LaBr3(Ce)シンチレーション検出器
XL150PRE
取扱説明書

第 1.0.0 版 2021 年 9 月

株式会社 テクノエーピー〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL: 029-350-8011

FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail : info@techno-ap.com

取扱説明書 XL150PRE

安全上の注意・免責事項
このたびは株式会社テクノエーピー（以下、弊社）の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「安全上の注意・免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。
弊社製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

禁止事項
人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はご遠慮ください（対策品は除きます）。
定格を超える電源を加えないでください。
基板製品は、基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。

注意事項
発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
ノイズの多い環境では正しく動作しないことがあります。
静電気にはご注意ください。
製品の仕様や関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

保証条件「当社製品」の保証条件は次のとおりです。
・ 保証期間

ご購入後一律 1 年間といたします。

・ 保証内容保証期間内で使用中に故障した場合、修理または交換を行います。

・ 保証対象外故障原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。

（ア） 「当社製品」本来の使い方以外のご利用（イ） 上記のほか「当社」または「当社製品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）（ウ） 消耗品等

2

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE－ 目 次－
１．

概要.....................................................................................................................................................................................................................................4２．

仕様.....................................................................................................................................................................................................................................5３．

外観.....................................................................................................................................................................................................................................6４．

出力信号例....................................................................................................................................................................................................................73

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE

１． 概要
テクノエーピー社製 LaBr3(Ce)検出器 XL150PRE（以下本機器）は、良好なエネルギー分解能（約3.5%@662keV）と高い検出効率を特徴とします。また、減衰時定数が 20nsec 以下と速く、高計数のアプリケーションに最適です。本機器は、アルミハウジング内に気密処理をされた 1.5 インチ（φ38.1x38.1mm）の LaBr3(Ce)結晶と光電子増倍管、高電圧ディバイダ回路、磁気シールド、プリアンプを搭載しており、高電圧電源を供給することで光電子増倍管から得られるアノード信号を、プリアンプを介して出力しています。
本書は、本機器について説明するものです。
※

本書の記載内容は予告なく変更することがあります。

4

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE

２． 仕様（１） 結晶・シンチレータ

LaBr3(Ce)（ランタンブロマイド）

・結晶サイズ

φ1.5 インチ×1.5 インチ（φ38.1mm×38.1mm）

・減衰時定数20nsec 以下

・波長380nm

・吸湿性有り（２） 高電圧・推奨印加電圧＋600V

・最大定格電圧＋1000V（３） コネクタ
・POWER

プリアンプ電源入力用ワンタッチロック式丸形 3 芯コネクタ。
※ 付属の専用プリアンプ電源ケーブルを使用。

・SIGNAL

プリアンプ出力用 BNC コネクタ。

・+HV

高圧電圧（High Voltage）入力用 SHV コネクタ。

（４） 性能・エネルギー分解能

約 3.5%＠137Cs（５） 筐体
・材質

アルミ

・外径寸法

φ48.5×195mm ※コネクタ部除く

・重量

約 540g（６） 付属品
・ケーブル

専用プリアンプ電源ケーブル（ワンタッチロック式丸形 3 芯コネクタ― Dsub9 ピンコネクタ）3m

・書類

検査成績書、取扱説明書

5

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE

３． 外観

（１）

（3）

（2）

写真 1 XL150PRE（左側：全体、右側：背面）（１） POWER

プリアンプ電源入力用ワンタッチロック式丸形 3 芯コネクタ。専用プリアンプ電源ケーブル（ワンタッチロック式丸形 3 芯コネクタ― Dsub9 ピンコネクタ）で電源供給側と接続します。電源供給側から＋12V と―12V 電源を供給します。Dsub9 ピンコネクタのピンアサインは NIM 規格に準拠しており、弊社 APU101 や NIMモジュールのプリアンプ電源出力へ接続可能です。

写真 2 専用プリアンプ電源ケーブル（２） +H.V.

高圧電圧（High Voltage）入力用 SHV コネクタです。SHV コネ
クタ付きケーブルにより、外部から正極性高電圧（推奨印加電圧＋600V）を供給してください。
※注意※
最大定格電圧+1000V より高い電圧を印加しないでください。

（３） SIGNAL

プリアンプ出力用 BNC コネクタ。出力インピーダンス 50Ω。出力信号の極性は負極性。立ち下がり時間 20ns 以下、減衰時間 50μs 程度。

※

高圧電源を印加中に各種ケーブルの接続や取り外しを行なわないで下さい。本機器や接続機器が破損する恐れがあります。

6

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE

４． 出力信号例
下図は、XL150PRE にプリアンプ電源を供給し、高圧電源＋600V を供給した後の SIGNAL コネクタからの出力信号をオシロスコープで計測した波形です。

図 1 SIGNAL 出力端子からのプリンアンプ出力信号例１7

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE

図 2 SIGNAL 出力端子からのプリンアンプ出力信号例２（上側：減衰部分、下側：立ち下がり部分）

8

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 XL150PRE

株式会社テクノエーピー
住所：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL.：029-350-8011

FAX.：029-352-9013

URL：http://www.techno-ap.com

9e-mail：info@techno-ap.com

株式会社テクノエーピー