XL3000flex
Rilevatore diperdite per elio e
idrogeno
Consente la localizzazione ottimale delleperdite

Nuova definizione dellaqualità di produzione
La tecnologia INFICON High Flow con 3000 sccm
unita al robusto spettrometro di massa garantisce
la massima sensibilità di misurazione anche in casodi grandi distanze. Questo permette di rilevare leperdite in modo affidabile anche se i dispositivi
vengono manipolati in modo non preciso e anche
se le perdite si verificano in luoghi difficilmente
accessibili. Utilizzato in combinazione con le varieinterfacce di comunicazione realizzate secondo i più
recenti standard industriali, il rilevatore XL3000flex
risulta ideale anche per applicazioni robotiche.
Un altro vantaggio è rappresentato dall'elevata
disponibilità del rilevatore di perdite: il nome INFICON è sinonimo di molti anni di esperienza nello
sviluppo di rilevatori di fuga altamente tecnologici.
Si tratta di un sistema di rilevamento robusto e affidabile che viene già ampiamente utilizzato in modo
efficiente negli ambienti di produzione più difficili
al mondo e che garantisce la massima affidabilità
anche dopo milioni di ore di funzionamento.
Con l'elevata sensibilità dello spettrometro di massa
INFICON, potrete decidere liberamente se utilizzare
elio o forming gas come gas vettore, mantenendo lastessa precisione di misurazione. Questo permettedi essere sempre flessibili e adattabili e di ridurre in
futuro i costi di esercizio a seconda dell'andamento
dei prezzi.

QUALITÀ MISURABILEL'INFICON XL3000flex è stato confrontato con unrilevatore di fuga convenzionale. La configurazione
di prova mostra una perdita inaccessibile sulla parteposteriore di un raccordo del tubo.
Il confronto mostra chiaramente la superiorità
dell'INFICON XL3000flex nel rilevamento delle perdite. Anche quantità minime di gas vettore possono
essere rilevate in modo affidabile.

100%

TASSO DI PERDITA [%]XL3000flex è un rilevatore di perdite con sniffer adalta precisione e adattabile realizzato per i settoridella refrigerazione, della climatizzazione e l'industria automobilistica.

60%
30%
10%
0%
0510152025

DISTANZA DAL TUBO [MM]XL3000flex

Rilevatore di perdite con sniffer convenzionale

I VANTAGGI PER VOINessun errore dimisurazione
INFICON High Flowcon 3000 sccm rileva
in modo affidabilele perdite anche incaso di manipolazione
imprecisa.

Massima disponibilità
Con il robusto spettrometro di massa
INFICON vengono
praticamente eliminati itempi di inattività legati
alla contaminazione
anche in caso di elevateconcentrazioni di gas
vettore nell’ambiente diproduzione.

Massima sicurezza diproduzione
Il nostro spettrometrodi massa di alta qualitàin acciaio inossidabile
definisce nuovi standard qualitativi con una
garanzia di 3 anni suicatodi

Costi di esercizio minimi
Grazie allo spettrometro di massa in acciaio
inossidabile ad alta sensibilità è possibile diluire
la concentrazione di elioo usare forming gas piùeconomico

SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSAHIGH FLOW CON 3000 SCCM
• Flusso unico, fino a 50 volte superiore a quellodei dispositivi convenzionali• Rilevamento delle perdite in punti difficili da raggiungere• Ricerca delle perdite con sniffer più veloce emeno legata all’operatore• Massima sensibilità di misurazione anche a grandi distanze

LOW FLOW CON 300 SCCM
• Flusso ottimale di 300 sccm per una precisa localizzazione del gas vettore in uscita nel punto diperdita• Passaggio da High Flow a Low Flow con la semplice pressione di un pulsante• Consente di rilevare tassi di perdita minimi fino a 2 × 10−7 mbarl/s• I tempi di inattività dovuti alla contaminazione dei sensori sonopressoché eliminati• 3 anni di garanzia sulla sorgente di ioni parlano da sé• Possibilità di passare facilmente dall’elio all’idrogeno per ridurre i costi d’esercizio

IMPUGNATURA SNIFFER• Visualizzazione del tasso diperdita sul display dell’impugnatura sniffer dal designergonomico• Gli utenti possono concentrarsi sul processo di sniffing
e monitorare contemporaneamente il tasso di perdita

READY FOR ROBOTIC• Numerose interfacce di comunicazione consentono il collegamento a sistemi PLC sovraordinatie la semplice integrazione robotica• Massima sensibilità di misurazione perun'elevata velocità del robot• Industry 4.0 readyINTERFACCE• Controllo esterno, ad es. per applicazioni robotizzate• Raccolta di statistiche• Collegamento a sistemi di qualità sovraordinati• RS232, RS485, USB e sistemi bus di campo

DISPLAY TOUCH• Semplice utilizzo, valutazione e back up dei risultati di misurazione• Guida utente intuitiva con display touch• Moderna struttura del menu
• Esportazione dati tramite chiavetta USB

La scelta migliore per prestazioni di altissimo livello
INFICON offre tecnologie leader a livello mondiale nel campo della tecnica di misurazione, della tecnologia dei sensori e del controllo di processo per sofisticate procedure di vuoto in ambiti altamente specialistici. I prodotti INFICON per il rilevamento
di fughe di gas sono utilizzati in particolare nella tecnologia della refrigerazione e delcondizionamento dell'aria, nella produzione di semiconduttori e di automobili. ConINFICON avete al vostro fianco un referente competente, che conosce le sfidedel vostro settore e troverà insieme a voi la soluzione ottimale per le vostre esigenze.
INFICON garantisce il miglior servizio e la massima assistenza da parte di esperti
specializzati in numerose filiali in tutto il mondo. Impianti di produzione all'avanguardia sono presenti negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

DATI TECNICIIl minimo tasso di perdita rilevabile (KnL) per elio/idrogeno
2 x 10-6 mbar I / s
2 x 10-7 mbar I / s

High flow
Low flow
Flusso di gas
High flow
Low flow3000 sccm
300 sccm

Tempo di risposta (High Flow e Low Flow)<1 sSorgente di ioni

2 filamenti di iridio di lunga durata, rivestiti diossido di ittrio

Tempo di avvio

150 sec.

Gas misurabili

Elio, idrogeno

Potenza

280 VA

Tensione di esercizio

100-120 V (CA) 50/60 Hz
230 V (CA) 50 / 60 Hz

Fusibile principale

2 x T6, 3 A 250 VUSB
Con accessori IO1000: RS232, ingressi e uscite
digitali liberamente configurabili, uscita analogica

Interfacce

Con accessori BM1000: Interfacce bus dicampo PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet,
EtherNet / IPACCESSORIPRODOTTONUMERO CATALOGO

XL3000flex

520-200

Linea sniffer
SL3000XL-3: Lunghezza 3 m
SL3000XL-5: Lunghezza 5 m
SL3000XL-10: Lunghezza 10 m
SL3000XL-15: Lunghezza 15 m

521-011521-012521-013521-014Adattatore per linea sniffer esterna521-015

Puntale antiassorbimento acqua/olio per SL3000XL

521-016

Filtro per puntale antiassorbimento acqua/olio

521-017

Puntale sniffer
ST 312XL, lunghezza 120 mm, rigido
FT 312XL, lunghezza 120 mm, flessibile
ST 385XL, lunghezza 385 mm, rigido
FT 385XL, lunghezza 385 mm, flessibile
FT 250XL, lunghezza 250 mm, flessibile

521-018521-019521-020521-021521-022

Cartuccia filtrante speciale per SL3000XL (25 pezzi)

521-023

Modulo bus BM1000
PROFIBUS
PROFINET
DeviceNet
EtherNet / IP

560-315560-316560-317560-318

Modulo IO1000

560-310Perdita calibrata esterna con 100% H2

12322

Perdita calibrata esterna con elio

12237

(il tasso di perdita della perdita calibrata corrisponde a quello del forming gas (95/5))

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso per i continui miglioramenti dei prodotti.
RateWatcher è un marchio registrato di INFICON. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
jiba83it1-01-(1808) ©2018 INFICON