Chart Softw are Man u alChart version 5.0
for Windows XP, 2000, or later

日本語解説書e-corder¤www.eDAQ.jp

eDAQ 社の商標

文書番号 : UM-ES200W-1103
Copyright ' November 2003
eDAQ Pty Ltd
6 Doig Avenue
Denistone East, NSW 2112
Australia
Web:www.eDAQ.com
Email:support@eDAQ.com

e-cprder は eDAQ Pty Ltd の登録商標です。ecorder201 などのデータ記録装置の特定のモデル
名は eDAQ Pty Ltd の商標です。Chart、Scope、
は ADInstruments Pty Ltd の商標で eDAQ にライ
センス供与されたものです。

すべての権利は eDAQ Pty Ltd が留保します。本
マニュアルのすべてあるいは一部を、eDAQs Pty
Ltd 及び eDAQ Japan の許可なく無断で複写、複製、翻訳、あるいは他の電子媒体などへ移植することを禁じます。

本マニュアルは現時点での可能な限り正確な情報を記載しています。但し、記載されているソフト
ウエア、およびハードウエアに関する事柄は将来変更される可能性があります eDAQ Pty Ltd は必
要に応じ仕様等の変更を行う権利を有します。最
新の変更内容は常に別途配布されます。

その他の商標PostScriptは Adobe Systems, Incorporatedの登録商標です。
PowerPC は International Business Machines
Corporation の商標です。
Helvetica は Linotype Corporation は登録商標です。
Windows と Windows 200、XP は Microsoft
Corporation の登録商標です。

ii

Chart ソフトウェア

目

1 はじめに 1
Chart を使用するための基本事項 2
使用開始前に 2
本書の利用法 2
必要なコンピュータ 3
e-corder システム 3Chartをスタートする 3
データ収録の基本 5
サンプリング速度 6フィルター処理 7
デジタル化 8
入力レンジ 9ノイズ 10
ディスプレイの限界 10

2 Chart の概要 13
Chart とは 14
Chart ファイル 16Chart ファイルを開く 16
Chart ファイルを閉じるか終了する 19
Chart アプリケーションウィンドウ 19Chart ドキュメントウィンドウ 19Chart ビュー 22
ツールバー 25
記録する 26
記録中のディスプレイ 26
ブロックと設定 27
記録とモニタリング 27
記録中にコメントを入れる 28
バックグラウンド記録 29
記録の時間帯 32

Chart ソフトウェア

次

データバファリング 33

3 Chart のセットアップ 35
サンプリング速度の設定 36
最大連続サンプリング速度 37
チャンネルコントロール 37
入力アンプ 40シグナルの表示 40フィルター処理 41
シグナルの入力コントロール 42
その他の機能 43
eDAQ アンプとポッド 44
単位変換 45値を変換 46
単位名の選択 48
チャンネルセッティング 49
コントロールの設定 52
トリガー 52
スティムレータ 55
モード 56
コントロールの設定 57
スティムレータパネル 60
スティムレータ出力 61
複数の e-corder を使う 61
記録を同期する 62
最大サンプリング速度 62

4 データディスプレイ 65
Chart ビュー 66
チャンネルの表示サイズを変更 66
スプリットバー 66
振幅軸 67iii

ディスプレイの設定 70
チャンネル設定 74
チャンネルタイトル 74
カラー 75スタイル 75
ズームビュー 75
デジタル値の読み取りを表示 78
Chart ウィンドウを整理する 80

5 ファイルの取り扱い 83
エクスペリメントギャラリー 84
エクスペリメントギャラリーを使う 84
エクスペリメントギャラリーを管理する 85
データを選択する 86
データを削除する 87
データを転送する 89
クリップボード 89
データをコピー、消去、ペーストする 89
セーブオプション 90
選択範囲の保存 93
ファイルを追加する 94
印刷 95
ページ設定 95
印刷のプレビュー 95
印刷コマンド 96
コメント 99
コメントウィンドウ 102
ファイルのバックアップを採る 104

6 データの解析 107
波形からデータを計測する 108
マーカを使う 108
データの検索 110
検索の基準 111
選択の基準 112
繰返しデータを検索する 113
データパッド 113
データを書き加える 115
コラムを調整する 115
印刷 120
テキストやエクセル形式で保存 120
表計算機能 121
X-Y ビュー 122
スペクタラムウィンドウ 126
スペクトラムの設定 127

iv

ノートブックウィンドウ 131
演算入力 132
サンプリング速度 133
シグナルのディスプレイ 133
生データのコントロール 133
演算入力コントロール 137
演算入力機能 132
チャンネルの演算 146
算術演算 148
周期変動 154
微分 160
デジタルフィルター 163
積分 166
シフト 169
スムージング 171

7 カスタマイズと自動化 175
設定 ( プリファレンス ) 176
デフォルト ( 初期 ) 設定 176
ライセンスマネージャー 177
メニュー 178
コントロール 180
カーソル 180
外部トリガーオプション 180
スペシャルアクセス 181
マクロ 182
マクロを記録する 183
マクロを作動する 184
マクロを削除する 185
マクロ作成時のオプション 185
マクロコマンド 187
Chart エクステンション 193

A メニューとコマンド 195
メニュー 195
キーボードショートカット 198

B トラブルシューティング 203
テクニカルサポート 203
一般的な問題の解決策 204

C 技術資料 211
演算の詳細 211
スペクトラムウィンドウ FFT 211

Chart ソフトウェア

微分の演算 214
デジタルフィルターの演算 215
スムージングの演算 217
演算入力機能とチャンネル演算との相関 218
参照 219D データパッド表計算機能 221
E エクスペリメンツギャラリーコンフィグ
レーションファイル 229
セクションズ 229
キー行 230
コメント行 230
例 230

索引 233
ライセンス及び保証承諾書 243

Contentsv

vi

Chart ソフトウェア

1

C H A P T E R

O N E

はじめに

Windows 版 Chart は Windows 2000、または Windows XP 搭載のコンピュータと接続した e-corder をマルチチャンネル Chart レコー
ダとして使用するための専用アプリケーションです。

この章では Chart のインストール方法、必要なハードウエア環境、本書の利用法について述べていきます。

Chart ソフトウェア

1Chart を使用するための基本事項
使用開始前にe-corder を正しくコンピュータに接続し、安全かつ効果的にご使用いただくためにまず添付の CD の「e-corder マニュアル」をご使用
前に必ずお読みいただき、e-corder を正しくコンピュータに接続して下さい。

本書の利用法本書をより効率的にご利用いただくには、コンピュータを前に実際に操作をしながら本書を読み進める方法をお勧めします。Chart の基本
機能や Chart デモンストレーションファイルからコピーでコント
ロールやセッティングを実行する方法について学習できます。

申し合わせ
申し合わせ条項として、コマンドメニュー、ショートカットなどが表 1-1 の便覧に載せてあります。ショートカットに二つの形式があるのに留意して下さい：文字中のハイフン、表中の + 印を付け文脈を明確にします。

表 1 -1
コマンドメニューやショー
トカットに関する略式表記

表記例

意味

編集 > プリファレンス > カーソ
ル ...

編集メニューのプリファレンスサブメューから < カーソル ...> コマンドメニューを選択

Ctrl-S, またはCtrl + S

Ctrl (Control) キーを押しながら ' S ' を入力

Alt-Shift-click, またはAlt + Shift + click

Alt と Shift キーを押しながらマウスボタンをクリックする

使用しているコンピュータ画面に映る図形とこのマニュアルで使用している図形とは若干異なっているかも知れません。これは使用している OS (Windows 2000 か XP) や表示の設定の違いによるためです。

本書の補足
このマニュアルは Chart ソフトウェアの主要な機能の手引き書です。
幾つかの特定な機能は Chart Extensions（プラグインソフトウェア）
を使って提供しています。無償のものはウェブサイト www.eDAQ.
com からダウンロードできます。

2

Chart ソフトウェア

当社のドキュメントは常時改良され更新されています。最新版はwww.eDAQ.com から入手できます。

必要なコンピュータシステム･ Pentium プロセッサー以上･ Windows 2000 または XP･ Windows 2000 では 64 MB RAM 以上、Windows XP では
128 MB RAM 以上･ 120 MB 空き容量のハードディスク･ コンピュータモニターは 800 x 600, 256 色以上のディスプレイ
･ CD-ROM ドライブ･ USB 2.0 または 1.1.

e-corder ＠ システム
e-corder システムはハードウエアとソフトウエアから成るデータの記録、表示、解析用のシステムです。本システムは e-corder ハード
ウエア装置とソフトウエアアプリケーションプログラム (Chart とScope) で構成されていて、e-corder を接続したコンピュータ上で作動します。e-corder 装置自体が強力な演算能力を所有しており、データ記録に必要な多くのタスクを実行します。データが e-corderからコンピュータに一旦転送されると、そのデータの表示、操作、印
刷、保存、読みだしは随時自由に実行できます。

Chart をスタートする
e-corder が使用するコンピュータと適切に接続されていることを確認してから（e-corder 装置に付属している「e-corder のマニュアルを参照のこと）、電源を入れます。Startup ボタンのプログラムメ
ニュから Chart を選択するか、Chart アイコンをクリックするか、またはデスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックします。
Chart をはじめて起動すると 図 1-1 に示す様なダイアログボックス
が表示します。使用者名（最小 3 文字）、所属（最小 3 文字）及びその Chart に付与されているライセンスコードを入力して下さい。ラ
イセンスを入力して OK をクリックするか、Exit で Chart を終了します。

Chapter 1 ﾑ はじめに3

図 1 -1
Chart License セットアップダイアログボックス

図 1 -2e-corder が正しく接続されていないと表示するダイ
アログボックスe-corder をプログラムをセットアップするのに若干時間は係るかも知れませんが、もし e-corder が正しく接続されていないか電源が入っていない場合は、図 1-2 のダイアログボックスが表示します。
e-corder が接続され電源も入っていてもこのダイアログボックスが表示する場合は e-corder に付いているマニュアルを見て下さい。
ハードウェアの起動時のトラブルに関する情報が、マニュアルのAppendix B に載っていますので参考にして下さい。
このダイアログボックスが表示し、<Scan > ボタンをクリックしてもChart が e-corder の接続を認知しない場合はダイアログボックスの<Exit> ボタンをクリックし Chart を終了して下さい。この場合はハードウェアマニュアルに沿ってトラブルに対処して下さい。

Chart を終了する
ファイルを開いた後 Chart を終了する場合は、ファイルメニューから <Exit> を選択します。本書を学習中の方は、そのままファイルを開いたままで次にお進みください。

4

Chart ソフトウェア

データ収録の基本
e-corder システムの目的はデータを記録し、保存して解析する事です。図 1-3 は収録の模式図です。通常、元の入力信号はアナログ電圧として、その振幅は時間に対して連続的に変化する信号です。この
電圧信号をハードウェアでモニターし、シグナルコンディショニングと呼ばれる処理で振幅やフィルターによりその信号を適した形に変えます。シグナルコンディショニングには例えば、トランスジューサを使う場合に問題となるオフセット電圧をキャンセルさせるゼロ調整などが含まれます。シグナルコンディショニングの後で、アナログ電圧
は一定の間隔でサンプリングされます。この信号をアナログからデジタルに変換して接続したコンピュータに転送します。データはソフト
ウェアにより直接ディスプレイします。データの表示はサンプリング
したデジタルデータポイントをプロットし、ドット間を線分で描画しディスプレイします。デジタル化したデータは保存すればいつでも検分できます。またソフトウェアによりデータは様々な方法で取り出したり解析ができます。
データを収録するためのパラメータは大部分ソフトウェアによりユー
ザ側で設定できます。満足すべきデータを記録するには、そのデータに最適なパラメータの条件で記録する必要があります。サンプリング
速度や測定レンジ、フィルター設定は一覧できますが、当てずっぽに設定すべきではありません。何を、どんな理由で、どのような相関で記録するのかをハッキリさせた上で、最適な記録条件を見つけて設定します。

図 1 -3e- corder システムを使ったデータ記録の模式図

コンピュータe-corderトランスジューサ

ﾉ 1 01101 ﾉ
メカニカル
な信号

入力

Chapter 1 ﾑ はじめに

アナログ電気信号増幅

フィルター処理

デジタル信号

サンプリング

ディスプレイ5サンプリング速度
サンプリングは一定の時間間隔で採った一連の分散値を元の連続アナ
ログ信号に置き換えます。どのサンプリング速度が良いかは、測定する信号によりまちまちです。サンプリング速度が遅すぎると情報がロスして取り返しが利かず、元の信号を正しく再現できません。速すぎ
ると情報はロスしませんがデータが多すぎて処理時間が係り不必要に
ディスクファイルを大きくするだけです。

20 /s

図 1 -4
サンプリング速度の違い：
20/s と 200/s で記録した例。上はサンプリング速度が遅すぎ正確な波形が記録されない例
200 /s

周期波形を遅いサンプリング速度で記録すると akiasing 効果で不正確で紛らわしいディスプレイになります。丁度古いフィルムに映った馬車の車輪が止まったり、逆回転して映る様に正確に記録できません。
これを防ぐには入力波形で予想される周波数の少なくとも２倍のサン
プリング速度に設定します。このサンプリング速度はナイキスト（Nyquist）周波数として知られており、アナログ信号を正確に記録するのに必要とされる最低限のサンプリング速度です。即ち、入力信号の最大周波数成分が 100Hz ならサンプリング速度は 200Hz 以上な
いと正確に記録できません。情報のロス無く安全を期すなら最大周波数成分の 5 から 20 倍のサンプリング速度にすべきです。
大抵の場合、この最大周波数は予知できます。トランスジューサを使う場合はその周波数特性が判っていますので参考にします。また、メ
カニカルなフォースを計るブリッジトランスジューサは高周波成分は出ません。記録する信号の周波数（バンド幅）が不明な場合の有効な

6

Chart ソフトウェア

実波形 (3.5 Hz)、40/s で

Aliased シグナル l (0.5 Hz)、4/s で

図 1 -5
Aliasing:4 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒で3.5Hz の信号をサンプリン
グすると不適切な波形、
0.5Hz のシグナルが表示し
ます

4/s で
のｻﾝﾌﾟ
ポイン
ト

目安として、トランジェントピーク値やそのシグナル波形の反復から判る値の 5 から 20 倍高く設定します。
シグナルの最大周波数は通常は最大サンプリング速度で決まり、シグナルのスペクトル（スペクトラムウィンドウ）で観察できます。スペクトラム内の高周波数成分は最大振幅の 2% 以下で、通常記録の精度には殆ど関与しません。

フィルター処理アナログ波形は様々な周波数域と振幅域を有する真のサイン波形の数の総数として数学的に表すことが出来ます。低周波数域は緩やかに変化する波形成分であり、高周波域は速い変化を示す成分です。フィル
ターはシグナルから指定した周波数域成分を除く働きをします。
例えば、Low Pass フィルターは低周波数域を通し高周波域をカットします。
Low Pass フィルターは一般にノイズを減らしシグナルをスムージン
グ化します。High Pass フィルターはシグナルの遅速成分を除き遅い
揺らぎを消去します。フィルターは不完全なものです。200Hz の
Low Pass フィルターを例に取ると、150Hz までの周波数成分はそのままで、200Hz シグナルは元の振幅の 0.7 に減衰し（これを Cut Off
周波数と言います）、周波数が高くなるほど減衰は酷くなります。
100Hz までの有効な周波数成分が必要なら、400Hz のサンプリング
速度で 200Hz の Low Pass フィルターで高周波成分を処理します。
フィルター処理でシグナルのある帯域を変更できますので、有効に使えばノイズやベースラインのドリフト、aliasing 効果が除去できま

Chapter 1 ﾑ はじめに

7

生のシグナル ( 低高周波数 )

図 1 -6周波数が混在するシグナルのフィルター処理の効果：
high-pass フィルターは低周波数成分を除き、lowpass フィルターは高周波数成分を除きますHigh-pass フィ
ルター処理

Low-pass フィルター処理

フィルター処理されたシグナルす。フィルターの設定がシグナルのバンド幅より大きくなっていると、シグナル成分が無くなってしまいます。例えば 5Hz 以下の成分を持つ波形を採りたい場合に 20Hz の High Pass フィルターを使え
ば（０から 20Hz のしぐなるがフィルター処理され）有効な情報がシグナルから喪失してしまいます。

フィルター未処理

図 1 -7
Low Pass フィルターの違いによる心電図に与える影
響 : フ ィルター処理でノイ
ズはとれますが、掛けすぎると高周波スパイクが必要以上に減衰します

ノイズが消去フィルターの掛け過ぎ

デジタル化
電圧電位のようなアナログデータをコンピュータで扱うにはデジタルに変換しますが、この場合一定のデジタル数値に整合させる必要があります ( 例えば、デジタル温度計は近似値を測定温度としています )。
アナログの値はこの間で切り上げ、又は切り下げられてデジタル数値化されます。通常この近似値 ( デジタル値 ) はその最小桁数に比べて8

Chart ソフトウェア

十分大きいので、問題にはなりません。A/D 変換器でアナログ信号
を２進法に変換しデジタル化します。12 ﾋﾞｯﾄの ADC では 212 又は、4096 分割の振幅値分解能を持っています。大抵の生物学的な信号を扱うにはこれで十分です。
e-corder 記録ユニットは 16 ﾋﾞｯﾄ ADC を使っています。Chart4.0 では 16 ﾋﾞｯﾄ、65,536 うち 64,000 分割の入力振幅値分解能を持って言います。即ち、入力レンジを 10V にすると -10V から +10V を約
64,000 に等分割し、最小変化電圧値は 0.3125mV の判別範囲ということになります。レンジを 10mV にすると最小判別値は 50.3125μVとなります。ADC の分解能はハードウェアが関係しますのでユーザ側では変更できません。

入力レンジ
レンジはゲインや振幅の総数に逆比例しますが、直接測定される値に反映しますのでゲインに比べ有効なパラメータです。e-corder では
測定レンジは各チャンネル毎に設定できます。
設定レンジを超える電圧信号は入力できません（これはステレオシス
テムで見られる ' クリッピング ' と同じで、アンプの限度を超えるの
振幅音は厳しい歪み生じます）。この限度を超えた信号はレンジ外となり振幅値は記録されません。超える恐れのある場合にはレンジの設定を大きくします。
最良の分解能にするには、超えない範囲の記録したいシグナルの最大振幅に近いレンジを選ぶべきです。この場合、デジタル化による最小
有効桁数は測定値に比べて十分小さくなります。シグナルは増幅された後でデジタル化されます。シグナルが設定レンジに対して小さ過ぎると分解能は下がります。極端な場合、記録した波形はスムーズな波形とはならずステップ状になります。最大の分解能で± 480mV のシグナルを測定したいなら、( 初期設定の 10V でも十分ですが ) レンジ
を 500mV にします。500mV を超えるシグナルがくる恐れがあるな
ら、レンジを 1V か 2V にしておけば安全です。
画面上で波形のディスプレイを変更しても ( ズームウィンドウで拡大したり、振幅軸を拡張したりして ) 表示だけで分解能は変わりません。

Chapter 1 ﾑ はじめに

9

ノイズ
ノイズを「不必要なシグナル」と規定します。設定レンジを低くして極めて小さなシグナルを記録する際には、これが問題となります。
温度ドリフトなどのランダムノイズは e-corder を含め全ての電気回路に内在するもので、フィルター処理で最小限に押さえれます。フィル
ター設定で Low Pass フィルターを選べば、必要なシグナルを不当に改竄させずに大抵のバックグランドノイズが除去できます。

図 1 -8
ノイズが載ったシグナル (右 ) と元のシグナル ( 左 )信号ではグランドループによるノイズを避けるため、差動入力が向いています ( グランドループ電源アースに複数の記録測定器が接続されている場合に起こる現象です )。e-corder のシングルエンド入力は準差動でグランドループノイズの電圧変動を中和します。
もう一つの重要なノイズに浮遊電磁場や誘電電位で、これには電源コードからの干渉 (50、60Hz の電源ノイズ )、切替装置やコンピュー
タ、蛍光灯、トランス、ネットワークケーブル、VDU などからの干渉が該当します。この電気干渉は記録シグナルには深刻な作用をもたらします。測定器の構成や装置、ケーブルへのシールドなどに注意す
れば、この干渉を最小限に押さえれます。特にデリケートな測定にはシールドルームなどが必要になるかもしれません。

ディスプレイの限界
数多くの測定値を解釈することは、特にそれらが生物学的なものである場合は経験的な確証が基本となります。無数の測定値が何年にもわたり採集され、正常値や例外的な値のプロファイルも蓄積されています。波形の形を予想することは過去の経験を基にしているので、新しいやり方で採集した波形を解釈することは当初は困難が伴うかもしれ
ません。

10

Chart ソフトウェア

Chart は多彩なディスプレイ機能を備えているので、波形の形やサイズは自由に変更できますモニターの画面表示は、標準では72 ﾄﾞｯﾄ / ｲﾝﾁ (dpi) ですが、表示画面が小さければ表示分解能は下がります。しかし記録データに則った分解能は表示の分解能には関係ありません。チャンナル幅が狭くて画面には表示しなくてもサンプルデー
タは忠実に記録されますので、チャンネル表示を拡張するかズーム
ウィンドウでシグナルで検証できます。
高分解能印刷でもデータの精度が精査ができます。
シグナルを精査する際は、ディスプレイセッティングや軸ラベルを注
意深くチェックする事も大事です。

図 1 -9
ディスプレイ設定の違いによる波形の表示例 : どの図も同じ波形です

Chapter 1 ﾑ はじめに

11

12

Chart ソフトウェア

2

C H A P T E R

T W O

Chart の概要

Windows 版 Chart は e-corder 専用アプリケーションプログラムで、多目的なデータ記録、解析環境を提供します。

この章では Chart の概要、Chart ウィンドウとアプリケーション
ウィンドウの詳細、Chart でデータを記録するための基本的な操作について説明していきます。

Chart ソフトウェア

13Chart とはChart は e-corder ハードウエア並びにコンピュータと併用することで、高性能なマルチチャンネル Chart レコーダとして機能します。
従来のメカニカルな Chart レコーダ以上の性能を提供します。ご購入のハードウエアの機種によりチャンネル数は異なりますが、最高16 チャンネルでのデータ記録が様々な速度で実行できます。Chart
はペンレコーダの既存の限界をはるかに超えた、パワフルで使い易
い、多彩な機能を提供するデータ記録、解析用ソフトウェアです。

コントロールとディスプレイ
コントロールの方法は簡単です。Chart ウィンドウとドキュメント
ウィンドウのサイズは自由自在に変更できます。データディスプレイ
は水平方向への拡大、縮小が可能で、ウィンドウは２つに分割でき、各チャンネルの縦幅は分割バーをドラッグするだけで最適な大きさに簡単に変更できます。各チャンネルは不必要な時にはオフにしておけます。チャンネルの振幅軸をドラッグして拡張したり、ダイアログ
ボックスで最適なデータディスプレイ設定に変更できます。チャンネ
ルごとに任意のタイトルを入力したり、異なる測定単位を指定したりもできます。
レンジやフィルタオプションも各チャンネルで個別に設定できます。
ディスプレイのカラー、パターン、グリッドも変更が自在です。ツー
ルバーを使って頻繁に行う操作をマウスのクリック操作だけで実行できます。

記録
記録後のデータを表示するだけでなく、記録中のデータをウィンドウ
上 ( 分割したウィンドウでも ) に表示します。記録中にも記録速度とレンジの変更ができます。随時記録を開始、停止ができ、多くの個別データの集まりを１つの Chart ファイルにまとめることができます。
特定のイベントへのコメント挿入も記録中、記録後にかかわらず全チャンネル、又は任意のチャンネルに実行できます。

保存、印刷、編集
Chart の記録データは編集、印刷ができ、後のレビューのためにディスクに保存することもできます。作業を迅速、簡単に反復するために
Chart ファイルの設定を保存しておくことができるので、再設定の手間が省けます。ファイル全体またはセレクションのみの保存も可能で
14

Chart ソフトウェア

す。これにより必要な部分の記録のみを取り出して編集することが容易になります。また既に開いているファイルの最後に複数のファイルを付け足すこともできるので、記録を要約して 1 ファイル内に作成したりする場合などに活用できます。データはテキストファイルとしてスプレッドシートや統計プログラムなどの他のアプリケーションに転送できます。

解析
記録が終了したら、記録データをスクロールして直接データポイントが読み取れます。データはすべてデジタルで、直接読み取りができる
ので、測定エラーが発生する心配はありません。マーカを使って、選択したポイントから読み取りができます。記録したデータを演算、保存できるデータパッドが備わっているので、印刷したり、他のアプリ
ケーションにデータを転送したりするのに利用できます。Xー Y ウィ
ンドウでは任意のチャンネルのデータを別のチャンネルのデータにプロットできます。データの一部を詳細に調べるための Zoom ウィン
ドウ機能が Chart には備わっています。複数のチャンネルを重ね合
わせ ( オーバーレイ ) て直接比較することもできます。記録中、記録
後にコメントを追加することもでき、これらのコメントはコメント
ウィンドウにリストアップされ、このリストから直接すべてのコメン
トが呼び出せます。

その他の機能トリガー機能は内部または外部機器を使って、Chart が記録を開始、停止するタイミングをコントロールするものです。スティミュレータ
は外部刺激の設定をするもので、スティミュレータパネルコントロー
ルを使って、記録時に必要な刺激のオン、オフ切り替えをしたり、調節したりします。各種の演算入力機能は、リアルタイムで読み取ったデータに適用できます。イベント回数、信号の周期、サイクリックとエンベロップパラメータ、微分などのさまざまな積分機能が利用できます。演算されたデータは生データの代わりに、または生データと共に別のチャンネルにディスプレイできます。

カスタマイズChart をそれぞれの使用目的に合わせて、カスタム化することができます。コントロール、メニュー、それらのコマンド ( キーボードコマ
ンド ) をロックしたり、隠したり、変更したりできるので、Chart 全
体を学生の実習用に簡略化して使用するのに利用できます。マクロ命令を作成して複雑なタスクをスピードアップ、自動化することも可能
Chapter 2 ﾑ Chart の概要

15

で、これらのマクロは各ファイルのどのメニューにも保存できます。
カスタマイズメニューとマクロは文字入力指定となります。
Chart エクステンションが新たに加わりました。Chart エクステン
ションは特定な使用目的の為のエクステンションで、データパッド機
能、チャンネル演算や総合的なユーティリティーとしてとても便利な機能です ( 例えば、データをチャンネル演算でスムージング処理し、波形から不必要な高周波数成分を除きます )。

オンラインヘルプ
Chart オンラインヘルプは Chart で実行する大部分のタスクの操作法を提供します（場合によっては、本書よりも詳しく記載されています）。また、様々な Chart 機能に用いる条件や便利な索引、検索なども含まれています。このヘルプを開くには、ヘルプメニューから <Chart Help> を選ぶか、主要な Chart ダイアログボックスに使われている <Help> ボタンをクリックして下さい。.

Chart ファイル
Chart ファイルには二つの形式、データファイルとセッティングファ
イル ( 図 2-1) があります。データファイルはデータを記録するのに使われます。セッティングファイルは記録したデータは含みません
が、サンプリング速度、チャンネルレンジ、トリガーの設定やディスプレイ設定など Chart のセッティングが収録されます。必要なセッティングファイルを使って新規データファイルを作成して使用した
り、既存のファイルを導入することができます。Chart ファイルはChart ドキュメントとしても参照されます。
図 2 -1

Chart デスクトップアイコ
ンをダブルクリックして開くChart ファイルには多くの派生するウィンドウがあります。統べてのウィンドウはデータを記録した Chart ビューを持っています。また、
ズームビュー、X-Y ビュー、スペクトラムウィンドウなどのデータの表示画面を選択できます。ファイルを開くか閉じると、それから派生したドキュメントウィンドウも同様に開いたり閉じたりします。

Chart ファイルを開く
本書を始めから習得されている場合は、ここで Chart ファイルを開
いてみてください。これから説明するコマンド、コントロール、設定を実際に画面上で確認できます。まず最初に e-corder が正しくコン

16Chart ソフトウェア

ピュータに接続されているかを確認してから、電源を入れてください。e-corder をつながないで Chart を使う場合は ( 例えばラップ
トップコンピュータにコピーをとって自宅で学習したい場合 )、ファイルを開くとダイアログボックス ( 図 1-4) に解析オプションが表示されます。これを選択すると e-corder ハードウエアがなくてもChart を使用することができます。使用不能のコントロールはグレー表示になります。

図 2 -2Chart デスクトップアイコ
ンをダブルクリックして開くChart ファイルを開くにはデスクトップあるいはフォルダウィンドウの Chart アイコンの１つをクリックし、ファイルメニューから < 開く > を選択するか、あるいはアイコン ( 図 2-2) をダブルクリックします。eDAQ（初期ロケーション）のタスクバー < 開始 > でプログラ
ムメニューの Chart を選択すると新規未名称ファイルが開きます。
Chart が e-corder をセットアップするのに少し時間がかかります。
ファイル無しに Chart をスタートするとエクスペリメンツギャラ
リーがセットアップされ、エクスペリメンツギャラリーのダイアログ
ボックスが表示します：ここではこのダイアログボックスを無視して閉じます。これについては Chapter 5 で説明します。
Chart を開くと Chart アプリケーションウィンドウが表われ、ファイルに付帯する Chart ビューとそれに派生するズームビューなどのドキュメントウィンドウも含まれています。

・ 参照
エクスペリメントギャラ
リー , p. 84

Chart を起動すると、Chart アプリケーションがまず表示し、次いでChart ビューが Chart アプリケーションウィンドウを満たしますが、各サイズは調整できます。Chart は最大 8 つのドキュメント迄保持できますが、e-corder では記録できるのは一度に 1 つのファイルだけです。Chart の記録時には別のドキュメントは開けません。
Chart アプリケーションを開き、ファイルメニューで < 新規 > を選
択すれば新規未名称ファイルが作成されます。ドキュメントを初めてオープンすると、新規ドキュメントが初期設定で作成されます ( サン
プリング速度、チャンネルレンジ、ディスプレイセティング、ウィン
ドウサイズなど )。今までにドキュメントをオープンしたことが有れ
ば、新規ドキュメントダイアログボックスが表示します。初期設定かオープンしているアクティブドキュメントの設定が選択できます。
チェックボックスをマークすると開いているドキュメントが閉じ ( 変更は保存できます )、新規ドキュメントが開きます。新規ドキュメン
トには 'Document 1 '、'Document 2' などの名称が付きます。

Chapter 2 ﾑ Chart の概要

17

図 2 -3
新規ドキュメントのダイア
ログボックス

既存ファイルを開くには、ファイルメニューで <Open...> を選択します。Open ディレクトリダイアログボックスが表われます。必要な
既存ファイルをサーチしたい場合は Look ポップアップメニューを使ってハードディスク内をナビゲートしてください。リストにあるファイルを選択すると、そのタイトルはハイライト表示になり、ファイル名テキスト入力ボックスに表示されるので、<Open> ボタンをクリックするとそのファイルが開きます。

図 2 -4
ファイルを開くのディレク
トリーダイアログボックス< ファイルの種類 :> のポップアップメニューで開きたいファイルの種類を選択します。選択した種類だけがスクロールリストに表われます。通常 Chart データファイル、Chart 設定ファイル、Chart テキス
トファイル (Chart で作成されるフォーマットのテキストデータ ) だ
けがポップアップメニューから選択できますが、その他のものを状況により追加することも可能です。設定ファイルでロードする設定事項
はサンプリング速度、チャンネルレンジ、チャンネルエリア、ディス
プレイ設定などです。本書で Chart を学習する場合、デモンスト
レーションファイルを同時に使用すると、画面に実際のデータが表示されるので、Chart の動作が把握していただき易くなると思います。
オリジナルファイルをプロテクトするために ( バックアップは採ってあるでしょうが )、デモンストレーションファイルをいくつかコピー
しておき、それらにタイトルをつけて、学習用に利用されることをお勧めします。

18

Chart ソフトウェア

Chart ファイルを閉じるか終了する
Chart データファイルウィンドウを閉じるには、ファイルメニューから < 閉じる > を選択します。これでそのファイルに付帯する総てのドキュメントウィンドウが閉じます。また、ドキュメントウィンドウを個々に閉じることもできます：この場合は総ての付帯するドキュメ
ントを閉じないと Chart ファイルは閉じません。
・ 参考
エクスペリメントギャラ
リー , p. 84

Chart の最後のファイルを閉じると、エクスペリメントギャラリーのダイアログボックス (Chapter 5 参照 ) が表示 ( その様に設定されていれば ) します。
Chart を終了するには、<Closed> ボタンをクリックしてファイルメ
ニューから終了を選択してください。あるいはキーボードコマンドで<Alt+F4> を入力してください。どちらの場合にも、作業内容に変更があった場合には、ダイアログボックスが表示されて変更した作業を保存したいかを尋ねます。保存したい場合は <Yes> のボタンをク
リックします。変更を無効にしたい場合 (Chart を学習中の場合など) は <No> のボタンをクリックします。

Chart アプリケーションウィンドウ
データの記録に関する基本コントロールはすべて、Chart アプリケー
ションウィンドウと Chart ビューに提供されています。これらのコントロールについては以下に説明します。また必要に応じてさらに詳しい説明を随時加えていきます。Chart アプリケーションウィンドウにはすべてのドキュメントウィンドウが含まれています。
ウィンドウの最上部にはメニューバーがあり Chart の動作や表示を設定変更したりするための Chart メニューを表示します ( Appendix A
を 参照 )。ツールバーは標準タスク ( 新規 Chart ファイルを開いた
り、保存したりなどのタスク ) の短縮操作をボタン表示で提供します。
ウィンドウの最下部にはステータスバーがあり、ポインターの位置でのコマンドメニューの機能状態などを示します。また場合によりChart のステータスを示すこともあります。データのロード中、設定中、保存中、サンプリング中、マクロを記録中などです。メモリーイ
ンジケータとプログレスバーはハードディスクの空メモリー容量とファイルに使用されているメモリー量を示します。

Chapter 2 ﾑ Chart の概要

19

タイトル

図 2 -5
データ表示の無い Chart
ウィンドウ ( ドキュメント
が何もオープンしていないとファイルとヘルプメ
ニューしか出ません )

メニュ
バー
ツール
バー

プログレ
スバー
ステータスバーメモリーインディケータ

Chart ドキュメントウィンドウ
各 Chart ファイルには付帯する幾つかのドキュメントウィンドウを含みます。Chart ビューはデータを記録する場所で、ズームビューな
どそれ以外のドキュメントウィンドウでは特化したデータビューを提供します。
Chart ドキュメントウィンドウは Chart アプリケーションウィンド
ウ内 ( 図 2-6) に含まれていますので、それ以外のアプリケーションに紛れたり、隠れたりすることは絶対にありません。Chart アプリ
ケーションウィンドウがデスクトップであるかの様に動作します。このウィンドウの範位内で移動、リサイズ、閉じる、拡大、復帰、縮小などの操作が行なえます。
Chart ドキュメントウィンドウ ( 図 2-7) を画面全体に表示するには
最大化ボタンをクリックします ( 拡大ボタンは復帰ボタンに切り替わります。復帰ボタンをクリックするとウィンドウは少し小さくなり、最初に設定されたサイズに戻ります )。コントロールメニュー、タイトルバー、最小化ボタン、最大化ボタン、クローズボタンはすべてその他の Windows アプリケーションと同様の機能を果たします。

20

Chart ソフトウェア

図 2 -6
データ表示している Chart
アプリケションウィンドウ

Chart ア
プリケー
ション
ウィンド
Chart
ビュー

最小化ド
キュメン
トウィン
ドウ

Chart または Chart ファイルを開くと、デフォルト設定では Chart
ア プリケーションウィンドウは有効なスペース全体に Chart
ビュー画面を開きます。本書ではデータの記録は、１つの Chart
ビューで実行されることを前提に説明しています。.

図 2 -7
Chart アプリケーション
ウィンドウ、Chart ビュー
最大化画面

アプリケー
ションボタ
ン
ドキュメン
トボタン
日付の表示 (
オプション )
チャンネルタイトル
未使用チャンネル ( 隠れている )Chapter 2 ﾑ Chart の概要

21

図 2 -8
標準の Chart ビュー
ファイル名称

タイトルバー

コメントバー

レートポップアップメニュ

入力レン
ジっ / 振幅
を表示

振幅軸

チャンネ
ルセパ
レータ

レンジ
ポップ
アップメ
ニュー

<The data display area>
スケール
ポップ
アップメ
ニュー
スケール
ボタン

マーカ

レート / タ
イムディス

チャンネ
ルポップ
アップメ
ニュー

<Time axis>

スプリットバー スクロールバー

スクロール／ ビューボ
レビュボタン タン

記録／モニ
タボタン

スタート / ス
トップボタン

Chart ビュー
ドキュメントウィンドウにはタイトルバーとコメントバーの下に、左から右に３つのエリアが存在します。各チャンネルのスケールを含む
振幅軸エリア、記録したデータを含むデータディスプレイエリア、
チャンネルコントロールエリア ( 図 2-8) です。

ナビゲーティング
スクロールバーはウィンドウに出ている Chart ビュー内を、左右に移動するためのものです。左、または右矢印をクリック、あるいは押下げるか、スクロールバー内のボックスをドラッグすることによってファイル内を左、または右に移動することができます。スクロール
バーの両サイズのボックスをクリックするとウィンドウ内を右端から左端 ( または左端から右端 ) に一挙に移動できます。又、コマンドメ
ニューの < データの先頭に移動 > や < データの末尾に移動 > を選択すれば、記録の開始や終了時に移動できます。<Ctrl>- 左右矢印
キー、又はツールバーでも同様に移動できます。

22

Chart ソフトウェア

ビューボタンビューボタンは Chart ウィンドウのファイルの水平のスケーリングを縮小、拡大するための機能です ( 有効縮尺 ( 拡大 ) 比は 1、２、5、10.... 2000：1 です )。一度により多くのファイル内容を表示したい場
合は左側の小さな山印のボタンをクリックします。ファイルの表示を
元の大きさに拡大したい場合は、右側の大きな山印のボタンをクリッ
クしてください。真ん中のボタンは縮小 ( 拡大 ) 比を示します。このボタンをクリックすると縮尺比 1：1( これ以外の比率であった場合 )に戻るか、比率が 1：1 であった場合は縮尺比 20：1 に変化します。
水平に縮小されたファイルやファイルの選択範囲を印刷する場合、実行縮尺比で印刷されます。

Chart のスケール軸
水平軸は時間軸で、Chart ビューの下に沿ってスクロールバーの上にあり、サンプリングの開始からの時間を記録したり、経過した時間な
どのタイムディスプレイモード (Display Setting ダイアログボック
スを使って設定します ) に則って表示します。ウィンドウの左には垂直な振幅軸があり、記録した波形の振幅を示します。
何等かのデータが実際に記録されるまでは、軸エリアは空白のままです。各チャンネルの尺度は、最初にウィンドウの右端にあるレンジコ
ントロールをセットして決めますが、ポインターを使っても軸が伸縮できます。また、ディスプレイオプションがスケールポップアップメ
ニューから選択できます。単位はデ フォルト設定で mV 表示ですが、単位変換機能を使えば、任意の単位に変更できます。
/

注

単位変換 , p. 45

スケールボタン
各チャンネルの縦軸の左端にスケールボタンが付いています。縦軸は<+> のボタンをクリックすると拡大 <—> ボタンで縮小します。縮尺は 1 度に現行表示のそれぞれ倍、又は半分に変わります。

チャンネルコントロール
チャンネルコントロールは Chart ビューの右端の、データディスプ
レイエリアの右にあります。Chart ビューの右上のレートポップアッ
プメニューはサンプリング速度のコントロール用で、サンプリング速度は全チャンネルに共通します。各チャンネルには２つのチャンネル
コントロールがあります。左の方の下向き矢印を押すとレンジポップ
アップメニューが表示され希望のレンジを選択できます。チャンネル

Chapter 2 ﾑ Chart の概要

23タイトルの右にある下矢印を押すとチャンネルファンクションのポッ
プアップメニューからオプションが選択できます。そのチャンネルがオフの場合、そのチャンネルのレンジポップアップメニューボタンはダイム表示の使用不能になっています。

サンプリングパラメータディスプレイ
ポインターがチャンネルコントロールエリア上にある時は、現行の設定サンプリング速度 ( サンプリング速度はｻﾝﾌﾟﾙ数 / 秒で、スクロー
ル速度は秒 / ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ ) がレート / タイムのディスプレイで表示されます。チャンネルがオンになっている時にポインタがチャンネルコン
トロールエリア上にある場合は、レンジ / 振幅のディスプレイが各チャンネルの現在の入力レンジを表示します。またポインターがデー
タディスプレイ、または時間軸エリア上にある場合はポインターの位置での波形の振幅値とその時間を表示します。

データディスプレイエリア
記録したデータは Chart ビューのディスプレイエリアに表示されます。このエリアは右のチャンネルコントロールエリアと左のチャンネ
ルの振幅軸に囲まれています ( 図 2-8 ) 。各チャンネルのデータはチャンネルタイトルの左に位置し、上下の水平バーに囲まれています。これらのチャンネル間の境界線を上下にドラッグすると、チャンネルのディスプレイエリアのサイズが変更できます。

スプリットバー
スプリットバー

データディスプレイエリアの左端の垂直のスプリットバーを右の方へドラッグすると、データディスプレイエリアが２つの部分に分割します。それぞれの部分には独自のスクロールバーとビューボタンが備
わっています。この機能により記録データの異なる選択範囲を比較したり、すでに過去に記録したデータと記録中の新しいデータを比較することができます。

マーカ
マーカーは Chart ビューの左下のボックスに入っています。マーカを定位置からデータディスプレイエリアにドラッグし、波形上の特定ポ
イントをゼロ点としてマーカ設定して、そこからの相対的なデータを読み取ることができます。
マーカ

24

Chart ソフトウェア

スタートボタンTo 記録を開始するには、Chart ウィンドウの右下の <Start> ボタンをクリックします。クリック後は <Stop> 表示になります。記録を停止する時にクリックします。e-corder や PC がフル稼働している場合
は開始時や停止時にボタンは <Wait..> のダイム表示になることがあります ( あせってボタンを何度もクリックしないようにしてください)。

記録 / モニターボタン
Chart ビューの右下、< スタート > ボタンの左にある記録 / モニター
ボタンはデータを実際に記録するのか ( デフォルト設定 )、単に表示するだけかを設定するためのものです。表示だけの場合 ( 入力する信号の波形を見るのに使用します ) は、クロス ( 十字印 ) がコントロー
ル上に出ます。このボタンをクリックすると記録とモニターに切り替わります。

スクロール / リビューボタン
Chart ビューの右下、ビューボタンの左側にあるスクロール / リ
ビューボタンは、記録に合わせてデータを自動的にスクロールするのか、記録したデータをスクロールバーを使ってスクロールするのかを設定するコントローラです。

ポインター
ポインターは Chart ビューの上を移動すると形状が変り、そのエリアでの機能を示す表示になります。例えばテキストエントリーエリア
では I ビームになります。

ツールバー
ツールバーが Chart の一般機能のショートカット用に設けられています。ポインターを各ツールを示すアイコンの上に移動すると、その機能を表示します。又、Chart ビュー下のステータスバーにはより詳細な情報が表示します。ツールバーボタンはメニューダイアログボッ
クスで隠したり、再表示できます。
・ 参照
ツールバーボタン , p. 179

Chapter 2 ﾑ Chart の概要

25

開く

図 2 -9印刷

ｽズームビュー

データ
パッド

記録開始時 全チャンネル
オートスケール
に戻す

ツールバー

新規

ディスク
に保存

Chart ビューX-Y ビュー データパッド
ミニウィンドファイルの終わりまで進める

記録する
記録を開始するには、Chart ビューの右下の < スタート > ボタンをクリックします。< スタート > ボタンは < ストップ > 表示に切り替
わりますので、記録を停止したい場合はこのボタンをクリックしてください。また、<Ctrl>+ スペースバーのキーボードコマンドでも停止できます。
通常の方法で記録している場合は、スクロールバーはダイム表示で使用不能になります。時間軸は空白のままです。

記録中のディスプレイ
図 2-10
記録中の時間と信号振の幅表示

・ 参照
総合的な表示 , p. 72

26

Chart は従来の Chart レコーダの表示法を模倣したものです。記録
したデータはあたかも Chart レコーダがペーパー上に記録を写しだ
していくように、記録されたデータは新しいものから順にデータディ
スプレイエリアの右側からスクロールし、古いデータは左へと送られます ( この表示方法を全くスクロールしないようにも変更もできます。これにはスクロール / リビュー ボタンを使用します )。

記録中は記録している信号の振幅 ( ウィンドウが分割されている場合
は右側の枠内の信号 ) は、各チャンネルの右のレンジ / 振幅ディスプ
レイで表示されます。単位変換機能を使用している場合は、データの値は電圧表示でなくて指定した単位で表示されます。時間はチャンネ
ルコントロールエリアの上部のレート / タイムディスプレイ内に表示されます。時間はそのブロックがスタートした時点からの経過値、あるいは絶対時間値で表示され、これはタイムディスプレイモードで指定できます。これらの表示は毎秒等で更新します。

Chart ソフトウェア

ブロックと設定
初期設定では記録を一旦停止してから、また開始する場合などにこれ
らのデータが連続して記録されたものでないことを示すため、太い垂直分画線がこの ( １部分が１ブロックに該当 ) の間に表われ、各ブ
ロックを区分けします。チャンネルの入力レンジを変更した場合 ( 複数のチャンネルを変更した場合でも )、新しいスケールが各チャンネ
ルの両ブロックに出て区別します。たとえ１つのチャンネルしか変更されない場合でもブロックは常に全チャンネルに適用されます。

図 2 -11 .
ロックデーター : 停止して再開始後のブレーク (左 ) とチャンネルレンジ
変更後 ( 右 ) の例

記録を一旦停止しなくても、記録速度とチャンネルレンジ設定は変更できます。Chart は設定が変更された時点で新しいブロックをスタートさせ、太い垂直線あるいは新しいスケールを表示します。設定を変更している間はスクロール表示は瞬間的に止まり、変更作業が終わると変更後の設定でスクロールが再開します。

記録とモニタリング

図 2 -12
記録 / モニター ボタン : 左
ボタンは記録とディスプレ
イ、右ボタンは記録せずに
ディスプレイのみ

Chapter 2 ﾑ Chart の概要

T 記録/モニターボタンはChartウィンドウの右下、<スタート>ボタンの左側にあり、データをメモリー ( デフォルト設定 ) に記録するのか、それとも単に入力信号の性格を把握するために画面に一時的にディスプレイするだけなのかを選択します。このボタンをクリック
し、記録またはモニタリングのどちらかを選びます。記録 / モニター
ボタンをクリックするだけで、記録中随時メモリーへデータを記録するのを停止したり、再開したりできます。この機能は実際に記録する
前に、記録する信号の特性を知っておく場合に便利です。モニタリン
グ中はデータディスプレイエリアはグレーエリアになっていますので、モニタリングと記録の区別が簡単につきます。モニタリングを停止するとグレーエリアは消えます。モニタリング中はデータは実際に記録されていないので、コメントを追加することはできません。コメントボックスはダイム表示になり、コメント入力はできなくなります。

27

記録時のステータス
サンプリング中、ステータスバーが Chart の記録状態を表示します (図 2-15 参照 )。実際にデータを記録中、トリガー待ち状態、または
ポストトリガーのディレイタイム待ちなのかを表示して知らせます。
記録状態がそのままテキストで表示されるため、瞬時に記録状態を知ることがきます。

図 2-13
記録時のステータスバー'Recording data' とは「データを記録中」の状態を意味します。
「データの記録中でなく、モニタリング中もしくは画面上で表示している」状態は ' 停止中 ' を表示します。トリガー入力を設定し ' トリ
ガー待機中 ' が表示された場合は、「e-corder がデータサンプリング
前のトリガーイベントを待っている状態」を意味します。トリガー
ディレイを設定していて、トリガー後に ' ポストトリガーディレー 'が表示された場合は、「e-corder がディレイ時間を待っている状態」
を示します。その他のメッセージも状況によって表われることがあります。

記録中にコメントを入れる
記録中でも記録後でも記録の様々なポイントにコメント ( 注釈 ) を追加し、ある特定の時間やチャンネル、データセレクションに関係した情報を入力しておくことができます。コメントは Chart ビューの最上部のタイトルバーの真下にあるコメントバーを使って入力します。

・ 参照
コメント , p. 99

28

デフォルトではコメントは全チャンネルに導入されます。この場合、コメント番号ボックスの前には＊印が表示されます。任意のチャンネ
ルにコメントを入力したい場合は、Channel フィールドでテキストを選択してチャンネル番号をタイプするか、上下の矢印を押してチャ
ンネル番号を変更してください。コメントを付けたいチャンネルのデータディスプレイエリア上をクリックしても選択できます。すべてのチャンネルにコメントを適用する場合は＊印をタイプ入力するか、Chart ビューの下段の時間軸エリア内をクリックしてください。チャ

Chart ソフトウェア

ンネルが選択された後、テキスト入力エリア内をクリックして、コメント内容をタイプ入力してください。

図 2 -14 l
コメントバー .

コメントチャンネル
(* は全チャンネル

コメント番
号ボックス

タイプしたテキストが挿入される

コメント追加ボタン

コメントは記録したデータと一緒に格納、保存でき、記録後にコメン
トウィンドウで編集したり、表示したりできます。コメントボックス
は任意のチャンネルの記録内、または垂直の点線で表示されている時
間軸に挿入されます。記録後にコメントボックス上にポインタを置いて、マウスボタンを押すと各コメントの内容を読むことができます。
記録した後からでもコメントは追加でき、< コメント追加 ...> コマン
ドメニューを使いコメントウィンドウを呼び出し、読込み、編集、消去、検索、印刷できます。必要ならコメントボックスとラインは隠すことができます。

図 2 -15
標準及びチャンネルに特化したコメント表示とポップ
アップコメントボックス

バックグラウンド記録' 記録中 ' の状態とは単に記録のみが行われている状態ではありません。Chart では記録しながら同時に別の作業も実行できます。例えば
記録したデータを再び見たり、スプリットスクリーン機能を使って既存のデータを新しいデータと比較したり、別のアプリケーションを作動させながら、バックグラウンドで Chart で記録をさせたりする事ができます ( ウィンドウを縮小して表示することも可能 )。Chart がChapter 2 ﾑ Chart の概要

29

コンピュータを占有しないで済むため、長時間記録にはこれが便利です。

データを再生しながらの記録
通常 Chart で記録中、記録したデータはデータディスプレイエリア
上をウィンドウの右側からスクロールします。つまり右には常に新しいデータが表示され、古いデータは左へと移って行きます。

図 2-16
記録しながら再生する時はコントロールパネルが変わります：
記録分データのスクロール

スクロール / リビューボ
ヤンーをリビューに設定

この時スクロールバーはダイム表示で無効、スクロール / リビューボ
タンはスクロールが選択されています。このボタンをクリックするとハイライト表示になり、それを押下げると再生機能がアクティブになります。記録中にデータを再生する場合、スクロールバーを使って過去に記録したデータがスクロールできます。スクローリング機能は通常通り動作し、時間軸も表示されます。データを記録中の場合は、新
しいデータはデータ表示の右端までスクロールしないと見ることができません。記録中でもデータの選択範囲を設定してズームビュー、
X-Y ビュー、データパッドが利用できますし、印刷も可能です。
再生時はコメントバーを使うコメントの追加はできませんが、<Add
Comment...> コマンドメニューは使用できます。

スプリットスクリーンを使った記録
記録前や記録中にスプリットバーを右にドラッグして画面を分割できますので、画面を分割することによって入ってくるデータと既存のデータとを並べて比較することができます。Chart では、通常右側のウィンドウで記録されるので、そこで新しく採集されたデータにコメントを付けることができます。

図 2 -17

スプリットバー

記録後にスプリットスクリーンを使用

30

Chart ソフトウェア

また、左側の Chart にはバッファメモリーが備わっていますので、別のアプリケーションに優先的にメモリーが消費せれている場合であっても、短時間であれば記録作業に支障はありません。しかしメモリー使用率と CPU 依存率の高いアプリケーションを使用していて、メモリーが充分に搭載されていない場合には、高速サンプリングで記録したデータは無くなる恐れがあります。重要なデータを記録する時は上記のようなアプリケーションの使用は避けてください。各区画にはスクロール / リビューボタンがありますので、記録している間でも、リビュー画面とスクロール画面に分けて表示できます。リビュー
画面で興味ある波形をチェックし、選択範囲を選んでズームウィンド
ウや X-Y ビュー、データパッド、スペクトラムビュー、さらに印刷オプションも利用できます。また、< コメント追加 ...> コマンドメ
ニューを使って、以前に収録したデータにコメントも挿入できます。
スクロール画面にはコメントバーを使えば、現在記録しているデータにコメントが挿入できます。

記録中に別のアプリケーションを使う場合

・ 参照
データバファリング , p.
33

Chart をバックグラウンドで記録しながら、別のアプリケーションを使うこともできます。Chart ドキュメントウィンドウや Chart
ビューを縮小し、記録を続けることもできます。複数のアプリケー
ションを適度な速度で稼働させるには、ご使用の PC に十分なメモ
リー容量 (RAM) が必要です。高速の PC をお持ちの方には有利です。
ご使用のコンピュータが高速であるほど e-corder からのデータ処理は速くなりますので、別のアプリケーションにより多くの時間が割けます。
バックグランドで記録しながら別のアプリケーションをゆっくり動かしていても、サンプリング速度や使用しているコンピュータの速さ、使用できるメモリー容量によっては記録が中断させれることがあります。Chart は別途にバッファーメモリーを持っていますので、たとえ別のアプリケーションが殆どのリソースを占有していても僅かな時間
ならば記録はできます。しかし過剰にあるいは CPU に強く依存する
アプリケーションを使ったり、RAM に余裕が無い場合は、高速サンプリングではデータを取り損ねる危険があります。コンピュータが追随できないと Chart はサンプリングを停止します。このような恐れがある場合は重要なデータを記録しているのであれば、別のアプリ
ケーションは使わない事です。高速サンプリングでは、コンピュータに接続中のネットワークを切って Chart 専用で使って下さい。重要な実験の際はコンピュータを単独使用にする方が賢明で安全です。

Chapter 2 ﾑ Chart の概要

31

記録の時間帯どれ程長く記録できるかは、一次的には記録する場所に配分されているメモリー容量に依ります。Chart ではディスク ( デフォルトで大容量の記録用に ) かデータバッファリングを使ってプレファレンスで設定する RAM( ディスクドライブが遅いときに有効 ) に記録できます。
記録できる限度はサンプリング速度や記録するチャンネル数、Chart
で圧縮されているデータ量に影響します。サンプル毎に圧縮なしで収録に 2 ﾊﾞｲﾄ使います。従って、100,000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒では 1 チャンネル当たり 1 x 100,000 x 2=200,000 ﾊﾞｲﾄ (200k)/ 秒、又は 12Mb/ 分のメ
モリーを使います。
Chart も同様に何らかのアプリケーションに制限は受けます。連続して記録できる一つのファイルサイズは Windows 2000/XP で 1.0GBです。ファイルサイズをより大きくするには、一旦停止し保存した後で再度記録し、後でファイルをつなぎ合わせます。全システムで
2GB までファイルサイズは延ばせます。
Chart ではかなり大きなファイルを収録できますが、最適なパフォー
マンスや管理のし易さを保証するには、10MB(5,000,000 ﾃﾞｰﾀﾎﾟｲﾝﾄ )程度に抑えた方が賢明です。記録を開始するには 20MB の空き容量が必要です。ギガバイトサイズのファイルは取り扱うのにも時間が掛
かり過ぎます。セーブするにも時間が掛かり、記録時間にも左右します。
実際、ファイルを保存するにはそのファイルと同じ分の空き容量が必要で、10MB のファイルであれば記録開始時には 20MB の空き容量が必要です。新規ファイルではそうですが、既存の大きなファイルに記録する場合は空き容量に余裕がないと散らばって保存される可能性もあります。
Chart アプリケーションウィンドウの下の < ステータス > バーの右に、メモリーインディケータとプログレスバーでハードディスクの空
きメモリー容量とそのファイルの使用容量を示しています。プログレ
スバーは左から延びて右端まで達すると ( そのファイルが保存できる
最大サイズを示し、これは空き容量の半分に相当します )Chart はサンプリングを停止し、メモリー不足を知らせる警告が出ます。

32

Chart ソフトウェア

データバファリング
データバファリング (Data buffering) で記録時にデータを収録する
場所を指定し、どのようにディスクに割り当てるかを決めます。ここでの設定は記録されている過程で起こり得る停電、クラッシュなどに対するデータの保護に影響します。Chart で未保存ファイルを開いていない場合しか、データバッファーの変更は効きません。データをど
こに、どの様にバッファーするかは、まずデータを含む Chart ファ
イルを閉じるか保存し、File メニューから < データバファリング ...>
コマンドを選びます。ディスクバッファダイアログボックスが表示します。.

図 2 -18
データバファリングダイア
ログボックスポップアップメニューから収録するディスクを選ぶ
指定したディスクの空き容量
どの様にデータをバッファー
処理するかを設定

バッファーファイルはどの周辺ディスクにも収録できますが、ネットワーク上の脱着型メディアや収録メディアは使用できません。ポップ
アップメニューから収録するディスクを選びます。各オプションでディスクを選択すると、そのディスクで使用できる空き容量が表示します。デフォルトでディスクの最もフリーなスペースにデータは収録されます。Chart が記録を開始すると、選んだディスクのルートディ
レクトリーにバッファーファイルが作成されます。オペレーションシ
ステムで '#' と登録されておれば、この暫定ファイルは 'ADI#.tmp'
ウィンドウと呼ばれます (Chart は別のファイルにそのトラックを保持します )。
ディスクバッファダイアログボックスで < 定期的にディスクバッファ
をアップデート > にチェックマークを付けると、サンプリング中は60 秒毎にバッファーファイルにブロックデータが書き込まれます。
サンプリング速度が速すぎてシステムがこれに対応できないと、サン
プリングは停止します。サンプリングの停止といった問題が起こっても Chart では、最後の 1 分間分のデータしか消失しません。残りはバッファーファイルに収録されています。Chart を起動するとバッ
Chapter 2 ﾑ Chart の概要

33

ファーファイルを検索します。検出すると、問題が発生した為に記録されているファイルを修復させる必要がある旨の警告文が出ます ( 正
しく保存されていない為 )。大抵はバッファー処理されたデータは修復ができます。但し、修復できるのは収録データだけで、保存ファイ
ルのセッティングは消失します。
ディスクバッファダイアログボックスで < 定期的にディスクバッファ
をアップデート > にチェックマークが付いて無ければ、事態はもっとましです。予期せずに Chart がクラッシュしても、オペレーション
システムがサンプルデータをバッファーファイルに書き込みますので修復できる筈です。停電やオペレーションシステム自体がクラッシュ
するとデータは消失します。
記録が終わると通常の < 保存 > コマンドでファイルを保存して下さい。Chart を終了するか新規ファイルを開くと、まずファイルの保存を促します。ここで保存しないにすると、データは消失します。ファイルを保存する時にバッファー処理されたデータは総てそのファイルに書き込まれ、バッファーファイルは空となり次の記録に備えます。
Chart を正常に終了するとバッファーファイルは抹消します。

34

Chart ソフトウェア

3

C H A P T E R

T H R E E

Chart のセットアップ

Chart で記録を開始する際、デフォルト設定の多くを任意の設定に変更する場合が殆どかと思われます。

この章ではサンプリング速度やチャンネルレンジなど、基本設定をコントロールする方法、並びに入力アンプ、単位変換、データバッファ
リング、トリガー、スティムレーションなどの機能について説明しま
す。

Chart ソフトウェア

35サンプリング速度の設定
サンプリング速度はレートポップアップメニューから直接選択できます。ポインターがデータディスプレイエリア上に無い時は、選択した
サンプリング速度 ( サンプル数／時間単位 ) は Chart ビューの右上に位置するレート / タイムディスプレイに表示されます。サンプリング
速度は全チャンネルに共通です。レートポップアップメニューには
1/10 分までの低速度サンプリングのサブメニューがあります。これらの低速度サンプリングでは、レートでは無くてサンプル間隔として表されていますのでご注意下さい。

図 3 -1

レート / タ イム
ディスプレイ

レートポップアップメニュ- と低速度サブメニュー
サンプリング速
度の選択

サンプリング中のディスプレイ

図 3 -2
1:1 の目盛表示、下図は１
目盛部分

1 目盛

36

Chart は従来のメカニカルなチャートレコーダの表示法を模倣したものです。チャートレコーダでペーパー上に記録が写しだされていく様に、記録した Chart データは通常新しいデータがデータディスプレ
イエリアの右側からスクロールし、古いデータは左へと送られます。
メカニカルなチャートレコーダの用紙のように、データディスプレイ
エリアは目盛り、または格子パターンで区分されています。
１目盛は通常水平スケールで 20 ピクセルの幅で区分され、データ
ディスプレイエリアでは点線の目盛表示になっています ( 時間軸で表示される単位区分と一致 )。１目盛をスクロールするのに必要な時間、
サンプリング速度と <View> ボタンを使って設定した水平縮尺率の両方に左右されます。通常 <View> ボタンで表示される縮尺は、ｻﾝﾌﾟﾙ数 / ﾋﾟｸｾﾙです。つまり 1：1 の表示では１ピクセルは１サンプ

Chart ソフトウェア

ルを表わすので、１目盛が 20 サンプルの記録設定を示します。20:1の表示では、１ピクセルは 20 サンプルを表わすので、１目盛で 400
サンプル分を記録することになります。作業の最初から時間を表示する場合や記録が大変長くなる場合は、目盛のサイズを 18、22、24、
25 ピクセルに少し変更すると良いでしょう。こうすることにより時間軸の単位区分を分単位まで正確に一致させることができるので作業がし易すくなります。
ブロックの最初の目盛の位置は、必ずしもブロックの境界線とは一致しません。しかしコンピュータの時計表示に正確に一致するように、目盛を調節することができます。

最大連続サンプリング速度
レートポップアップメニューで連続サンプリング速度が直接設定できます。設定範囲は 1/10 分から 200,000/ 秒 /ch、または 80,000/ 秒/2ch、40,000/ 秒 /3 〜 4ch です。
使用しているコンピュータの機種により総データ変換速度 ( 全チャン
ネルでのサンプル合計数 / 秒 ) は制限されます。Chart を始動すると、タスクの範囲に対するコンピュータシステムの性能を測り、デー
タのサンプリング時の生じうる限界を算定します。この限界を超えると Chart が警告します。
遅いコンピュータでは、最大連続サンプリング速度も総データ転送速
度も制限を受けます。また多くのチャンネルで演算入力を使用した場
合も、サンプリング速度は減速します。使用する演算入力数や種類によりサンプリング速度は制限を受けます。これは演算入力にかなりの時間が取られてしまうためです。標準 e-corder では 200 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒より速いサンプリング速度では、演算入力は使用できません。Chart 以
外のアプリケーションを稼働させている場合、特にそれが CPU 依存率の高いアプリケーションである場合も、総データ変換速度は制限を受けます。コンピュータが遅い程、また RAM が少ない程、この傾向は顕著に表われます。

チャンネルコントロール
チャンネルコントロールエリアの各チャンネルには、レンジとチャン
ネルファンクションのポップアップメニューがあります。下向矢印ボ
タンを押してレンジメニューを引き出しチャンネルの入力レンジを指定します。初期設定は 10V(-10V 〜 + 10V の意味 ) です。シグナル
Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

37

が小さ過ぎる時は、適正な値に変更します。最良の分解能を得るには、入力するシグナルの振幅がサチレートしない範囲の最大レンジにします。下向き矢印 ( チャンネルタイトルの右 ) を押し、チャンネル
ファンクションメニューを引き出し、後述するように別のチャンネル
コントロールにアクセスします。

図 3 -3
チャンネルポップアップ
メュー：レンジ及びチャンネルファンンクション

下方矢印を
押して
Range ポッ
プアップメ
ニューを引
き出す

チャンネルタイトルを押して Cahnnel
Function
ポップアップ
メニューを引き出すチャンネルのオン、オフ切り替え
Chart の始動時のチャンネル数は接続した e-corder の入力チャンネ
ル数と同じになり、その入力チャンネルに生データが記録され残りのチャンネルはオフの状態になります。Chart では 16 チャンネルまで表示します。使用できるチャンネル数は使用する e-corder の機種に依ります (2、または 4 チャンネル )。最初に始動すると、スペアー
チャンネルには入力チャンネル 1 の生データに演算機能が働き、レー
トメータを記録する様にセットされています。必要に応じてどのチャ
ンネルの生データにも、どの演算機能やオフライン機能で処理したデータを表示できます。チャンネルをオフにしても演算処理データは表示できます。

・ 参照
参 チャンネルセッティング
ページ 49.

38

チャンネルをオフにするには、チャンネルファンクションポップアッ
プメニューから < チャンネルをオフ > を選択します。コマンド表示が < チャンネルをオン > に変わります。これを選択すると、再度チャンネルが機能します。チャンネルの切替はチャンネル設定ダイア
ログボックスからでも変更できます。また、記録中でもチンネルのオ
ン、オフ切り替えができます−記録用の新しいブロックが出ます。
チャンネルがオフの時は、レンジ / 振幅表示は < チャンネルをオン >Chart ソフトウェア

に変わり、オフチャンネルのデータ表示エリアは、記録時もそれ以降
もグレー表示になります ( データも目盛り表示もありません )。

図 3 -4
記録時のデータ表意 ( 上 )とオフチャンネルを含む記
録後のデータ ( 下 )..

その他の機能・ 参照
入力アンプ p. 40
チャンネル演算と演算機
能、p. 146
単位変換 p. 45

チャンネルファンクション・ポップアップメニューの、その他の機能について簡単に説明します。詳細は後で触れます。オンに切替えできないチャンネルには入力アンプも付かず、演算入力へのアクセスもできずレンジ / 振幅欄には ' チャンネルオフ ' の表示が出ます。
< 入力アンプ ...>: 入力アンプダイアログボックスを呼び出して入力の設定を変更します。フィルター処理したデータを記録する前に、その効果の確認ができます。
< 演算入力 ...>: 演算入力ダイアログボックスを呼び出してオンライン
でシグナルを処理したり、任意のチャンネルの生データを取り出して処理したシグナルを表示できます。
< 単位変換 ...>: 単位変換ダイアログボックスを呼び出し、電圧表示から必要とする単位へ変換します。単位は mmHg、kPa など任意で、波形から読み取った値を使って該当するチャンネルを校正します。

・ 参照
チャンネル演算と演算機能
p. 146< 演算なし ...>: これを選ぶと記録したデータ ( 生データであれ演算処理データであれ ) を表示し演算処理はしません。これがデフォルト設
定です。算術演算の様な Chart エクステンションは、チャンネル
ポップアップメニューの下段に加わります。導入されている演算機能のコマンドメニューにチェックマークが付きます。

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

39

入力アンプ
入力アンプダイアログボックスで各チャンネルのデータをフィルター
処理したり、入力アンプの管理をソフト上で行ないます。そのチャンネルの現在入力しているシグナルを表示しますので、変更の効果が確認できます。ポッドコネクターが付いた e-corder には < ポッドス
キャン > ボタンが出ます。
チャンネルポップアップメニューから < 入力アンプ ...> コマンドを選択すると、入力アンプダイアログボックスが出ます ( 又はチャンネ
ルセッティングダイアログボックスから < 入力設定 > 欄をクリック)。デフォルト設定では、Chart は e-corder の入力チャンネルに相当
するチャンネルにデータを記録します。素早く入力を設定するにはダ
イアログボックスのタイトルバーの下の矢印をクリックするか、キー
ボードの矢印キーを押して設定するチャンネルまでそのダイアログ
ボックスを移動します。オフのチャンネルは無視されます。ダイアロ
グボックスで設定を変更し終えたら、<OK> ボタンをクリックし変更
を更新します。
レンジポップアップメ
ニュー

図 3 -5
入力アップダイアログボッ
クス

Signal amplitude
フィルターオプション

振幅軸シグナルの入力コントロール

シグナルの表示
入力信号が表示されるので、設定を変更した結果を確認することができます。入力アンプの設定中は、いかなるデータも記録されません。
ゆっくり変化する波形はきわめて正確に表示しますが、速く変化する

40

Chart ソフトウェア

信号は最小、最大記録値を示す塗りつぶし型のダークエリアとして表示します。信号の平均値はディスプレイエリアの左上に表示します。
データディスプレイエリアの右上の < ポーズ > ボタンをクリックす
ると、信号のスクロールを停止します ( テープレコーダや CD プレー
ヤのポーズボタンのようなものです )。< スクロール > ボタン ( テープレコーダや CD プレーヤのプレイボタンのようなものです ) をクリックすると、再びスクロールし始めます。
・ 参照
振幅軸 p. 67

ディスプレイエリアを最大限に大きくするには、垂直の振幅軸を移動させたり伸ばしたりして調整します。ウィンドウの左側でなく右側にあるという点を除けば、メインウィンドウの振幅軸とまったく同じもので、同等なコントロール機能を持っています。ここで行った変更はChart ビューにも適用されます。

フィルター処理・参照
デジタルフィルター p. 163

AC カップルのチェックボックスが高域通過用に、フィルターポップ
アップメニューが低域通過フィルター用として各チャンネルに付いてます。また、電源フィルターチェックボックスで電源ノイズ (50 または 60Hz の ) が軽減できます。チャンネル演算のデジタルフィルター
ではさらに高度なフィルター処理オプションを提供しています。
＜ AC カップル＞：AC のチェックボックスを選択しても、入力アン
プが DC カップルの時は DC も AC シグナルも通します。AC カップ
ルを使うと、1Hz のハイパス・フィルターが最初の増幅段階で導入され、入力から DC 成分と 1Hz 以下の周波数成分が除かれます。カットオフ周波数は 0.1-0.5Hz で e-corder に依ります。AC カップルは遅いシグナルの変動成分を除去する場合に有効です ( 例えば、速いシ
グナルをスーパインポーズで記録している時に、ベースラインの変動を除く場合 )。

・参照
ノイズ p. 10< ローパス ( 低域通過 ) フィルター>：ローパス ( 低域通過 ) フィルター
ポップアップメニューで入力信号からノイズなどの高周波成分を除く
ローパスフィルターが選択できます。ポップアップメニューで総てオフにすると ( デフォルイト設定 )、フィルター機能は効きません。
e-corder では、ローパスフィルターはデジタルフィルター ( 総てに於いてハードウェアフィルターと同等 ) でカバーします。デジタル
フィルター処理は e-corder 内で実行されプロセッサーパワーを消費しますので、演算機能を多チャンネルで使用している場合は高速サン

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

41プリングは使用できない場合もありますし、サンプリングするチャンネル数が制限されるかも知れませんので注意して下さい。
< 電源フィルター >：電源フィルター < 電源フィルター > チェックボックスを選択すると、シグナルから電源ノイズ (50 及び 60 Hz の周波数で生じる ) をフィルターで除去します。電源フィルターはe-corder のプロセッサーパワーを使いますので、速度サンプリング
速度には影響します。シグナルにノイズの心配が無い場合は電源フィ
ルターは切って下さい。電源ノイズの影響を受ける恐れがある場合にも、電源フィルターを使う前に電源から離しノイズを受け無い工夫をしてからにしましょう。
電源フィルターは、ある時間内の電源パルスを平均処理し、その波形から入力するシグナルを差し引くことで機能します。従って、電源フィルターのチェックボックスを選択した後でも、数秒間のサンプリ
ングは未だノイズに影響されます。また、急速に変動するノイズシグ
ナルにはこのフィルターは無効の様ですが、通常は電源ノイズに依るドリフトは緩やかな変動なので、この種のノイズを含むシグナルにも有効です。

シグナルの入力コントロール
レンジポップアップメニューで入力レンジや入力感度を選択します。
入力アンプダイアログボックスでの入力レンジの変更は、Chart
ビューにも同様に適用されます。

・ 参照
チャンネルコントロール p.
37

e-corder の差動入力端子か< 正 >、< 負 > のチェックボックスを使い、ら入って来る信号の極性をコントロールします。シングルエンド入力だけの機種には、これらのチェックボックスは表示されません。このモデルでは常時 < 正 > のボックスが選択されている状態で機能します。この２つのチェックボックスでは３種類の入力モードの設定が可能です。
< 正 >：正のチェックボックスのみが選択されている場合、＋入力端子のみが使用可能で、入力する＋信号はディスプレ上でも＋信号として表示されます ( 極性非反転 )。
< 負 >：負のチェックボックスのみが選択されている場合は−入力端子のみが使用可能で、入力する＋の信号はディスプレ上では−の信号として表示されます ( 極性反転 )。

42

Chart ソフトウェア

< 差動 >：正と負の両方のチェックボックスが選択されている場合、＋と−入力端子の両方が使用され、＋と−入力の差が表示されます。
両入力信号がまったく同じである場合は、お互いが打ち消し合いゼロになります。
< 反転 > チェックボックスで、シグナルの極性を画面上で逆にできます。これは記録したシグナルの極性を変える簡単な方法で、シグナルの接続を変えたりする操作が省けます。例えばフォーストランス
ジューサを使って、下方の力の増加を−シグナルで記録している場
合、画面に下方の力を＋シグナルとして表示したい時に使うと便利です。< 反転 > チェックボックスをクリックすれば、簡単に変更できます。

その他の機能・参照
単位変換 p. 45

図 3 -6
入力オフセットダイアログ
ボックス

単位：< 単位 ...> ボタンをクリックして単位変換のダイアログボック
スを呼び出し、チャンネルの単位を指定して波形から値を読み取り、
そのチャンネルをキャリブレーションします。このダイアログボック
スのデータディスプレイエリアに出ている波形は、単位変換ダイアロ
グボックスのデータディスプレイエリアに転送されます。< ポーズ >ボタンを使って必要とする特定の信号を捉えてください。この単位変
換機能は変換後に記録した信号にのみ適用されます。サンプリングするパラメータを設定するのに、この < 単位 > 機能を使います。

オフセットを表示： < オフセットを表示 ..> ボタンをクリック
すると、入力オフセットのダイアログボックスが現れます。その中の電圧表示計で、そのチャンネルに入力しているシグナルの電圧を読み取り表示します ( チャンネル番号はダイアログボックスの上部に表示されます )。トランスジューサか他の外部装置がオフセット調整機能を備えている場合は、これを使ってゼロ調整しても構いません。微調
整を促すため、オフセット電圧が過大の場合は縦矢印が０点方向を示します。このダイアログボックスはコントロール用ではなく、電圧計の指針と同じ様な働きをするインディケータにすぎません。< 平均 >チェックボックスを使うと、実質的にインディケータの応答を遅くらせてシグナルのふらつきを補正します。AC カップリングはすべてのDC 電流を除去するので、<AC> チェックボックスを選んでいる時には使用できませんし、オフセット測定もできません。
ポッドスキャン：このダイアログボックスを開いたままポッド ( 簡易シグナルコンディショナル ) を接続するか外した場合は、< ポッドスキャン > ボタンをクリックしてダイアログボックスを更新します。

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

43

< ポッドスキャン > ボタンはポッドコネクターが付いている
e-corder にしか表示しません。

eDAQ アンプとポッド
e-corder にフロントエンドやポッドを接続すると、入力アンプダイ
アログボックスは接続した装置に特有のダイアログボックスに換わり、それに対応するフィルター機能やオフセット機能などが加わりまが、殆どの機能でダイアログボックスには差異はありません。
ゼロ調整機能を持った eDAQ のブリッジアンプや GP アンプを接続
すると、セットアップメニューの < 総ての入力をゼロ > コマンドが有効表示となります。この機能はブリッジアンプや GP アンプを常時ゼロ補正しますので、個々にダイアログボックスでゼロ調整する必要は無くなります。
eDAQ のアンプやポッドの詳しい取り扱いは、それに付いている説明書をご覧下さい。

44

Chart ソフトウェア

単位変換
単位変換機能を使えば、チャンネルの標準である電圧表示を任意の単位に変換できます。波形から値を読み取るか、既存値からそのチャンネルをキャリブレーションします。単位変換は記録を開始する前にできるので、変換した後の記録は総て指定した単位でスケールされます
し、記録した後でもチャンネル全体を特定のブロックデータ ( 及びすべての連続記録 ) にその変換が適用します。単位変換は各チャンネルごとに設定して下さい。

差分ボタン

数値ボタン

電圧値

新単位値

単位ポップアッ 少数点コン
トロール
プメニュー

図 3 -7単位変換のダイアログボッ
クス

Appliedunits

振幅軸

平均、最大、最小値の選択

変換するもの単位変換ダイアログボックス ( 図 3-7) を表示するには、そのチャン
ネルのチャンネルファンクションのポップアップメニューから直接 <単位変換 ...> メニューを選択するか、入力アンプダイアログボックスの < 単位 ...> ボタンをクリックするか、チャンネルセッティングダ
イアログボックスで < 単位 > コラムをクリックするか、何れかの方法で行ってください。
< 単位変換 ...> コマンドメニューを直接選択する場合は、入力信号
ディスプレイエリアに表示したいデータエリアを指定する必要があり

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

45

ます。点やエリアを指定したら、選択したブロックデータの単位を変換します。指定したエリアが不連続 ( ２つ以上のブロックにまたがっている ) であったり、指定エリアがない場合には信号ディスプレイエ
リアはグレー ( 無効 ) 表示になります。
I 単位設定対象 : パネルのラジオボタンを使い、チャンネル全体を単位変換する (< 全部及び新しいデータ >) のか、ブロックデータ (< 選択ブロック >) か、この直後に記録する信号 (< 新規データのみ >) にするのかを指定します。アクティブポイントか選択範囲が設定されていれば、指定したブロックやブロックデータに単位変換が導入できます。設定されて無ければ < 選択ブロック > ラジオボタンはダイム表
示で使用不能になります。入力アンプダイアログボックスかチャンネ
ル設定を使ってこのダイアログボックスを開いた時は、新たに引き続き記録されるデータにしか単位は変換されません。この場合は単位設
定対象 : パネルの < 全部及び新しいデータ > と < 選択ブロック > ラ
ジオボタンはダイム表示になっていますので、単位変換はブロック
データにも チャンネル全体にも導入できません。

値を変換
このダイアログボックスにはタイトルの真下に空欄のボックスが上下２列、左右２個づつ、計４個並んでいます：左手の２つのボックスには実際の電圧が、右の２つのボックスには変換する単位で読み取る値が入ります。４つのボックスすべてに数値を入力します。従って２組の値から、電圧と新単位 ( この単位は直線性を示す ) との直線関係を算出します。４つのボックスには直接数値が入力できます。あるいは
左の２つのボックスには入力信号のディスプレイエリアから読み取った値を、右の２つのボックスには既知の変換値を入力することも可能です。

数値を入力する
測定値と表示電圧の正確な関係が判っている場合は、４つのボックスに直接数値を入力します ( タブキーを使えばフィールド内を左から右へ、上から下へ移動できます )。例えば、温度トランスジューサを使用していて、キャリブレーションテストによって温度 10 度で 1V、30 度では 3V の表示を持つと判っている場合、その数値をキー入力
し ( 左から右に、上から下へそれぞれ、1V、10：3V、30 とし ) 単位
ポップアップメニューから℃を選択し、< 適用 > ボタンをクリックしてください。データは電圧から温度表示（℃）に換わります。下の段のボックスに差分を入力するに、右端の < △ > チェックボックスを

46

Chart ソフトウェア

図 3 -8
単位変換ディスプレイエリ
アでの選択

❶

❷

❸

❹

クリックします。デルタ印 ( △ ) が数値の接頭に付き、差分であることを示します ( 上段は常に絶対値です )。
サンプリングデータを使っても単位変換を設定することができます。
データディスプレイエリア内の波形の特定のデータ点、平均値、変化分が使用できます。垂直の振幅軸を移動したり伸ばしたりしてディス
プレイエリアを最大限に活用します。メインウィンドウの振幅軸と同じでコントロール機能も同じです。
データディスプレイエリア内をクリックすると、垂直線がそのアク
ティブポイントを示し、データディスプレイの右側の指示矢印が波形との交差位置を示します ( 図 3-8- ❶ )。データディスプレイ内でエリアを選択する場合はデータディスプレイの右の指示矢印が波形の平均振幅を示し、その上下に表われる２つのマーカーがその選択範囲内の最大、最小データポイントを示します ( 図 3-8- ❹ )。
データディスプレイエリアでアクティブポイントや選択範囲が存在する場合、< ビュー > ボタンをクリックすると、電圧値 ( 選択ポイント
または選択部分の平均値 ) が左のボックスに入力できます。< △ > ボ
タンをクリックすると、指定エリアの最大値と最小値の差分が左のボックスに入力されます。< △ > チェックボックスは自動的に選択され、差分は△が接頭マークとして表れます。どちらの場合にも右のボックスには新単位の既知の値が入力できます。短縮操作としては、
データディスプレイエリアをダブルクリックすることにより、データを一挙に転送できます ( ２度目に同様にすると使用されていない欄に値が自動的に入力します )。
フォーストランスジューサをキャリブレートするためには、記録を開始してからトランスジューサに２つの既知応力を適用し、それに対応する２点の振幅電圧を求めます。記録を終了して該当するエリアを選択し、チャンネルファンクションポップアップメニューから < 単位変
換 ...> を選択します。波形上で上記２点の振幅ポイントかエリアを指定し ( 図 3-8 の❷ )、< ビュー > ボタンを使用して左のボックスに値を入力し、右のボックスに既知のフォース値を入力します ( 図 3-8,の ❸ )。
測定値と表示電圧の関係は判っていますが、正確な値が判っていない
場合があります。例えば、温度にある変化が加わると電圧にもある一定の変化が起こる温度トランスジューサがあります ( △ 20 mV ≡△4 ℃など )。

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

47

差分ボタン

数値ボタン

既知の値が１点 ( 少なくてもベースラインは既知の値の１つであること ) が判れば、それをキャリブレーション用としてにボックスの１つに使用します。記録された温度変化の校正値のような絶対表示の１つでも判っている場合は ( 少なくても基本値の１つは絶対値である必要があります )、これを上のボックス行に使用し、データディスプレイ
で予め判っている温度差を記録したエリアを選択して ( 図 3-8- ❹ )、< △ > ボタンを使ってそのエリア内の差分値をもう一方の行の左のボックスに入力し、右のボックスには判っている変化値を入力します。

単位名の選択単位ポップアップメニューから < 単位設定 ...> を選択すると、新単位が設定できます。単位設定のダイアログボックスが表われ、文字が入力できます。文字数には制限はありますし長過ぎると途切れて表示します。。 ( 度 ) の様な特殊な単位記号はタスクバーの < スタート >ボタンからプログラムを選び、その中の < アクセサリー > サブメ
ニューの < 文字マップ > アクセサリープログラムを利用します ( このアクセサリープログラムはインストールする必要があります )。
ポップアップメニューから < 単位を削除 ...> を選択すると、単位が消去できます：単位を削除のダイアログボックスが表われます。消去
したい単位を選択するとスクロールリストから除去され ( 複数を消去する場合は Shift+ クリックまたは Ctrl+ クリック )、<OK> ボタン
をクリックするとダイアログボックスが閉じます。新単位に対応して表示する小数点の桁数が設定でき (0 から 6 まで )、直接エントリー欄に入力するか、単位変換ダイアログボックスの右上にある < 小数点位
置 > コントロールの矢印から設定します。変換した単位がどのように対応したかは < 適用 > をクリック ( 実際に導入されますので ) すれば判ります。<OK> ボタンをクリックすると Chart ビューに戻り、単位変換したチャンネルのディスプレイが見れます。< 単位変換 : > の< オン > と < オフ > ボタンを使えば、入力した校正値を消さずにいつでも単位変換の切替えができます。

図 3 -9単位の新規設定と消去ダイ
アログボックス48

Chart ソフトウェア

チャンネルセッティング
チャンネルセッティングのダイアログボックスを使えば、複数チャンネルの設定ができますので便利です：一画面で各チャンネルの表示設
定や記録設定の変更、一覧ができます。このダイアログボックスを呼び出すにはセットアップメニューから < チャンネル設定 ...> を選択するか、<Ctrl +Y> を入力します。e-corder が接続してない場合はハードウェアセッティング ( レンジから演算入力 ) 欄はブランクとなり使えません。
このダイアログボックスの機能とこれにアクセスするダイアログボッ
クスについて以下に簡単に説明します ( 記録のセッティングはこの章で詳しく説明しますが、ディスプレイセッティングの説明は次の章でします )。<OK> をクリックすると更新されて Chart ビューに戻ります。

図 3 -10
チャンネルセッティングダ
イアログボックス< オン >
チェックボックスでチャンネルのオン、オフの切り替えをします。
チャンネルファンクションポップアップメニューの ' チャンネルをオフ ` と ' チャンネルをオン ' でも切り替えはできます。チャンネルをオフにすると記録の設定欄は空欄になり使用できません。

< チャンネル名 >各チャンネルのタイトル名が 14 文字で入力できます。デフォルト設
定では 'Channel 1' などの表記です。

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

49

< レンジ :>・ 参照
チャンネルコントロール p.
37

レンジポップアップメニューで各チャンネルの入力レンジと感度設定をします。このレンジの変更は Chart ビューでも同様に設定できます。演算入力するチャンネルはそれが演算入力の入力レンジとなります。

< 入力設定 >入力セッティング欄をクリックすると、各チャンネルの入力アンプ (入力アンプ ) が立ち上がり入力設定やフィルター処理などの変更ができ、その効果を記録する前に確認できます。これはチャンネルファン
クションメニューから < 入力アンプ ...> コマンドを選んだ場合と同じです。デフォルト設定では接続した e-corder の入力に対応するチャンネルに記録されます。この欄はバイオアンプなどのフロントエ
ンドを接続すると表示が変わります。これで複数のフロントエンドをつないだ場合、正しく接続されているかが確認が出来ます。

< 単位 >
単位欄をクリックすると単位変換ダイアログボックスが表示し、標準である電圧表示から必要な単位に変換して、尺度の変更や波形から読み取った値で校正します。この機能は入力アンプダイアログボックス
で単位変換を選んだ場合と似ており、連続記録するデータにしか対応しません。

< 演算入力 >・参照
チャンネルタイトル p. 74
入力アンプ p. 40
単位変換 p. 45< 演算入力 > 欄をクリックするとそのダイアログボックスが表示します。チャンネルファンクションポップアップメニューで < 演算入力...> を選んだ時と同じです。ここでシグナルのオンライン処理、生データの表示、処理シグナルの表示かを選択します。生データとは演算処理機能をしてい無いサンプリングデータで、これがデフォルト設
定です。ここには導入中の演算機能とその生データ先のチャンネルを表示します。

< カラー >
< カラー > のポップアップメニューでデータの表示カラーを設定をします。

< スタイル >< スタイル > ポップアップメニューから表示するデータポイントの形
式を線表示にするかドット表示にするか、またズームウィンドウでは表示する線の太さを設定します。
50

Chart ソフトウェア

< 演算 >

・ 参照
演算入力 p. 132
ディスプレイの設定 p. 70< 演算 > ポップアップメニューでオフラインでのシグナル処理が選択できます。このオプションはチャンネルファンクションポップアップ
メニューの下段に出る項目と同じ機能を持っています。初期設定は <演算なし > でそのチャンネルで記録したデータ ( 生データや演算処理
デ ータに係わらず ) をそのまま表示します。算術演算などのエクステ
ンションも、このチャンネルキャリキュレーションが利用できます。
またオンライン、オフラインに関わらず、演算処理したデータは記録したデータとは入れ替わりません。使用していないチャンネルにチャンネルキャリキュレーションデータは表示します。

< チャンネル数 >この欄では Chart ビューに表示するチャンネル数を指定します。上下の矢印キーで直接使用するチャンネル数をセットします。設定したチャンネル数以外にはデータは記録しませんし、チャンネル表示もしません。上下の矢印をクリック ( キーボードの上下矢印キーも同様に効きます ) するか、直接数を入力します。チャンネルセッティングダ
イアログボックスを呼び出すと、この < チャンネル数 > エントリー
ボックスがハイライト表示し、設定されているチャンネル数以外の行は隠れて表示しません。使用するチャンネルを設定し <OK> ボタン
をクリックすれば、直ぐに Chart ビューに戻って設定したチャンネ
ル数のディスプレイエリアが表示します。

トリガー
トリガー機能を利用すると Chart の記録を開始したり停止する方法が指定できます。トリガーとは < スタート > ボタンをクリックしたり、予め設定したスレッシュホールド以上の電圧を入力するなどのイベン
トを指します。トリガーを設定するにはまず、セットアップメニュー
から < トリガー > を選択します。トリガーダイアログボックスが表われます。コントロールを使って必要なトリガーイベントのタイプ、記録までのディレイ ( 遅延 )、トリガーをマークするチャンネルなどを設定します。
初期設定ではストップコントロールは < ユーザ > に設定されています。この場合使用されないコントロールはダイム表示になります。

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

51

図 3 -11

停止条件の設定ポッ
プアップメニュートリガーイベントのモード時間の設定

トリガーウィンドウ

開始条件を
設定する
ポップアッ
プメニュー
トリガー条
件設定ボタ
ン : 上方向
がプラス、
下方向がマ
イナス

外部トリガーイベントを導入するチャンネルを選択

トリガー電圧の設定

コントロールの設定< トリガー >トリガーポップアップメニューから記録をトリガーするイベントを選択します。< 外部トリガー >、< ユーザ >、Chart チャンネル番号を指定します。< ユーザ > を指定した場合、< スタート > ボタンをクリックすると Chart が記録を開始します ( トリガー機能は使用不能)。停止のタイミングは < ストップ > の設定内容で決まります。トリ
ガーオプションの中から何か一つを指定し < スタート > ボタンをクリックすると、Chart は記録の準備に入りステータスバーに ' トリ
ガー待機中 ' というメッセージが現れ、< 記録 / モニター > ボタンはダイム表示になり、選択したトリガーイベントで Chart は記録を開始します。
< 外部トリガー> を選択した場合は、イベントは e-corder 本体の前面パネルの Trigger コネクターに接続した外部ソースから入ります。外部のパルス電圧は 3V 以上で 5us 以上でないとトリガーとしては認知されず、Chart は記録を開始しません ( 詳細は「e-corder オーナー
ズガイド」を参照ください )。

52

Chart ソフトウェア

トリガーダイアログボックスで < 外部トリガー > を選ぶと < オプ
ション ...> ボタンが表示します。このボタンをクリックすると上で説明した標準 < ノーマル > モードと、接点リレー < コンタクトクロー
ジャ > モードが選択できます。接点リレーモードでは入力ケーブルの両端子間に接点が生ずると Chart は記録を開始します。ハードウェ
アの制限により、外部トリガーは 200,000/ 秒のサンプリング速度では使用できません。
チャンネル番号を選択した場合は、そのチャンネルの信号がスレッ
シュホールドを超えて入力されると Chart は記録を開始します。
< 内部タイマー > を選ぶとトリガータイムコントロールが表示します
ので、記録を開始するインターンバルを設定する際に利用します。上下矢印をクリックして数を増減するか直接数値を入力します。内部タ
イマーでサンプリングの間隔を定めます。Chart は設定した間隔でブロックデータを記録し、トリガータイムコントロールでセットした時間までの経過タイムをカウントダウンします。記録が後わると、ドキュメントタイトルバーに ' 記録中 - 内部タイマー待機中 ' のメッ
セージが出てタイマーは止まります。Chart は次のブロックデータを記録し、< ストップ > ボタンをクリックするまで繰り返します。例えば、トリガータイムコントロールで 10 秒間隔にセットし、ストップ
タイムコントロールを 6 秒にすると、Chart は 6 秒間サンプリングしてから停止し 4 秒間カウントダウンし、この行程を反復します。
< チャンネル > を選ぶと、そのチャンネルのシグナルがあるスレッシュホールド以上の電圧で Chart は記録を開始します ( もし興味のあるシグナルが生じるのが予期できなくても、Chart はシグナルをモニターして記録する時を捉えます )。トリガーイベントとする波形を捉えるためにも、必ずそのチャンネルを作動しておく必要があります。

スロープとレベルUp

Down

トリガーポップアップメニューで外部トリガー < 外部トリガー > かチャンネル番号が選択されている場合は、トリガー電圧のスロープ (
勾配の向き ) が設定できます。トリガーレベルは電圧の絶対値で、ス
ロープはトリガーレベルで電圧の立ち上がり ( 正 ) か立ち下がり ( 負 )のどちらでトリガーを発生させるかの決定をします。< スロープ > ボ
タンがアクティブの場合はハイライト表示になっています。使用不能
なボタンをクリックするとスロープが換わります。
< レベル > コントロールはトリガーポップアップメニューで選択したチャンネルの、トリガーレベルの電圧を設定するのに使用します。使

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

53

用可能な電圧の範囲はトリガーチャンネルのレンジの設定で決まります。スライダーバーで通常通りスライディングハンドルをドラッグして値を設定します。スライダーバーの左のテキスト入力ボックスに数値が表示します。又はテキスト入力ボックスに直接値を入力します。

スタート
トリガーポップアップメニューで外部トリガー < 外部トリガー > かチャンネル番号が選択されている場合は、スタートポップアップメ
ニューがアクティブ有効になります。スタートポップアップメニュー
から < イベント時 >、< ポストトリガー >、< プレトリガー > の何れかを選び Chart がどのようにトリガーイベントに反応するかを設定します。これはトリガーイベントの発生時と記録を開始する間に遅延
間隔 ( ディレイ ) を設けるかどうかを指定するものです。
< イベント時 > ではトリガーイベントが発生すると直ぐにサンプリングが始まり、< スタート :> コントロールはダイム表示になります。
< ポストトリガー > を指定するとトリガーイベントが発生した後、タイムコントロールで予め設定した時間でサンプリングが開始します。これは遅延反応の記録に便利で、記録したい信号がトリガーイベ
ントの後に発生する場合に有効です。< プレトリガー > を指定すると、サンプリングはトリガーイベントの発生前に開始します。これはトリガーレベルの電圧に到達する前のイベントの予兆を記録するのに役立ちます。プレトリガーはメモリー内のバッファーされたデータに依存するので、この場合に見込めるサンプル数はサンプリング開始時に使用可能なメモリー量に制限されます。プレトリガーの結果として、トリガーイベント ( ある時間モードのゼロ時で発生 ) に先行する
時間のため、時間軸が負の数になることがあります。
スタートタイムコントロールではトリガーイベントの前、または後か
ら記録を開始するまでの時間を設定します。< ポストトリガー > 又は、< プレトリガー > をスタートポップアップメニューで設定した場合のみ有効です。上下矢印をクリック、又は押下げて数値を１段階づつ増加、又は減少させるか、あるいはテキストボックスに直接値を入力して下さい。使用可能な時間範囲はサンプリング速度に左右されます。

ストップ
ストップポップアップメニューで記録を停止する時期を設定します。
< ユーザ > 、< 一定時間 > 、< トリガーの終わり > から選択します。
< ユーザ > を指定すると、記録は < ストップ > ボタンをクリックす54

Chart ソフトウェア

るまで ( 又はメモリーがなくなるまで ) 続行し、ストップタイムコン
トロールはダイム表示になります。< 一定時間 > を指定すると、トリ
ガーイベントが発生した後の設定した時間だけ記録します。トリガー
ポップアップメニューの < 内部タイマー > を選ぶと < 一定時間 > オ
プションが自動的にセットされます：このオプションを変更してサンプルを始めようとしても警告が出ます。< トリガーの終わり > を指定
すると、記録はトリガーイベントの発生で開始し、トリガーイベントの終了した後 ( 電圧が再度トリガーレベル以下になった時 ) の設定した時間まで記録が続きます。例えば、神経の発火し、その後しばらくの間記録する場合などにこの機能が利用されます。神経ポテンシャルのスタート時に記録を開始し、その神経ポテンシャルがある値以下になった後一定時間経って記録を停止する場合です。
< ストップ > タイムコントロールは記録を継続する時間を設定するのに使用しますが、< 一定時間 > か < トリガーの終わり > が指定されている時だけ有効です。上下矢印をクリック、または押下げて数値を一段階づつ増加、または減少させるか、あるいはテキストボックスに直接値を入力して下さい。設定した時間内の記録ができる分のメモ
リー容量があるかを確認しておく必要があります ( 記録の時間帯 p.
32 を参照 )外部トリガーマーカ
外部トリガーパルスをマークに使えば、応答時間を測定する場合などに便利です。外部トリガーパルスをマークとしてチャンネルに導入す
るには、外部トリガーマーカポップアップメニューからチャンネルを指定します。指定したチャンネルに小さなスパイクでマークが入り、任意のデータ上に記録します。このポップアップメニューをオフにす
ると、マーカは記録されません。

図 3 -12
外部トリガーマーカポップ
アップメニュー

スティムレータ
スティムレータ機能は e-corder のアナログ出力を使って、パルス (刺激波形 ) を一過性または連続で発生させます。刺激波形を設定する
ためには、セットアップメニューから < スティムレータ > を選択して下さい。スティムレータウィンドウが表われます ( 図 3-13)。このダイアログボックスのコントロールを使って、刺激波の種類をパルス
かステップのどちらかを選択します。刺激波形 ( 出力波形 ) は ecorder 本体前面パネルの 'Output ' と明記された端子から発生しま

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

55

す。スティムレータの設定はサンプリング速度とは無関係ですが、サンプリング中か演算入力ダイアログボックスを開いている時しか刺激波形は発生しません。

図 3 -13

連続刺激波かパルス数の設
定ラジオボタンスティムレータイアログ、
パルスモード刺激をマークするチャンネルを設定

矢印ボタンを使用してパルス数を設定

ディレータイムを設定
マニュアルで刺激を開始する場
合にクリックす
ると刺激を開始
様々なコント
ロールを使って入力欄に電圧を設定する

スライダーバーを使い刺激パラ
メータをセットする・ 参照
スティムレータパネル p.
60

サンプリングを開始するとパラメータの変更ができます。デフォルト
設定で < スティムレータ > はオフになっています。< オフ > はモードポップアップメニューで選択できます。この場合はダイアログボッ
クスのコントロールは使用不能となります。ダイアログボックスの使用できるコントロール項目は指定した刺激波形モードで変わります。
刺激波形の発生をオンからオフに切り替えても入力した値は消えません。

モード
モードポップアップメニューでは刺激波の種類を、パルス < パルス >かステップ < ステップ > のどちらかに選択します ( 図 3-14)。どちらかを指定すると、そのダイアログボックスコントロールを使って、細部の設定を行ってください。

56

Chart ソフトウェア

図 3 -14
刺激波形のタイプ
パルスモードステップモード：
ステップランプ

ステップモード：
ランプパルス< パルス >：この設定ではベースライン電圧から立ち上がる、矩形波のパルス刺激波形を作成します ( 図 3-14、左 )。
< ステップ >：この設定では二つのタイプの波形が作成できます。
ベースライン電圧から立ち上がる、連続する階段状の刺激波形を作成
します ( 図 3-14、左 )。
･ステップランプ ( 図 3-14、中 ) はベースライン電圧から立ち上がり、設定した電圧に連続して階段状に上がるか、下がってベース
ライン電圧に戻る波形。

･ステップ波形の変形で、設定した電圧幅でパルスが階段状に変わります ( 図 3-14、右 )。

コントロールの設定
各刺激パラメータのスライダーバーを使い、通常通りスライディング
ハンドルをドラッグして数値を設定します。設定した値はスライダバーの上のテキスト入力ボックスに表示します。テキスト入力ボック
スをクリックし、任意の値を直接入力することも可能です。また、入力欄の右にある上下矢印をクリックしても数値が設定できます

連続刺激波形
初期設定では、スティムレータは連続刺激波形を提供します。一番上のラジオボタン ( ウィンド < 繰り返し >)。ステップモードを選ぶと、ステップ回数を 1 〜 2000 の範囲で設定しステップ波形を作成します。

不連続刺激波形
２つのラジオボタン( ウィンドウの右上) の下の方のボタンを選択した
場合 (< パルス > モードでは < パルス数設定 >、< ステップ > モード

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

57

では <1 回のみ >）、スティムレータでパルス数、あるいは１波形分のステップを設定します。
モードポップアップメニューからパルスモードを選ぶと、作成するパルスの回数を < パルス数 > コントロールで 1 〜 2000 の範囲で設定します。ステップモードを選ぶと < ステップ数 > にコントロールは変わり、ステップ回数を 1 〜 2000 の範囲で設定しステップ波形を作成
します。

刺激マーカ
刺激波形をマークとして使えば、応答時間を測定する場合などに便利です。刺激をチャンネルに導入するポイントをマークするには、刺激
マーカのポップアップメニューからチャンネルを指定します。指定したチャンネルに小さなスパイクでマークが入り、任意のデータ上に記録します。このポップアップメニューをオフにすると、マーカは記録されません。

図 3 -15
刺激マーカポップアップメ
ニュー

開始モード
< 記録開始時 > を選ぶと、記録を開始する <スタート > ボタンをクリッ
クした時に刺激は始まります。刺激波形が連続なら、スティムレータ
パネルのコントロールにオンとオフのボタンが付き、連続刺激をオフにして元に戻せます。刺激は波形が不連続の場合はスティムレータパ
ネルに < 刺激 > ボタンが付き、スティムレータダイアログボックスのスティムレータボタンが有効となり、不連続刺激波形が繰り返し得られます。
< 手動 > を選ぶと、スティムレータダイアログボックスかスティム
レータパネルにあるスティムレータボタンをクリックした時に刺激はスタートします。

58

Chart ソフトウェア

ディスプレイ
Chart ビューで< スタート >をクリックした後や、スティムレータダイ
アログボックスやスティムレータパネルの < 刺激 > をクリックした
後にディレイを設けて刺激波形を導入したい場合は、テキストボック
スにディレータイムスティム (0 〜 100 秒 ) を入力して下さい。

レンジ、周波数、パルス時間
パルスモードの場合、<PPM> または <Hz> のどちらかのレンジラジオ
ボタンをクリックすると、パルスを 1 分間当たりの回数かヘルツ ( 周波数 ) で設定できます ( 回数 / 分で設定する方が便利な場合が多い )。
周波数コントロールはパルスの周波数を設定する場合に使用します。
１から 200 パルス、又はサイクル / 分 ( 約 0.0167 〜 3.333 Hz) 又は/ 秒 (1 〜 200 Hz) で、選んだラジオボタンに対応して表示します。
< パルス時間 >) コントロールはパルスが続く時間を設定するものです。パルスは刺激波形の間隔を超える設定はできませんので、この時間は設定する周波数に影響されます時間分解能は 50μs です。

レンジ、ステップ幅、パルス時間
ステップモードでは、
 か <ms> のどちらかのラジオボタンをクリックしステップ幅のコントロール時間を、秒かミリ秒に設定します。ステップ幅コントロールでは 
 で 10 ms 〜 5 s、<ms> で50μs 〜 １ s の範囲で正確に設定できます。
パルス時間コントロールは、デフォルト設定でステップ幅コントロー
ルと同じ数値にセットされます。このコントロール値を採用すると、
図 3-14 の中央に示す様なステップランプ波形を発生します。もしコントロール値をステップ幅以下 ( 以上にはできません ) に変更すると、ランプパルス波形 ( 図 3-14 の右 ) が発生します。

出力レンジ、振幅、ベースライン
パルスモードでは出力レンジポップのアップメニューで振幅とベース
ラインコントロールを 100、200、500 mV 〜 1、2、5、10 V の範囲から設定します。振幅コントロールを使って、選んだ範囲内から正確な振幅値 ( ＋または−のどちらでも ) を設定します。ベースラインコ
ントロールで設定した範囲での正確なベースライン電圧を設定します。パルス波形はベースライン電圧に ( ＋または− ) パルス分が加算

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

59

されます。パルスを設定しなければ、ベースライン電圧 e-corder の出力端子から連続的に出力します。
出力レンジ、エンドレベル、スタートレベル
ステップモードでは出力レンジポップアップメニューで < エンドレベ
ル > と < スタートレベル > コントロールの範囲を 200mV、500mV、1、2、5、10 V から設定します。エンドレベルとスタートレベ
ルコントロールではこの範囲内で、ステップ波の開始時と終了時の電圧の正確なレベルが設定できます。各ステップの高さはエンドレベルとスタートレベルの差で、ステップ数で割った数でそのダイアログ
ボックスの右上でセットします。

スティムレータパネル
スティムレータのダイアログボックスを使ってスティムレーションを設定しておけば、スティムレータパネルミニウィンドウを使って、サンプリング中でも簡単にスティムレーションの開始、停止、設定の変
更ができます。セットアップメニューからスティムレータパネルを選択してください。

図 3 -16
スティムレータミニウィン
ドウ ( パルスモード )不連続スティムレーションを選んだ場合このボタンが選択されます。クリックで開始

連続スティムレーションを選んだときのボタン

連続刺激を選択しスタートコントロールで < 記録開始時 > を選んだ
場合は、このパネルには < オフ > と < オン > ボタンが付くので、自由にスティムレーションをオフ、またはオンに切り替えることができます。
不連続スティムレーションを選択するか、スタートコントロールで <手動 > を選んだ場合は、パネルには < 刺激 > ボタンが付きますので、このボタンをクリックすれば刺激は開始します。パルス数 ( ステップ
モードの場合は１刺激波 ) が設定できます。スタートコントロールで< 記録開始時 >> を選んでも不連続スティムレーションを選択すれば< 刺激 > ボタンが使えます。これを使えば、記録開始時に刺激を出力した後でも、一定回数のステップ波やパルス波が繰り返し発生できます。
60

Chart ソフトウェア

上下矢印をクリックまたは押し下げると、サンプリング中の刺激の設定パラメータが増減します。現行測定値はコントロールの横に表示されます ( コントロール表示は設定する刺激モードにより異なります )。
設定値の変更ステップを変えるには Ctrl- ｸﾘｯｸします。また、直接テ
キストエントリーボックスに数値を入力しエンターキーを押せば設定できます。

スティムレータ出力
刺激電圧は総て e-corder 本体の前面に備わっている出力端子を介して e-corder で作成され出力されます。+ の出力端子を使用すると +の刺激電圧が正の出力電圧として、- の刺激電圧は負の出力電圧として出力します。- の出力端子を使用すると、電圧出力の極性は反転します。両方の端子を使用した場合は、刺激電圧は正と負の出力電圧の差分になります。この場合± 10 V の刺激波を設定したら、20 V のパルスが発生することになります。

複数の e-corder を使う
Chart は複数の e-corder から記録できる様にセットアップできます。同じコンピュータで別々の e-corder を使って、幾つかの独立した実験を行いたい場合に便利です。また、これは 1 台の e-corder では必要とするパラメータを総て記録するにはチャンネル数が足りない場合に有効です。
複数の e-corder で記録するには、同じバージョンの Char を使って
各 e-corder から記録するデータを複数のドキュメントを開いて実行します。
複数の e-corder を接続して Chart をスタートすると、ダイアログ
ボックスがどの e-corder を使用するかた尋ねます。使用する
e-corder のモデル名選んで <OK> をクリックします。

図 3 -17e-corder の選定イアログ
ボックス

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

61

オープンする Chart ドキュメントのタイトルバーには指定する
e-corder が表示します。その Chart ドキュメントのセットアップメ
ニュー ( このコマンドは複数の e-corder を接続している場合に出ます ) から、< e-corder を選ぶ ... > を選べば指定した e-corder が変更できます。
一度指定した e-corder を変更し、新たに指定した e-corder が異なる性能を持った機種であればセッティングは消去してしまいます。この場合の性能とは、フィルター処理セッティングの違いや最大サンプ
リング速度の低下などを示します。機種の違いによる性能に危惧があれば、指定する e-corder を変える前に、既存のドキュメントを保存して下さい。

図 3 -18指定した e-corder が表示するドキュメントタイト
バーと、そのダイアログボ
クス

記録を同期する
接続した各 e-corder のトリガー入力 (T 字コネクターを使い ) に外部
トリガーディバイスを接続して、複数の Chart ドキュメントで記録する開始時間を同期できます。正しくは真の同期ではありませんが、それはサンプリング速度の不明確さ ( この不明確さはサンプリングイ
ンターバルに当たります ) と、トリガーポイントの不明確さに依ります。しかし、トリガー電圧はサンプリング速度に比して急速に変化しますので、e-corder の違いに因っても僅か 1 サンプルのインターバ
ルの相違にしか過ぎません。例えば、10 000 /s のサンプリング速度
では、その相違は約 1/10 000 = 0.0001sec. の筈です。

最大サンプリング速度
複数の e-corder を使う時は、使用できる最大サンプリング速度とチャンネル数に実質的な制限を受けます。コンピュータや使用する
62

Chart ソフトウェア

・ 参照
トリガー p. 51

USB インターフェースに依る実行する上の制限もあります。Chart
では事前にこれらの制限を予知できませんので、サンプリングの要求にシステムが追随できずサンプリングが停止するドキュメントも想定しなければなりません。もし、複数の e-corder で高速サンプリングを行う場合は、前もってシステムの能力を十分確認しておいて下さい。実際に実行するよりも速いサンプリング速度で試験しておくことを、お勧めします。
Chart でサンプリングしている間に別のアプリケーションを使う場合にも、Chart のパフォーマンスには制限を受けますし、システムの限界を越えればサンプリングを停止するドキュメントも生じますので注意して下さい。バックグランドで Chart を作動する際は、それ以外のアプリケーション ( スクリーンセーバや電子メールも含まれます )が優先してプロセッサー時間を使いますので、問題が起きる恐れがあれば、Chart 以外のアプリケーションは終了しておいて下さい。

Chapter 3 ﾑ Chart のセットアップ

63

64

Chart ソフトウェア

4C H A P T E R

F O U R

データディスプレイ

Chart は多彩なデータディスプレイ機能を持っています。データディ
スプレイに使用する表示線、表示パターン、表示カラーなどが自由に変更できます。Chart ウィンドウのサイズの変更、ウィンドウの分
割、水平軸スケールの伸縮、各チャンネルのディスプレイサイズの変更も簡単です。記録データ全体の流れを観察したい場合、あるいはデータの一部分を拡大して詳細に見たい場合など、目的によってディスプレイモードを簡単に切り替える事ができます。

この章では Chart が提供するディスプレイオプションについて、基本的な設定方法から振幅軸の操作、チャンネルタイトル、ズームビューまで詳しく説明します。

Chart ソフトウェア

Chart ビュー
Chart ビューには記録するデータの基本的なコントロール機能と、直接ディスプレイフォーマットを設定するためのコントロール機能が数多く備わっています。Chart ビューがアクティブ画面でない場合は、
画面メニューから Chart ビューを選べば画面がアクティブになり前面に表示します。

チャンネルの表示サイズを変更
各チャンネルのディスプレイサイズを変更するには、チャンネルセパ
レータ ( 境界線 ) 上 ( どの位置でも良い ) にポインターを置き、ポイ
ンターがセパレータポインターに変わるのを確認します。セパレータ
ポインターをドラッグすると、直線が表われ移動位置を示しますの
で、希望の位置にきたらマウスボタンを放します ( 図 4-1)。記録中でもデータディスプレイのサイズはで変更できます。

図 4 -1
チャンネルサイズの変更：
チャンネルセパレータをドラッグして希望するサイズに調整する

チャンネルセパレータを別のチャンネルのセパレータを飛び越してドラッグすることも可能です。例えば、あるチャンネルのセパレータを
ウィンドウのデータディスプレイエリアの一番下までドラッグした場
合、それ以下のチャンネルは全部その下に隠れます。そのチャンネル
セパレータ上をダブルクリックするとデータディスプレイエリアはその e-corder の入力チャンネル数に応じて４または８チャンネルに等分に分割表示し、デフォルト設定に戻ります。
記録したデータの分解能はディスプレイの分解能とは無関係です。
チャンネルが有効であれば、チャンネル幅がかなり短くなるように
チャンネルセパレータが調節していても、データディスプレイエリア
が画面上では見えにくくなっている場合でも、データはディスプレイ
エリアに忠実に記録されています。

スプリットバー
Chart ビューにはデータディスプレイエリアを垂直に２つの部分、または枠に分割できる機能が備わっていますので ( スクロール / リ
66Chart ソフトウェア

ビューボタンを使って )、記録したデータの別の部分と比べたり、記
録中の入力データと既存の記録データ ( リビュー ) とを見比べることができます。記録中の入力データは右側の枠に表示します。リビュー
画面では大抵の標準的な操作が行えます：ズームビュー、スペクトラ
ムウィンドウや X-Y ビュー、コメントの添付や削除、データパッド
へのデータのコピー、データを別のファイルへコピー、データ圧縮の変更など。
ウィンドウを分割するには、スプリットバー上 ( どの位置でも良い )にポインターを置き、ポインターがスプリットポインターに変わるのを確認します。垂直のスプリットバーがデータディスプレイエリアの左側にあるので、希望の位置まで ( ウィンドウが希望の大きさの２つの枠で分かれる位置まで ) そのスプリットバーをドラッグすると、１本の線が表われて現在置を先導しますので、そこでマウスボタンを放します。記録中でもこの作業はできます。.

図 4 -2
データディスプレイエリアの分割：スプリットバーをドラッグして希望の位置に移動する。

記録中には分割した２つの枠のディスプレイは、それぞれのスクロー
ルバーを使って別個にスクロールできます。スプリットバーをダブル
クリックすると、データディスプレイエリアの左の元の位置に戻りウィンドウは元の１つの枠になります。

振幅軸
各チャンネルの振幅軸 ( 縦軸 ) のスケールはチャンネル毎にドラッグして引き伸ばしたり、またはダイアログボックスを使って適当なデー
タ表示に変更することができます。スケール表示オプションは各チャ
Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

67

ンネルの振幅軸の左側にあるボタンをクリックし、スケールポップ
アップメニューから引き出して設定します。各軸にはスケーリングボ
タンがあり、色々な方法で引き出せます。これらの振幅軸の機能はズームビュー、X-Y ビュー、スペクトラムウィンドウにも縦軸、又は両軸ともに適応します。
また、全チャンネルに同時に軸をオートスケールできます。この機能はズームビューにも適応します。

スケールポップアップオプション< 自動スケール設定 >：このオプションはそのチャンネルで現在視覚化した波形を、ディスプレイエリアに縦軸に対応させて表示させま
す：スケールの上限を最大ピーク値の高さにセットし、下限は最小値とします ( これはバックグランド電気ノイズの様な小さなシグナルにも適応されます )。
< 正のデータのみ >：このオプションは正の電圧信号のみを表示する
場合に役立ちます。垂直軸をシフトして、0 V がディスプレイエリアの底辺に来るようにします。従って 0 V 以下の信号は画面には表われません (<Bipolar> オプションを選択すれば表示します )。
<Bipolar>：Chart の各チャンネルのデフォルトモードです。シフトや引き伸ばしをしていなければ、垂直軸の中央の 0 V をはさんで上下に正と負の両方の信号が表示します。
< 目盛とデータを反転 >：このオプションはスケールと信号の、両方の極性を反転させます。従って波形はチャンネルの中央で垂直に反転します。下方のスケール値が上方のスケールに表示、またはその逆に写ります。
< スケール設定 >：このオプションでは必要なレンジで表示できるよう、振幅軸を直接調節できます。これは単位変換がオンでもオフでも有効です。< スケール設定 ...> を選択すると、スケールレンジダイア
ログボックスが出ますので、そこで希望する表示スケールの上限下限
を直接数値で入力できます。

図 4 -3セットスケールイアログ
ボックス

68

チャンネル単位または左端の可視ブロック

Chart ソフトウェア

スケーリングボタン
スケーリングボタンは振幅軸の左端にあります。<+> のボタンをクリックすると縦軸が拡大、<-> ボタンをクリックすると縮小します。
スケールボタンと Set Scale ダイアログボックスは、振幅軸を大まかに拡大縮小するのに使います。
Ctrl キーを押しながらスケーリングボタンを使うと、スケールの下限はそのままで表示するスケールが変更できます。Alt キーを押しながらスケーリングボタンを使うと、スケールの上限はそのままで表示するスケール変更ができます。

ドラッグスケール
ポインターは振幅軸エリア上での位置によって変化します。エリアの左にある時は標準ポインターで左上を示す矢印です。エリアの右では、ポインタは右上を示す矢印となり、横に小さなマーカが表われてその機能を示します。
スケール上の表示単位数値の間に移動すると、カーソルの横に両頭矢印が表われ、上下にドラッグするとスケールはシフトします。カーソールが軸上にある時に Shift キーを押すと、常に両頭矢印が表示します。
ポインターがスケール値に向かい合い軸の中点より上にある場合は、
上向き二重三角印がカーソルの横に表示し、上方にドラッグするとスケールが伸び、下方にドラッグするとスケールは縮小します。何れの場合もスケールの下限はそのままです。カーソルがスケール上にある
時に Ctrl キーを押すと、上向き三角印が常に表示します。
ポインターがスケール値に向かい合い軸の中点より下にある場合は、下向き二重三角印がカーソルの横に表示し、下方にドラッグするとスケールが伸び、上方にドラッグするとスケールは縮小します。何れの場合もスケールの上限はそのままです。カーソルがスケール上にある
時に Ctrl キーを押すと、下向き三角印が常に表示します。
ポインターがスケール値に向かい合い軸の中点にある場合は、下向き及び下向き二重三角印がカーソルの横に表示します。上方にドラッグするとスケールが伸びますが下限のスケールはそのままで、下方にドラッグするとスケールは縮小しますが上限のスケールはそのままです。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

69

全チャンネルをオートスケール
全チャンネルを同時に振幅軸がオートスケールできます。これにはコ
マンド > 自動スケール設定を選ぶかツールバーの 自動スケールボタ
ンをクリックします。これは各チャンネルの現行可視データを調整して、スケールの上限は最大ピーク値の高さにセットし、下限は最小値とします。

元のスケールに戻す
スケールを変更すると、そのチャンネルの振幅軸のスケールを指示す
る番号が適化して変わります。振幅軸をダブルクリックすると標準ス
ケールに戻り、伸縮前の位置でゼロは軸の中点になります。再度軸をダブルクリックすると、ゼロが軸の中点になる両極性 (Bipolar) 表示と、ゼロがディスプレイエリアの最下点になるシングルサイド表示が切り替わり表示します。このショートカットは単位変換を使っている
場合は適応しません：この場合は、スケールをドラッグしてゼロ点を望みの位置に設定する必要があります。

ディスプレイの設定
ディスプレイセッティングダイアログボックスで時間軸の表示フォー
ムと表示単位、ブロックやコメントマーク表示の有無、Chart ドキュ
メントウィンドウのデータ表示の方法が設定できます。また Chart
ビューの目盛の表示色や、ズームや X-Y ビューでの表示目盛りの形式の変更や、X-Y プロットの表示線の色や形も選択できます。ディスプレイセッティングダイアログボックスを呼び出すには、セット
アップメニューから < 表示設定 ...> を選択してください。

タイムフォーマット
タイムフォーマットコントロールで時間軸の表示形式と表示単位が設定できます。ここで選択した形式は全軸に適用され、ダイアログボッ
クスを引き出すだけでいつでも導入できます。時間軸に沿ってポイン
ターが示す時間は、ダイアログボックスで選択した形式で < レート /タイム > ディスプレイに表示します。
< ブロックの始めから >：新規データブロックの開始からの相対時間を表示します ( これがデフォルト設定です )。新しくデータブロック
を開始する度に、ゼロに戻りリセットされます。つまり < スタート >ボタンがクリックされる度、また記録がトリガーによりスタートする
度にリセットされます。

70

Chart ソフトウェア

注：Chart では記録の日時が正確に記録されていますので古いファイルに新しいデー
タを記録して 'Start of File'を選択した場合、時間軸の右端では非常に大きな数値となります。逆に別のファ
イルに追加した時はマイナ
スの値となりこともあります。

< ファイルの始めから >：ファイルの記録を開始してからの相対時間を表示します。サンプリングを停止して再開するまでのロスタイムを知りたい場合に役立ちます。
< 日時 >：サンプルが収録された日の時刻を表示します。コンピュータの設定により、12 時間又は 24 時間表示のどちらかが使用できます( 地域のセッティングコントロールパネルかタイムディレーパネル )。
この設定はイベントが発生した日時を特定したい場合に役立ちます。
<UTC を表示 >：サンプルが収録された日の時刻を万国標準時 ( グリニッジ標準時、GMT のこと ) に従って表示します。各国の時刻と
UTC との差は日 / 時コントロールパネルのタイムゾーンパネルで表示されます。この設定は地球物理学者や天文学者にとっては貴重です。
< 常に秒を表示 >：チェックボックスを選択してい無い場合は、記録
時間の長さに応じて時：分：秒が表示されます ( 高速記録の場合は、msec. で測定されます )。

図 4 -4
ディスプレイセッティング
ダイアログボックス

カラーポップ
アップメニュー

スタイルポップ
アップメニュー

< 日時を表示 >：このチェックボックスをマークすると、日付表示がChart ドキュメントのコメントバーの右に出ます。ポインターがデー
タディスプレイ内か時間軸を移動すると、その記録ポイントの時間を読み取って表示します。このチェックボックスをマークしてい無くても、日付は DVM ミニウィンドウ内に表示します。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

71

総合的な表示・ 参照
デジタル値の読み取りを表
示 , p. 78

初期設定では総てのディスプレイコントロールチェックボックスが選択されていて機能します。チェックボックスあるいはコントロールタ
イトルをクリックするとオン、オフが切り替わります。

図 4 -5< ブロック間のライン >：通常 Chart ではデータブロック間には縦線が描かれ、記録が不連続であることを示します。つまりサンプリング
が一旦停止して再開した場合やチャンネルがオフになった場合、又はチャンネルの記録スケールが変更された場合などを示すものです。この縦線の区切りが必要でない場合は、このコントロールをオフにすればブロック間の区画線は表示しません。一定期間を超高速でサンプリングする際など、非常に短いブロックが発生してしまう場合には便利です。

短時間の記録：( 上 ) ブ
ロックマーカ付き ( 下 ) なし・参照
コメントを印刷する , p.
104

< コメントを表示 >：記録中か記録後にコメントを追加する際に、コ
メント番号ボックスが表われます。印刷時にコメントボックスを印刷
するとデータが不明瞭になるのを避けられますので便利です ( デフォ
ルトでコメントの番号リストが各コメントの横にその時間と供に印刷されます )。このコントロールをオフにすると、このボックスは表示されませんし、< コメントラインを表示 > と < コメントテキストを表示 > コントロールもオフ ( 無効表示 ) になります。
< コメントラインを表示 >：あるデータポイントに特定のコメントが付いている場合、通常位置の確認を容易にするために波線がこのデー
タポイントを貫いて垂直に表示します。このコントロールをオフにす
れば波線を消すことができます。< コメントを表示 > コントロールがオフになっている場合は、このコントロール機能もオフになります。
コメントボックスを表示しながらコメントラインを隠すことも可能です。
< コメントラインを表示 >：コメントの文字は通常コメント行に沿って表示します。コメントの文字がデータを隠してしまう場合は、このコントロールをオフにすると便利です。

図 4 -6
コメント付加記録：( 左 )コメント表示 , コメント線とコメント文字オン、( 左中 ) コメント文字表示オフ、( 右中 ) コメント線と文字
オフ、( 右 ) コメント表示
オフ

72

Chart ソフトウェア

サンプリング・ 参照
サンプリング中のディスプ
レイ , p. 36

サンプリングパネルにあるラジオボタンで画面にサンプルデータをどのようにプロットするかを設定できます。< 右から左にスクロール >オプションを選ぶ ( デフォルト設定 ) と、ディスプレイエリアの右から左へ データは連続的にスクロールします。< スイープモード > オ
プションではデータは記録するにつれて左から右に描画し、オシロス
コープのい様な表示となります。垂直線がデータディスプレイを跨いで左から右に移動し、画面の描画に応じて進む波形の前を追跡します。 < 右から左にスクロール > モードでは、スクロールする速さはサンプリング速度と水平軸の圧縮度に依ります。

図 4 -7
スイープモードで表示する
サンプルデータ：垂直線が左から右に描画されるに従い波形を追跡します

表示目盛り
・ 参照
ズームビュー , p. 75

Chart、ズーム、Xー Y ビューの表示目盛りは変更ができます。ズー
ムビューでは 1 チャンネルや複数の積重ねチャンネルでも目盛りは表示しますが、重ね合わせ表示の複数チャンネルでは、振幅が異なる為に目盛りは表示はしません。表示設定ダイアログボックスの目盛りパネルから < ハイド > ラジオボタンを選択すると、これらの３つのウィンドウの表示目盛りが消えます。Chart ビューでは選択した色の目盛り点線が表示されますが、ズームと X-Y ビューではズーム及びX-Y ビューパネルで選択されているラジオボタンの種類によって、目盛り線は直線又は点線のどちらかで表示します。
< グリッド > のカラーポップアップメニューでは 13 色の中から表示
カラーが選択できます。X-Y プロットのカラー r ポップアップメ
ニューと同じです ( 図 4-8)。

X-Y プロット
X-Y トレースの描画の太さと、直線または点線のどちらで表示する
かは、ラインスタイルポップアップメニューで指定します。希望の形
式をクリックすると選択できます。X-Y プロットの < カラー > ポッ
プアップメニューは線目盛 (graticule) のカラーポップアップメ

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

73

・ 参照
X-Y ビュー , p. 122

ニューと全く同じです。ここでの設定はあるチャンネルデータに対す
る別のチャンネルデータを X-Y ビューにプロットする場合だけに適用されます。

図 4 -8
ディスプレイセッティング
イログボックスでの表示線の形式とカラーポップアッ
プメニュー

表示線ポップ
アップメニュー
カラーポップ
アップメニュー

チャンネル設定
チャンネルセッティングダイアログボックスでは複数のチャンネルが同時にセッティングできます。１画面で各チャンネルのディスプレイ
設定と記録設定が一覧できて大変便利です。このダイアログボックスを表示するにはセットアップメニューから < チャンネル設定 ...> を選択するか、または <Ctrl+> を入力します。このダイアログボック
スの各段落については前の章で簡単に触れています。記録の設定に関してはそこで詳しく説明されていますので参照下さい。ディスプレイ
設定に関してはこの章で詳しく述べていきます。

チャンネルタイトル
通常、各チャンネルのタイトルは Chart ウィンドウの右に ' チャンネ
ル 1'、' チャンネル 2' など番号順に上から下へ表示します。記録する
内容を示すタイトルに変更することもできます。それにはチャンネル
設定ダイアログボックスの < チャンネル名 > 欄のテキスト入力ボックスを選択して、新タイトルをタイプ入力しデフォルトのタイトルを消去します。テキストをテキスト入力ボックスで編集します。左端をブランクでテキスト入力した場合はデフォルトタイトル ( チャンネル
1 などの ) に再度置き換わります。タイトルの長さは 14 文字、またはテキスト入力ボックスに入る文字数のどちらか少ない方に制限されます。<OK> ボタンをクリックすると、タイトルの変更 ( とその他の変更 ) が Chart ビューに適用されます。

74

Chart ソフトウェア

図 4 -9チャンネルセッティングイ
アログボックスカラー
チャンネル設定ダイアログボックスの < カラー > コラムのカラー
ポップアップメニューではデータトレースの色を 13 色の中から選択できます。このポップアップメニューは表示設定ダイアログボックスの < カラー > ポップアップメニューと全く同じです ( 図 4-8 参照 )。

スタイル
チャンネル設定ダイアログボックスの < 線形式 > コラムのラインス
タイルポップアップメニューでは、データポイントを直線または点線のどちらで表示するかを指定します。このポップアップメニューは
ディスプレイセッティングダイアログボックスの < 線形式 > ポップ
アップメニューと同じです ( 図 4-8 参照 )。希望の形式をクリックすると選択できます。直線および点線の太さはズームビューでのみ適用され、Chart ビューには対応しません。Chart ビューでは常に 1 ピク
セル分の太さの線、またはシングルピクセルの点線で波形を表示します。

ズームビュー
ズームビューを使うと、データの一部分を拡大して詳細に観察できます。１つのチャンネルのデータからでも、同じ時間内の記録ならば複数のチャンネルのデータからでもセレクションできます。データセレ
クション ( 選択範囲 ) をズームにするには、Chart ビュー内の必要な
Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

75

エリアをドラッグで選択して、次にウィンドウズメニューから < ズー
ムビュー > を選択するか、ツールバーで < ズームビュー > のボタンをクリックします。ズームビューが出ます ( 図 4-10 )。選択範囲の指定がない場合は、ズームビューはグレー表示になり何も表示しませ
ん。

・

参照
データを選択する , p. 86

初期設定では < オーバビュー > ボタンはオンなので、複数のチャンネルを選択すると、各チャンネルの波形はオーバーレイ ( 重ね合わせ表示 ) されます。ウィンドウの左下のチャンネル番号ボタンの数字はチャンネル番号と一致していて、Chart ビューで選択していないチャ
ンネルのボタンはグレー表示になっています。各チャンネル波形用に設定した表示カラーが短いバーの形で、< チャンネル番号 > ボタンの上にそれぞれ表示されますので、そのバーの色からディスプレイ上でトレースされる表示カラーからチャンネル番号を判別してください。
オーバレ
イボタン

図 4 -10

並べて表示ボタン

カーソル位置の波形の時間と振幅値表示

ズームビュー

履歴ボ
タン

ポインター

ID バー

マーカ

波形カーソル

トラッキングチャンネル

チャンネル番号ボタン

ズームビューはコントロールメニュー、タイトルバー、最小化ボタ
ン、最大化ボタン、クローズボタンが付いた標準のウィンドウで、Chart ドキュメントウィンドウがアクティブの時にはバックグラウン
ドで画面上を移動できます。通常のやり方でウィンドウサイズの変更もできます。

76

Chart ソフトウェア

並べて表示・ 参照
振幅軸 , p. 67

Chart ビューの複数チャンネルから選択範囲を設定した場合、デフォ
ルト設定では複数のチャンネル波形を Chart ビューで重ね合わせて表示します ( オーバレイボタンがオンの時 )。< 並べて表示 > ボタン
をクリックし、オーバレイボタンをオフにすると、上から下に番号順に各チャンネルデータが Chart ビューと同じ形式で積み並んで表示されます。各チャンネルの表示幅は Chart ビューの比率と関係なく均一になります ( このモードで全チャンネルを描画するスペースが無い場合はズームビューにします )。Chart ビューの様に、各チャンネ
ルの振幅軸はリスケール、オフセット調整や、スケールポップアップ
メニューやスケーリングボタン、カーソルが振幅軸上にある時に出る
ポインターを使った操作ができます。< オーバレイ > ボタンをクリッ
クすると < 並べて表示 > ボタンはオフになり、重ね合わせ表示チャンネルに戻ります。
並べて表示ボタンを選択

図 4 -11
ズームウィンドウで並べて表示ボタンオンーこの選択は図 4 -10 と同様です

データの表示ハイライト表示しているチャンネル番号ボタンは、そのチャンネルの波形をカーソルがトラッキングしていることを示しています。これはチャンネルディスプレイがオーバーレイ ( 重ね書き ) 表示でも、ス
タック ( 積重ね ) 表示のいずれでも機能します。トラッキングポイン
トの時間 (t) と振幅 (Y) の読み取り値が、ビューウィンドウの上部に

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

77

・ 参照
波形からデータを計測する, p. 108

表示します。時間と単位の形式はディスプレイ設定と単位変換を使って設定されたものです。
トラッキングチャンネルを変更したい場合は、ビューウィンドウの左下のチャンネル番号 ( グレー表示でないもの ) をクリックするか、トラッキングしたい波形を直接クリックします。いずれの場合も選択したチャンネル番号ボタンはハイライト表示になり、それがトラッキン
グチャンネルであることを示します。
Chart ビューのマーカはズームビューに反映され、同じように波形上を移動します。マーカをダブルクリックすると元の位置に ( ホーム )戻ります。マーカはズームビューにおいても、ほぼ同じ働きをします
が、波形カーソルは一つの波形しか追跡しませんので、波形が複数存在する場合は少し違った動きをします。追跡波形上にマーカがあると、そこからの相対計測値 ( △を表示 ) で時間と振幅値が表示します。マーカが別の波形上にある時も時間は相対表示となりますが、振幅は絶対値表示で表されます。

・参照
マーカを使う , p. 108

・ 参照
総合的な表示 , p. 72

ズームビューで作業中は、ズームビューで表示されている選択範囲からも任意のデータがデータパッドに転送できます。Chart ビューの選
択範囲が不連続である場合 ( 複数のブロックにまたがっている場合 )も、ブロック間の区切り線の表示をオフにしていない限りズームビューでもそれらを不連続なブロックとして表示します。区切り線表
示がオフである場合はブロック間にかすかな擦れが見られます。

印刷とコピー
ズームビューがアクティブ状態の場合は、ファイルメニューの 印刷
オプションは < ズームビューを印刷 ...> に変ります。このコマンドを選択すると、現行のズームビューの内容が印刷されます。編集メ
ニューの < ズームビューを印刷 ..> を選択して、ズームビューのディ
スプレイをコピーし、別のアプリケーションにペーストすることができます。

デジタル値の読み取りを表示
ウィンドウメニューの DVM サブメニューでは各チャンネルのデジタ
ル電圧表示計とサンプリング時間を、サイズ可変なミニウィンドウの形で表示します。コンピュータから少し離れた所から記録値を読み取りたい場合などに、このウィンドウは便利です。これらのミニウィン
ドウを表示するには、DVM サブメニューからメニューの１つを選択するか、各チャンネルの < レンジ / 振幅 > ディスプレイ、又は <78

Chart ソフトウェア

レート / タイム > ディスプレイをドラッグします ( このミニウィンド
ウはこれらのディスプレイの浮動型拡大ウィンドウです )。

図 4 -12CH1 の DVM とタイムミニウィンドウ

DVM ミニウィンドウは現行のアクティブウィンドウの前に浮動表示します。そのタイトルバーをドラッグするとあちこち自在に移動できます (Chart アプリケーションウィンドウの枠以外にも )。クローズボックスをクリックするとウィンドウは消えます。ミニウィンドウの外枠をドラッグするとサイズが変更できます。ミニウィンドウの大きさを変えると表示テキストの大きさも変わるので、読み取り易い大きさにウィンドウのサイズを調節して下さい。表示テキストの色は同じ
チャンネルのデータトレースと同色になりますので判別が簡単です。
ミニウィンドウのタイトルバーには適用しているチャンネル数が表示
します (DVM サブメニューのメニューコマンドは常にデフォルトタ
イトル (Channel 1 などの ) でチャンネルをリスト表示しますが、タイトルは自由に変更できます )。
記録中はレート / タイムミニウィンドウには現行ブロックの開始からの経過時間を、ディスプレイセッティングダイアログボックスで設定した形式の単位で時間を表示します。ポインターがチャンネルコント
ロール内にある時は、現行のサンプリング速度をｻﾝﾌﾟﾙ数 / 秒で表示します。また、ポインターがデータディスプレイエリア又は、時間軸上にある時は、そのポインター位置のポイント時間を表示します。
記録中は DVM ミニウィンドウは、その適用チャンネルで使っている単位で入力する値を表示します。適用チャンネルがオフの場合は、'Channel Off' と表示されます。記録時以外ではアクティブポイントがある場合にはその値が表示され、選択範囲がある場合にはミニウィ
ンドウは空白になります。記録中は DVM ディスプレイは毎秒更新されます。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

79

Chart ウィンドウを整理する
Chart 上でいくつかのドキュメントウィンドウや、それに関連したウィンドウを開いて作業した結果、必要なデータがすぐに見つけにく
く煩雑なウィンドウになってしまうことがあります。これの最も簡単な解決策としては、第一に一度に多くのウィンドウを開いたままにしないことですが、他にもこのような混乱を避けるためのいくつか推奨できる方法があります。Chart には Chart アプリケーションウィン
ドウ内のウィンドウを整理するためのコマンドが備わっています。
Chart ドキュメントウィンドウは Chart アプリケーションウィンド
ウ内に含まれていて、決してデスクトップ上のどこかに隠れたり、消えてしまうことはありません。Chart アプリケーションウィンドウ自体がデスクトップの役割を果たします。Chart ビューの範囲内で、各ドキュメントウィンドウの移動、リサイズ、クローズ、拡大、復帰、縮小などが行われます。
Chart ビューの最大化ボタンをクリックするか、タイトルバーをダブ
ルクリックすると、Chart アプリケーションウィンドウのサイズが最大までに拡大され、Chart ビューに重なり合って１つのウィンドウの様になります。この場合 Chart のサイズを変更すると、重なったド
キュメントウィンドウのサイズも同じ大きさに変ります。タイトル名は Chart ビューのタイトルバーに、アプリケーション名の後に括弧の内に表示します。コントロールメニューはファイルメニューの左に移動します。縮小、拡大、クローズボタンはアプリケーションウィン
ドウと同じボタンの下に表示します ( 図 2-7 参照 )。データパッド、
Xー Y ビュー、ズームビューの様なほとんどの付帯するウィンドウについても上記の動作は適用されます。メインウィンドウの Chart
ビューを最大化すると総てのウィンドウが最大化表示となります。
ダイアログボックス (<OK> ボタンまたはそれと同等の機能をもつウィンドウ ) と、ミニウィンドウ ( スティムレータパネル ) は Chart
アプリケーションウィンドウの枠外にも移動します。これらにはク
ローズボタンは付いていますが、縮小、拡大ボタンは無く、ウィンド
ウメニューのウィンドウ関連コマンドによる影響も受けることはありません。
ウィンドウメニュー ( メニューとコマンド , p. 195 参照 ) の最下段には、Chart の開いているウィンドウを総てリストアップし表示します。現行のウィンドウにはチェック印が付いています。メニューにリ
ストアップされているウィンドウの１つを選択すると、最前面にそのウィンドウが表われ、アクティブになります ( タイトルバーはハイラ
イト表示になります )。各ウィンドウにタイトルを付けておくと分類

80

Chart ソフトウェア

上便利です。ウィンドウタイトルにはファイル名の後にコロンが続き、その後がウィンドウ名となります。ファイル名が 'RISC Rules'とすると、Chart のメインドキュメントウィンドウ名は 'RISC Rules:
Chart View' となり、ズームビュー名は 'RISC Rules: Zoom View'となります。
Chart の散らばったウィンドウの混乱を整理するには、ウィンドウメ
ニューで < 重ねて表示 > や < 並べて表示 > を選択します。< 重ねて表示 > コマンドメニューを使うと、開いているウィンドウ全部のタイトルバー部分が表示されますので秩序正しく並べ変えることができます。各ウィンドウはタイトルバーのみを残した状態で前後に重なり合って整列表示します ( 図 4-14 )。数画面を並べて表示すると画面が狭すぎて有効では有りませんので、二つの画面を比較するにはコマンドを使うか、必要な一画面を選んでそれをできるだけ拡大表示するのが有効です（Chart を最初に立ち上げると、初期設定で Chart ド
キュメントウィンドウが有効画面全体に表示するように）。

図 4 -13
Chart でウィンドウを整列
表示

Chart アプリケションウィンドウに画面を最小化すると、画面メニューからアレンジ ( 整理 ) アイコンを選べば画面の下にそれらを行表示できます。
画面メニューから < 総てを閉じる > を選べば最小化画面を含め統べての画面が閉じますので、これが画面整理の究極の方法といえます。

Chapter 4 ﾑ データディスプレイ

81

図 4 -14
Chart でウィンドウをタイ
ル表示 .

82

Chart ソフトウェア

5C H A P T E R

F I V E

ファイルの取り扱い

Chart ファイルは簡単にエクスペリメントギャラリー ( Experiments
Gallery ) にアクセスでき、様々なフォーマットで編集、印刷、ディ
スクへの保存ができます。また別のアプリケーションにデータを転送したり、Chart ファイルの検索できます。

この章ではこれらの取り扱い方法や、たくさんのファイルを１つのファイルに要約する機能、設定を保存して作業の反復を省略化する機能について説明します。またコメントやエクスクルージョンの使い方、ノートブックについて説明します。

Chart ソフトウェア

83エクスペリメントギャラリー
エクスペリメントギャラリーはフレーム作業であり、Chart データやセッティングへ素早くアクセスでき、付帯するドキュメントやテキス
トファイル、マルチメディアファイルなどにも迅速に対応します。
この機能は教育の現場では特に有用で、教師が別々の実験をオーガナ
イズし学生にそれをアクセスさせ提供できます。研究者であれば、自分の記録をオーガナイし素早くアクセスできますので大変便利です。

エクスペリメントギャラリーを使う
エクスペリメントギャラリーを使う前に、ファイルとフォルダーを作ってそれに加えます。Chart のバージョンに依っては既に実行されている場合もありますが、そうでなければ エクスペリメントギャラ
リーを管理する , p. 85 を参照して下さい。
エクスペリメントギャラリーを設置しておけば、ファイルメニューから < エクスペリメントギャラリー > を選べば、エクスペリメント
ギャラリーダイアログボックスが表示します。ダイアログボックスの下段にある < 起動時にエクスペリメンツギャラリーを表示する >チェックボックスを選べば、以下の時にも表示します：･ ドキュメントが無くて Chart をスタートする ( 例えば、Chart
デスクトップショートカットをダブルクリックする )･ 最後に開いた Chart ドキュメントを閉じる .
そのダイアログボックスの左側の部分には、エクスペリメントギャラ
リーのコンテンツの階層フォルダーが含まれています。Microsoft
Windows のエクスプローラと似ており、同じ方法でナビゲートしてくれます。例えば、開示三角形をクリックするとフォルダー構造の部
門を拡張します。右側の部分は左側で選択したフォルダーのファイルを表示します。指定したファイルは陰影表示し、< 開く > ボタンをクリックすれば開けます。または、ファイルをダブルクリックするとファイルは開きます。
エクスペリメントギャラリーのセットアップの仕方に依って、ファイ
ルリストの上にインフォメーションエリア ( 図 5-1 の様な ) が出ます。それには指定したフォルダーの内容に関するコメントも含まれています。個々のファイルにはファイル名に加え、それを記述したラベルが付きます。

84

Chart ソフトウェア

図 5 -1
エクスペリメントギャラ
リーダイアログボックス

・ 参照
エクスペリメンツギャラ
リーコンフィグレーション
ファイル , p. 229

エクスペリメントギャラリー内のファイルやフォルダーに何か問題が有れば、ダイアログボックスの下段にエラーボタンが出ます。このボタンをクリックすると問題点の詳細なインフォメーションが得られます。例えば、コンフィグレーションファイルに関連したファイルはエ
クスペリメントギャラリー内には有りませんと言ったメッセージが表われます。

エクスペリメントギャラリーを管理する
教師か研究者なら、多分ご自分の注文に応じたエクスペリメントギャ
ラリーを作成したいと思われる筈です。
まず、Chart アプリケーション ( 図 5-2) と同じフォルダーにエクスペ
リメントギャラリーと称するフォルダーを作って下さい。Chart のバージョンに依ってはこのフォルダーが既に存在する場合がありますので、注意して下さい。

図 5 -2
エクスペリメントギャラ
リーホルダー

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

85作成したエクスペリメントギャラリーフォルダーにフォルダーやファイルを追加します ( エクスペリメントギャラリーのフォルダーに何もフォルダーやファイルが無い場合は、エクスペリメントギャラリーダ
イアログボックスは Chart には表示しません )。自分の作業構成に合った作法でフォルダーやファイルを編成して下さい。ファイルと同様にショートカットも付け加えておき、ネットワーク上で収録したファイルにアクセスするなどに利用します。このギャラリーに書類やテキスト、マルチメディアファイルなどを加えれば大変便利です。
フォルダーやファイルはエクスペリメントギャラリーダイアログボッ
クス内に同じ階層で表示します。
エクスペリメントギャラリーを削除し、Chart に表示しているそのダ
イアログボックスを停止するには、エクスペリメントギャラリーフォ
ルダーから総てのフォルダーやファイルえお削除するか、エクスペリ
メントギャラリーフォルダー全体を削除して下さい。
Refer
エクスペリメンツギャラ
リーコンフィグレーション
ファイル , p. 229

コンフィギュレーションファイルを作成してフォルダー内に収めれば、表示するエクスペリメントギャラリー内に含まれるフォルダーのファイルがコントロールできます。コンフィギュレーションファイルの作成についての詳細は Appendix E で説明します。

データを選択する

図 5 -3Chart ビューのアクティブポイント ( 上 ) と選択範囲 (下)

時間軸の下をクリックすると、垂直線が表われて全チャンネルのアク
ティブポイントの位置を示します。任意のチャンネル内をクリックす
ると、垂直線とアクティブポイントの表示はそのチャンネルだけになります ( 図 5-3 の上 )。アクティブポイントは選択範囲とは異なり、コメントを追加したり、データパッドにインフォメーションを転送する時などに使用します。データポイント１つではデータパッドにコ
ピーできますが、クリップボードにコピーしたり、ファイルとして保存したり、ズーム機能には適用しません。
１チャンネル内のデータエリアを選択するには、ポインターを置いてドラッグすると矩形のエリアがハイライト表示になります ( 図 5-3 の下 )。<Shift- クリック > でそのチャンネルの選択範囲が拡張できます。垂直エリアのサイズはズームと Xー Y ビューの表示には影響しますが、データパッドへのインフォメーションの転送や、選択範囲のコピーや印刷、ファイルとしての保存には影響しません。これらの操作には選択範囲内の全データポイントを使用します。<Alt- ドラッグ
> で、チャンネルの全垂直幅が選択できます。

86

Chart ソフトウェア

別のチャンネルを選択範囲に追加するには、シフトキーを押しながら、必要なチャンネルのディスプレイエリアをドラッグします。他のチャンネルで選択したセレクションの垂直幅は変更できます。しかし
水平幅は最初に選択したチャンネルの水平幅は同じになり変更はできません ( セレクションが複数のチャンネルで選択された場合、それらの記録時間は常に同じです )。追加したいチャンネルのディスプレイ
エリア上で Alt-Shift- クリックすると、同じ垂直幅の選択範囲が選択できます。
図 5-4
複数チャンネルのデータ選
択 ( 左 )、時間軸に沿った選択 ( 右 )、<Shift> ドラッ
グ で他チャンネルへ追加

Time axis pointer

全チャンネルでデータエリアを選択するには、時間軸エリアにポイン
タを置くと、ポインタが両頭矢印に変ります。時間軸エリアをドラッグすると、全チャンネルの矩形の選択範囲がハイライト表示になります。あるチャンネルの選択範囲を解除したい場合は、そのチャンネル
内を Shift- クリックします。時間軸をダブルクリックすると記録したブロック全体が選択範囲になります ( 連続記録ならファイル全体が)。ファイル全体を選択範囲にするには、編集メニューから < 全てを選択 > を選ぶか、Ctrl-A を入力します。
データディスプレイエリア内に選択範囲がある場合、有効なコマンド
メニューはこれに対応して変化します。ファイルメニューのプリント
コマンドは < 選択範囲を印刷 ..>. に変り、< 選択範囲を保存 ...> は無効表示となります。エディットメニューの <Chart データをコピー >と <Chart データを消去 > は有効になります。

データを削除する
Chart でデータを削除するには 2 通りの方法があります。全チャンネ
ルのデータエリアを削除する方法と、特定のチャンネルの全記録デー
タを削除する方法です ( 一つのチャンネルの選択範囲だけを削除する

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

87

ことはできません )。この２つの方法は Chart ビューがアクティブで
サンプリングしていない時だけ有効です。
全チャンネルに共通のデータエリアを削除するには、時間軸上の２点間のエリアを時間軸に沿ってドラッグして選択します ( これは特に興味のあるデータがない記録部分を削除するのに便利です )。編集メ
ニューから < 選択範囲を消去 > を選択するか、<Delete> キーを押します。この操作では Chart ビューの複数のチャンネルで選択範囲がある場合は、全チャンネルのデータブロックが削除します。

・ 参照
総合的な表示 , p. 72<Chart データを消去 > コマンド ( 編集メニュー ) も同じようなコマンドですが、Chart ビューから削除したデータのコピーをクリップ
ボードで保存します ( これはどこにでもペースト可能ということです)。編集メニューで < 元に戻す > を選択すると、操作の取り消しができ、削除したデータが復帰します。Chart ビュー内に選択範囲がなくてアクティブポイントだけしか存在しない場合は、コマンドメニュー
はダイム表示になり、選ぶことはできません。<Delete> キーを押しても無効です。ある特定の間隔の記録を削除した結果、記録に不連続性が生じる場合は新しいブロックが形成され、垂直な区分線が示されます ( ディスプレイ設定で区分線表示が設定してある場合のみ )。
特定のチャンネルの全部のデータを削除する場合は、選択範囲またはアクティブポイントがそのチャンネルにのみ限られていることを確認してから、Edit メニューから < チャンネル消去 > を選択します。全
データがそのチャンネルから削除され、そのチャンネルはダイム表示になります。Chart ウィンドウのアクティブポイントまたは選択範囲が複数のチャンネルにわたっている場合は、このコマンドメニューはダイム表示になり選択できません。
編集メニューで < 元に戻す > を選択するか、<Ctrl+Z> で操作の取り消しができ、削除したデータが復帰します。実際 Chart ではサンプ
リングや削除、ペースト、チャンネルを隠すといった引き続いて行ったアクションの取り消しや、やり直しができ誤操作によるやり直しや復帰が有効です。編集メニューの < 元に戻す > や < やり直し > を使ってアクションの訂正もできます。前もって保存しておいたファイルを、そのファイルで行った変更を保存しないで閉じてしまっても、
最後に保存した状態までは復帰できません。いくつかの変更は無効になったかもしれませんが、削除したデータは復帰します。
.

88

Chart ソフトウェア

データを転送する・参照
セーブオプション , p. 90

Chart からスプレッドシートや図表プログラムなどのアプリケーショ
ンにデータを転送することができます。ファイルや選択範囲を通常のテキストファイルとして保存して、ワードプロセッサ、スプレッド
シート、統計パッケージなどの別のアプリケーションにテキストが転送できます ( これにはファイルメニューから < 名前を付けて保存 ...>
コマンドメニューを選択します )。また、Chart から選択したデータをコピーして、別のアプリケーションに ( 別の Chart ファイルにも )直接それをペーストすることもできます。Chart ウィンドウがアクティブな状態で選択範囲がある場合は、< 選択範囲をコピー > が編集
メニューで選択できます。ズームや X-Y ビューなどがアクティブ状
態の場合には、編集メニューの < コピー > コマンドは選択可能なオ
プション表示に変ります。データパッドがアクティブウィンドウの場
合は、その総てまたは選択した部分だけをクリップボードにテキストとしてコピーできます。

クリップボード
Chart からデータを消去したりコピーする場合は、必ずそのデータに関する情報やリファレンス ( テキストおよび強化されたメタファイル
グラフィックフォーマットの形で ) がクリップボードに一旦保管されます。Windows はクリップボードからメモリー内のデータを読み取ります。クリップボードから別のプログラムにペーストする場合は、データはそのプログラムのフォーマット ( ワープロはテキスト、ペイ
ント用プログラムではビットマップ、ドロー用プログラムではオブジェクト群 ) でペーストします。自分でフォーマットの種類を選択することもできます。Chart 終了時にクリップボードへデータを残しておく場合は、必ず指示に従ってください。そうでなければ、かなりのメモリーを使用するためクリップボードの内容は消去されます。

データをコピー、消去、ペーストする
消去したりコピーした Chart データの選択範囲は、直接 Chart ド
キュメントファイルにペーストできます。この機能は多量に記録したデータファイルを要約し、新規ファイルとして作成し直すのに役立ちます。まず Chart ビューで選択範囲を設定します。時間軸をドラッ
グして、軸上の任意の２点間のエリアを選択します。選択範囲が複数のチャンネルで選択されていなくても、この範囲内では全チャンネルのデータが消去したりコピーできます。編集メニューからオリジナルのデータをそのまま残すには <Chart データをコピー > を、あるいはオリジナルデータを消去するには <Chart データを消去 > を選択します。
Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

89

クリップボードのデータをペーストする場所が選択できます。ペース
トする先の Chart ビューをアクティブにしてあれば、クリップボー
ドのアクティブポイントまたは選択範囲のデータはどこにでもペーストできます。編集メニューから < ペースト > を選択するか、<Ctrl+V> を入力してください。データはアクティブポイントの右に追加されるか、選択範囲と置き換わります。どちらの場合にも記録に不連続性が生じるため、新しいブロックが作成されます。各ブロックの終わりには垂直線が表示されるか、チャンネルレンジが異なる場合には新しいスケールで表示します。Chart ビューにアクティブポイン
トや選択範囲がない場合は、< ペースト > コマンドがダイム表示となり選択できません。ドキュメントファイルの右端に、あたかも新規の記録データブロックのようにデータを追加するには、編集メニューから <Past at End> コマンドを選択するか、<Ctrl-Shift-V> を入力します。

セーブオプション
記録したデータファイルを保存するには、ファイルメニューから < 保
存 > を選択するか、ツールバーの < 保存 > ボタンを押すか、又は<Ctrl+S> を入力します。この操作で現行ファイルの内容を更新してディスクに保存します。ファイルを初めて保存する場合や File メ
ニューで < 名前を付けて保存 ...> を選択した場合は、いつでも別名で保存ディレクトリーボックスが出ます。

図 5 -5
別名で保存ダイアログボッ
クス .

・ 参照
テキストやエクセル形式で保存 , p. 120
テキストで保存 , p. 131
Chart エクステンション ,p. 19390

このディレクトリーダイアログボックスではコンピュータのファイルシステムが表示されるので、ファイルをどこに保存するかが選択できます ( このプロセスを習得しておいてください。詳細はご使用のコンピュータに付属しているマニュアルを参照ください )。
ファイルの名称をタイプ入力し、< ファイルの種類 :> ポップアップ
メニューからファイルフォーマットの選択を済まし、< 保存 > ボタン

Chart ソフトウェア

をクリックするとファイルの保存が完了します。利用できるフォー
マットの形式は、Chart データファイル、セッティングファイル、テ
キストファイルです。また、テキストファイルとしてデータパッドや
エクセルファイル、スペクトラムウィンドウの内容を保存できます。
さらに Chart エクステンションを加えれば、WAV オーディオファイ
ル、クイックタイムムービ、MATLAB ファイルなどの形式でも保存できます。

データファイル
このデフォルト設定ではこのフォーマットになり、マクロを含むデー
タとセッティングの両方を保存します。このファイルには全ての記録が収められます。データを保存するための標準のフォーマットです。

設定ファイル
このフォーマッこのフォーマットは記録したデータを保存するのではなく、現行の設定を保存します。これにはサンプリング速度、チャンネルレンジ、トリガー、スティムレーションの設定など記録に関係するセッティングと、ウィンドウの大きさ、チャンネルエリア、ディス
プレイ設定、メニューコンフィギュレーションなどのデータの表示に関係するセッティングとが含まれます。表示単位やマクロ、データ
パッドの調整も設定として保存されます。開いているファイルに設定
ファイルは組み込めます。設定ファイルを使って様々な作業の設定ライブラリーを作っておけば、簡単に素早く記録の準備ができます。

・ 参照
ファイルを追加する , p.
94

設定ファイルのアイコンをダブルクリックするか、オープンディレク
トリダイアログボックスを使って設定ファイルを開くと、その設定ファイルの総てのセッティングが自動的に Chart の未名称ファイルにロードします。現行ファイルにその設定をロードすると、既存のデータはそのディスプレイ設定となり、次の記録は新しくロードした設定を使って実行します。既存のデータを記録した設定はそのままで変更されません。

テキストファイル
このフォーマットはデータを一般のテキストファイルとして保存し、ワープロ、表計算ソフト、統計パッケージなどの別のアプリケーショ
ン上で開くことによって、テキストとしてエキスポートします。記録
した各サンプルは各チャンネルごとのタブ切りとなり、リターンキャ
ラクタで行が終わる１行ごとの記録データとして保存されます。テキストファイルとして Chart ファイルを保存する場合、< 保存 > をク

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

91

リックすると、テキストで保存ダイアログボックスが出ます。このダイアログボックスで、保存するデータのチャンネル数とその内容を指定します。
図 5 -6
テキストで保存ダイアログボックス< チャンネル >：< チャンネル番号 > ボタンを使って保存したいチャ
ンネルを指定します ( デフォルトのチャンネルタイトルの数と一致します )。データを含んでいないチャンネル番号のボタンはダイム表示になります。ハイライト表示のボタンはその番号のチャンネルがテキ
ストファイルに含まれていることを示しています ( デフォルトではデータを持つ総てのチャンネル )。ボタンをクリックするとチャンネルの指定、解除ができます。チャンネルデータはテキストで表記列で、番号順に左から右にタブ区切りで表示されます。
< 時間 >：時間チェックボックスを選択すると、データポイントに加え各サンプルの取得時間がリストの一列目に表示します。
< コメント >：コメントチェックボックスを選択すると、データポイ
ントのコメントがファイルの最終列に加わります。ファイルにコメントが存在しない場合は、このチェックボックスはダイム表示になります。コメントボックスだけ選択している場合は、コメント番号リスト
がファイルに保存されます。
< チャンネル設定 >：チャンネル設定チェックボックスを選択すると、レンジやサンプリング速度などの記録のセッティングがテキストファイルの最初の 1 行目に表示しますし、時間の設定変更も加わります。
< 範囲外データ >：範囲外データ ( チャンネルレンジを越える振幅値のデータポイント ) の取り扱いを選択するボタンです。範囲外データの値 ( レンジで決定される最大または最小に設定 ) は刈り取られる
か、NaNs ( 幾つかのアップリケーションで認知されるもので番号では無い )。

92

Chart ソフトウェア

< リダクション >：デフォルト設定ではこのテキストファイルに全
データポイントが含まれます。しかし例えば、超高速サンプリング速度の記録でエキスポート用のグラフィックアプリケーションで処理す
るにはデータ数が多すぎる場合、必ずしも全データポイントを必要としないことがあります。この様な場合には < リダクション > ボック
スに 1( デフォルト設定 ) 以外の数を入れると、サンプル数を減らすことができます。2 を入れた場合、テキストファイルは 1 つ置きのデータポイントがテキストファイルに入り、3 を入れると 2 つ置きのデータポイントが入ります。コメントが付いているデータポイントが含まれなくてもコメントは消えません。

選択範囲の保存
ファイル全体の代わりに選択したデータエリアだけを保存することも可能なので、必要な記録部分のみを取り出して新規ファイルに収めることができます。時間軸上の任意の２点間で範囲を選択します。任意のチャンネルでも全チャンネルでも構いません。ただしデータの無いチャンネルは除きます。Chart ウィンドウに選択したデータエリアがある場合は、ファイルメニューの < 選択範囲を保存 ...> コマンドが使用できます。データエリアがない場合はダイム表示で選択できません。このコマンドを選択すると、選択範囲を保存のディレクトリダイ
アログボックスが表われます。

図 5 -7
選択範囲を保存ダイアログ
ボックス

・ 参照
セーブオプション , p. 90

このディレクトリダイアログボックスは名前を付けて保存のディレク
トリダイアログボックスと同じですが、ファイルの種類ポップアップ
メニューからは２種類のファイルフォーマット ( データファイルとテ
キストファイル ) しか選択できません。ダイアログボックスの下にある < ファイル名 > にファイルの名称をタイプ入力し、< ファイルの種
類 > ポップアップメニューから保存するファイルフォーマットを選択して、< 保存 > ボタンをクリックするとファイルが保存できます。

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

93アペンド機能を併用すると、保存した選択範囲を使って多量のデータの内容を要約し、新規ファイルとして素早く作成でき便利です。またChart データの選択範囲のコピーを、直接 Chart ドキュメントファ
イルに貼り付けすることもできます。これは最も迅速な方法ですが、マクロで自動化した方が簡単かもしれません。
Chart ビューの表示画面が垂直に二つの画面に分かれている場合には、サンプリング中 ( 遅い速度の時は ) でも、左側の画面から選択範囲が保存できます。即ちサンプリングしながら、記録したばかりのデータが別のドキュメントとして切り離して取り扱つかえます。

ファイルを追加する
既に開いているファイルに別のファイルを追加するには、ファイルメ
ニューから < 追加 ...> を選択します。ファイルを追加のディレクト
リダイアログボックスが表われます。現在開いているファイルに追加するファイルを選び < 開く > ボタンをクリックすれば、そのファイルが組み込まれます。

図 5 -8
ファイルを追加ダイアログボックス< ファイルの種類 :> ポップアップメニューでオープンするファイルの形式を選びます：選択した形式だけがリストに表示します。選択できるファイルとしては通常、Chart データと設定ファイルだけです。
両者では組み込む作用に違いがあります。
任意の Chart データファイルを現在開いているファイルの末端に追加できますので、必要なデータを後から補足できます。この機能とChart の選択範囲をファイルとして保存する機能を組み合わせると、記録の中から重要なデータだけを幾つか集め、別の要約ファイルとして作成することができます。コメントは全てコピーされ、オリジナル
ファイルの最後のコメント番号の続き番号で追加されます。組み込ん

94

Chart ソフトウェア

だファイルのディスプレイ設定の大部分はコピーされませんし、組み込んだファイルのデータパッドも、現行ファイルのデータパッドには追加されません。組み込んだ各ファイルは新規ブロックとして垂直線で区切られ、チャンネルレンジに変更があった場合は新スケールに対応します ( 単位変換機能による単位設定もそのブロックには適応します )。チャンネルの入力レンジ設定、サンプリング速度などのチャンネルの記録の設定は優先して保持されます。メモリ量が充分にある限りファイルを次々に現行ファイルに追加していくことができます。
追加した Chart 設定ファイルの設定が現在開いているファイルに適用します。ディスプレイ設定は直ちに実行されますし、以後の記録はその設定ファイルの記録設定条件で実行します。

印刷
Chart ファイル全体、またはその一部を印刷することにより実験の資料、レポート、プレゼンテーション用のハードコピーなどが作成できます。ファイルメニューには印刷に関する３つのコマンドメニューがあります。< 印刷プレビュー ...>、< ページ設定 ...>、< 印刷 >( キー
ボード操作では <Ctrl-P>) の 3 種類で、印刷する内容により異なりま
す。

ページ設定
ファイルメニューの < ページ設定 ...> コマンドを選択すると、ページ設定ダイアログボックスが表われます。使用する用紙のサイズなどを選択します。< プリンターの設定 ...> ボタンをクリックするとプリンタの機種に対応した指示が表示されますので、それに従ってください。

印刷のプレビュー
Chart ドキュメントウィンドウがアクティブ状態でない場合、< 印刷
プレビュー ...> コマンドメニュー ( ファイルメニュー ) はダイム表示の無効で、選択できません。そうでない場合はこのコマンドを選択す
ると印刷プレビューダイアログボックスが出ます。これは Windows
アプリケーションでは標準のダイアログボックスで、ファイルがどのように印刷されるかを描画します。ダイアログボックスの左上の矢印を使って、ページを移動します。その横のボタンを使うと一度に 2ページ分がプレビューできます。

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

95

図 5 -9
ページ設定ダイアログボッ
クス

この表示では単にページの様相を示す、ランドスケープか
ポートレート

図 5 -10
印刷プレビューダイアログ
ボックス

印刷コマンドダイアログボックスがアクティブ状態の時は、< 印刷 > コマンドはダ
イム表示で選択できません。そうでない時はこのコマンドは有効です。アクティブウィンドウの種類や選択したデータの場所によって、それに対応したコマンドが表われます。ツールバーの < 印刷 > ボタ
ンをクリックすると、< 印刷 > コマンドと同じ操作ができます。
<Chart ビューを印刷 ...> は Chart ファイルの全体を印刷します ( 印
刷ダイアログボックスで印刷範囲を限定したとしても )。< 選択範囲
を印刷 > は Chart ウィンドウで指定した選択範囲を印刷します。選
択範囲がない場合やアクティブポイントだけの場合は <Chart ビュー

96Chart ソフトウェア

を印刷 ...> だけが使用できる印刷コマンドです。< ビュー > ボタンを使ってファイルを横軸に対して縮小しておくと (2000:1 まで )、ファイルまたは選択範囲はその縮小率で印刷されます。

表 5-1
印刷コマンド .

プリントコマンドアクティブウィンドウ

プリント内容Chart ビューを印刷 ...

Chart

全ファイル

選択範囲を印刷 ...

Chart

選択部のみ

ズームビューを印刷 ...

ズーム

ズームビュー

X-Y ビューを印刷 ...

X-Y

X-Y ビューの内容

コメントウィンドウを印刷...

内容

ファイル内コメントリス
ト

データパッドを印刷 ...

データパッド

データパッドの内容

ノートブックを印刷

ノートブック

ノートブックの内容

スペクトラムを印刷 ...

スペクトラムスペクトラムビュー の内容

ズームや Xー Y ビューのデータを印刷する場合は < ページ設定 > ダ
イアログボックスでサイズ、位置、画像の倍率を調節します。画像をドラッグして任意の位置に置き換えたり、画像の右下にあるグレーボックスをドラッグして、サイズを調節します。また画像をダブルクリックすると画像のサイズは最大化します。<Keep Shape> チェックボックスを選択すると、画像は元の大きさに復帰します ( ズームや
X-Y ビューの設定に対応 )。それ以外では自由にサイズが変更できます。
Chart ビューから印刷を選ぶと、コメントウィンドウ、データパッド
やノートブックウィンドウ、プリントダイアログボックス ( 図 5-12)が表示して印刷オプションを提供します。ここで印刷部数をセットし、ポップアップメニューで使用するプリンターを選択し、< プロパティー ...> ボタンをクリックして必要とするプリンターの機能を指定します。
< コメントを印刷 >：Chart ビューから印刷するときには、オプショ
ンパネルのこのオプションが選択できます。これを選ぶと、コメント
番号リストがデータをプリントアウトした後に続いて印刷されます。
コメントが含まれてれば、ファイル全体の印刷でも選択範囲の印刷でもリストは印刷されます。
< 範囲印刷 >：データパッドから印刷するとこのオプションが使えます。データパッドを印刷する時は < 印刷 > ダイアログボックスで印刷範囲を設定します。但し、この Chart バージョンでは未だ < 選択

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

97

プリンタ
固有の用
紙設定オ
プション

図 5 -11
ページ設定ダイアログボッ
クス
希望する
位置へイ
メージを
ドラッグ
する

ページの端

チェック
ボックス
をオフに
して形状
の変更を
する
グレーの
境界をド
ラッグし
てリサイ
ズする

図 5 -12
印刷ダイアログボックス (印刷内容により変わる )した部分 > のボタンは使えません。データパッドは画面通りに印刷されますが、空白コラムは印刷されません。

図 5 -13
印刷中のダイアログボック
ス

印刷中には 図 5-13 の様な小さいダイアログボックスが出ます。その中の < キャンセル > ボタンをクリックすると印刷は中止します。
Windows からも同様にキャンセルできます：タスクバーの < スター

98Chart ソフトウェア

ト > ボタンを押し、< 設定 > メニューから < プリンタと FAX> を選びます。使用しているプリンターをダブルクリックして印刷の内容を示すウィンドウを呼び出し、そこで印刷が中止できます。
サンプリング中 ( 低速なら ) でも印刷はできます。データパッドやコ
メントウィンドウも印刷します。Chart ビューのデータディスプレイ
エリアが縦に二分割されていれば、左側に選択範囲を設定しそれを印刷、又はそのズームビューや X-Y ビューも印刷できます。
Chart、ズーム、X-Y ビューの内容を印刷する際は、各ページには分画線とフッターが付き、印刷日時、使用コンピュータがシステム化されていれば ( ネットワーク用として ) その使用者名、印刷ページのページ番号も印刷されます。またファイルタイトルが各ページの上に出ます。マーカやポインターは出ません。ファイルや選択範囲を印刷すると、チャンネルタイトルと表示単位が左端に、チャンネルの入力
レンジなども Chart 画面に映っている通りに印刷されます。コメン
トはデータの後に番号リストとして印刷されます。ブロックの時間幅が長ければ、各ブロックの開始日時も上部に印刷されます。

コメント
コメント機能は記録に注釈を付けてファイル内の特定のデータポイン
トの位置を、迅速で正確に確認するのに役立ちます。コメントは通常、特定の時間やチャンネル、データの選択範囲に関する情報を簡潔に記入しておくのに使用します。コメントウィンドウで編集できます。

コメントバーを使う
・ 参照
ノートブックウィンドウ ,p. 131

記録中でもコメントは必要に応じて挿入できます。コメントを表示させると自動的にコメント番号が付きます。Chart ビューの上のテキス
ト入力エリアにタイプ入力して、< 追加 > ボタンをクリックするか、<Enter> キーを押すとコメントがファイルに挿入されます。

図 5 -14
記録中のコメント入力

コメント先のチャンネル (* は全部 )

コメント番
号ボックス

テキスト
を入力

コメント追
加ボタン

デフォルト設定ではコメントは全チャンネルに導入されます。この設定ではコメント番号ボックスの前に＊印が付きます。特定のチャンネ

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

99

ルにコメントを挿入する場合には、< チャンネル :> 欄にチャンネル番号を入力するか、またはそのチャンネルのデータディスプレイエリ
アをクリックすると、そのチャンネルだけにコメントが入ります。コ
メントを全チャンネルに挿入する場合には、< チャンネル :> 欄を＊にするか、または Chart ビューの下の時間軸エリアをクリックします。コメントチャンネルの設定は < チャンネル :> 欄の小上下矢印を使っても設定できます。チャンネルを指定したらコメントのテキスト
エントリーボックス内にコメント内容を入力し、< 追加 > ボタンを押すか <Enter> キーを押します。

・参照
コメントの前設定 , p. 187

・ 参照
ディスプレイの設定 , p. 70

また、予めマクロにコメントを登録しておけば、イベントが発生した時にファンクションキーを押してサンプリング中にコメントが挿入できます ( 素早くコメントを入れたい時は <Enter> キーでも挿入でますし、コメントウィンドウでコメントの修正も可能です。これはサン
プリング中に実行できます )。
コメントは記録データと共に保存、収録されます。番号付けしたコメ
ントボックスは該当するチャンネル内、又は時間軸に沿って挿入され、挿入場所は垂直の点線で示されます ( これらのオプションの設定
が Display Settings ダイアログボックスでオフになっていない場合)。

いつでもコメントを挿入
コメントは記録中にも記録した後にも挿入できます。コメントバーを使用するか、コマンドメニューから < コメント追加 ...> を選択する
か、<Ctrl+ K> を入力するかのどれかの方法で実行します。コメント
追加ダイアログボックスが出ますので、コメントをタイプ入力してから < 追加 > ボタンをクリックすると挿入が完了します。

図 5 -15
コメント追加ﾀﾞイアログ
ボックス

チャンネルポップ
アップメニュー

コメント追加ダイアログボクスには二つのラジオボタンがあります。
< 選択位置に挿入 > は Chart ビューにアクティブポイントや選択範囲がある場合に使い、コメントはそのアクティブポイントか選択範囲の中間点に挿入されます。< データの末尾に挿入 > はファイルの末端に付くオプションで、記録中は挿入アクションをした時 ( コメント

100

Chart ソフトウェア

バーを使うような ) のデータ記録ポイントに付きます。上のオプショ
ンはアクティブポイントや選択範囲が無いと < 追加 > ボタンをクリックしてもアクションは無効です。時間軸エリアで選択範囲をクリックすればコメントは全チャンネルに、チャンネル内をクリックすればそのチャンネルにコメントが挿入します。コメントをテキスト入
力ボックスにタイプ入力 ( またはペースト ) します。テキストの文字
数は 60 から 70 文字以内に収めてください。それ以上になるとポッ
プアップコメントボックスには入らずに、途中で途切れてしまいます。
チャンネルポップアップメニューではアクティブポイントと選択範囲の位置を示しますが、コメントを挿入するチャンネルを変更する場合
や、コメントを全チャンネルに挿入したい場合にも使用できます。
<
追加 > ボタンをクリックするか <Enter> キーを押すと、そのポップ
アップメニューが示すチャンネルのアクティブポイントか選択範囲の中間点にコメントが挿入されます。コメントは挿入した順に番号が付きます。

コメントをリビュー
記録終了後にコメントの全文を読み返したい場合は、コメントボック
スにポインタを置きマウスボタンを押します ( 図 5-16)。ポップアップコメントボックスがそのコメント番号とテキスト、および時間軸への挿入時間 ( ディスプレイ設定に応じた形で ) を表示します。複数のコメントを同時に見たり、大きなファイルにコメントを挿入したり、コメントを削除、編集する場合にはコメントウィンドウを使用してください。

図 5 -16
チャンネル指定のコメン
ト、コメントボックスのポップアップメニュー

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

101コメントウィンドウ
コメントウィンドウを使うにはウィンドウメニューから < コメント >コマンドを選択するか、<Ctrl-L> を入力します。コメントはファイ
ルの左から右に表われた順にウィンドウの上からリストアップされます ( 従って必ずしも番号順であるとは限りません )。Chart ビューと同じコメント番号が番号ボックスに表示します。コメント番号ボック
スの左には導入したチャンネルの番号を示します。全チャンネルにコメントを適用した場合にはチャンネル番号の代わりに＊印が付きます。リストが長い場合や長いコメントを読む場合には、スクロール
バーを使用してください。

チャンネ
ルボタン

図 5 -17
コメントウィンドウ

コメント
テキスト

コメントするチャンネ
ル (* は全チャンネル )コメント番号
ボックス

ウィンドウの最上部にある < チャンネル番号 > ボタンでは、リストに表示するコメントのチャンネル番号を指定することができるので、大きなファイルを検索する場合に役に立ちます。ハイライトボタンのチャンネル番号が、コメントが付いたチャンネルです ( 初期設定では全チャンネルです )。ボタンをクリックすると、そのチャンネルの指定を解除、再指定ができます。全チャンネルに導入したコメントは常時表示します。
< 時間表示 > チェックボックス ( デフォルトではオンに設定 ) が選択
されてる場合には、時間表示欄にコメントの挿入時間が表示されます。オフ設定の場合には時間は表示されません。時間表示欄はディスプレイ設定で指定した時間表示に従います。各コラムの幅は変更できますので、コメント欄のテキストや時間表示欄の時間表示幅が短い場
合などは調節してください。区切線上にポインターを置くと、ポイン
ターはサイズ変更ポインターに変るので、それをドラッグすると位置

102

Chart ソフトウェア

を表す線が現れます。希望の位置にその線がきたら、マウスボタンをリリースします。
リスト上の任意のコメントをクリックして選択すると、そのコメントの編集、削除、Chart ビューへの移行を実行します。ポインターは選択したコメントのテキスト上では I ビームに変り、通常の方法でテキストが扱えます。チャンネル表示、コメント番号、時間表示は変更できません。< 削除 > ボタンを押すと、選択したコメントは削除されます。一度に複数のコメントを削除したい場合には、<Shift>+ クリッ
クで続きのコメントが選択できます。また <Ctrl>+ クリックで複数のコメントを個々に選択、又は選択解除ができます。
コメントを選択して < 移動 > ボタンを押すと、選択したコメントはChart ビューのデータディスプレイエリアに移行し、Chart ビューはアクティブになります。この機能はファイル内のコメントを挿入した
位置を検索するのに便利です。ショートカットとして、コメントをダ
ブルクリックしても同じ事ができます。複数のコメントを選択している場合は、リストの上からできる限り多くのコメントがデータディス
プレイエリアに表示されます。データディスプレイエリアが２つの枠に分割されていてサンプリング中の場合は、コメントは左の枠に表示
します ( 記録中のポイントの検索に便利です )。サンプリングしていない時はコメントは両枠の真ん中に付きます。

コメントの番号付け
コメントを削除してもファイル内に残っているコメント番号は変りません ( これによってファイルを編集する時の混乱を防ぎます )。ファイルを別のファイルに追加する場合、そのファイル内のコメントの順
番は変わりませんが、コメント番号は追加先のファイルの最後のコメ
ント番号の次の番号から始まることになります。貼り付けした選択範
囲内の複数のコメントに関しても同じです。

データポイントの識別
マーカを Chart ビューに表示されたコメントボックスまでドラッグ
すると、そのボックスはハイライト表示します。マーカをそこでリリースすると、そのコメントを作成した時間に記録したデータポイン
ト上まで移動します。コメントが特定のチャンネルのものであれば、マーカはそのチャンネルの波形の上に出ます。コメントが全チャンネ
ルに適用されていれば、マーカは一番上のチャンネルの波形上に出ます。

Chapter 5 ﾑ ファイルの取り扱い

103コメントを印刷する
Chart ビューから印刷するときは、オプションパネルに < コメント印
刷 > のチェックボックス出て、これを選ぶとデータをプリントアウト
した後に続いてコメント番号リストが印刷されます。コメントが含まれていれば、ファイル全体の印刷でも、選択範囲の印刷でもリストは印刷されます。選択範囲を印刷する場合は、そこでのコメントだけを印刷します。コメントには Chart ビューに映る通りのコメント番号
ボックスも印刷します。
コメントウィンドウがアクティブの時は、ファイルメニューの < 印刷
> オプションが < コメントウィンドウを印刷 ...> に変更し、これを選択するとこのウィンドウの内容だけを印刷します。コメントにはコメ
ント番号ボックスも印刷します。コメントウィンドウに表示したコメントだけが印刷されるので、チャンネル番号ボタンを使って必要なコメントだけを選んで印刷できます。< 時間表示 > チェックボックスを指定していなければ、挿入時間は印刷されません。

ファイルのバックアップを採る
コンピュータファイルのバックアップを採っておくのは大事な事です。コンピュータ自体は信頼できますが、ファイルの損傷、ディスクの破損、故意に依るデータの消去などが起こらないという保証はありません。重要な Chart のデータは必ずバックアップを採るべきです。
データのバックアップソフトを使えば自動的にやってくれますし、自分でもバックアップスケジュールが設定できます。オフサイトやイン
ターネットによるバックアップサービスも利用できます。
Windows 版の Chart のデータは圧縮されていませんので、データファイルを圧縮して保管すればメモリー容量が節約できます。単に別のディスクにコピーするだけでも十分です ( コピー元と同じディスク
は避けること。ディスクが破損すると台無しです )。最も信頼できるメディアは書き込み可能な CD、光磁器ディスク、ハードディスクです。
念の為、常に自分のバックアップ体制を確保しておいて下さい。

104

Chart ソフトウェア

6

C H A P T E R

S I X

データの解析

データを記録する主な目的は記録したデータを解析し、そこから情報を読み取ることです。この章では Chart に備わった解析機能について説明します。波形データは波形カーソルを使って、絶対値としても相マーカからの相対値としても直接読み取れます。また、波形イベン
トを検索し選択できます。

便利で機能が豊富ななデータパッドでは記録したデータの統計を演算し保存します。X-Y ビューでは２つのチャンネルのデータから作成
したプロットを表示します。データの平滑化、周期成分の解析、シグナルの微分積分処理など、様々なオンライン演算入力機能を導入する
ことで、さらに多くの情報が記録したデータから読み取ることができます。また、スペクトラムウィンドウを使えばデータの周波数成分が解析できます。

Chart ソフトウェア

107波形からデータを計測する
記録の終了後に記録データをスクロールし、そこから直接測定値を計測することができます。全てがデジタル設計なのでデータが直接読み取れ、ペンレコーダで発生するような読み取り誤差を生じることは一切ありません。データは絶対値でもマーカからの相対値としてでも計測できます。

・ 参照
デジタル値の読み取りを表
示 , p. 78

図 6 -1
波形データの計測

ポインターがデータディスプレイエリア ( または時間軸 ) 上にある場
合は、各チャンネルの波形カーソルがそのポインターの時間位置での波形を読み取ります。この場合 < レート / タイム > ディスプレイではポインター位置の時間を表示し、< レンジ / 振幅 > ディスプレイではその波形カーソル位置での波形の振幅を表示します。波形カーソル
は不連続的にデータポイントから別のデータポイントに移動して読み取りを行います ( ズームビューで見ると動きが良く分かります )。
ディスプレイの目的で描画してもポイント間の読み取りはできませ
ん。

ポインター

ポインター位置( 波形カーソル) の時間

波形カーソル位
置の振幅値
波形カーソル

ポインタはデータディスプレイエリア上ではクロス印 ( 時間軸に沿って移動する場合には両頭矢印 ) に変ります。波形カーソルの形はデフォルト設定ではクロス印ですが、波形に合うようにファイルプリ
ファレンスで変更できます。
・ 参照
カーソル , p. 180

マーカを使うマーカは Chart ビューの左下のボックスに入っています。マーカを使って、マーカ位置のデータポイントをゼロリファレンスポイントとします。これにより、そこのポイントからの相対値が計測できます。
リファレンスポイントを設定するには、任意のチャンネルにマーカをドラッグし、マウスボタンを放すとマーカは波形の上にロックされます。

108

Chart ソフトウェア

また Chart ビューにアクティブポイントがある場合、コマンドメ
ニューから < マーカ設定 > を選択すると、アクティブポイントの位置にマーカーがセットされます。アクティブポイントは特定のチャンネル、または全チャンネルにアクティブポイントがある場合は一番上のチャンネルで選んでください。< レート / タイム > や < レンジ /振幅 > ディスプレイを利用して、データポイントを選択してください。
マーカーの最終的な位置をより正確にコントロールしたい時はズームビューを使うと、その選択部分を拡大した形で見ることができます。
マーカーはズームビュー上にも複写されますので、特定のデータポイ
ントをより正確に選定できます。
Chart ビューに選択範囲を指定し、コマンドメニューの < マーカ設定> を使うと、望みの位置にマーカが設定できます：< 最高点 >、< 最低点 >、< 最初のポイント >、< 最後のポイント >)。また、その選択
範囲 ( 特定のチャンネル、または最上部のチャンネルで ) の波形の最下点、最上点、左端点、右端点にマーカーは移動できます。Chart
ビューにアクティブポイントがあると、どのコマンドを使ってもマー
カはアクティブポイントに移動します。
マーカをセットすると、< レート / タイム > の表示はマーカポイント
からの相対時間で表示します ( △が前に付きます )。マーカがセットされたチャンネルのレンジ / 振幅ディスプレイもマーカポイントからの相対振幅値となります。しかし、マーカの無いチャンネルの振幅は通常通り波形カーソルポイントの絶対値で表示します。数値の前に付
く△印は差分を表わす記号で、絶対値表示ではない事を表わします。
マーカからポインター
までの相対時図 6 -2
相対波形データの読み取り

Markerマーカから波形カーソ
ル迄の相対振幅値

振幅の絶対値<レート/タイム>ディスプレイではポインタがマーカーと同じブロックに無ければ、' ブロック内にはマーカが有りません ' と表示します。
ブロックのスケールや単位がマーカをセットしたブロックのものと異Chapter 6 ﾑ データの解析

109

なる場合には、< レンジ / 振幅 > ディスプレイに ' 無効 ' の表示が出ます。
マーカを Chart ビューのコメントボックスまでドラッグしてリリースすると、そのコメントボックスはハイライト表示になり、そのコメントが発生した時間に記録されたデータポイントにマーカはセットされます。これは特定のチャンネル、または最上段のチャンネルに限り適用されます ( ズームビューでは適用しません )。
マーカをダブルクリックするか Chart( またはズーム ) ビューの左下のボックスをクリックするとマーカは元のマーカボックスに戻ります。

データの検索< ビュー > ボタンを使ってチャンネル全体の情報が把握でき、長期間のトレンドを見ることができます。また全体の中からイベントを見つけることもできます。狭い範囲の中のイベントを検索する場合は、オーバービュー機能を使う必要が無いかもしれません。従って Chart
では、設定した手順に従って必要とするデータの検索や選択する方法
が別途に設けてあります。これにはコマンドメニューから < 検索 ...>
を選ぶか、<Ctrl+F> を入力し、検索と選択ダイアログボックスを呼び出します ( 図 6-3)。
このダイアログボックスで検索と選択手順を希望する通りに設定します。コメント、ピーク、極小、データの不連続性などが全てのチャンネル、又は特定のチャンネルから検索できます。さらにカーソルアク
ティブポイントをその指定する位置にセットしたり、その位置の前後、又は近傍のデータなどへにも設定できます。

図 6 -3
検索と選択イアログボック
ス

検索す
るチャ
ンネル
標準の
検索手
順

標準の検
索手順

110

検索方向指
示の矢印

検索手順

指定したオ
プションの
説明

Chart ソフトウェア

検索の基準任意のチャンネルや現行のチャンネル ( デフォルト設定 ) のイベント( 現行の選択範囲やアクティブポイン ) が検索できます。アクティブ
ポイントや選択範囲が複数のチャンネルにまたがっている場合は、最上部の < チャンネル :> から検索します。このダイアログボックスの左上の < チャンネル :> ポップアップメニューで、そのチャンネルリ
ストから検索するチャンネルを選択します。２つのスクロールリスト
で探したい情報の種類を選択します。左側のリストは標準タイプの検索手順で、右側はその検索手順から選択できる検索オプションをリストアップします。選択したオプションの内容がリストの下のテキスト欄に表示します。このダイアログボックスに示すコントロールの内容
は、選択したオプションによって異なります。

移動< 移動 > はファイルの先頭と末尾、ファイル内の現行ブロックの先頭と末尾、次のブロックの先頭、そ前のブロックの末尾を検索します。
秒単位で設定した時間からファイル内を前後に移動できます。< 前に移動 > か < 後ろに移動 > を選択した場合は、< 指定時間を移動 > テ
キスト入力ボックスが表われますので、そこに任意の数が入力できます。どのサンプリング速度でも最低 1 データポイント間隔で設定できます。

< コメント検索 >< コメント検索 > はコメントを検索します。このリストには１つのオプションしかありません。チャンネルポップアップメニューの右側のディレクッション矢印を使ってサーチする方向決め、前方を検索するには右の矢印を、後方を検索するには左の矢印をクリックします。

スクロールリストの下に２つのコントロールが現れます。< 検索語 :>テキスト入力ボックスに文字を入力すると、その文字が存在するコメントを検索します ( 大文字、小文字の区別はしませんので、New と入力しても new も検索対象になります )。< 全てのチャンネルを検索対象にする > をクリックして検索すると、全チャンネルのコメントを検索します。即ち、検索チャンネル以外の別のチャンネルのチャンネ
ル指定コメントも検索対象となります。

< データ検索 >< データ検索 > は極大値や極小値の指定値の上、又は下のデータポイ
ントを検索します。チャンネルポップアップメニューの右側の左右矢

Chapter 6 ﾑ データの解析

111

印を使って検索方向を設定します。前方の検索は右向きの矢印を、後方の検索には左向きの矢印をクリックします。
< データ検索 > で < 極大値 > か < 極小値 > を選択すると、それぞれ
ピークか谷を検索します。そこに％を示す 0 から 99 までの数値を入力すると、イベントのスレッシュホールドが設定できます。スレッ
シュホールドはチャンネル入力に設定したレンジの％で表わされます( デフォルト設定は 5％で、入力レンジが± 10V なら 1V です )。I
ピークや谷と認知されたデータポイントは、少なくともノイズスレッ
シュホールド値まで引き続き減少 ( 極大となる )、又は増加 ( 極小となる ) します。但し、このスレッシュホールド値より小さい振幅を示
すものは無視されます。この値が大きくすれば不必要な僅かな揺らぎ( ノイズなどの ) が除けますし、小さくすれば見逃したイベントが検知できます。
<指定値より上のデータ>か<指定値より下のデータ>を選択すると<以
上 ( 以下 ):> 入力ボックスが出ます。そこに± 0.00001 から±
10,000 までの数値を入力すると、検索チャンネルに導入されている単位で設定できます。最初の該当するデータポイントが検索されま
す。

選択の基準
イベントが検索されると、このダイアログボックスの下のコントロー
ル設定を使ってアクティブポイント、又は選択範囲が Chart ビューに設定できます。
< 全てのチャンネルを選択 > チェックボックスはデフォルトではオフ
で、コマンドで設定したアクティブポイントや選択範囲は検索チャン
ネルだけに限定されます。検索チャンネルが重ね合わせチャンネルに含まれていると、重ね合わせしている全チャンネルが選択されます。
選択範囲は該当チャンネルの縦軸全体に拡大します。
このチェックボックスをオンにすると、あたかも時間軸をクリックす
るかドラッグしておいた様に、アクティブポイントや選択範囲が全チャンネルに適用されます。選択範囲は該当チャンネルの縦軸全体に拡大します。
< アクティブポイントセット > を選ぶと、アクティブポイントがイベ
ント発生時に設定できます。< 前のポイントまで選択 > を選ぶと、検索されたイベント発生時からその前のイベント発生時までの範囲が選択できます。

112

Chart ソフトウェア

< 選択 > ボタンを選択すると時間入力ボックスとポップアップメ
ニューが表示します。時間を設定するには 0.00001 秒から 32,000 秒までの数値をテキスト入力ボックスに入力して選択範囲の水平軸幅 (時間幅 ) を設定します。ポップアップメニューで < 前 > ( イベント前)、< 前後 > ( イベント近傍 )、< 後 > ( イベント以後 ) の何れかを選択します。< 前後 > はイベント時を中心としてその前後の対象となるエリアの選択となります。
アクティブポイントや選択範囲は Chart ビューに表示します。
< データビュー > ポップアップメニューからは検索データを見るだけか ( 可視的 )、左、右、又は中心に移動が選択できます。
< 前のポイントまで選択 > にすれば後で同じ部分を見たい時に便利です。

繰返しデータを検索する
イベントの検索や選択の手順の設定が完了した後に、コマンドメ
ニューから < 次を検索 > を選ぶか <F3> キーを入力すると、次のイベントの検索や選択ができます。このコマンドを必要な回数だけ繰り返
すと、複数のイベントが検索できます。この方がイベントリストをスクロールしながら目で探すよりも簡単に検索でき、またマクロ命令と併用すれば自動的に任意のチャンネルでイベントを選択したり、デー
タパッドに情報が記録できます。
< 検索 ...> や < 次を検索 > でイベント検索ができなかった場合は ( 検索したい選択範囲がファイルの範囲外に移動したなどの理由で )、Chart は警告音を出します。

データパッド
データパッドは使い易くフレキシブルで機能的な解析を提供します。
データパッドにはデータを波形からの直読値や演算数値を最大 256
コラムに、最大 16,384 行分のデータが収録できます。各行には 1 セ
ル当たり最大 255 文字で 256 コラムまで記録します。またテキスト
ファイルやエクセルファイルとして保存したり、クリップボードへその一部、叉は全てを複写し別のアプリケーションに転送できます。
データパッドを立ち上げるにはウィンドウメニューからデータパッド
を選択します。データパッドの画面を残し ( 常時更新させながら )、バックグランド表示したり Chart ビューにタイル表示できます。

Chapter 6 ﾑ データの解析113

図 6 -4

行ボタン

データパッドウィンドウ
セルボ
タン

ポップ
アップメ
ニュー
現行セク
ションの
データ

コラムタイ
トル

記録した
データ

現行の選択範囲やアクティブポイントのインフォメーションが、表題の上と下に表示します。表題の下は太線で記録データと区分されています。データをデータパッドに添付すると、現行データの下に新たなデータのコラムができそこに記録されます。スクロールバーを使え
ば、コラムは移動できます。各セルには一項目の入力しか入りません。演算処理されると同時に、データパッドにはそれに該当するコラ
ムに値が入ります。コラム表題にはコラムラベル (A 〜 Z、AA, AB
から IV まで ) が付きます。スクロールバーを使ってコラム内を移動します。
データパッド内のデータは、ウィンドウの左上のボタンで表わされる二種類のツールを使って操作します。デフォルトでは行ツールが指定されています ( 左側のボタンで上向き矢印記号が強調表示しています)。この場合はポインターはデータエリア内で太十字に変わります。
生データをクリックして選択するか、<Shift>- クリックか <Shift>ドラッグして複数の生データを選択し、編集メニューで不必要なものは消去したり、タブ切りテキストのようにカット & コピーできます。
セルボタン (Ａ の表示 ) をクリックすると、データパッドの左のコラ
ムに行番号が出ます。各セルをクリックすれば選択できますので中を書き換えたり、<F2> のファンクションキーを押して通常通りテキス
トの修正ができます。
ウィンドウ右のポップアップメニューでデータパッドにブランク線 (行の ) を加えたり、三行 ( カラム記号を除き ) で現行のカラム表題を表わせます。これはセッティングの変更を記録したり、別のアプリ
ケーションにデータを転送する場合に便利です。デフォルト設定は <114

Chart ソフトウェア

タイトルを自動的に追加 > でその横に選択マークが付きます。記録されるデータの形式に対応して変化が有れば、随時データパッドに現行のカラム表題が加わります。セルボタンがアクティブの時は < 最上段
を固定しない > が使えます。この場合カラム表題下の最上行の幅が一定ではなく、スプレッドシートの様に自在に伸縮しますので、エクセルなどを使う要領で最上行に数式が入力できます。ポップアップメ
ニューから < 選択番号をフォーマット > を使えば数の形式が固定できます。スプレッドシートの特性や機能についてはここでは触れませんので、関係するマニュアルを参照して下さい。
項目段落の幅は表示するデータや表題に合わせて変更できます。幅を狭くすれば、より多く画面に出すことができ、幅を右へ広くすれば添付するコメントが多くできます。表題の間の太線上にポインターを置き、必要な幅までドラッグして段落の幅を調整します。

データを書き加える
Chart ビュー内の選択範囲のデータをデータパッドに加えるには、コ
マンドメニューから < データパッドに追加 > を選択するか、<Ctrl D> と入力します。ショートカットとして、データディスプレイエリ
アをダブルクリックすると、その点のデータが転送します ( 時間軸を
ダブルクリックするとブロックは選択しますがデータは転送しません)。より正確に転送するデータを調整する場合はズームビューでデータ拡大すると便利です。選択範囲が単位の異なる複数のブロックにまたがっている場合は、その選択範囲は複数の単位を有するものとして取り扱われます。データはデータパッドコラム設定ダイアログボック
スの設定に基づき記録されます。デフォルトで、最初の数列分はチャンネルの平均値を記録するように設定されています ( 選択範囲が無く
アクティブポイントの時は波形上のそのマークポイントの値になります )。どのカラムにも任意のチャンネルからのデータ ( 例えば、チャンネル 1 から誘導される任意の数の値も ) が記録できます。

コラムを調整する
前に説明したように、データはデータパッドコラム設定ダイアログ
ボックスの設定に基づいて記録されます。このダイアログボックスは表題をクリックすると表示し、A-IV のカラム番号が付きます。段落を調整するダイアログボックスを移動するには ( 複数の段落を迅速に設定するのに )、ダイアログボックスのタイトル横の矢印をクリックします。二種類のスクロールリストから記録するインフォメーションの様式を設定します。左側で総体的なインフォメーションのタイプを指定し、右側でそのセットで使用するオプションを選定します。指定

Chapter 6 ﾑ データの解析115

図 6 -5

ここをクリックして調整するカラムを指定記録するオプションリスト
( 左のリストの選択によるミニウィンドウ 指定オプショの表示の有無ンの説明文

データパッドコラム設定ダ
イアログボックス

使用する
データ形
式の選択
リスト

データを
記録する
条件

チャンネ
ル選択メ
ニュー

したオプションはリストの下のボックスに要約文が出ます。どのチャンネルのデータを取るかは、ダイアログボックス右下の < チャンネル:> ポップアップメニューで指定します。ポップアップメニューを <オフ > にしますとデータパッドには何も記録されません。この場合は< チャンネル :> はダイム表示となり無効となります。

< 統計 >< 平均 > は選択範囲内のデータポイントの平均値を算出し、アクティ
ブポイントならその値に戻します。< 標準偏差 > は選択範囲の標準偏差を算出します。< 標準誤差 > は選択範囲のデータポイントの平均の標準誤差を、< 最大値 > は選択範囲内のデータポイントの最大値、< 最大値の時間 > は選択範囲内の最大データポイントを記録した時間、 < 最小値 > は選択範囲内のデータポイントの最小値、< 最小値の時間 > は択範囲内の最小データポイントを記録した時間、< 最大最小の差 > は選択範囲内の最大値と最小値間の差をそれぞれ算出します。
また、<RMS> は選択範囲ならデータポイント平均平方根を、アクティブポイントならその値に戻します。

116

Chart ソフトウェア

< 選択範囲およびアクティブポイント >< 時間 > は選択範囲ならその開始時間に、アクティブポイントならその時間に戻します。< 値 > は選択範囲ならその開始の値に、アクティ
ブポイントならその値に戻します。< 選択始点 > は選択範囲ならその開始時間に、アクティブポイントならその時間に戻します。< 選択終点 > は選択範囲ならその終了時間に、< 選択範囲の時間 > は選択範囲に時間幅 ( ゼロも含めます )、< ポイント数 > は選択範囲内のデータ
ポイント数に ( ゼロも含めます ) 戻します。

< コメント >< コメント時間 > はコメントが付いたポイントの時間を示します。<
コメント番号 > はコメント数を、< コメントテキストの中の数字を抽
出 > はコメントテキストの最初の数を抽出 (e.g. 'Add 100 ml of 2
mM' なら '100') します。< コメントテキスト全体 > はコメント文全体を抽出します。何れの場合もデータパッドはアクティブポイントな
らその左に一番近いコメントを、選択範囲なら右端から検索します。

勾配< 平均勾配 > は選択範囲ならそのデータポイントの平均勾配 ( 時間の一次微分 ) を、アクティブポイントならその点での勾配を指します。
平均勾配は最適化最新二乗線から算出します。< 最大勾配 > は選択範
囲内の最大勾配を、アクティブポイントならその点での勾配を指します。< 最小勾配 > は選択範囲内の最小勾配をアクティブポイントならその点での勾配を指します。< 最大勾配時の時間 > は選択範囲なら最大勾配を示す時間、アクティブポイントならその時間を指します。
< 最小勾配時の時間 > は選択範囲なら最小勾配を示す時間、アクティ
ブポイントならその時間を指します。

積分< 積分 > は選択範囲の積分で、データポイント値の総計にサンプルイ
ンターバルを乗じて算出します：∑y ∆t。< 最小値からの積分 > は選
択範囲の積分で、データポイント値総計から最小データポイント値を減じサンプルインターバルを乗じて求めます：∑(y–ymin) ∆t。< スター
トから積分 > は選択範囲の積分で、データポイント値総計から最初のデータポイント値を減じ、サンプルインターバルを乗じて求めます：∑(y–yfirst) ∆t.。
< ベースラインからの積分 > は選択範囲の積分でデータポイントの総計からベースライン値を引き、サンプルインターバルを乗じて求めます：∑(y–ybaseline(t)) ∆t。

Chapter 6 ﾑ データの解析117

ブロック情報< ブロックレンジ > はアクティブポイントや選択範囲を含むブロックの記録した入力レンジを示します。< サンプル間隔 > はアクティブポ
イントや選択範囲を含むブロックのサンプル間隔を指します。
< ブロック番号 > はアクティブポイントや選択範囲を含むブロック
数、< ブロック時間幅 > はアクティブポイントや選択範囲を含むブ
ロックのトータル時間を示します。< ブロック内のサンプル > はアクティブポイントを含むブロック内の総サンプル数、< ブロックスター
ト時刻 > はアクティブポイントや選択範囲を含むブロックの開始時
刻、< ブロックスタート日付 > はアクティブポイントや選択範囲を含むブロックの開始日をそれぞれ表します。< サンプリングレート > はアクティブポイントや選択範囲を含むブロックを記録している時のサンプリング速度を示します。選択範囲が複数のブロックにまたがっている場合は、不連続なものとして扱います。

周期変動
周期変動パラメータは周期波形を解析する為のものです。各パラメー
タは波形の周期に基づいています。周期変動パラメータをデータパッドコラム設定ダイアログボックスで指定すると、< オプション ...> ボ
タンが表示します。このボタンをクリックすると、その手法で波形サイクルを検出します。これは周期変動のチャンネル演算を使った場合と同じ手法です。
周期検出を設定した手法が、データパッドコラム設定ダイアログボッ
クスのチャンネルポップアップメニューを使って選択したチャンネル
内の総てのサ周期変動を検出するのに適用されます。データパッドに幾つかの段落を設けておき、ディテクトするパラメータを片っ端から設定したり変更しておけば、1 チャンネル当たりの様々な周期演算が表示でき便利です。特定なチャンネルの周期検出の設定を変更すると、そのチャンネルの周期変動の演算にも影響しますし、その逆もまた同様に影響します。

・参照
周期変動 , p. 154

118

周期変動パラメータは有効な選択範囲がある場合しか算出されません。周期変動が有効な結果が算出できない時は、データパッドとデー
タパッドミニウィンドウの表示でそれを示唆します。例えば、アクティブポイントだけで選択範囲が無い時は ' 選択部分に有効なデータはありません ' が表示します。また、' 無効 ' は選択範囲がブロックの境界線を越えていたり、チャンネル内にデータが無い場合、サイクル
変数やサイクルがディテクトされない場合 ( 例えば、ピークとピークとの間が 1 周期分に満たない時 ) に表示します。

Chart ソフトウェア

< イベントカウント > は選択範囲のイベント数をカウントします。<
周期カウント > は選択範囲のサイクル数をカウントします。一つのイベントしか無いとサイクル数はゼロとなります。< 周波数 > は選択範囲のサイクルの平均周波数を算出し、1 秒当たりのサイクル数 (Hz)で表わします。< レート > は選択範囲のサイクルの平均周波数を 1 分
当たりのビート数 (BPM) で算出します。< 周期 > は選択範囲のサイ
クル間の平均周期を算出します。< 最小周期 > は選択範囲のサイクル間の最小周期を算出します。< 最大周期 > は選択範囲のサイクル間の最大周期を算出します。< 最小平均 > は選択範囲の最小サイクルの平均を算出します。< 最大平均 > は選択範囲の最大サイクルの平均を算出します。 < ピーク間値平均 > は選択範囲のピーク間の差 ( 最大−最小 ) の平均を算出します。
データパッドの時間表示はデフォルトで時分秒をｺﾛﾝで 0:00:02.34,の様に表します。Excel の様なスプレッドシートでは、これが秒の端数として扱われますので注意して下さい。グラフィックプログラムなどに使われる十進法による秒表示にするには、ディスプレイ設定ダイ
アログボックスで < 常時秒 > を選びます。
３つのラジオボタンでどのソースからインフォメーションを採るかを指示するデータ記録モードです。一番上のボタンを選択すると、Chart ビューでどのデータを選択していても、Channel ポップアッ
プメニューで選択したチャンネルに関するインフォメーションが記録されます ( 例えばチャンネル２に選択範囲が設定されている場合でも、チャンネル３のインフォメーションが記録されることもあり得ます )。真ん中のラジオボタンを選択すると、選択範囲を含むチャンネ
ルだけのインフォメーションがデータパッドに記録されます。一番下のラジオボタンを選択すると、複数のチャンネルが選択されているときはその最も小さい番号のチャンネルに関するインフォメーションが記録されます ( 例えば、チャンネル２から４までが選択されている場
合、チャンネル２のインフォメーションを記録します )。

・ 参照
ディスプレイの設定 , p.
70

Chapter 6 ﾑ データの解析< コンパクトデータ > チェックボックスは、上で述べた真ん中のラジオボタンと一緒に使用します。例えば同じ刺激を加えた後に別の時間
間隔で別のチャンネルからのデータを選択すると、データパッドの同一行に全データを表示します ( チェックボックスをオフにすると各入力データは別の行に記録します )。時間を記録する場合は同様には効きませんので注意して下さい。データパッドの持つ様々な機能は、ファイルやブロックに関する情報を素早く見つけるのに大変便利です。データパッドを利用して、小さなバックグランド・ウィンドウにアップデートで必要な情報が表示できます。

119

更に、サイズを変更できるミニウィンドウを作成して、データパッドの特定の段落の統計や測定の現行値を表示させることもできます。
データパッドコラム設定ダイアログボックスの上段の < ミニウィンド
ウ > チェックボックスをクリックすると、これらのミニウィンドウを表示したり隠したりでき、コラムタイトルをドラッグして引きだしても同様です。DVM ミニウィンドウと同じく、データパッドの数値ミニウィンドウもアクティブウィンドウの前を浮動するので、タイトル
バーをドラッグして移動させたり (Chart アプリケーションウィンド
ウの枠外にも移動可能 )、クローズボックスをクリックして除去することもできます。通常通りウィンドウ枠をドラッグしてサイズの変更もできます。ミニウィンドウとその中のテキストの大きさは自由に変更できますので、コンピュータから少し離れた場所からでもテキストが確認できるように拡大表示しておくのも便利です。ミニウィンドウの画面をクリックすると、データパッドコラム設定ダイアログボック
スが再度呼び出せます。そのタイトルバーにはコラムラベルと表題を含み、表示する内容を示唆します。データパッドミニウィンドウはウィンドウメニューから新データパッドミニウィンドウを選ぶか、ツールバー上のデータパッドミニウィンドウボタンをクリックすれば表示します。これで表示するデータパッドミニウィンドウは新規のウィンドウで、既存のミニウィンドウではありません。

図 6 -6
データパッド数値ミニウィ
ンドウ

印刷
データパッドウインドウがアクティブの時はファイルメニューの < 印
刷 > オプションは < データパッドを印刷 ...> に代わり、このコマンドを選択するとウインドウの内容が `Data Pad from` のタイトルでファイル名と一緒に印刷できます。データパッドの幅が広い場合は複数ページにまたがって印刷されますが、余白段落は印刷されません。

テキストやエクセル形式で保存
データパッドの内容を Chart ファイルと同様に、テキストファイルやエクセルファイルで保存できます。これにはファイルメニューから< 名前を付けて保存 > を選んで、別名で保存ポップアップメニューで120

Chart ソフトウェア

< データパッドをテキストファイルで > か、< データパッドをエクセ
ルファイルで > を選びます。

図 6 -7
別名で保存ポップアップメ
ニュー

データパッドをテキストファイルで保存すると、データパッドの各行にタブ切りと行送りで読み取り値を収録し、ファイルの上部にはコラ
ム表題文字が表示します。
データパッドをエクセルファイルで保存すると標準のエクセルファイ
ルが 1 シート作成され、最初の行にはコラム表題の文字が出ます。

表計算機能
データパッドコラム設定ダイアログボックスで利用できるデータパッドの機能に加え、データパッドは数多くの標準的な Microsoft エクセ
ル機能を支援しています。セルボタンをクリックすると、これらの機能を使い個々のデータパッドのセルに数式が入力できます。利用できる機能の一覧は Appendix D に載せてあります。エクセルファイルとしてデータパッドを保存すると、どのような数式も保存できます。
セルに数式を入力するにはセルボタンをクリックして、必要なセルを選びます。通常の表計算プログラムの様に、数式の頭には等符号 (=)
を付けます。コラムのデータを総計するには SUM 機能を使えば、データパッドにデータを追加するにつれて総計値は更新されます。その場合は、コラムの最終値の下には空白コラムを置き、総計するセルの範囲をそこで指定します。下に、その例を示します。
データパッドコラム設定ダイアログボックスの機能を使ってコラムを設定しなくても、表計算機能を使えば自前の数式をデータパッドのコラムに設定できます。これには、セルボタンをクリックしてから < 最上段を固定しない > コマンドを選び、そのコラムの上段に数式を入力して下さい。また、<Ctrl> キーを押しながらコラム表題をダブルク
リックすれば、自前の表題が付け加えられます。ダイアログボックスが開きますので、表題を入力して下さい。

Chapter 6 ﾑ データの解析121

図 6 -8
データパッドの総計コラム

1. 空白セルに総計の範
囲を含める

2. エンターキーを押せば総計を計算3. データパッドに追加する
データの新行を総計に含める

X-Y ビュー
X-Y ビューを使って、異なるチャンネル間の同一記録時間内のデー
タをプロットできます。X-Y ビューを表示するには時間軸をドラッ
グし、Chart ビューで選択範囲 ( ２つ以上のチャンネルで ) を設定
し、ウィンドウメニューから X-Y ビューを選択するか、ツールバーの X-Y ビューボタンを押します。X-Y プロットは時間で変化する二つのシグナルを、時間を除いて相関を調べるのものです。例えば、圧力と温度の経時変化を圧力と温度の X-Y ビューで表わせばその相関が見れます。また、相関を示す例として、ペースメーカによる刺激とその結果から得られる心拍数、外部磁界の変動に対し誘導される強磁性のヒステリシスループなどが考えられます。
X-Y ビューを開くには、ウィンドウメニューから X-Y ビューコマン
ドを選ぶか、ツールバーの X-Y ビューボタンをクリックします。
ポインターの位置の X 軸 (x) と Y 軸に対応する値 (y) が、電圧叉は単位変換で設定した単位で画面の上に表示します。波形の追跡はできません。波形カーソルも表示しません。X-Y ビューは常にソースチャ
ンネルの表示するデータを扱います。即ち、記録するデータか、算出や平滑化などのチャンネル演算の派生データです。
< チャンネル番号 > ボタンの左下 ( 水平 X 軸 ) と右上 ( 垂直 Y 軸 ) に出るチャンネル番号ボタンの数は、デフォルト設定で 1 番目と二番目の有効チャンネルタイトルに対応しています。選択されてい無いチャ
ンネルやデータの無いチャンネルボタンはダイム表示になります。プ
122Chart ソフトウェア

ロットに使用したチャンネル番号はハイライト表示します。プロットに使用するチャンネルは、ダイム表示でなく有効なチャンネル番号ボ
タンをクリックして選択します。最後に選択したチャンネル番号のボ
タンがハイライト表示になっています。
X-Y ビューの X 軸と Y 軸は、Chart ビューの縦軸と同じように調整でき機能も同じです。X-Y ビューのディスプレイを変更してもChart ビューの選択範囲には影響しません。チャンネルを指定しないと無効表示し、チャンネル番号ボタンは設定されません。Chart
ビューでチャンネル指定が無い場合やチャンネル番号ボタンが指定されていなければ、X-Y ビューはグレー表示 ( 無効表示 ) となります。
Chart ビューの選択範囲が不連続 ( 複数ブロックにまたがる ) の場合には、X-Y ビューではその表示はしませんが、X-Y プロットはたぶん奇妙な図形表示となります。

図 6 -9

選択範囲 最新ボ 停止ボ
タン
タン
ボタン

消去ボ フェードモー
タン ドボタン

方向矢印
ボタン

X-Y ビュー
継続スライダバー
チャンネル番号ボタン

方向矢印

スケールポップアップメ
ニューウィンドウの上部にあるボタンは The buttons at the top of thewindow controls the appearance and behaviour of the trace in
the X-Y ビュー内のトレースの表示法と動きをコントロールします。
X -Y ビューをオンラインかオフラインで行うかで、働きは若干異なります。
・ 参照
振幅軸 , p. 67

Chapter 6 ﾑ データの解析

波形のパターンやカラーはディスプレイ設定ダイアログボックスで設
定します。

123

オンラインでの作動
・ 参照
ディスプレイの設定 , p.
70

Chart で記録中に X-Y プロットを見るには、Chart と X-Y ビューとをタイ表示すると便利です。これは記録中にもその前でも実行できます。または、記録中に X-Y ビューを開くことも可能です。この場合は Chart ビューの前面に X-Y ビューは表示します。
ウィンドウの上部にあるボタンは以下を実行します：
選択ボタンをクリックする、前もって選択範囲を設定しておけばその選択範囲 ( 記録中でもスピリットバーを使ってデータは選択できます) の X-Y プロットを表示します。
最新ボタンをクリックする、最新の入力データを X-Y プロットして表示します ( デフォルト設定 )。
停止ボタンをクリックすると、現行の X-Y プロットをフリーズ ( 停止 )させて、再度クリックすると X-Y プロットを継続します。
消去ボタンをクリックすると、現行の X-Y プロットは消去します。
フェード(明調)モードボタンは色合いを示すデータの'age' モードを切り替えます。新ポイントは最も濃く、古いポイントが薄い効果を示します。
矢印方向モードボタンはプロット上に時間を増す方向を示す三つの矢
印の表示をするしないを切り替えます。
継続：スライダーコントロールバーは、X-Y プロットに表示できる最大データポイント数をコントロールします。設定の幅は 8 〜 16 000です。スライダーの右には持続時間が表示し、それは括弧内の数をサンプリング速度で割って計算された数に対応しています。フェードボ
タンをクリックするまでは、その右側のスライダー値は無限 ( ∞ ) となります ( もしウィンドウが再描画する必要があれば、ポイント数は
有限で 100 万ポイントまで再プロットします )。
上下矢印キーを使って明調の増減の設定は繊細に調整でき、ページの上下キーを使えば明調の大まかな調整が可能です。
ドットが大きいと描画はスローとなり、細い線で速く描画します。高速のサンプリング速度では、描画は新しいデータポイントに追随できませんので、結果として Char はサンプリングを停止してしまいます。この様な作動環境では細い線を選んで下さい。

124

Chart ソフトウェア

オフラインでの作動
オフラインモードでこのウィンドウを使うには Chart ビューで選択範囲を作って ( 水平領域だけが関係しますが ) 、X-Y ウィンドウを開きます。ウィンドウの下段右のボタンを使い、プロットするチャンネ
ルを選びます。
選択ボタンを押すと、選択範囲のデータは表示し持続性スライダーは無効となります。停止と消去ツールバーも無効となります。最新ボタンを押すと、前に記録したデータの最後の部分が表示します。その部分のサイズは持続性スライダーを使って変動できます。停止ボタンは無効ですが、消去ボタンでそのプロットを消去できます。継続スライ
ダー値が無限で無ければ、フェードモードと矢印方向ボタンは有効です。
ウィンドウが再描画を必要するなら ( 例えば、スケール結果やウィン
ドウサイズの変更に依り )、ポイントの再プロットは選択範囲や継続性の設定が大きいかを考慮した時間を採ることになります。Chart に長期間作業させるのを避けるには、Chart は描画の継続をするかを尋ねますので、この様なケースではプロットの描画を停止させます。

コピーと印刷X-Y ビューがアクティブ状態の時には、ファイルメニューの < 印刷
> オプションは <X-Y ビューを印刷 ...> に変り、そのコマンドを選択
すると Chart ビューでなくて、X-Y ビューを印刷します。また X-Y
ビューをコピーして、別のアプリケーションにもペーストできます。
編集メニューの <X-Y ビューをコピー > を選択して下さい。

Chapter 6 ﾑ データの解析125

スペクタラムウィンドウ
スペクトラムは、16 チャンネルまでの選択したデータの様々なパ
ワースペクトラと振幅スペクトラを演算し表示します。スペクトラムは随時変動する波形を様々な周波数強度として表します。例えば、EEG 波形を様々な成分に分類してアルファ波、ベータ波などで表わしたり、心拍波形の不規則性が真性の不整脈か、又はぺ一スメーカによる刺激に起因するものかどうかを評価するのに利用できます。スペクトラムを使った FFT の技術的な詳細は、Appendix C 載っています。
スペクトラを表示するには、Chart ビューで興味のあるエリアを選択
してウィンドウズメニューからスペクトラムコマンドを選びます。ス
ペクトラムウィンドウが表示します。選択範囲の水平軸成分だけが演算の対象になります。複数チャンネルのデータが選択されている場合
は、上のチャンネルが選択されます。選択範囲が複数のブロックにわたる時は、左端のブロックのデータしか使いません。選択範囲が無かったり、データボイント数が 32 ﾎﾟｲﾝﾄ以下の場合にはグレー表示となり、その理由がウィンドウ右の選択範囲情報に載ります。
スペクトラル解析をするチャンネルを選ぶには、スペクトラムウィン
ドウのタイトルの下にあるチャンネル番号ボタンを一つ、またはそれ以上のボタンをクリックします。選択されたボタンはハイライト表示

図 6-10

設定ボ
タン

デフォルト
軸ボタン

ズームボ
タン

周チャンネル番号
ボタン

スペクトラムウィンドウFFT 情報周波数と振幅の
読み取り値

ポインター

波形カーソル126

Chart ソフトウェア

します。データを含んでいないチャンネルの番号はダイム ( 無効 ) 表
示になります。
解析のチャンネルが選ばれていない場合や選択範囲が指定されていな
い場合、選んだチャンネルの総てを表示するスペースが十分でない場
合には、スペクトラムウインドウのデータディスプレイエリアはグ
レー画面になります。また、個々のチャンネルの選択範囲にデータが無い時 ( 例えば、記録中にそのチャンネルがオフであった場合 ) にも、エリアはグレー画面になります。その画面の中央にその問題点のメッセージが出ます。これらの問題を修復する為には、解析するチャ
ンネルを選び、Chart ビューで適正なエリアを選択し、スペクトラム
ウィンドウを拡大し、ウィンドウに表示するチャンネル数を減じることです。
スペクトラムウィンドウは選択したデータの情報を表示します。ポイ
ンターがスペクトラムディスプレイエリアを移動すると、波形カーソ
ルがそれに追随してそのポイントの周波数と振幅値を読み取って、ウィンドウ上段に表示します。そのチャンネルで使っているデータト
レースカラーを使ってスペクトラムを描画します。エリアを拡大するには、データディスプレイエリアをドラッグして範囲を選択します。
選択範囲は強調表示になり、スペクトラムウインドウの左上にズーム
ボタンをクリックするか、そのエリアをダブルクリックします。スペ
クトラムウインドウの縦軸横軸は Chart ウインドウの振幅軸の様に自由に伸縮しますので、データを最適なディスプレイに調整できます。さらにウインドウの下の左端にある上下矢印のスケールボタンを使っても、軸の拡大縮小ができます。スケールを変更したり拡大表示
した後に元のスケールに戻すには、ウィンドウの左上にあるデフォル
ト軸ボタンをクリックします。

スペクトラムの設定

Refer
振幅軸 , p. 67

Chapter 6 ﾑ データの解析

スペクトラムウィンドウの左上の < 設定 > ボタンをクリックして、
スペクトラム設定ウィンドウを呼び出し、スペクトラムの演算とディスプレイのパラメータを設定します。スペクトラム設定ウィンドウ
は、クローズボックスとタイトルバーを持つ標準のウィンドウで、画面内を移動でき Chart ウィンドウやスペクトラムウィンドウがアクティブの時は、バックグランド表示します。バックグランドでスペク
トルウィンドウの設定を変更しても、その更新データがディスプレイ
できます。

127

図 6 -11
スペクトラム設定ダイアロ
グボックス

FFT サイズ：高速フーリエ変換 (FFT) は解析する選択範囲に対して、一度に一定の時間のデータポイント数 ( マド ) 毎に処理します。数値が大きいと周波数分解能は向上します。ポップアップメニューで使用できる FFT サイズは、128、256、512、1024、2K, 4K, 8K, 16K, 32K,
64K, 128K (1K=1024 ﾃﾞｰﾀﾎﾟｲﾝﾄ ) です。2 倍のデータポイントを指定す
ると、FFT ウインドウはサイズを小さく調整してグラフ上のウインド
ウにこれを表示します ( スペクトラムセッティングウインドウで指定した項目は変更しません )。
データウィンドウ：マド処理機能はしかし、FFT でマド末端のデータの重要度を割り引きます。従って未端部から生ずる疑似ピークや相関成分の効果を抑えます。マド処理機能には数種類ありますが、それぞれに大差はありません。スペクトラムでは Cosine Bell マド処理機能を提供しています。Cosine Bell ウインドウ ( マド ) がデフォルトでデータウィンドウのポップアップメニューで選択されていますがHamming Blackman、Welch ウインドウ ( マド ) 処理機能にも変更できます。マド処理機能については Appendix C に詳細に説明してあります。マド処理機能を切るには、そのポップアップメニューから< なし > を選んで下さい。
方法：もし、指定したデータポイント数が FFT サイズより大きけれ
ば、特定の FFT サイズの連続セグメントに指定したデータのスペク
トラを決定し、次にそれらの FFT 群から平均スペクトラムを演算します。方法 : ポップアップメニューから、次々に連続するセグメント
を FFT サイズの 50% ( デフォルト設定 ) をオーバラップするのかを選択します。< なし > 以外のマド処理関数を選ぶと、スペクトラムを算出する方法は 50% のオーバラップに変更します。
ポップアップメニューでオーバラップしないを選ぶと、例えば 512
ポイントの FFT サイズを使って 1024 ポイントの選択したデータを二つのセグメント、1-512 と 513-1024 ポイントに割ります。もし、

128

Chart ソフトウェア

同じデータで 50% 重ね合わせるオプションを選んだ場合、セグメン
トは 1-512 と 256-768、及び 513-1024 に変わります。

・参照

インドウ関数 , p. 213

50% オーバラップのオプション (Welch の方法 ) は、二倍の数を演算処理することとオーバラップセグメントから演算するスペクトラムにより、指定したデータの移動平均をより適格化します。他方、その分より多くの時間が係り、使用するコンピュータが古ければ系全体もス
ローダウンします。
選択：ポップアップメニューには二つのオプションがあります。
< 現在の設定を使用 > オプションは Chart ウインドウの選択範囲の総てのデータポイントを使って複数の FFT サイズとして取り込んで演算し、不足ポイント数に対してはゼロ処理します ( ゼロ値のポイン
トを加える )。
< 最適なサイズに調整 > オプションは選択範囲を調整して、FFT サ
イズの倍数体にします。これはセレクションの端を最適値まで広げて、次にその選択範囲全体を処理します。Chart ウインドウの可視選択範囲はスペクトラムの選択データしか改竄しませんので、この機能を使う時には注意して下さい。
表示データ：スペクトラムは様々な形式のパワーや振幅を演算します
ので、ディスプレイポップアップメニューからどれを表示するかを選択します。その演算の詳細は後で説明します。どの場合も、特定の周波数でのスペクトラムのハイト ( 高さ ) は、その周波数で波形に含まれているパワーや振幅を表します。該当する単位が軸ラベルに付きます。
スペクトラムは様々な方法で離散型フーリエ変換の結果を表示します。パワースペクトラムは基本で、他のフォームはそらからの派生です。スペクトラムのビンパワーは、その周波数での離散型フーリエ変換の平方係数です。ビンの振幅はビンパワーと同じ平均パワーを持つ
サイン波の振幅です。パワー値と振幅値は常に正数かゼロで、負数にはなりません。
パワー密度と振幅密度は単位周波数当たりのパワーや振幅です。密度は算出値を各横軸周波数のビンの幅で割って算出します。ビンの幅は周波数の分解能が増し、分散周波数が大きくなれば狭まる見なされます。パワー密度の単位は (y 軸単位 ) 2 /Hz で振幅密度は (y 軸単位)/ Hz ) で表されます。

Chapter 6 ﾑ データの解析

129

パワーの対数と振幅の対数は log10 値としてパワーと振幅を表します。幅広い範囲のグラフでは見ることが困難な僅かな成分でも、対数表示であれば識別できます。
パワー減衰 (dB) と振幅減衰 (dB) のオプションは対数で表示され、基準値 ( パワースペクトラムの P max、振幅ペクトラムの Amax ) に対す
るスペクトル線の相対的なアッテネーションを示します。基準値は常に、そのスペクトラム内の最大値で 0dB で表します。パワー減衰は
dB = 10 log10 ( Pi /Pmax ) で、振幅減衰は dB = 20 log10 (Ai /Amax )として計算されます。ここで、P i は i 番目のパワー成分、Ai は i 番目の振幅成分とします。
< 表示形式 > FFT は通常、棒グラフの様に各データポイントに垂直
線や棒を使って表示されます。このポップアップメニューを使ってFFT を線、棒、または折れ線で表示するかを選択できます。FFT を表示すると、波形カーソルがバーの左端を進みます。
線

棒

折れ線

図 6 -12
各オプションによる FFTのディスプレイ

ゼロ周波数成分を除去：これはスペクトラムを演算する前のデータか
らゼロ周波数値を取り除くオプションです ( 即ち、DC オフセットやオリジナルデータの平均値 )。デフォルトでこのチェックボックスはマークされています。これは通常ゼロ周波数成分がスペクトラムの全成分のうち最大振幅を持っており、普通はこれが必要ないからです。
このチェックボックスをクリックすれば、オン、オフが切り替わります。

印刷とコピー
スペクトラムウィンドウがアクティブ状態の時には、ファイルメ
ニューの < 印刷 > プションは < スペクトラムウィンドウを印刷 ...>に変り、そのコマンドを選択すると、スペクトラムウィンドウの内容を印刷します。' またスペクトラムをコピーして、別のアプリケー
ションにペーストできます。編集メニューの < スペクトラムウィンド
ウをコピー > を選択して下さい。

130

Chart ソフトウェア

テキストで保存
テキストファイルとしてスペクトラムウィンドウの内容を保存するには、ファイルメニューから名前を付けて保存を選び、名前を付けて保存ダイアログボックスのポップアップメニューでスペクトラムテキス
トファイルを選んで下さい。このテキストファイルはタブ切りの二つのコラム、周波数のコラムとその周波数でのスペクトラムの高さのコラムが含まれています。

ノートブックウィンドウ
ノートブックは通常の実験用のノートブックと同じ要領で、特定のChart ファイルに割り込み ( 保存も ) ます。ノートブックにはコメン
ト機能に比べて記録に関したより詳細な記述ができ、通常は特定な時間に関する特殊な情報などを簡潔に書き留めます。ノートブックを使うには ウィンドウメニューから < ノートブック > を選択します。
ノートブックウインドウが出てきます。

図 6 -13
ノートブックウィンドウ

ノートブックウィンドウのタイトルにはそれが所属する Chart ファ
イルの名称が付きます。ノートブックウィンドウには 32,000 文字まで書き込め ( スペースも含め )、キーボードの矢印キーを使って上下にスクロールが出来ます。ウインドウの下の < 時間 > か < 日付 > ボ
タンをクリックすると、ノートに割り込みポイントの日時が表示します ( コントロールパネルの日時＆時間で設定したように ) 。コマンドの < 削除 >、< コピー >、< ペースト >、< 消去 > が通常通りテキス
トの編集に使用できますがノートブックには画像は挿入できません。

保存
ノートブックウインドウの内容は、Chart ファイルのデータの設定やそのファイルを保存した設定と一緒に保存されます。従って、実験の名称やセッティング、プロトコルやマクロなど Chart ファイルを説明する情報が、これによって確保できます。ノートブックを実験のコ

Chapter 6 ﾑ データの解析

131

ンディションや結果を書き留めるテンプレートとしても利用できます。ただし、ノートブックの情報が含まれたセッティングファイルをノートブック情報を伴うデータファイルに付け加わえても、データ
ファイルのノートブックの内容は入れ替わりません。

印刷
ノートブックウインドウがアクティブの時は、ファイルメニューの印
刷オプションから < ノートブックを印刷 ...> を選定すると、このウ
インドウの内容だけが印刷できます。

演算入力
デフォルト設定では Chart は生信号を記録するだけで、演算入力機
能は導入しません。しかし時には生データを演算処理することによって、より多くの情報が導き出せることがあります。例えば、心拍数を記録する方が心拍の波形自体を記録するより実用的かも知れません。
Chart はパワフルで多彩な演算機能を装備していますので、信号を記録する前にオンラインのデータ処理ができます。
演算入力ダイアログボックス ( 図 6-14 ) ではオンラインで様々なデータ演算処理が各チャンネル別に設定できます。現行の入力信号や演算入力は、適正に調整された状態でディスプレイします。チャンネ
ルファンクションポップアップメニューから < 演算入力 ...> コマン
ドを選択すると、このダイアログボックスが呼び出せます。このチャンネル番号はダイアログボックスのタイトルに表示します。複数のチャンネルを扱う時は、ダイアログボックスの矢印キーをクリックす
るか、キーボードの左右矢印キーを使って調整するチャンネルのダイ
アログボックスを取り出します。飛ばしたチャンネルはオフとなります。設定が終わったら <OK> をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
そのチャンネルに演算入力機能が採用されていると、チャンネルファ
ンクションポップアップメニューの < 演算入力 ...> コマンドにチェックマークが付きます。チャンネル設定ダイアログボックスの演
算入力欄では演算入力が採用されているチャンネルを総てチェックすることができます。
演算入力ダイアログボックスは大きく２つの部分に分かれています。
左側は生データの信号を表示し ( 入力アンプダイアログボックスに似ています )、右側は演算処理した入力信号を表示します。最初右の部
分はダイム表示になっていて、コントロールも一部しか表示されていません。< 生データ > 以外を演算機能ポップアップメニューで選択す132

Chart ソフトウェア

ると、演算入力機能がアクティブになり、演算処理された信号が右側に表示され、使用できるコントロールも増えます。演算入力の種類によって、使用できるコントロールが若干異なります。

サンプリング速度
演算入力機能を使っている時は e-corder の処理能力がかなり消費されますので、サンプリング速度を遅くするかサンプリングを中止する必要があるかも知れません。この様な場合は Chart はサンプリング
速度が速過ぎる旨の警告を出します。精密度を確保するために、演算はすべて e-corder で遅くとも 2000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒で収録した生データから 演算処理し、それから Chart で設定したサンプリング速度で、その誘導した値を処理します。これは 2000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒以下のサンプリ
ング速度を選んでも 2000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒で生データ収録して演算処理され、2000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒以上のサンプリング速度を選べば、その速度で収録する生データを使って演算されることになります。サンプリング速
度は演算入力する種類や数 ( 演算入力の種類により処理能力が異なりますので ) によって ( 勿論、使用するコンピュータや SCSI か USB
かによっても ) 制限を受けます。

シグナルのディスプレイ
生データと処理した入力信号を表示させれば、設定変更の効果が確認できます。演算入力の設定時にはデータの記録は実行されません。現行の信号の値は、各ディスプレイエリアの左上に表示されます。変化の遅い波形はかなり正確に表示されますが、速く変化する信号は最小値、最大値で形成されたエンベロップ ( 矩形 ) 型の塗りつぶしエリア
として表示されます。各シグナルディスプレイエリアの縦軸の振幅軸の位置を縮小、拡大して、表示エリアを最大限に利用します。右にあるという以外は、両軸は Chart ビューの振幅軸と同じで、それらのコントロールもまったく同様に機能します。

生データのコントロール
・ 参照
チャンネル設定 , p. 74

デフォルト設定では e-corder の入力に対応するチャンネルに生デー
タを記録します。最初に Chart を起動すると、入力チャンネルに対応しない ( 入力チャンネルより高い番号 ) チャンネルには e-corderの Input 1 の生データが記録に基づくレートメータの演算機能が記録されます。
生データチャンネルポップアップメニューでは演算処理用のシグナル
ソースとなるチャンネルを、e-cordere-corder の入力チャンネルでChapter 6 ﾑ データの解析133

図 6 -14
演算入力イアログボックス− Chart ビューの変更を
OK ボタンをクリックして適用します

演算表示するチャンネル番号

生データチャン
ネルを選択する演算機能ポップ
アップメニュー

感度調整

閾値の設定

指定します。即ち、どの入力チャンネルからのデータでも、演算処理
しどのチャンネルにも表示できます。演算入力と生データを別々のチャンネルに表示して比較したり、同じシグナルソースを複数の演算処理データとして表示させることも可能です。また、入力する生デー
タをそれに対応するチャンネルとは別のチャンネルにも表示できます。ただ、このような場合は混乱しますので注意が必要です。なお処理された信号のみが Chart に記録されますので、生データに書き込まれるチャンネルは処理データに置き変わり、以後の解析に使用することはできません。
< 入力アンプ ...> ボタンをクリックすると、入力アンプダイアログ
ボックスが表われ、フィルター処理やディスプレイオフセットなどの生データ信号のオプションが選択できます。レンジポップアップメ
ニューでは、最適なディスプレイ状態で記録するためのチャンネルの入力レンジを選択します。このダイアログボックスでレンジの変更とChart ビューでのレンジの変更とは、すべて共通で互いに対応して更134

Chart ソフトウェア

新します。Chart ビューのポップアップメニューは、便宜上ここにコ
ピーされます。
スレッシュホールド、感度、ベースライントラッキングの各コント
ロールは、周期レート機能 ( レートメータ、周期、周波数、カウンター ) や、周期振幅機能 ( 周期平均、周期最小値、周期最大値と周期
高さ ) を選択している場合に使用可能となります。ベースライント
ラッキングコントロールは上記の機能の一つ、または積分を使う場合に有効です。周期毎にリセットが選択されます。

スレッシュホールドと感度
スレッシュホール
ドコントロール

感度コントロール

スレッシュホールドコントロールでは、レートと周期機能の演算入力
をトリガーするシグナルの最低レベルを設定します。イベントを実行するためには、入力信号がスレッシュホールドレベルを超える必要があります。感度 ( またはヒステリシス ) コントロールでは、小さな信号の変動に対するトリガーの感度を調節します。
閾値 ( スレッシュホールド ) コントロールの初期設定はゼロです。この設定で信号にノイズが多い場合はゼロから変更します。閾値コント
ロールを上下にドラッグすると、設定が変わります。ボックスと線が希望の位置にきたらマウスボタンをリリースします。これが新しい設定値となります。
感度コントロールは自動的に閾値コントロールと同期します。このコントロールをドラッグすると、感度のバンド幅が閾値の上下に相補的に調整されて表示します。再度グレイボックスと線が表われます。
ボックスと線が希望の位置に来たら、マウスボタンをリリースして新しい設定を採用します。ハイライト表示のエリアがヒステリシスを示します。入力信号で演算入力機能をトリガーするには、その信号がハ
イライトエリアを横切って超えまた戻ってこなければなりません。信号がそのエリアに停滞すると演算機能はトリガーされません。

有効なトリガーパルス

図 6-15感度コントロールを使って演算入力トリガーするノイズを避ける

ヒステリシス範囲

ノイズ

Chapter 6 ﾑ データの解析

135入力する生データ信号をレートやサイクリック関数に対応するように調整してから、閾値とヒステリシスエリアを設定すべきです。信号は周期的であるので、閾値がどこにあっても問題にはなりません。ゼロ
周辺にノイズが多かったり、反復波形に複数のピークがある場合にはトリガーを移動する方が適しています。

ベースライントラッキング
ベースライントラッキングはトリガーを導入する前に、生データから一定のシグナルや緩やかなシグナルの変動を控除するのに使います。
実際これは可変周波数のハイパス ( 高域通過 ) フィルターとして機能
し、波形の閾値と感度設定を補完します。生データに高度なアベレー
ジング技法を用いて、その結果を控除処理して信号を修正します。アベレージングの程度は < ベースライントラッキング > のスライダ設
定で決まります ( スローでは少く、ファーストでは多くなります )。
補正されたデータはデータディスプレイに表示します。

図 6 -16

Data limitarea

スロー及びファーストト
ラッキングに対して入力信号を急激に変化させた場合

Triggerband

Slow tracking

Fast tracking

図 6-16 は入力信号に突然生じた変動に対するスローと、ファースト
トラッキング処理との違いを示しています。スロートラッキングを選択すると、シグナルはトリガーバンドから大きく外れます。ファース
トトラッキングを選択した場合は、信号は扁形になります。
しかしベースライントラッキングが利用できる場合は、データをトリガーとして使用しているので、この扁形は演算の精度には影響しません。図 6-17 はファーストトラッキングを指定した場合の矩型波の歪みを図示したものです。

図 6 -17
ファーストトラッキングで
矩形波 ( 左 ) が変形 ( 右 )
する

136

データの
限界領域

Chart ソフトウェア

データディスプレイエリアの上下に表われるグレーのデータリミット
エリアは、現行のレンジ設定における e-corder 入力のフルスケールを示しています。グレーエリアが下方に動いて信号と交差すると、そのチャンネルの入力の振幅は、オーバロードとなります ( これは入力アンプダイアログボックスでの信号のスケールアウトと同じことです)。こういう状態になった場合は、入力レンジ値の設定をより高くする必要があります。一般にベースライントッラキングレートはトリガーリングの安定性を減少させない範囲内で、できる限り速い値に設定すべきです。ベースライントッラキングをオフにもセットできます。これは、波形をトラキングすると逆効果を示すデジタルパルスなどを記録する時には有効です。

演算入力コントロール

図 6 -18演算機能ップアップメ
ニュー

演算機能ポップアップメニューには利用できる機能の一覧が出ま す。
< 生データ > は未処理の生データです。他の機能は４つのグループに分類されています：レート ( レートメータ、周期、周波数、カウンタ)、サイクル ( 周期平均、周期最小値、周期最大値 )、エンベロープ (エンベロープ最小値とエンベロープ最大値 )、カルキュラス ( 微分と5 種類の積分：( 標準 ) 積分、積分絶対値、積分プラス成分のみ、積分マイナス成分のみ、積分サイクルごとにリセット )。それにスムー
ズ ( 絶対値平滑化、平均二乗根平滑化 ) が加わりました。詳細は後で説明します。
< 単位 ...> と < レンジ :> コントロールはレートや演算機能の何かを選択すると機能します。同様に平均 : コントロールはレートメータや周期、微分を指定すると機能します時間コントロールは < 積分 サイ
クルごとにリセット > 以外の積分機能を選択すると機能します。リ
セットコントロールは全ての積分機能で働きます。
< 単位 ...> ボタンをクリックして単位変換ダイアログボックスを呼び出し、演算処理するチャンネルの単位を指定します。右のデータディ
スプレイエリアの波形が単位変換ダイアログボックスのデータディス
プレイエリアに転写します。単位変換は連続する記録データだけに対応しますので、個々のブロックデータは変換できません。単位変換は生データではなく、演算処理するデータに対して実行されます。
レンジ : ポップアップメニューでチャンネルの入力レンジを設定し、最良のシグナル表示になる様に調整します。レンジの変更が適応されるのは演算処理したシグナルだけで、e-corder が入力する生データには対応しません。演算機能をチャンネルに適用すると Chart ウィ

Chapter 6 ﾑ データの解析

137

ンドウのレンジ : ポップアップメニューがそれを複製しますので、どちらでもレンジが変更できます。
< 平均 :> コントロールはデータをスムージング処理し、それをレート
メータや周期波形のトレンドとして表示します。上下矢印をクリック
しアベレージングの増減を設定します：シーケンスは 1 ､ 2 ､ 4 ､ 8 で、1は非アベレージング処理です。シーケンスが 64 になると、アベレー
ジコントロールはディファレンシャルの演算機能として利用できます。このコントロールは優先するサンプル値 ( 指定するデータ点数で) をアベレージングする様に機能し、特に微分機能を併用すると波形内を僅かにフェーズシフトして上昇させます。
時間コントロールは積分機能が、どのように演算入力をゼロにリセッ
トするかを選択するものです。周期性の波形では、リセットで累積エラーを補正します。チェックボックスがマークされていなければ、テ
キストボックスはダイム表示となります。そうでなければ < 時間でリ
セット > には 3600 秒まで、< 時定数 > は 65 秒までサンプリング間
隔刻み (10 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒なら 0.1 秒 ) で入力できます。タイムリセットは入力した時間の各倍数時間でシグナルをゼロにリセットします。入力
する時間がサンプリング速度よりも極端に小さいとリセットは効きません。時定数は指数関数的な減衰を ( 入力をゼロに ) 誘導し、設定時間で積分値は初期値の 37% まで下がります。
<リセット > ボタンは演算入力ダイアログボックスの<ヘルプ>ボタンの左隣りにあり、クリックすると演算入力のデータ表示エリアのシグ
ナルがリセットされます。表示をゼロに戻す便利な機能です。

演算入力機能< レートメータ >周波数やレートは、ある時間内にどれ程与えられたイベントが起こるかを示すものです。レートメータは比較的低い周波数の周期性シグナルを扱うもので、心拍数などを１分間当たり最高 2000 BPM まで
出力します。レートメータ関数は波形の周期 ( 下図参照 ) を計算し、その逆数を算出してスケーリングします。
周期はトリガーされた有効なシグナル間の時間間隔なので、トリガーが無いと周期は長くなります。周期は常に更新され現行で最新の長さを表わします。そのため演算入力シグナルが指数関数的に下降すると( これは周期は逆数の為で ) シグナルがトリガーで捕捉されてい無い

138

Chart ソフトウェア

図 6 -19
レートメータ：左は生デー
タ、右は BPM で演算入力した例

図 6 -20
トリガー信号が無いレート
メータ：左は生データ、右は演算入力事を示します。これが直線になればトリガーされたシグナルが一定
レートで続いている事になります。

< 周期 >
周期は規則的に循環する波形の完全な 1 周期分に係る時間を表します。この演算機能は逆数で無い事を除けば基本的にはレートメータになりますが、波形の周期動向を反映したものです。ここでの読み取り
値は周期ル内のトリガーポイトの位置とは無関係である点に注意して下さい。

periodperiodThe Period function shows variations clearly

図 6 -21
周期：左は生データ、右は演算入力

周期はトリガーされた有効なシグナル間の間隔なので、トリガーが無いと周期は長くなります。周期は随時更新され、最新の周期を表わしますので、トリガーされたシグナルがないと最大レンジ設定値を外れスケールアウトになります。

Chapter 6 ﾑ データの解析139

< 周波数 >< 周波数 > はある時間内に与えられたイベントに起こる頻度をいいます。周波数機能はヘルツ (Hz) の単位で 2000 Hz までの波形の周波数を計測します。これはレートメータより高い周波数の周期信号を測定するのに適しています。演算は正確性を確保するためにレートメータとは別の方法が用いられます。周波数機能は毎秒 20bins で変換します。下から上にスレッシュホールドを横切る度に、現行のﾋﾞﾝ内のカ
ウントは１つ増えます ( 即ち 0.05 秒毎にある一定方向で信号が閾値 (スレッシュホールド ) を横切る回数をカウントします )。Chart では
最後の 20 ﾋﾞﾝからの総数を表わします。これにより総計を１秒間で行うよりも速く、スムーズな結果が取得できます。例えば、100 Hz の信号を記録し１秒間に 200 Hz まで変動すると、100 Hz から 200 Hz
までの 漸進的な周波数変化となります。これを１秒間で合計処理す
ると、100 Hz から 200 Hz に急激にジャンプします ( ２つのシグナ
ルを平均するため )。
100Hz から 200Hz への変化

100Hz から 200Hz への変化

図 6 -22
周波数：Chart による直線的変化 ( 左 )、と荒い変化 (右 ) の例

1秒

1秒< カウンタ >カウンタ機能はスレッシュホールドを下から上へ通過する回数をカウントします。時間に対して 20,000 までの登録イベント数を表示します。そのカウントレンジの最大値に達すると現行のレンジに関係なくゼロに戻ります。200 にレンジを設定している場合、カウントが 199に達した後は波形表示がリセットされ、200 番目のカウントが 0 にな
ります。この機能はリセット回数を見ることで素早く総カウント数が判るというメリットがあり、Geiger カウンターによる割符数のカウントなど様々な目的に利用できます。

< 周期平均 >< 周期平均 > は波形の１周期分の平均振幅値で、その変動は非対称度を知る物差しと考えられています。周期平均機能は２度連続して閾値

140

Chart ソフトウェア

( スレッシュホールド ) を通過する波形間の各データポイントの値の総計を、合計ポイント数で割ります。この演算は周期信号専用のものです。閾値のどこで平均を始めてどこで終わるかは設定しますが、入力は周期波形なので結果は閾値のポジションには影響しません 図 623 。波形が別の周期シグナルと重ね合ったものである場合のみ、実際の閾値が演算の精度に関係します。周期平均から得られる結果は、
生データの１周期分を選んで積分したものと同じになります。

図 6 -23
平均サイクル：スレッシュ
ホールドの違いによるトータル面積の違い

図 6-23 は閾値の位置が異なる場合、加算の開始と終了時間は違いま
すが、総計は同じになることを図示しています。閾値を波形の中央部に設定した方が信号の振幅の変動にも影響されずに良いでしょう。右側の例では振幅がもっと小さくなるとトリガーが捕捉できなくなります。

< 周期最大値、最小値、高さ >周期最大値機能ではトリガースレッシュホールドで周期を認知し、1周期の終わりで周期内の最大データポイントを検索し、次の周期を確認するまでそれを表示します。周期最小値機能では周期内に最小デー
前の周期の最大値

図 6 -24
周期最大値：前の周期の波形で得られた最大値を保持

周期

タポイントを検索して、次の周期までそれを表示します。これらの機能は最高血圧や最低血圧などの周期毎の最大値、最小値を表示するのに適しています。< 周期高さ > は最大値と最小値との差を決定しま

Chapter 6 ﾑ データの解析

141

す。これらの機能は周期毎の最大値や最小値の性格を表すのに使い、最高血圧や最低血圧、又はその差を求めたりするのに利用します。

< 絶対値平滑化、平均二乗根 (RMS) 平滑化 >絶対値平滑化はスムーズポップアップメニューで設定し、時間内に処理したデータポイントの絶対値を使ってスムーズ処理します。
平均二乗根平滑化 <RMS> はスムーズポップアップメニューで設定した、時間内に処理したデータポイントの二乗平均値のルート ( 平方根) を使ってスムーズ処理します ( 何れの場合もデータポイントは 2000
ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒以上でサンプリングします )。両機能ともサンプル数ではなくて時間を設定し、同じような方法で修正移動平均を求めます。
ピークの極性は無視されます。この機能は筋電図や自発的神経活動の研究には有用で、平均活動量の指針となります。

< エンベロープ最大値、最大値 >エンベロープ最大値はユーザ側で設定したサンプリング速度のサンプ
ル間隔で、一定の時間内に示す最大のデータポイントを検索し、次の周期時間帯にその値を表示します。e-corder では見かけの速度はかなり遅くても、最遅速で 2000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒でデータを採り演算入力処理します。例えば Chart でサンプリング速度を毎秒 1 と設定したとす
ると、その前の１秒間のサンプルの最大値を毎秒表示します。サイク
ルや周期とは異なり、トリガーコントロールは必要が無いので表示しません。.
前のサンプルリング時間からの最大値

図 6 -25
エンベロープ最大値：サン
プルタイムは波形ペリオドとは無関係ーこの場合の丸印の生サンプルデータは誤認の問題があります。

サンプル時間

サンプル間の時間

エンベロープ最小値も同じですが、時間内の最小値を検索して次の周期時間帯まで表示します。この機能は遅いサンプリング速度で記録していても、それ以上の速度でサンプル処理するように機能しますの142

Chart ソフトウェア

で、シグナルの特性には興味が無いが、最大値最小値が必要な場合に有効です。図 6-25 に示すように、波形を正確に描画するにはかなり高速で記録する必要があります。これらの機能は例えば、心拍波形の最大最小振幅を記録するのに使えます。このような場合には 1 拍程度のサンプリング速度で十分です。

< 微分 >
微分機能で指定したチャンネル波形の１次導函数が得られます。信号のスロープの変動や、変化率の方が元の生信号自体よりも情報量多い場合に有効です。例えば容器内に流入する液体の容量の増加を測定する場合、フォーストランスジューサを使って重量を記録し、このプロットを微分すると容量の変化率、つまり流速が測定できる事になります。
この機能はノイズに大変敏感ですから < 平均 :> コントロールでデータをスムージング処理すると有効です。レートメータや周期機能だけに限らず使用すべきです。平均回数は 1、2、4、8、16、32、64 から選択します ( この処理により波形のフェーズが若干上方にシフトします )。

図 6 -26
微分：三角波 ( 左 ) の微分
は矩型波 ( 右 ) となります。

< 積分 >
積分は波形の下のエリアを読み取って、そのデータポイントの総計を
サンプル間隔と掛け合わせたものです。例えば、流速を測定する機器
からの信号を積分すると流量が得られます。

図 6 -27
積分：矩型波 ( 左 ) の積分
は三角波 ( 右 ) となります。

積分には５種類ありますので、それぞれ目的に応じて使い分けて下さい。

Chapter 6 ﾑ データの解析

143

< 積分 >：標準の積分で、データポイントの総計とサンプル間隔を掛けたものです。正と負のデータポイント値の総計が同じシグナルを積分するとゼロになります。
< 積分 絶対値 >：データポイントの絶対値の総計とサンプル間隔を掛けたものです。ある一定時間内に等しい正負の総計値がある場合は、
この積分値は２倍になります。
< 積分 プラス成分のみ >：データポイントの正の値の総計とサンプル間隔を掛けたものです。ある一定時間内で正負の両方がある場合でも、正のデータポイントのみを総計して計算をします。
< 積分 マイナス成分のみ >：データポイントの負の値の総計とサンプ
ル間隔を掛けたものです。ある一定時間内に正負の両方がある場合でも、負のデータポイントのみを総計し計算をします。
< 積分 サイクルごとにリセット >：標準の積分の様にデータポイントの総計をサンプル間隔で掛けたものです。ある一定時間内に等しい正と負の合計値がある場合の積分はゼロになります。但し、元波形がゼロ以下からゼロ以上に通過する度に、積分はゼロにリセットされます。これは周期波形のドリフの補正 ( オフセット電圧では調整できない ) に特に有効です。
リセットはドリフトの補正には有効ですが、その換わり積分された信号をスケールから除去します。< レンジ :> コントロールによって設定された上限、または下限に達すると、すべての積分値はゼロにリセットされます。< 積分 サイクルごとにリセット > は原波形がゼロ以下からゼロを超える度に積分値をゼロにリセットします。その他の積分では時間コントロールで指定した様にリセットされます。リセッ
トは設定レンジを越える度にそのレンジを的確に差し引きますので、リセットされた回数を数えればトータル値が得られます。
< リセットしない > をリセットポップアップメニューで選択すると、
時間テキストボックスは表示しません。積分が設定範囲外で実行されるとゼロに引き戻されます。
リセットポップアップメニューから時間でリセットを選ぶと、設定時間毎にシグナルはゼロにリセットされます。この方法ではドリフトも複製されますので、リセットの前に正確に積分処理されます。サンプ
ル間隔よりも小さい時間が入力ボックスに入力されている場合、その値はゼロに切り下げられますのでリセットは実行されません。従ってサンプル間隔よりも大きい値を入力して下さい。

144

Chart ソフトウェア

< 時間でリセット > は入力した時間毎に信号をゼロにリセットします。この方法でドリフトの補正に対処し、リセットの前に正確な積分値を算出します。
< 時定数 > は指数的減衰を伴うので、積分値は設定時間 (65 秒まで )までに初期値の 37%(1/e) まで下がります。この効果でドリフトや急なリセットが回避できますが、算出される積分値は不正確になります。時定数が下がれば精度は上がります。

オリジナル信号

図 6 -28
一定のオフセットとその積分
時間でリセットで積分

時定数で積分処理

Chapter 6 ﾑ データの解析

145

チャンネルの演算

図 6 -29
チャンネルファンクション
ポップアップメニュー

チャンネルファンクションポップアップメニューの下段のオプションには、記録したデータチャンネルに幾つかの演算処理を提供しています。デフォルト設定は < 演算なし > で、そのチャンネルに表示する
データは記録したままの元データで演算処理はされません。Chart にはチャンネルに演算処理が導入できるスムージング機能や、算術演算、周期変動、微分や積分など数々の Chart エクステンションが付いています。このチャンネルの演算機能はオンラインにもオフライン( 処理した結果はサンプリング終了後しか見れません ) にも導入できます。
チャンネルの演算を導入にはチャンネルファンクションポップアップ
メニューから使用するコマンドメニューを選びます。そのチャンネルの記録データを元に戻すには < 演算なし > を選びます。選択したコ
マンドにはチェックマークが付きます。チャンネルの演算をオフにしても、そのダイアログボックスに入力した数値は消えませんので、一度に複数の演算が設定できます。また、チャンネル設定ダイアログ
ボックスの < 演算 > の項目を見ればどのチャンネルにどんな演算を導入しているかが一覧できます。チャンネル演算を実行しているチャ
ンネルの ステータスインディケータ ( チャンネルのレンジ / 振幅の
右の菱形 ) には = が付きます。インディケータを押すと、サンプリン
グ速度、レンジ、記録する内容 ( 生データか演算機能、及び入力先 )、有効なチャンネル演算の一覧が出ます。
多くのチャンネル演算ダイアログボックスに共通するのはソース :ポップアップメニューで、そのソースで処理される Chart チャンネ
ルの波形を選びます。ソースシグナルを表示するチャンネルと、演算処理を表示するチャンネルを決め、両者を比較します。演算シグナルだけを表示するには、ソースと同じチャンネルを選びます。

チャンネル演算と演算機能
演算機能 ( 演算入力の機能 ) とチャンネルの演算機能とはオーバラッ
プするものがあります。データや必要性に応じて良い方を選びます。
演算機能はサンプリングを開始する前に選択し、個々のデータブロックに導入します。チャンネルの演算は必要に応じて切り替えができま
すが、使用しているチャンネル全体に適用されます。チャンネルの演
算機能はサンプリングの前後でも途中からでも導入でき、記録したデータの解析は演算入力で使用するよりも速く実行します。チャンネ
ルの演算は記録したチャンネルには行わず、使用していないチャンネ
ルにしか導入できません。この機能は元のデータをそのまま保存しておきたい場合や、一度に演算を導入するのにはチャンネル数が足りな

146

Chart ソフトウェア

・ 参照
Chart エクステンション ,p. 193い場合などに便利です。また、複雑な演算処理をする場合は、オフラ
インでこの機能を使います。演算入力機能はオンラインしか利用できませんが、記録しながら演算処理した結果が見れるという利点はあります。
演算入力とチャンネル演算の使われ方の違いに加え、積分や周期演算などの演算入力とチャンネル演算から得られる結果の正確さや精度の違いもあります。Appendix C にその詳細が載っていますが、以下に標準的なルールを挙げます：･

ウィンドウのポイントに依存する演算では、チャンネル演算は演
算入力機能と比較するとかなり正確ですが、それ以外では精度に違いはありません。

･

サンプリング速度が < 2000 Hz では、演算入力機能はチャンネル
演算に比較してかなり正確ですが、それ以外は同じ精度です。
機能

表 6 -1
演算入力とチャンネル演算との比較

サンプリング中の結果の表示

演算入力機能Yes

チャンネルの演算
簡素なもの , yes;
その他 , no

生データの保存

別チャンネルのみ

Yes

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ後の導入

No

Yes

ﾁｬﾝﾈﾙの off

No

Yes

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度はChart に依る

No

Yes

データを隠す記録したデータにチャンネルの演算を導入すると、そのチャンネルには演算処理されたデータが表示します。記録した元のデータは下に残っていますので、演算機能をオフにするとまた表示します。
通常はチャンネル演算はディスプレイしているデータに作用しますので、演算機能は引き続いて導入できます。例えば、あるチャンネルで波形をスムージング処理し、算術演算機能を使って別のチャンネルにそのスムージング処理した波形を記録して表示させるこのができます。算術演算などは、チャンネルに内在する記録データを処理し、そのデータをディスプレイできます。

Chapter 6 ﾑ データの解析

147

算術演算
算術演算機能は別のチャンネルから組み込んだ波形データを算術的に処理します。オフラインでもオンライン ( 記録中 ) でも作動します。

・ 参照
演算入力機能とチャンネル
演算との相関 , p. 218

チャンネル演算ポップアップメニューから算術演算コマンドを選び、算術演算ダイアログボックス ( 図 6-29 ) を開きます。そのコマンドを選んだチャンネルのにその結果を表示し、ダイアログボックスのタイトルにもチャンネル名が入ります。

数式の入力
数式を入力するには、その数式入力欄にタイプするか、関連するボタ
ンをクリックしポップアップメニューからチャンネルと関数を選んで下さい。チャンネルデータとしては、' チャンネル 1' とか 'Ch1' か (文字は重要ではありませんが、スペース使えません )、チャンネル
ポップアップメニューからチャンネルを選びます。関数としては、関数ポップアップメニューから関数を一つ選ぶか、関数文字をそのまま入力します。任意のチャンネル、関数の組合せて実行できます。演算の順序は通常の算術通りで、括弧内が優先されます：4*9+6 で 42、4*(9+6) は 60 です。チャンネルデータや時間を使わない単純な算術計算の入力 ( 例、4*9+6 のような ) なら、その結果を記録するチャンネルは直線の表示になります。
初期設定では算術演算は指定するチャンネルに表示するデータに対して作用します。そのチャンネルのデータは別のチャンネル演算でも演算され得ます ( 例えば、スムージングが適用されている )。勿論、入力チャンネルの記録データに作用するように設定し、適用されている
それ以外の演算を無視できます。それにはチャンネルに式を表記する
前に 'R' を入力するか ('RChannel1 ' とか 'RCh1')、チャンネルポッ
プアップメニューの記録データサブメニューからチャンネルを選んで下さい。記録データとは e-corder から Chart に入力するシグナル
で、チャンネル演算を適用する前の、生データか演算データです。

式の表記法をチェックする<OK> をクリックすると、算術演算は式が妥当かどうかをチェックします。妥当でなければ、エラーメッセージが出ます。括弧が抜けていたり、何も入力されていない事が良く起こり得るケースです。また、Abs() の様な括弧を含む関数の多くは括弧の中に引数 ( 即ち、実行する何か ) が必要です。

148

Chart ソフトウェア

ここで関数を
選択する

数式入力
ボックス

ここでチャ
ンネルを選
択

振幅軸のス
ケールを入力しで設定

ここを選ぶとオートスケールに設定演算したチャンネルに単位を設定

図 6 -30
算術演算ダイアログボック
ス、OK をクリックするとChart ウィンドウのディス
プレイチャンネルにその関数を実行して表示します

演算の誤り
計算上の誤りは様々な環境で起こり得ます。例えば、ゼロで割った
り、負数の二乗根、正数では無い対数などが考えられます。その様な誤りの事態では、演算の結果は Chart チャンネルでレンジ外として示唆されます。内部的には、誤った結果は NaN (Not-a-Number) として表現されます。

数学 (Math) 関数
基本的は数学的な関数 (+ 足す , - 引く , * 掛ける , / 割る ) はタイプ
するか、ボタンを使うか、関数ポップアップメニューの Math サブメ
ニューから選んで下さい。

Chapter 6 ﾑ データの解析

149

三角 (Trig) 関数
三角関数は関数ポップアップメニューの Trig から Sin ()、Cos ()、Tan () サブメニューから選んで下さい。それぞれサイン、コサイン、
タンジェントを表します。これらの関数はラジアンで引数を伴います。
ASin ()、ACos ()、及び ATan () はそれぞれ arc sine、arc cosine、
arc tangent でサイン、コサイン、タンジェントと同じ角度ですが、それぞれの逆関数です。演算結果はラジアンで表されます。ASin ()と ACos () は -1 以下から 1 以上の不等引数が必要で ( サインとコサ
インの値はその範囲内に制限されるので )、従ってそれに合う様にデータをスケールする必要があります。
DegToRad () は角度からラジアンへの角度、RadToDeg () ラジアンから角度角度 (2π ラジアンは 360°)。

対数 (Logs) 関数
対数関数は関数ポップアップメニューの Logs サブメニューから選べます。Log10 () は底が 10 の常用対数。Ln () は底が e の自然対数 10。
定数 e の近似値は 2.7182818 です。Exp () は指数で e x ( e の引数の累乗を表す ) です。指数は自然対数の逆関数です。

ノイズ関数 Noise
Random () は -1.0 から 1.0 の一様な分布を示すランダム数を表します。Gaussian () は 0.0 の平均と 1.0. の分散を伴う正規分布を表します。

その他の関数
Sign () はサイン関数を表し、x > 0 なら Sign(x) = 1 、x < 0 なら -1、Abs () は正負に関係しない絶対値を表します。Sqrt () は二乗根 ( −の二乗根は 0 )。
Pi は定数 π を表し、数式で用いる近似値は 3.1415927 です。
SampleTime はブロックデータの始点からの 10 進法の秒数です。
Round () は四捨五入。Int () は整数部分だけが有効数で小数点以下は切り捨てます。例、Int (2.999) は 2 となります。

150

Chart ソフトウェア

Mod () x modulo y, は x/y. の余りを表します。二つの引数はコンマで分けます。Mod ( Ch1, Ch2 ) の様に

チャンネル演算機能
別のチャンネル演算データ ( 詳細なセットアップが必要な周期変動を除き ) が、算術演算ダイアログボックスから使用できますので便利です。これによって素早く演算チャンネルが組み合わせられます：例えば、二チャンネルからの派生値を平均したい場合。これらの機能の大部分は、チャンネルファンクションポップアップメニューからアクセスする時と全く同じように作用します。
Differentiate () は微分チャンネル演算と似ていますが、微分関数の次数がゼロが選択でき (Savitzk-Golay を法使ってスムージング演算を導入するのと同等です )、適応多項式の階数も選べます。ソースチャ
ンネルはパラメータとして必要で、任意のマドの幅 (3 〜 255 の奇数) に続き、微分関数の次数 (0 〜 2 の整数 ) と適応多項式の階数 (1 〜
5 の整数 ) の順となります。例えば、微分 (Ch3,17,2,5) はチャンネ
ル 3 の二次微分で、ウィンドウ幅 17 ポイントを使って 5 階数の正多項式を示します。デフォルトで微分の次数は一次、正多項式の階数は微分次数がゼロ以外では ( この場合は適応階数は 1 です ) 微分の次数と同じで、ウィンドウの幅は適応階数より大きくセットされます。
4 つの積分関数 Integrate ()、IntegrateAbs ()、IntegratePos () 及びIntegrateNeg () は積分チャンネル演算ダイアログボックスで使用できる 4 つの積分のタイプと同等です。パラメータとしてはソースチャ
ンネルを必要としますが、選択するリセットモードに依っては幾つかのそれ以外のオプションパラメータも設定できます。初期設定値は積分チャンネル演算ダイアログボックスと同じですが、算術演算で時間でリセットか時定数で減衰をリセットモードに選んだ場合は、デフォ
ルトタイムは 1 秒となります。
Shift () はシフトチャンネル演算と同等で、パラメータとしてチャンネルを必要とします。時間でシフトのパラメータはオプションで、シフトチャンネル演算と同様にデフォルトはゼロ秒です。
Smooth () はスムーズチャンネル演算と同等ですが、三角 Bartlett マ
ドを常時使用します。ウィンドウ ( マド ) の幅パラメータはオプショ
ンで、スムーズチャンネル演算と同様にデフォルトは 3 ポイントです。

Chapter 6 ﾑ データの解析151

6 つのフィルター関数 LPF ()、HPF ()、Notch ()、NBPF ()、BPF ()及び BSF () はデジタルフィルター処理チャンネル演算 ( ローパス、
ハイパス、ノッチ、ナローバンドパス ) と同じですが、BPF () とBSF () では高低周波数カットオフで別のシャープなフィルターが指定できます。この 6 つのフィルター関数総てが、ソースチャンネルと少なくとも 1 つのカットオフ周波数 ( BPF () と BSF () の何れか ) がパラメータとして必要とされます。シャープなフィルターはオプショ
ンパラメータで、デフォルトはデジタルフィルター処理チャンネル演
算で説明した様に、自動調整設定となっています。

単位とスケール
単位変換を数式を使ったチャンネルに適用すると、算術演算では単位は無視され、演算されてそのチャンネルで表示する値しか使いません。単位変換に依って均等目盛りの数値に影響する場合があります。
この為、数式を使ったチャンネルが単位の違うブロックが有る場合は変更して下さい。算術演算が有効なチャンネルでは単位変換は作用しません。従って、演算したチャンネルに単位を使います。< 単位名 >の欄には 10 文字まで単位名が入力できます。正規の単位であれば、上付や下付文字も使えます。
デフォルトで、< 自動スケール設定 > チェックボックスは選択されており、そのチャンネルに最適なスケールに想定して ( 自動スケールが働くデータが有れば ) 算術演算を実行します。チャンネルデータや演算が異常ならチェックボックスは選択されず、スケールは手動で登録することになります。
< スケールの上限 > と < スケールの下限 > は算術演算ダイアログ
ボックスに所定欄に、直接数を入力して設定できます ( 自動スケール
設定を選んでいない場合 )。このオプションではスケールセットポッ
プアップメニューを使って行うのと同様に、直接振幅軸が調整できます。但し、Chart ビューが有効な場合です。そのスケールは表示数の精度 ( 特に形状 ) に影響します。
Chart のチャンネル演算は単一の浮動小数点で算出するので、小数点以下 6 桁の精度があります。小数点以下の桁数は 0 〜 6 でディスプ
レイだけに影響し、演算の内部精度には関係しません。

非単位変換の電圧を使う
V、mV、μV ( 単位変換していない ) のデータは算術演算では総て Vで扱います。従って、低いレンジを使う場合や、振幅の違ったオーダ

152

Chart ソフトウェア

を伴うレンジで記録したデータを取り扱う時は注意が必要です。演算した数が大きいか、小さいかは、データや実行する演算に依ります。
数式内の倍率を用いれば比較的簡単に調整できます。
2 mV のレンジで ECG リード線からシグナルを記録し、同時にもう1 チャンネルに算術演算を適用すると、結果を mV では無く V で表すとします。派生値を mV にするなら、単位名の入力欄を両方共'mV' にし、そのチャンネルの和を括弧にして 1000 倍にします：(Ch1+Ch2)*1000 これでその式は正確にスケールされます。
一般に、必要になものを算出して表示させるのには、それに対応する
倍率を数式に適用します：mV で表示するには 1000 倍を、μV で表
すには 1 000 000 倍を数式に乗じる必要があります。

Chapter 6 ﾑ データの解析

153

周期変動
周期変動は周期波形を解析する為のものです。本来オフラインで作動するもので、記録した後で使います。速いサンプリング速度で記録したデータでも、周期レートや周期振幅の演算入力機能を使って解析できます。
チャンネル関数ポップアップメニューから < 周期変動 ...> コマンドを選び、周期変動ダイアログボックス ( 図 6-31 ) を開きます。選択したチャンネルのダイアログ名がタイトルバーに出ます。

周期変動の設定
ダイアログボックスのシグナルディスプレイエリアにはソースチャン
ネルの波形を表示します。Char ビューで選択範囲を選ぶと、その選択範囲の記録時間帯のデータを表示します ( 選択範囲左端が始点です
が、複数のブロックが選択範囲にあれば左端のブロックのデータしか使いません。選択範囲にトリガーポジションが多すぎると、周期変動の表示が制限され、主番号だけを示します。表示波形の時間帯はシグナルディスプレイエリアの下段左に出ます。選択範囲が無いと、Chart ビューに出るデータ ( 又は、複数のブロックが映っておれば最大のブロック ) が表示します。この表示する波形が、ノイズ閾値などのパラメータ検出の設定に用いられます。
ソースシグナルが記録したデータなのか表示したデータなのかは、シグナルディスプレイエリアの下段右に示唆されます。表示するデータ
は、生データか演算データかを問わずソースチャンネルで映っている
データになります。ソースチャンネルを周期変動の演算チャンネルに選んだ場合は、ダイアログボックスには記録したデータ ( 生か演算 )が出ます。これはパラメータ検出の設定はこの内在するデータに適用される為で、演算波形には対応されてはいないからです。
初期のディスプレイはシグナルディスプレイエリアの下段にあるコントロールを使って変更できます。周期変動で使っているブロックの全体が表示されていなければ、スクロールバーで Chart ウィンドウからのデータが移動できます。スクロールバーのボックスが、そのブロックに対応した表示エリアを示しています。そのボックスを左右にドラッグします。左右の矢印をクリックすれば、可視波形の 10% 分が左右に移動します。可視波形の 90% まで左右に移動すると、ボックスのどちらかの端にグレー域が現れます。Chart ビューと同様にビューボタンで表示するデータの圧縮、拡張ができます。ソース波形
全体を表示したければ、左のボタンをクリックして圧縮表示します。

154

Chart ソフトウェア

ソース波形を拡張するには右のボタンをクリックします。その間にあるリセットボタンを押せば最初の表示に戻ります。

周期の検出
周期の検出は検索コマンドと同じ方法で最大最小を検索して周期を検出します。検出したトリガーポイントは小さい黒丸でダイアログボッ
クスの表示波形上にマークされます。マークするポイントが極大なのか極小かは、トリガー : パネルで選択したラジオボタン ( 最大か最小) に依ります。これは周期検出の方法には関係しませんが、波形の形状に依っては結果に違いが出るかも知れません ( 例えば、顕著な上向きスパイクを含んだ波形や周期毎に二つの似かよった下向きのスパイクを含む場合は、最大値がトリガーされます )。

・ 参照
演算入力機能 , p. 138

ノイズ閾値
< ノイズ閾値 :> コントロールでは、僅かなシグナルの変動に対するトリガーの感度を調整します。イベントに対するノイズ閾値は、そのチャンネルのレンジに対する百分率で表わされます ( デフォルト値は5% で、± 10V レンジでは 1V になります )。ピークとして認知されるデータポイントとは、それに続くポイントが少なくともノイズ閾値
まで下がるものとします。この値より小さい振幅値を伴うピークや谷は、無視されます。値を上げて不必要に小さいピーク ( ノイズなどの

図 6 -31
算術演算ダイアログボック
ス、OK をクリックするとChart ウィンドウのディス
プレイチャンネルにその関数を実行して表示します

ソースチャ
ンネルを選
ぶ

表示チャンネル

シグナルディ
スプレイエリ
ア

表示波形の
時間帯

Chapter 6 ﾑ データの解析演算するファンクションを選ぶ

トリガー
ポイント

ソースデータのタイプ：記録
データか表示データ155) を除くか、下げて非検出ピークを捉えます。ノイズ閾値％は入力欄
かスライダーバーを使って設定します。ノイズ閾値を変更すると、暫くして小黒丸で波形上にマークしたトリガーポイントがシフトします
ので、変更の結果が確認できます。

トラッキング
時間に対して顕著な振幅のドリフトを伴う波形や s/n 比が低いシグ
ナルでは、トリガーの通常のスキームが作用するのが難しくなります。トラッキングがこの種の問題を解決する手だてとなります。トラッキングポップアップメニューのトラッキング欄は通常はオフになっています。トラッキングポップアップメニューからトラッキング
間隔を選べは、トラッキングは機能します。この場合のノイズ閾値はフルスケール % では無くて、トラッキング間隔内の最大振幅値の平均 % を使います ( トラッキングを使う際は、ノイズ閾値は通常、正常な設定に比例して増加するものが必要とされます )。トラッキング間
隔は現行のデータポイントの中心で、適用する検出アルゴリズムに沿って移ります。これでシグナルの振幅全体に及ぶ変化を処理します。.

図 6 -32
トラッキングとノイズ閾値
を調整して振幅値が変動する波形の有効なピークを検出します

トラッキング間隔サンプリング間隔と等しいか、それ以下に設定されていても、少なくとも 3 ポイントを含む幅にセットします。現行のデータレンジにたいして 5% 以下の振幅の変動には追随しませんので、データに則したレンジを選ぶ必要があります。トラッキング機能を作用させると、周期演算速度が若干遅くなります。

ファンクション
・ 参照< データ検索 >, p. 111

156< ファンクション :> ポップアップメニューに演算する周期変動の一覧が出ます。レートファンクション ( レートメータ、周期、及び周波数 ) と、振幅ファンクション ( 周期高さ、周期平均、周期内最大値、Chart ソフトウェア

周期内最小値、1/3Max+2/3Min ) に大別します。ファンクションは演算入力機能の周期レートと周期振幅に似ていますが、結果が若干異なります。詳細は Appendix C で説明します。
< デフォルトスケール > ポップアップメニューでチャンネルのレンジを設定し、演算するファンクションを最適にディスプレイする様に調整します。このメニューはレートファンクション ( レートメータ、周期、及び周波数 ) を選んだ時に表示します。このダイアログボックス
でレンジを変更すると、それに応じて Char ビューでも変わります。
大まかな設定は予め把握しておいて下さい。演算入力ダイアログボッ
クスで行う様には、周期変動ダイアログボックスでは派生する波形を見ることはできません。
< レートメータ > は周波数やレートは、ある時間内にどれ程与えられたイベントが起こるかを示すものです。レートメータは比較的低い周
波数の周期性シグナルを扱うもので、心拍数などを１分間当たり最高2000 BPM まで出力します。レートメータ関数は波形の周期 ( ペリオ
ド ) を計算し、その逆数を算出してスケーリングします。
< ペリオド > は規則的に循環する波形の完全な 1 サイクル分に係る時間を表します。この演算機能は逆数で無い事を除けば、基本的にはレートメータになりますが、波形の周期動向を反映したものです。こ
こでの読み取り値はサイクル内のトリガーポイトの位置とは無関係である点に注意して下さい。ぺリオドは遅いサイクルを持つ水面の波や地震などの測定に適しています。
< 周波数 > はある時間内に与えられイベントご起こる頻度をいいます。周波数機能はヘルツ (Hz) の単位で 2000 Hz までの波形の周波数を計測します。これはレートメータより高い周波数の周期信号を測定するのに適しています。
< 周期平均 > は波形の１サイクル分の平均振幅値で、その変動は非対称度を知る物差しと考えられています。平均サイクル機能は２度連続して閾値を通過する波形間の各データポイントの値の総計を、合計ポイント数で割ります。例えば、平均血圧や呼吸レートの変換を決定するのに有効です。閾値のどこで平均を始めてどこで終わるかは設定しますが、入力はサイクル波形なので結果は閾値のポジションには影響しません。波形が別の周期シグナルと重ね合ったものである場合のみ、実際の閾値が演算の精度に関係します。平均サイクルから得られる結果は、生データの１周期分を選んで積分したものと同じになります。

Chapter 6 ﾑ データの解析

157

図 6 -33
ソース ( 上のチャンネル )とそれから演算されて周期平均 ( 下 )各ブロックの最初の周期から最後の周期まで演算が作用します< 周期内最大値 > はトリガースレッシュホールドで周期を認知し、1周期の終わりで周期内の最大データポイントを検索し、次のサイクルを確認するまでそれを表示します。< 周期内最小値 > は周期内に最小データポイントを検索して、次の周期までそれを表示します。
< 周期の高さ > は 1 周期分の最大値と最小値間の差を算出する機能です。この数値は ECG 心拍数や血圧の解析に有用です。.

＜平均 >

・

参照

演算入力機能とチャンネ
ル演算との相関 , p. 218< 平均 :> コントロールは 1ｚ 〜 50 の周期数を設定し、その周期数の変動を平均処理します。平均は現行の周期を含めて指定した周期回数
を演算しますので、平均を 4 にしたとすると現行の周期次の 3 周期分を使って演算します。デフォルトで平均は選択されています。上下の矢印をクリックして数を調整するか、直接ボックスに入力します。周期変動における変動を平均処理で平滑化しますので、一貫性の無い
データには大変有効です。< 平均 :> コントロールで設定する数はそのデータに含まれる周期数より十分少なく ( 半分以下 ) して下さい。

Chart ビューに表示
周期変動ダイアログボックスにあるコントロールを調整して、<OK>
ボタンをクリックすると、Chart ビューの表示するチャンネルに演算が適用されます。チャンネル全体に演算は適用されますが、演算されブロックしか描画し可視化されません ( ファイルが大きいと処理に長時間要するかも知れません )。ブロック内の最初の検出周期から最後の周期までまとめて描画します。感応する値が無い場所では ( 始点近傍とかブロックの終わりなど )、プロットの値は ' レンジ外 ' にセット
されます。

158

Chart ソフトウェア

テキストファイルを保存する
波形に付帯する周期変動の一部、または総てをテキストファイルに含めてディスクに保存できます。テキストファイルを保存するには、周期変動ダイアログボックスの < テキストとして保存 > をクリックして下さい。テキストとして周期変動を保存のダイアログボックスが出ます。

図 6 -34
テキストとして周期変動を保存のダイアログボックス

保存項目と保存対象欄のチェックボックスからテキストファイルに含めるものを選びます。データのどの部分を保存するかは、保存パネルで設定したボタンに依ります。この選択オプションは指針としてしか使われません：周期変動は選択データの左から作用し、右にシフトして周期数全体に適用されます。
標準のテキストファイルが作成されますので、ワードプロセッサーや数計算ソフト、統計パッケージなどに移出して、ファイルが開けます。各周期からのデータは 1 タブ切りで行送りで 1 行に収録されます。各行の最初の数はその周期を検知した時間です。その時間はブロックの始点で、< 常に秒で表示 > を選んでおれば、秒単位で示されます。この時間はテキストとして周期変動を保存のダイアログボック
スで、選択した各チェックボックスに応じて結果を出します。派生値
や周期変動データのテキストファイルには、1 周期当たり 1 ポイント
しか時間は割り当てられていませんが、一般にこのテキストファイル
は Chart データのテキストファイルに比べて極めて小さいためです。
<OK> をクリックすると、通常の別名で保存のダイアログボックスが出ます。該当欄にファイル名をタイプし、< 保存 > ボタンをクリックすれば周期変動テキストファイルが作成されます。

Chapter 6 ﾑ データの解析

159

データパッドの機能
周期変動はデータパッドにファンクションを追加できます。これらのファンクションはチャンネル演算で使用するものと似ており、同じ周期検出設定に基づきます。周期変動データパッドファンクションは、
この章のデータパッドの項で説明します。
特定なチャンネルに対して周期変動を演算する周期検出の設定を変更
すると、周期変動データパッドファンクションにも同様にその変更が反映されますし、その逆も起こります。

微分
指定した微分チャンネルにチャンネル波形の１次、及び 2 次微分関数が得られます。この演算はオンラインとオフラインとも可能です。
チャンネルファンクションポップアップメニューから < 微分 ...> を選べば、そのチャンネルの微分ダイアログボックスを表示します。
チャンネル演算と同じ様に、ソースチャンネルポップアップメニュー
で演算の源となるソースチャンネルを指定します。

図 6 -35
初期設定での微分のダイア
ログボックス< ウィンドウの幅 :> コントロールで微分の演算に使用するポイント数を設定します。この幅の数には奇数を用います ( スムーズポイント
か、ポイントの変数のどちらか )。上下の矢印を調整して数を設定するか、直接入力欄に 3 〜 255 の数字を入力します。ウィンドウ ( マド
) の幅を有効に使えば、ノイズやバイアスに影響されずに良好な結果が得られます。
微分次数ポップアップメニューで、ソースチャンネルの波形の微分処
理が一次微分か二次微分かを指定します。一次微分は勾配で、二次微160

Chart ソフトウェア

図 6 -36
微分で演算された圧力波形( 上 ) の一次、及び二次微
分波形

・ 参照
データパッド , p. 113

分は勾配の変化速度です。微分波形の単位はソースチャンネルの単位に基づきます。例えば、ソースの単位が V なら、一次微分では V/s
で、二次微分では V/s/s となります。微分を演算するのに用いるアルゴリズムの詳細は Appendix C で説明します。

スケーリング
初期設定で、自動スケールボタンが選ばれており、そのチャンネルに適正なスケール ( ベースとなるデータが有る場合 ) で微分処理データを表示します。チャンネルのデータが正常でない場合は、自動スケー
ルが選択されていても、スケールは手動設定になってしまいます。
スケールの上限値と下限値はスケール設定ボックスの所定欄に、直接数を入力して設定できます ( 自動スケール設定を選んでいない場合 )。
このオプションではスケール設定ポップアップメニューを使って行うのと同様に、直接振幅軸が調整できます。但し、Chart ビューが有効な場合です。そのスケールは表示数の精度 ( 特に形状 ) に影響します。
Chart のチャンネル演算は単一の浮動小数点で算出するので、小数点以下 6 桁の精度があります。小数点以下の桁数は 0 〜 6 でディスプレイだけに影響し、演算の内部精度には関係しません。

Chapter 6 ﾑ データの解析

161

図 6 -37
シグナルと微分演算処理の勾配、チャンネルタイトルに使用したマドの幅が示されます

ウィンドウ ( マド ) の幅を選ぶ

・

参照

微分の演算 , p. 214

162

ウィンドウ ( マド ) の幅の設定は、時には試行錯誤が必要です。設定に当たっては、バイアス ( 偏向 ) とバリアンス ( 変動 ) とのバランスを採って考慮します。シグナルの勾配に於ける変動のタイムスパンと比較されるマドの幅は、微分の演算を偏よったものにし、マドの幅が小さすぎると微分波形はノイジィになる傾向を示します図 6-37 の上のチャンネルは生シグナルで、その下はその微分波形でウィンドウの幅は 3 に設定したものです。続いて順に、ウィンドウの幅 5、7、13、
55 ポイントを使った微分波形が図示しされています。ウィンドウの幅 3 と 5 を使った微分処理では波形はノイジィーです。微分のウィンドウの幅が 55 ポイントでは比較的ノイズの少ない波形ですが、ピー
クはなだらかになっています。これはウィンドウの幅はピークの幅に匹敵するためです。マドの幅が 7 と 13 ポイントの微分演算が適正でしょう。

Chart ソフトウェア

デジタルフィルター
デジタルフィルターのチャンネル演算には 6 つのタイプがあります：
低域通過 ( ローパス )、高域通過 ( ハイパス )、ノッチ、狭帯域通過、
帯域通過 ( バンドパス )、バンドストップ。このフィルターはオンラ
インでもオフラインでも作動します。
この演算では入力アンプダイアログボックスのフィルターオプション
よりも使い勝手が良く、より実用的です。
･ カットオフ周波数と推移幅 ( 部分的な制限は被る ) が設定できます。入力アンプダイアログボックスのローパスポップアップメ
ニューでは一定のカットオフ周波数の選択だけで、フィルターの透過幅は指定できません。入力アンプの高域通過フィルター (ACカップルチェックボックスを使って使用できる ) は DC 成分を除去する為に設計されたもので、カットオフ周波数は 1 段階です。
･ デジタルフィルターはオフラインで働きます。従って、最高のサンプリング速度で記録した後でフィルター処理します。
チャンネルファンクションポップアップメニューからデジタルフィル
ターのコマンドを選ぶと、デジタルフィルターチェックボックスが表示します。多くのチャンネル演算と同様に、ソースチャンネルポップ
アップメニューからソースチャンネルを指定します。.

図 6 -38
デジタルフィルターダイア
ログボックスに使用できるフィルターのタイプが表示
します

Chapter 6 ﾑ データの解析

163

フィルターのタイプ、カットオフと中心周波数
フィルタータイプポップアップメニューで 6 つのフィルターから 1 つを選んで下さい。低域通過と高域通過はカットオフフィルターで、ノッチや狭帯域通過 ( バンドパス ) では中心周波数を設定します。バンドパスとバンドトップはハイカットオフやローカットオフ周波数を設定することになります。
低域通過は指定するカットオフ周波数以下の周波数を通過させ、それ以上を抑制させます。高域通過は指定するカットオフ周波数以上の周波数を通過させ、それ以下を抑制させます。ノッチは指定する中心周波数近傍を抑制し、それ以外は通過させます。狭帯域通過 ( バンドパス ) は指定する中心周波数近傍を通過させ、それ以外は抑制します。
狭帯域通過は高低カットオフ間の周波数を通過させ、それ以外の周波数は抑制します。バンドストップは高低カットオフ間の周波数を抑制
し、それ以外の周波数は通過させます。周波数の各タイプから得られる反応の実際を 図 6-39 に示します。
・ 参照
フィルター処理 , p. 7

・ 参照
入力アンプ , p. 40

カットオフ周波数と中心周波数の上限はサンプリング速度の半分以下
で、下限はサンプリング速度の 0.00005 です。例えば、サンプリン
グ速度が 1000 /s では、最大のカットオフ周波数は 500 Hz で、最小は 0.05 です。デジタルフィルターダイアログボックスを残すと、ソフトウェアで既存のブロックと、新規データのサンプリング速度に対するカットオフ周波数をチェックします。限度を超えたカットオフ周
波数 ( 又は中心周波数 ) を入力すると 図 6-40 の様なメッセージが出て警告します。
< はい > をクリックすると、該当するデータのサンプリング速度に応じて、設定したカットオフ周波数はその限度内に変更されます。< いいえ > をクリックすると、デジタルフィルターダイアログボックスに戻りますので、カットオフ周波数を限度内の設定にし直します。ジタ
ルフィルターが既に適用されておればサンプリング速度が変更され、カットオフ周波数は限度には左右されません。従って警告メッセージ
も出ませんし、調整もされません。さらに、カットオフと中心周波数は . 0.1 mHz と 100 kHz の絶対限度 ( サンプリング速度に依ります )に置かれます。この範囲外の数を入力すると、警告を受け演算が適用される前に変更を強いられます。

164

Chart ソフトウェア

図 6 -39
周波数の分布：(a) 1 kHz で記録した生ノイズシグナルと、同じノイズシグナルをデジタルフィ
ルターを使って処理した周
波数分布、(b) 50 Hz l ロー
パスフィルター、(c)150
Hz ハイパスフィルター(d) 100 Hz ノッチフィルタ
ー、(e) 100 Hz 狭帯バン
ドパ スフィルター、(f) バ
ンドパスフィルターで50 Hz/150 Hz 低 / 高カッ
トオフ、(g) バンドストッ
プフィルターで 50 Hz/150
Hz 低 / 高 カットオフ周波数分布はスペクトラムのマドを使って発生します。

生シグナルの周波数分
布50 Hz l 低域通過フィルター

100 Hz ノッチフィルター

バンドパスフィルター : 50 Hz/150 Hz
低域 / 高域間通過

150 Hz 高域通過フィルター

100 Hz 狭域通過フィルター

バンドストップフィルター :50 Hz/150 Hz 低域 / 高域カットオフ

図 6 -40
カットオフ周波数限度のメッセージボックス

推移の幅
フィルターの推移幅には 3 つのオプション ( 又はフィルターの精度、df) があり、演算を実行するのに要する時間 (df が小さければ、その分演算に時間は係ります ) と、特定な目的に対する適合性とがその実際的なパラメータとなります。

Chapter 6 ﾑ データの解析165

< 自動調整 > は df をカットオフ周波数の20% まで にセットされ、演算が優先的に強化されます。この場合 df を増やしても、フィルターの長さ ( 下記参照 ) は 500 サンプル以上にはならず演算時間は減らしません。
< カットオフ周波数の 20% にセット > は df をカットオフ周波数の20% に固定し、演算時間の優先は外れます。
< ユーザで規定 > は転移幅の設定欄に、限度内で df の数値を設定 します。限度については Appendix C を参照して下さい。

初期のオンラインディレイ< 初期のオンラインディレイ > の表示はオンライン演算の場合にだけ関与します。サンプリングを開始 ( 現行のサンプリング速度に基づき) から、フィルター処理され出力が発生する迄に要する時間です。
ディレイ値はフィルターの移転幅 df の数に依り、df を変更すれば更新されます。

フィルターの長さと末端効果
フィルターの長さは、各入力サンプルを使ってフィルター処理した出力サンプルに用いたウィンドウのサンプル数です。微分の様にサンプ
ルポイントのウィンドウに由来する演算を伴うので、各データブロッ
クの始点と終点で末端効果が生じ、何れの場合もマドの幅の半分の帯域にわたります。これらの末端効果領域でのデジタルフィルターの演算の詳細は、Appendix C に載せてあります。

積分
積分演算はオンラインでもオフラインでも時間積分は機能します。演
算入力機能の積分よりも実用的で、オプションでイベント ( どのChart チャンネル からのシグナル閾値公差でも ) によってゼロにリセットできます。
チャンネルファンクションポップアップメニューから < 積分 ...> コ
マンドを選ぶと、そのチャンネルの積分ダイアログボックスが表示しますので、そこで積分タイプ、リセットタイプ、積分リミット、積分を表示するスケールを設定します。

166

Chart ソフトウェア

図 6 -41
積分ダイアログボックス

ここをチェック
し、積分演算の範囲を時間を決めて設定する

積分タイプ
積分タイプには 4 種類あり、積分ポップアップメニューから選択できます。演算入力の積分と似ていますが、演算結果が若干違います。それは Chart で設定するサンプリング速度に係わらず、演算入力機能
では常に正確に 2000 Hz 以上のサンプリング速度に基づいてるから
です。

・ 参照
デジタルフィルターの演算, p. 215∫ (Integral) は ∑y ∆t, を計算、∆t はサンプル間のインターバル。
∫ Absolute Value は ∑|y| ∆t. を計算、∫ Positive Only は ∑y+ ∆t,を計算、y+ = y if y > 0 でそれ以外は 0。 ∫ Negative Only は c∑y–∆t, を計算、y– = y if y < 0 でそれ以外は 0。

リセットタイプ
データブロックの始点ではどの積分もゼロにセットされます。殆どの積分データは連続的に増加 ( または減少 ) の性質を示します。従って、範囲内はシグナルの積分を続けさせ、何らかのリセットが必要です。リセットタイプには以下ものがあります：･ < リセットなし > シグナルはリセットされません。
・ 参照
デジタルフィルターの演算, p. 215

Chapter 6 ﾑ データの解析･ < 時間でリセット > テキストボックスで入力するインターバル
で定期的にゼロにリセットする。

167

･ < サイクルごとにリセット > ソースシグナルがゼロから正の値になる度に積分はリセットされます。このオプションは呼吸の流速シグナルを積分し各サイクルの呼吸量を求めるのに有用です。
¥ < 時定数減衰 > この積分では明確なリセットはしませんが、テキストボックスで設定する時間にゼロまで減衰します。積分へは加算せずに、各時定数でその数値の約 37% (1/e) 減衰します。これは漏れアナログ積分器に似ています。このオプションは絶対値積分と併用して、EMG、EEG やその同類のシグナルに有効です。

・ 参照
演算入力 , p. 132

図 6 -42¥ < イベントでリセット > サイクルごとにリセットを一般化したものです。イベントでリセットは、どのチャンネルにもどのスレッ
シュホールドレベルにも、増加又は減少するシグナルに対して適用できます。また、時間を指定してイベント発生後の検出を一時停止するスキップ時間を設けることができます。このスキップ時
間はあるピークを持つ複数の反復波形に依って起こる尚早なリセットが防げます。このオプションを使うには、積分ダイアログ
ボックスの < イベントオプション > をクリックして、イベントオ
プションダイアログボックス ( 図 6-42 ) を呼び出して下さい。
リセットするイベントのレベルを決める

リセットイベントを適用するチャンネルを指定。
データチャンネルは積分のソースチャンネル

イベントオプションダイア
ログボックス
どの勾配で検出する
かのロジックを指定
スレッシュホールド
単位を選択する
この時間はイベントリセットを無視する

イベントチャンネルには幾つかの単位を使って記録されたデータが含まれていても構いません。これらの単位の幾つかは閾値 : ポップアッ
プメニューから選択します。Chart はソースデータブロックを積分して表示しますので、イベントチャンネルのそれに該当するデータブ
ロックに使う単位は閾値 : ポップアップメニューから選びます。イベントチャンネルのデータブロックに閾値 : 単位ポップアップメニューで選んだ以外の単位を選ぶと、それに該当するソースデータの積分 (そのブロックは空白となり ) は表示されません。

168

Chart ソフトウェア

積分の限度
積分の限度チェックボックスを選ぶと、総ての積分は指示された限度内の定積分として演算されます。最初の限度以前の時間帯では積分値はゼロになり、二番目の限度時間以降の積分値は一定値に保たれます。このモードでは複数のブロックデータを記録する場合に便利と考えられます。例えば、神経刺激に対する一連の電気反応を記録する実験では、刺激時間以後に最初の限度を設定するのが望ましく、これで刺激のアーチファクタトが積分演算に影響されるのが防げますので有効です。
誤ってこのチェックボックスを選ぶと、デフォルで限度は 0 〜 0 とな
り、積分値は総て 0 になります。

スケーリング
初期設定で、< 自動スケール設定 > チェックボックスは選択されており、そのチャンネルに最適なスケールに想定して ( 自動スケールが働
くデータが有れば ) 積分を実行します。チャンネルデータや演算が異常ならチェックボックスは選択されず、スケールは手動で登録することになります。
スケールの上限値と下限値をスケールの上限下限の所定欄に、直接数を入力して設定できます ( 自動スケール設定を選んでいない場合 )。
このオプションでは Chart ビューで使うスケール設定ダイアログ
ボックスを使って行うのと同様に、直接振幅軸が調整できます。
但し、Chart ビューが有効な場合です。そのスケールは表示数の精度 ( 特に形状 ) に影響します。
Chart のチャンネル演算は単一の浮動小数点で算出するので、小数点以下 6 桁の精度があります。小数点以下の桁数は 0 〜 6 でディスプ
レイだけに影響し、演算の内部精度には関係しません。.

シフト
シフトは Chart チャンネルのデータを、時間内の前後にシフトさせ
るはチャンネル演算です。この機能は決まった時間帯で記録されたデータに対して有効です。チャンネルファンクションポップアップメ
ニューからシフトコマンドを選ぶと、シフトダイアログボックス ( 図6-43 ) が表示します。

Chapter 6 ﾑ データの解析

169

図 6 -43
シフトダイアログボックス

多くのチャンネル演算と同様に、ソースチャンネル : ポップアップメ
ニューでソースチャンネルを指定します。
<OK> をクリックするとソースチャンネルのデータが表示し、< 時間
シフト :> 入力欄に設定した秒数分だけ左右にシフトします。最大シ
フト時間は 10 000 秒ですが、サンプリング速度の間隔の乗数分

だけシフトできます。シフト機能はシフト時間の端数を切ってサンプリング間隔の整数にしてから導入されます。例えば、サンプリング速度が 200 /s なら、シフトは入力した数を調整し 200分に 1 秒 (5 ms) の倍数分シフトします。

図 6-44
チャンネル 1 のソースデー
タとシフトデータ 2、シフトパラメータは 0.5 秒。ブロックの先頭部は最初に記録されたデータ値で補足されています。

シフト時間が正数ならデータは右に移動します。この場合は各データ
ブロック終端部のデータ域は圏外に移動し表示されず、各ブロックの始点部にそのブロックで最初に記録したデータの値がその分だけ補足されて表示します ( 図 6-44 参照 )。
シフト時間が負数ならデータは左にシフトします。この場合は各デー
タブロックの始点部のデータ域は圏外に移動し、各ブロックの終端部
170

Chart ソフトウェア

のデータ域はそのブロックで最後に記録したデータ値がその分補足されて表示します。

スムージングスムージングはチャンネル演算機能で、波形の高周波成分、ノイズや分散成分を除きます。スムージングはオンラインでもオフラインでも作用します。チャンネルファンクションポップアップメニューから <スムージング ...> を選び、そのチャンネルのスムージングダイアログ
ボックス ( 図 6-45) を呼び出します。

図 6 -45
スムージングダイアログ
ボックス

二種類のスムージング方式が使用できます：三角マドを使った移動平均方式と Savitzky-Golay スムージング 方式です。
三角 (Bartlett) マドを使った移動平均スムージングでは、サンプルポ
イントに各端の変数ポイントを加え、Appendix C に詳細に示す様なスキームに基づいてその値を優先し平均処理して、そのポイントのス
ムージングの値とします。
Savitzky-Golay スムージングは、各サンプルポイント周りのマドで多項式を最適化して処理します。多項式の次数は、2( 放物線 ) 〜 6 から選択できます。Savitzky-Golay 方式の作用の詳細は Appendix Cの後半に載せてあります。.
スムージングの両タイプとも、各スムージング値に影響するポイントの範囲はマド ( チャンバー ) の幅で決定されます。上下の矢印を使って数を増減するか、3 〜 255 のポイント数を該当欄に入力します。マドの幅は常に奇数です。
それぞれのスムージング方式には固有の利点があります。三角(Bartlett) マドを使う移動平均スムージングは演算速度が速く、演算

Chapter 6 ﾑ データの解析

171

に要する時間はマドの長さには無関係です ( それに反し、SavitzkyGolay スムージングでは、演算速度はマドの幅に比例します )。
また、Savitzky-Golay スムージングに比べて高周波数域の振幅も下がります。
一方、Savitzky-Golay スムージング (Chart で実行する上の ) にはある種の解析に有用な保護領域、ピークのポジションや幅に対する利点を持ちます。また、数ポイントで規定されるデータのピークでは、
Savitzky-Golay 方式では同じマド幅を持つ移動平均 ( 三角 Bartlett)
スムージングに比べてピークは鋭くなります。

ウィンドウ ( マド ) の幅を選ぶ
ウィンドウ ( マド ) の幅を選ぶことに於いては、微分演算を使った処理との交換条件に類似しています。シグナルの勾配による変動の時間帯に比べて大きいマドの幅は、スムーズ値の演算に偏りを持たせ、幅が狭ま過ぎるとノイズが効果的に除去されません。
・ 参照
スムージングの演算 , p.
217

172

実在の高周波数成分を有する心電図が 図 6-46 に示してあります。この ECG はサンプリング速度 400 /s で記録されたものです。ウィン
ドウ幅 3 と 5 で移動平均スムージング処理で多くのノイズが浄化されています。ウィンドウ幅 19 ポイントでのスムージングではノイズの抑制はより効果的ですが、短いシグナルのピーク (QRS 波 ) は平坦となっています。ウィンドウの幅を増やした為に、これらのピークの振幅が下がってしまいました。ウィンドウの幅は 19 ポイントのままでも、Savitzky-Golay 方式を使えばこの影響は少なくできます。

Chart ソフトウェア

図 6 -46
スムージング処理しないノイズが載った ECG( 上 ) と、
3-,5-, 及び 19- ポイントの移動平均スムージング処理
波形

Chapter 6 ﾑ データの解析

173

174

Chart ソフトウェア

7

C H A P T E R

S E V E N

カスタマイズと自動化

Chart には、カスタマイズや自動化機能を幅広くサポートするツールが含まれており、便利で使い易くなっています。各種のコントロール
項目、メニューやコマンドメニューをロックしたり、隠したり、変更したりしてカスタマイズできます。マクロ命令を使って複雑なタスクをスピードアップしたり、自動化したり、ファイル内のメニューに収録して新たなメニューを作成することができます。記録のコントロー
ルや出力電圧などを指定してタイムスケジュールが規定できます。
また、デジタル入出力を使って外部装置をコントロールしたり、外部刺激に対する反応を自動的にコメントを挿入させて管理できます。
Chart エクステンションを利用すれば、オフラインで Chart に様々な機能が付け加えられます。

この章では、Chart のプリファレンス ( 設定 )、カスタマイズオプ
ション、記録の自動化、及びそのコントロール機能について詳しく説明します。

Chart ソフトウェア

175

設定 ( プリファレンス )表示設定や記録コントロールのオプションを使えば、Chart を簡単に
カスタマイズできます。また、コントロールやメニュー、コマンドメ
ニュー ( 及びキー操作 ) をロックしたり、隠したり変更ができます。
この機能は特に教材用として利用する場合に操作が簡単になるので便利です。
編集メニューの設定サブメニューには幾つかのコマンドメニューがあり、Chart のパフォーマンスやディスプレイ (Chart や e-corderの始動、外部トリガー、ツールバー、カーソル、メニュー、コント
ロール、Chart エクステンション及びデータバファリング ) が管理できます。

デフォルト ( 初期 ) 設定
新規 Chart ドキュメントを作成すると (Chart を始動するときに、既存の Chart ドキュメントからスタートせずに < 新規 > コマンドメ
ニューを選ぶと )、基本的な設定、サンプリング速度、チャンネルレ
ンジ、表示するチャンネル数、メニューの構成が付帯します。それらの設定を変更したり元のセッティングに戻すには、編集メニューから< デフォルト設定 > を選びデフォルトセッティングドキュメント・ダ
イアログボックスを開きます。
< 保存 > ボタンをクリックして、新規 Chart ドキュメント用にカスタマイズしたデフォルト設定をアクティブドキュメントに使います。
カスタマイズしたデフォルト設定は、Chart と同じフォルダー内の' デフォルト ' と呼ぶ Chart セッティングドキュメントに収録されます。< 戻す > ボタンをクリックし、チャンネルのレンジを総て10V にするなど Chart を元のデフォルト設定 (e-corder に依ってセッティングは異なりますが ) に戻します。

図 7 -1
デフォルトセッティングダ
イアログボックス

176

Chart ソフトウェア

ライセンスマネージャー
Chart ライセンスマネージャーで Chart、及び Chart モジュールのライセンスコードの閲覧、変更、削除を行います。編集 > 設定 > ライ
センスマネージャーを選んでライセンスマネージャーダイアログボッ
クス ( 図 7-2 ) を開きます。

図 7 -2
ライセンスマネージャダイ
アログボックス

既存のライセンスコードとそれに関する記述がダイアログボックスの下段に表示します。ライセンスコードの下 4 桁は 'xxxx' と出ます。
ソフトウェアの購入時にこの下 4 桁を含むフルライセンスコードが一緒に提供されます。ライセンスコードを追加するには、ライセンス番
号欄に追加したいコードを入力して < 追加 > をクリックします。新
たなコードがそのダイアログボックスに表示します。
ライセンスコードを削除するには、それを選び < 削除 > をクリックします。本当に削除するかの確認が出ます。もし、Chart ライセンス
コードを削除するなら、次に Chart を起動する時に無効なライセン
スコードを入力する必要があります。これを実行しないと Chart は起動しません。ライセンスマネージャーダイアログボックスに載っている総てのライセンスコードを削除してしまうと、< 名前 :> と < 組
織名 :> テキスト欄に再度入力し、登録し直すことになります。

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

177

メニュー
7 つの Chart メニュー ( ファイル、編集、セットアップ、コマンド、
ウィンドウ、マクロ、ヘルプ ) とそのコマンドを、デフォルト設定から修正するにはメニューダイアログボックスを使い、< メニュー ...>
サブコマンドメニューに出して設定します。また、Chart のセットアップを簡素化したり機能を限定して使う場合には、メニューやコマ
ンドメニューの一部をロックしたり表示させないようにすることも可能です。これは学生実習には大変便利な機能です。生徒に Chart のある機能だけを学習させ、データファイルの編集や削除、変更などは必要としない場合に利用できます。

図 7 -3
メニューダイアログボック
ス

このダイアログボックスには二つのスクロールリストがあり、修正できるメニューやコマンドメニューを示します。左側のスクロールリス
トは、< メニュー > にマクロやエクステンションで追加できるものを含め利用できるメニューが表示します。右側のスクロールリストには、< メニュー項目 > にメニューリストで選択したメニューのメ
ニューコマンドと項目が表示します。リストの中のメニューを選んでクリックすると、< メニュー項目 > リストにそれが含まれる事が判ります。
デフォルトでメニュータイトルとメニューの全項目にはチェックマー
クが付き、全コマンドメニューのパッドロック ( 錠 ) が開放で全てが表示します。チェックマークをクリックするとバツ印に変わり、その項目は表示しません。サブメニューは修正できませんのでダイム表示になりますが、隠すことは可能です。コマンドメニューをロックする
か隠すと、それに対応するツールバーのボタンも効かなくなります。
178

Chart ソフトウェア

メニュー項目の横のチェックボックスを非選択にすると、そのメニュー項目は隠れて表示しません。Chart ビューに戻すとメニュー
バーの中にはそれは表示しませんし、それに対応するコマンドキー操
作も効きません。コマンドメニューや分画線の横のチェックボックス
を非選択にすると、そのコマンドメニューは隠れ、メニューには表示
しませんし、それに対応するコマンドキー操作も効きません。チェックボックスを再度選択すると元に戻り表示します。
開いたパッドロック (unlocked のU が錠に付きます ) をクリックすると、閉じ (locked の L が付きます )、横のコマンドメニューはロックします。このコマンドはメニューには表示しますが無効表示となり選択できませんし、コマンドキー操作も効きません。閉じたパッドロッ
クをクリックすると、開きそのコマンドメニュー有効となります。表示を消した ( 隠した ) コマンドメニューの横のパッドロックは無効表示となります。

ショートカットキー
コマンドメニューに対応するショートカットキーの設定や変更ができます。ショートカットキーを設定するコマンドメニューをクリック
し、次にダイアログボックスの < キー :> 欄をクリックします。そのコマンドメニューが既にキーを登録している場合は文字入力欄にはその文字キーが表示します。そこでキー登録を変更するか登録を削除できます。削除するとそのショートカットキーは無効となります。キーを登録するには、入力欄に単一文字か番号を入力 ( 文字は自動的に大文字となり、不適切な文字は無視されます ) します。例えば、F1、Shift-F2、Ctrl-T、Ctrl-Shift-T、Ctrl-F8 など。< 設定 > ボタン
をクリックするとそのコマンドキーが登録されます。
・ 参照
キーボードショートカット
一覧表 , p. 198

既に使用されている文字を入力すると、アラートボックスで知らせます。ショートカットを再登録するには、まずコマンドメニューからそのショートカットを取り除く必要があります。ショートカットキーの一覧が Appendix A に載っています。.

ツールバーボタン・ 参照
ツールバー , p. 25

ツールバーボタンを持つコマンドメニューをメニューダイアログボッ
クス内で選択すると、< ツールバーに表示 > チェックボックスが選択され有効になります。このチェックボックスを非選択にして、ダイア
ログボックスを閉じると、そのコマンドのツールバーボタンは隠れます。そのツールバーボタンを再度表示するには、メニューダイアログ
ボックスの該当メニュー項目を選択します。上記のチェックボックス
が再度アクティブになります。

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

179

コントロール
編集メニューから設定サブコマンドメニューを選ぶと、< コントロー
ル ...> ダイアログボックス ( 図 7-4 ) が出ます。全ファイルを印刷< ファイル全体の印刷を許可 > このチェックボックスをオフにすると、ファイルメニューの < 総て印刷 ...> コマンドは効きません。このダイアログボックスは学生実習に便利です。.

図 7 -4
コントロールダイアログ
ボックス

カーソル
編集メニューの設定サブコマンドメニューから < カーソル ...> を選
らぶと、波形カーソルダイアログボックスが表示します ( 図 7-5 )。
カーソル形状ボタンの１つを選択して、波形をトラッキングする際に判別し易い形をデフォルトとして指定します。<OK> ボタンをクリッ
クするとそれが適用されます。

図 7 -5
波形カーソルダイアログ
ボックス

外部トリガーオプション

・ 参照
トリガー , p. 51

180

設定サブメニューから < 外部トリガーオプション ...> を選び、外部
トリガーオプションダイアログボックス ( トリガーダイアログボック
スからでも呼び出せます ) を呼び出します。外部トリガー入力を標準の電圧レベルに応答させる < ノーマル > か、接点リレ < コンタクト
クロージャ > かがラジオボタンで選択できます。SP 及び ST シリー
ズでは外部トリガーレベルが必要なので、< コンタクトクロージャ >ボタンはダイム表示で無効になります。トリガーがアクティブな時はChart ソフトウェア

< 現在の状況 :> アイコンが赤色を示し、アクティブで無ければ 'Ex'
が表示します。.

図 7 -6
外部トリガーオプションのダイアログボックス

スペシャルアクセス
設定メニューを変更し表示させないコマンドメニューを選ぶことができますが、これを元に戻すことも必要です。しかしファイルを保護する上で通常の方法は使いません。必要な場合は緊急アクセスとしてス
ペシャルアクセスダイアログボックスを使います。
Ctrl- \ か Ctrl-Shift-1 で、スペシャルアクセスのダイアログボックスを呼び出し変更します。

図 7 -7
スペシャルアクセスダイア
ログボックス

隠れているコマンドメニューを再度表示させたい場合は、< メニュー
エディタ ...> ボタンをクリックしてメニューダイアログボックスを呼び出し、隠されているコマンドメニューのロックを外して表示させます。ロックしたり隠して取り除いたものを元に戻したい時は、このダイアログボックスにアクセスして下さい。
< デフォルト設定 ...> ボタンをクリックしたデフォルト設定ダイアロ
グボックスを呼び出して下さい。そのファイルに現行のセッティング( メニューレイアウトなども含む ) を保存し、Chart の始動時に使う
デフォルト設定にできます。これは毎日のように同じ設定で作業する場合に便利です。また Chart を終了したり再起動する度に、必要と

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

181

しない設定で Chart ファイルが開かれるのを防ぐにも有効な方法です。
Chart ファイルを保存する為のオプション表示を変更するには、< 名前を付けて保存 ...> ボタンをクリックして別名で保存のディレクト
リーダイアログボックスを呼び出します。ファイルが保存できない場
所に、隠したりロックしてあるメニュー項目をそのままセッティング
ファイルとして保存する場合に便利です。
< データバッファリング ...> をクリックすると、データバッファリン
グのダイアログボックスが表示します。ここで記録時にデータを収録
する場所の選択と、ディスクのバファリグ方法が設定できます。これはデータバッファリングコマンドメニューを故意に無効にした際に、復帰させるのに使用します。

マクロ複数のコマンドを１つのグループとして扱うマクロを利用することによって、作業の様々な部分に設定を変更するなど反復するタスクをス
ピードアップしたり、記録や解析の自動化を行うことが可能になります。マクロは操作の結果を１段階づつ記録して、再生時にそれを忠実に再現します。Chart での作業において規則的に 同じ操作を繰り返し行う場合、それが単純なものでも複雑なものでも、マクロを使用するとその反復操作が大幅に簡略化できます。Chart の操作の大部分をマクロで記録できます。ダイアログボックスやウインドウのコントロー
ル、ディスプレイフォーマットの変更、波形データのデータパッドへのコピー、新規ファイルとしてデータを保存、ズームビュー表示の印
刷などが実行できます。記録した操作と実際の操作には若干相違がありますが、大抵はダイアログボックスのオプションを利用すれば実行できます。
マクロの作動原理を理解することは重要です。マクロはキーストロー
クやマウスクリックなどの操作の代わりに、そうした操作によって得られるステップを記録し、それらの操作を可能な限り簡略化して忠実に実行します。マクロの作成中はコントロールセッティングを何度変更しても、マクロでは最終的なセッティングが採用されます。マクロは編集できませんので、Chart のバージョンが違うと互換性はありません。
作成したマクロのステップや目的を、しっかりノートなどに記録しておく事をお勧めします。しばらく使用していないと、どのマクロが何をするかということを忘れてしまう恐れがありますので、実際に記録
182

Chart ソフトウェア

する前にマクロのステップを書き留めておくと複雑なマクロを作成する際に便利です。こうした事前のメモがあると、抜かしたステップがあったり、不適切な箇所でシーケンスを終了したために不良な結果で終わったしまった原因などを知るのにも役に立ちます。

マクロを記録するマクロを記録するには、マクロメニューから < 記録開始 > を選択す
るか、または <Ctrl-R> を入力します ( コマンドメニューは < 記録終了 ...> に変わります )。マクロが作成されている間は、Chart はその操作を実行するのではなく、ファイルを開いたり、チャンネルレンジを変更したり、チャンネルをオフしたりするなどマクロで作成する操作に従ってそれを記録していきます。
この操作の間はステータスバーに ‘ マクロ記録中 ’ が表示しますので、記録されているアクションが確認できます。記録すべくアクションを総て行ったら、マクロメニューから < マクロ終了 ...> か <Ctrl-R> を再入力して終了すると新規マクロダイアログボックスが表示します 。

図 7 -8

既存のメニューを選びマクロに追加する

新規マクロダイアログボッ
クス

マクロを組み込むメニューを選ぶ

マクロ名を入力する

コマンドキーを登録する

・参照
キーボードショートカット
一覧表 , p. 198

メニュー : ポップアップメニューのリストから、作成したマクロをメ
ニューに表示させるメニューを選択します。デフォルト設定では、作成したマクロはマクロメニューに新規コマンドメニューとして追加されます。< メニュー :> テキスト入力ボックスでそのタイトル (10 文
字以内 ) を入力すると、新しいメニューが作成できます。このメ
ニューはメニューバーの中の Char メニューの右、ヘルプメニューの左側に追加されます。マクロの名前は (20 文字以内 ) < メニュー項目:> 欄に入力します。各マクロ名はユニークな ( 専用の ) 名称を使います。同類のメニューをまとめてメニューを区分けするには、簡単なマクロを作っておきマクロ名の頭に二つのハイフン (--) を付けて命名すると便利です。

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

183

キーボードショートカットも同様に、マクロに割り当てることができます。キーボードショートカットとしては、ファンクションキーかコ
ントロールキーに一文字かファンクションキーを付けたものにします。例えば、F1、Shift-F2、Ctrl-T、Ctrl-Shift-T、Ctrl-F8などの様なショートカットキーが登録できます。小文字の 1 文字か番号を入力欄にタイプします ( 文字は自動的に大文字になり、不適切な文字は無視されます )。<OK> をクリックすると適用されます。既に登録されたいるキーを入力すると (Appendix A のリストを参照 ) ア
ラートボックスが出て警告します。それを無視して登録すると前の設定は無効となり、そのキーボードショートカットが登録され、それに対応するコマンドメニューの横にそのショートカットキーが表示します。
< ステップ :> と < サイズ :> の表示から記録したステップ数 ( 複雑なマクロの半ばまでのステップを思い出すのに便利です ) と、使用メモ
リー容量が判ります。メモリー容量は操作の複雑さに依ります。< 破棄 > ボタンをクリックすると、今記録したマクロが破棄されます。マクロにもっとステップを記録する場合は < キャンセル > ボタンをク
リックします。<OK> ボタンをクリックすると、指定するメニューの最後にマクロが加わります。<OK> ボタンはマクロにネームが付きメ
ニューを指定しないと有効表示とはなりません。ファイルをセーブす
るまではマクロはメモリーに入っているだけで、永久に収録されてはいません。別のファイルを開き、そのファイルを保存すると、メモリー内のマクロは ( 及び、現行で使用できるマクロ ) そのファイルに組み込まれますので、マクロを作成する毎にファイルを保存した方が賢明です。マクロはドキュメントの一種です。

マクロを作動する
作成したマクロに名称とロケーションを登録すると、マクロはコマン
ドメニューと同じ役割をします。マクロを使用するにはメニューから選択するか、対応するコマンドキーを入力します。マクロが作動している間は該当するメニューのタイトルが強調表示し、Chart の他の機能は働きませんし、別のアプリケーションへの切り替えや Chart のバックグランド表示も不可となります。マクロを停止するにはそのダイアログボックスの < 停止 > ボタン ( 又は Esc キー ) を押します。
マクロはその時のステップで停止します。

図 7 -9マクロ作動ダイアログボッ
クス

184

Chart ソフトウェア

マクロを削除する
現存するマクロを削除するにはマクロメニューの < マクロを削除 ...>
コマンドメニューを選択します。マクロを削除のダイアログボックスが出ます。

図 7 -10
マクロを削除のダイアログ
ボックス

スクロールリストには使用できる全マクロが入っており、メニューの名称、コロンに続きマクロ名が表示されるので、削除したいマクロをクリックして選択します。隣接するマクロを複数削除するには、シフト−クリックかシフト−ドラッグ、又は個々に選んで < 削除 > ボタ
ンをクリックします。いったん < 削除 > ボタンをクリックしてしまうとダイアログボックスは閉じてマクロは喪失します。ショートカットで、マクロをダブルクリックしてからクローズするとワンステップ
で同様の操作ができます。<OK> ボタンでダイアログボックスは閉じてマクロは削除されます。< キャンセル > でマクロの削除は解除されます。
前に説明したようにマクロはファイルの一部で、ファイルを保存するとメモリーからマクロが消えます。ツールバーにボタンが登録されてれば、そのボタンの表示は消えます。そのマクロが現行ファイルの一部ならば、ファイルをセーブした時点でマクロはファイルから完全に消去します ( ファイルを開いたままではマクロは消去しません )。
また、別のファイルにコピーしたマクロは削除されません。

マクロ作成時のオプション
必要に応じて、マクロが作動している時でもファイルやダイアログ
ボックスの修正ができます。

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

185ダイアログボックスの設定を変更する
マクロを使ってダイアログボックスのセッティングを特定な値に変更したり、ダイアログボックスを開いてセッティングを変更することもできます。
ダイアログボックスの設定を変更するマクロが必要な場合は、マクロの作成時に開きたいダイアログボックスを指定します。次に、設定を変更してダイアログボックスの <OK> ボタンをクリックします (<キャンセル > をクリックすると、そのダイアログボックスでの変更は無効となります )。マクロを使っている時はダイアログボックスを表示させなくても設定は変更できます。ダイアログボックスのコント
ロール値を変更する時は、相対値ではなく絶対値を入力します。例えば、スクロールバーを移動して 2V から 3V に電圧を 50% 増加する場
合は、変更する電圧値を 3V にします。変化させる値 ( この場合 1V)やパーセント値 (+50%) では入力しないように注意して下さい。
マクロでユーザにダイアログボックスの設定の変更をさせたい場合
は、マクロの作成する時に Shift キーを押しながらダイアログボック
スで設定し直すコマンドを選び、<OK> ボタンをクリックします。ここでは設定の変更はしないで下さい。マクロを再生すると、ダイアロ
グボックスが表示しますのでそこでユーザ側で設定の変更ができます。この場面でそのダイアログボックスの <OK> か < キャンセル >ボタンをクリックすると、ユーザが設定し直した設定か元の設定でマクロは継続し作業が進行します。

サンプリングを開始する
マクロはサンプリングの開始や停止としても利用できます。マクロの作成時に、< スタート > ボタンをクリックし、マクロのサンプリング
ダイアログボックスを呼び出します。一般的に、ダイアログボックスの上部のデフォルト設定はそのままにする場合が多い ( 即ちサンプリ
ング中にマクロを停止する ) のですが、ある場合にはサンプリングを継続する操作 ( 例えばセッティングの調整 ) を実行する必要があります。< サンプリング中待機 > オプションを使えば、ある操作の後にサンプリングを一時待機中にできます。ダイアログボックスの下段は、サンプリングを停止するときに指定する為のものです。これは作業のある部分に上積みしてトリガーダイアログボックスで継続時間を設定する際には便利です。

186

Chart ソフトウェア

図 7 -11
マクロサンプリングのダイ
アログボックス

コメントの前設定
・ 参照
コメント , p. 99

サンプリング中に前もって設定したコメントをマクロを使って発生できますので、長いコメントも 1 度のキーストローク ( キーボード
ショートカットの様にファンクションキーを使って ) で入力できることになります。これにはコメントの追加 ( Add Comment ) のダイア
ログボックスを開くマクロを記録します。希望する内容の設定を確保します ( 例えば、データの終わりに挿入 < データの末尾に挿入 > ボタンなどを確保 )。そのマクロを保存しショートカットキーを登録します。これで記録中にコメントバーやコメントの追加のダイアログボッ
クスにコメントを入力する換わりに、ショートカットキーを使うだけでマクロを作動させて設定しておいたコメントが添付できます。これはルーチンな作業を行う際や記録したデータに注釈を付ける場合に便利な機能です。

マクロで別のマクロを呼び出す作成されたマクロを、別のマクロを使って記録の一部に活用できます( そのマクロがメモリーにロードされておれば )。これを利用して複雑な操作を簡略化できます。マクロでは 10 階層まで収納可能です。
反復が能力以上だと、マクロの起動時にアラートボックスが出てマクロは停止します。

マクロコマンド
マクロの構成を管理するには、< マクロコマンド > サブメニューで行ないます。そのコマンドメニューはマクロの作成時だけ使用できます。コマンドメニューとしてはダイアログボックスのフォーム、サウンド、反復回数の設定、単位変換などがあります。

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

187

待機 ...
< 待機 ...> マクロコマンドを指定し、待機のダイアログボックスを呼び出します。ポップアップメニューから < 待機時間指定 >、< 待機時
刻指定 >、< 待機間隔指定 > を選択して、マクロを継続するまでの待機時間 ( 例えば、55 秒まで )、待機時刻 ( 例、11:20 a.m.)、次の時間
間隔単位 ( 例、at the next hour) を指定します。

図 7 -12
待機マクロダイアログボク
ス：三つのオプションを指定した例です図 7 -13
マクロで待機中の作動マク
ロのダイアログボックス

マクロが作動している間には作動マクロのダイアログボックスが表示
し、マクロステップの変化やプログレスバーでは待機の進行過程が視覚化され、待機中の時間経過も表示します。
待機マクロの機能はある間隔で作業のステップを実行したい場合や、特定の間隔で連続的に何度もサンプリングを記録する場合に便利です。

< サウンドを再生 ...>< サウンドを再生 ...> マクロコマンドを選択すると、サウンドを再生のダイアログボックスが出ます。使用しているコンピュータで利用できるサウンドファイルを使って、マクロで音声アラームが設定できます ( サウンドファイルだけを開く標準のオプションディレクトリーダ
イアログボクスを使います )。

188

Chart ソフトウェア

スクロールリストから指定するサウンドの名前をクリックします。指定したサウンドを実際にマクロで発声させるには、< 開く > ボタンをクリックします ( このダイアログボックスが閉じているなら )。複数のサウンドオプションを指定するには、Shift- クリックか Shift- ド
ラッグしてリストから複数のサウンドを指定するか、Ctrl - クリック
して個々に複数サウンドを選択、又は非選択します。

図 7 -14
マクロ音を再生ダイアログ
ボックス

サウンドを作成する時間を短縮したければ、サウンドの組み合わせマ
クロのライブラリーを作っておき、そこからマクロに必要な複数のサ
ウンドを取り出します。これを利用すれば例えば、コンピュータがデータの記録を開始する時に三つのビープ音を出させたり、トリガー
ポイントになるとベルやホイッスル音を発生させたりして利用しま
す。また、サウンドコントロールパネルを使って短い言語の合図を記録し ( コンピュータにマイクロフォン入力があれば )、マクロにそれを利用することも可能です。
存在して無いサウンドをマクロステップに含めても、サウンドは発声しません ( そのサウンドがコンピュータ上の別の設定で作成されたりして、オリジナルの場所と異なっている場合などが考えられます )。

< メッセージ ...>< メッセージ ...> マクロコマンドを選択すると、マクロメッセージのダイアログボックスが出ます。これは必要に応じてマクロ実行時にア
ラートボックスを出してユーザに注意を喚起する為のものです。
必要なメッセージをエントリーボックスに入力します。このダイアロ
グボックスには <OK> ボタンと、< キャンセルボタンを表示 > のチェックをマークすると < キャンセル > ボタン ( マクロを閉じる ) が

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

189

付きます。マクロを再生すると、アラートボックスを表示しコン
ピュータがビープ音を出します。

図 7 -15
マクロメッセージダイアロ
グボックス

3 種類のアイコンがあり、緊急なメッセージ用を示すのに使用しま
す：左から、重大な警告メッセージ、情報メッセージ、危険を表す
メッセージ。アイコンを選んで、メッセージを入力したら <OK> ボ
タンをクリックして導入します。

< ブロック内繰り返し >このマクロコマンドは１データブロック内の選択範囲やアクティブポ
イントに、何らかの作業を繰り返し実行させる為のマクロです。繰り返し実行したい操作の後に、< 繰り返しを終了 > コマンドを忘れずに選んで下さい。例えば、最初から１データブロック分の全ピークを検出してデータパッドにその振幅を記録したい場合、以下の様に < 検索...> を使います：
1. マクロメニューから < 記録開始 > を選ぶ。
2. コマンドメニューから < 検索 ...> を選び検索と選択ダイアログ
ボックを設定します：< 移動 >、< このブロックの先頭 >、< アクティブポイントセット >3. マクロコマンドサブメニューから < ブロック内繰り返し > を選ぶ。
4. もう一度 < 検索 ...> を選び、検索用に検索と選択ダイアログ
ボックスを設定します：< データ検索 >、< 次 >、< 極大値 >、< アクティブポイントセット >5. コマンドメニューから < データパッドに追加 > を選ぶ。
6. マクロコマンドサブメニューから < 繰り返しを終了 > を選ぶ。
7. マクロメニューから < 記録終了 > を選びます。
8. マクロに名前を付け、必要ならショートカットキーを登録する。
190

Chart ソフトウェア

< 毎回選択を繰り返す ...>
このマクロコマンドは Chart ファイルで一連のデータに一定の時間帯を設け、その間に何かを繰り返し実行させるマクロです。< 毎回選
択を繰り返す ...> マクロコマンドを選びダイアログボックス ( 図7-16 ) を呼び出して時間間隔を指定し、コマンドを現行のブロックに導入するのか、Chart ビューの現行の選択範囲か、それともファイル全体に導入するのかを選択します。.
これを利用して例えば、記録しながら 10 秒間隔でデータをデータパッドに転送させるのに使います。記録時間が指定した時間間隔の倍数でない場合には、下の < 部分選択の許可 > チェックボックスを選
ぶと最後の部分はその分短かくなります。選ばなければ、半端な部分は無視されコマンドは実行されませんので、この場合ファイルが 45
秒間で 10 秒間隔に設定したとすると、最後のセレクションの残り 5
秒分は無視されます。
例として図 7-17 には Chart ファイルで連続するデータから間隔 (0.1
秒 ) を指定するコマンドが示してあります。データの各選択範囲は、次に移る前に選択処理されます。このマクロコマンドを実行すると、Chart ファイルをスクロールする毎に新たな選択範囲が強調表示します。
このコマンド自体は収納できませんが、< 各ブロックの選択を繰り返
す > コマンドの中には収納できます。例えば、10 秒間隔でチャンネ
ルの平均をデータパッドにコピーし、各ブロックのデータを新しいファイルに書き込むのに利用できます。< 繰り返しを開始 > マクロコ
マンドを使って連続反復する操作の後には、必ず < 繰り返しを終了 >を選んで反復を終了させます。

図 7 -16
毎回選択を繰り返すダイア
ログボッックス

Chapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

191選択範囲のペリオド( ここで 0.1 秒 )図 7 -17
アクション上の毎回選択を繰り返す ... マクロコマン
ド< 各ブロックの選択を繰り返す >このマクロコマンドは Chart ファイルの各ブロックデータに、何等かのオペレーションを実行する為のものです。例えば、各ブロックのあるチャンネルの平均値を出し、データパッドにその情報をコピーする場合などに使います。このマクロを実行すると、Chart ファイルをスクロールして各ブロックの選択範囲をハイライト表示します。時間がかかる場合は < 画面の更新 > を < オフ > にします。< 繰り返しを
開始 > を使って連続反復する操作の後には、必ず < 繰り返しを終了 >を使って反復を終了します。

< 繰り返しを開始 >< 繰り返しを開始 > マクロコマンドは、マクロでステップの反復に使います。最高で 100,000 回まで反復でき、一定のインターバルで高速サンプリングを長時間実行する場合などに便利です。マクロコマン
ドサブメニューから < 繰り返しを開始 > を選ぶと、繰り返しを開始
ダイアログボックスが出ます。繰り返し実行したいコマンド群の反復回数を入力し、<OK> ボタンをクリックします。 .

図 7 -18
繰り返しマクロダイアログボックス< 繰り返しを終了 >Repeat マクロを使った時は必ず < 繰り返しを終了 > を使ってリピー
トマクロを終了させて下さい。< 繰り返しを終了 > が適切に使用さて

192

Chart ソフトウェア

いなくて < 記録終了 ...> にしても自動的に反復は終了してくれますが、複雑なマクロでは連続反復が正しい部分で終了するとは保証されません。マクロの書き込みを確認してからマクロを記録し、誤りがな
いようにします。
< サンプリング中待機 >< サンプリング中待機 > マクロはサンプリングを停止するまで、一時マクロを待機させる場合に使います。サンプリングを開始した後ならどのマクロステップにも使用できます例えば、記録を開始して刺激を導入しその結果をしばらく記録してから、別の刺激サイクルを導入して記録を再開するか、マクロを停止するかをマクロメッセージを使ってユーザが選択したい場合です。このケースではサンプリングが停止したらアラートボックスを表示させる必要があります。その間はマクロを待機させます。マクロ設定ダイアログボックス ( 図 7-11 ) で、
サンプリング中は総べての別のマクロを待機させるのか、または継続して実行するかを選択します。

< サンプリングストップ >< サンプリングストップ > マクロコマンドは、Chart のサンプリングを停止させるマクロです。マクロのどの行程にもこのコマンドを組み込めばサンプリングの停止ができます ( マクロの作成中は < スタート
> ボタンでは実際に Chart のサンプリングを開始できませんので <ストップ > ボタンは出ず利用でません )。ある環境では、記録とモニターとの切替えを頻繁に繰り返えしたり、入力レンジなどの設定を何度も変更したりすると、結果として各マクロ行程では非常に短いブロックしか記録できません。この様な場合は、このマクロコマンドを使ってサンプリングを停止すればこの種の問題は防げます。

Chart エクステンション
エクステンシヨンは Chart プログラムに付帯したもので、データパッド機能やオフライン機能、一般的なユーティリティ等を Chartに追加して、ユーザに使い易く提供するものです。エクステンション
は別のファイルに入っており、プログラム始動する際にメモリー内にロードします。例えば、Export MATLAB はデータ解析アプリケー
ションソフト MATLAB で読み込めるフォーマットで Chart ファイルがセーブできます。また、Spirometry エクステンションでは人体を対象とした呼吸生理学で行う実験が行えます。標準の Chart エクス
テンションは Chart に含めて出荷されまが、それ以外の無料のエク
ステンションは eDAQ の web サイト (www.eDAQ.com、又はChapter 7 ﾑ カスタマイズと自動化

193www.eDAQ.jp) からダウンロードできます。一部のものは別売しています。ここではその幾くつかを紹介します。
Chart をインストールすると、Chrat エクステンションフォルダーを含む“Chart 5”フォルダーが作成されます ( デフォルトで C: ＼Program s ＼ eDAQ ＼ Chart5) 。Chrat エクステンションフォル
ダーは Chrat アプリケーションと同じフォルダーにする必要があり (エイリアスでは無く )、リネームしたりエクステンションをロードしてはいけません。エクステンションをインストールするには、Chart
を終了してそのファイルをエクステンションホルダー内に置くか、それ自体のインストラーを起動します。モジュールは常時、固有のインストラーを持ち、モジュールファイルはエクステンションフォルダー内に配置されます。エクステンションフォルダー内のエクステンショ
ンとモジュールは Chart を始動するとロードします。
エクステンションマネージャーダイアログボックスにはフォルダー内の Chart エクステンションとモジュールの一覧とその機能の説明が出ます。また、Chart を始動する際にロードするエクステンションが選択できます。ヘルプメニューから < コンフィグレーション ...> を選ぶと、コンフィグレーションインフォメーションダイアログボック
スが呼び出せます。エクステンションタブをクリックします。

194

Chart ソフトウェア

A

A

P

P

E

N

D

I

X

A

メニューとコマンドメニュー
ここで示すメニューは初期設定のものですが、Chart のメニューの大部分はカスタム化できますので、ご使用の Chart のものと若干内容が異なっているかもしれません。Chart 自体には７種類のメニューがあります。ファイル File、編集 Edit、セットアップ Setup、コマンド
Commands、ウィンドウ Windows、マクロ Macro、ヘルプ Help の７つです。マクロ機能を使ってメニューを追加することもできます。
また Windows の全アプリケーションに共通の Control メニューもあり、アイコンの左側にすべてのメニューがあり、表示されているコマ
ンドメニューのいくつかは変更、もしくはウインドウの作動状態に応じて使用不能にできます。後に省略記号 (...) を持つコマンドメニュー
はダイアログボックスを表示します。左側にチェック印が付いている場合は現在選択されていることを示しています。キーボードショート
カットが登録されている場合にはコマンドメニューの右に表示されま
す。

図 A-1
コントロールニュー：すべての ウィンドウログラムに共通でマウスを使用しない
時のキーボードショート
カットを提供しています

拡大ウインドウから復帰
ウインドウを矢印キーで移動可能にする
ウインドウサイズを矢印キーで変更可能にする
現行ウインドウをタスクバーに最小化する
フルスクリーンにまで最大化する
現行ウインドウをクローズする

Chart Software

195図 A-2
ファイルメニュー

エクスペリメンツギャラリーを開く
新規 Chart ファイル作成
既存ファイルを開く
現行ファイルに追加
現行ファイルを閉じる
現行ファイルの保存
現行ファイルを別名で保存
現行ファイルの選択を別ファイルに保存
印刷用紙の設定
選択データの印刷プリンタ用紙設定
サンプリングデータの収録場所を指定
Chart の終了

図 A-3
編集メニュー

前操作の取消し取消しを訂正選択データを消去
選択データをコピー
選択データをペースト
Chart 文書の最後にペーストする
選択部を消去全てのチャンネルデータを選択
選択チャンネルを消去
新規ドキュメントの設定
オプションのカスタム化

図 A-4
プリファレンスサブメ
ニュー

図 A-5
設定メニュー

ライセンスマネージャーを開く
Chart メニューの変更
Chart の機能や設定を管理
波形カーソルの選択
外部トリガーの設定

ディスプレーセッティングの変更
チャンネル名称、色、レンジの変更
トリガー条件設定
全フロントエンドの入力をゼロに設定
スティムレータ設定
刺激アイソレータのコントロール

196

Chart Software図 A-6
コマンドメニュー

選択範囲やポイントにコメントを挿入
マーカをセット ( 図 A-7 参照 )Date Pad へ選択したデータを追加
記録の開始時まで戻す
記録の終了時まで進める
全チャンネルを自動スケール
ユーザが望むデータを検索して選択
ユーザが望む次のデータを検索して選択

図 A-7
メーカセットのサブメ
ニュー

図 A-8
マクロメニュー

マーカを選択範囲の最下点に設定
マーカを選択範囲の最上点に設定
マーカを選択範囲の左端点に設定
マーカを選択範囲の右端点に設定

マクロ記録の開始／停止
マクロコントロールの選択 ( 図 A-9 参照 )マクロをマクロリストから消去

図 A-9
マクロコマンドサブメ
ニュー

一定時間マクロを停止する
使用可能な警報音を設定
メッセージダイアログボックスを表示
ブロック内の選択範囲のアクション反復
データを一定間隔で選択し抽出
各ブロックのデータを選択し抽出
反復を連続して開始
反復の連続設定を終了
サンプリング終了までマクロを待機
サンプリングを停止するマクロを作成

Appendix A

メニューとコマンド197

図 A-10
Windows メニュ : 最下のグループは現在 Chart で開いているすべてのウインドウです。現行ウインドウにはチェック印が付きます

Chart ビューを開くか復帰
選択範囲のズームウインドウを開く
X-Y ビューを開く
コメントウインドウの表示
Data Pad の表示、設定、解析
ノートブックウィンドウを開く
スペクトラムビューを開く
日時値のミニウインドウ表示
新規 Data Pad ミニウィンドウを表示
Chart ウインドウを縦列表示
Chart ウインドウをタイル状に表示
縮小ウインドウを並べる
Chart ウインドウを全て閉じる( それぞれのウインドウをアクティブにする )図 A-11
ヘルプメニュー

Chart についての情報を提供
ハード／ソフトの詳細

キーボードショートカット一覧表
表 A-1 に示してあるキーボードショートカットのリストはデフォル
ト設定のものです。Chart のメニューの大部分はカスタム化できるので、ご使用の Chart のものと若干内容が異なっているかもしれません。表示してあるキーボードショートカットのいくつかは変更、もしくはウインドウの作動状態に応じて使用不能にできます。

198

Chart Software

判りやすくする為に、関連のあるショートカットを区分けして掲載しました。

コマンドメニュー
表 A-1:
Chart コマンドメニューのショートカット

Appendix A

機能

ショートカット

全ての文書選択

Ctrl + A

クリップボードへのコピー

Ctrl + C

Data Pad への追加

Ctrl + D

データの検索と選択

Ctrl + F

次のデータを検索し選択

F3

コメントの追加

Ctrl + K

コメントウインドウを開く

Ctrl + L

新規 Chart ウインドウ

Ctrl + N

既存 Chart を開く

Ctrl + O

印刷
マクロ記録の開始／停止

Ctrl + P
Ctrl + R

保存Ctrl + S

ペースト

Ctrl + V

Chart 文書の最後のデータをペーストする

Ctrl + Shift + V

選択部分のカット

Ctrl + X

チャンネル設定ダイアログボックス

Ctrl + Y

最後操作の取消

Ctrl + Z

やり直し

Ctrl + Shift + Z

アクティブウィンドウを閉じる

Ctrl + F4

選択範囲を削除

Delete

開いているウィンドウを順にアクティブに

Ctrl + F6

Cha t を終了する

Alt + F4

メニューとコマンド

199

ナビゲーション
表 A-2:
Chart ナビゲーションのショートカット .

機能

ショートカット

左右にスクロール

左右矢印キー

ファイルの始めか終わりに移動

Ctrl + 左右矢印キー

コメントに移動

コメントウィンドウ内のコメントをダ
ブルクリック

データの選択表 A-3:
Chart のデータ選択のショートカット機能

ショートカット

1 つのチャンネルにアクティブポ
イントを設定そのチャンネル内をクリック

全チャンネルにアクティブポイン
トを設定

時間軸をクリック

1 つのチャンネル内を選択

そのチャンネル内をドラッグ

1 つのチャンネルの選択を拡張

そのチャンネルを Shift + click in

1 つのチャンネルの全縦幅を選択

そのチャンネルを Alt + drag in

付加チャンネルのエリアも選択

付加チャンネルを Shift + drag

付加チャンネルの全縦幅も選択

付加チャンネルを Alt + Shift +click

全チャンネルのエリアを選択

時間軸をドラッグ

全チャンネルに選択範囲を拡張

時間軸を Shift + click

選択したチャンネルを除外

チャンネル内を Shift + click

ブロックを選択

時間軸を Double-click

ディスプレイ
表 A-4:
Chart のディスプレイのショートカット

200

機能

ショートカット

伸縮した縦軸を戻す

振幅軸を Double-click

スケール表示モードを切り替え

振幅軸を順次 Double-click

縦軸上をドラッグ

振幅軸を Shift + drag

縦軸を伸ばす振幅軸を Ctrl + dragスプリットバーを隠す

スプリットバーを Double-click

同じエリアを各チャンネルで表示

チャンネルセパレータをダブルク
リック

Chart Softwareその他
表 A-5:
その他の Chart ショート
カット

機能

ショートカット t

サンプリングの開始 / 停止

Ctrl + Space Bar

マクロの作動を停止

Esc key

ダイアログボックスに緊急アクセス

Ctrl + ¥ or Ctrl +Shift + 1

Data Pad にデータポイントの情報を追加

チャンネルを Doubleclick

サンプリング中に特定のチャンネルにコメントを挿入

チャンネル番号を入力しコメントバーに入力し Enter

サンプリング中に任意のチャンネルにコメントを挿入＊を入力しコメントバーに入力し Enter

マーカを元に戻す

マカーをダブルクリックか
マーカボックスをクリック

ウィンドウ
表 A-6:
便利なウィンドウのショートカット .

機能

ショートカット

リストの調整項目を選択 / 非選択リストを Shift + click

リストの調整項目別に選択 / 非選択リストを Ctrl + clickt

アクティブコントロール項目の移動

Tab

ダイアログボックスの設定を適用

Enter

ダイアログボックスの設定をキャンセル

Esc key

Windows の標準キーボードショートカットも利用できます。マウスを使わずに Alt キーを押すとメニューがアクティブとなるので、左右矢印キーでメニューを選択し、下矢印キーを押すとそれが表示します。よりダイレクトな方法としては、Alt キーを押しメニュータイト
ルにアンダーライン文字をタイプするとそれが表示します。
コマンドメニューもまたアンダーライン文字を持っています。その文字をタイプし、アクティブメニーでそのコマンドを選択します。上下
矢印キーを使ってコマンドメニューを選択しハイライト表示にして、<Enter> キーを押すとそれが選択できます。

Appendix A

メニューとコマンド

201

202

Chart Software

B

A

P

P

E

N

D

I

X

B

トラブルシューティング

テクニカルサポート
Chart は問題なく動作するように出荷以前に厳密にテストされていますが、時には問題や予想外の事態が発生することがあるかもしれません。ここでは e-corder を使用した際に予想される問題の主なものと、その解決方法を提示します。
Chart を使用する際に本ユーザーズガイドで説明されていない問題が生じた場合や、e-corder システムに関して技術的なサポートが必要
な場合は販売代理店かバイオリサーチセンター（株）の eDAQ Japan
事業部までご連絡ください。また、web ページには最新情報を常時提供しています。バージョン情報、バク情報など大いに参考になりますので、是非定期的にご覧下さい。

システム構成の情報
一般的にご使用のハードウエアやソフトウエアの構成を知ることが問題解決への近道となります。こうした情報を照合するのは面倒なものですが、Chart がこの作業を代行してくれます。< ヘルプ > メニューから < コンフィギュレーション ...> コマンド ( 図 B-1 ) を選択すると、コンフィギュレーションダイアログボックスが表われます。このダイアログボックスでは Chart の現行バージョンに関する情報、ご使用のコンピュータや e-corder の詳細と接続方法、ハードウエアの構成、その他の情報がタブ設定ダイアログボックスの形式で表示されています。タブをクリックすると、その見出し下の情報が表示します。

Chart ソフトウェア

図 B-1
コンフィギュレーションのダイ
アログボックス

問い合わせ
あらたまった形でのソフトウエアの問題点の報告や、故障したハード
ウエアの返却等の形式をとらなくても、Chart アプリケーションや本
ユーザーズガイドに関してのご意見やアドバイス等がございました
ら、本社または担当の eDAQ 代理店までどのようなことでもお気軽にご連絡ください。こうした皆様からのご意見を参考にして、今後の製品の改善、改良に反映させています。

一般的な問題の解決策
Chart にはダイアログボックスや警告ボックスが広範囲に装備されているので、通常トラブルが発生した時点でこれらのボックスが表われ、そのトラブルに対する適切な対処法を提示します。しかしこうしたダイアログボックスや警告ボックスが表示されなっかった時や、提示された対処法を試しても解決できなかった時には、以下のノートをお役立てください。

起動時のエラースタートアップエラーのほとんどはハードウエアに問題があることから発生します。これらに関しては 「PowerLab オーナーズガイド」
で詳しく説明しています。

204

Chart ソフトウェア

Chart が不適切な設定やマクロで始動する。
[ 原因 ] カスタム化した設定を持つデータファイルやセッティング
ファイルをオープンして Chart を始動したか、スタートアップ設定
がカスタム化されている。
[ 対策 ] アプリケーション自体から再度始動します。タスクバーのスタートボタンからプログラムメニューを選び Chart を指定します (又は、ショートカットの Chart プログラムアイコンをダブルクリッ
ク )。
[ 原因 ] カスタム化した設定を持つデータファイルやセッティング
ファイルをオープンして Chart を始動したか、スタートアップ設定
がカスタム化されている。
[ 対策 ] アプリケーション自体から再度始動します。タスクバーのスタートボタンからプログラムメニューを選び Chart を指定します (又は、ショートカットの Chart プログラムアイコンをダブルクリッ
ク )。
デフォルト設定はカスタマイズできます。セッティングやメニュー、
マクロを変更して自身の Chart セッティングファイルを作りデフォ
ルトドキュメントにカスタマイズします。

インターフェイスに関する問題
データディスプレイエリアにグレー表示のものがある。
[ 原因 ] オフになったチャンネルは記録時にはダイム表示になります。ダイアログボックスやウィンドウを使って波形を表示させるためには、大抵 Chart ビューでデータの選択範囲を設定する必要があります。Zoom ビューを表示させるには、前もってデータポイントではなく Chart ウィンドウでの選択範囲が必要です。X-Y ビューではプ
ロットする X 軸と Y 軸のチャンネルをそれぞれ選択する必要があります。
[ 対策 ] 選択範囲ンがない場合は Chart ビューでデータをセレク
ションします。X-Y プロットを作成するには X-Y ビューの左下と上のチャンネルボタンで、任意のチャンネル番号を選択してからクリッ
クしてください。

Appendix A ﾑ トラブルシューティング205

ウィンドウの時間軸が極端に長いか、負の値を表示する。
[ 原因 ] 古い現行ファイルに新しいデータを記録しているか、ファイルや選択範囲の追加で作成したファイルを作動している場合で、かつ時間表示モード (Time Format) が < ファイルの始点から > を設定している場合。
[ 対策 ] Chart は表示はしませんが、全記録の日付や時間を記憶しています。従ってあるファイルの最初のデータの前に記録されたセクションがそのファイルに追加された場合、そのデータは記録の開始に相対した負の値を表示します。時間軸の右に極端に大きな値がある場
合、それはその記録が作成された時間と最新の記録の間隔が大きく開いていることを示しています。この数値が問題となる場合には、時間表示モードを変更して、各ブロックごとに時間表示が開始されるように ( デフォルト設定の < 各ブロックの始点 >) 設定し直します。

コマンドが機能しない、または不適切に作動する。
[ 原因 ] Chart ビューで選択範囲やアクティブポイントが設定されていないと、どんな環境でもコマンドは働きません。例えば、データ
パッドのデータを加える場合や選択範囲を印刷するコマンドでは、選択範囲やアクティブポイントが設定されていなければ動作しません。
[ 対策 ] 必要とされる Chart ビューで選択範囲やアクティブポイン
トを必ず設定する。必要ない場合は所定の設定を行う。
[ 原因 ] 多分マクロ記録がオンになっているので、操作そのものが記録されるためかもしれません。そうであるなら < 記録を停止 ...>が Macro メニューの最初のコマンドメニューになっていて、Chart
ビューの下段のステータスバーには ' マクロを記録中 ' と表示されています。
[ 対策 ] マクロメニューから < 記録を停止 ...> を選択して、マクロを外します。

キーボードショートカットが機能しない、または不適切に作動する。
[ 原因 ] コマンドメニューが除去されているか、他のコマンドメ
ニューまたはマクロに再登録されている。

206

Chart ソフトウェア

[ 対策 ] メニューを調べて、表 A-1: 一覧表と比較してください。下記の再設定の手順を参照してください。

メニュー、コントロール、セッティングが本書と違う。
[ 原因 ] カスタム化した設定のデータファイルやセッティングファ
イルをオープンして Chart を起動した。
[ 対策 ] Chart プログラムをもう一度最初から立ち上げる ( タスク
バーのスタートボタンの < プログラム > メニューから Chart を選ぶ。
又は Chart アイコンをダブルクリックする )。
[ 原因 ]

Chart のデフォルトドキュメントが変更してある。

[ 対策 ] 編集メニューの < デフォルト設定 ...> コマンドを選び、表示したデフォルトドキュメント設定ダイアログボックスの <Revert>
ボタンをクリックします。新規 Chart ドキュメントにデフォルトセ
ティングが復帰します。

メニューが変更されていたりロックされてセーブなどができない。
[ 原因 ] <Ctrl+ ＼ > を入力してダイアログボックスを呼び出し緊急
アクセス機能を使って < メニュー > や、< 別名で保存 > ダイアログ
ボックスなどにアクセスする。

記録中のトラブル「記録速度が速すぎる」という警告が消えない。
・ 参照
データバファリング , p.
33

[ 原因 ] e-corder では Chart の連続最大サンプリングは Chart の連続最大サンプリングは 1 チャンネルで 200,000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒 (USB 接続 ) で、使用チャンネルが増えればサンプリング速度も低くなります。外部トリガーでは 200,000 ｻﾝﾌﾟﾙ / 秒では使えません。
[ 対策 ] e-corder にはシステムに限界があり、これは変更できません。200KHz のサンプリング時は外部トリガーは切り、高速サンプリ
ングする時は使用するチャンネル数を減らします。
速いコンピュータならそれだけ、チャンネル数を増やしても高速サンプリングができます。
[ 対策 ] コンピュータ、e-corder、接続が必要なサンプリング速度に対応しているか確認して下さい。

Appendix A ﾑ トラブルシューティング207

[ 対策 ] サンプリングのチャンネル数または演算入力機能の使用を減らすか、サンプリング速度を遅くしてください。
[ 対策 ] 記録するデータを表示させるチャンネル以外のチャンネル
は Off にする。
バックグランド機能 ( 別のアプリケーションなど ) は、e-corder のデータに費やすコンピュータの能力を落とします。
[ 対策 ] Chart 以外のサンプリングをスローダウンさせたり妨害するプログラムは総て終了する。
[ 対策 ] 保存するディスクスペースが一杯でないか、フラグメント
化 ( データを書き込む速度を落とします ) してないかを確認する。
データを収録するディスクの変更、データのディスクへの書き込み頻度の変更で性能はアップできます。

データの記録がまったく行われない。
[ 原因 ] < 記録 / モニター > ボタン (Chart ウィンドウの右下で、Start ボタンの横 ) がモニターに設定されているかもしれません。この場合には、このボタン上にクロス印が表示され、Chart ウィンドウの下方のステータスバーには ' 記録せず ' と表示されます。
[ 対策 ] < 記録 / モニター > ボタンをクリックしてクロス印を消去すると、画面上に表われたデータは通常通り記録されます。
[ 原因 ] Chart は実際にデータを記録していても、表示送りしない場合もあります。これは Chart がスクロールモードでなくレビューになっている場合に起こります。記録ステータスインジケータは ' 記
録中 ' と表示し、Chart ウィンドウの右下の < スクロール / リビュー
> ボタン ( ビューボタンの左 ) はハイライト表示になります。
[ 対策 ] < スクロール / リビュー > ボタンをクリックすると、通常通り記録します。
[ 原因 ] サンプリング速度は極めて遅い設定になっており、横軸が圧縮され過ぎてデータを表示するのに時間が係るため。
[ 対策 ] サンプリング速度と < ビュー > ボタンをチェックし、必要なら設定を変更する。
[ 原因 ] トリガーがユーザに設定されてなく、Chart がトリガーイ
ベント待ちになっているかもしれません。この場合時間軸上の記録中
208

Chart ソフトウェア

ステータスインジケータには ' トリガーの待機中 ' の表示が表われます。
[ 対策 ] Setup メニューからトリガーを選択して、トリガーダイア
ログボックスの < イベント > を < ユーザ > に設定し直してください。

マクロのトラブル
マクロが指定通りに作動しない。

[ 対策 ] マクロが適切なものか、同じ名称をもつ別のマクロではな
いかを確認してください ( マクロ名称が重複していると、最後にメモ
リーにロードされたマクロが使用されます )。
[ 対策 ] ステップと作成場所をチェックして、思い違いをしていな
いかどうかを確認してください。
[ 対策 ] マクロが新しいものである場合、ステップが正しく作成されていない可能性があります。特に連続反復が不適切な箇所で終わってしまった可能性がありますので、再度作成し直してください。

クラッシュ
Chart が突然終了したり、クラッシュ、フリーズしてしまう。
[ 原因 ] Chart が突然終了したりクラッシュした場合、システムのトラブルが原因かもしれません。このトラブルが繰り返し発生した
ら、システムコンフィギュレーションが標準的で無いことが主因と思われます。
[ 対策 ] ハードウエアのガイドとご使用のコンピュータに付属しているマニュアルを参考にして、この問題の解決方法を検討してください。テクニカルサポータに相談する必要があるかもしれません。
[ 原因 ] 使用しているファイルが不良になったかディスクの損傷、特にフロッピディスクから転送した場合に問題が発生した恐れがあります。
[ 対策 ] ディスクチェック用のソフトウエアを使って、問題の発見、解決を試みてください。

Appendix A ﾑ トラブルシューティング209

[ 原因 ]

アプリケーションディスクのどこかにトラブルがある場合。

[ 対策 ] オリジナルのロックされたディスクから Chart を再度インストールしてください。
[ 原因 ]

コンピューターウィルスが問題の原因かもしれません。

[ 対策 ] ウィルス対策用ソフトウエアでディスクをチェックしてください。ウィルスが発見されたら、感染の可能性のあるすべてのコン
ピュータ、ディスク、バックアップをチェックして、発見された場合はその感染を完全に除去してください。
[ 原因 ]

プログラム自体に問題がある可能性もあるかも知れません。

[ 対策 ] トラブルが再発するか確かめて下さい。再発するなら、どの様な状況で起こったかできるだけ詳細に把握して ( コンフィギュ
レーションダイアログボックスを使って下さい。使用サンプリング速度なども加えて ) 当社までご連絡下さい。早速、対策を考えます。

210

Chart ソフトウェア

C

A

P

P

E

N

D

I

X

C

技術資料

演算の詳細
データによっては Chart の解析機能の背景にある数学的な詳細を知って、解析を行うと有益です。ここではスペクトラムウィンドウで使われるアルゴリズムの詳細を扱います。また、演算入力関数やチャンネル演算に基づく結果が変わり得る理由についても説明します。

スペクトラムウィンドウ FFT
スペクトラム（Spectrum）は、選択データをスペクトラム演算する
チャートエクステンションです（正式には振幅スペクトラム係数）です。スペクトラムは分散高速フーリエ変換 (FFT) を使って時間変域を
周波数変域に変換処理します。スペクトラムは随時変動する波形を様々な周波数強度として表します。
高速フーリエ変換では、幾つかのデータポイントを含む“マド”をデータで割り、二つのパワーに等しくします ( アリゴリズムに必須)：これがスペクトラムセッティング・ウインドウに示す FFT サイズ
です。スコープウインドウの選択範囲をこのサイズで割り、変換処理してそのスペクトラムを算出します。プロットされるスペクトラム
は、これらの部分スペクトラムの平均です。この方法でスペクトラムをアベレージング処理すると振幅の精度が向上します。
指定したデータポイント数に余剰が出る場合は、変換処理する前に残りをゼロ処理します ( 選択範囲の残りのデータポイントの右側をゼロ処理します )。スペクトラムウインドウには、算出したスペクトラム、
選択範囲内のデータポイント数 1FFT 当たりのデータポイント数、FFT の数、割り増したポイント数を表示します。

Chart Software211)
選択範囲＝ 968 データポイント

図 C-1
968 選択範囲内データポイ
ント数 968 を 256 の FFT
サイズで割ると 3 つの FFT
数と 200 の余剰が左端に残るので、右側にスペクトラ
ム 56 を割り増してゼロ処
理し 4 番目の FFT とする。

256

256

256

200

FFT

FFT

FFT

FFT

平均

56 を加えゼ
ロ処理

ディスプレイFFT をスペクトラムに統合
ここでは数学的な手法を知りたい人向けに、FFT を実際に実行する方法を解説します。スコープはサンプリング速度で設定した間隔でサンプルを採ります。連続する Ｎ 個のサンプルがあり、Ｎ を偶数とします ( 簡略の為 )。サンプリング間隔を Δ とすると、サンプルを ｋ 個
取る時間は ｈKΞｈ(ｔ k) の式で定義できます。ここで、ｔkΞkΔ、
ｋ は 0、1、2、...N-1 です。サンプルポイントに関するこの式は全体の波形を反映していると仮定します。即ち、ある種の周期性があります。FFT はこれら時間関数のサンプル部分を変換し ｈ ボルト、叉は誘導される単位の振幅を持ち、周波数関数のサンプル部分は Ｈ 周
波数振幅を持ちます。
Ｎ ポイントのフーリエ変換部 ｈK は、次のように定義できます。
N–1

H n ≡ ∑ h k e 2πikn ⁄ N
k=0

この変換は、Ｎ 複合数 ｈK を Ｎ 複合数 Ｈn の関数にします ( 例えば、チャートでいうような、物理的な事象からデータを取り、ｈK はゼロにセットする仮想部分を扱います )。Ｈn は周波数の変数で、水平軸は 1/Δ 単位で読み取る周期を表わしゼロ以外の値は Ｈ-n ＝
ＨN-n です。周波数 0 は n ＝ 0 に相当し、＋の周波数は 1 ≤ n ≤((N/2) -1) に相当します。n 番目の周波数成分の真及び仮想部分をそれぞれ Re、Im とすると、n 番目の周波数成分のスペクトラムは次の様に表せます。

212

Chart Software22

Re ( H n ) + Im ( H n )P ( n ) = 2 ----------------------------------------------N

スペクトラムの n 番目の周波数成分の振幅 (modulus) は :A(n) =

2P ( n )ここで 2 は RMS 値から振幅へ変換する因数 。
垂直軸に表われる振幅は線形か対数です。線形表示はスコープウイン
ドウから引用される単位か、無次元の最大値 (1 にセット ) に対する標準値を示します。対数表示は、最大スペクトラルタイム (0 デシベ
ル dB にセット ) に対するスペクトラルラインの相対アットネータを表わします。これはデータを 3 倍の常用対数に圧縮し、データレンジが大き過ぎて判別が難しい小さな成分を見易くします。
公式 dB=20log(A1/A2) より誘導されます。

インドウ関数
前述したように FFT はサンプルを周期波形のサイクル集積数を表わすものと想定します。完全な周期を前提にすると問題が生じます。たとえば、サンプリングウインドウに出る波形の初期、及び最終値は必
ずしも割り切れませんので、疑似周波数値が FFT によりサンプリン
グウインドウの末端でディテクトされます。これは末端効果と呼ばれます。ウインドウ機能は FFT を使ったデータのウインドウ末端の特性を軽減します。従って、末端部から生ずる疑似ピークや相関する効
果を防ぎます。ウィンドウ処関数を使うと、オリジナルデータをウィ
ンドウ処関数 w(k) で乗じてウェートします：
N–1

1
H n ≡ --------- ∑ w ( k )h k e 2πikn ⁄ N
w av
k=0

スペクトラムで最も良く使われる４種類の関数を示します 図 C-2 (それ以外のものは Reference 1 に載せました )。ウィンドウ関数による減衰を補正するために、全てのパワー数値 P(n) を前に示した様に因数で乗じます。
N--------------------2
w
∑ (k)
k

Appendix A

技術資料

213

Cosine Bell ウィンドウ

図 C-2
スペクトラムで用いられるウインドウ関数と定義：nは -N/2 と (N/2)-1：N はサンプリング数 α は 0.54の近似値

Hamming ウィンドウ

1

1

0

0.08
0

—N/2

0

N/2—1

2πk
w ( k ) = 0.50 1 + cos  ---------
 N 

—N/2

0

N/2—1

2πk
w ( k ) = 0.54 + 0.46 cos  --------- N 
Welch ウィンドウ

Blackman ウィンドウ

1

0

1

—N/2

0

N/2—1

2πk
4πk
w ( k ) = 0.42 + 0.50 cos  --------- + 0.08 cos  ---------
 N 
 N 

0

—N/2

0

N/2—1

(k – N ⁄ 2)w ( k ) = 1 –  ------------------------ N⁄2 2

ゼロ処理
スペクトラムのデータ選択範囲内部のデータポイント数が指定した
FFT サイズの倍数ではない場合は、データサイズの右側を拡張して補填しゼロ処理します。マド関数を真のデータに適用した後で、長さを補填しゼロ処理します。

微分の演算
一次関数
一次関数や各ポイントの勾配は、スムージングウィンドウ（マド）内の全ポイントに対して直線 y = a + bt の最新二乗法の適化で算出され、次いで dy/dt = b を求めます。

214

Chart Software

二次関数
二次関数や各ポイントの勾配は、スムージングウィンドウ（マド）内の全ポイントに対して放物線 y = a + bt + ct2 の最新二乗法の適化で算出され、次いで d 2y/dt 2 = 2c を求めます。この演算は SavitzkyGolay 法 2 で実行されます。

末端効果
各関数値はサンプル値に先行し次に続くサンプル値の範囲から演算されます。従って、演算はデータブロックの始まりの直近（又は終わりの直近）のポイントには適用されません。微分エクステンションはそのようなポイントを最近傍で算出したポイントと等しい定数に置き換えます。従って 255 のウィンドウ幅を持っなら、データブロックの最初の 128 ポイントは総て同じ演算関数を持ち、同様にデータブ
ロックの最後の 128 ポイントも同じ様になります。

デジタルフィルターの演算
Definitions of f0 と df の定義
低域通過 low-pass、高域通過 high-pass、帯域通過 band-pass、及び帯域停止フィルター band-stop filters、カットオフ周波数 cut-off
frequency f0 は出力振幅が入力振幅の半分（-6dB か 1/4 パワーポイント）に落ちる周波数（又は、帯域通過や帯域遮断周波数）のことです。通過幅 df は出力振幅が入力振幅の 1% から 99% の間の周波数範囲のことです。
狭帯通過フィルター narrow band-pass filters の f0 は中間周波数です。この周波数で出力振幅は入力振幅の少なくとも 99.5% あります
（即ちアッテネーションの 0.04 dB 程度です）。df は出力振幅が入力
振幅の 1% 以上の周波数範囲です。
ノッチフィルターの f0 は中間周波数です。この周波数で出力振幅は
入力振幅の僅か 0.5% です（即ちアッテネーションの少なくとも 46。df は出力振幅が入力振幅の 99% 以下の周波数範囲でdB あります）す。

Appendix A

技術資料

215

f 0 と df の限度
f0 の絶対最大最小許容周波数はそれぞれ 100 kHz と 0.1 mHz です
が、現実のフィルターのカットオフ周波数はサンプリング周波数 fsに依り fs/20000 から fs/2 の範囲に限られます。df の最大通過幅は
fs/20000 か f0 /25 までの大きい方が限度で、最大で fs/2 です。

フィルターの履行
低域通過 Low-pass や狭域通過 narrow band-pass フィルターはリニアフェーズの Finite Impulse Response (FIR 有限瞬間応答 ) フィ
ルターとして履行され、Kaiser ウィンドウ (beta=4.86) を伴う 'Window Method ' 1 を使った設計で、0.5% 以下の帯域通過や遮断を示します。カットオフ周波数が fs/12 以下の時は、十分の一を採る補間法を用いて演算の負荷を少なくします。それ以外の 4 つのフィル
ター形式 ( 高域通過 high-pass、ノッチ notch、狭域通過 bandpass 、及び狭域遮断 ) では、前者二つの形式のファイルターの何れかから算術的に作動します。これは総てのフィルター形式にとって十分の一の拾得が実用的なためです。
カットオフ周波数を持つ高域通過フィルターは、入力データから同じ
カットオフ周波数を持つ低域通過フィルター出力を控除して作用します。同様に、中間周波数を持つノッチフィルターは、入力データから同じ中間周波数を持つ狭域通過フィルター出力を控除して作用します。
狭域通過フィルターではまず、二つのカットオフ周波数のうち低域で高域通過フィルターを使って作用し、次に二つのカットオフ周波数のうち高域で低域通過フィルターで出力をフィルター処理します。狭域
遮断フィルターは入力データから狭域通過フィルターの出力を控除して作用します。

フィルターの長さと末端効果
FIR フィルター ( 十分の一を採る要因による削減を考慮せずに ) のサ
ンプル数に於ける有効な長さは次のように求められます：
3.84f
l = --------------s + 1
df

各ブロックは、真のフィルター出力がブロックの境界を越えて延長す
る FIR フィルターウィンドウりより演算できないサンプル数を伴っ

216

Chart Software

て開始し終了します。これらの末端効果領域の長さはフィルターの長さの 1/2 です。
低域通過フィルター Low-pass は、ブロック内の最初と最後の有効出力サンプルを反復することで作用します。この結果、各ブロックの最初と最後はで平坦な線状になります。高域通過 High-pass フィル
ターは入力データから低域通過フィルター出力を控除して作用します
ので、末端効果領域は出力データから低域通過フィルター末端効果領域サンプルを控除した一定値からなります。
同様に狭域通過 narrow band-pass フィルターの末端効果領域は、ブロック内の最初と最後の有効出力サンプルを反復することで作用し、ノッチフィルターの末端効果領域は入力データから狭域通過フィ
ルターとこれら二つの値を控除して作用します。
狭域通過 Band-pass フィルターは高域通過フィルターに続く低域通過フィルターで構成されていますので、末端効果サンプルは各ステー
ジに応じて作用します。狭域遮断 Band-stop フィルターの端末効果
領域は入力データから狭域通過フィルターの末端効果価を控除して作用します。

df と f0 を選んで演算時間を減らす
低域カットオフ周波数を望むがシャープな転移は必要ない場合は、f0の 20% 以上の d f 値を選べば演算時間、フィルターの長さ、及び末端効果の長さを総て著しく減じることができます。
演算に費やす時間は df に反比例し、十分の一の取得が使えないので
f0 > fs/12 の時が最大です。シャープな転移が必要な場合 ( 即ち小さい df) は、fs/12 以上から fs/12 以下まで f0 を減少させれば三つの要因で演算時間を減らすことができます。

スムージングの演算
三角 (Bartlett) ウィンドウ
スムージングには一般的に非加重平均が使われますが、反復するシグナルの極性を反転（相を逆ににする）させ得るという厳しい欠点があります。従ってスムージング演算に於ける移動平均のオプションは三角 (Bartlett) ウィンドウを使ってポイントを加重します：中間ポイン
トは結果として最も加重の影響を受け、そこから離れれば離れるポイ

Appendix A

技術資料

217

ントほど加重の影響は少なくなります。3- ポイントスムージングでは
加重は 1/4、1/2、1/4 で、5- ポイントスムージングでは加重は1/9、2/9、1/3、2/9、1/9 などになります。

末端効果
各スムージング価はサンプル値に先行し次に続くサンプル値の範囲から演算されます。従って、演算はデータブロックの始まりの直近（又は終わりの直近）のポイントには適用されません。スムージングエク
ステンションはそのようなポイントを最近傍で算出したポイントと等しい定数に置き換えます。従って 255 のウィンドウ幅を持っなら、
データブロックの最初の 128 ポイントは総て同じスムージング価を持ち、同様にデータブロックの最後の 128 ポイントも同じ様に処理します。

演算入力機能とチャンネル演算との相関
演算入力とチャンネル演算との間にはオーバラップするところがあります。サイクルレートと演算入力機能のサイクルの振幅はチャンネル
演算のサイクル変数 ( サイクル変数のデータパッド機能であるイベン
トカウントとサイクルカウントで表されるカウントを除く ) の中のオプションと重複します :演算入力機能の微分はチャンネル演算の微分と重複します：また五つの演算入力機能の積分はチャンネル演算の積分のオプションに相当します。
（注：演算入力機能の二つのスムージングはチャンネル演算のスムージングとは異なる演算法を提供しています。
）
さらに、演算入力とチャンネル演算では異なる手法が用いられ（例えば、演算入力はオンラインでチャンネル演算は原則的にはオフラインで用いられます）ますので、生ずる結果も両者では異なります。三つの要因が演算入力 / チャンネル演算の形式によって適用されたりされなかったします。演算入力 / チャンネル演算の形式に反映する要因が
表 C-1 に要約してあります。
1. 演算に用いられるサンプリング速度は異なります。演算入力は常に 2000 Hz 以上のサンプリング速度に基づき正確に処理され、それ以下のサンプリング速度でも Chart はその速度で内部的に処理して演算に供します。チャンネル演算はオフラインで実行されますので、そのチャンネルに設定されたサンプリング速度に基づきます。サンプリング速度が 2000 Hz なら、演算入力とチャンネル演算を使って演算される結果の正確さは同じになりますが、サン218

Chart Softwareプリング速度が < 2000 Hz では、チャンネル演算を使って演算された結果の正確さは演算入力のそれより劣ります。この違いは総ての相関する演算入力とチャンネル演算に作用します。
2. 演算入力では収録するデータをそのまま取って使いますが、チャンネル演算はマド内で任意のデータポイントを両側のどちらかに延長して使います。これはサイクル演算に適用されます。これは演算入力では前のサイクルから結果を表すのに比べ、サイクル変数演算では現行のサイクル価を表す為です。また、微分の演算入力機能とチャンネル演算も同じで、隣のポイントは派生する数値演算に用いられる為です。マドのポイント数に基づかない積分演
算入力や積分チャンネル演算では、これは要因にはなりません。
3. 演算入力とチャンネル演算はサイクル検出の方法に違いがあります。前者ではスレッシュホールとヒストレシス機能を使い、後者
では極大値か極小値を用います。これはサイクルレートとサイク
ルの振幅及びそれに相関するチャンネル演算オプションのサイク
ル変数に影響します。
演算入力とチャンネル演算とで違いを導く要因

表 C-1
演算形式の相違により演算入力とチャンネル演算で異なる結果を導く要因

演算の形式

サンプリング速度

ウィンドウ ( マド )データの使用サイクル検出の方
法

レート

x

x

x

サイクリック

x

x

x

微分

x

x

積分

x

参照
1. Oppenheim, A.V. and Schafer R.W., Discrete-Time Signal
Processing, second edition (Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, 1998).
2. Press, W.H. et al., Numerical Recipes in C: The Art of
Scientific Computing, second edition (Cambridge University
Press, Cambridge, Massachusetts, 1994).

Appendix A

技術資料

219

220

Chart Software

D

A P P E N D I X

Dデータパッド表計算機能

下記はデータパッドのセルに導入される公式に用いられる機能のリス
トとその作用の要約を示したものです。このリストは Microsoft
Excel で使用できる機能を部分的に表したものです。これらの使い方の詳細は Microsoft Excel Help を参考にして下さい。下記には機能を大文字で明示してありますが、データパッドへの入力は大文字でも小文字でも構いません。
ABS(number). Returns the absolute value of a number.
ACOS(number). Returns the arc cosine of a number.
ACOSH(number). Returns the inverse hyperbolic cosine of a number.
ADDRESS(row, column, ref_type [, a1] [, sheet]). Creates a cell address astext.
AND(logical_list). Returns True if all arguments are true; returns False if at
least one argument is false.
ASIN(number). Returns the arc sine of a number.
ASINH(number). Returns the inverse hyperbolic sine of a number.
ATAN(number). Returns the arc tangent of a number.
ATAN2(x, y). Returns the arc tangent of the specified coordinates.
ATANH(number). Returns the inverse hyperbolic tangent of a number.
AVERAGE(number_list). Returns the average of the supplied numbers.
CEILING(number, significance). Rounds a number up to the nearest
multiple of a specified significance.
CHAR(number). Returns a character that corresponds to the supplied ASCII
code.
Chart Software

221

CHOOSE(index, item_list). Returns a value from a list of numbers based on
the index number supplied.
CLEAN(text). Removes all non-printable characters from the supplied text.
CODE(text). Returns a numeric code representing the first character of the
supplied string.
COLUMN(reference). Returns the column number of the suppliedreference.
COLUMNS(range). Returns the number of columns in a range reference.
CONCATENATE(text1, text2, ).

Joins several text strings into one string.

COS(number). Returns the cosine of an angle.
COUNT(value_list). Returns the number of values in the supplied list.
COUNTIF(range, criteria). Returns the number of cells within a range
which meet the given criteria.
COUNTA(expression_list). Returns the number of non-blank values in the
supplied list.
DATE(year, month, day). Returns the serial number of the supplied date.
DATEVALUE(text). Returns the serial number of a date supplied as a text
string.
DAY(serial_number). Returns the day of the month that corresponds to thedate represented by the supplied number.
ERROR.TYPE(error_ref). Returns a number corresponding to an error.
EVEN(number). Rounds the specified number up to the nearest eveninteger.
EXACT(expression1, expression2). Compares two expressions for
identical, case-sensitive matches. True is returned if the expressions are
identical; False is returned if they are not.
EXP(number). Returns the constant e raised to the specified power.
FACT(number). Returns the factorial of a specified number.
FALSE(). Returns the logical value False. This function always requires thetrailing parentheses.
FIND(search_text, text [, start_position]). Searches for a string of text
within another text string and returns the character position at which thesearch string first occurs.

222

Chart Software

FLOOR(number, significance). Rounds a number down to the nearest
multiple of a specified significance.
HLOOKUP(search_item, search_range, row_index). Searches the top row
of a table for a value and returns the contents of a cell in that table that
corresponds to the location of the search value.
HOUR(serial_number). Returns the hour component of the specified timein 24-hour format.
IF(condition, true_value, false_value). Tests the condition and returns the
specified value.
INDEX(reference [, row] [, column] [, range_number]). Returns thecontents of a cell from a specified range.
INDIRECT(ref_text [, a1]). Returns the contents of the cell referenced by
the specified cell.
INT(number). Rounds the supplied number down to the nearest integer.
ISBLANK(reference). Determines if the specified cell is blank.
ISERR(expression). Determines if the specified expression returns an error
value. If the expression returns any error except #N/A!, True is returned.
Otherwise, False is returned.
ISERROR(expression). Determines if the specified expression returns anerror value. If the expression returns any error value, such as #N/A!,#VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, or #NULL!, True isreturned. Otherwise, False is returned.
ISLOGICAL(expression). Determines if the specified expression returns alogical value.
ISNA(expression). Determines if the specified expression returns the value
not available error.
ISNONTEXT(expression). Determines if the specified expression is not
text.
ISNUMBER(expression). Determines if the specified expression is anumber.
ISREF(expression). Determines if the specified expression is a range
reference.
ISTEXT(expression). Determines if the specified expression is text.
LEFT(text [, num_chars]). Returns the leftmost characters from thespecified text string.

Appendix A

データパッド表計算機能223

LEN(text). Returns the number of characters in the supplied text string.
LN(number). Returns the natural logarithm of a number.
LOG(number [, base]). Returns the logarithm of a number to the specified
base.
LOG10(number). Returns the base-10 logarithm of a number.
LOOKUP(lookup_value, lookup_range, result_range). Searches for avalue in one range and returns the contents of the corresponding position in asecond range.
LOWER(text). Changes the textual characters in the specified string tolowercase characters.
MATCH(lookup_value, lookup_range, comparison). A specified value iscompared against values in a range. The position of the matching value in the
search range is returned.
MAX(number_list). Returns the largest value in the specified list of
numbers.
MID(text, start_position, num_chars). Returns the specified number ofcharacters from a text string, beginning with the specified starting position.
MINUTE(serial_number). Returns the minute that corresponds to the
supplied date.
MOD(number, divisor). Returns the remainder after dividing a number by aspecified divisor.
MONTH(serial_number). Returns the month that corresponds to the
supplied date.
N(value). Tests the supplied value and returns the value if it is a number.
NOT(logical). Returns a logical value that is the opposite of its value.
NOW(). Returns the current date and time as a serial number.
ODD(number). Rounds the specified number up to the nearest odd integer.
OFFSET(reference, rows, columns [, height] [, width]). Returns thecontents of a range that is offset from a starting point in the spreadsheet.
OR(logical_list). Returns True if at least one of a series of logical arguments
is true.
PI(). Returns the value of the constant pi.

224

Chart Software

PRODUCT(number_list). Multiplies a list of numbers and returns theresult.
PROPER(text). Returns the specified string in proper-case format.
RAND(). Returns a number selected randomly from a uniform distribution
greater than or equal to 0 and less than 1.
REPLACE(orig_text, start_position, num_chars, repl_text). Replaces partof a text string with another text string
REPT(text, number). Repeats a text string the specified number of times.
RIGHT(text [, num_chars]). Returns the rightmost characters from thegiven text string.
ROUND(number, precision). Rounds the given number to the supplied
number of decimal places.
ROUNDDOWN(number, numberOfDigits). Rounds a number down.
ROUNDUP(number, numberOfDigits). Rounds the given number up to the
supplied number of decimal places.
ROW(reference). Returns the row number of the supplied reference.
ROWS(range). Returns the number of rows in a range reference.
SEARCH(search_text, text [, start_position]). Locates the position of thefirst character of a specified text string within another text string.
SECOND(serial_number). Returns the second that corresponds to the
supplied date.
SIGN(number). Determines the sign of the specified number.
SIN(number). Returns the sine of the supplied angle.
SINH(number). Returns the hyperbolic sine of the specified number.
SQRT(number). Returns the square root of the specified number.
STDEV(number_list). Returns the standard deviation of a population basedon a sample of supplied values.
STDEVP(number_list). Returns the standard deviation of a population
based on an entire population of values.
SUBSTITUTE(text, old_text, new_text [, instance]). Replaces a specified
part of a text string with another text string.
SUM(number_list). Returns the sum of the supplied numbers.

Appendix A

データパッド表計算機能

225

SUMIF(range, criteria, sum_range). Returns the sum of the specified cells
based on the given criteria.
SUMSQ(number_list). Squares each of the supplied numbers and returns
the sum of the squares.
T(value). Tests the supplied value and returns the value if it is text.
TAN(number). Returns the tangent of the specified angle.
TANH(number). Returns the hyperbolic tangent of a number.
TEXT(number, format). Returns the given number as text, using thespecified formatting.
TIME(hour, minute, second). Returns a serial number for the supplied time.
TIMEVALUE(text). Returns a serial number for the supplied text
representation of time.
TODAY(). Returns the current date as a serial number.
TRIM(text). Removes all spaces from text except single spaces between
words.
TRUE(). Returns the logical value True. This function always requires thetrailing parentheses.
TRUNC(number [, precision]). Truncates the given number to an integer.
TYPE(expression). Returns the argument type of the given expression.
UPPER(text). Changes the characters in the specified string to uppercase
characters.
VALUE(text). Returns the specified text as a number.
VAR(number_list). Returns the variance of a population based on a sample
of values.
VARP(number_list). Returns the variance of a population based on an entire
population of values.
VLOOKUP(search_item, search_range, column_index). Searches the firstcolumn of a table for a value and returns the contents of a cell in that tablethat corresponds to the location of the search value.
WEEKDAY(serial_number). Returns the day of the week that corresponds
to the supplied date.
YEAR(serial_number). Returns the year that corresponds to the supplied
date.

226

Chart Software

Appendix A

データパッド表計算機能

227

228

Chart Software

E

A P P E N D I X

E

エクスペリメンツギャラ
リーコンフィグレーション
ファイル
エクスペリメンツギャラリーに表われるファイルの様相は、文字標識を加えたり、ファイルを隠したり、初期設定ファイルを選んだりしてカスタマイズできます。これは該当するフォルダーに 'labels.ini' と呼ばれるコンフィグレーションファイルを加えることで、フォルダー毎に実行できます。
コンフィグレーションファイルは ' sections '、' key lines ' 及び ( オ
プションで ) ' comment lines ' ( 下の例を参照 ) を含むテキストファ
イルです。
注：キャラクターケースはセクションズやキーネームには重要ではありませんが、キーのバリューに保存されます。

セレクションズセクションは角括弧にセクション名を含む行で始まり、キー行が続きます。殆どのセクション名はファイル名から成り ( 例えば、
[Vibration.edcht] は Chart データファイル名の 'Vibration ' がセクション名になったものです ) 、エクスペリメンツギャラリーダイアロ
グボックスにその名称を持つファイルのエントリー表示をコントロー
ルするのに使われます。コンフィグレーションファイルのファイル名
セクションズの順番はファイルリストに示されるエントリー順です。
.ini 標識のファイルにセクションを持たないフォルダーのファイル
は、ファイルリストではエントリーを持つファイルの後に載ります。
セクション名 [ フォルダー ] はオプションでキー行に続き、そのバリューは エクスペリメンツギャラリーダイアログボックスのイン
フォメーション欄に表示するテキストに当たります。この テキスト

Chart ソフトウェア

は通常フォルダーの総合的な説明に使われます。このセクションがイ
ンフォ欄で除外される場合は表示しません。

キー行
キーネームを含むキー行は等符号とキーのバリューが続きます。キーバリュー周りの余白は無視されます。長いバリューは斜線 ( ＼ ) を使って改行し最後の文字まで続けます。斜線記号はキーバリューテキ
ストには含まれません。次のキーはファイルネームセクションに使えます：
Text. このキーはファイルの付加説明文として示されるテキストを提供します。Text は一つのファイルに限定されます。
Flags. ファイルのエントリーの作用や表示をコントロールするのに使う様々なオプションです。使用できるフラッグは：･ Bold. 太字でラベル ( ファイル名と説明文 ) を示す･ Default. ファイルに関連するフォルダーがエクスペリメンツ
ギャラリーダイアログボックスで指定されると、ファイルリスト
でそのファイルを選択する･ MacOnly. Macintosh システム用のエントリーを示す･ WinOnly. Windows システム用のエントリーを示す¥ Hide. ファイルリストには載せないエントリー

コメント行
コメント行はセミコロン (' ; ') で始めます。コメント行はコンフィグ
レーションファイルのどの場所にも置くことができ、Chart がファイルを読み込むときは無視されます。空白行は無視され可視的なセクションの区分は有効です。

例
下記は代表的なコンフィグレーションファイルのテキストです。コン
フィグレーションファイルが入ったフォルダーが選択されると、それに相関するエクスペリメンツギャラリーダイアログボックスの表示が
図 A-1 に示す様になります。

[Folder]
text=Files for Vibration experiment

230

Chart ソフトウェア

[TL02b ReadMe.txt]
text=Read this first - it explains what's in this experimentmodule. flags=bold[TL02b Vibration.edcht]
text=Example data file.
[TL02b Settings File.edset]
text=This file contains the settings needed to record your own
data.
[TL02b Vibration.pdf]
text=This is a PDF of the procedure for this experiment. You
need Adobe Acrobat Reader to read it.

図 A-1
labels.ini ファイルをフォ
ルダーに加えると、そのTL02 Vibration と命名されたフォルダーのファイルが表示しますAppendix A ﾑ エクスペリメンツギャラリーコンフィグレーションファイル

231

232

Chart ソフトウェア

索引Abackup files 104

Abs Smoothed ( 演算入力機能 ) 142

bandwidth 7, 8, 41

アクティブポイント 86

baseline tracking 136

Add Comment ダイアログボックス 100

basic data acquisition 5

Add Comment ﾉ コマンド 100

Begin Repeat command 192

Add to Data Pad コマンド 113

Begin Repeat dialog box 192

コメントを追加 28, 100, 101bipolar display 68

adding data to the Data Pad 115

bipolar output

advanced features 15

blocks 27
appended files 94
information 118
lines between 27, 72
selecting 87, 189, 192

aliasing 7
Amplitude axis 24, 67
analysis 15, 107

61

analysis mode 15
Append ﾉ command 94

Cappending files 94

calibration 46

application
limits 32

Cascade command 81

Application window 19
applying settings 95
Arithmetic (channel calculation) 148
Arithmetic dialog box 149
Arithmetic ﾉ command 148
Arrange Icons command 81
Auto Scale command 70

channel calculations 146
Arithmetic 148
Cycle Variables 154
differences with computed input 218
Differential 160
Digital Filtering 163
Integral 166
Shift 169
Smoothing 171
channel controls 23, 37

B
background recording 29

Chart Software

Channel Function pop-up menu 23, 37
Arithmetic ﾉ command 148
Computed Input ﾉ command 132

233

Cycle Variables command 154
Differential command 160
Digital Filtering command 164
Input Amplifier command 40
Integral command 167
No Calculation command 146
Shift command 169
Smoothing command 171
Turn Channel Off command 38
Turn Channel On command 38
Units Conversion command 45

Channel Settings ﾉ command 49, 74

adding after recording 101
adding while recording 29, 99, 100boxes 72, 100deleting 103
editing 103
finding 103, 110
identifying data points 104, 110
including in text file 91
lines 72
numbering 92, 100, 103predefined 187
printing 97, 104reading 29, 101
show/hide 72
truncation 104
Comments command 103

channel titles 74

Comments window 102

Chart Application window 19

Computed Function pop-up menu 137

Chart documents 15

computed input 39, 51, 132
controls 137
differences with channel calculations 218
functions 138
raw data controls 133
sampling rates 133

Channel miniwindow 79
channel separators 24, 66
Channel Settings dialog box 49, 74

Chart extensions 194
Chart files 16
Chart License setup dialog box 4
Chart View 22
printing 95
splitting 67
Chart View command 66
Chart window 66
Clear Channel command 88
Clear Selection command 88
Clipboard 89
Close All command 81
Close command 19
closing a Chart file 19
color 50, 75
Color pop-up menu 74, 75
Commands menu 195
Add Comment ﾉ command 100
Add to Data Pad command 115
Auto Scale command 70
Find Next command 113
Find ﾉ command 110
Go to End of Data command 23
Go to Start of Data command 23
Set Marker command 109

Computed Input dialog box 134
computed input functions
Abs Smoothed 142
Counter 140
Cyclic Height 141
Cyclic Maximum 140
Cyclic Mean 140
Cyclic Minimum 141
Differential 143
Envelope Maximum 142
Envelope Minimum 142
Frequency 140
Integral 144
Period 138
Ratemeter 138
RMS Smoothed 142
Computed Input command134

computer requirements 3
Configuration Information dialog box 204
Configuration command203

constant output voltage 59
contacting eDAQ Title icomments 99

234

Chart Softwareコントロールメニュー 195
コントロールとディスプレイ 14
コントロールコマンド 180
本書の利用 2
コピーコマンド 89, 90
Chart データをコピーする 89
カウンター（入力演算機能） 140
クラッシュ 209
カーソルコマンド 180
カスタマイズ 15
カットコマンド 88, 89
Chart データを消去する 89
サイクル変数
データパッドの機能 160
ファンクション 156

表計算機能 221
時間表示の形式 119
表計算として使う 114, 121
データパッドコラム設定ダイアログボックス 116
データパッドコマンド 113
データパッドミニウィンドウ 120
データの分解能 66
データディスプレイ 70
データミニウィンドウ 79
記録の日時 71
デフォ ルトド キュメ ント 設定ダ イアロ グボッ クス
176
初期設定 176
デフォルトセッティングコマンド 176
単位規定ダイアログボックス 48

周期変数 ( チャンネル演算 ) 154- 160

単位の設定 48

周期変数コマンド 154

マクロを削除のダイアログボックス 185

周期の高さ（入力演算機能 ) 141

マクロ削除コマンド 185

周期最大値 （入力演算機能 ) 141

単位の消去ダイアログボックス 48

周期平均（入力演算機能 ) 140

単位を削除 48

周期最小値（入力演算機能 ) 141

微分の演算 214
一次導関数 143D
データの収録 5- 11
データバファリンング 33- 34
データバファリンングコマンド 33
データディスプレイエリア 24, 36
チャンネルエリア 66
分割する 66- 67

微分 ( チャンネル演算 ) 160- 163
微分 ( 演算入力 ) 143
Differential コマンド 160
デジタルフィルタ処理ー
演算の詳細 215- 217
デジタルフィルター ( チャンネル演算 ) 163- 166
Digital Filtering コマンド 163

データファイル 16, 90

デジタル値の読み取りを表示 78- 80

データリミットエリア 137

デジタルボルトメータ 78

データのロス 6, 32, 34, 88, 104

デジタル化 8

データパッド 90, 113- 122
データを追加する 115
コンパクトデータ 119
異なるブロックの単位 115
機能 115- 119
制限 119印刷 99, 125
保存する 120
テキストファイルか Excel ファイルで保存 120
セットアップ 115- 120

一旦停止 27, 72, 78, 88, 90, 118

索引

ディスプレイの限界 10
オフセット表示 43
ディスプレイの設定 11, 70- 74
ディスプレイセッティングダイアログボックス 71
Display Settings コマンド 70
目盛 36
ドキュメントの設定 176

235

ドキュメントウィンドウ 20

Exit コマンド 19
Experiments Gallery コマンド 84
New コマンド 17
Open... コマンド 17
Page Setup... コマンド 95
Print Preview... コマンド 95
Print... コマンド 95
Save As... コマンド 90- 99
Save コマンド 90
Save Selection... コマンド 87, 93

DVM 78- 79
DVM ミニウィンドウ 79
DVM サブメニュー 79E
e-corder システム 3
e-corder 不適切接続ダイアログボックス 4eDAQ contacts ii

ファイルサイズ 32

Edit メニュー 196
チャンネルデータのい削除コマンド 88
選択範囲削除コマンド 89
コピーコマンド 89
消去コマンド 89, 90
デフォルト設定コマンド 176
Past at End コマンド 90
Past コマンド 90
Preferences コマンド 176
Redo コマンド 88
Select All コマンド 87
Undo コマンド 88

ファイルの形式
バッファー 33
データ 16, 91
エクセル 91
Matlab 91
クイックタイム 91
セッティング 16, 91
テキスト 91- 93

スペシャルアクセス 181- 183
End Repeat コマンド 192
Envelope Maximum ( 演算入力 ) 142
Envelope Minimum ( 演算入力 ) 142
Exit コマンド 19
Chart を終了 4 19
エクスペリメンツギャラリー 17, 19, 84- 86
コンフィグレーションファイル 229- 231
Experiments Gallery コマンド 84

フィルター処理 7- 8, 41- 42
AC カップル 41
基本 7- 8
デジタル 41
ハイパス ( ベースライントラッキング ) 136
ローパス低域通過 41
電源 42
検索と選択ダイアログボッックス 110
Find Next コマンド 113
Find... コマンド 110
コメントを検索する 103, 111
データを検索する 111
イベントを検索 112- 114

エクステンション 146, 193

First Point コマンド 109

External Trigger Options コマンド 180

周波数 ( 演算入力 ) 140
周波数域 7F
高速フーリエ変換 125 , 130, 211- 214
ファーストトラッキング 136

ファンクションキー 187

G

FFT 125 , 130, 2 211- 214

総合的な表示コントロール 72

File Append ディ レクト リーダ イア ログボ ックス
94

Go to End of Data コマンド 22

File メニュー 196
Append コマンド 94
Close コマンド 19
Data Buffering コマンド 33

目盛 36, 73

236

Go to Start of Data コマンド 22

Chart SoftwareH

ローパスフィルター 41

Help メニュー 198
Configuration... コマンド 203

M

水平軸の伸縮 23
ヒストリシス 135
I
始動時の表示 38
入力アンプ 39, 40- 45, 50
入力アンプダイアログボックス 40
Input Amplifie... コマンド 40
入力オフセットダイアログボック 43
積分 ( チャンエル演算 ) 166- 169
積分 ( 演算入力 ) 143- 146
絶対値 144
マイナス成分のみ 144
ノーマル 144
プラス成分のみ 144
サイクルごとにリセット 144
リセット 140, 145
Integra... コマンド 166
干渉 10

マクロコマンド 182-- 193
Macro コマンドサブメニュー 192
Begin Repeat コマンド 192
End Repeat コマンド 192
Message... コマンド 189
Play Sound... コマンド 188
Repeat Select Each Bloc コマンド 190
Repeat Select Every... コマンド 191
Repeat While in Block コマンド 190
Stop Sampling コマンド 193
Wait While Sampling コマンド 193
Wait... コマンド 188
Macro メニュー 197
Delete Macrot... コマンド 185
Start Recording コマンド 183
Macro Message ダイアログボックス 190
Macro Play Sound ダイアログボックス 189
Macro Sampling ダイアログボックス 187
Macro Wait ダイアログボックス 188

L

マクロ 182-- 193
別のマクロで呼び出す 187
ダイアログボックスの設定を変更する 186
コマンド 187- 193
削除する 185
ショートカットキー 179
ネスティング 187, 191
作動する 184
記録する 183- 184
サンプリング 186
保存する 182- 184
停止する 184
設定そ変更する 186
バージョン 182

最後のポイントコマンド 109

マーカ 24, 78, 103, 108- 111

ライセンスマネージャーダイアログボックス 177

Maximum Point コマンド 109

License Manager... コマンド 177

読み取る
直接 108
相対値 108- 109

内部タイマー 53
データ収録の基本 5- 11
反転（極性を）表示 68

K
キーボードショートカット 179, 198
変更する 179
便覧 2
マクロ 184

ライセンス追加する 177
削除する 177
Chart を登録 3
ラインスタイル 50, 75
ブロック間のライン 27, 72

索引

メモリーインディケータ 32
コマンドメニュー
基本事項 2
隠す 181
ロックする 181
237

メニュー 195- 198
変更する 178- 180
作成する 183
隠す 181
Menus ダイアログボックス 178
Menus コマンド 178
Message... コマンド 189
Minimum Point コマンド 109
モニターする 27
複数の e-corders を使う 61- 63

N
ナビゲーティング 22
ネットワーク 33
New コマンド 17
New Data Pad Miniwindow コマンド 120
新規ドキュメントダイアログボックス 18
新規マクロダイアログボックス 183
No Calculation コマンド 146
サンプリングしない 39
ノイズ 10
ノートブックコマンド 131
ノートブックウィンドウ 131- 132
印刷 132
number of channels appearing 38, 51- 52
使用するチャンネル数 38
Nyquist 周波数 6

ページ設定ダイアログボクス 96
Page Setup... コマンド 95
Paste At End コマンド 90
Paste コマンド 90
Chart データをペーストする 90ペリオド（周期 : 演算入力機能 ) 139- 140
Play Sound... コマンド 188
Playing Macro ダイアログボクス 184
ポインター 25
クロス 108
両頭矢印 87, 108
ドラッグする 69
太十字 114I- ビーム 25
リサイズ 103, 115
セパレータ 66
スプリット 67
引き延ばす 69
ポストトリガー 54
プレファレンス 176- 182
プレファレンスサブメニュー 196
Controls... コマンド 180
Cursor... コマンド 180
External Trigger Option... コマンド 180
ライセンスマネージャー 177
メニュー 178
プレトトリガー 54
印刷ダイアログボクス 98
印刷プレビュー 96
印刷プレビューダイアログボクス 96

O
オープンダイアログボックス 18
Open... コマンド 18
Chart ファイルを開く 16
最適なパフォーマンス 32
範囲外のデータ 9, 92
ズームビューを重ね合わせる 76
Chart とは 14- 16

P
ページ設定ダイアログボックス 98
ページ設定 95
238

Print Preview... コマンド 95
Print... コマンド 95
印刷 95- 99
Chart ビュー 97
コマンド 97
コメント 99, 104
データパッド 120
ノートブックウィンドウ 131
スペクトラムウィンドウ 130
X-Y ビュー 125
ズームビュー 78
印刷ダイアログボクス 98
一般的な問題と解決策 204 - 210
プログレスバー 32

Chart Software

digital filters 37, 41
mains filter 42
problems 207
too low 6

パルスパラメータ 57
パルス刺激波形 57

Q
Chart を終了する 4, 15

Save As dialog box 90
89, 90–93

Save As command
Save command 90

R
入力レンジ 9- 10, 37, 42, 50, 136 139
基本 9- 10
選ぶ 37
レンジポップアップメニュー 24, 37
Range/Amplitude 表示 24, 38, 108, 109
レートポップアップメニュー 24, 36
Rate/Time 表示 24, 26, 36, 70 108, 109
Rate/Time ミニウィンドウ 79
レートメータ ( 演算入力機能 ) 138
生データ 51, 135, 138
Record/Monitor ボタン 25, 27

Save Document As Text dialog box 92
Save Selection dialog box 93
Save Selection command

87, 93saving a selection 93
scale
moving 67
setting 67
stretching 67
Scale pop-up menu 23, 67
Scaling buttons 23, 69
Scroll bar 22
Scroll/Review button 25, 30, 208

記録する 14, 26- 34
セッティングの変更 26
記録できる時間 32
忠実に 11, 66
メディア 33, 104
問題 207- 209
分解能 9, 37, 66
別のアプリケーションを使う 31
データを分割表示 30- 31
データの再生時 30
複数の e-corders を使う 62- 63

Select All command 87

Redo( 元に戻す ) コマンド 88

Set Scale dialog box 68

リダクション 93

Set Scale option

Repeat Select Each Block コマンド 192

settings 91, 176

Repeat Select Every... コマンド 190

settings file 16, 91

Repeat While in Block コマンド 189

Setup menu 196
Channel Settings command 49, 74
Display Settings command 70
Select e-corder... command 62
Stimulator command 56
Stimulator Panel command 61
Trigger command 52
Zero All Inputs command 44

RMS Smoothed ( 演算入力機能 ) 142

S
サンプリング速度 6- 7, 36
View ボタン 36
最適な 6- 7
入力アンプ 134
連続 37

索引

Select e-corder... command 62
selecting data 86–87
selection information 117
sensitivity bandwidth 136
Set Marker submenu 197
First Point command 109
Last Point command 109
Maximum Point command 109
Minimum Point command 109
68

Shift (channel calculation) 171–172
Shift command 171

239

shortcuts 198–201

Stimulator Panel command 61

signal conditioning 5

Stimulator Panel miniwindow 61

signal input controls 42

stimulus waveform
Pulse 56
Step 57

single-sided display 68
slope 117

Stop Sampling command 193

slow tracking 137
Smoothingcalculation details 218
Smoothing (channel calculation) 172–174
Smoothing command

172

Style pop-up menu 74, 75
system configuration information 203

Tsoftwarelimits 32

T-connector 63

special access 181–182

technical support 203–204

tear-off data displays 79, 120

Special Access dialog box 181

text file 91–93

Spectrum command 127

threshold and sensitivity 136–137

Spectrum window 126–131
calculation details 211–215
printing 131
saving 131
settings 128–131
Split bar 24, 30, 67

Tile command 81
Time axis 23
problems 205
time display controls 70–72
time format 23, 26, 119

spreadsheet functions 221

Tool bar 25, 81, 179

spreadsheet, Data Pad use 115, 121–122transferring data 89

stacking in Zoom View 77

Trigger dialog box 52

Start button, Chart View 25

Trigger pop-up menu 53

Start pop-up menu 54

Trigger command

52

Status bar 19

triggering 52–56
external 53, 56, 63
fixed duration 55
level 54
slope 54threshold 53

Step stimulus waveform 57

triggering event 53

Start Recording command 183
Start time controls 55
Start-up problems 204–205
statistics 116

stimulation
changing during sampling 61
continuous 58
discrete 58
mode 56
Stimulator 56–62
Stimulator command 56

troubleshooting 204–209
Turn Channel Off command 38
Turn Channel On command 38
turning channels off and on 38–39

U

Stimulator dialog box 57

underlying data 148

Stimulator output 61

Undo command 88
units conversion 23, 39, 43, 45–49, 50, 70

240Chart Software

calibration 47
Data Pad calculations 115
typing in values 46
using sampled data 47–48

Zoom View command 76

X

Units Conversion dialog box 45

X—Y plot74

Units Conversion command

X—Y View89, 122–126
printing 126

45

using this guide 2

X—Y View command123

V

X—Y window. See X—Y View

View
Chart 22–25
X—Y89, 122–126
Zoom 76–78, 89

Z

View buttons 23, 97
and sampling rates 36
voltmeter 43

Zero All Inputs command 44
Zoom View 76–78, 89
Zoom View command 76
Zoom window. See Zoom View

W
Wait While Sampling command 192
Wait command

187

Waveform Cursor 77, 108, 109, 180
Waveform Cursor dialog box 180
waveforms
stacking 77
superimposing 76
where to start 2
window
Comments 102–103
Data Pad 113–122
Notebook 132–133
Spectrum 126–131
Window menu 198
Arrange Icons command 82
Cascade command 81
Chart View command 66
Close All command 82
Comments command 102
Data Pad command 113
DVM command 79
New Data Pad Miniwindow command 120
Notebook command 132
Spectrum command 127
Tile command 81
X—Y View command123

索引

241

242

Chart Softwareライセンス及び保証承諾書

範囲
この承諾書は eDAQ Pty Ltd ( 以下、eDAQとする ) と eDAQ 製品ーソフトウエア (Scope は ADI)、ハードウエア、またはその両方ーーの購入者（以下、購入者とする）との間のもので、eDAQ 側、購入者と製品のユーザー側にかかわるすべての履行義務と責任を包括しています。購入者（又は、いかなるユーザー）は本製品を使用することによって、この承諾書の条件を受諾するものとします。この承諾書に関する変更はすべて文書で記録され、eDAQ と購入者の同意を必要とします。

行為、及びその行為による結果に対して責任をとることに同意します。
eDAQ 製品に問題が生じた場合、eDAQ は全力でその解決に対処します。このサービスは問題の性質により、請求金額が生じる場合もありますが、本承諾書の別項の条件に従うものとします。

制限

eDAQ 製品の性能は外部要因（例えば、使用するコンピュータシステア）に影響されます
ので、製品の機能に対する絶対的な信頼性は保証されるもではありません。本承諾書に包著作権と商標含されている以外は、eDAQ 製品は関しては、明示、黙示または法令化を問わず、いかeDAQ は当社が独自に開発してきたコンなる保証もなされません。従って、購入者にピュータソフトウエア、及び e-corder 装置
は製品に関する機能や信頼性、及びその使用を含むハードウエアの所有権を有しています。 の結果に関してのすべてのリスクがあります。
eDAQ のソフトウエア、ハードウエア、付随
eDAQ 製品を使用、または誤用することにする文献はすべて著作権により保護されていよって生じる損傷はいかなる種類のものでて、いかなる事情においても再生したり、変あっても、その賠償を eDAQ やその代理店、更すること、また派生品を作成することは一
従業員に一切請求することはできません。
切認められていません。eDAQ は自社商標に
eDAQ 製品はすべて高品質に製造されてい対する独占所有権を維持し、会社名、ロゴ、て、付随する文献に記述された通りに機能し製品名の商標を登録しています。
ます。ハードウエアの保証は制限があります
が、技術サポートは全製品に提供されていま責務す。
購入者、及び eDAQ 製品を使用する者はすべて、ふさわしい目的のもと分別ある態度で製品を使用することに同意します。また自分のChart Software

ハードウエアの保証
eDAQ はハードウエアの購入者に対して、購入日から１ヵ年は製品の材質、及び製品の欠243

陥を無償補修します。欠陥があった場合は、
eDAQ が修理、または適切なものに交換します。保証期間は修理や交換に費やした日数分を延長します。購入者は欠陥製品を返送する
前に、eDAQ に連絡して返送許可を取得すべきです。

管轄
この承諾書はオーストラリア、ニューサウス
ウエールズ州法を就拠法とし、これに関する訴訟手続きはオーストラリア、ニューサウス
ウエールズ州最高裁判所に提訴、結審されます。

この保証は正常に、かつ保証された作動環境
範囲内でハードウエアを使用した場合にのみ有効です。ハードウエアを改造したり、物理的、電気的に不適切な使用によるもの、環境の不備によるもの、不適切な接続、標準品でないコネクターやケーブルを使用したもの、オリジナルの ID マークを変更したものには責任を負いません。

ソフトウエアのライセンス
購入者は供給された eDAQ ソフトウエアを使用するための非独占的権利が付与されます。
（例えば、購入者の従業員や生徒はこの承諾書を遵法するならば使用する資格を許諾されます。
）購入者はバックアップを目的として
eDAQ ソフトウエアを複数コピーすることができます。しかしソフトウエア購入者はいかなる時も１台のコンピュータだけで使用するための権利のみが付与されています。購入したプログラムを複数コピーしても、同時に複数のコピーを使用することはできません。サイトライセンス（複数ユーザーライセンス）
はたとえ１組のディスクしか提供されていない場合でも、５枚のプログラアコピーを購入したかのように使用できるものです。

技術サポート
購入者は『顧客登録フォーム』に必要事項を記入して返送すると、購入日から１ヵ年、
eDAQ 製品の技術サポートを無料で受ける権利を有します。
（顧客登録フォームは各製品に付いていますが、なんらかの理由で見当たらない場合は eDAQ 代理店までご連絡ください。
）この技術サポートはインストール、操作方法、特別使用、eDAQ 製品を使用して生じる問題等に関するアドバイスやサポートを提供するものです。

244

Chart Software