電気泳動パターン 検出・切出し用LED光源装置

CyanoView

仕様・価格について

Model WSE-5600/5610/5620

蛍光励起用LED透過光源

仕様
型式・名称

CyanoView
WSE-5600 CyanoView

WSE-5610 CyanoViewⅡ

LuminoGraphⅠ/Ⅱ 庫内設置タイプ

透過型 LED光源

光源

WSE-5620 CyanoViewⅢ

LuminoGraphⅡ EM 庫内設置タイプ

ピーク波長：505nm

キャビネット下設置タイプ

半値幅：±25nm

照射範囲

150×150mm

175×150mm

175×150mm

発光強度2.4mW（発光面中央)

1.2mW（発光面中央)2.3mW（発光面中央)

外形寸法

253(W)×220(D)×36ｍｍ(H)

290(W)×223(D)×34.2ｍｍ(H)

340(W)×276(D)×42ｍｍ(H)

質量
電源
製品構成

2.0kg

（本体のみ）

DC12V 1.1A

2.0kg

13W

（本体のみ）

DC12V 1.2A

13W

CyanoView用電源BOX or 撮影装置庫内より給電

CyanoView用電源BOX or 撮影装置庫内より給電

WSE-5600 CyanoView本体
LuminoGraph用電源ケーブル1本
取扱説明書

WSE-5610 CyanoViewⅡ本体
LuminoGraph用電源ケーブル1本
取扱説明書

20℃～30℃

環境温度

2.7kg

エチジウムブロマイド（EtBr）染色ゲルの検出
SYBRシリーズ、SYPRO Ruby、Pro-Q Diomaondなどの検出
DNAの断片化を気にしない、ゲル切出し用＆検出用光源

CyanoViewなら、「実験の脱UV化」を実現できます！

（本体のみ）

DC12V 1.2A

13W

ACアダプターより給電

WSE-5620 CyanoViewⅢ本体
専用ACアダプター（DC12V2A）1個
取扱説明書

20℃～30℃

20℃～30℃

CyanoViewⅢに乗せられるキャビネットは底に窓があり、幅340mm×奥行276mm以下のものに限ります。

りない！
検出感度が足はでDE
Lしたい！
色青の切り出しをルゲ色染光NA蛍
LED光源でD

価格
商品コード数量価格

1組298,000 円

Cyan Ⅱ蛍光撮影キット※ 2

1組

330,000 円

2008150

WSE-5600 CyanoView

1台

220,000 円

2008152

WSE-5610 CyanoView Ⅱ

1台

275,000 円

2008153

WSE-5620 CyanoView Ⅲ

1台

275,000 円

2008155

CyanoView 用電源 BOX（12V 2A）

1個

20,000 円

2006122

切出し用オレンジカバー（WSE-6100/6200 用）

1個

20,000 円

2130414

YA-3 フィルター50mm 角型

560nm ロングパス ( オレンジ )1枚20,000 円

2130452

R-60 フィルター50mm 角型

600nm ロングパス ( 赤 )1枚20,000 円

2195931

ゲルトレイ S（194 × 194mm）

1枚18,000 円

2006121

フィルターホルダー (WSE-6100/6200 用）

1個20,000 円

2006125
2006276

型式・名称※1

Cyan 蛍光撮影キット（WSE-6100/6200 用）

WSE-5600(2008150)/YA-3/ 切出し用オレンジカバー / ゲルトレイ S/ フィルターホルダー (WSE-6100 用 )WSE-5610/YA-3/ 切出し用オレンジカバー / ゲルトレイ S × 2 枚

2023年9月価格改定版

シアノビューCyanoView（シアノビュー）は、青緑LED(470～510nmメイン)の蛍光励起用LED透過光源です。

エチジウムブロマイド（EtBr）をはじめ、GelRed、SYBR Dye、SYPRO Dye、Pro-Q Diamondなどの蛍光物質を励起可能です。
ゲル電気泳動後のタンパク質や核酸などの蛍光検出が安全に行えます。
ATTO LuminoGraphシリーズ/Printgraphシリーズなど、各種イメージング装置で使用可能です。
撮影にはYA-3またはR-60などの撮影用フィルターが必要です。

シアン色LED光源採用

・505nmピーク
・EtBr、SYBRシリーズ、SYPRO多種の蛍光対応（450～550nmで励起可能な蛍光物質）

写り込みがない斜め下からの透過光源
UVに負けない強力な励起力
2023年9月現在※1：Cyan蛍光撮影キットはWSE-6100/6200 LuminoGraphⅠ/Ⅱ用のキットです。
※2：CyanⅡ蛍光撮影キットはWSE-6270 LuminoGraphⅡ EM用のキットです。
※EtBr染色ゲル撮影時、バックグラウンドが非常に高い場合は、R-60フィルターをご使用ください。

背景は黒、斜め下から照射するLED光源

LuminoGraphⅠ/Ⅱ/ⅡEMでゲル切出し可能

CyanoView 蛍光サンプル撮影データ
EtBr染色ゲル：UVとCyanoView検出比較

DNA用蛍光検出試薬 撮影例

DNAのアガロース電気泳動ゲルをEtBr(エチジウムブロマイド)染色を用い、UV照射装置(312nm)とWSE-5600 CyanoViewで検出しました。
CyanoViewはUVと同等の検出感度を示しました。

UV 312nm
EtBr染色CyanoView

同等！
検出とUV

EtBr染色DNAのアガロース電気泳動ゲルを各蛍光染色試薬を用い手染色し、WSE-5600 CyanoViewで検出しました。
ゲルの撮影は、WSE-5400 Printgraph Classicを使用しました。
EtBr

WSE-7130
EzFluoroStainDNA

WSE-7135
EzPreStainDNA&RNA

GelRedSYBR SafeSYBR Gold

MidoriGreen Extra

300ms

300ms

300ms

300ms

300ms

100ms

300ms

全!!

安
しかも露光時間→タンパク質蛍光検出１
EzStainAQua（白色光源）

タンパク質のSDS-PAGEゲルを各タンパク質用蛍光検出試薬を用いて

SYPRO Ruby

Flamingo

Pro-Q Diamond

200ms

300ms

300ms

染色したのち、WSE-5600 CyanoViewで検出しました。
ゲルの撮影は、WSE-5400 Printgraph Classicを使用しました。
（※比較対象としてEzStainAQua（CBB）染色パターンを掲載）

露光時間→

データ 4

2ms

タンパク質蛍光検出２

リン酸化タンパク質検出試薬Pro-Q Diamondと、タンパク質検出試薬
SYPRO Rubyで染色したゲルをCyanoViewで検出しました。
検出後、2つの画像を合成（Merge）しました。一般的なBlue LED光源
ではPro-Q Diamondの検出が難しいですが、CyanoViewでは、いずれの蛍光検出試薬も励起可能です。

Pro-Q Diamond染色

1 2 3 4 5 6 7

SYPRO Ruby染色

1 2 3 4 5 6 7

1：EzStandard (Ovalbumin)
2：α casein
3：Dephosphorylated α casein
4：β casein
5：Dephosphorylated β casein
6：Histone
7：Transferrin & BSA※

1 2 3 4 5 6 7

データ中のアトー試薬製品紹介（赤字）EzFluoroStain DNA：DNA用蛍光染色試薬
EzPreStain DNA&RNA：DNA/RNA用蛍光染色試薬
EzStainAQua：タンパク質用CBB染色試薬
EzStandard Ⅱ：SDS-PAGE用分子量マーカー
商品に関する詳細はアトー株式会社までお問い合わせください。

コードNo. 型式名称

：リン酸化タンパク質に相当
露光時間→Merge画像

1/2s

1/10s

価格

2332395

WSE-7130 EzFluoroStain DNA

19,800円

2332397

WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA

15,000円

2332370AE-1340 EzStain AQua

11,660円

2332341

WSE-7015 EzStandard Ⅱ

12,100円