3M™ マルチポア™ 高通気性撥水テープ EX
3M™ Multipore™ Elastic Cloth Adhesive Tape貼付中の皮膚の「浸軟」「 つっぱり感」
固定の「ゆるみ」「 剥がれ」のリスクを肌へのやさしさスキントラブルの原因となる皮膚の「浸軟」を抑え、かぶれの原因となる貼付中の「機械的刺激」と「つっぱり感」を軽減します。

剥がす際の皮膚への影響（赤み等）も低減します。

弊社従来品の約7倍 の高水蒸気透過性

皮膚への高い追従性※

粘着剤を網目状に塗布することで、貼付中の高い通気性と水蒸気透過性を実現しました。

薄い基材で弱い力でも良く伸びるので貼付中の皮膚の細かい動きに追従します。

伸長させるために必要な力の比較

水蒸気透過性の比較（社内試験による）（社内試験による）%
100

約7約5070倍

弊社従来品※

3M™ マルチポア™
高通気性撥水テープEX

試験方法
JIS L 1099（繊維製品の透湿度試験方法）A-2.
ウォーター法に準拠（N=3）※弊社従来品は3M™ マルチポア™ 粘着性綿布伸縮包帯0%

弊社従来品※

3M™ マルチポア™
高通気性撥水テープEX

試験方法
長さ10cmのテープを1cm伸長させた時に必要な力を比較（N=3）

皮膚への高い追従性と撥水性を持つ基材」を抑え、低減します。

高い通気性と水蒸気透過性を実現する網目状に塗布した粘着剤

しっかり固定外部からの水分をはじくので、固定の「ゆるみ」「剥がれ」のリスクを低減します。

末梢静脈カテーテルのルートやドレーン固定に（濡れてしまった場合は水分を吸い取ってください）。

外部からの水分に対する撥水性

基材には、外部からの水分をはじく撥水加工が施されています。

撥水性の比較
滴下直後水に浸した後のゆるみにくさの比較

滴下直後拭き取った 後拭き取った 後弊社従来品※

3M™ マルチポア™
高通気性撥水テープEX（挿菅チューブ固定のゆるみを想定した試験）

水分をはじくためゆるみにくい

弊社従来品※

3M™ マルチポア™
高通気性撥水テープEX

試験方法
長さ15cm のテープをチューブに巻きつけた後、水に浸し、100g の荷重をかけた時の比較

基材：伸縮性綿布

製品番号4733-12.54733-25
4733-37.54733-50
4733-754733-100

個包装パック製品番号4750-254750-50

伸縮方向

粘着剤：アクリル系

テープ幅×全長

12.5 × 525 × 5
37.5 × 5
50 × 575 × 5
100 × 5

入れ目

25 × 550 × 5214730-12.5
4730-254730-37.5
4730-50
4730-75
4730-100

3624126

ライトブラウン 個包装パック
製品番号

巻／箱4753-254753-50

テープ幅×全長

入れ目

25 × 550 × 5

21

テープを正しくお使い頂くためのポイント●●●

貼り方皮膚を過度に引っ張らないテープを貼る前には皮膚を清潔にし、薬液等を完全に乾燥させた状態にします。

テープをくり返し同じところに使う場合、または、かぶれやすい方は、皮 膚皮 膜 剤、自着 性伸 縮 包帯の 使 用をおすすめします。

12.5 × 525 × 5
37.5 × 550 × 575 × 5
100 × 5巻／箱

3624

12

ホワイト6

ライトブラウン 個包装パッケージ
製品番号4733EP-25

テープ幅×全長

入れ目

25 × 21mm×m

巻／箱

価格は税抜きです。

注意事項
貼付前
●

本品は ISO-10993 に従った生物学的安全性評価済み※のアクリル系粘着剤を使用しておりますが、粘着性製品により皮膚トラブルを起こしやすい方や、アレルギー体質の方は事前に医師にご相談ください。

本製品は未滅菌です。創部、穿刺部などの無菌手技が必要とされる部位や皮膚に異常のある部位に直接貼らないでください。
強い固定力が必 要な用途では、テープが 粘着する面積を大きくしたり、予め粘着力の高い別の製品をご使 用いただくなど十分ご注意ください。
● テープを貼る前に、皮膚を清潔にし、消毒薬などの液体は完全に乾かしてください。
● 皮膚やカテーテル類の表面に油分や水分があるとつきにくい場合があります。
● 皮膚の状態や器具類の材質によってはつきにくい場合があります。特にシリコーン素材、フッ素系樹脂の表面にはほとんど粘着しませんのでご注意ください。
● 初期の粘着力を上げるために皮膚に貼るとき、及びテープ同士を重ねる場合は上からよく押さえて十分に密着させてください。
● 同一箇所への繰り返しの貼付は皮膚にダメージを蓄積させることがあります。
● 臨床上必要な場合以外はテープや皮膚をひっぱらずに貼り、上からよく押さえてしっかりと圧着してください。
●

剥 離 紙 が 付いたままの 状 態 で 切 れ目を入れて左右に引っ張ると剥離紙が “パツン”と縦にキレイに割けます。そこをきっかけに剥離紙を剥がしてください。

貼付中動きのある部位への貼付や圧迫固定用途では、使用中に皮膚が引っ張られることにより、発赤や水疱など皮膚トラブルを起こす場合があります。
製品によって、伸縮する方向や伸縮性が異なりますので、貼付部位や可動性に合わせてお選びください。
● 過度な動きや負荷がかかると剥がれることがあります。
● 貼り直したり、発汗などにより皮膚が蒸れた場合は粘着力が低下し、はがれやすくなることがあります。
● 汚れたり、濡れたりした場合は、新しい製品に貼りかえてください。
● 長時間皮膚が蒸れた状態になると皮膚トラブルの原因となりますのでご注意ください。
● 皮膚の状態や器具類の材質によって、強く粘着して剥がしにくくなったり、剥離後の皮膚や器具類に粘着剤が残る場合があります。
● 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合には、使用を中止し、医師の診察を受けてください。
●

端を丸く切ると剥がれにくいです。

●

テープの端を丸く切ると、端からテープが浮きにくくなります。

約 180°

押さえる

皮膚

テープを折り返す

剥離時●

皮膚への負担を軽くするため、テープを約 180 度に折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。

保管時●

直射日光をさけ、湿気の少ない冷暗所にて保管してください。

※3M のテープ製品は、細胞毒性、皮膚刺激性、皮膚感作性（アレルギー反応）が十分に低いことが確認された材料を使用しています。
（全ての方にアレルギーが起きないという訳ではありません）

2022年12月発行

カスタマーコールセンター

3M、Multipore、マルチポアは、3M 社の商標です。

http://go.3M.com/medical-jp/

入れ目

カラーmm×m●

剥離紙の剥がし方

本 品を剥 がす 場 合は、皮 膚の負 担を軽くするため、テープ を約 180 度に折り返し、皮 膚 が持ち上がらないように手で押えながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりと剥がしてください。

巻／箱

テープ幅×全長

貼付時伸縮性テープを貼るときは、引っ張らず貼るようにします。

剥がし方mm×m

伸縮方向

粘着剤：アクリル系製品番号

巻／箱

ライトブラウン

テープ幅×全長mm×m

入れ目

カラーmm×m

基材：伸縮性綿布

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
HPM-569-F(1222)SE

製品のお問い合わせはナビダイヤルで0570-011-321

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）