V.A.C.ULTA®型
陰圧維持管理装置

本邦初の周期的自動洗浄液注入機能付きV.A.C.®治療システム• V.A.C.®ベラフロ治療による洗浄液の周期的自動注入機能を追加• ワンタッチで治療方法を選択（V.A.C.®ベラフロ治療/V.A.C.®治療）• 創傷に合わせてV.A.C.®ベラフロ治療の各サイクル（洗浄液の注入量、浸漬時間、陰圧閉鎖療法時間）を設定できます• 設置場所を制限しない大型のハンガーアームを搭載• 洗浄液注入ポンプにより高低差の影響なく洗浄液の注入が可能• 大型7インチタッチパネルにより直感的な操作が可能• 簡易操作でキャニスター/V.A.C.®ベラリンクカセット™の脱着が可能
V.A.C.ULTA®型陰圧維持管理装置• 治療をモニタリングし、トラブルが発生した際に早期に警告音で知らせ、状況に応じて自動で治療を停止 ※します（※原因を取り除くことで再開します）

新たに追加された様々な機能（オプション）• V.A.C.®ベラフロ治療：創面上への洗浄液注入および浸漬、陰圧付加

局所創洗浄といった機能と陰圧閉鎖療法とで構成されます• 洗浄液注入補助機能：創部のドレッシング貼付後、洗浄液注入補助を洗浄液注入選択し、創傷への洗浄液注入量を観察しながら手動で開始および停止することで、適切な注入量を決定できます。決定した注入量は設定値となり、以降の各注入フェーズにおいて適用されます

浸漬

陰圧閉鎖療法（連続）

治療期間中繰り返し• フォームの浸漬機能：ドレッシング交換時に前もって洗浄液を注入、浸漬することでフォームの除去を容易にし、患者の不快感を軽減• Dynamic Pressure Control（DPC）治療：これまでの間欠治療を発展させ た 治 療 法で、治 療 サイクル間の陰圧を最低レ ベルに保ちます。
リークや浸出液の貯留を防ぎ、フォームの伸縮による患者の不快感を低減します

モード

陰圧波形

陰圧閉鎖療法

設定陰圧DPC
治療

設定陰圧

（連続）

25mmHg

V.A.C.ULTA®型 陰圧維持管理装置概要
電池
キャニスター
陰圧設定範囲

治療モード
立上がり時間立下がり時間吸引度

リチウムイオン充電池
300ml、500ml、1000ml
NPWT※：陰圧25〜200mmHg（25mmHgきざみ）
NPWTi-d※：陰圧50〜200mmHg（25mmHgきざみ）
NPWTi-d※モード
NPWT※モード
1〜10分（1分きざみ）1〜10分（1分きざみ）高/中/低

電気的定 定格電圧 ·························································································100-240VAC

電源周波数 ····················································································50-60Hz電源入力（最大）：72W
電撃に対する保護の形式による分類······························クラスⅠ機器/内部電源機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類 ··········BF形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類 ·····IPX1適合規格 電気的安全性 ···············································································IEC 60601-1 Ed 3.0

電磁両立性 ····················································································IEC 60601-1-2 Ed 3.0

動作環境 温度範囲 ·························································································10〜30℃

相対湿度範囲 ···············································································10〜85％（結露しないこと）
大気圧範囲 ····················································································700hPa〜1060hPa

付属品

非アルコール性皮膜（ワイプ）※ NPWT：V.A.C.®治療／NPWTi-d：V.A.C.®ベラフロ治療
製品名（陰圧維持管理装置）

製品番号

V.A.C.ULTA® 型陰圧維持管理装置 レンタル
製品名

ULTDEV01/JP.R

寸法 / 重量 / 付属品

バッテリー持続時間

約 21.7（横）×26.0（高さ）×19.1（奥行）cm、3.35kg（付属品）電源アダプタ、電源コード

約 4 時間充電後標準的な治療を行う
場合、最長 6 時間

内容

販売単位

製品番号
●V.A.C.® ベラフロフォーム™

V.A.C.®ベラフロフォーム™

スモールキット

ULTVFL05SM/1.S

ミディアムキットULTVFL05MD/1.S

約 11.0×8.0×1.8cm（2 個 / キット）
●V.A.C.®アドバンスドレープ（2 枚 / キット）
●連結チューブ（V.A.C.® ベラトラックチューブ™）●非アルコール性皮膜（ワイプ）（1 個 / キット）
●V.A.C.® ベラフロフォーム™

1 キット/ 袋

約 17.0×15.0×1.8cm（2 個 / キット）

●V.A.C.®アドバンスドレープ（3 枚 / キット）

1 キット/ 袋●連結チューブ（V.A.C.® ベラトラックチューブ™）●非アルコール性皮膜（ワイプ）（2 個 / キット）
●V.A.C.® ベラフロフォーム™

ラージキットULTVFL05LG/1.S

約 26.0×15.0×1.6cm（2 個 / キット）

●V.A.C.®アドバンスドレープ（5 枚 / キット）

1 キット/ 袋●連結チューブ（V.A.C.® ベラトラックデュオチューブ™）●非アルコール性皮膜（ワイプ）（4 個 / キット）
●V.A.C.® ベラフロクレンズフォーム™

V.A.C.®ベラフロクレンズフォーム™

ミディアムキットULTVCL05MD/1.S

約 61.0×3.2cm●V.A.C.®アドバンスドレープ（3 枚 / キット）

1 キット/ 袋●連結チューブ（V.A.C.® ベラトラックチューブ™）●非アルコール性皮膜（ワイプ）（2 個 / キット）

●創傷コンタクトフォーム（1 枚 / キット） 約 18×12.5×0.8cm●薄型カバーフォーム（1 枚 / キット） 約 18×12.5×0.8cm

ミディアムキットULTVCC05MD/1.S●厚型カバーフォーム（1 枚 / キット） 約 18×12.5×1.6cm

1 キット/ 袋●V.A.C.®アドバンスドレープ（4 枚 / キット）

●連結チューブ（V.A.C.® ベラトラックチューブ™）（1 本 / キット）

V.A.C.®ベラフロクレンズチョイスフォーム™

●非アルコール性皮膜（ワイプ）（4 個 / キット）

●創傷コンタクトフォーム（1 枚 / キット） 約 25.6×15×0.8cm●薄型カバーフォーム（1 枚 / キット） 約 25.6×15×0.8cm

ラージキットULTVCC05LG/1.S●厚型カバーフォーム（1 枚 / キット） 約 25.6×15×1.6cm

1 キット/ 袋●V.A.C.®アドバンスドレープ（6 枚 / キット）

●連結チューブ（V.A.C.® ベラトラックデュオチューブ™）（1 本 / キット）
●非アルコール性皮膜（ワイプ）（5 個 / キット）

スモールキット

V.A.C.®グラニューフォーム®

ミディアムキット
ラージキットXラージキット

V.A.C.®グラニューフォーム®
シンプレイス EX

スモール
ミディアム
スモールキット

V.A.C.® ホワイトフォーム™

V.A.C.®ベラリンクカセット™
V.A.C.®ベラトラックデュオチューブ™
INFOV.A.C.®1000 キャニスターINFOV.A.C.®500 キャニスター
ACTIV.A.C.® キャニスター

M8275051/1N.S
M8275052/1N.S
M8275053/1N.S
M8275065/1N.S
M8275046/1N.S
M8275045/1N.S
M8275068/1N.S

ラージキット

M8275067/1N.S

スモール
ラージ

M6275033/1N.S
M6275034/1N.S
ULTLNK0500/1.S
ULTDUO0500/1.S
M8275093/1.S
M8275063/1.S
M8275071/1.S
M8275058-JP/1N.S

ゲル化剤入りゲル化剤なし●V.A.C.®グラニューフォーム ®

約 7.5×10.0×3.2cm

1 キット/ 袋●V.A.C.®ドレープ（1 枚 / キット）

●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）●V.A.C.®グラニューフォーム ®

約 12.5×18.0×3.2cm●V.A.C.®ドレープ（2 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）

1 キット/ 袋●V.A.C.®グラニューフォーム ®

約 15.0×25.6×3.2cm●V.A.C.®ドレープ（2 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）

1 キット/ 袋●V.A.C.®グラニューフォーム ®

約 30.0×60.0×1.8cm●V.A.C.®ドレープ（5 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）

1 キット/ 袋●V.A.C.®グラニューフォーム ®

約 7.7×11.3×1.7cm（2 個 / キット）
●V.A.C.®ドレープ（2 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）●V.A.C.®グラニューフォーム ®

約 14.7×17.4×1.7cm（2 個 / キット）
●V.A.C.®ドレープ（2 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）●V.A.C.® ホワイトフォーム™

約 7.5×10.0×1.0cm●V.A.C.®ドレープ（1 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）
約 10.0×15.0×1.0cm●V.A.C.®ドレープ（1 枚 / キット）
●連結チューブ（SENSAT.R.A.C.® パッドチューブ）

1 キット/ 袋

V.A.C.® ホワイトフォーム™ 約 7.5×10.0×1.0cm
V.A.C.® ホワイトフォーム™ 約 10.0×15.0×1.0cm
容量 1,000ml（ゲル化剤入り）
容量 500ml（ゲル化剤入り）
容量 500ml（ゲル化剤なし）
容量 300ml（ゲル化剤入り）ケーシーアイ株式会社
http://www.kcij.com

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information
exist for these products and therapies. Please consult a clinician and product instructions foruse prior to application. This material is intended for healthcare professionals.
©Copyright 2020 3M. All rights reserved 3M and the other marks shown are marks and / or registeredmarks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-JP-00118 (07/20) 2020年7月作成ⓇはKCIの登録商標です。

1 キット/ 袋1 キット/ 袋●V.A.C.® ホワイトフォーム™

製造販売元

1 キット/ 袋1個/袋1個/袋1個/袋1個/袋1個/袋1個/袋1個/袋1個/袋

販売名：V.A.C.Ulta 治療システム
医療機器承認番号：22900BZX00204000