探测器选择指南雪崩光电探测器
APD210, APD310, APD410

NEW
规格优化
所有型号均附带即插即用电源

Menlo Systems 低噪声研发了一系列用于超弱光信号的探测器，包括从雪崩探测器到 PIN光电二极管等多种类型，您可以根据具体的应用需求找到合适的产品。所有这些装置都在我们集成了诺贝尔获奖技术的光学频率梳中进行过现场测试。

雪崩光电探测器APD210,APD310和APD410分别用于可见光和近红外波段范围内的探测。它们具有几种关键特性:可调增益、高信噪比以及通过偏压补偿电路获得不受温度
影响的增益特性。这些探测器为自由空间检测200至1000nm和950至1650nm波长范围内具有非常低的信号水平的光脉冲进行了优化。它们
在3dB带宽范围上具有极其平坦的频
率响应。

PIN 光 电 探 测 器
FPD310 SERIES高灵敏超快PIN光电探测器FPD310系
列产品经过优化，具有高增益、高带宽、超短上升时间和高信噪比。
这些光电探测器包含易于使用的硅或铟镓砷 PIN 光电二极管，集成了高增益、低噪声的射频放大器。它
们还有两种固定的增益设置以供切换，为用户的应用提供最佳性能。

FPD510 SERIESSPECTRAL RESPONSE
内置于各种探测器型号中光电二极管的光谱响应特性，请注意APD210数据的缩
放比例不同。

Spectral Response

Photosensitivity [A/W]

1.2

FPD510-FS-NIR
APD210(x 50)

1.00.8FPDx10-FS-VIS

0.6

FPDx10-FC-VIS

0.4

FPD310-FS-NIR
FPD610-FS-NIR

APD310高灵敏超快PIN光电探测器FPD610具
系列产品在最高频率为600 MHz比下具有宽带宽和高增益。这些光电探测器包含易于使用的硅或铟镓砷PIN 光电二极管， 集成了高增益、低噪声的跨阻放大器。

所有型号

0.20.0400

FPD610 SERIESFPDx10-FC-NIR

APD410(x 50)

200

高灵敏超快PIN光电探测器FPD510具有非常高信噪比，适合探测最高频率为 250 MHz比的低水平光学拍频
信号和脉冲信号。这些光电探测器
包含易于使用的硅或铟镓砷 PIN 光
电二极管， 集成了高增益、低噪声的跨阻放大器。

6008001000 1200 1400 1600 1800

Wavelength [nm]均适用于可见光或近红外波段，均带有自由空间或光纤耦合光学输入端。这些探测器设计紧凑，便于OEM 集成。每个带放大器的光电探
测器都附带一个具有通用AC输入的
低噪声电源。

暗态电流噪声

-80

0.3

AC / 50 Ω VPP ~1 V

APD31010950-1650 1-1800

5-10000.5 2.5 x 10--80

1.1

AC / 50 Ω VPP ~1 V

APD41010200-1000 1-1600

5-900

0.5 4.5 x 104

--80

87,6

AC / 50 Ω VPP ~1 V

FPD310-FC-VIS*

2400-1000 1-1500

5-10000.5

2 x 104-100-130

25.5

AC / 50 Ω VPP ~1 VFPD310-FS-VIS

2400-1000 1-1500

5-10000.5

2 x 104-100-13024.0

AC / 50 Ω VPP ~1 V

FPD310-FC-NIR**

2950-1650 1-15005-10000.542 x 10-100-13012.0

AC / 50 Ω VPP ~1 V

FPD310-FS-NIR

2950-1650 1-15005-1000

0.5

2 x 10-100-130

14.1

AC / 50 Ω VPP ~1 V

FPD510-FC-VIS*

3400-1000 DC-250

DC-20021.5 x 105-110-135

6.4

DC / 50 Ω0-1 V

FPD510-FS-VIS

3400-1000 DC-250

DC-200251.5 x 10-110-1356.0

DC / 50 Ω0-1 V

FPD510-FC-NIR**

3950-1650 DC-250DC-200

251.5 x 10-110-1353.0

DC / 50 Ω0-1 V

FPD510-FS-NIR

3950-1650 DC-250

DC-20021.5 x 10-110-1353.2

DC / 50 Ω0-1 V

FPD610-FC-VIS*

3400-1000 DC-600

DC-50012 x 106-80-100

11.9

DC / 50 Ω0-1 V

FPD610-FS-VIS

3400-1000 DC-600

DC-500162 x 10-80-10011.2

DC / 50 Ω0-1 V

FPD610-FC-NIR**

3950-1650 DC-600

DC-50012 x 106-80-100

5.6

DC / 50 Ω0-1 V

FPD610-FS-NIR

3950-1650 DC-600

DC-50012 x 10-80-1006.6

DC / 50 Ω0-1 V

456输出耦合

输出信号MHz] [dBm/√Hz]-4

NEP [pW/√Hz] ***暗态电流噪声 [up to 50.5 2.5 x 105

FS: 自由空间 FC: 光纤耦合

[5 MHz- f-3dB] [dBm/√Hz][VPeak-Peak/W]

5-1000

最大增益 ***上升时间 [ns]400-1000 1-1600

频率范围 [MHz]10光谱范围 [nm]APD210规格参数损伤阈值 [mW]

3 dB带宽 [MHz]探测器选择指南*FC/PC 接头 ** 带FC/APC 接头的SMF28尾纤 *** 计算值更多详细信息和规格，请参看我们网站上可供下载的产品数据表。

订购信息产品代码APD210

APD310APD410价格

2270 EUR

2760 EUR

2270 EUR

产品代码
所有型号价格产品代码
所有型号价格产品代码
所有型号价格FPD310-FS-VISFPD310-FC-VISFPD310-FS-NIR

FPD310-FC-NIR

FPD510-FC-VISFPD510-FS-NIR

FPD510-FC-NIR

FPD610-FC-VISFPD610-FS-NIR

FPD610-FC-NIR

Menlo Systems Japan
T+81 907 409 20 21
jpsales@menlosystems.com

Menlo Systems China
T+86 21 6071 1678
chinasales@menlosystems.com

2050 EURFPD510-FS-VIS
2050 EURFPD610-FS-VIS
2050 EUR规格参数如有变动恕不另行通知。欢迎致电咨询定制事宜。

Menlo Systems GmbH
T+49 89 189 166 0
sales@menlosystems.com

www.menlosystems.com

Menlo Systems US
T+1-303-635-6406
ussales@menlosystems.com

D-DSG-CN 29/02/24