Peripherer Mikrokatheter

Erreichen Sie einen Schritt mehr!

Progreat® ist ein eingetragenes Warenzeichen von TERUMO.
ACHTUNG: Laut Gesetz dürfen diese Geräte nur an Ärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden. Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen,Warnhinweise und Gebrauchsanweisung beﬁnden sich in der Produktinformation, die jedem Gerät beiliegt. Informationen zur Anwendung
ausschließlich in Ländern mit entsprechenden Produktzulassungen der Gesundheitsbehörden. Das Material ist nicht zur Verwendung inFrankreich bestimmt.
Die Illustrationen dienen lediglich zur Information – sie geben nicht die tatsächliche Größe oder das tatsächliche klinische Ergebnis wieder.
Lipiodol® Ultra-Fluid ist ein eingetragenes Warenzeichen der Guerbet Gruppe oder ihrer Tochtergesellschaften.

1010151/03-2019/0660/D-A

DRAKON™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Guerbet Gruppe oder ihrer Tochtergesellschaften.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gute Verfolgbarkeit
und größere Reichweite1,2,3ohne Kompromisse!

Optimierte Schubfähigkeit, Flexibilität und Drehfähigkeit für eine bessere
Führung des Mikrokatheters

- neuer leistungsstarker peripherer
Mikrokatheter für anspruchsvolle Anatomien
Optimierte Schubfähigkeit
und Drehfähigkeit
16-fädiges Wolframgeflecht bietet Halt, erhöhte
Schubfähigkeit und bestmögliche Drehfähigkeit.

Reibungslose Führung
Das innere PTFE Lumen erleichtert die reibungslose
Passage von Flüssigkeiten, Embolisaten und Medizinprodukten (z. B. Führungsdrähten).

Vollständige Sichtbarkeit
Röntgensichtbarer Marker aus Wolframgeflecht läuftdurch die gesamte Länge des Katheters und ermöglichteine erhöhte Sichtbarkeit unter Fluoroskopie.
Distaler röntgensichtbarer Marker erhöht die Sichtbarkeit
der Katheterspitze.

Kompatibel mit
Lipiodol® Ultra-Fluid

Graduelle Flexibilität
7 Segmente aus leistungsstarken Polymeren
Verbesserung der proximalen und Schubfähigkeit bei
gleichzeitig optimaler Flexibilität und Verfolgbarkeit
bis zur distalen Katheterspitze

Leichte Navigation
durch geschlungene
GefäßeErmöglicht durch hydrophile Beschichtung

Erfüllt die höchsten Standards
ohne Kompromisse
1-2PROGREAT®

DRAKON™

Optimierte Schubfähigkeit, Flexibilität und Drehfähigkeit
für eine bessere Verfolgbarkeit
ERFORDERLICHE KRAFT, UM DEN MIKRO-KATHETER IN EINEMGESCHLUNGENEN GEFÄSS-MODELL VORZUSCHIEBEN

0,350,60,30,550,3 gf

0,25Bessere
Schubfähigkeit

0,20,2 gf
0,150,1Drakon™ 2,8 Fr

Anzahl der vollen Schaftumdrehungen

HöhereDrehfähigkeit

2725201510502Drakon™ 2,4 Fr

Progreat® 2,4 Fr

Drakon™ ist > 13 mal drehfähiger20,46 N0,40,35Drakon™ 2,8 Fr

Drakon™ ist 1,5 mal flexibler1300,450,3Progreat® 2,8 Fr

ANZAHL DER ERFORDERLICHEN SCHAFTUMDREHUNGEN ZUR
ÜBERTRAGUNG EINER DREHKRAFT VON 0,02 [cNm]

0,54 N

0,5Schubkraft [N]Verbesserte
Flexibilität

Kraft für Flexibilität [Pond]

ERFORDERLICHE KRAFT ZUR VERLAGERUNG DER DISTALEN KATHETERSPITZE

Drakon™ ist mindestens 20% schubfähiger3.

LabortestErgebnis
hinsichtlich
Schubfähigkeit
Im Modell wurden Mikrokatheter soweit vorgeschoben, bis der Führungskatheter ausgestoßen wurde. Damit
wurde angezeigt, dass die Mikrokatheter nicht weiter vorgeschoben werden
konnten.

Gute Verfolgbarkeit und größere Reichweite1,2,3
3-4

Progreat® 2,8 FrSTANDARD

DRAKON™ Kompatibilitäten
MERK MAL

DRAKON 2,4Fr (0,8mm)

DRAKON 2,7Fr (0,9mm)

DRAKON 2,8Fr (0,93mm)

Maximaler kompatibler
Außendurchmesser desFührungsdrahts

0,018” (0,46 mm)

0,021” (0,53 mm)

0,021” (0,53 mm)

Empfohlener Führungskatheter

Kompatibel mit Führungsdrähten mit min. 0,038” (0,97 mm)

Maximale kompatible Größe
embolischer Mikrosphären

500 µm700 µm700 µm*Kompatible Größe vonEmbolisationsspulen

0,018”

0,018”

0,018”

Drakon™ ist kompatibel mit Lipiodol® Ultra-Fluid, Dimethylsulfoxid (DMSO), Chemotherapeutika, NBCA-Kleber und Ethanol.
*Für größere Größen siehe die Dokumentation der Hersteller von Mikrosphären.

MERKMALEVORTEILE

PTFE Innenschicht

Reibungslose Injektion und Abgabe von embolischem
Material- Sorgt für Stützung, Schubfähigkeit und Drehfähigkeit

16-fädiges Geflecht

Ummantelung aus Pebax undCarbothan

Spezifikationen und Bestellinformationen
PRODUK TC ODE

BE ST E L L N UMME R

A USSE N D UR C HME SS ER( Fr/m m )F U N K T ION ELLE
L Ä N GE (c m )IN N EN D U R C H M ES S ER
(in / m m )FO R M

DK24_105

2328772,4 Fr (0,8 mm)

105

0,022” (0,56 mm)

Gerade

DK24_1302340502,4 Fr (0,8 mm)

130

0,022” (0,56 mm)

Gerade

DK24_150

234051

2,4 Fr (0,8 mm)

150

0,022” (0,56 mm)

Gerade

DK27_1302340532,7 Fr (0,9 mm)

130

0,025” (0,64 mm)

Gerade

DK28_105

2328902,8 Fr (0,93 mm)

105

0,027” (0,69 mm)

Gerade

DK28_1302340762,8 Fr (0,93 mm)

1300,027” (0,69 mm)

Gerade

DK28_150

2345472,8 Fr (0,93 mm)

150

0,027” (0,69 mm)

GeradeHydrophile Beschichtung
Distaler röntgensichtbarer
Marker und Wolframgeflecht
Polymer-Schaft

Data-on-file
1. TR-025 Flexibility Bench Test
2. TR-006 Torque Transmission Bench Test
3. TR-017 Trackability Bench Test

5-6- Optimiert die Knickresistenz und gewährleistet damit
die Integrität des inneren Lumens für eine ausgezeichnete Abgabe von Embolisaten- Steuerbarkeit und distale Weichheit für eine reibungslose Navigation durch Gefäßwindungen- Erhöht die proximale Stützung und die Schubfähigkeit
bei gleichzeitiger optimaler Flexibilität und Führbarkeit
bis zur Katheterspitze
Fördert die Navigation in Gefäßwindungen- Erhöht die Sichtbarkeit der Katheterspitze- Sichtbarkeit der gesamten Länge des Mikrokatheters
unter Fluoroskopie
Kompatibel mit Lipiodol® Ultra-Fluid