３Ｍ アイオバン インサイズドレープ
TMTM

3M Ioban Incise Drape
TMTM［禁忌・禁止］（1）再使用禁止（2）
プラスチック・ドレープを介して除細動をかけないこと。

［分流がおきたり、除細動の効果が不十分になる可能性があるため］（3）ヨウ素に過敏性が判明している患者に使用しないこと。
［ヨウ素過敏症を発症する恐れがあるため］

3M Ioban Incise DrapeTMTM

３Ｍ™ アイオバン™ インサイズドレープは皮膚常在菌の術野への移行を物理的に阻止します。

どんなに丁寧に術前術野消毒を行っても、皮膚上の細菌数はゼロにはなりません。

また、手術時間の経過とともに皮膚常在菌は再増殖し、それらが術野を汚染する危険性があります。

インサイズドレープ貼付なし、あるいはインサイズドレープが浮いたり剥がれたりした場合
常在菌

常在菌

常在菌の再増殖

常在菌の再増殖

皮膚常在菌の再増殖

３Ｍ™ アイオバン™ インサイズドレープ

常在菌の再増殖

常在菌の再増殖皮膚常在菌の術野への移行を阻止します。

イメージ図

３Ｍ™ アイオバン™ インサイズドレープの貼り方／剥がし方
皮膚消毒をし、十分乾燥させます。

しっかり粘着させるため、消毒剤が十分乾燥してから貼付してください。

紙ライナータイプの貼り方

123

1 人がフィルムの両端部分を持ち、もう1 人が「Stop」マークのところまでライナー紙を剥がします。

貼付位置を決め、少したるませて、中心から外側に向かって皮膚に貼付していきます。

滅菌タオル等で、しわが入らないようにしっかり圧着し、ライナー紙を全部剥がします。フィルムを引っ張りすぎて皮膚に緊張がかからないように注意してください。

フィルムライナータイプ（片側タブ付）の貼り方

123

1 人が３Ｍのロゴがプリントしてあるタブ部分を持ち、もう1 人が白いライナーを剥がしながら広げていきます。

適度に引っ張りながら位置を決め、滅菌タオル等でしわが入らないように圧着しながら、貼付します。

貼付し終わった後、サイドのタブ部分を切り取ります。

フレームデリバリータイプの貼り方

一人で貼れるタイプです。

1234

タブをつかんで持ち、貼付位置を決めます。

ライナーを剥がしながら術野に貼付します。

フレームを剥がします。

ドレーピング完了です。

剥がし方
ゆっくりと縫合時創縁部の周辺（約 2～3cm）のフィルムを剥がし、切開創を縫合します。

正しい剥がし方

粘着部を180 度に折り返し、すべらせるようにしてゆっくりと剥がしてください。粘着境界部を手で押さえるなどして、皮膚に緊張をかけないように注意してください。

誤った剥がし方

粘着面から上方へ垂直に引っ張らないでください。皮膚が持ち上がり、表皮剥離の原因になります。

３Ｍ™ アイオバン™ インサイズドレープ製品一覧
一般医療機器 販売名：アイオバン スペシャル インサイズドレープ
届出番号：13B1X10109000229

紙ライナータイプ

ライナー紙に、剥がす目安の「Stop」マークがついていて便利です。

6035
6040
6050

製品番号6035

604060486050

粘着部サイズ（cm） 10×20

34×35

56×60

56×45

全体サイズ（cm）

15×20

44×35

66×60

66×4560516048

66×85
56×856051

フィルムライナータイプ（片側タブ付）

タブ付きで、貼付の際に保持しやすいのが特徴です。

6640EZ
6650EZ
製品番号

6640EZ

6648EZ

6650EZ

6651EZ

粘着部サイズ（cm）

35×35

60×60

60×45

60×85

全体サイズ（cm）

45×35

70×60

70×45

フレームデリバリータイプ
一人で貼付できる、フレーム付きタイプです。
製品番号6661EZ

粘着部サイズ（cm）

26×20

全体サイズ（cm）

30×20

6661EZ

70×85

6648EZ

6651EZ

３Ｍ™ アイオバン™ インサイズドレープは強力な粘着力が長時間持続します。

術前に貼付したドレープが剥がれてしまっては、せっかくのバリアー性が破綻してしまいます。

インサイズドレープは、長時間の手術でも粘着力が維持されていることが重要です。

フィルム

皮膚との追従性がよく、一度伸ばすと元に戻らず、伸びたままの状態を保ちやすい特性があります。

粘着剤

ヨウ素化合物
含有粘着剤
皮膚

関節周囲などの湾曲した部位にもなじみ、デッドストレッチで剥がれにくい

水蒸気透過性発汗によるフィルム浮きのリスクを低減します。

３Ｍ™ アイオバン™
インサイズドレープ（g/25mm）

300

皮膚への粘着力

ポリエステルフィルム

デッドストレッチ

250200150

３Ｍ™ ステリ・ドレープ™ 2
インサイズドレープ

1005000

３Ｍ™ ステリ・ドレープ™
インサイズドレープ

1234 （時間）

インサイズドレープ貼付後の経過時間

社内試験による皮膚粘着力の測定結果。
サンプルを皮膚に圧着し、一定時間経過後の剥離力を測定。

一般医療機器 販売名：アイオバン 手術用ドレープ
届出番号：13B1X10109000124

３Ｍ™ アイオバン™ 手術用ドレープ製品一覧［ 心臓外科 ］［ 一般外科・産婦人科 ］

バイパス・弁置換用

腹腔鏡・開腹用トータルシートドレープ

トータルシートドレープ

66776697381292

196254

195254

製品番号

全体サイズ（cm）

粘着部サイズ（cm）

製品番号

6677

254×381
41×97［ 集液パウチ ］

牽引手術台用

インサイズ パウチドレープ

垂直隔離ドレープ（器具用ポケット2 ヶ所／コードホルダー付）
インターロッキングネイル式用

製品番号

粘着部サイズ（cm）

74

254

320

全体サイズ（cm）

6657

6619（ラージ）

6617

104

30×30

粘着部サイズ（cm）［ 整形外科 ］

213

6697

254×292

全体サイズ（cm）

124

6617

320×213
50×24

6619

328×254
70×32

74

87

328

6659（ポート付）

6658

製品番号

全体サイズ（cm）

粘着部サイズ（cm）

87

74

74

6657

6658

6659

30×30

33×43

42×52

87×74

74×74

74×87

［ 注意 ］

本カタログ掲載品はガンマ線で滅菌しています。

包装が破損しない限り無菌状態が保たれていますが、開封後は再滅菌しないでください。

エチレンオキサイドガスで再滅菌すると、ヨウ素がエチレンオキサイドと反応し、エチレンヨードヒドリンなどの有毒物質が発生するおそれがあります。

また、プラスチックフィルムは高温で変質しやすく、再滅菌には適していません。
製品の使用に際しては、添付あるいは包装に記載の注意書きをお読みください。

３Ｍ、Ioban、Steri-Drape、アイオバン、
ステリ・ドレープは、３Ｍ社の商標です。
2018年9月発行

カスタマーコールセンター

医療用製品事業部

http://go.3M.com/medical-jp/

製品のお問い合わせはナビダイヤルでPlease Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.
HPM-644-E(0918)

0570-011-321

8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます