ノンフロンチラー RC2/RC5 シリーズ

No.616

環境にやさしいノンフロンチラー

・自然冷媒 R290 を使用した、環境にやさしく、地球の将来のことを考えて設計された外部循環型チラーです。

令和 5 年 07 月 01 日 発行

・ステンレス製のメッシュフィルターは 、アクセスしや すくメンテナンスも簡単で、高い冷却能力をキープします。
・別売ソフトウェア Labworldsoft R 6 を介して、制御・ログ管理できます。
商品コード-01
メーカー品番
冷却媒体 / 充填量
冷却能力
温度範囲
温度精度
ポンプ圧
バス容量
電源 / 消費電力
寸法 (mm)重量 (kg)

品番

品名

969-61-78-01 0025007942 ノンフロンチラー RC 2 Lite
969-61-78-02 0025007431 ノンフロンチラー RC 2 GREEN basic
969-61-78-03 0025007433 ノンフロンチラー RC 2 GREEN control
969-61-78-04 0020008503 ノンフロンチラー RC 5 basic969-61-78-05 0020008504 ノンフロンチラー RC 5 control

0025007942
R290/70g(@20℃)400W(@-10℃)140W-10℃-RT
0.1±K
Max.0.35bar
1-3.5L
AC100V/MAX.250W
W225×D430×H385
24.50025007431
R290/69g(@20℃)800W(@-10℃)400W-30℃-RT
0.1±K
可変 Max0.5bar
1.4-4L
AC100V/MAX.350W
W220×D525×H475
26.50025007433
R290/69g(@20℃)800W(@-10℃)400W-30℃-RT
0.1±K
可変 Max0.5bar
1.4-4L
AC100V/MAX.350W
W220×D525×H475
26.50020008503
R290/90g(@20℃)1400W(@-10℃)650W-30℃-RT
0.1±K
可変 Max.0.61bar
5-7L
AC100V/MAX.1100W
W310×D490×H546
37.5

価格（￥）
360,000
630,000
831,000
822,000
999,0000020008504
R290/90g(@20℃)1400W(@-10℃)650W-30℃-RT
0.1±K
可変 Max.0.61bar
5-7L
AC100V/MAX.1100W
W310×D490×H546
37.5

新製品のご紹介
日伸理化

強磁力スターラー 縦型 2 連 SW-RST0772

スリーハイ

大型強力スターラー SW-R854

中温度ホットプレート NHP-20M

デジタル温度調節器

サーモブロックローテーター SN-06BN【共通仕様】

IKA

温度制御方式：PID 制御 ( オートチューニング ) または ON/OFF 制御
温度設定単位：1℃/0.1℃
指示精度
熱電対 K,J,T,E：表示値の (±0.3% または ±2℃の大きい方 )±1digit 以下
熱電対 R,S：表示値の (±0.3% または ±3℃の大きい方 )±1digit 以下
熱電対 B：0~400℃表示範囲の ±1digit 以下

サーモシェーカー MATRIX Orbital/ ミキシング

サーモシェーカー Matrix Orbital Delta/ミキシング & 加熱

白金測温抵抗体：表示値の (±0.3% または ±0.8℃の大きい方 )±1digit 以下
・簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。
・便利な 100 時間 ON/OFF タイマー付もあります。

電源コード：1.8m 100V 用 3 極オス付き (1 本はアース )・制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
型式

温度範囲 (℃) タイマー機能 価格（￥）

430-60-93-01 monoOne-120T-TGK -199~1372
430-60-93-05 monoOne-120-TGK -199~1372

付き無し

重量：1.3kg( 取付金具・コード・スタンドを除く )電源：AC90~240V( 単相 ) 50/60Hz

・壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。
商品コード

外形寸法：W110×D85×H165mm( 突起部を除く )61,00060,000

負荷コード：0.3m 2 極メス付き
センサー：別売です※指示精度 : センサー誤差は含みません。
B 型粘度計 ROTAVISC

ノンフロンチラー RC2/RC5 シリーズ

スリーハイ
本

https://www.tgk.co.jp

社

大阪営業所
名古屋営業所
福岡営業所
札幌営業所〒113-0021 東京都文京区本駒込 1－7－16
電話 03 （3252） 3461
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 （4800） 3939 FAX 06（4800）3938〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052（238） 6075 FAX 052 （238）6076〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092（643） 8645 FAX 092 （643）8646〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階
電話 050（6868） 2001

デジタル温度調節器

I KA

日伸理化
強磁力スターラー 縦型 2 連 SW-RST0772
・Φ190mm-5L のビーカーを縦方向に 2 個撹拌できます。
・増設すると超強力な 4 連、6 連のスターラーとして使えます。

撹拌台寸法：W192×D380mm

・MATRIX サーモシェーカーは、1 つのデバイスに最大 3 つの機能を備えています。ミキシング・加熱・モーター：DC ブラシレス 30W、高精度フィードバック制御

冷却の組み合わせにより、PCR 容器およびディープウェルプレート内の微量サンプルや、あらゆる種類のマグネット：超強力ネオジウム 4350G容器を確実に処理できます。恒温槽とミキサーが一体となったこの装置は、分子生物学・薬学・生化学を

外部出力：背面 5A中心とした研究室での試料調製のための理想的なデバイスです。

電源：AC100V 50HZ/60Hz 1A ( 外部出力使用時最大 6A) 三芯接地プラグ付き・ミキシングに特化したモデル。アタッチメント標準付属。

使用環境：温度 :4 〜 37℃、湿度 :85% 以下 ( 結露がなきこと )外形寸法・重量：W195×D410×H800mｍ・4.8kg

撹拌容量 (ｍL) 回転数 (rpm) 価格（￥） 付属品：撹拌子 4A×2
692-63-08-58 SW-RST0772 100~5000
80~1500
198,000 ※撹拌容量、回転数は、水・ビーカーで付属の撹拌子を使用した場合。
商品コード

サーモシェーカー MATRIX Orbital/ ミキシング

型式

大型強力スターラー SW-R854
・1~30L を 60rpm で安定した回転。
・SW-050L の姉妹品で、背の低さが特長です。

撹拌台寸法：W320×D320mm
モーター：DC ブラシレス、フィードバック制御
電源容量：AC100V 50Hz/60Hz 2A、三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境：温度 :44~37℃、湿度 :85% 以下 ( 結露がないこと )外形寸法・重量：W350×D400×H100mm・8.9kg

・マイクロチューブ 0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mL マイクロプレート、ディープウェルプレートの撹拌が可能です。
商品コード969-63-46-31

品番692-63-08-57

型式SW-R854

撹拌容量 (L) 回転数 (rpm) 価格（￥）5~30

約 60~1500

実験ができます。
・200×170 のフレートは少量の実験に向いています。
・設置に場所をとりません。
・室温 +5℃~80℃までの中温度域の実験ができます。

商品コード

型式

10~80℃

温度精度：±0.25℃ (at37℃)、±0.8℃(at60℃)
プレート寸法：W200×D170mm
プレート材質：SUS304
プレート荷重：最大 3kg まで、均等に乗せること
ヒーター：マイカヒーター 60W
電源：AC100V 50Hz/60Hz 0.7A

型式品番

品名寸法 (mm)・室温 +5~80℃の恒温、±0.1~0.5℃の精度を保てます。

商品コード692-63-42-72

型式

SN-06BN

回転速度 (rpm)
0~700020025681 サーモシェーカー Matrix OrbitalDelta FP

W216×D351×H147 9.2kg

B 型粘度計 ROTAVISC

339,000

300~1500

339,000

339,000【共通仕様】

・低粘度から高粘度まで測定できます。
・温度を計測しながら粘度計測できます。
・見やすい TFT ディスプレイを採用しています。

測定精度：±1%
再現性：±0.2%
表示：TFT

モーター出力：4.8W
・ロータに応じた設定値が表示されるため、操作が簡単です。 回転速度：0.01~200rpm

・キャリブレーション用シリコンオイルをオプションで準備しています。
-01

・ソフトウェアを使用することでコンピュータからの制御、データ管理が可能になります。( オプション )ヒーター容量：500W

298,000 ※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。

300~2000 マイクロプレート×1枚

2.0mL×24 本

温度調節方式：デジタル 2 段表示、PID 制御、白金測温抵抗体

価格（￥） 外形寸法・重量：W170×D181×H230mm・5kg

339,000

300~1500969-63-46-35 Delta FP

温度精度：±0.1~0.5℃( 使用温度による )使用環境：温度 :4~37℃、湿度 :85% 以下 ( 結露がないこと )1.5mL×24 本

969-63-46-34 Delta F2.0 0020025671 サーモシェーカー Matrix OrbitalDelta F2.0 W216×D351×H158 9.2kg

温度設定範囲：10 〜 80℃

電源容量：AC100V 50Hz/60Hz、6A

価格（￥）

0.5mL×24 本・タイマー機能及びプログラミング機能を搭載しています。

取付け容器数：50mL 用遠沈管プラスチック製 ×6 本

対応容器

300~2000

外形寸法・重量：W200×D175×H85mm・1.8kg

モーター：DC モーター

加熱温度範囲：RT+4 〜 100℃

969-63-46-32 Delta F0.5 0020025651 サーモシェーカー Matrix OrbitalDelta F0.5 W216×D351×H149 9.2kg

使用環境：温度 :4~37℃、湿度 :85% 以下 ( 結露がないこと )回転方式：6 本の遠沈管のみ同時回転

軌道直径：3mm

重量 回転数 (rpm)969-63-46-33 Delta F1.5 0020025661 サーモシェーカー Matrix OrbitalDelta F1.5 W216×D351×H158 9.2kg

使用温度範囲：室温 +5℃~80℃

中で自転撹拌します。

重量：7.2kg

揺動形態：ロータリー計測も可能です。

遠沈管 6 本を恒温ブロックの本体寸法：W200×D320×H120mm【共通仕様】

・アクセサリー ( オプション ) を使用する事で少量試料の・50mL のプラスチック製各社の許容周囲温湿度：5-40℃ 80%-3599,500

サーモブロックローテーター SN-06BN

回転数：300 〜 3000rpm

・サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできます。

使用温度範囲 設定温度範囲 価格（￥） ※三芯接地プラグ付電源コードを使用しています。

692-61-06-11 NHP-M20 室温 +5~80℃

軌道直径：3mm・4 種類からお選びいただけます。

※撹拌容量、回転数は、水・ビーカーで付属の撹拌子を使用した場合。

温度調節方法：デジタル表示・設定、白金測温抵抗体 +PID 制御性に優れ、クリーンな環境で261,000

・小型容器専用のサーモシェーカー。

商品コード

・ステンレスのプレートで耐薬品

揺動形態：ロータリー価格（￥）

サーモシェーカー Matrix Orbital Delta/ ミキシング & 加熱

195,000

中温度ホットプレート NHP-20M

サーモシェーカー MATRIX Orbital・細胞および組織のプロテイナーゼ。
用途 ・バクテリアや酵母の培養。
・酵素反応。
・ペレットの再懸濁。
・細菌株とプラスミドの形質転換。 ・混合タンパク質定量アッセイ。
・DNA、RNA、タンパク質の変性。 ・ELISA アッセイ。
・溶解反応。

付属品：電源コード、L80(8A)mm 撹拌子 ×1 個
商品コード

品名0020025542

ソフトウェア無し(1<:0.01rpm 刻み、1>0.1rpm 刻み )回転数精度：0.01rpm 刻み

温度センサー：PT100 標準付属許容周辺温度：5~40℃
許容周辺湿度：80％
電圧：100-240V

出力：24W、Stanby:0.06W

保護クラス：DIN EN 60529 保護クラス :IP40
本体寸法：W351×D629×H372mm
重量：7.1kg

測定可能範囲(mPas) スピンドルトルク(ｍNm)
価格（￥） プログラム機能・グラフ機能・タッチ機能・
品番
1~6,000,000
0.06730025000310 466,000
・キャリブレーションオプション
969-67-60-02 ROTAVISC me-vi Complete 100~40,000,000
0.71870025000311 466,000
・過負荷保護機能：有969-67-60-03 ROTAVISC hi-vi I Complete 200~80,000,000
1.43740025000312 466,000 操作モード：Continuous operation /969-67-60-04 ROTAVISC hi-vi II Complete 800~320,000,000
5.74960025000313 466,000
Condition stop ( 時間、トルク、粘度、温度 )
商品コード
品名
969-67-60-01 ROTAVISC lo-vi Complete※ソフトウェア付きもございます。詳細はお問い合わせください。

正確性：Accurate / Balanced / Fast

インターフェース：USB, RS232, アナログ出力