ふぁ

型名：ＭＳ－２０ＬＥＤ

東 亜 電 器 株 式 会 社【本社】〒162-0851

東京都新宿区弁天町 177

TEL：

03-3207-8561 (代)FAX：

03-3232-3030【函館工場】(技術関連)〒040-0061

北海道函館市海岸町 16-17

TEL：

0138-42-9331 (代)FAX：

0138-42-6191※お問い合わせにつきましては上記へお願いいたします。

1目次1)

ＬＥＤモジュール概要 .......................................................................................................................... 22)

ＬＥＤモジュール仕様 .......................................................................................................................... 23)

測定概略図 ............................................................................................................................................ 34)

各部の名称 ............................................................................................................................................ 45)

動作概要 ................................................................................................................................................ 46)

操作手順 ................................................................................................................................................ 5東亜電器株式会社

21) ＬＥＤモジュール概要
ＬＥＤモジュールＭＳ－２０ＬＥＤ（以下、ＬＥＤモジュール）は、ＭＳセンサー用測定器で得られたデータをＬＥＤモジュールへ転送し、ＭＳセンサー出力が検知レベル以下に達した時点で対応するチャンネルの表示灯が点灯する機器になります。
測定器側ではＭＳセンサーを接続しデータを記録しますが、ＬＥＤモジュールを連動させる
ことにより、集中管理スペースでの視覚的判定が可能になります。

2) ＬＥＤモジュール仕様
・型番

ＭＳ－２０ＬＥＤ

・電源

ＡＣ１００Ｖ・測定チャンネル数２０（ＧＤ－ＭＳ３測定器１台あたり４本×５台分）

・測定方式

電圧測定（ｍＶ）

・寸法

３５０（Ｗ）×２５０（Ｄ）×２００（Ｈ）

・重量約４㎏

・付属品

ＡＣコード（５ｍ）１本、接続ケーブル（３０ｍ）１本（接続用延長ケーブル（１５ｍ）は御要望に応じて付属）※充填または注入完了後の検知確認はできませんので、必ず施工前に測定器とＬＥＤモジュールを接続して使用してください。
※ＬＥＤモジュールはＭＳセンサー用測定器と連動させるオプション機器となりますので、ＭＳセンサー用測定器は別途リース依頼していただく必要があります。

東亜電器株式会社

33) 測定概略図
MS センサー設置箇所 A

設置箇所 B

設置箇所 C

設置箇所 D

各データを同時に4 本まで記録可能

測定電圧
外部出力端子
測定器本体

ＬＥＤモジュールへ接続（ケーブル長：３０ｍ）

ＭＳ－２０ＬＥＤ

東亜電器株式会社44) 各部の名称
左側面

①②③④

① ＡＣコード接続端子： ＡＣコードを接続します② 入力端子： 測定器とＬＥＤモジュールを付属のケーブルで接続します③ 電源スイッチ： ＬＥＤモジュール本体の電源をＯＮ／ＯＦＦします④ 表示灯： ＭＳセンサー出力が検知レベル以下に達すると点灯します

5) 動作概要
・ＬＥＤモジュールは、検知基準（規定値５ｍＶ以下）を境目としてＭＳセンサー出力が、５ｍＶを超えると、表示灯は消灯（検知前または未検知状態）５ｍＶ以下の場合、表示灯は点灯（検知状態）します。
【制御概要】①ＭＳセンサーが未接続（断線を含む）または出力が５ｍＶを超えない場合
・表示灯は消灯を維持するプログラム制御となります。
②ＭＳセンサー出力が５ｍＶを超えている場合（検知前の待機状態）
・出力が５ｍＶ以下になると表示灯が点灯するプログラム制御に移行します。
（この段階では５ｍＶを超えているので消灯しています）③ＭＳセンサー出力が５ｍＶ以下となった場合（検知）・表示灯は点灯を維持するプログラム制御となります。

東亜電器株式会社56) 操作手順
①ＡＣコード接続端子に付属のＡＣコードをしっかりと差し込んでください。
②ＬＥＤモジュール本体左側面の入力端子とＭＳセンサー用測定器の外部出力間を付属のケーブルで接続します。
（抜け防止のため、ロックネジも締めてください。
）③ＬＥＤモジュール本体の電源スイッチを「ＯＮ」にします。（検知前の待機状態）
・５）動作概要及び【制御概要】に記載の通り、その時の状態に応じた制御をします。
※電源スイッチを「ＯＮ」にしたあとは必ず本体のフタを閉めて使用してください。
※ＭＳセンサー用測定器は別途、取扱説明書を御確認ください。
※充填または注入施工中、一度点灯してもＭＳセンサー設置部に空隙ができ５ｍＶを超えた場合は表示灯が再度消灯してしまいます。再加圧等の対策が必要です。
※２０箇所以上の測定をする場合は、検知確認が終了しているＭＳセンサーを測定器から外して次のセンサーに差替えてください。
ＬＥＤモジュールのプログラム制御上、一度検知して表示灯が点灯したチャンネルは、差替え作業中も表示灯は点灯を維持したままになります。差替えたＭＳセンサー出力が５ｍＶを超えると表示灯は再び消灯し検知前の待機状態に戻ります。
④検知確認が終了したら電源スイッチを「ＯＦＦ」にして作業終了です。

【ご安全に！】※事前にＭＳセンサーが断線や接触不良を起こしていないか測定器で出力を確認してから上記操作を実施してください。ＬＥＤモジュールのプログラム制御上ＭＳセンサーが断線していると検知前の待機状態に移行しないため、充填または注入が正常に完了しても表示灯は点灯されません。
また、接触不良が発生すると検知前に表示灯が点灯したり、点滅したりする場合がありますので十分ご注意願います。

東亜電器株式会社

6【ご使用における注意事項】

接続端子が汚れていたりすると、接触不良を起こし正しく出力が表示されない場合がございます。汚れなどがある場合はきれいに拭き取ってから接続してください。
本体内部に水分を含むものや、多量のホコリ、ゴミなどが入ると、基板の破損やショート、火災の原因になりますので本体のフタを閉めて御使用ください。
直射日光のあたる高温下での使用は避けてください。
ご使用時以外は日影等の涼しい場所で保管ください。
本体パネルを開けるなどの分解はしないでください。
故障や怪我または、高電圧、高電流部分に触れると感電の危険があります。
持ち運びの際は、計器を落下させないようにご注意ください。ボックスが割れたり衝撃で基板の破損、断線などが発生いたします。
長期間ご使用になっている場合は、部品などの劣化などが起こってきますので、適切な周期にて点検を依頼することをお勧めいたします。
本体や付属品に異常がある場合は速やかに下記まで御連絡ください。

東亜電器株式会社 函館工場
〒040-0061

東亜電器株式会社

北海道函館市海岸町 16-17

TEL：0138-42-9331

FAX：0138-42-6191