テクノエーピー社製

シリコンドリフト検出器システム

国内外の放射光施設や研究所で私たちの製品が活躍しています。
研究者様の信頼に応える“高品質・高精度”な製品を納入しています。
これからも科学技術分野への支援業務を通じ、社会発展に寄与し続けてまいります。

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

1

シリコンドリフト検出器システム

主な製品ラインナップ

Customizable
Systems

7素子SDDXSDD50-07GR

4素子SDDXSDD50-04-V-AGL25

1素子SDDXSDD50-01GR

Self-developed
Products
株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

1素子SDDXSDD50-01

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

2

シリコンドリフト検出器システム

７素子
７素子●全有感面積 350mm2(collimated to 50mm2×7素子）●全素子面積 455mm2(65mm2 ×7素子）●検出窓 グラフェン（厚さ：1µm)

検出器背面
シリコンドリフト検出器
XSDD50-07GR
1台

NIM型
検出器用電源APN3900
1台

NIM型
計測モジュール
APN504XGbE
2台

４素子⚫ 全有感面積200mm2 (Collimated to 50mm2×4素子）⚫ 全素子面積260mm2 (65mm2×4素子）⚫ 窓材
グラフェン（Graphene）
ポリマー（AP3.3）
窓無し（Window-less）

シリコンドリフト検出器
XSDD50-04GR
1台

検出器用電源APU3900

1台

SDD電源：-200Ｖ, ±5V, ＋3.3V
株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

計測モジュール

APU504XGbE 1台

ADC：4チャンネル, 100 Msps, 14-bit
029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

3

シリコンドリフト検出器システム

１素子
65mm2 collimated 50mm2with Grapene-window

シリコンドリフト検出器
XSDD50-01GR

真空対応シリコンドリフト検出器
XSDD50-01WL(ゲートバルブ,駆動機構オプション付)

高圧電源・プリアンプ用電源・ペルチェ冷却用電源内蔵型DSP

付属アプリケーション

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

4

シリコンドリフト検出器システム

性能■ エネルギー分解能

Peaking time
0.05 μs
0.1 μs0.15 μs
0.25 μs
0.5 μs
1 μs

2 μs■ スループット（ICR vs OCR）

Peaking time
0.05 μs
0.1 μs0.15 μs
0.25 μs
0.5 μs
1 μs
2 μs

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

5

シリコンドリフト検出器システム

アプリケーションソフトウェア

標準で付属しているデータ収集用アプリケーションソフトウェア画面◆ 出力データHistogramモード
カンマ区切りのテキスト形式データファイル
ヒストグラムデータは各チャンネル最大4096点。

Quick-Scanモード
バイナリ形式データファイル
スペクトル1チャネル（ビン）あたり2バイト
データサイズは計測回数とチャネル数により可変。

◆ サンプルプログラム
標準で付属するソフトウェアでの計測制御の他に、ユーザー様のプログラムでも計測制御が可能です。
PythonVersion 2.7および 3.6
https://www.python.org/downloads/
LinuxCentOS 6.7 64bit
https://www.centos.org
gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-16)
LabVIEW
National Instruments社製LabVIEW 2014
※ LabVIEW 2014より前のバージョンをご希望の際はご連絡ください。
FTDI社製D2XX Drivers及び一部サンプルプログラムを含んでいます。
Visual C++
Microsoft社製Visual Studio Professional 2017におけるVisual C++
株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

6

シリコンドリフト検出器システム

Quick-Scanモード
12348000

クイックスキャン用
外部ゲート信号ヒストグラム
対象（最小10ms）

ヒストグラム

計測開始後、外部ゲート信号がHigh期間スペクトルデータを蓄積しデータをPCへ転送します。

次の外部ゲート信号が入ると新たにスペクトルデータを作成します。このHigh期間の最小間隔は10ms、最大8000回です。

外部ゲート信号のパルス幅は、例えば10ms設定ではHigh状態が10ms続き、その後Low状態が最短10μsとしたものを1周期とします。

◆ データフォーマット

Bit15

ヘッダー部

0
RUN Number
計測回数 N項目サイズ(バイト)

RUN Number2

実験番号。0から65535

計測回数

2

計測回数。1から8000まで。

チャネル数2チャネル（ビン）数。通常4096

予備

14

予備

合計

チャネル数

内容予備

No.1 CH1 ICR（入力レート）:
No.1 CH25 ICR
No.1 CH1 スペクトル20:No.1 CH25 スペクトルデータ部・ICR（Input Count Rate）は1スキャン時のスレッショルド超過
カウント数。4バイト。
・スペクトルの1チャネル（ビン）当たり最大65535（2バイト）カウント。
・データサイズは計測回数により可変。
例：計測回数が最大8000回、チャネル数4096チャネルの場合、約1.6388ギガバイト =（ICR4バイト×25CH＋2バイト×4096
チャネル×25チャンネル）× 8000回:
No.2からNo.N-1のCH1からCH25のICR
CH1からCH25のICR:
No.N CH1 ICR:
No.N CH25 ICR
No.N CH1 スペクトル:
No.N CH25 スペクトル株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15029-350-8011029-352-9013

info@techno-ap.com

7

シリコンドリフト検出器システム

FAST / ROI-SCA TTL出力

InputとOutputのタイミングでパルス幅50nsのTTL信号を出力可能◆FAST TTL出力
予め設定したスレッショルドレベルを超過した時にTTL信号を出力します。
◆ROI-SCA TTL出力
プリアンプ出力信号をデジタル信号処理結果の波高値(PHA)が予め設定したLLDとULDの範囲内かつROIの範囲内であった時にTTL信号を出力します。

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

8

シリコンドリフト検出器システム

アップグレードオプション◆ FAST-SCA機能拡張
ROI-SCAの出力CH数を4CH拡張し、FASTタイミングでもTTL（パルス幅50ns）出力が可能です(設定例1) ｡
また、拡張した4CHをROI-SCAとして機能を割り当てることもできます(設定例2)｡

プリアンプ出力（内部preamp）
スレッショルドレベル

fast TTL出力(Input)アプリケーション
設定例1

ULD
ROI end

デジタル信号処理（内部slow）

ROI start
PHA
LLD
Peaking Time

ROI-SCA TTL出力(Output)

アプリケーション
設定例2◆ カウント上限拡張
従来のクイックスキャンデータ構造
Event#1(1イベント：32768 byte)

従来のクイックスキャンカウント数を16bitまたは32bitの選択可能とし

CH1 4096ch 16bit CH2 4096ch 16bit CH3 4096ch 16bit CH4 4096ch 16bit
CH1 4096ch 16bit CH2 4096ch 16bit CH3 4096ch 16bit CH4 4096ch 16bit

Event#2：
Event#8000

インプットカウント情報を追加

CH1 4096ch 16bit CH2 4096ch 16bit CH3 4096ch 16bit CH4 4096ch 16bit

インプットカウントデータを付加しクイックスキャンデータを32-bitに選択可能
Event#1
Event#2(1イベント：65552 byte)

CH1 4096ch 32bit

CH2 4096ch 32bit

CH3 4096ch 32bit

CH4 4096ch 32bit

CH1 Input 32bit

CH2 Input 32bit

CH3 Input 32bit

CH4 Input 32bit

CH1 4096ch 32bit

CH2 4096ch 32bit

CH3 4096ch 32bit

CH4 4096ch 32bit

CH1 Input 32bit

CH2 Input 32bit

CH3 Input 32bit

CH4 Input 32bit

CH1 4096ch 32bit

CH2 4096ch 32bit

CH3 4096ch 32bit

CH4 4096ch 32bit

CH1 Input 32bit

CH2 Input 32bit

CH3 Input 32bit

CH4 Input 32bit：
Event#65536

外部GATE信号タイミングの間隔(10ms/min.)で高速にヒストグラム取得できるクイックスキャン機能において1スキャンあたりのカウント数の上限を選択可能としました。
長時間計測のようなステップスキャンに対応することが可能となります。また、クイックスキャンデータへさらに1スキャンあたりのインプットカウントを付加することができます。
株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

9

シリコンドリフト検出器システム

制御コマンド弊社モジュールの設定及びデータの取得はイーサネット経由 TCP/IP と UDP により行います。

DSP
APG5107
Config, Status

UDP
ポート番号4660
LANData

TCP/IP
ポート番号24

通信用ボード

通信規格

通信プロトコル

コマンド方式APG51071000 Mbps

TCP/IP or UDP

アドレス・パラメータ

特殊なライブラリなどは使用せず、通信フォーマット（コマンド）に準拠すれば、ユーザー様のオリジナルのアプリケーションでも DSPが制御可能です。

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

10

シリコンドリフト検出器システム

機器早見表素子数

有感面積*1

環境

型番
XSDD30-01WLXSDD30-01GRXSDD30-01AP
XSDD50-01WLXSDD50-01GRXSDD50-01AP
XSDD30-04WLXSDD30-04GRXSDD30-04AP
XSDD50-04WLXSDD50-04GRXSDD50-04AP
XSDD30-07GRXSDD30-07AP
XSDD50-07GRXSDD50-07AP

30㎟
1素子
50㎟
120㎟
4素子
200㎟
210㎟
7素子
350㎟
*1:
有感面積

検出器用電源

大気

真空×〇
〇×〇
〇×〇
〇×〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇××××

ユニット型

NIM型*2

VME型*3

APN3900

APV3900

APU3900
もしくはAPU101X

APU3900コリメート

フランジ（真空用SDD選択時）

30㎟

45㎣ collimated to 30㎣

ICF7050㎟

65㎣ collimated to 50㎣

ICF114*2: NIMビン電源が必要です。別途お見積りいたします。
*3: VME電源ラックが必要です。別途お見積りいたします。

◆ 窓材
種類

検出器型番末尾

備考

窓無し

WL

シリコン厚み：450μm

グラフェン窓GR

厚み：1μm

ポリマー

AP

大気使用の場合、暗所にする必要がございます。

◼ 真空用SDDの真空度：＜10-5 Pa程度
◼ 検出器の筒長：100㎜◆ 計測モジュールの構成例
素子

ユニット型

NIM型

VME型

1素子

APU101X

APN101X

APV8011S

4素子

APU504X

APN504X

APV8004X

7素子

APU504X
2台

APN504X
2台

APV8008X

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

11

シリコンドリフト検出器システム

構成例
イメージ

機器構成

主な仕様

・7素子検出器
全素子面積455mm2
有効面積350mm2・検出器用電源ボード

XSDD50-07-SYS

・信号処理ボード
・機器制御・信号処理用
Windows版ソフトウェア

・4素子検出器
全素子面積260mm2
有効面積200mm2・検出器用電源モジュール

XSDD50-04-SYS・信号処理モジュール
・機器制御・信号処理用
Windows版ソフトウェア

・1素子検出器
全素子面積65mm2
有効面積50mm2
XSDD50-01-SYS・一体型信号処理電源モジュール
・機器制御・信号処理用
Windows版ソフトウェア※駆動機構など特別な治具が必要な場合はご相談ください。
真空対応ベローズ付駆動機構使用例

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

12

シリコンドリフト検出器システム

日本での主な販売実績◆ 19素子蛍光X線検出器用デジタル信号処理システム◆ 多素子検出器用データ収集システム◆ SSD用デジタル信号処理機◆ 蛍光XAFS用7素子シリコンドリフト検出器システム

7素子SDDシステム
北海道大学◆ 硬X線用4素子シリコンドリフト検出器システム◆ 軟X線シリコンドリフト検出装置の製作◆ 高感度蛍光X線検出器

7素子SDDシステム
KEK PF
株式会社テクノエーピー
本社（茨城県）

真空単素子SDDシステム
HiSOR

7素子SDDシステム
Aichi SR
4素子SDDシステム
Rits SR
7素子SDDシステム
SPring-87素子SDDシステム
SAGA-LS

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

13

シリコンドリフト検出器システム

お問い合わせ株式会社テクノエーピー
茨城県ひたちなか市馬渡2976-15
029-350-8011

info@techno-ap.com
http://www.techno-ap.com
弊社は茨城県ひたちなか市に拠点を置き放射線・物理計測用モジュールや検出器など自社で設計・開発・製造・販売する
国内でも数少ない精密測定機器メーカーです。

放射光施設や放射線に関連した研究を行う大学や施設などからの引き合いを頂いており、市場のニーズを反映した新製品の開発や様々な課題に対し積極的に取り組んでおります。

株式会社テクノエーピー〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

029-350-8011

029-352-9013

info@techno-ap.com

14