ハイブリッドデジタルシグナルプロセッサ
APV8M42
APV8M22
取扱説明書

第 1.0.2 版 2024 年 3 月

株式会社 テクノエーピー〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL: 029-350-8011

FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail : info@techno-ap.com

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

安全上の注意・免責事項
このたびは株式会社テクノエーピー（以下「弊社」）の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「安全上の注意・免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。
弊社製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

禁止事項
人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はご遠慮ください（対策品は除きます）。
定格を超える電源を加えないでください。
基板製品は、基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。

注意事項
発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
ノイズの多い環境では正しく動作しないことがあります。
静電気にはご注意ください。
製品の仕様や関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

保証条件「当社製品」の保証条件は次のとおりです。
・ 保証期間

ご購入後一律 1 年間といたします。

・ 保証内容保証期間内で使用中に故障した場合、修理または交換を行います。

・ 保証対象外故障原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。

（ア） 「当社製品」本来の使い方以外のご利用（イ） 上記のほか「当社」または「当社製品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）（ウ） 消耗品等

2

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22－ 目 次－
１．

概要.....................................................................................................................................................................................................................................5２．

仕様.....................................................................................................................................................................................................................................7

２．１．

DPP 仕様（CH1 から CH4）.....................................................................................................................................................7

２．２．

DSP 仕様（CH5 から CH6）.....................................................................................................................................................7

２．３．

共通仕様.............................................................................................................................................................................................................8３．

外観.....................................................................................................................................................................................................................................9４．

セットアップ......................................................................................................................................................................................................... 11

４．１．

アプリケーションのインストール......................................................................................................................................... 11

４．２．

接続................................................................................................................................................................................................................... 11

４．３．

ネットワークのセットアップ..................................................................................................................................................... 12

５．

アプリケーション画面.................................................................................................................................................................................. 13

５．１．

起動画面........................................................................................................................................................................................................ 13

５．２．

config タブ................................................................................................................................................................................................ 17

５．３．

file タブ.......................................................................................................................................................................................................... 36

５．４．

status タブ................................................................................................................................................................................................ 37

５．５．

wave タブ.................................................................................................................................................................................................. 38

５．６．

spectrum タブ...................................................................................................................................................................................... 39

５．７．

timespectrum タブ.......................................................................................................................................................................... 41

５．８．

PSD タブ..................................................................................................................................................................................................... 42

６．

DPP 初期設定...................................................................................................................................................................................................... 43

６．１．

接続................................................................................................................................................................................................................... 43６．２．

電源 ON........................................................................................................................................................................................................ 43６．３．

波形計測........................................................................................................................................................................................................ 43

６．４．

エネルギースペクトル計測.......................................................................................................................................................... 45

６．５．

リスト計測と時間差スペクトル計測.................................................................................................................................... 46

６．６．

コインシデンス及びアンチコインシデンス出力....................................................................................................... 47

７．

DSP 初期設定...................................................................................................................................................................................................... 48

７．１．

接続................................................................................................................................................................................................................... 48

７．２．

電源 ON........................................................................................................................................................................................................ 48

７．３．

プリアンプ出力信号の確認.......................................................................................................................................................... 48

７．４．

プリアンプ出力信号のアナログファインゲインとアナログポールゼロ調整................................... 49

７．５．

FAST 系フィルタの設定 .............................................................................................................................................................. 52

７．６．

SLOW 系フィルタの設定............................................................................................................................................................. 54

７．７．

SLOW 系スレッショルドの設定............................................................................................................................................ 56８．

計測................................................................................................................................................................................................................................ 57

８．１．

設定................................................................................................................................................................................................................... 57

８．２．

計測開始........................................................................................................................................................................................................ 57

3

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

８．３．

ヒストグラムモード........................................................................................................................................................................... 57

８．４．

リストモード............................................................................................................................................................................................ 58

８．５．

計測停止........................................................................................................................................................................................................ 58

９．

終了 ............................................................................................................................................................................................................................... 58

１０．

ファイル.............................................................................................................................................................................................................. 59

１０．１．

ヒストグラムデータファイル.............................................................................................................................................. 59

１０．２．

波形データファイル..................................................................................................................................................................... 61

１０．３．

リストデータファイル............................................................................................................................................................... 62

１０．４．

リスト波形データファイル（オプション）............................................................................................................ 63

１０．５．

PSD データファイル.................................................................................................................................................................. 64

１１．

Tool 機能 gauss fit analysis ......................................................................................................................................................... 65

１１．１．

起動画面................................................................................................................................................................................................. 66

１１．２．

オンラインの場合........................................................................................................................................................................... 69

１１．３．

オフラインの場合........................................................................................................................................................................... 70

１１．４．

注意事項................................................................................................................................................................................................. 71

１１．５．

終了............................................................................................................................................................................................................. 71

１２．

Tool 機能 peak serach analysis.............................................................................................................................................. 72

１２．１．

起動画面................................................................................................................................................................................................. 73

１２．２．

オンラインの場合........................................................................................................................................................................... 76

１２．３．

オフラインの場合........................................................................................................................................................................... 77

１２．４．

注意事項................................................................................................................................................................................................. 77

１２．５．

終了............................................................................................................................................................................................................. 77

１３．

Tool 機能 create FWHM calibration file......................................................................................................................... 78

１３．１．

起動画面................................................................................................................................................................................................. 78

１３．２．

実行............................................................................................................................................................................................................. 79

１３．３．

終了............................................................................................................................................................................................................. 79

１４．

トラブルシューティング...................................................................................................................................................................... 80

１４．１．

接続エラーが発生する............................................................................................................................................................... 80

１４．２．

コマンドエラーが発生する.................................................................................................................................................... 80

１４．３．

ヒストグラムが表示されない.............................................................................................................................................. 81

１４．４．

IP アドレスを変更したい......................................................................................................................................................... 81

１５．
１５．１．

APV8M42、APV8M22 の性能............................................................................................................................................ 82
DSP の分解能................................................................................................................................................................................... 82

4

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１． 概要
テクノエーピー社製 APV8M42 及び APV8M22 は、リアルタイム DPP（デジタルパルスプロセッシ
ング）機能と、高速・高分解能 ADC を持つ DSP（デジタルシグナルプロセッサー）機能を備えたハイブ
リットなデジタルシグナルプロセッサです。

FPGA
DPP
CFD

Time

TDC

Energy

QDC

Anode
DET

DET

PreampRise, Fall, Total

DPP

DSP

1Gbps
Ethernet

PSA

DSP
TFA

FAST

Time
CFD

Trapezoidal
filter

BLR

PEAK
HOLD

Energy図 1 ブロック図
APV8M42 の CH１から CH4 には DPP が搭載しており、500MHz の高速 A/D コンバータによりリ
アルタイムの信号解析に加え、パイプライン信号処理によるデッドタイムの無い高速処理をし、高時間分
解能・高スループットを実現します。
APV8M22 の CH１と CH2 には DPP が搭載しており、1GHz の高速 A/D コンバータによりリアルタ
イムの信号解析に加え、パイプライン信号処理によるデッドタイムの無い高速処理をし、高時間分解能・高スループットを実現します。
APV8M42 及び APV8M22 の CH5 から CH6 には DSP を搭載しており、62.5MHz・14Bit のA/D コンバータを使用し、検出器プリアンプからの出力信号は、FPGA によるパイプラインアーキテク
チャによって、リアルタイムに台形フィルタ（Trapezoidal Filter）処理されます。構成はスペクトロス
コピーアンプと MCA を一体化したもので、伝統的なアナログ方式に変わり最新のデジタル信号処理技術を用いたパルスシェイピングを実行します。
台形フィルタの他に、タイミングフィルタアンプ、CFD、波形デジタイザ等の機能を有しております。
また、コインシデンス、アンチコインシデンス端子を標準で有しており、コインシデンス時間や CH の組
み合わせなど自由度の高いセッティングが可能となっております。
本書は、本製品を計測制御するためのアプリケーション（以下本アプリ）について説明するものです。
※ 文章中、信号入力のチャンネルは“CH”、ビン数を表すチャネルは“ch”と大文字小文字を区別し

5

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22てあります。
※ 文章中の、“リスト”と“イベント”は同意義です。
※ 型式の APV は VME 規格サイズの基板型を表しています。この基板型に電源を供給するためには
VME 電源ラック（弊社製品 APV9007 等）が別途必要となります。また、この基板をユニット（筐体）に納め、AC 電源を直接使用できるタイプの型式には、APV の代わりに APU が付きます。例として、VME 型 APV8M42 をユニットに納めた型式は APU8M42 となります。本書ではAPU8M42 や APU8M22 の説明も含みます。
※

本機器にはオプションとして機能を追加することが可能です。本書ではその機能部分を（オプション）と明記します。

6

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

２． 仕様
２．１．
（１）

DPP 仕様（CH1 から CH4）

アナログ入力・チャネル数（APV8M42）4CH（APV8M22）2CH・入力レンジ±1V・入力インピーダンス 50Ω
・コースゲイン
（２）

×1、×3

ADC

・サンプリング周波数 （APV8M42）500MHz（APV8M22）1GHz
・分解能

14bit

・SNR

68.3dBFS@605MHz

（３）

性能

・QDC アウトプット

2Mcps 以上

・時間分解能（APV8M42）7.8125ps（500MHz）（APV8M22）3.90625ps（1GHz）

（４）

MCA
ADC ゲイン２．２．
（１）4096、2048、1024、512、256 チャネル

DSP 仕様（CH5 から CH6）

アナログ入力・チャネル数2CH・入力レンジ±2V・入力インピーダンス 1kΩ
・コースゲイン×1、×4、×10、×20・周波数帯域

DC～25MHz（２）

ADC

・サンプリング周波数 62.5MHz
・分解能

16bit

・SNR

85dB@3MHz

（３）

性能

・分解能

1.70keV@1.33MeV（代表値）

・スペクトルブローデニング 12％以下（1Kcps～100Kcps）
・積分非直線性±0.025%（typ）

・パルスペア分解能

1.25 ×（Risetime ＋ Flat top time）

7

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

（４）

MCA
ADC ゲイン

16384、8192、4096、2048、1024、512、256 チャネル
※list モード時は最大 8192 まで。

（５）

デジタルパルスシェイピング

・トリガータイミング LET（Leading Edge Timing）、
CFD（Constant Fraction Discriminator Timing）
・時間分解能

２．３．
（１）

共通仕様

通信インターフェース

・LAN
（２）

62.5psEthernet TCP/IP 1000Base-T 及び UDP

形状・VME 型

APV8M42、APV8M22・ユニット型

APU8M42、APU8M22

（３）

消費電流

※APV8M42 の場合＋5V

4.0A（最大）＋12V

1.0A（最大）－12V

0.5A（最大）

（４）

外径寸法

・VME 型

20（W）×262（H）×187（D）mm・ユニット型300（W）×56（H）×335（D）mm

（５）

重量

・VME 型

約 460g・ユニット型

約 3360g

（６）

PC 環境

・OS

Windows 7 以降、32bit 及び 64bit 以降

・ネットワークインターフェース
・画面解像度FHD（1920×1080）以上推奨

8

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

３． 外観

（１）
（２）

（３）

（４）
（５）
（６）

（8）

（7）
（9）
（11）

（10）
（12）
（13）

写真 1 APV8M42
（１）
（２）

LED
CH1～4

（３）

CH5～6

（４）

MONI

（５）

COIN

（６）

ACOIN

P（緑色）は電源 ON 時点灯、V（橙色）と E（赤色）は未使用。
アノード出力信号入力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。入力レンジは±
1V、コースゲインはアプリから×1 または×3 を選択、入力インピー
ダンスは 50Ω。APV8M22 の場合は CH1 及び CH2。
プリアンプ出力信号入力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。入力レンジは±
2V、コースゲインはアプリから×1、×4、×10、×20 を選択、入力
インピーダンスは 1kΩ。
モニタ出力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。CH5～8 の DSP 処理中の信号等を DAC 出力します。
コインシデンス出力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。任意の CH でコインシ
デンスを検知した時、任意の時間幅だけ LVTTL 信号を出力します。GATE、VETO に入力することで、ボード全体にコインシデンスをかけることができます。
アンチコインシデンス出力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。任意の CH でア
ンコインシデンスを検知した時、任意の時間幅だけ LVTTL 信号を出力します。
GATE、VETO に入力することで、ボード全体にアンチコインシデンスをかけることができます。

9

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

CLK-I

外部クロック信号入力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。外部クロックを

（８）

CLK-O

使用して外部機器と同期を取ることができます。
外部クロック使用時は、後述の「※外部クロック使用時」を参照。
外部クロック信号出力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。25MHz の LVTTL

（９）

GATE

（７）

（１０） VETO（１１） CLR（１２） AUX（１３） LAN

信号を出力します。
外部ゲート信号入力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。TTL またはLVTTL 信号を入力します。入力が“High”の間データの取得を有効にします。
外部ベト信号入力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。TTL または LVTTL
信号を入力します。“High”の間データの取得を無効にします。
外部クリア信号入力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。TTL またはLVTTL 信号を入力します。GATE、VETO に入力することで、ボード全体にコインシデンスをかけることができます。“High”の立ち上がりエッジで時間カウン
タデータをクリアします。
オプション出力用 LEMO 社製 00.250 コネクタ。LVTTL の OR ロジック
（全 CH の内 1CH でも検知すれば High）が出力されます。
イーサネットケーブル用 RJ45 コネクタ。Ethernet TCP/IP 1000Base-T。

※ 外部クロック使用時
電源 OFF の状態で、基板上ジャンパ JP21 を 1-6：CPU に変更後、25MHz、Duty サイクル 50%の
LVTTL または TTL 信号を CLK-I に入力してから、電源を投入します

写真 2 JP21 の位置

写真 3 内部クロック使用時(3-4:INT ジャンパ)

写真 4 外部クロック使用時(1-6:CPU ジャンパ)

10

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

４． セットアップ
４．１．

アプリケーションのインストール

本アプリは Windows 上で動作します。ご使用の際は、使用する PC に本アプリの EXE（実行形式）ファイルと National Instruments 社の LabVIEW ランタイムエンジンをインストールする必要があります。
本アプリのインストールは、付属 CD に収録されているインストーラによって行います。インストーラには、EXE（実行形式）ファイルと LabVIEW のランタイムエンジンが含まれており、同時にインストールができます。インストール手順は以下の通りです。
（１） 管理者権限で Windows へログインします。
（２） 付属 CD-ROM 内 Installer フォルダ内の setup.exe を実行します。対話形式でインストールを進めます。デフォルトのインストール先は C:\TechnoAP です。このフォルダに、本アプリの実行形式ファイルと設定値が保存された構成ファイル config.ini がインストールされます。
（３） スタートボタン – TechnoAP - APP8M22 を実行します。
尚、アンインストールはプログラムの追加と削除から APP8M22 を選択して削除します。

４．２．

接続

本機器と PC をイーサネットケーブルで接続します。PC によってはクロスケーブルをご使用ください。
ハブを使用する場合はスイッチングハブをご使用ください。

11

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

４．３．

ネットワークのセットアップ

本機器と本アプリの通信状態を下記の手順で確認します。
（１） PC の電源を ON にし、PC のネットワーク情報を変更します。
IP アドレス： 192.168.10.2 ※本機器割り当て以外のアドレス

サブネットマスク： 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ： 192.168.10.1（２） 本機器の電源を ON にします。電源投入後 10 秒程待ちます。
（３） PC と本機器の通信状態を確認します。Windows のコマンドプロンプトにて ping コマンドを実行し、本機器と PC が接続できるかを確認します。本機器の IP アドレスは基板上またはユニットの背面にあります。工場出荷時の本機器のネットワーク情報は以下の通りです。
IP アドレス： 192.168.10.128

サブネットマスク： 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ： 192.168.10.1> ping 192.168.10.128

図 2 通信接続確認 ping コマンド実行（４） 本アプリを起動します。デスクトップ上のショートカットアイコン APP8M22 またはWindows ボタンから APP8M22 を検索して起動します。
本アプリを起動した時に、本機器との接続に失敗した内容のエラーメッセージが表示される場合は、後述のトラブルシューティングを参照ください。

12

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５． アプリケーション画面
５．１．

起動画面

本アプリを実行すると、以下の起動画面が表示されます。

図 3 起動画面（オプションや更新により画像と異なる場合があります）
メニュー
File - open config

設定ファイルの読み込み。

File - open histogram

ヒストグラムデータファイルの読み込み。

File - open wave

波形データファイルの読み込み。

File - open PSD

PSD データファイルの読み込み。

File - save config

現在の設定をファイルに保存。

File - save histogram

現在のヒストグラムデータをファイルに保存。

File - save wave

波形データファイルをファイルに保存。

File - save PSD

PSD データファイルをファイルに保存。

File - save image

本アプリ画面を PNG 形式画像で保存。

File - conver t binary list file to cs v

リストデータファイルを CSV 形式に変換する画面を開く

File - quit

本アプリ終了。

Edit - c o p y s e t t i n g o f C H 1

CH タブ内 CH1 及び CH5 の設定を他の CH の設定に反映。

Edit - copy setting of CH1 to all modules

CH タブ内 CH1 及び CH5 の設定を他の全モジュールの設定に反映

13

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

Edit - IP configuration

本機器の IP アドレスを変更。

Calibration

CH1 からCH４の wave 動作に乱れがある場合に実行します。本
アプリ起動時にも実行されます。

Tool – gauss fit analysis

ガウスフィット画面表示。指定ピークにガウスフィッティングを実行し、半値幅解析などを行います。

Tool – peak search analysis

ピークサーチ画面表示。ヒストグラムデータに対してピーク検出を実行し、半値幅解析などを行います。

Tool - create FWHM calibration File
FWHM 校正ファイルの作成画面を表示
Config

本機器へ全項目を設定。

Clear

本機器内のヒストグラムデータを初期化。

Start

本機器へ計測開始。

Stop

本機器へ計測停止。

device

計測対象とする装置を選択します。

IP address

本機器の IP アドレスを表示します。Module 毎に異なる IP アドレスを設定しま
す。

memo

メモを書き込むことができます。

mode

以下のモードを選択できます。
hist

ヒストグラムモードは、内部で演算した波高値や QDC 値を CH1 からCH４は最大4096ch に格納、CH5 からCH6 は最大16384chに格納し、横軸エネルギー、縦軸カウントのヒストグラムを取得します。
下図は CH5-8 の DSP の場合のイメージです。
histgram

DSP
500digit
1st
event

0digitPreamp Wave
After ADC

Trapezoidal
Filter
Processing[count]Max
16384ch1count500digit[ch]

DSP
1000digit
2nd
event
1count1000digit

[ch]

・
・
・

wave

オシロスコープのように信号処理中の波形を確認できます。

14

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

下図は CH5-8 の DSP の場合のイメージです。

FAST WAVE

Preamp Wave

CFD WAVE

Can watch and confirm waveformfrom display of PC

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

Send to
Wave
DATA
ICR

OCR

Trapezoidal
filter

PEAK
HOLD

BLR

LLD / ULD

OCR

EnergyTrapezoidal
Filter Wave

list

リストモードは、検出器からの出力信号のタイムスタンプと波高値やQDC 値と CH 番号を 1 つのイベントデータとし、連続的に PC へデータを転送するモードです。ADC gain に制限があり DPP は固定
4096ch、DSP は最大 8192ch です。

下図は CH5-8 の DSP の場合のイメージです。

DSP
Preamp Wave
After ADCTime
Information
CFD
Processing

Generate
DigitalEvent DATATime
EnergyEnergyInformation

Input CH

Send toPC+
Trapezoidal
Filter
Processing

Wave
DATA

measurement time

計測時間を設定します。

acq. LED

計測中に点滅。

error LED

エラー発生時点灯。

mode

選択中のモードを表示。

measurement time

設定した計測時間またはデータファイル読み込み時を表示。

real time

有効先頭 CH のリアルタイム（実計測時間）。

file size（Byte）

リストデータの保存中のファイルの容量（Byte）を表示。

15

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

タブ
configCH 設定及び計測に関する設定。

file

ファイルに関する設定。

status

CH 毎のステータスを表示。

wave

入力波形、台形処理した波形などの表示。

spectrum

ヒストモード時のスペクトルの表示。

timespectrum

リストモードで time spectrum on/off にチェックを入れた時に、リストデー
タから時間スペクトルを作成し表示。高計数時に時間スペクトルを作成しようとすると PC 処理が追いつかず、データ取得にエラーが起きてしますので注意
してください。

PSD

CH1 のみ対応。リストデータ内 RISE、FALL、TOTAL 値から、ｘ軸と y 軸
に対してどの値を使用するか予め設定し、2 次元スペクトルを表示。
例として、n/γ粒子弁別では、x 軸に FALL/TOTAL、y 軸に TOTAL と用いられることもあります。

16

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．２．

config タブ

５．２．１． CH タブ
DPP 及び DSP 共通設定

図 4 config タブ
CH enable

CH 使用可否。

polarity

入力する信号の極性。pos は正極性、neg は負極性。

+

preamp out
positive

DET

DET

LLD

-

preamp out
negativeneed setting
positiveneed setting
negative

エネルギーLLD（Lower Level Discriminator）。単位はdigit（ch）です。この閾値より下の ch はカウントしません。show trigger threshold 以上かつ
ULD より小さい値に設定します。

ULD

エネルギーULD（Upper Level Discriminator）。単位は digit（ch）です。
この閾値より上の ch はカウントしません。LLD より大きい値に設定します。

図 5 LLD と ULD の設定例
※ 上図は LLD を 955、ULD を 1045 に設定した例です。LLD より小さい部分と ULD より大きい部分が計測されないことが分かります。

17

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

list read byte（byte）

リストデータ読み込み時の単位バイトを指定します。値が小さ過ぎると高計数
出力時に読み出しきれずエラーになってしますので注意してください。

list read byte（byte）

リストデータ読み込み時の単位バイトを指定します。値が小さ過ぎると高計数
出力時に読み出しきれずエラーになってしますので注意してください。

energy spectrum ON/OFF list モードでリストデータ取得中の energy spectrum 表示の有無を選択します。
リストデータのみを取得したい場合はチェックを外します。高計数の時 ON にすると、リストデータの取得が遅くなるので注意ください。
t i m e s p e c t r u m O N / O F F list モードでリストデータ取得中の time spectrum 表示の有無を選択します。
リストデータのみを取得したい場合はチェックを外します。高計数の時 ONにすると、リストデータの取得が遅くなるので注意ください。
PSD ON/OFF

list モードでリストデータ取得中の PSD2 次元ヒストグラム等の表示の有無を選択します。リストデータのみを取得したい場合はチェックを外します。高計
数の時 ON にすると、リストデータの取得が遅くなるので注意ください。

18

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

CH タブ DPP の CH に関わる設定
analog coarse gain

アナログ粗ゲイン。1 倍または 3 倍から選択します。

baseline restorer filter ベースラインレストアラーの時定数を設定します。Ext（除外、AutoBLR なし）、Fast、4μs、85μs、129μs、260μs から設定。通常は 85μs。
thresholｄ

入力信号の波形取得の閾値を設定します。単位は digit です。設定範囲は 0 から8191 です。wave モードでraw の波形を見ながら、ノイズレベルより大きい値で設定します。

APV8M42 及び APV8M22 のコンスタントフラクションタイミングはFPGA によるデジタル信号処理にて実現しております。

ｆ

MUX
×

ADD

S(n)

f(n)
+
Delay

𝑠(𝑛) = 𝑓𝑣(𝑛) − 𝑣(𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦)
当社で開発したデジタル信号処理のアルゴリズムは、サンプリングした波形データから最小二乗法による多項式近似を用います。
𝑁
2

𝐿(𝑎, 𝑏, 𝑐) = ∑{𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖2 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝐶)}
𝑖=1

を最小となる a,b,c のパラメータを探して CFD であればゼロクロス点（WALK）、リーディングエッジ
であればスレッショルド点の内挿を得ることで、より精密な時間情報を計算しています。
なお FPGA によりパイプライン形式で計算をすることで、一連の演算時間は約 100ns 以下と非常に高速に計算されるため、デットタイムが小さく高スループットを可能としております。

Time×pickoff

CFD 波形19

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

timing type

イベントを検出した時間（タイムスタンプ）する際の波形を、CFD 波形、LE（生波形）から選択します。
CFD

コ ン ス タ ン ト フ ラ ク シ ョ ン タ イ ミ ン グ （ C o n stan t F ra ct io n D isi crim in a to r T im in g ）下図の異なる preamp 波形 a と b に対し、以下の波形 c, d と e, f と g,
h のような波形を生成します。
波形 c, d： 波形 a と b を CFD function 倍し、反転した波形

波形 e, f： 波形 a と b を CFD delay 分遅延した波形

波形 g, h： 波形 c と e を加えた波形と d と f を加えた波形

波形ｇとｈのゼロクロスタイミングである CFD は、波形の立ち上がり
開始時間が同じであれば、波高が変化しても一定である、という特徴があります。
入力信号
a
V1
b
V2

入力信号を CFD function 倍して反転
V2*CFD function
V1*CFD function

入力信号を CFD Delay 分遅延

d
c

e

f

CFD delay

反転と遅延を加算
gh

CFD
図 6 コンスタントフラクションタイミング（Constant Fraction Disicriminator Timing）の考え方

20

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

LE

リーディングエッジ（Leading Edge）
あるトリガーレベル t に到達したタイミングです。トリガー取得タイミ
ングは a’と b’のように立ち上がりの傾きが変われば時間も異なりま
す。
a

b
ｔ

a’ b’
図 7 リーディングエッジ（Leading Edge）の考え方
CFD function

CFD 波形整形用に元波形を縮小するための倍率。0.03 倍、0.06 倍、0.09 倍、0.12 倍、0.15 倍、0.18 倍、0.21 倍、0.25 倍、0.28 倍、0.31 倍、0.34
倍、0.37 倍、0.40 倍、0.43 倍、0.46 倍 から選択します。
生波形
x0.06

x0.46

CFD delay

CFD 遅延時間を 1ns から 24ns で選択します。
生波形
2ns

24ns

CFD walk

タイムスタンプする閾値を設定します。単位はdigitです。waveモードでCFDの波形を見ながら、0 クロス位置より近辺の値で設定します。
Time Stamp

WALK

21

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

QDC sum/peak

QDC データの出力形式を選択します。peak または sum から選択します。

PEAK選択時、生波形に対する
PEAKの値をQDC値として出力する

SUM選択時、生波形に対しFILTERをかけ積分値をQDC値として出力する

Filter
生波形

QDC pretrigger

積分値算出用に波形整形を開始するタイミングを、0ns、-8ns、-16ns、-24ns、-32ns から選択します。
pritrigger設定値分だけ前の時間か
ら積分を開始する
積分開始点

積分-8ns 0ns

QDC filter

積分値算出用の波形を整形するための時定数を設定します。設定はext（除外、フィルタ不使用）、10ns、20ns、50ns、100ns、200ns から選択します。
時定数10ns

生波形

時定数200ns

QDC integral range

QDC の積分時間を 48ns から 32000ns、8ns 単位で設定します。

Integral range 100nsの場合

Integral range 200nsの場合

100ns

Integral range 200ns-8ns 0ns

QDC full scale-8ns 0ns

QDC データのゲインを設定します。設定は 1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、
1/32、1/64、1/128、1/256、1/512 から選択し、QDC 値が8191 以
下になるようにします。
1/1

QDC値 = 400

1/2

積分値400・・・-8ns 0ns

signal type

QDC値 = 200

入力波形のタイプを選択します。NIM 信号や Timing 信号入力時は fast sig に設定してください。その他は normal sig を設定してください。

22

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

CH タブ DSP の CH に関わる設定
analog coarse gain

アナログ粗ゲイン。1 倍、2 倍、5 倍、10 倍から選択します。取り込んだプリ
アンプ出力信号を内部で増幅します。
FPGA
AMP

ADC

Ethernet
Board

DigitalSignal
Processor
DAC

x1

AnalogCoarseGainanalog pole zerox2
・・・

アナログポールセロ。本機器に入力されたプリアンプ出力信号における内部での立ち下がり部分のオーバーシュートやアンダーシュートを修正する設定をします。設定範囲は 0 から 255 です。
FPGA

Preamp

AMP

DET

ADC

Ethernet
Board

LAN

DigitalSignal
Processor
DAC

200digit

50digit

255digit

analogpole zero

over

under

ADC gain

ADC のゲイン（チャネル）。16384、8192、4096、2048、1024、
512、256 チャネル（ch）から選択します。spectrum グラフの横軸の分割数になります。※list モード時は最大 8192ch までです。

[count]

ADC gain
16384[count]

ADC gain
8192

200

・・・

100

8192ch8192chmax

16384chmax

2316384ch株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

fast diff

FAST 系微分回路の定数。ext（除外、フィルタ不使用）、20、50、100、200、500 から選択します。立ち上がりが早い検出器の場合は、ext または
20 を選択します。Ge 半導体検出器などの場合は 100 または 200 を設定し
ます。
DSP

ADC
DATA
16bit

TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

ICR

OCR

Trapezoidal
filter

PEAK
HOLD

BLR

20ns

100ns

LLD / ULD

OCR

Energy

200ns

Fast
Diff
setting

fast integral

FAST 系積分回路の定数。ext（除外、フィルタ不使用）、20、50、100、200 から選択します。立ち上がりが早い検出器の場合は、ext または 20 を選択します。Ge 半導体検出器などの場合は 100 または 200 を設定します。
ADC
DATA
16bit

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

ICR

OCR
Trapezoidal
filter

PEAK
HOLD

BLR

20ns

100ns

LLD / ULD

OCR

Energy200ns

Fast
Integralsetting24

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

fast trigger threshold

FAST 系フィルタを使用した波形取得開始のタイミングの閾値。単位は digit です。設定範囲は 0 から 8191 です。取り込んだプリアンプ出力信号を元に、タイミングフィルタアンプ回路の微分処理と積分処理をした FAST 系フィルタ波形を生成します。その波形にて、この閾値以上になった場合に、その時点での時間情報取得タイミングやスペクトロスコピーアンプ回路での波形生成開始のタイミングを取得します。主に時間取得（タイムスタンプ）に関係します。この閾値が小さ過ぎるとノイズを検知し易くなり input count rate(cps)が増えることになります。
ADC
DATA
16bit

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

ICR

OCR
Trapezoidal
filterfast
triggerthreshold

BLR

×

PEAK
HOLD

LLD / ULD

OCR

Energy10digit△25digit〇30digit

2000digit

×25

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

slow risetime

SLOW 系フィルタのライズタイム。下図の SLOW 系（台形）フィルタの上底に到達するまでの立ち上がり時間です。短い値だとエネルギー分解能は悪いがスループットは多くなり、長い値だとエネルギー分解能は良いがスループット
が少なくなるという傾向があります。リニアアンプのピーキングタイムは 2.0～2.4×時定数になっていることが多いので、リニアアンプの時定数の 2 倍程
度のライズタイムで同じような分解能を示します。デフォルト設定は 6000nsです。これはリニアアンプのシェイピングタイム 3μs に相当します。
ADC
DATA
16bit

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

ICR

OCR
Trapezoidal
filter

slow
rise
time

slow flat top time

PEAK
HOLD

BLR

1000ns

LLD / ULD

OCR

Energy2000nsSLOW 系フィルタのフラットトップタイム。下図の SLOW 系（台形）フィル
タの上底部分の時間です。プリアンプ出力信号の立ち上がり（立ち下がり）のバラツキによる波高値の誤差を、台形の上底の長さで調整します。設定値はプ
リアンプ出力信号の立ち上がり（立ち下がり）時間の0 から 100％で、最も遅い時間の２倍の時間を目安とします。デフォルト設定は 700ns です。この場
合は立ち上がり（立ち下がり）の最も遅い時間を 350ns と想定しています。
※DSP のスループットは以下の式のようになります。
（ slow rise time ＋ slow flattop time ）×1.25

ADC
DATA
16bit

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

ICR

OCR
Trapezoidal
filter

BLR

PEAK
HOLD

LLD / ULD

OCR

Energyslow
flat toptime
recommend

Preamprisetime
350ns

700ns
(=350ns * 2)26

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

slow pole zero

SLOW 系ポールゼロキャンセル。SLOW 系フィルタの立ち下りアンダーシュートまたはオーバーシュートをこの値を適切に設定することで軽減することができます。デフォルト値は680 です。この値は検出器によって変わりますので、
フロントパネル上 MONI 端子とオシロスコープを接続して、DAC モニタの種
類で SLOW 系フィルタを選択して、SLOW 系フィルタの立ち下がり部分が平坦になるように調整します。

rise time

flattop time

（Peaking time）

pole zero
図 8 SLOW 系（台形）フィルタ※

右図は SLOW 系フィルタにアンダーショートがあり polezero があっていない例です。この場合、slow
pole zero の値を現在の設定より下げることで、アンダーシュート部分が上側に持ち上がります。

27

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

slow trigger threshold Slow 系フィルタの波形取得開始のタイミングの閾値。単位は digit です。設定
範囲は 0 から 8191 です。この値を上下させ out rate(cps)の増えるところであるノイズレベルより 10digit 程度上に設定します。後述の LLD 以下に設定します。生成されたSLOW 系フィルタの波形において、この閾値以上になった時に、予め設定した時間（slow rise time + slow flattop time）における波高値を確保します。
ADC
DATA
16bit

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

ICR

OCR
Trapezoidal
filterslow
triggerthreshold×△〇

digital coarse gain

PEAK
HOLD

BLR

LLD / ULD

OCR

Energy1digit10digit

50digit

デジタル的にゲインを 1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍、128倍から選択します。台形フィルタの場合、積分回路は積和演算によって計算されます。slow rise time を大きく設定するほど積和演算の回数が増え数値が大きくなり、小さく設定するほど数値が小さくなります。この値がそのまま
SLOW フィルタの値になるため補正をする必要があります。slow rise time の設定と合わせて使用します。

[count]400

DCG x2

DCG x4

DCG x8200
100

16384ch16384ch28

16384ch株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

digital fine gain

デジタル的にファインゲインを設定します。設定範囲は 0.3333 から 1 です。
digital coarse gain 同様に補正に使用します。digital coarse gain と digital
fine gain の設定により SLOW 系フィルタの波高値が変わるので、結果
histogram のピーク位置調整に使用できます。
[count]

DFG x0.5

16384ch6100

inhibit width

DFG x0.6

7320

DCGx0.7

16384ch8540

16384chトランジスタリセット型プリアンプ用のリセット検出時からの不感時間幅。単位はμs です。検出器からの inhibit 信号を入力せずに内部で処理し、この間の計数を行いません。
reset
timingtransistor
resettype preamp

slow

mask
strange data

inhibitinhibitwidth

timing selectイベントを検出した時間（タイムスタンプ）を決定するためのタイミング取得
方法を LET（Leading Edge Timing）または CFD（Constant Fraction
Discriminator Timing）から選択します。詳細は前述を参照してください。

CFD function

CFD 算出用に元波形を縮小するための倍率。0.125、0.25、0.375、0.5、0.625、0.75、0.875 から選択します。デフォルトは0.25 から0.625 倍です。

CFD delay

CFD 算出用に元波形を遅延する時間を、16、32、48、64、80、96、
112、128ns から選択します。デフォルトは 48 から 80ns です。

dsp bit sel

入力するプリアンプ出力信号の振幅などの特性によりGe または SDD から選択します。Ge は Ge 半導体検出器のようなある程度の振幅がある場合に、SDD
は微弱な振幅の場合に選択します。

pileup reject enable

パイルアップリジェクトの使用可否。ON の時有効。下図のように波形整形された信号の立ち上がり時間以下で生じた２つのパルスは、波形が重なり実際のピーク値とは異なる値になります。高計数下においては大きなバックグラウン
ドノイズになります。デジタル信号処理によりこのイベントを除外するパイル

29

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

アップリジェクトを行います。対象となる時間は （ risetime + flattop time ）× 1.25 でこの間に 2 つイベントがあった場合、リジェクトされます。パイ
ルアップリジェクトの回数が多いほど、input count が複数あるのに対し、throughput count が 0 になるため、その差は大きくなります。

図 9 左側：パイルアップ事象、右側：黒色リジェクト無し、赤色リジェクト有り
coupling

シェイピングタイプ。RF, DC, TR から選択。

DAC monitor typeRF

抵抗フィードバック型プリアンプ用スタンダード

DC

カップリングなし

TR

トランジスタリセット検出器向け

DAC 出力する対象CH と波形の組み合わせを選択します。選択した入力CH からの信号をもとにDSP 内部で処理された波形のうち、選択した種類の波形信号
を MONI 端子から出力します。この信号をオシロスコープで見ることにより、
DSP 内部での処理状態を確認できます。
pre ampプリアンプ信号を微分した信号。内部に取り込んだ時点で、計測
対象エネルギーレンジが 1V 以内におさまっているかの確認、ポールゼロ調整に使用します。

fast

FAST 系フィルタ信号

slow

SLOW 系フィルタ信号。波形整形処理後のポールゼロ調整に使用
します。

CFD

CFDの信号。CFDタイミングを使用時にCFD delayやfunctionの設定状態が確認できます
FPGA
Oscillo scope

AMP

ADC

DigitalSignal
Processor

DAC monitor CH？
CH1？CH2？・・

SLOW

DAC
DAC monitor Type?
Preamp? FAST? CFD? SLOW?

FAST WAVE

Preamp Wave

CFD WAVE

DSP
TFA

FAST

FAST
DISC

PUR

CFD

Time

ICR

Trapezoidal
Filter Wave

ICR

OCR
Trapezoidal
filter

BLR

PEAK
HOLD

LLD / ULD

30

OCR

Energy株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．２．２． ADVANCE タブ
DPP の PSD（Pulse Shape Discrimination）CH に関する設定

図 10 ADVANCE タブ
list モード時のデータである、取得波形の立ち上がり部分 RISE、立ち下がり部分 FALL、波形全体
TOTAL の積分範囲等を設定します。PSD 演算では、入力波形が負極性の場合は反転して正極性とし、波形は常に正極性と考えます。
rise start cnt

立ち上り部分の積分値 RISE の対象範囲の開始位置です。threshold を超えた位置
か ら 、 そ の 手 前 の 範 囲 を 設 定 し ま す 。 設 定 範 囲 は 1 か ら 498（498ns=498×1ns）です。

rise stop cnt

立ち上り部分の積分値 RISE の対象範囲の終了位置です。前述の rise start cnt から 積 分 を す る 範 囲 を 設 定 し ま す 。 設 定 範 囲 は 1 か ら 16383（16363ns=16383×1ns）です。
RISE 値の算出例：
設定 threshold : 50, rise start cnt : 5, rise stop cnt : 8 の場合、threshold を超えた位置の 5 点手前から 8 点分、下図緑枠線部分を積分し rise 値とします。

図 11 rise start cnt と rise stop cnt の設定例

31

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

fall start cnt

立ち下がり部分の積分値 FALL の対象範囲の開始位置です。threshold を超えた位置から、積分範囲の開始位置を設定します。設定範囲は１から 16383（16383ns=16383×1ns）です。後述の fall stop cnt より小さい値を設定します。

fall stop cnt

立ち下がり部分の積分値 FALL の対象範囲の終了位置です。前述の fall start cnt
か ら 積 分 を す る 範 囲 を 設 定 し ま す 。 設 定 範 囲 は 1 か ら 16383（16383ns=16383×1ns）です。前述の fall start cnt より大きい値を設定します。
FALL 値の算出例：
設定 threshold : 50, fall start cnt : 5, fall stop cnt : 25 の場合、FALL 値は
threshold を超えて 5 点目から 25 点分、下図青枠線部分を積分し fall 値とします。

図 12 fall start cnt と fall stop cnt の設定例
total start cnt

波形全体積分値 TOTAL の対象範囲の開始位置です。threshold を超えた位置から、その手前の範囲を設定します。設定範囲は 1 から 498（498ns=498×1ns）
です。

total stop cnt

波形全体積分値 TOTAL の対象範囲の終了位置です。前述の total start cnt から
積 分 を す る 範 囲 を 設 定 し ま す 。 設 定 範 囲 は 1 か ら 16383（16383ns=16383×1ns）です。
TOTAL 値の算出例：
設定 threshold : 50, total start cnt : 5, total stop cnt : 50 の場合、thresholdを超えた位置の 5 点手前から 50 点分、下図赤枠線部分を積分し TOTAL 値とします。

32

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

図 13 total start cnt と total stop cnt の設定例
coincidence 部
coinc enable

コインシデンスに使用する CH の ON/OFF

coinc time

ある CH が入力信号を検知し、コインシデンス（同時計数）として他のCH の検知を待つまでの有効時間をCH 毎に設定します。単位はns です。
設定範囲は 16ns から 524μs。全ての CH で有効状態になった時コイン
シデンスとなり、COIN 端子から LVTTL のロジック信号を、後述のcoinc gate width の時間、出力します。

coinc gate width

コインシデンスを検知後に、その状態を保持する時間幅を設定します。単位は ns です。設定範囲は 120ns から 524μs。この間 COIN 端子から
LVTTL のロジック信号を出力します。

coinc dly

コインシデンス遅延時間

anti coincidence 部
ancoinc enable

アンチコインシデンスに使用する CH の ON/OFF

ancoinc time

ある CH が入力信号を検知し、他の CH が未検知の時アンチコインシデンス（反同時計数）となり、ACOIN 端子から LVTTL のロジック信号を、
後述の ancoinc gate width の時間、出力します。アンチコインシデンスの設定時間を CH 毎に設定します。単位は ns です。設定範囲は 16ns から 524μs です。

ancoinc gate width

アンチコインシデンスを検知後に、その状態を保持する時間幅を設定します。単位は ns です。設定範囲は 120ns から 524μs。この間 ACOIN
端子から LVTTL のロジック信号を出力します。

ancoinc dly

アンチコインシデンス遅延時間

coincidence 部と anti coincidence 部につきましては、後述の「６．６．コインシデンス及びアンチコ
インシデンス出力」を参照ください。

33

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．２．３． OPTION タブ※機器構成の都合上、非実装の場合があります。
list モード中に波形データを付加することができます

図 14 list-wave 関連設定
LIST-WAVE 部
list-wave delay

list-wave モード用設定。取得波形の delay を調整します。設定範囲は 0digit
から 30digit です。取得した波形を読み込み、信号の立ち上がり位置を調整してください。

Delay = 0

Delay = 10
Start delay

Wave datalist-wave datalist-wave モード用パラメータ。波形出力のデータ点数を設定します。設定範囲は 8 点から 1000 点です。

Wave data = 15

Wave data = 30

34

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

list-wave compress

list-wave モード用パラメータ。X 軸の時間スケール圧縮度を指定できます。
1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128 から選択します。
立ち下がり時間の長い波形を表示する場合に使用します。
Sampling 16ns(62.5Mz)
Sampling
10ns (100MHz)

compressnum 10ns
compress 1/1
1point10ns
1point isis16ns

list format

compressnum 20ns
compress 1/2
11point
pointisis
20ns
32ns

list データのフォーマットを設定します。
LIST

1 イベント 16byte のデータです。

LIST-WAV

LIST データと波形データの混合のデータです。

Input
Preamp Wave
After ADC

Time

Time

Time

EnergyEnergyEnergyInput CH

Input CH

Input CH

Time

Time

Time

EnergyEnergyEnergyInput CH

Input CH

Input CH

+

+

+

Wave
DATA

Wave
DATA

Wave
DATA

LIST format

LIST-WAV
format35

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．３．

file タブ図 15 file タブhistogram save

計測終了時に histogram タブに表示されているヒストグラムデータをファイルに保存します。ファイルの保存先は後述のフォーマットになります。ヒストグ
ラムモード時のみ有効です。

histogram file path

ヒストグラムデータファイルの絶対パスを設定。拡張子無しも可能です。
※注意※このファイル名で保存されるのではなく、このファイル名をもとにして以下のフォーマットになります。
例：histogram file path に C：\Data\histo.csv、histogram file save time（sec）に 10 と設定し、日時が 2010/09/01 12：00：00 の場合は、
C：\Data\histo_20100901_120000.csv というファイル名でデータ保存を開始します。10 秒後に C：\Data\histo_20100901_120010.csv というファイルで保存します。
※上記 120010 が 120009 または 120011 になる場合もあります。

histogram continuous sav e

ヒストグラムデータを設定時間間隔で連続してファイルに保存するか否かを設定します。ヒストグラムモード選択時のみ有効です。

h i s t o g r a m f i l e s a v e t i m e ヒストグラムデータの連続保存の時間間隔を設定します。単位は秒です。設定
範囲は 5 秒から 3600 秒です。
list save

リストデータをファイルに保存するか否かを設定します。リストモード選択時のみ有効です。

list file path

リストデータファイルの絶対パスを設定。拡張子無しも可能です。
※注意※このファイル名で保存されるのではなく、このファイル名をもとにして以下のフォーマットになります。
例：list file path に C：\Data\list_.bin と設定し、後述の list file number が0 の場合は、C：\Data\list_000000.bin というファイル名でデータ保存を開始します。

list file number

リストデータファイルに付加される番号の開始番号を設定します。0 から
999999 まで。999999 を超えた場合 0 にリセットされます。

file namelist file path と list file number を元に実際に保存される時にファイル名を表示します。
36

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．４．

status タブ

図 16 status タブ
CH 部
input count

インプットトータルカウント。入力のあったイベント数。

output count

アウトプットトータルカウント。入力に対し処理された数。

input rate(cps)インプットレート。1 秒間の入力のあったイベント数。

output rate(cps)

アウトプットレート。1 秒間の入力に対し処理された数。

dead time(%)

デッドタイム割合。取り込み毎の瞬時値。

ROI 部
peak(ch)最大カウントの ch。

centroid(ch)全カウントの総和から算出される中心値（ch）。

peak(count)

最大カウント。

gross(count)

ROI 間のカウントの総和。

gross(cps)

1 秒間当たりの ROI 間のカウントの総和。

net(count)

ROI 間のバックグラウンドを差し引いたカウントの総和。

net(cps)

1 秒間当たりの ROI 間のバックグラウンドを差し引いたカウントの総和。

FWHM(ch)

半値幅（ch）。

FWHM(%)

半値幅（%）。半値幅÷ROI 定義エネルギー×100。

FWHM

半値幅。

FWTM

1/10 幅。

37

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．５．

wave タブthreshold→↑trigger point 図 17 wave タブ
グラフ

波形グラフ。mode にて wave を選択した場合、計測中に波形を表示します。

ON/OFF

グラフへの表示可否と設定します。チェック有りは表示、チェック無しは非表示。

CH表示する波形のCH を選択します。DPP の CH を選択した場合、入力された信号 RAW、CFD 処理した CFD、積分処理した QDC の波形がグラフに表示されます。DSP の CH の選択した場合には、プリアンプ出力信号を入力して微分した preamp、タイミングフィルタ処理をした fast、CFD 処理した CFD 波形、台形フィルタ処理した slow の信号がグラフに表示されます。

threshold

トリガーの閾値を設定します。単位は digit です。この閾値を超えた時の波形を取得します。グラフ中のカーソルでも設定できます。

trigger point

グラフ X 軸での threshold がかかる位置を設定します。グラフ中のカーソルでも設定できます。

wave compress

X 軸の時間スケール圧縮率を設定します。立ち下がり時間の長い波形を表示する場合に使用します。

wave free run

ランダム時間毎に波形を取得します。

accumulation

最終取得した数回分の波形データを重ね合わせ表示を行うか否かの設定をします。チェック有りは重ね合わせ表示を行い、チェック無しは最終波形のみ表示です。

X,Y Scale

グラフの X 及び Y 軸の表示範囲の拡大縮小を設定します。＋ボタン押下時は拡げ、－ボタン押下時は縮めます。

X axis calibration

グラフの X 軸の単位を bin または ns から選択します。

Y axis calibration

グラフの Y 軸の単位を bin または mV から選択します。

38

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．６．

spectrum タブ

図 18 spectrum タブ
グラフ

mode にてhisto を選択した場合、計測中にエネルギーヒストグラムを表示します。

凡 例 ﾁ ｪ ｯ ｸ ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ on / of f

グラフに CH 毎のヒストグラムを表示するか否かの設定をします。チェック有りの場合は表示、チェック無しの場合は非表示です。

ROI CHROI（Region Of Interest）を適用する CH 番号を選択します。1 つの CH 信号に対し最大 16 の ROI を設定可能です。

ROI start

ROI の開始位置をピークの左側裾野付近に設定します。単位は ch です。

ROI end

ROI の終了位置をピークの右側裾野付近に設定します。単位は ch です。

energy

ピーク位置（ch）のエネルギー値を定義します。60Co の場合、1173 や 1332
（keV）と設定します。次の calibration にて ch を選択した場合、ROI 間のピークを検出しそのピーク位置（ch）と設定したエネルギー値から keV/ch を算出し、半値幅の算出結果に適用します

calibration

X 軸の単位を選択します。設定に伴い X 軸のラベルも変更されます。
chch（チャネル）単位表示。ROI の FWHM などの単位は任意です。

eV

eV 単位表示。1 つのヒストグラムにおける2 種類のピーク（中心値）とエネルギー値の2点校正により、chがeVになるように1次関数y=ax+bの傾き a と切片 b を算出し X 軸に設定します。ROI の FWHM などの単位は eV になります。

keV

keV 単位表示。1 つのヒストグラムにおける 2 種類のピーク（中心値）とエネルギー値の 2 点校正により、ch が keV になるように 1 次関数
y=ax+b の傾き a と切片 b を算出し X 軸に設定します。ROI の FWHM
な ど の 単 位 は keV に な り ま す 。 例 ： 5717.9ch に 60Co の1173.24keV、6498.7ch に 60Co の 1332.5keV がある場合、2 点
校正より a を 0.20397、b を 6.958297 と自動算出します。

manual1 次関数 y=ax+b の傾き a と切片 b と単位ラベルを任意に設定し X 軸に設定します。単位は任意に設定します。

39

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

Y mapping

X 軸範囲

グラフの Y 軸のマッピングを選択します。それに伴い Y 軸ラベルも変更されます。
linear

直線（線形）

log

対数

X 軸上で右クリックして自動スケールをチェックすると自動スケールになります。チェックを外すと自動スケールでなくなり、X 軸の最小値と最大値が固定になります。
最小値または最大値を変更する場合は、マウスのポインタを変更する数値の上に置き、クリックまたはダブルクリックすることで直接入力により変更できます。

Y 軸範囲

Y 軸上で右クリックして自動スケールをチェックすると自動スケールになります。チェックを外すと自動スケールでなくなり、Y 軸の最小値と最大値が固定になります。
最小値または最大値を変更する場合は、マウスのポインタを変更する数値の上に置き、クリックまたはダブルクリックすることで直接入力により変更できます。
カーソル移動ツールです。ROI 設定の際カーソルをグラフ上で移動可能です。
ズーム。クリックすると以下の 6 種類のズームイン及びズームアウトを選択し実行できます。
（1） （2） （3）（4） （5） （6）
図 19 グラフ ズームイン及びズームアウトツール（１）四角形

ズームこのオプションを使用して、ズーム領域のコーナーとするディスプレイ上の点をクリックし、四角形がズーム領域
を占めるまでツールをドラッグします。

（２）X-ズーム

横軸に沿ってグラフの領域にズームインします。

（３）Y-ズーム

縦軸に沿ってグラフの領域にズームインします。

（４）フィットズーム

全ての X および Y スケールをグラフ上で自動スケールします。
（５）ポイントを中心にズームアウト。ズームアウトする中心点をクリックします。
（６）ポイントを中心にズームイン。ズームインする中心点をクリックします。
パンツール。プロットをつかんでグラフ上を移動可能です。

40

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．７．

timespectrum タブ

図 20 timespectrum タブ
timespectrum 表示に関する設定です。ボード内の計測に限ります。
予め config タブ内 time spectrum ON/OFF チェックボックスを ON にしてから list モードを実行し、取得したリストデータを元に timespectrum グラフを生成します。

グラフ

時間差スペクトル。mode にて list を選択し、timespectrum on/off にチェックした場合、計測中に時間差スペクトルを表示します。

CH1 チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス

時間差スペクトル表示の有無を選択します。チェック有りの場合は時間差スペクト
ルを表示、チェック無しの場合は非表示になります。

Config 部
start CH

スタートタイミングを取得する CH 番号を選択します。

stop CH

ストップタイミングを取得する CH 番号を選択します。

gain

1 倍から 1/128 倍まで選択できます。1 倍の時フルスケール約 780ns（1digt あたり約 3.9ps）、1/128 倍時フルスケールは約 100μs（1digit あたり 0.5ns）です。

coinc offset

1ns 単位でオフセットを設定します。

coinc time

1ns 単位でコインシデンスタイムを設定します。前述の start CH と stop CH における各検出の時間差が、この設定範囲内の場合にコインシデンス（同時）とみなし時間差データを取得します。

ROI 部
ROI START(ch)ROI のスタートチャネル

ROI END(ch)ROI のエンドチャネル

FWHM(ch)

ROI 間で計算された半値幅が表示されます。

FWTM(ch)

ROI 間で計算された 1/10 幅が表示されます。

Xscale 部

X 軸の単位を、ch（チャネル）または ns 表示を選択します。
41

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

５．８．

PSD タブ

図 21 PSD タブ
予め config タブ内 PSD ON/OFF チェックボックスを ON にしてから list モードを実行し、取得したリ
ストデータを元に PSD グラフと cursor area グラフを生成します。
PSD グラフコインシデンス（同時計数）して得られた 2 つのリストデータ内の波高値を用いた 2 次元ヒストグラムです。X 軸と Y 軸にそれぞれ任意にデータの種類を選択しておき、X 軸と Y 軸の交点に頻度を積算していきます。
※注意※
X 軸と Y 軸のチャネル数は16384 チャネルありますが、この場合約537MB（16384×16384×2Byte（counts））ものメモリが必要となるため、実際は後述の compress の設定により圧縮しています。

PSD axis type

PSD グラフの X 軸と Y 軸に割り当てるリストデータ内の項目を選択します。X
軸は x1 と x2 の組み合わせから x1/x2 とします。Y 軸は y1 と y2 の組み合わ
せから y1/y2 とします。選択項目は、TOTAL、FALL、RISE、QDC、1 です。

magnification

PSD グラフの X 軸と Y 軸の値に対し設定値を積算します。例えば X 軸のこの設定を 1000 とし、x1 に FALL、x2 に RISE と選択した場合、X 軸はFALL/RISE になりますが、その商が 1.234 の場合、1000 倍して 1234 となります。

・compress

最大 16384ch に対する圧縮に関する設定です。1/8（2048）を選択した場
合、16384×16384 の範囲を 2048×2048 の範囲で表現します。その際、8ch 分ずつデータを 1 にまとめて積算し、2048ch の内の 1ch に格納してい
きます。

42

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

６． DPP 初期設定
６．１． 接続（１） 全ての機器（VME 電源ラック、HV（高圧電源）、PC）が OFF であることを確認します。
（２） 検出器と HV を SHV コネクタのケーブルで接続します。
（３） 検出器からのアノード出力信号を本機器の CH1 に LEMO コネクタ同軸ケーブルで接続します。
BNC コネクタの場合は、BNC-LEMO 変換アダプタをご使用ください（４） 本機器と PC を LAN ケーブルで接続します。

６．２． 電源 ON（１） VME 電源ラックの電源を ON にします。
（２） PC の電源を ON にします。本アプリを起動します（３） 高圧電源を ON にし、検出器に応じた電圧を印加します

６．３． 波形計測（１） まず波形モードにて入力されている検出器からの信号を確認します。config タブにて以下の設定をした後、メニュー Config をクリックします。

図 22 波形計測設定例（２） wave タブを開き、下図の設定を確認した後、メニュー Clear → Start の順にクリックします。
グラフに検出器からの波形が確認できます。

図 23 波形計測画面

43

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

以下の点を注意します。
・ wave データがグラフに表示されていない場合、トリガーがかかっていない場合があります。まずベースラインを確認するために、wave タブ内 wave free run にチェックをして、メニュー Config→ Clear → Start を実行してください。ベースラインと大まかにどのくらいの波高の信号がきているかを確認できます。

ベースライン

図 24 ベースライン確認中
次に wave free run のチェックを外し、threshold を 10 くらいから徐々に上げていき、前ページのように波形がしっかり捉えられる、threshold 値を控えておきます。この控えをこの後の設定にも使用します。
・ 波高が大きすぎてサチレーションしていないかを確認します。波高が大きい場合は、config タブ内
CH タブの analog gain を x1 にするか、検出器の印加高圧電源を下げるなどして、本機器への入力
信号の振幅を下げてください。

44

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

６．４． エネルギースペクトル計測（１）mode を hist とし、config タブにて以下の設定をした後、メニュー Config をクリックします。波形計測にて控えておいた threshold 値を、config タブ内 threshold に設定します。

図 25 エネルギースペクトル計測設定例（２）

spectrum タブを開き、下図の設定を確認した後、メニュー Clear → Start の順にクリックします。実行後以下のスペクトルが表示されます。

図 26 エネルギースペクトル計測例 ※線源は 137Cs を使用
以下の点を注意します。
・ spectrum on/off の CH1 をチェックし、CH1 のスペクトルを表示できるようにします。
・ ピークの解析を行う場合は、ROI を設定します。
（３）

計測を終了する場合は、メニュー Stop をクリックします。

45

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

６．５． リスト計測と時間差スペクトル計測（１）mode を list とし、config タブにて以下の設定をした後、メニュー Config をクリックします。波形計測にて控えておいた threshold 値を、config タブ内 threshold に設定します。

図 27 リスト計測と時間差スペクトル計測設定例（２）

file タブ中の list save にチェックを入れ、ファイルの場所と名前を設定します。

図 28 file タブ（３）

メニュー config → clear → start を実行し、list データを取得します。

（４）list モードでデータ取得時に time spectrum ON/OFF にチェックを入れると、timespectrum
タブに時間差スペクトルを表示することが出来ます。但し、高計数出力時に時間差スペクトルを生成しようとすると、コンピューターの計算が間に合わなくなり、list データ取得にエラーが生
じてしまいますので注意してください。

図 29 timespectrum 画面（LaBr3（Ce） vs LaBr3（Ce）の例）
46

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

６．６． コインシデンス及びアンチコインシデンス出力
CH1 から CH4 の計測情報は、時間とエネルギーと波形分別情報を得ることができます。その他にも入力
CH 間のコインシデンス及びアンチコインシデンスを判定し、フロントパネルの端子からロジック信号を出力することができます。
このロジック信号出力をフロントパネルの GATE や VETO に入れることで、CH5 から CH6 の計測に対してＧＡＴＥをかけることができ、計測情報をピックアップできます。

FPGA

Anode signal

Coincidence judge module
CH1

DET1

ADC

DPP

x ns

Coincidence?

CH2
DET2

ADC

User setting
Coincidence time
User Setting
Coinc Gate Timey ns

Histogram data
List data

COINC

GATE
DSP

Coinc Gate

gate
Preamp signal
DET

DSP data is picked up
only when ch1 - ch2coincidence

CH5
ADC

Event output

図 30 コインシデンスロジック出力のブロック図

47

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

７． DSP 初期設定
７．１． 接続（１） 全ての機器（VME 電源ラック、HV（高圧電源）、PC）が OFF であることを確認します。
（２） 検出器と HV を SHV コネクタのケーブルで接続します。
（３） 本機器と PC を LAN ケーブルで接続します。

７．２． 電源 ON（１） VME 電源ラックの電源を ON にします。
（２） PC の電源を ON にします。本アプリを起動します（３） 高圧電源を ON にし、検出器に応じた電圧を印加します

７．３． プリアンプ出力信号の確認（１） プリアンプ出力信号をオシロスコープと接続し、波高値（mV）と極性を確認します。
トランジスタリセット型プリアンプの場合、右上がりであれば正極性、右下がりであれば負極性です。

図 31 左側：抵抗フィードバック型 負極性の場合、右側：トランジスタリセット型 正極性の場合（２） config タブ内 DSP 側 CH5 以降の polarity に確認した極性を設定し、メニュー Config をクリックします。

図 32 config タブ DSP CH の polarity 設定
以降、DSP の主な設定は config タブ内 CH タブにおける DSP 部での設定で行います。

48

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

７．４． プリアンプ出力信号のアナログファインゲインとアナログポールゼロ調整
超低雑音高速プログラマブルゲインアンプにより、立ち上がりが速く低雑音が要求されるプリアンプからの信号を高精度に増幅することができます。アナログコースゲインの設定は、本アプリにて１倍、２倍、５倍、１０倍から選択し設定できます。
本機器に入力される検出器のプリアンプの出力信号が抵抗フィードバック型かリセット型かによって設定方法は異なります。
７．４．１． 抵抗フィードバック型プリアンプ出力信号の場合
プリアンプ出力信号は通常 50μs～100μs 程度のディケイ（減衰）を持つ信号です。本機器で処理するにはディケイが長すぎるため高計数に対応できません。その為、内部で処理しやすい時定数に微分します。その際に生じるアンダーシュートは以下の式になり、従来のアナログ方式同様に本機器でも過負荷特性が悪くなります。
Undershoot （%） = different amplitude / preamp decay time（１） config タブ内 CH タブにおける DSP 部にある coupliing で、RF を選択します。

図 33 config タブ coupling RF 設定（２） フロントパネル上の MONI 出力端子からのプリアンプ出力信号を微分した preamp 信号をオシロスコープで確認します。config タブ内 CH タブにある DAC monitor type にて該当 CHpreamp を選択します。
（３） preamp 信号の計測対象のエネルギー要素を含む波高が、1V 以内におさまるように analog
course gain を設定します。
例えば、エネルギー2000keV までの計測をする場合、60Co のチェッキングソースがあれば、1332keV@60Co の重なりが濃い部分を、0.666V（1V÷2000keV×1332keV）以下のところに合わせます。

49

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

ゲインが小さい

図 34 調整前

図 35 調整後

50

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22（４） analog pole zero の値を変化させ、オシロスコープの縦横のレンジを切り替えながら、立ち下がり部分が平坦になるようにポールゼロを調整します。

ポールゼロ未調整
オーバーシュート

ポールゼロ未調整
アンダーシュート

図 36 調整前（オーバーシュートの場合）

図 37 調整前（アンダーシュートの場合）↓

図 38 調整後

図 39 調整後（横軸を広げた場合）

７．４．２． トランジスタリセット型プリアンプ出力信号の場合（１） config タブ内 CH タブにおける DSP 部にある coupliing で、TR を選択します。

図 40 config タブ coupling TR 設定
電源を OFF にできない場合は、analog pole zero の設定を 0 に設定します。
（２） フロントパネル上の MONI 端子からのプリアンプ出力信号を微分した preamp 信号をオシロスコープで確認します。
（３） 前述の抵抗フィードバック型と同様に preamp 信号のエネルギー要素を含む波高が、1V 以内におさまるように調整します。

51

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

７．５． FAST 系フィルタの設定
本機器には、放射線検知時の時間情報を得るための FAST 系フィルタと、エネルギー（波高）を取得する
ための SLOW 系のフィルタがあります。まず FAST 系のフィルタ関連の設定をします。設定は、一般的なタイミングフィルタアンプと同じような特性があります。
図の水色の波形は、FAST 系微分 fast diff を 200ns、FAST 系積分 fast integral を 200ns に設定した場合の波形です。

図 41 FAST 系フィルタ（水色）
𝜏1

𝜏2

PZ
d(n)

v(n)

s(n)

p(n)
Pole Zero Cancel

Differential

Integral𝑑(𝑛) = 𝑣(𝑛) − 𝑣(𝑛 − 1) + 𝜏1 ∗ 𝑑(𝑛 − 1) ,𝑝(𝑛) = 𝑣(𝑛) ∗ 𝑃𝑍 + 𝑑(𝑛) ,𝑠(𝑛) = (1 − 𝜏2 ) ∗ 𝑝(𝑛) + 𝜏2 ∗ 𝑠(𝑛 − 1) ,𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒:
𝜏1 ∶ 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒 ,𝜏2 ∶ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒
𝑃𝑍 ∶ 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜
図 42 FAST 系フィルタブロック図及び数式

52

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

FAST 系フィルタの設定を記載します。
（１） MONI 出力端子をオシロスコープに接続し、DAC monitor CH を該当 CH に選択し、DAC
monitor type を fast と設定します。オシロスコープにてこの信号が見えるよう準備します。
（２） fast diff にて FAST 系微分回路の定数を設定します。ext（除外、フィルタ不使用）・20・
50・100・200・500 から選択します。
（３） fast integral にて FAST 系積分回路の定数を設定します。ext（除外、フィルタ不使用）・20・
50・100・200 から選択します。
fast diff と fast integral の設定は検出器や信号の状態によって異なります。以下に設定例を記載します。
表 1 fast diff と fast integral 設定例
検出器

特徴

fast difffast integral

LaBr3（Ce）シンチレータ

立ち上がりが高速

20

ext または 20

Ge 半導体検出器

高エネルギー分解能

100

100

（４） fast trigger threshold にて FAST 系フィルタの信号検知の閾値を設定します。この閾値を超えたタイミングでリーディングエッジタイミング（LET）のタイムスタンプをします。また、baselline restorer（ベースラインレストアラ）や pileup rejector（パイルアップリジェクタ）の閾値としても使用します。この値は検出器と接続した場合でノイズと弁別可能なできるだけ低い値に設定します。デフォルト値は 25 です。
まずある程度大きい値（100 程度）を入力して input rate(cps)を観測します。fast trigger
threshold を徐々に小さくし input rate（cps）が大きくなる値を見つけます。その値が信号とノイズの境界なので、その値より＋3～＋10 程度に設定します。

53

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

７．６． SLOW 系フィルタの設定
プリアンプ出力信号に対し SLOW 系の台形整形を行ないます。台形フィルタ（Trapezoidal Filter）のア
ルゴリズムとして、パイプラインアーキテクチャで構成されたフィルタブロックは、台形フィルタに必要な遅延・加減算・積分といった値を、ADC の 100MHz のクロックに同期して演算します。

図 43 SLOW 系フィルタ（赤色）
M

d(n)

MUX

v(n)
SUB
Delay
[k]

－

×

SUB

r(n)

ACC2

s(n)

+

－

Delay

ADD

ACC1

[l]

𝑑(𝑛) = 𝑣(𝑛) − 𝑣(𝑛 − 𝑘) − 𝑣(𝑛 − 𝑙) + 𝑣(𝑛 − 𝑘 − 𝑙) ,𝑝(𝑛) = 𝑝(𝑛 − 1) + 𝑑(𝑛) ,𝑟(𝑛) = 𝑝(𝑛) − 𝑀 ∗ 𝑑(𝑛) ,𝑛 ≥0,𝑠(𝑛) = 𝑠(𝑛 − 1) + 𝑟(𝑛) , 𝑛 ≥ 0 ,𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒:𝑘 ∶ 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 ,𝑙 ∶ 𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 ,𝑀 ∶ 𝑝𝑜𝑙𝑒 𝑧𝑒𝑟𝑜
References:[1] V.T. Jordanov and G.F. Knoll, Nucl Instr.
and Meth.A353(1994)261-264

図 44 SLOW 系フィルタ（Trapezoidal Filter）ブロック図及び数式

54

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

下図に従来からあるアナログ Semi Gauss Filter のパルス応答の違いを示します。Semi Gauss Filter に比べ、DSP はピークまでの時間が約 1/2、パルス幅が約 1/3 と短いことがわかります。

図 45 Trapezoidal Filter と Semi Gauss Filter の応答の違い
DSP の方はパルス応答が速いにも関わらず、Ge 半導体検出器を使用したエネルギー分解能を比較すると、下図のように Input Rate での低レートでは同様の高分解能を得られ、さらに高レートでは Semi
Gauss Filter よりもより分解能を維持したままデータが得られることがわかります。
デジタル Trapezoidal Filter 処理を行うことで高計数且つ豊富なデータが得られる為、Semi Gauss
Filter に比べ様々な解析をすることが可能となります。

図 46 Trapezoidal Filter と Semi Gauss Filter の計数率とエネルギー分解能の違い

55

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

SLOW 系フィルタの設定を記載します。
（１） MONI 出力端子をオシロスコープに接続し、DAC monitor type を該当 CH-slow と設定します。オシロスコープにてその信号が見えるよう準備します。
（２） リニアアンプのシェイピングタイムを 3μs とした場合と同じ条件にするには、slow rise time を
6000ns と設定します。この値はエネルギー分解能に影響します。短く設定するとより高計数計
測が可能となりますが、エネルギー分解能が落ちます。逆に設定が長過ぎると計数がかせげないことがあります。デフォルト値は 6000ns です。
（３） slow flattop time を設定します。抵抗フィードバック型プリアンプ出力信号の場合、立ち上がり
時間の 0 から 100％で、最も遅い立ち上がりの 2 倍の値を設定します。推奨値は 608ns です。トランジスタリセット型の場合は 608ns から±96ns 刻みでエネルギー分解能（半値幅）を確認しながら調整します。
（４） slow pole zero を設定します。この設定にて SLOW 系フィルタの立ち下がりの部分のオーバーシュートやアンダーショートを軽減することが可能です。デフォルト値は 680 です。検出器によって異なりますのでオシロスコープにて最適な値に設定します。

図 47 slow pole zero（左側：調整前（アンダーシュート有り）、右側：調整後）

７．７． SLOW 系スレッショルドの設定まずある程度大きい値（100 程度）を入力して output rate(cps)を観測します。slow trigger
threshold を徐々に小さくし output rate(cps)が大きくなる値を見つけます。その値が信号とノイズの境界なので、その値より＋3～＋10 程度に設定します。デフォルト値は 30 です。

56

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

８． 計測
８．１． 設定（１） メニューConfig をクリックして全設定を本機器へ送信します。実行後、DSP 内ヒストグラムデータが初期化されます。
（２） 前回の計測したヒストグラムや計測結果を初期化する場合はメニューClear をクリックします。
初期化せずにヒストグラムデータを継続する場合は、メニューClear をクリックせずに次の計測を開始します。

８．２． 計測開始
メニューStart をクリックします。計測が開始され、下記が実行されます。
・
・
・
・
・
・
・

CH 部に CH 毎の計測状況が表示されます。
acq LED が点滅します。
measurement time に計測設定時間が表示されます。
real time に本機器から取得した経過時間が表示されます。
live time に本機器から取得したライブタイムが表示されます。
dead time に本機器から取得したデッドタイムが表示されます。
dead time ratio に dead time / real time の割合（%）が表示されます。

８．３． ヒストグラムモード
mode で hist を選択して計測を開始した場合、下記が実行されます。
・・・

mode に histogram と表示されます。
ROI 部に ROI1 から ROI16 毎の計算結果が表示されます。
CH タブと histogram タブにヒストグラムが表示されます。

図 48 histogram モード計測

57

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

８．４． リストモード
mode で list を選択して計測を開始した場合、下記が実行されます。
・・・

mode に list と表示されます。
file size（Byte）に現在保存中のファイルサイズが表示されます。
list data buffer に本機器のリストデータ送信バッファの状態が表示されます。100%に到達した場合はオーバーフローとなり、データを取りこぼすことになります。全 CH の output rate(cps)の和が160kcps を超えないようにご使用ください。

図 49 list モード計測

８．５． 計測停止
・
・
・
・
・
・
・
・

measurement mode が real time の場合、real time が measurement time に到達すると計測は終了します。
measurement mode が livel time の場合、live time が measurement time に到達すると計測は終了します。
計測中に停止する場合は、メニューStop をクリックします。実行後計測を停止します。
real time の更新が停止します。
live time の更新が停止します。
deadl time の更新が停止します。
file size（Byte）の更新が停止します。
dead time ratio の更新が停止します。

９． 終了
メニューFile - quit をクリックします。確認ダイアログが表示された後、quit ボタンをクリックすると本
アプリは終了し、画面が消えます。次回起動時は、終了時の設定が反映されます。

58

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１０． ファイル
１０．１． ヒストグラムデータファイル（１） ファイル形式
カンマ区切りの CSV テキスト形式（２） ファイル名
任意（３） 構成Header 部、Calculation 部、Status 部および Data 部からなります[Header]
Measurement mode 計測モード。Real time または Live time
Measurement time

計測時間。単位は秒Real time

リアルタイムStart Time

計測開始時刻End Time

計測終了時刻※以下 CH 毎に保存
POL

polarity

CLD

LLD

CUD

ULD

GSL

analog course gain DPP(CH1～CH4)用

FLK

baselain restorer filter

CTH

thresholdTTY

timng type

CCF

CDF function

CDL

CFD delay

CWK

CDF walk

LIT

QDC sum/peak

PTS

QDC pretrigger

LIG

QDC filter

QIR

QDC integral range

AFS

QDC full scale

WAS

signal type

GSM

analog course gain DSP(CH5～CH6)用PZD

analog pole zero

ADG

ADC gain

FFD

fast diff

FFI

fast integral

FTH

fast trigger threshold

SFR

slow risetime

SFP

slow flat top time
59

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

SPZ

slow pole zero

STH

slow trigger threshold

DCG

digital coarse gain

DFG

digital fine gain

IHW

inhibit width

TMS

timing select

CFF

CFD function

CFD

CFD delayPREpileup reject enable

CSEL

coupling※CH 毎はここまで
MOD

モード

MTM

計測時間

Memo

メモ

[Calculation]※以下 ROI 毎に保存
ROI_CHROI の対象となった入力チャンネル番号。

ROI_start

ROI 開始位置（ch）

ROI_end

ROI 終了位置（ch）

peak(ch)

ROI 間のピーク位置（ch）

centroid(ch)ROI 間の中心位置（ch）

peak(count)

ROI 間のピークカウント数の総和

gross(count)

ROI 間のカウント数の総和

gross(cps)gross の cps

net(count)

ROI 間のバックグラウンドを差し引いたカウント数の総和

net(cps)

net の cps

FWHM(ch)

ROI 間の半値幅（ch）

FWHM(%)ROI 間の半値幅（%）

FWHM(keV)

ROI 間の半値幅（keV）

Energy(keV)

ROI 間のピークのエネルギー値（keV）[Status]※以下 CH 毎に保存
input total

トータルカウント

output total

アウトプットカウント

input rate

トータルカウントレート

output rate

アウトプットカウントレート

dead time

デットタイム（%）[Data]
各チャンネルのヒストグラムデータ

60

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１０．２． 波形データファイル（１） ファイル形式
カンマ区切りの CSV テキスト形式（２） ファイル名
任意（３） 構成Header 部、Status 部および Data 部からなります。
Header 部と Status 部は前述ヒストグラムデータと同様。
Data 部は wave タブ内 CH で選択した CH の下記種類の波形データ。
CH1 から CH4

DPP の場合

RAW, CFD, QDC※APV8M22 の場合 1024 点、APV8M42 の場合 512 点
CH5 から CH6

DSP の場合

preamp, fast, CFD, slow、各 512 点※accumulation データも保存される。

61

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１０．３． リストデータファイル（１） 構成1 イベントあたり 128bit（16Byte、8WORD）
Bit127

112
RISE[15..0]111

96
FALL[15..0]95

80
TOTAL[15..0]

79

78

64

WAV[0]

TDC[54..40]

63

48
TDC[39..24]

47

32
TDC[23..8]

31

24

23

TDC[7..0]
15

13

16
TDCFP[7..0]120

CH[2..0]

QDC[12..0]
図 50 list データフォーマット

・
・
・
・
・

Bit127 から Bit112
Bit111 から Bit96
Bit95 から Bit80
Bit79
Bit78 から Bit24

・

Bit23 から Bit16

RISE（波形立上部分積分）値。符号無 16 ビット整数。
FALL（波形立下部分積分）値。符号無 16 ビット整数。
TOTAL（全波形積分）値。符号無 16 ビット整数。
波形の有無。0：波形なし。1：波形あり
TDC カウント。55bit。
APV8M22 は 1ns/Bit、APV8M42 は 2ns/Bit。
TDCFP（小数部）カウント。8bit。
APV8M22 は 3.90625ps Bit。サンプリングポイント間の内挿 1ns ÷ 256= 3.90625 ps。

CH５から CH6 は TDCFP の[3..0]はゼロ固定です。
・・

Bit15 から Bit13
Bit12 から Bit0

CH 番号。0 は CH1、1 は CH2、5 は CH6
DPP の場合は QDC(積分)値または PEAK 値、DSP の場合は PHA(波高)値。
符号無 13 ビット整数。DPP の CH1 から CH４は収集した波形にフィルタをかけスレッショルドを超えたところから設定範囲間の波形の積算値。
DSP の CH5 から CH6 は PHA 値。PHA は最大 8191 まで。

62

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１０．４． リスト波形データファイル（オプション）（２） ファイル形式
バイナリ、ネットワークバイトオーダー（ビッグエンディアン、MSB First）形式（３） ファイル名
任意（４） 構成Bit127

112
RISE[ [15..0]

Bit111

96
FALL[15..0]

Bit95

80
TOTAL[15..0]

79

78

64

WAV[0]

TDC[54..40]

63

48
TDC[39..24]

47

32
TDC[23..8]

31

24

23

TDC[7..0]
15

13

16
TDC FP[7..0]120

CH[2..0]

QDC[12..0]
wave number[15..0]
header[31..16]
header[15..0]wave data[15..0] × wave number 分

図 51 list-wave データフォーマット（PSD 付きリスト）
・ Bit127 から bit0

128bit のリストデータと同じです。

・ 波形点数・ 波形ヘッダ

wave number。16Bit。波形点数。
header。32Bit。ヘッダーとして下記の CH 情報が付加されます。
CH1 ヘッダー 0x57415630（＝WAV0）
CH2 ヘッダー 0x57415631（＝WAV1）
CH3 ヘッダー 0x57415632（＝WAV2）
CH4 ヘッダー 0x57415633（＝WAV3）
wave data。波形 1 点当たり 16bit。16384digit のオフセットがあります。wave number 分の波形情報が付加されます。

・ 波形データ

63

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１０．５． PSD データファイル（１） ファイル形式
カンマ区切りの CSV テキスト形式（２） ファイル名
任意（３） 構成PSD 部と PSD 2D histogram 部と cursor area spectrum 部からなります。PSD 2D histogram部と cursor area spectrum 部のデータは、カウントが 1 以上あるデータで可変長です。

[PSD]
XAxisCursorRange

カーソルでの X 軸範囲開始チャネル及び終了チャネル

YAxisCursorRange

カーソルでの Y 軸範囲開始チャネル及び終了チャネル

Commpress（x/16384）

圧縮率のチャネル数[PSD 2D histogram]#FALL , TOTAL , Counts

X 軸に選択した List 内データ, Y 軸に選択した List 内データ, 積算6952 , 9192 , 1：（可変長。最大 8192×8192＝67,108,864）[cursor area spectrum]
FALL , Counts

X 軸に選択した List 内データ, 積算カウント

6644 , 0：（可変長。最大 8192）

64

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１１． Tool 機能 gauss fit analysis
本アプリには、ガウスフィッテングによるピーク解析機能があります。
専用画面を開き、計測中またはデータファイルのヒストグラムデータを対象に、カウント数の少ないピー
クや重なり合うピークを分けて、半値幅やカウント数などを算出することができます。
ガウスフィッテングは、バックグランドを考慮したガウス関数＋1 次式をモデル関数として使用します。
パラメータの初期値は、ROI で設定した範囲から自動的に算出します。ガウスフィッテングのアルゴリズ
ムは、最急降下法と Gauss-Newton 法のよいところを組み合わせることで、収束性が向上している
Levenberg-Marquardt 法を採用しております。

𝑓(𝑥 ; 𝐴 , 𝜇 , 𝜎 , 𝑎 , 𝑏) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 {−(𝑥 − 𝜇)2} + (𝑎𝑥 + 𝑏)2𝜎 2

𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒:𝐴 ∶ 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 , 𝜇 ∶ 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜎 ∶ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎 ∶ 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 , 𝑏 ∶ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡
数式 1 ガウス関数＋1 次式
また、gross(count), net(count)の算出においては、Covell 法を用いています。

65

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１１．１． 起動画面
メニュー Tool – gauss fit analysis を実行します。実行後、下図の起動画面が表示されます。

図 52 ガウスフィット起動画面
・メニュー部
File - open gauss fit file
File - open histogram file

ガウスフィットファイル読み込み（後述の offline 時のみ有効）
ヒストグラムデータファイルの読み込み（後述の offline 時のみ有効）

File - save gauss fit file

ガウスフィットデータをファイルに保存

File - save image

画面を png 形式で保存

File - close

画面の終了

Information

情報画面を表示。ダイアログ画面で本画面を使用する際の注意事項などを表示

図 53 information 画面

66

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

・setting 部
data source

解析対象データを選択します。

onlineメイン画面で計測中のデータを対象とします。

offline

予め読み込んだヒストグラムデータファイルまたはガウスフィットデータファイル
内のデータを対象とします。

target CH

解析対象 CH の選択※本機器では CH1 固定となりますdisplay error

calculation 部の各種算出値について、誤差表示の OFF、sigma、2 sigma、3sigma を切り替えます。

ROI(ch)gauss fit グラフ内で表示する解析対象のデータ点数です。256 または 512 チャンネルから選択します。

type of fit

フィッティングの種類を single, combination から選択します。
通常は single を推奨しますが、ピークが近接しておりフィッティングし難い場合
は、combination を選択します。

number of fit

ガウスフィット数の設定。一つのヒストグラムに対し、最大3 つのピークに対して
ガウスフィット解析を実行することが出来ます。

・calculation 部
centroid fit

全カウントの総和から算出される中心値（ガウスフィッティングからの算出値）

gross(count) raw

カウントの総和（実データからの算出値）

net(count) raw

バックグラウンドを差し引いたカウントの総和（実データからの算出値）

net(cps) raw

同 1 秒当たりの値（実データからの算出値）

net(count) fit

バックグラウンドを差し引いたカウントの総和（ガウスフィッティングからの算出
値）

net(cps) fit

同 1 秒当たりの値（ガウスフィッティングからの算出値）

FWHM fit

半値幅※ cps の算出においては、カウントの総和を live time で割っています。
※ centroid と FWHM の単位は、online 時はメイン画面でのエネルギー校正状況に、
offline 時は読込対象ファイルに格納されているエネルギー校正状況に、それぞれ従います。
以下の calibration *a から calibration unit も同様です。
calibration *a

エネルギー校正係数*a が表示されます。

calibration +b

エネルギー校正係数+b が表示されます。

calibration x^2*cエネルギー校正係数 x^2*b が表示されます。

calibration unit

エネルギー校正時の単位が表示されます。

histogram グラフ

histogram グラフ内 histogram プロットは、ガウスフィット対象のヒストグラム
データをグラフ表示します。ROI プロットは gauss fit グラフで表示している部分
であり、赤色で表示されます。図 52 赤枠のボタンが押された状態で、ROI プロッ
ト中央の垂直青カーソルをドラッグすることで、ROI プロット位置を変更できます。
また、自動スケールが OFF の場合にグラフ左下の横スライドバーを左右に動かす

67

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22と、表示点数は一定のまま表示位置を変えることができます。
各チェックボックスのチェック有りはプロット表示、チェック無しはプロット非表示です。
gauss fit グラフ

histogram グラフに表示されたヒストグラムデータから、gauss fit グラフの X 軸の開始位置から ROI(ch)で設定したチャネル分を抽出して表示します。fit1 から
fit3 プロットは、各カーソルで設定したピークを対象にガウスフィットしたデータです。histogram プロットはガウスフィットした結果を連結したデータです。
グラフ右下の(表示のパン)ボタンを選択後、グラフ上をクリックしたままドラ

ッグすると、表示点数は一定のまま表示位置を変えることができます。
また、グラフ右下のカーソルのX は、ガウスフィット対象ピークに合わせるカーソルの位置であり、X を直接入力することでカーソルを移動させることもできます。
各チェックボックスのチェック有りはプロット表示、チェック無しはプロット非表
示です。

68

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１１．２． オンラインの場合
計測中に取得したヒストグラムを対象に、下記の手順で指定ピークに対してガウスフィット解析を行います。
（１） data source で online を選択します。
（２） ヒストグラムモードで計測を開始します。計測中のヒストグラムが histogram グラフに表示されます。
（３） gauss fit グラフでは、histogram グラフ内の着目部分のヒストグラムを表示します。このグラフの横軸範囲の設定は、まず横軸オートスケールを解除し、gauss fit グラフ横軸の最小値を直接入力するか、グラフの X-ズーム機能を使用します。設定後、histogram グラフには gauss fit グラ
フで選択した範囲が赤色になります。
（４） 解析対象のおおよそのピーク部分に、最大 3 本の垂直カーソルを設定します。カーソルの設定は
下図赤枠のボタンが押された状態で、赤色と青色と桃色の垂直カーソル線をそれぞれドラッグし、
ピーク部分にドロップします。または、画面右下のカーソルの X 値に数値を入力することでカーソルを移動し設定することもできます。
（５） calculation 部には、各ガウスフィットデータを元にした半値幅等の演算結果が表示されます。

図 54 ガウスフィット画面（online 時）

69

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１１．３． オフラインの場合
ヒストグラムデータファイルまたはガウスフィットデータファイルを読み込むことで、取得したヒストグ
ラムを対象に、下記の手順で指定ピークに対してガウスフィット解析を行います。
（１） data source で offline を選択します。
（２） メニュー File - open gauss fit file または File - open histogram file をクリックします。ファ
イル選択ダイアログが表示されるので、読み込み対象のデータファイルを選択して開きます。データファイル内のヒストグラムが histogram グラフに表示されます。
以降の手順は、オンラインの場合と同様です。

図 55 ガウスフィット画面（offline 時）
なお、ガウスフィットデータファイルの読み込み時は、ファイルの保存内容を表示するだけの機能となり、setting 部のパラメータ変更や、グラフ上でのフィッティング位置変更に伴う再計算は行えません。
そのため、それらの部品に対する操作も無効となっています。有効に戻すには、以下のいずれかの操作を行ってください。
・data source にて、online に切り替える
・File - open histogram file にて、ヒストグラムデータファイルを読み込む
・File - close にて、ツール画面を一度閉じる

70

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１１．４． 注意事項
ガウスフィット画面において正常に動作させるために、下記の点にご注意ください。
・type of fit で combination を選択し、number of fit を 2 以上に設定する場合は、gauss fit グラフでは左から fit1、fit2 の順で設定します。fit1 が正常に動作していない場合、続く fit2 と fit3 も非表示になります。

・ fit 対象のピークは gauss fit グラフの両端で切れることなく、ピーク全体を表示するようにします。
・ calculation タブの centroid 値と gauss fit グラフのピーク値が一致しない場合は、グラフの横軸範囲や fitのカーソルを動かしてください。

１１．５． 終了
本画面を閉じる場合は、File - close をクリックします。

71

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１２． Tool 機能 peak serach analysis
本アプリにはピークを自動で検知するピークサーチ機能があります。専用画面を開き、計測中またはデー
タファイルのヒストグラムデータを対象に、自動でピークを検出して半値幅やカウント数などを算出することができます。
ピークサーチは、ガウス型平滑化二次微分フィルタを作成し、得られたスペクトルに対して平滑化二次微分を実施し、その計数誤差と比較してピークサーチを行います。フィルタのパラメータはすべて自動計算されます。

𝑎(𝑥 − 𝜇)2 𝑒
𝑓(𝑥 ; 𝑎 , 𝜇 , 𝜎) =𝜎4𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 ∶−(𝑥−𝜇)22𝜎 2−𝑎𝑒(𝑥−𝜇)2−2𝜎 2

𝜎2𝑎 ∶ 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 , 𝜇 ∶ 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 , 𝜎 ∶ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

数式 2 2 階微分ガウス関数

72

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１２．１． 起動画面
メニュー Tool – peak search analysis を実行します。実行後、下図の起動画面が表示されます。

図 56 ピークサーチ起動画面
・メニュー部
File - open peak search file

ピークサーチファイル読み込み（後述の offline 時のみ有効）

File - open histogram file

ヒストグラムデータの読み込み（後述の offline 時のみ有効）

File - open trend file

トレンドファイルの読み込み（後述の offline 時のみ有効）

File - save peak search file

ピークサーチファイルへの書き出し

File - save trend file

トレンドファイルへの書き出し

File - save image

画面を png 形式で保存

File - close

画面の終了

・setting 部
data source

解析対象データを選択します。

onlineメイン画面で計測中のデータを対象とします。

offline

予め読み込んだヒストグラムデータファイルまたはガウスフィットデータファイル内のデータを対象とします。

target CH

解析対象 CH の設定。

display error

calculation 部の各種算出値について、誤差表示の OFF、sigma、2sigma、
3 sigma を切り替えます。

sensitivity level

ピーク検知の閾値の選択。値が小さいとわずかなピークでも検知します。
73

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

FWHM for search(ch)ピークサーチに必要な目安半値幅。単位はチャネル。実際のピークか
らおおよその半値幅をチャネル（点数）で設定します。

search mode

ピークサーチの実行タイミングを指定します。

auto

後述 update interval 間隔で、毎回実行します。

manual後述 manual search で start 押下した時に、一度だけ実行します。

manual searchmanual search 選択時、ピークサーチを実行するタイミングを指示します。

calibration select

各ピークに対する ROI 幅の指定方法を選択します。

manualエネルギーの大小に関わらず、全区間に渡って、ROI range(ch)で指定した幅を適用します

file

FWHM 校正ファイルの値に基づき、エネルギーの大きさに応じた値を算出し、それに ROI range(FWHM)で指定した倍数を適用します。
FWHM 校正ファイルの拡張子は".fc"固定になります。
FWHM 校正ファイルについての詳細は、後述の１３．Tool 機能
create FWHM calibration file を参照ください。

ROI range(ch)ピークに対する ROI のプロット（CH）数の設定です。calibration
select が manual の場合に指定します。

ROI range(FWHM)

ピークに対する ROI のプロット（FWHM の倍数）数の設定です。
calibration select が file の場合に指定します。

threshold(ch)ピークサーチ対象範囲の下限値を指定します。

update interval(sec)online 計測中の時は、search mode が auto の場合の、ピークサー
チの実行間隔を指定します。
停止中やoffline の時は、各種setting 項目の変更を検出してピークサーチを再実行する間隔として使用されます。
また、trend グラフのプロット間隔にも使用されます。

clear all locks

下記の lock ON を全てクリアします。

・calculation 部
lock

リストの上部に表示したい場合チェックを ON にします。OFF の場合、ピーク検知する毎に表示位置が上下する場合があります。

centroid fit

全カウントの総和から算出される中心値（ガウスフィッティングからの算出値）

gross(count) raw

カウントの総和（実データからの算出値）

net(count) raw

バックグラウンドを差し引いたカウントの総和（実データからの算出値）

net(cps) raw

同 1 秒当たりの値（実データからの算出値）

net(count) fit

バックグラウンドを差し引いたカウントの総和（ガウスフィッティングからの算出
値）

net(cps) fit

同 1 秒当たりの値（ガウスフィッティングからの算出値）

FWHM fit

半値幅※ centroid と FWHM の単位は、online 時はメイン画面でのエネルギー校正状況に、
offline 時は読込対象ファイルに格納されているエネルギー校正状況に、それぞれ従います。

74

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

以下の calibration *a から calibration unit も同様です。
calibration *a

エネルギー校正係数*a が表示されます。

calibration +b

エネルギー校正係数+b が表示されます。

calibration x^2*cエネルギー校正係数 x^2*b が表示されます。

calibration unit

エネルギー校正時の単位が表示されます。

number of peak

検出されたピーク数が表示されます。

peak search グラフ peak search グラフ内 histogram プロットには、ピークサーチ対象のヒストグラ
ムデータをグラフ表示します。Peak プロットはピークを検知した部分であり、ガウスフィットして赤色で表示されます。グラフ左下の横スライドバーを左右に動かすと表示点数は一定のまま表示位置を変えることができます。各チェックボックスのチェック有りはプロット表示、チェック無しはプロット非表示です。
trend グラフ

net (cps) raw または net (cps) fit の値の遷移をプロットします。プロット対象はlock されたものに限定されます。プロット間隔は、前出 update interval(sec)に従います。

plot start/stop

プロットの開始・終了を指示します。

net (cps) plot

プロット対象として、net (cps) raw、net (cps)fit のいずれかを選択します。

real time

リアルタイム（実計測時間）

live time

ライブタイム（有効計測時間）75

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１２．２． オンラインの場合
計測中に取得したヒストグラムを対象に、下記の手順でピークサーチ解析を行います。
（１） data source で online を選択します。
（２） ヒストグラムモードで計測を開始します。計測中のヒストグラムが peak search グラフに表示されます。
（３） peak search グラフでは、ピーク検知したピーク部分をガウスフィットして赤色のヒストグラム
を表示します。
calculation 部にはピーク検知したピーク毎に半値幅等の演算結果が表示されます。ピーク検知がかかったりかからなかったりする場合、演算結果の表示が上下に移動して見え難いことがあります。この場合は、lock チェックを ON にすると、該当ピークの演算結果が常に上部に表示されるようになります。

図 57 ピークサーチ画面（online 時）

図 58 ピークサーチ画面（trend グラフ）76

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１２．３． オフラインの場合
ヒストグラムデータファイルまたはピークサーチデータファイルを読み込むことで、取得したヒストグラ
ムを対象に、下記の手順でピークサーチ解析を行います。
（１） data source で offline を選択します。
（２） メニュー File - open peak search file または File - open histogram file をクリックします。
ファイル選択ダイアログが表示されるので、読み込み対象のデータファイルを選択して開きます。
データファイル内のヒストグラムが peak search グラフに表示されます。
（３） peak search グラフでは、ピーク検知したピーク部分をガウスフィットして赤色のヒストグラム
を表示します。

図 59 ピークサーチ画面（offline 時）

１２．４． 注意事項
ピークサーチ処理を正常に動作させるために、下記の点にご注意ください。


ピークサーチのかかり具合は、sensitivity level と FWHM for search(ch)、および ROI range(ch)または ROI range(FWHM)の調整によって変化します。赤色のピーク検知部分の形状を見ながら各設定を最適になるよう調整します。

１２．５． 終了
本画面を閉じる場合は、File - close をクリックします。

77

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１３． Tool 機能 create FWHM calibration file
※機器構成の都合上、非実装の場合があります。
本アプリには、計測中またはデータファイルのヒストグラムデータを対象に、FWHM 校正ファイルを作成する機能があります。１２．Tool 機能 peak serach analysis 実行時に、本ファイルを参照すること
で、エネルギーの大きさに応じた ROI 幅の指定が可能となります。

１３．１． 起動画面
メニュー Tool – create FWHM calibration file を実行します。実行後、下図のような起動画面が表示されます。

図 60 create FWHM calibration file 起動画面
・画面内
ON/OFF計算に使用する ROI の選択/解除（ROI CH と範囲については、メイン画面の histogram タブにて設定）

centroid(ch)ROI の中心値。単位は ch 固定。

FWHM(ch)ROI の半値幅。単位は ch 固定。

create file

計算に使用する ROI を最低 3 個以上選択すると、押下可能になります。
本ボタン押下により、FWHM 校正ファイルに必要な値を算出し、指定されたファイルに書き出します。

writing

ファイル作成中に点灯

result計算結果を表示78

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１３．２． 実行
ON/OFF 列にて、計算に使用する ROI を３つ以上選択後、create file ボタンを押下します。ファイル名の入力を促す画面が表示されますので、入力確定後、下図のように画面が更新されます。

図 61 create FWHM calibration file 実行後画面

１３．３． 終了
本画面を閉じる場合は、File - close をクリックします。

79

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１４． トラブルシューティング
１４．１． 接続エラーが発生する
起動時またはメニューconfig にて connection error エラーがする場合、ネットワークが正しく接続されていない可能性があります。この場合、以下を確認します。
（１） 起動前の構成ファイル config.ini 内 IP が 192.168.10.128 と設定され、[System]セクションの各ポート番号が下記のとおり定義されており、本アプリを起動して IP Address の表示が同じあることを確認します。
[System]
PCConfigPort = 55000
PCStatusPort = 55001
PCDataPort = 55002
DevConfigPort = 4660
DevStatusPort = 5001
DevDataPort = 24
SubnetMask = "255.255.255.0"
Gateway = "192.168.10.1"（２） PC のネットワーク情報が本機器と接続できる設定かどうかを確認します。本機器のデフォルト値
は以下の通りです。
IP アドレス

192.168.10.128

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.1（３） UDP 接続用の PC 側の任意ポート番号が競合している。この場合は起動前の構成ファイル
config.ini 内 Port に別の番号を定義します。
（４） イーサネットケーブルが接続されている状態で電源を ON にします。
（５） コマンドプロンプトにて ping コマンドを実行し本機器と PC が通信できるかを確認します。
（６） 本機器の電源を入れ直し、再度 ping コマンドを実行します。
（７） ウィルス検出ソフトやファイヤーフォールソフトを OFF にします。
（８） PC のスリープなどの省電力機能を常に ON にします。
（９） ノート PC などの場合、無線 LAN 機能を無効にします。

１４．２． コマンドエラーが発生する
本機器の有効 CH 数が正しくない可能性があります。以下の確認をします。
（１） 使用 DSP の CH 数を確認
（２） config タブ内 number of CH が、使用する CH 数と同じであることを確認します。

80

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１４．３． ヒストグラムが表示されない
メニューStart を実行してもグラフに何も表示されない場合、以下の点を確認します。
（１） spectrum タブ内 spectrum on/off にて CH1 を ON に設定します。
（２） input rate(cps)と output rate(cps)がカウントしているか確認します。
（３） DAC monitor type を該当 CH-pre amp にして、preamp の波高が小さすぎたり大きすぎたりせず、1V 以内位出ているかを確認します。
（４） DAC monitor type を fast にして FAST 系フィルタの信号が出力されているかを確認します。
（５） DAC monitor type を slow にして SLOW 系フィルタの信号が出力されているかを確認します。
（６） fast trigger threshold や slow trigger threshold の値が小さすぎたり大きすぎたりせず、
input rate(cps)と output rate(cps)のカウントを見ながら、100 から 30 くらいまで設定を下げながら変更していき、2 つの rate が近いカウントになるように調整します。
（７） グラフの X 軸と Y 軸を右クリックしてオートスケールにします。

１４．４． IP アドレスを変更したい
別添の「取扱説明書 APG5107 搭載製品 IP アドレス変更方法」を参照してください。添付無き場合は弊社までお問い合わせください。

81

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

１５． APV8M42、APV8M22 の性能
１５．１． DSP の分解能
最新のデジタルパルスプロセッシング技術により高分解能、高計数率のスペクトロスコピーが可能です。

スループットはFPGA によるデジタル信号処理の採用により、従来のMCA における変換時間、リセット
時間のデッドタイムがありません。本装置のスループットはまひモデルである𝑚 = 𝑛𝑒 (−𝑛𝜏) の曲線にうまく整合します。ここでτ＝rise time + flattop time です。ただし検出器の応答速度もあるため、立ち上がりが遅い検出器や高計数になるほど差異が生じます。

※弊社所有 PGT 社製 IGC10200HPGe 半導体検出器

82

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8M42, APV8M22

株式会社テクノエーピー
住所：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL.：029-350-8011

FAX.：029-352-9013

URL：http://www.techno-ap.com

83

e-mail：info@techno-ap.com

株式会社テクノエーピー