L. The delivery includes the holder for direct mounting on the housing.
228.9 (9.01)
136.4 (5.37)
92.5 (3.64)

135 (5.31)

102.5 (4.04)

73.5 (2.89)

170.5 (6.71)!65 (2.5
6)
81 (3.19)
103 (4.06)
A0039231

 58

Dimensions. Unit of measurement mm (in)Material• Weather protection cover: 316L
• Clamping screw: A4• Holder: 316L
Order number for accessories:
71438303
Plastic weather protection
cover

The weather protection cover can be ordered together with the device via the "Accessory enclosed"
product structure.
It is used to protect against direct sunlight, precipitation and ice.
The plastic weather protection cover is suitable for the single compartment housing made ofaluminum. The delivery includes the holder for direct mounting on the housing.

62

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

122 (4.8)!115 (4.53)

140 (5.51)
165 (6.5)

32 (1.26)
140 (5.51)
A0038280

 59

Dimensions. Unit of measurement mm (in)Material
Plastic
Order number for accessories:
71438291
M12 socket

A0051231

 60

M12 socket, straightM12 socket, straight• Material:
Body: PBT; union nut: nickel-plated die-cast zinc; seal: NBR• Degree of protection (fully locked): IP67
• Pg coupling: Pg7• Order number: 52006263

A0051232

 61

M12 socket, angled

M12 socket, angled• Material:
Body: PBT; union nut: nickel-plated die-cast zinc; seal: NBR• Degree of protection (fully locked): IP67
• Pg coupling: Pg7• Order number: 71114212

Endress+Hauser

63Micropilot FMR63B HART

A0051233

 62

M12 socket, angled, cableM12 socket, angled, 5 m (16 ft) cable• M12 socket material:• Body: TPU• Union nut: nickel-plated die-cast zinc
• Cable material:
PVC• Cable Li Y YM 4×0.34 mm2 (20 AWG)
• Cable colors• 1 = BN = brown• 2 = WH = white• 3 = BU = blue
• 4 = BK = black• Order number: 52010285
Remote display FHX50B

The remote display is ordered via the Product Configurator.
If the remote display is to be used, the device version Prepared for display FHX50B must beordered.
A

D

E
B

F
C

G

A0046692

A
B
C
D
E
F
G

64

Plastic single compartment housing, remote display
Aluminum single compartment housing, remote display
Single compartment housing, 316L hygiene, remote display
Device side, plastic single compartment housing prepared for display FHX50B
Device side, aluminum single compartment housing prepared for display FHX50B
Device side, dual compartment housing, L-form, prepared for display FHX50B
Device side, single compartment housing, 316L hygiene, prepared for display FHX50B

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Material of single compartment housing, remote display• Aluminum• Plastic
Degree of protection:• IP68 / NEMA 6P• IP66 / NEMA 4x
Connecting cable:• Connecting cable (option) up to 30 m (98 ft)• Customer-supplied standard cable up to 60 m (197 ft)
Recommendation: EtherLine®-P CAT.5e from LAPP.
Specification of customer-supplied connecting cablePush-in CAGE CLAMP®, connection technology, push actuation• Conductor cross-section:• Solid conductor 0.2 to 0.75 mm2 (24 to 18 AWG)
• Fine-stranded conductor 0.2 to 0.75 mm2 (24 to 18 AWG)
• Fine-stranded conductor; with insulated ferrule 0.25 to 0.34 mm2• Fine-stranded conductor; without insulated ferrule 0.25 to 0.34 mm2• Stripping length 7 to 9 mm (0.28 to 0.35 in)• Outer diameter: 6 to 10 mm (0.24 to 0.4 in)• Maximum cable length: 60 m (197 ft)
Ambient temperature:• –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)• Option: –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Gas-tight feedthroughChemically inert glass feedthrough, which prevents gases from entering the electronics housing.
Can optionally be ordered as "Accessory mounted" via the product structure.

Process adapter M24

Commubox FXA195 HART

For details, refer to TI00426F/00/EN "Weld-in adapters, process adapters and flanges".

For intrinsically safe HART communication with FieldCare via the USB interface
For details, see "Technical Information" TI00404F

HART Loop Converter
HMX50

Is used to evaluate and convert dynamic HART process variables to analog current signals or limit
values.
Order number:
71063562
For details, see "Technical Information" TI00429F and Operating Instructions BA00371F

FieldPort SWA50

Intelligent Bluetooth® and/or WirelessHART adapter for all HART field devices
For details, see "Technical Information" TI01468S

Wireless HART adapter
SWA70

The WirelessHART adapter is used for the wireless connection of field devices. It can be easily
integrated into field devices and existing infrastructures, offers data protection and transmission
safety and can be operated in parallel with other wireless networks.
For details, see Operating Instructions BA00061S

Fieldgate FXA42

Fieldgates enable communication between connected 4 to 20 mA, Modbus RS485 and Modbus TCP
devices and SupplyCare Hosting or SupplyCare Enterprise. The signals are transmitted either via
Ethernet TCP/IP, WLAN or mobile communications (UMTS). Advanced automation capabilities areavailable, such as an integrated Web-PLC, OpenVPN and other functions.
For details, see "Technical Information" TI01297S and Operating Instructions BA01778S.

Endress+Hauser

65Micropilot FMR63B HART

Field Xpert SMT70

Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex Zone 2 and non-Ex areas
For details, see "Technical Information" TI01342S

DeviceCare SFE100

Configuration tool for HART, PROFIBUS and FOUNDATION Fieldbus field devices
Technical Information TI01134S

FieldCare SFE500

FDT-based plant asset management tool
It can configure all smart field units in your system and helps you manage them. By using the status
information, it is also a simple but effective way of checking their status and condition.
Technical Information TI00028S

Memograph M

The Memograph M graphic data manager provides information on all the relevant process variables.
Measured values are recorded correctly, limit values are monitored and measuring points analyzed.
The data are stored in the 256 MB internal memory and also on an SD card or USB stick.
Technical Information TI00133R and Operating Instructions BA00247R

RN42

Single-channel active barrier with wide-range power supply for safe electrical isolation of
4 to 20 mA standard signal circuits, HART transparent.
Technical Information TI01584K and Operating Instructions BA02090K

Documentation
For an overview of the scope of the associated Technical Documentation, refer to the following:• Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Enter the serial number from thenameplate• Endress+Hauser Operations app: Enter serial number from nameplate or scan matrix code on
nameplate.
Document function

66

The following documentation may be available depending on the version ordered:
Document type

Purpose and content of the document

Technical Information (TI)

Planning aid for your device
The document contains all the technical data on the device and provides
an overview of the accessories and other products that can be ordered forthe device.

Brief Operating Instructions (KA)

Guide that takes you quickly to the 1st measured value
The Brief Operating Instructions contain all the essential informationfrom incoming acceptance to initial commissioning.

Operating Instructions (BA)Your reference document
The Operating Instructions contain all the information that is required in
the various phases of the life cycle of the device: from productidentification, incoming acceptance and storage, to mounting,connection, operation and commissioning through to troubleshooting,
maintenance and disposal.

Description of Device Parameters(GP)

Reference for your parameters
The document provides a detailed explanation of each individual
parameter. The description is aimed at those who work with the device
over the entire life cycle and perform specific configurations.

Endress+Hauser

Micropilot FMR63B HART

Document type

Purpose and content of the document

Safety Instructions (XA)

Depending on the approval, safety instructions for electrical equipment inhazardous areas are also supplied with the device. The Safety Instructions
are an integral part of the Operating Instructions.
Information on the Safety Instructions (XA) relevant to the device is provided
on the nameplate.

Supplementary device-dependent
documentation (SD/FY)

Always comply strictly with the instructions in the relevant
supplementary documentation. The supplementary documentation is an
integral part of the device documentation.

Registered trademarks
HART®
Registered trademark of the FieldComm Group, Austin, Texas, USA
Bluetooth®
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. andany use of such marks by Endress+Hauser is under license. Other trademarks and trade names arethose of their respective owners.
Apple®
Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Android®
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
KALREZ®, VITON®
Registered trademarks of DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA
TRI-CLAMP®
Registered trademark of Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

Endress+Hauser

67*71637202*
71637202www.addresses.endress.com