Espectrofotómetro

Gestión de color avanzada con manejo muy sencillo
Presentamos una herramienta de gestión de color deúltima generación

Conexión inalámbrica para una mayor flexibilidad
La conexión inalámbrica le permite un mejor manejo y una transferencia
de datos y mediciones sin estrés.
Datos bajo múltiples condiciones en un solo escaneo
Un solo escaneo puede proporcionar datos bajo M0, M1 y M2 u otras
condiciones de iluminación para mejorar la eficiencia del ajuste.
Ayuda a mejorar la calidad de impresión
Ayuda a mejorar la calidad de reproducción del color para contribuir a laadquisición de trabajos de impresión de alto valor añadido.

Aumenta la eficiencia del ajuste de color de la impresora día a día al permitirle tomar mediciones donde usted
quiera, como por ejemplo justo donde salen los materiales impresos
Impresión

EscaneoTransferencia automática de datos

Obtenga la mejor calidad de color de su máquina
de impresión con MYIRO-1

La tapa de calibración se puede guardar debajodel instrumento cuando se realizan mediciones

Los datos se pueden transferir de forma inalámbrica
a un ordenador. Se requiere software separado

Especificaciones principales

Diagrama del sistema
Espectrofotómetro
MY-1

Espectrofotómetro MYIRO-1
ModeloMY-1Sistema de iluminación/visionadp

45°a: 0°(annular illumination)*1
Conforms to CIE No. 15, ISO 13655, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164,
and JIS Z 8722 Condition a for reflectance measurements

Dispositivo de separación
espectralRejilla cóncava

Paso de longitud de onda

Reflexión espectral: 380 a 730 nm;
irradiancia espectral: 360 a 730 nm
10 nm

Ancho de banda medio

Aprox. 10 nmÁrea de medición

Ø3.5 mm

Fuente de luz

LED

Rango de medición

Densidad: 0.0D a 2.5D; Reflectancia: 0 a 150%
(Cuando la placa blanca se mide 30 veces a intervalos de 10 segundos despuésde que se ha realizado la calibración blanca)

Tiempo de medición(medición de punto único)Accesorios opcionales
Adaptador de luz ambiental
MY-A04(Promedio de 12 parches de color BCR A Serie II en comparación con los valores
medidos conuna referencia principal en las condiciones normales del fabricante)

Aprox. 1s

Observadores
Indicador de estado

LED para indicar el estado del instrument

Interfaz

Wireless LAN (802.11 b/g/n)*3 ; USB2.0
Se puede realizar la medición de escaneo de una carta de colores

Medición en modo scan

*Disponible para descargar en la web

Within ΔE00 0.3

M0 (Iluminante CIE A), M1 (Iluminante CIE D50),
M2 (iluminación con corte UV), Iluminante definido por el usuario
2° Observador estándar, 10° Observador estándar

Condiciones de medición*2

Herramienta de configuracióndel espectrofotómetro
MY-CT1

Dimensiones(Los valores bajo todas las condiciones de iluminación se pueden obtener con
un solo escaneado)

Alimentación

Alimentación del bus USB; Batería interna recargable

Dimensiones (W×D×H)

73 mm × 171 mm × 71 mm

Peso
Aprox. 340 g
Rango de temperatura /10 a 35°C, 30 a 85% de humedad relativa sin condensación
humedad de funcionamiento
Temperatura dealmacenamiento /0 a 45°C, 0 a 85% de humedad relativa sin condensación
rango de humedadpara longitudes de onda inferiores a 400 nm es unidireccional*12 LaM0,iluminación
M2: Condiciones de iluminación definidas en ISO 13655 4.2.2 Requisitos de iluminación y medición*3 EsteM1,* instrumento es compatible con WPA2-PSK (WPA2-Personal)(unidad: mm)

73

Acuerdo interinstrumental

Cable USB (2m)
IF-A41Regla
MY-A02

Colorimétrico: Dentro de σΔE00 0.05

Repetibilidad

Funda
MY-A03

17171

Rango de longitud de onda

Tapa de calibración
MY-A01• Las pantallas que se muestran son sólo para fines ilustrativos• Las especificaciones y los planos aquí presentados están sujetos a cambios sin
previo aviso

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para un uso correcto y para su seguridad, asegúrese de leer el manual
de instrucciones antes de utilizar el instrumento.
• Conectar siempre el instrumento a la tensión de alimentación especificada.
Una conexión incorrecta puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Para más información, por favor visite el sitio web:www.myiro.com
201912-ESP