BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（EEG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル１

項目名をクリックすると各項目の先頭のページに移動します
ページ番号

事前準備

3〜20

直前準備

21〜25

実験

26〜27

実験後

28〜31

*各ページのページ番号を2クリックするとこのページに戻ります
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備

実験に必要な物品一覧◎パソコン2台（BIOPAC制御用 & 実験刺激提示用）◎BIOPAC一式◎各種ケーブル（パラレルケーブル等）◎各種電極◎測定に必要な消耗品（アルコール綿・綿棒・ペースト・テープ）◎電極装着場所を決めるための道具（ゴム紐、マジック等）

3
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備①パソコン2台（BIOPAC制御用 & 実験刺激提示・トリガー発信用）を用意する

実験刺激提示用のPCにはBIOPAC制御用のPCには刺激提示用のプログラムソフトウェアをインストールする必要がありますAcqknowledgeソフトウェアを事前にインストールする必要があります*このシステムでは刺激提示用ソフトウェアとしてinquisit 5を、BIOPAC制御用のPCにはAcqknowledge 4.1をインストールしています。各ソフトウェアに対応したOSで作動するPCが必要です。

4*このシステムでは刺激提示用PCにパラレルポートを必要とします。
BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備②BIOPAC一式をセットする（１）：本体やアンプを用意する（アンプは各指標（チャンネル）につき１ユニット必要）

BIOPAC本体、I/Oユニット、必要なアンプをつなげます*このシステムではBIOPAC本体としてMP150、その隣にI/Oユニット、その隣に３台のアンプをつなげています。アンプは脳波測定(２チャンネル分)用に２台の脳波測定用アンプ(EEG1000C)、まばたきを検出するために筋電用アンプ(EMG1000C)を１台つなげています。同時に心電やGSRを測定する場合は、対応するアンプを追加します。

5
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備②BIOPAC一式をセットする（２）：アンプ表面のスイッチを設定する

EEG100Cの設定

EMG100Cの設定

GAIN : 50000
NORM
ON0.1HzGAIN : 50000
5kHz
OFF1.0Hz*個々の設定についてはBIOPACのマニュアルを参照してください（将来的にこのマニュアルで説明を追加予定です）

6
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備②BIOPAC一式をセットする（３）：アンプ上面の個体認識番号スイッチを設定する
横にスライドさせて数値を変更する*通常は左側から順番に1〜と設定します（アンプ３台の場合は１，２，３）。
もし同じ番号に設定されたアンプがあるとうまく動かないので、番号の重複は避けます

7
BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備②BIOPAC一式をセットする（４）BIOPACと制御用PCをLANケーブルで接続します。
BIOPACの電源アダプタを接続します。
実験開始前にBIOPACの電源を入れます

電源ボタン

電源アダプタLANケーブル

8
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル③BIOPACとトリガ用パソコンを接続する(BIOPACにトリガー入力信号を入れるため)

事前準備：パラレルケーブルを用意してトリガー発信用PCとBIOPACを接続する
パラレルケーブルPC側

パラレルケーブルBIOPAC側*PCのパラレルポートに対応したケーブルを用意し、PC側はそのまま接続する。
BIOPAC側は、ゲーブルを切断して、必要な芯線のみを対応するBIOPAC側の端子に接続します。詳細は次ページ

9

BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備④適切にパラレルケーブルを接続するテスターを使用して、PC側の端子とBIOPAC側の芯線の対応を確認する（どの色の芯線が25ピンのどの端子に対応するか確認する）

最大256パタンのトリガ信号
I/O 7[0] 00000000[255] 11111111

I/O 0

on(1)にするピンが少数ですむ場合はすべて接続しなくてもよい(4パタン（000000+00、01、10、11）のみならI/O 0と1だけ接続してI/O 2〜7は接続しなくてもok)10BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑤ECG・GSR用ユニットの用意

ECGの測定にはECG100Cを、GSRの測定にはGSR100Cを使用します。

基本的な設定は脳波測定と同様です（５〜７ページを参照）11
BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑥センサーケーブルを接続する（１） 脳波測定用電極

通常はモジュラー延長ケーブル（MEC100C）をユニットに接続して左図の端子にケーブルを接続します。
それぞれ脳波１チャンネル分の皿電極（VIN+とSHIELDに対応する端子を接続）
基準電極（ジャンパを両ケーブルのVIN-に接続し、片方のジャンパとSHIELDに対応する端子接続）

12グラウンド電極（GND端子に接続）
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑥センサーケーブルを接続する（２）片眼の筋電測定用電極

それぞれ片眼の上あるいは下部位の皿電極に対応（VIN+とSHIELDに対応する端子を接続）鼻部に装着するグラウンド電極（GND端子に接続）

13
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑥センサーケーブルを接続する（３）ECG・GSR測定用電極

それぞれ使用するケーブルに記載されている位置に接続する*通常は赤線をVIN+,白線をVIN-に使用する*線を延長する場合はモジュラー延長ケーブル（MEC100C）使用する
BIOPAC MP150を使用した

14

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑦ソフトウェアの設定（１）
Acqknowledgeソフトウェアを立ち上げ、初期設定を行います

上部メニューからMP150→Set Up Channelsを選択し、アナログ入力チャンネルの設定を行います

Add New Moduleを選択し、使用するすべてのユニットを順番に正しく設定します

15
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑦ソフトウェアの設定（２）

適切な個体認識
番号を選択

適切なユニットを選択

ユニット本体と設定をそろえる

16
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑦ソフトウェアの設定（３）

わかりやすいラベルを入力サンプリングレートを設定*ECGやGSRのサンプリングレートは低くてもかまいません
使用しているユニット数が多く、サンプリングレートが高いとより多くのマシンパワーが必要になります

17
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑦ソフトウェアの設定（４）ECGの値からHRを自動計算したい場合や脳波のαパワ値を算出する場合などは演算チャンネル（Calculation）を選択して設定します。

*詳細に設定を変更できますが、基本的にはプリセットのままで大丈夫です。
演算元のアナログチャンネルが適切かどうかは注意します。

18
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑦ソフトウェアの設定（５）トリガ信号はDigitalタブで設定します。

トリガ元のPCとプログラムで通信するポートを19

確認・設定しておきます
BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

事前準備⑦ソフトウェアの設定（６）Set Up Acquisitionで測定時間や記録場所の設定を行います

保存先はメモリか直接HDDか測定時間（長めにして手動で停止するほうがよい）

20

BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

直前準備⑧ケーブルを参加者に接続する（１） 脳波測定用電極

皿電極に電極ペースト（ここではGEL102）を綿棒等を使用して盛る*ペーストと皿電極の間に隙間（空間）があるとうまく接地せず測定にむらが出ます。
電極がペーストで埋まっているように十分な量を盛ります。

*電極を固定するためのテープを用意します。
事前に何種類かの大きさのテープを十分量用意しておきましょう
BIOPAC MP150を使用した

21

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

直前準備⑧ケーブルを参加者に接続する（２） 脳波測定用電極
測定したい場所に電極を装着する例：
Cz(今回の測定部位１)

Pz (今回の測定部位２)
耳朶(基準＆グラウンド)*事前に国際10-20法で測定位置を定位しておきます。
例：右のように国際10・20法に即した位置に目印のあるゴムを使用し、頭部前後と左右を10%, 20%, 20%, 20%, 20%, 10%に分けて位置を同定する。

22

測定位置にマジックで印をつけ、そこを目印に電極を装着する
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

直前準備⑧ケーブルを参加者に接続する（３）片眼の筋電測定用電極
片眼の上下と鼻部に電極を装着する
例：
片眼上部
片眼下部
鼻部

*可能であれば、取り外ししやすい電極を使用します*今回はまばたきを定位するために筋電を測定します。まばたきによる筋電は大きいので、測定位置は眼の上下の筋肉のあるだいたいの位置で大丈夫です。参加者の目の動きを妨げない用に注意します。
BIOPAC MP150を使用した

23

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

直前準備⑧ケーブルを参加者に接続する（４） 心電測定用電極

左腕に２箇所、右腕に１箇所シール電極を貼り付けます
ECGの各ケーブルを接続します*シール電極貼付前に貼り付け予定箇所をアルコールでよく拭いておきましょう*より心臓に近い位置で測定したい場合はBIOPACの説明書を参照してください

24
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

直前準備⑧ケーブルを参加者に接続する（５） GSR測定用電極
非利き手の２本の指にセンサをベルクロで固定します*ペースト（GEL101）をセンサに十分な量盛ります*きつく巻きすぎると発汗がうまく測定できないことがあるので、波形を見て適時調整します。

25
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

実験⑨測定開始（１）Startを押すと測定が開始されます

各ボタンを押すことで波形のレンジが変わります（このボタンは波形の縦のレンジを自動調整）

各波形の右端を押すことで波形のレンジ設定や中心値の設定ができます

26
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

実験⑨測定開始（２）すべての波形（各ユニットからのアナログ入力・デジタル入力（トリガ）・演算チャンネル（HRやα値など））が表示されているか確認します
Czの脳波
Pzの脳波
片眼の筋電
トリガ１
トリガ２

27
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

実験後⑩測定終了（１）
Stopを押すと測定が停止します。
ファイル→名前を付けて保存で○○○.acqというファイルが保存されます。

Transformメニューから、保存したデータにフィルター処理を行うことができます

28
BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

実験後⑩測定終了（２）analysisメニューから、瞬目（まばたき）のアーティファクト除去を行うことができます（少し処理に時間がかかります）

筋電データの選択

アーティファクト除去したいデータの選択

29
BIOPAC MP150を使用した事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

実験後⑩測定終了（３）

トリガデータをもとに、分析したいデータ区間をマウスをドラッグして選択します

editメニューから、clipboard→copy wave dataを選択することでクリップボードにデータがコピーされます30

BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

実験後⑩測定終了（４）エクセルにデータをコピーしますexcelを起動してデータを貼付けすることで、指定した区間のデータがテキストデータとしてエクセルの表に貼り付けられます

31
BIOPAC MP150を使用した

事象関連電位（ERP）・心電（ECG）・皮膚コンダクタンス反応（GSR）測定のための使用方法（使い方）マニュアル

2019/4 ver. 1.0
written by Ryuzaburo Nakata