3 次元画像可視化システム
BEAMSENSE
Volume Analyzer 3.0
操作マニュアル販売元：(株)ビームセンス

お問い合わせ・開発元：（株）アイプランツ・システムズ

BS Volume Analyzer 操作マニュアル1はじめに
近年の急速なパソコンの性能向上によって，かつては高性能ワークステーションでしか処理できなかった 3 次元画像が身近なものになってきました。3 次元画像は産業分野からア
ミューズメント分野まで幅広く利用されています。シミュレーションゲームや CAD のようにあらゆる応用が進んでいます。また，考古学分野では遺跡で発見されたミイラを CT で撮
影して 3 次元再構成し，仮想断面などを生成して非破壊の内部調査を行われています。このように，3 次元画像は私たちの生活のいたるところで活躍しています。
医用分野では，CT / MRI 画像などを基に 3 次元画像の有用性が広く認識されるようになり，医療現場でも積極的に利用されるようになりました。画像診断をはじめ，手術計画やインフォームドコンセントなどにも利用されています。中規模な病院でも CT / MRI を完備
し，歯科でも小型 CT を使うようになってきました。さらには，眼底断層画像を撮影できる
OCT なども導入が進んでいます。これらに共通するのは大量の断層画像データが出力されるという点です。大量の断層画像を有効に利用するには，人間が直感的に理解し易くする
ために 2 次元画像群を 3 次元へ再構成することが必要です。この作業を行うには，これまで高価なワークステーションと専用ソフトウェアが不可欠でした。
BS Volume Analyzer は医用画像を主なターゲットとしており，お手元にある Windowsパソコンで，DICOM 画像の入力から 3 次元画像再構成まで簡単に行えます。また，見たい部分の抽出はもちろん，任意の断面を切っていろいろな角度から観察することが出来ます。
必要があれば RP 装置に合わせたデータを出力して，実物モデルを生成することも出来ます。
BS Volume Analyzer は簡単な操作であらゆる機能を利用できるように設計されていますので，3 次元画像を扱うのが初めての方でも十分使いこなせるものになっています。
ぜひ，BS Volume Analyzer を便利で簡単な 3 次元画像ツールとしてお使いください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル2

目次
はじめに ...................................................................... 2
目次 .......................................................................... 3
第 1 章 ご利用の準備............................................................ 9
1.1 インストール ........................................................... 10
1.1.1 インストーラの起動.................................................. 10
1.1.2 必須コンポーネントのインストール .................................... 11
1.1.3 アプリケーションのインストール ...................................... 12
1.2 アンインストール........................................................ 14
1.3 動作環境 ............................................................... 16
1.4 サポート・お問い合わせ.................................................. 16
第 2 章 BS-VA について ......................................................... 17
2.1 BS-VA にできること ...................................................... 18
2.1.1 医療用画像の入力.................................................... 18
2.1.2 3 次元画像の構築 ................................................... 19
2.1.3 部位抽出（セグメンテーション） ...................................... 19
2.1.4 3 次元画像の計測 ................................................... 20
2.1.5 3 次元形状の再構成と操作 ........................................... 20
2.1.6 3 次元画像データ，形状データの出力 ................................. 20
2.2 BS-VA の利用ケース ...................................................... 22
第 3 章 BS-VA の画面構成 ....................................................... 23
3.1 画面構成 ............................................................... 24
3.1.1 起動画面 ........................................................... 24
3.1.2 ツールバー.......................................................... 25
3.2 メニュー構成 ........................................................... 26
3.2.1 File ............................................................... 26
3.2.2 Edit ............................................................... 27
3.2.3 Tools .............................................................. 28
3.2.4 Mesh Editing........................................................ 30
3.2.5 Window ............................................................. 31
3.2.6 Help ............................................................... 32
3.3 WorkForm ............................................................... 33
3.3.1 機能概要 ........................................................... 33
3.3.2 画面説明 ........................................................... 33
BS Volume Analyzer 操作マニュアル33.3.3 操作方法 ........................................................... 37
3.3.4 環境設定 ........................................................... 39
第 4 章 機能詳細 .............................................................. 41
4.1 データ入出力 ........................................................... 42
4.1.1 機能概要 ........................................................... 42
4.1.2 画面説明 ........................................................... 43
4.2 クリッピング ........................................................... 51
4.2.1 機能概要 ........................................................... 51
4.2.2 画面説明 ........................................................... 52
4.2.3 操作方法 ........................................................... 53
4.3 領域拡張法 ............................................................. 54
4.3.1 機能概要 ........................................................... 54
4.3.2 画面説明 ........................................................... 54
4.3.3 操作方法 ........................................................... 57
4.3.4 環境設定 ........................................................... 59
4.4 3 次元画像処理フィルタ ................................................. 60
4.4.1 機能概要 ........................................................... 60
4.4.2 画面説明 ........................................................... 61
4.4.3 操作方法 ........................................................... 65
4.5 3 次元矩形塗りつぶし ................................................... 68
4.5.1 機能概要 ........................................................... 68
4.5.2 画面説明 ........................................................... 69
4.5.3 操作方法 ........................................................... 70
4.6 3 次元画像の等方ボリューム化 ........................................... 75
4.6.1 機能概要 ........................................................... 75
4.6.2 画面説明 ........................................................... 75
4.6.3 操作方法 ........................................................... 76
4.7 3 次元プリミティブ（球，円筒，直方体）抽出 ............................. 77
4.7.1 機能概要 ........................................................... 77
4.7.2 画面説明 ........................................................... 78
4.7.3 操作方法 ........................................................... 79
4.8 3 次元任意形状切り抜き .................................................. 80
4.8.1 機能概要 ........................................................... 80
4.8.2 画面説明 ........................................................... 80
4.8.3 操作方法 ........................................................... 81
4.9 スライス方向反転........................................................ 83
4.9.1 機能概要 ........................................................... 83
BS Volume Analyzer 操作マニュアル44.10 ボリュームレンダリング................................................. 84
4.10.1 機能概要........................................................... 84
4.10.2 画面説明........................................................... 85
4.10.3 操作方法........................................................... 90
4.10.4 環境設定........................................................... 98
4.11 ポイントベースボリュームレンダリング ................................... 99
4.11.1 機能概要........................................................... 99
4.11.2 画面説明.......................................................... 101
4.11.3 操作方法.......................................................... 106
4.11.4 環境設定.......................................................... 109
4.12 等値面 ............................................................... 110
4.12.1 機能概要.......................................................... 110
4.12.2 画面説明.......................................................... 111
4.12.3 操作方法.......................................................... 112
4.13 インデックスイメージ.................................................. 118
4.13.1 インデックスイメージ.............................................. 118
4.13.1.1 機能概要...................................................... 118
4.13.1.2 画面説明...................................................... 119
4.13.1.3 操作方法...................................................... 123
4.13.1.4 環境設定...................................................... 124
4.13.2 セグメンテーション................................................ 125
4.13.2.1 機能概要...................................................... 125
4.13.2.2 画面説明...................................................... 126
4.13.2.3 操作方法...................................................... 127
4.14 3 次元断面表示 ....................................................... 130
4.14.1 機能概要.......................................................... 130
4.14.2 画面説明.......................................................... 131
4.14.3 操作方法.......................................................... 132
4.14.4 環境設定.......................................................... 132
4.15 カメラ ............................................................... 133
4.15.1 機能概要.......................................................... 133
4.15.2 画面説明.......................................................... 134
4.15.3 操作説明.......................................................... 136
4.16 ファイル情報 ......................................................... 137
4.16.1 機能概要.......................................................... 137
4.16.2 画面説明.......................................................... 137
4.16.3 操作方法.......................................................... 139
BS Volume Analyzer 操作マニュアル
54.17 ヒストグラム ......................................................... 140
4.17.1 機能概要.......................................................... 140
4.17.2 画面説明.......................................................... 141
4.17.3 環境設定.......................................................... 141
4.18 断面表示 ............................................................. 143
4.18.1 機能概要.......................................................... 143
4.18.2 画面説明.......................................................... 143
4.18.3 操作方法.......................................................... 145
4.19 スライス編集 ......................................................... 147
4.19.1 機能概要.......................................................... 147
4.19.2 画面説明.......................................................... 147
4.19.3 操作方法.......................................................... 148
4.19.4 スライス画面上からの任意形状切り抜きまたは抽出 .................... 151
4.20 DICOM 管理ツール ...................................................... 154
4.20.1 機能概要.......................................................... 154
4.20.2 画面説明.......................................................... 155
4.20.3 操作説明.......................................................... 158
4.21 計測機能 ............................................................. 160
4.21.1 機能概要.......................................................... 160
4.21.2 画面説明.......................................................... 161
4.21.3 操作方法.......................................................... 162
4.21.4 環境設定.......................................................... 166
4.22 WindowW/L ............................................................ 167
4.22.1 機能概要.......................................................... 167
4.22.2 画面説明.......................................................... 168
4.22.3 操作方法.......................................................... 169
4.23 画面キャプチャ機能.................................................... 170
4.23.1 機能概要.......................................................... 170
4.23.2 操作方法.......................................................... 170
第 5 章 メッシュ編集機能...................................................... 171
5.1 概要 .................................................................. 172
5.2 再構成・削減 .......................................................... 173
5.2.1 機能概要 .......................................................... 173
5.2.2 画面説明 .......................................................... 175
5.2.3 操作方法 .......................................................... 176
5.3 スムージング .......................................................... 177
5.3.1 機能概要 .......................................................... 177
BS Volume Analyzer 操作マニュアル
6

5.3.2 画面説明 .......................................................... 178
5.3.3 操作方法 .......................................................... 179
5.4 頂点選択による手動穴埋め............................................... 180
5.4.1 機能概要 .......................................................... 180
5.4.2 操作方法 .......................................................... 181
5.5 エッジ選択による手動穴埋め............................................. 182
5.5.1 機能概要 .......................................................... 182
5.5.2 操作方法 .......................................................... 183
5.6 リング選択による手動穴埋め............................................. 184
5.6.1 機能概要 .......................................................... 184
5.6.2 操作方法 .......................................................... 185
5.7 リング外周先行選択による手動穴埋め ..................................... 187
5.7.1 機能概要 .......................................................... 187
5.7.2 操作方法 .......................................................... 188
5.8 手動反転 .............................................................. 190
5.8.1 機能概要 .......................................................... 190
5.8.2 操作方法 .......................................................... 190
5.9 手動削除 .............................................................. 191
5.9.1 機能概要 .......................................................... 191
5.9.2 操作方法 .......................................................... 191
5.10 自動修正 ............................................................. 192
5.10.1 機能概要.......................................................... 192
5.10.2 操作方法.......................................................... 192
5.11 自動穴埋め ........................................................... 193
5.11.1 機能概要.......................................................... 193
5.11.2 操作方法.......................................................... 193
5.12 自動反転 ............................................................. 195
5.12.1 機能概要.......................................................... 195
5.12.2 操作方法.......................................................... 196
5.13 自動削除 ............................................................. 197
5.13.1 機能概要.......................................................... 197
5.13.2 画面説明.......................................................... 198
5.13.3 操作方法.......................................................... 199
5.14 全反転 ............................................................... 201
5.14.1 機能概要.......................................................... 201
5.14.2 操作方法.......................................................... 201
5.15 アンドゥ ............................................................. 202
BS Volume Analyzer 操作マニュアル7

5.15.1 機能概要.......................................................... 202
5.16 正当性チェック........................................................ 204
5.16.1 画面説明.......................................................... 204
5.16.2 操作方法.......................................................... 210
5.17 メッシュ情報 ......................................................... 214
5.17.1 画面説明.......................................................... 214
第 6 章 各種設定 ............................................................. 215
6.1 環境設定 .............................................................. 216
6.1.1 機能概要 .......................................................... 216
6.1.2 画面説明 .......................................................... 216
6.1.3 操作方法 .......................................................... 229
第 7 章 付録 ................................................................. 231
7.1 表示メッセージ ........................................................ 232
7.1.1 表示メッセージ切り替え方法......................................... 232
索引 ........................................................................ 233

BS Volume Analyzer 操作マニュアル8第1章
ご利用の準備BS Volume Analyzer 操作マニュアル9

1.1 インストール
BS Volume Analyzer のインストーラでは，「BS Volume Analyzer」アプリケーションと動作に必要なコンポーネントをインストールします。
1.1.1 インストーラの起動
ダウンロードの場合：
ダウンロードファイルを展開，作成されたフォルダを開き，setup をダブルクリックし，インストーラを起動します。
CD の場合：CD を挿入すると自動再生機能により，自動的に BS Volume Analyzer のイン
ストーラが起動します。
※自動再生機能が OFF の場合には，ディスクが挿入されたドライブを開き，
setup をダブルクリックし，インストーラを起動します。（図 1.1.1）

図 1.1.1 インストーラの起動

BS Volume Analyzer 操作マニュアル101.1.2 必須コンポーネントのインストール
インストーラ起動後，「.NET Framework 4.0」のインストールを促すダイアログが表示される場合があります。
これらのコンポーネントは，BS Volume Analyzer の動作に必要となりますので，「インストール」を選択してください。
（図 1.1.2）※この必須コンポーネントのインストーラは，既にインストールされている場合
や一度インストールを実行した後では表示されません。

図 1.1.2 必須コンポーネントのインストール

BS Volume Analyzer 操作マニュアル11

1.1.3 アプリケーションのインストール
必須コンポーネントのインストール完了後，アプリケーションのインストールが実行されます。
「次へ」ボタンをクリックして下さい。
（図 1.1.3）

図 1.1.3 インストール画面（１）「同意します」を選択すると，「次へ」ボタンがクリックできます。（図 1.1.4）

図 1.1.4 インストール画面（２）インストールフォルダ先のフォルダを確認して下さい。
「変更」ボタンからフォルダを変更できますが，分からない場合は，変更しないことを推奨します。
（図 1.1.5）

図 1.1.5 インストール画面（３）BS Volume Analyzer 操作マニュアル12

「次へ」を押下するとインストールが実行されます。（図 1.1.6）

図 1.1.6 インストール画面（４），（５）

インストールが完了すると，デスクトップ上にショートカットが作成されます。
（図 1.1.7）

図 1.1.7 インストール画面（７），（８），（９）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル13

1.2 アンインストール
アンインストールは，［画面左下を右クリック］→［コントロールパネル］→［プ
ログラムのアンインストール］から BS Volume Analyzer を選択し，右クリック
メニューの「アンインストール」で行います。（図 1.2.1，図 1.2.2）※BS Volume Analyzer のアンインストールでは，「BS Volume Analyzer」アプ
リケーションを削除します。必須コンポーネント（「.NET Framework 4.0」）
は，ここではアンインストールされません。

図 1.2.1 コントロールパネルの表示

図 1.2.2 プログラムのアンインストール画面

BS Volume Analyzer 操作マニュアル14

［プログラムのアンインストール］から「BS Volume Analyzer」を選択し，「削除」を実行すると，確認のダイアログが表示されます。
（図 1.2.3）
確認のダイアログで「はい」を選択すると，アンインストールが実行されます。

*1.2 アンインストール時の注意
アンインストールを実行すると，アプリケーションをインストー
ルしたフォルダ内の cache フォルダ，editcache フォルダに保存されたファイルも削除されます。
cache フォルダ，editcache フォルダは，アプリケーションの作業用のフォルダとなりますので，作成したデータを保存しないように注意してください。

図 1.2.3 アンインストール確認ダイアログ

BS Volume Analyzer 操作マニュアル15

1.3 動作環境
必須環境
OS

推奨環境

Microsoft® Windows® XP Professional *1.3
Microsoft® Windows® Vista *1.3
Microsoft® Windows® 7 *1.3
Microsoft® Windows® 8.x *1.3

CPU
メモリ
グラフィックIntel® Pentium® 4Intel® Core™2Duo E6400 以上

2.8GHz 以上（デュアルコアプロセッサー推奨）

512MB 以上

2GB 以上推奨

NVIDIA® GeForce® 5900

NVIDIA Quadro® FX 1300 以上/ ATI™ RADEON™ 9800 以上

VRAM 256MB 以上

VRAM 64MB 以上
モニタ

XGA（1024×768）

SXGA（1280×1024）以上

32bit カラー

32bit カラー（*1.3）32bit 版，64bit 版に対応しております。
32bit 版は，Version 3.3.0.0 が最終版となります。

1.4 サポート・お問い合わせ
メール ：ve_support@i-plants.jp
Web：http://www.i-plants.jp/hp

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
16

第2章
BS-VA について

BS Volume Analyzer 操作マニュアル17

2.1 BS-VA にできること
BS-VA は主に医用画像データの処理を行うことを目的としており，次のような機能を提供しています。


DICOM 画像等の医療用画像の入力



複数の 2 次元断面画像からの 3 次元画像の構築



3 次元画像の部位抽出（セグメンテーション）



3 次元画像の計測



3 次元形状の再構成と操作



3 次元画像データ，3 次元形状データの出力

また，これらの機能は，BS-VA の直感的なユーザーインタフェースにより，さらに使
いやすく対話的な操作を可能としています。
2.1.1 医療用画像の入力
MRI，CT の医療用画像として一般的な DICOM 画像フォーマット*2.1.1 の入力に対応しています。また，原画像として RAW DATA フォーマットの入力に対応しています。

*2.1.1 DICOM 画像フォーマットとは
DICOM は 【 Digital Imaging and COmmunications in
Medicine】の略で，医療用画像フォーマットの共通規格として主流になりつつあります。
パソコン上で使用する画像フォーマットとは異なり，パソコンのディスプレイ上で表現しきれない階調のデータを含んだフォーマットです。

DICOM ファイル入出力については，「4.1 データ入出力」を参照してください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル18

2.1.2 3 次元画像の構築
複数の 2 次元断面画像から 3 次元画像を構築します。（図 2.1.1）（3 次元画像は「ボリューム画像」，「3 次元ボリューム画像」とも言います）
BS-VA では，グラフィックスプロセッサユニット（GPU: Graphics ProcessingUnit）を利用したボリュームレンダリングにより，高速な 3 次元画像表示を可能にしています。

複数の 2 次元断層画像（MRI）

3 次元画像図 2.1.1 3 次元画像の構築

3 次元画像表示については「4.10 ボリュームレンダリング」
を参照してください。
2.1.3 部位抽出（セグメンテーション）
BS-VA での部位抽出（セグメンテーション）は，「対話型セグメンテーション」，「領域拡張法」，「ヒストグラムベース」による方式をサポートしています（図2.1.2）。
セグメンテーションにより抽出した領域で 3 次元形状モデルの構成を行うことで，さらなるデータ活用の可能性を広げます。

図 2.1.2 BS-VA のセグメンテーション

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
19

2.1.4 3 次元画像の計測
BS-VA では，3 次元画像の長さや角度，面積，体積を対話的な操作で計測することができます。
（図 2.1.3）

図 2.1.3 3 次元画像の計測

2.1.5 3 次元形状の再構成と操作
3 次元画像のデータを元に，3 次元形状モデルを再構成します。
（図 2.1.4）
また，生成した 3 次元形状モデルに対して，「穴埋め」，「面貼り」，「面の向きの修正」と言った編集を行うこともできます。（図 2.1.5）

図 2.1.4 3 次元形状モデルの再構成

図 2.1.5 3 次元形状モデルの編集

2.1.6 3 次元画像データ，形状データの出力
BS-VA で作成した 3 次元画像，3 次元形状モデルをファイルへ出力することができます。また，DICOM 画像フォーマットでの出力や，STL，DXF，VRML 等のポリゴンフォーマットでの出力にも対応しています。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
20

BS-VA の主な機能と構成は，以下の通りです。（図 2.1.6）

DICOM・原画像（2 次元，
3 次元画像データ）

BS Volume Analyzer
画像処理
ノイズ除去，平滑化，クリッピング
3 次元形状再構成
等値面生成，データ編集，
データ削減
ツール
画像表示

切断面修正，

等値面表示，切断面表示，

領域拡張法

ボリュームレンダリング，
ヒストグラム表示

形状データ／3 次元画像
図 2.1.6 BS Volume Analyzer 主な機能と構成

BS Volume Analyzer 操作マニュアル21

2.2 BS-VA の利用ケース
BS-VA により作成された 3 次元形状モデルは，医療に関するいろいろな場面で活用できます。内臓や血管などの形状モデルは，術前計画支援，手術シミュレーション，医療教育，患者の治療・解析，バーチャル・リアリティ等，様々な場面で利用できます。
また，光造形装置や 3D プリンタを用いて実体モデルの作成も可能です。
（図 2.2.1，
図 2.2.2，図 2.2.3）

図 2.2.1 光造形装置によるラピッドプロトタイピング※協力：岩手県工業技術センター

図 2.2.2 3D プリンタ装置によるラピッドプロトタイピング（頭部モデル）

図 2.2.3 3D プリンタ装置によるラピッドプロトタイピング（膝モデル，土器モデル）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
22第3章
BS-VA の画面構成

BS Volume Analyzer 操作マニュアル23

3.1 画面構成
BS Volume Analyzer の画面構成の概要を説明します。
3.1.1 起動画面①②③

図 3.1.1 起動画面

No.

項

目

参

①

メインメニュー

3.2 メニュー構成

②

ツールバー

3.1.2 ツールバー③

Slice View

4.18 断面表示（断面表示）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル24

照3.1.2 ツールバー

図 3.1.2 ツールバー
アイコン

機

能

参

照

ボリュームデータ読込

4.1 データ入出力

ボリュームデータ保存

4.1 データ入出力

クリッピング

4.2 クリッピング

領域拡張法

4.3 領域拡張法

3 次元矩形塗りつぶし

4.5 3 次元矩形塗りつぶし

等値面生成

4.12 等値面

ボリュームレンダリン

4.10 ボリュームレンダリング

グ
ポイントベースボリューム 4.11 ポイントベースボリュームレンダ
レンダリングリング

インデックスイメージ

4.13 インデックスイメージ

3 次元断面表示

4.14 3 次元断面表示

カメラ

4.15 カメラ

環境設定

6.1 環境設定

ヒストグラム4.17 ヒストグラム

計測結果管理4.21 計測機能

画面キャプチャ4.23 画面キャプチャ機能

BS Volume Analyzer 操作マニュアル25

3.2 メニュー構成
BS Volume Analyzer のメニューの概要を説明します。
3.2.1 File
データ入出力とアプリケーションの終了のメニューが含まれています。

①②
図 3.2.1 File メニュー1③

図 3.2.2 File メニュー2

No.

項

①

データ入力

②

Exit

目

参
4.1 データ入出力（アプリケーションの終了）③

4.1 データ入出力

データ出力

BS Volume Analyzer 操作マニュアル26

照3.2.2 Edit
ボリュームデータを編集するためのメニューが含まれています。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
図 3.2.3 Edit メニュー
No.

①

項

⑩

目

参

照

4.2 クリッピング

Clipping（クリッピング）②

4.3 領域拡張法

Region Growing（領域拡張法）③

4.4 3 次元画像処理フィルタ

Image Filter（3 次元画像フィルタ）④4.5 3 次元矩形塗りつぶし

Voxel Paint（3 次元矩形塗りつぶし）⑤

4.6 3 次元画像線形補間

Iso-Volume（3 次元画像線形補間）⑥

4.7 3 次元プリミティブ（球，円筒，直方Volume Carving（3 次元プリミティブ抽出） 体）抽出⑦

4.8

Volume Segment

3 次元任意形状切り抜き（任意形状抽出）⑧4.9 スライス方向反転

Reverse X（３次元画像の左右反転）⑨

4.9 スライス方向反転

Reverse Y（３次元画像の前後反転）⑩

4.9 スライス方向反転

Reverse Z（３次元画像の上下反転）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル27

3.2.3 Tools
ボリュームレンダリング，等値面生成，メッシュ編集，カメラ設定，ファイル情報閲覧，環境設定などのメニューが含まれています。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
図 3.2.4 Tools メニュー

No.

①

項

目

参

照

4.10 ボリュームレンダリング

Volume Rendering（ボリュームレンダリング）②

4.12 等値面

Iso-Surface（等値面生成）③

Point-Based

4.11 ポイントベースボリュームレンダリ

Volume Rendering

ング（ポイントベースボリュー
ムレンダリング）④

4.13 インデックスイメージ

Index Image（インデックスイメージ）⑤

4.14 3 次元断面表示

Cross Section（3 次元断面表示）⑥

4.15 カメラ

Camera（カメラ）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
28

No.

⑦

項

目

参

Rebuild（DICOM データベースの再構築）⑧

4.16 ファイル情報

File Information（ファイル情報）⑨

6.1 環境設定

Preference（環境設定）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル29

照3.2.4 Mesh Editing
アクティブな WorkForm に，メッシュデータが含まれている場合に表示されます。
機能の詳細は第 5 章「メッシュ編集機能」の項を参照してください。

図 3.2.5 Mesh Editing メニュー

BS Volume Analyzer 操作マニュアル30

3.2.5 Window
特殊なウィンドウの表示メニューと，アクティブなウィンドウを切り替えるメニ
ューが含まれています。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

図 3.2.6 Window メニュー

No.

①

項

目

参

照

4.17 ヒストグラム

Histogram（ヒストグラム）②

4.18 断面表示

Slice View
（断面表示）③

4.20 DICOM 管理ツール

DICOM Manager（DICOM 管理ツール）④

4.21 計測機能

Measure Manager（計測結果管理）⑤

Window W/L

4.22 WindowW/L⑥

SliceView の右上固定⑦

アクティブウィンドウ切り替えBS Volume Analyzer 操作マニュアル31

3.2.6 Help
BS-VA のバージョン情報、マウス操作ガイドのメニューが含まれています。

①②
図 3.2.7 Help メニュー

No.

①

項

目

説

明

About

バージョン情報を表示するウィンドウを表BS Volume Analyzer

示します（バージョン情報）②

Mouse Operation Guide

ワークフォーム上でのマウス操作方法を表（マウス操作ガイド）

示します○マウス操作ガイドの表示例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル32

3.3 WorkForm
WorkForm は，3 次元画像データやポリゴンデータを読み込むことで表示されるウィンドウのことです。データごとに各ウィンドウが作成されます。データ入力の詳細
は，第 4 章「機能詳細」の「データ入出力」の項を参照してください。
3.3.1 機能概要
WorkForm には，ボリュームデータの 3 次元表示，ボリュームデータの断面表示，
ポリゴンデータの表示などの機能が含まれています。
3.3.2 画面説明

①
②

③

⑦

⑧
⑨
⑩
④

⑤

⑪
⑫

⑥
図 3.3.1 Division モードの WorkForm

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
33

⑮

⑬

⑮

⑭
⑯

⑱

⑰

図 3.3.2 WorkForm の断面表示部分⑲⑳

図 3.3.3 WorkForm の 3 次元表示部分⑲

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
34

No.

項

目

説 明

①

タイトルバー

データファイル名を表示します

②

XY 断面

ボリュームデータの XY 断面を表示します

③

YZ 断面

ボリュームデータの YZ 断面を表示します

④

XZ 断面

ボリュームデータの XZ 断面を表示します

⑤

3D 表示

ボリュームやポリゴンを表示します⑥

ステータスバー

メッシュ編集機能，計測のモード，ボリュームデー
タの有無，ポリゴンデータの有無を表示します⑦

ポリゴン表示切り替

ポリゴン関連の表示・非表示を切り替えますえ⑧

ボリューム表示切り

ボリュームの表示・非表示を切り替えます替え⑨

3 次元断面表示

3 次元表示部分の断面表示・非表示を切り替えます⑩

WorkForm 表示モーWorkForm の表示モードを切り替えます

ド切り替え

詳細は，3.3.3「操作方法」の「WorkForm 表示モード切り替えをする」の項を参照してください⑪

クリッピングプレー

3 次元表示部で任意断面表示を行うクリッピングプ

ン表示切り替え

レーンの表示・非表示を切り替えます
詳細は，3.3.3「操作方法」の「クリッピングプレー
ンの操作」の項を参照してください⑫

情報表示切り替え

断面上の座標（Pos），輝度値（Lv），WindowW/L 値の表示・非表示を切り替えます（輝度値の括弧“（）”内はリスケール*3.3.1 前の数値です）
WindowW/L が無効になっている場合，ウィンドウレベルは表示されません
WindowW/L に関する詳細は，第 4 章「機能詳細」の「WindowW/L」の項を参照してください

⑬

断面表示部

断面画像を表示します⑭

水平スクロールバー

断面画像の表示位置を水平方向に動かします⑮

垂直スクロールバー

断面画像の表示位置を垂直方向に動かします⑯

サイズ変更ボタン

断面画像の拡大率を変更します⑰

スライス位置

断面表示のスライス位置を変更します

トラックバー⑱

スライス位置

断面表示のスライス位置を変更します

アップダウン
BS Volume Analyzer 操作マニュアル
35

No.

項

目

説 明

⑲

3 次元表示部

ボリュームやポリゴンを表示します⑳

ガイド

3 次元表示の向きの指標
A ： Anterior（前面）

P ： Posterior（背面）

H： Head（頭）F ： Feet（足）R ： Right（右）L ： Left（左）*３.３.1 リスケール
輝度値は，DICOM 画像に含まれる「リスケール傾斜」「リスケー
ル切片」の 2 つの情報によって，補正された値が表示されます。
リスケールの補正を行う事で，断面画像を最適なコントラストで表示することが可能になります。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル36

3.3.3 操作方法
○ ポリゴン表示切り替えをする
アイコンをクリックすることで，表示が切り替わります。
アイコン

機

能

説 明

Vertex頂点の表示・非表示を切り替えます（頂点表示切り替え）
Edge

エッジの表示・非表示を切り替えます（エッジ表示切り替
え）FlatFace

ポリゴンの形状をそのまま表示します（フラットポリゴン表
示）
SmoothFace

ポリゴンの形状をなめらかに表示します（スムースポリゴン表
示）
Normal

法線の表示表示・非表示を切り替えます（法線表示切り替え）
OpenEdge

開放エッジの表示・非表示を切り替えます（開放エッジ表示切り替え）○ ボリューム表示切り替えをする
アイコンをクリックすることで，表示・非表示が切り替わります。
カラーテーブルの変更などの詳細は，第 4 章「機能詳細」の｢ボリュームレン
ダリング｣，「インデックスイメージ」の項を参照してください。
アイコン

機

能

説 明

Volume

ボリュームの表示・非表示を切り替えます（ボリューム表示切り替え）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル37

○ 3 次元断面表示切り替えをする
アイコンをクリックすることで，表示・非表示が切り替わります。
表示する断面位置の変更の詳細は，第 4 章「機能詳細」の「3 次元断面表示」の項を参照してください。
アイコン

機

能

説 明
3 次元断面の表示・非表示を切り替えます

Cross Sections（3 次元断面表示切り替え）○ WorkForm 表示モード切り替えをする
アイコンをクリックすることで，表示モードが切り替わります。
アイコン

機

能

説 明
WorkForm を 4 分割し，3 断面と 3 次元画

Division

像を表示します3D

3 次元画像のみを表示します

XY

XY 断面のみを表示します

YZ

YZ 断面のみを表示します

XZ

XZ 断面のみを表示します○ クリッピングプレーン表示切り替えをする
アイコンをクリックすることで，表示・非表示が切り替わります。
アイコン

機

能

説 明

Clipping Plane

クリッピングプレーンの表示・非表示を切（クリッピングプレー

り替えます

ン表示切り替え）○ 情報表示切り替えをする
アイコンをクリックすることで，表示・非表示が切り替わります。
アイコン

機

能

説 明

WorkForm Info

Pos，Lv，WW/WC の表示・非表示を切り（情報表示切り替え）替えます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル38

○ 断面表示部分の操作－断面画像表示位置を変更する
水平スクロールバーと垂直スクロールバーで行います。また，断面画像上で［Shift］キー＋マウス右ドラッグしても，同様に変更できます。
－断面画像の拡大率を変更する
サイズ変更ボタンで行います。
－断面表示のスライス位置を変更する
スライス位置トラックバー，またはスライス位置アップダウンで行います。
－WindowW/L を変更する
断面画像上を右ドラックすることで行います。詳しくは「4.21 WindowW/L」の項を参照してください。
○ 3 次元表示部分の基本操作－ボリューム，またはポリゴンを回転させる
3 次元表示部をドラッグすることで行います。
－ズームイン・ズームアウトを行う
3 次元表示部を右ドラッグすることで行います。マウスカーソルを画面上方へ移動させるとズームイン，下方へ移動させるとズームアウトします。
－カメラを左右・上下に移動させる
カメラの左右・上下移動は，“ｚ”キーを押しながら，3 次元表示部をドラッグすることで行います。

○ クリッピングプレーンの操作－クリッピングプレーンを回転させる
3 次元表示部で［Ctrl］キー＋左ドラッグすることで原点を中心とした回転を行います。
－クリッピングプレーンを移動させる
3 次元表示部を［Ctrl］キー＋右ドラッグすることで法線方向へ移動を行います。
3.3.4 環境設定
WorkForm の設定は，第 6 章「各種設定」の「WorkForm Initialize」の項を参照
してください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル39

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
40

第4章
機能詳細

BS Volume Analyzer 操作マニュアル41

4.1 データ入出力
入力［File］メニューより，［Open］，［Import］→［Images］→［Files］，［Import］→［Images］→［Directory］，［Import］→［Images］→［3D Images］，［Import］→［Polygon］のいずれかを選択してください。
または，ツールバー（Open）をクリックしてください。

出力［File］メニューより，［Save］，［Export］→［Images］→［Files］，［Export］→［Images］→［3D Images］，［Export］→［Polygon］のいずれかを選択してください。
または，ツールバー（Save）をクリックしてください。

4.1.1 機能概要
○ 入力
画像データを読み込みます。
［Open］では，VDF，VOL 形式のファイルの読み込みを行います。
［Files］，［Directory］では，DICOM，RAW，BMP，JPEG，TIFF 形式の読み込みを行います。
［3D Images］では，Analyze7.5，Visualization Toolkit，CarlZeiss，3DView
形式のファイル，およびその他の 3 次元画像ファイルの読込を行います。
［Polygon］では，STL 形式，及び PLY 形式の読み込みを行います。
PLY 形式に関しては以下の URL を参照してください。
http://www.cc.gatech.edu/projects/large_models/ply.html○ 出力［Save］では，VDF 形式，VIF/VOL 形式，VOL compress でファイル保存を行います。VOL compress は VOL をランレングス圧縮で保存し、VIF/VOL
ファイル入力と同様に読み込みが可能です。特に、閾値の少ない２値化画像などに対して、大幅な容量の減少が期待できます。
［Images］→［Files］では，DICOM および RAW 形式の保存を行います。
［Images］→［3D Images］では，Analyze7.5 形式，FLD 形式および 3DView
形式で保存を行います。
［Polygon］では，STL，MGF，DXF，VRML，SMF，NPTS 形式の保存を行います。なお，DICOM 形式で保存したファイルは，DICOM 管理ツールに登録できません。
BS Volume Analyzer 操作マニュアル
42

4.1.2 画面説明
○ 入力
［Open］，［Files］，［3D Images］，［Polygon］選択時のフォームです。

①

③
④

②
図 4.1.1 ファイル選択フォーム
No.

項

目

説

明

①

ファイルリストファイルの一覧を表示します②

ファイルの種類

拡張子による絞込みを行います③

開く

選択したファイルを開きます

④

キャンセル

ファイルの読み込みを中止します［3D Images］では，ファイルの種類で［All Files］を選択すると，任意の形式の 3 次元画像を読み込めます。

①
②

④

③

⑤
図 4.1.2 3 次元画像形式入力フォーム

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
43

No.

項 目

説

明

①

Skip Header Bytes

画像ファイルの先頭に不要領域がある場合に読み飛（読み飛ばしヘッ

ばすバイト数を指定できます（初期値は 0 です）

ダサイズ指定）②

X，Y，Z 各方向のボクセル数を指定します

Data Size（画像サイズ情報）

③

Pitch

X，Y，Z 各方向のピッチを指定します（ピッチ情報）環境設定フォームの Default Pitch の値が初期値と
なります

④
⑤

Data Type

ボクセル１つのバイト数とデータが符号付きか符号（データ型情報）

なしかを指定しますOK

入力した情報を基に，ファイル読み込みを行います（実行）［Directory］時のフォームです。

①

②

③

図 4.1.3 フォルダ選択フォーム

No.

項

目

説

明

①

フォルダリスト

フォルダ一覧を表示します②

OK

選択したフォルダを開きます

③

キャンセル

中止します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
44

また，［Directory］において，上記フォームでフォルダ選択を行った後に，ファイルリストが表示されます。

①

②

③

④

図 4.1.4 ファイル選択フォーム

No.

項

目

説

①

ファイルリストファイル一覧を表示します②

フォーマット形式

読み込むファイルのフォーマット形式を指定します

③

Open

選択したファイルを開きます④

Cancel

中止します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル45

明Raw ファイル入力時には，画像情報を入力するためのフォームが表示されます。

①

②

③

④

⑤

図 4.1.5 RAW ファイル情報入力フォーム
No.

①

項 目

説

明

Data Size

X, Y 方向のボクセル数を指定します（データサイズ）（Z 方向は，読み込むファイル数から判断されるため，入力の必要がありません）

②

Pitch

X, Y, Z 各方向のピッチを指定します（ピッチ情報）環境設定フォームの Default Pitch の値が初期値とな
ります③

Data Type

ファイルのデータ型を指定します（データ型）④

OK

入力した情報を基に，ファイル読み込みを実行します

（実行）

⑤

Cancel

フォームを閉じ，ファイル読み込みを中断します（キャンセル）BS Volume Analyzer 操作マニュアル
46

STL ファイル入力時には，画像情報を入力するためのフォームが表示されます。

①

②

③

図 4.1.6 スケール情報入力フォーム
No.

①

項 目

説

明

Polygon Scale

縦方向，横方向，高さ方向のスケール情報を指定します（スケール情報）

環境設定フォームの Default Polygon Scale の値が初期値となります②

OK

入力した情報を用いて，ファイル読み込みを実行します③

Cancel

フォームを閉じ，ファイル読み込みを中断します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
47

○ 出力
ファイル出力時のフォームです。

①
②

③
④
図 4.1.7 ファイル保存フォーム
No.

項

目

説

明

①

ファイルリストファイルの一覧を表示します②

ファイルの種類

拡張子による絞込みを行い，保存形式を指定します③

保存

指定したファイル名で保存します

④

キャンセル

ファイルの保存を中止します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル48

DICOM ファイルとして保存を実行すると，DICOM 情報を入力するためのフォームが表示されます。Modality 以外は，登録済みの情報が初期値として入力され
ます。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑮

⑫
⑬
⑭
⑯

図 4.1.8 DICOM 情報入力フォーム
No.

①

項

目

説

Modality

明

モダリティ情報を入力します（モダリティ）②

Row

データの縦幅が自動で入力されます（縦）③Column

データの横幅が自動で入力されます（横）④

DICOM 画像一枚の厚さを入力します

Slice Thickness（スライス薄さ）⑤

Spacing Between Slice

スライス間の幅を入力します（スライス幅）⑥

Pixel Spacing（X）

画素の縦幅を入力します

縦のピクセル幅⑦

Pixel Spacing（Y）

画素の横幅を入力します（横のピクセル幅）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
49

No.

項

⑧

Pixel Padding

目

説

明

画素パディング値を入力します（画素パディング値）⑨

Samples per Pixel

サンプル数を入力します（画素あたりサンプル）⑩

Photometric Interpretation

輝度値の反転の有無を選択します（光度測定解釈）⑪

Data Type

データ型を選択します（データ型）⑫

Windows Center

ウィンドウレベルを入力します（ウィンドウレベル）⑬

Windows Width

ウィンドウ幅を入力します（ウィンドウ幅）⑭

Rescale Intercept

リスケール切片を入力します（リスケール切片）⑮

Save

入力した値で，保存を実行します⑯

Cancel

フォームを閉じ，保存を中断します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル50

4.2 クリッピング［Edit］メニューより，［Clipping］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.2.1 機能概要
ボリュームデータの一部を切り取ります。
○ 処理結果例
頭部画像を切り取ります。ボリュームレンダリングで可視化し，結果を明確に表示します。

図 4.2.1 クリッピングの例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル51

4.2.2 画面説明
○コントロールフォーム

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑪

」

⑬

⑭

⑮

⑫

図 4.2.2 クリッピング領域の指定と実行
No.

項

①

X 軸トラックバー

X 軸のクリップ範囲を表示します②

X 軸クリップ上限

X 軸クリップ範囲の上限を示します③

X 軸クリップ下限

X 軸クリップ範囲の下限を示します④

Y 軸トラックバー

Y 軸のクリップ範囲を表示します⑤

Y 軸クリップ上限

Y 軸クリップ範囲の上限を示します⑥

Y 軸クリップ下限

Y 軸クリップ範囲の下限を示します⑦

Z 軸トラックバー

Z 軸のクリップ範囲を表示します⑧

Z 軸クリップ上限

Z 軸クリップ範囲の上限を示します⑨

Z 軸クリップ下限

Z 軸クリップ範囲の下限を示します⑩

Move to Center

クリップ実行後，画像を中心に移動させるかど（画像位置合わせ）うかを選択します

Undo

実行した処理を一つ前の状態に戻します

⑪

目

説 明

（アンドゥ）⑫

Executeクリッピングを実行します

（実行）

⑬

X 軸クリップ後サイズ

X 軸のクリップ後のボクセル数を表示します⑭

Y 軸クリップ後サイズ

Y 軸のクリップ後のボクセル数を表示します⑮

Z 軸クリップ後サイズ

Z 軸のクリップ後のボクセル数を表示します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル52

クリッピングフォーム表示時は，WorkForm に，クリップ範囲を示す赤線を表示します。

図 4.2.3 クリップ範囲表示
4.2.3 操作方法
○ X，Y，Z 軸のクリップ範囲を決定します
以下のいずれかの方法で，クリップ範囲を選択できます
・X，Y，Z 軸トラックバーのつまみを動かす・テキストボックスに数値を入力する・ボックス内のアップダウン（上下矢印）をクリックする○［Execute］ボタンを押します
1. クリッピングが実行されます
2. ［Move to Center］のチェックが On の場合，クリッピング処理後のオブジェクトが中央に移動します。
○ 実行結果をひとつ前の状態に戻す
塗りつぶし処理を実行した後は，［Undo］ボタンが有効になります。
［Undo］ボタンを押すと，ひとつ前の状態に戻すことができます。*4.2.1*4.2.1 アンドゥ機能について
クリッピング処理のアンドゥ機能は，クリッピングフォームを閉じると無効になり，処理直前の状態に戻すことができなくなります。
このフォームは，WorkForm を切り替えた場合にも自動的に閉じますのでご注意下さい。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル53

4.3 領域拡張法［Edit］メニューより［Region Growing］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.3.1 機能概要
領域拡張法を行います。2D 用の領域拡張，3D 用の領域拡張が選択できます。
SEED 点が複数選択できます。
また、ダイアログの右下をマウス左ドラッグすると、拡大表示が可能です。
4.3.2 画面説明
○コントロールフォーム

⑧

⑦

①

⑨
⑪

⑫
⑬

⑭
⑮

⑰
⑱

⑯

② ③

④

㉑
㉓

⑤

⑲
⑳

㉒
㉔
㉖

㉕

⑥

⑩

㉗

図 4.3.1 領域拡張法フォームのパラメータ説明

No.

項 目

説

明

①

画像

処理対象画像表示です

②

縮小ボタン

①で表示する画像を縮小します

③

拡大ボタン

①で表示する画像を拡大します④

ス ラ イ ス 番 号 指 定 スラ

①で表示する画像のスライスを指定します

イドバー

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
54

No.

項 目

説

明

⑤

スライス番号①で表示する画像のスライス番号です⑥

Fit to Screen

チェックが On の場合，スクリーンに画像全体（全面表示）

を表示します⑦

処理方法

処理方法（2D，3D）を指定します⑧

Seed List

SEED 点のリスト表示です（SEED 点リスト）⑨

DeleteSEED 点リストで選択した点を削除します（SEED 削除）⑩

Delete All

SEED 点すべてを削除します（SEED リスト削除）⑪

Interactive G/L Setting

グローバル／ローカルパラメータの自動／手動（ グ ロ ー バ ル ／ ロ ーカ

設定を切り替えます

ル パ ラ メ ー タ 自 動 ／手動設定）⑫

グローバルパラメータ

グローバルパラメータを指定します⑬

ローカルパラメータ

ローカルパラメータを指定します⑭

Restricted region

2D-Multi のみ使用します（範囲限定）

範囲限定の処理を追加します

Limits to Z-Axis

2D-Multi のみ使用します（ 対 象 ス ラ イ ス 範 囲設処理を実行するスライスの範囲の指定を可能に

定）

します

対 象 ス ラ イ ス 範 囲 指定

2D-Multi のみ使用します

スライドバー

処理を実行するスライスの範囲を指定します

対象スライス範囲・最大

2D-Multi のみ使用します

値

処理を実行するスライスの最大値を指定します

対象スライス範囲・最小

2D-Multi のみ使用します

値

処理を実行するスライスの最小値を指定します

Execute

領域拡張法を実行します

⑮

⑯
⑰
⑱
⑲

（実行）

⑳

Reset

実行結果を取り消します（リセット）㉑

Inside拡張領域内の塗りつぶしを行うか選択します（ 拡 張 領 域 内 の 塗 りつ

Not Change：塗りつぶしを行わない

ぶし設定）

Select Value：塗りつぶしを行う

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
55

No.

項 目

㉒

拡 張 領 域 内 の 塗 り つぶ

Inside が SelectValue の時，塗りつぶしの値をしパラメータ

指定します。初期値はスライスの最大値です

Outside拡張領域外の塗りつぶしを行うか選択します（ 拡 張 領 域 外 の 塗 りつ

Not Change：塗りつぶしを行わない

ぶし設定）

SelectValue：塗りつぶしを行う

拡 張 領 域 外 の 塗 り つぶ

OutSide が SelectValue の時，塗りつぶしの値

しパラメータを指定します。初期値はスライスの最小値です

Window W/L

スライス画像に対するウィンドウレベル設定の（ウィンドウレベル）

有効・無効を切り替えます㉖

OK

結果をデータに適用してフォームを閉じます㉗

Cancel

結果を破棄してフォームを閉じます

㉓

㉔
㉕

説

BS Volume Analyzer 操作マニュアル56

明4.3.3 操作方法
○ 画像の大きさを変更する②および③でサイズを指定します。①の表示範囲を超えるサイズは，①にスク
ロールバーを表示します。
○ 画像を全面に表示する⑥のチェックボックスを On にします。
○ 表示するスライス面を変更する④のスライドバーを移動します。左側が 1，右側がスライス番号の最大値です。
または，⑤の値に番号を入力します。
○ SEED 点を追加する①内で，SEED 点にしたい箇所をクリックします。
追加した SEED 点は，⑧に表示されます。
領域拡張法実行時は，⑧のリストを使用します。
処理から外す点は，⑧のチェックボックスからチェックを Off にしてください。
○ 処理方法を決定する⑦で指定できます。2D，2D-Multi，3D があります。
2D-Multi では，⑭，⑮のチェックボックスが有効になります。
○ 範囲限定を使用する（2D-Multi のみ）⑭にチェックを On にすると，実行時に範囲限定をした領域拡張法を行います。
○ グローバル／ローカルパラメータを設定する⑪にチェックを On にします。
⑫，⑬の操作が可能になります。
スクロールバーを移動して，値を設定します。
⑪のチェックが Off の場合，自動で値を設定します。
○ Z 軸範囲を決定する（2D-Multi のみ）⑮にチェックを On にします。
⑯，⑰，⑱の操作が可能になります。
スライドバーを移動して，範囲を設定します。
⑮のチェックが Off の場合，全てのスライスが実行対象です。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル57

○ 領域拡張法を実行する
ボタン⑲を押します。
○ 領域の決定後，拡張領域内(Inside)のみを抽出する
1.

あらかじめボタン⑲で領域拡張法を実行しておきます2.

Inside で Not Change を選択します3.

Outside で Select Value を選択します（この時，Outside の数値は画素の最小値が入力されています）

4.

ボタン㉕を押すと，「データを更新して終了します。よろしいですか？」とメッセージが表示されるので，「はい」を選択します。これにより，3次元画像データが更新され，Inside のみが抽出されます○ 領域の決定後，拡張領域内(Inside)と拡張領域外(Outside)の 2 値化を行う
1.

あらかじめボタン⑲で領域拡張法を実行しておきます2.

Inside で Select Value を選択します（この時，Inside の数値は画素の最大値が入力されています）

3.

Outside で Select Value を選択します（この時，Outside の数値は画素の最小値が入力されています）

4.

ボタン㉕を押すと，「データを更新して終了します。よろしいですか？」とメッセージが表示されるので，「はい」を選択します。これにより，3次元画像データが更新され，2 値化されます○ 領域の決定後，拡張領域外(Outside)のみ塗りつぶしを行う
1.

あらかじめボタン⑲で領域拡張法を実行しておきます2.

Inside で Select Value を選択し，更に右側の数値を Outside の数値と同じ値に変更します3.

Outside で Not Change を選択します4.

ボタン㉕を押すと，「データを更新して終了します。よろしいですか？」とメッセージが表示されるので，「はい」を選択します。これにより，3次元画像データが更新され ，Outside のみが黒で塗りつぶさ れます（Inside のみ抽出と同じ結果になります）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル58

○ 処理結果の例

図 4.3.3 実行結果例

4.3.4 環境設定
第 6 章「環境設定」の「Region Growing」の項を参照してください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
59

4.4

3 次元画像処理フィルタ
3 次元画像処理フィルタは，ボリュームデータを持たない WorkForm では利用できません。
［Edit］メニューより［Image Filter］を選択してください。
4.4.1 機能概要
ボリュームデータに対して，スムージング，簡易ノイズ除去，2 値化，濃淡反転，エッジ抽出，膨張・収縮，距離変換及びユーザー定義フィルタの処理が行えます。膨張・収縮はグレースケール画像および 2 値画像，距離変換は(0, 255)の 2
値画像に対応しています。
○ 処理結果例
処理前の画像（図 4.4.1）と濃淡反転後の画像（図 4.4.2）を示します。

図 4.4.1 処理前

図 4.4.2 濃淡反転後
BS Volume Analyzer 操作マニュアル60

4.4.2 画面説明

⑲

⑤

①
①

⑥

⑦
⑧
⑨
⑪
⑬

⑩
⑫
⑭

⑮
⑯
②

⑰

④

③

図 4.4.3 Image Filter フォーム*4.4.1

⑱
ゅ
う
ろ
く

⑳

図 4.4.4 Image Filter フォーム（平滑化）*4.4.1 Image Filter フォームの画面構成
Image Filter フォームは，選択中の画像処理フィルタにあわせて，表示されるコントロールが変更されます。例えば，図 4.4.3 の⑤～⑦は，［Binarize]が選択されているときにのみ表示されます。
ま た ， 図 4.4.4 の ⑳ は ， [Noise Deletion], [Smoothing],[Dilation/Erosion], [Standard Diviation]など周辺画素を走査するフィルタが選択されているときにのみ表示されます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル61

㉑

図 4.4.5 Image Filter フォーム（エッジ抽出）

㉒
㉓

膨張

収縮

図 4.4.6 Image Filter フォーム（グレースケール画像の膨張・収縮）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル62

㉔

図 4.4.7 Image Filter フォーム（勾配）㉕

図 4.4.8 Image Filter フォーム（標準偏差）

No.

項

目

説 明

①

断面表示

断面画像を表示します②

Image Size Adjustment①に表示する画像の倍率を調整します（描画サイズ変更）③

スライス位置表示する断面のスライス位置を設定します（トラックバー）④

スライス位置表示する断面のスライス位置を設定します（アップダウン）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
63

No.

項

⑤

Select Filter

目

説 明
画像処理フィルタを選択します（フィルタ選択）⑥

Preview

2 値化の処理結果をあらかじめ①で確認で（プレビューチェックボッ

きるようにしますクス）⑦

2 値化の閾値を設定します

Threshold（閾値アップダウン）⑧

閾値トラックバー

2 値化の閾値を設定します⑨

Min

2 値化の最小値（黒値）を指定します（最小値トラックバー）⑩

2 値化の最小値（黒値）を指定しますMin（最小値アップダウン）⑪

2 値化の最大値（白値）を指定しますMax（最大値トラックバー）⑫

2 値化の最大値（白値）を指定しますMax（最大値アップダウン）⑬

Apply ボタン

選択中の画像処理フィルタを実行します⑭

Reset ボタン

プレビュー画像をフィルタ前の初期状態に
戻します

⑮
⑯

Select Plane Type

表示する断面を XY，YZ，XZ から選択しま（断面選択）すPreview WindowW/L Mode

WorkForm の WindowW/L 設定を引き継い（描画モードチェックボッ

だ描画を有効にします

クス）⑰

OK ボタン

処理内容を WorkForm に適用して，Image
Filter フォームを閉じます⑱

Cancel ボタン

処理内容を破棄して Image Filter フォーム
を閉じます

⑲

処理内容を破棄して Image Filter フォーム

×ボタンを閉じます（Cancel ボタンと同じです）⑳

Neighbor Type

画像を走査する際の近傍タイプおよび範囲

近傍タイプを選択します近傍タイプは，Rectangle（矩形），Sphere（球）のどちらかを選択できます
範囲は，Voxels（画素），Length（実寸）のBS Volume Analyzer 操作マニュアル
64

No.

項

目

説 明
どちらかを選択できます
詳細は「4.4.3 操作方法」をご覧ください㉑

Sobel / Laplacian

エッジ抽出フィルタの種類を選択します

ラジオボタン㉒

Dilation / Erosion

膨張または収縮フィルタを選択します

ラジオボタン㉓㉔

Iteration Num.

膨張または収縮フィルタの繰り返し回数を繰り返し回数

指定します

Gradient

各画素間の勾配（濃度の差）を求め，ここ勾配の閾値で指定した閾値以上になる画素のみを抽出します
エッジ検出に活用出来ます㉕

Standard Deviation

各画素について Neighbor Type で指定した標準偏差の閾値

近傍の標準偏差を求め，ここで指定した閾
値以上になる画素のみを抽出します
エッジ検出に活用出来ます4.4.3 操作方法
○ 簡易ノイズ除去を実行する
1. フィルタ選択で［Simple Noise Deletion］を選択する
2. Apply ボタンをクリックする○ 平滑化を実行する
1. フィルタ選択で［Smoothing］を選択する
2. Apply ボタンをクリックする○ 2 値化を実行する
1. フィルタ選択で［Binarize］を選択する
2. 閾値トラックバー，閾値アップダウンを使い，閾値を設定する
3. Apply ボタンをクリックするか、プレビュー表示中に OK ボタンを押す○ 距離変換*4.4.2 を実行する
1.

［Binarize］フィルタで抽出したい表面の２値化を(0,255)で行う

2.

フィルタ選択で［Distance Transformation］を選択する

3. Apply ボタンをクリックする

BS Volume Analyzer 操作マニュアル65

*4.4.2 距離変換について
２値画像に対して，３次元ユークリッド距離変換を行うフィルタです。画像の黒を背景として，白に到達するまでの最短経路を 0～255 の濃度で表します。255 に近いほど白くなります。
例えば，血管（冠動脈，肝静脈等）に造影剤を入れた CT 画像に対し，血管到達への最短経路を求めるといった応用が可能です。

図 4.4.9 距離変換の実行例（冠動脈・左心室の形状抽出）○ 濃淡反転を実行する
1. フィルタ選択で［Reversing B/W］を選択する
2. Apply ボタンをクリックする○ エッジ抽出を実行する
1. フィルタ選択で［Edge Extraction］を選択する
2. ［Sobel］または［Laplacian］を選択する
3. Apply ボタンをクリックする○ 膨張・収縮を実行する
1. フィルタ選択で［Dilation/Erosion］を選択する
2. ［Dilation］または［Erosion］を選択し，繰り返し回数を指定する
3. Apply ボタンをクリックする○ 描画サイズを変更する
－ボタンをクリックで画像が縮小されます＋ボタンをクリックすると画像が拡大されます○ 断面を変更する

断面の方向を変更する場合は，［XY］，［YZ］，［XZ］の内，表示させたい
ものをクリックします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル66

スライス位置を変更する場合は，スライス位置トラックバー，またはスラ
イス位置アップダウンを操作します○フィルタの近傍タイプを変更する（膨張・収縮，標準偏差のみ）
1. ⑲の Neighbor Type から，Rectangle（矩形） と Sphere（球）のどち
らかを選択します
2. 更に Voxels（画素）と Length（実寸）のどちらかを選択し，近傍の範囲を指定します。Voxels の場合は，右のコンボボックスから 3×3×3，5
×5×5，7×7×7 のいずれかを指定できます。Length の場合は，1～10を指定できます3. Apply ボタンをクリックします○画像処理を終了する


画像処理の結果を適用する場合は，OK ボタンをクリックします

画像処理の結果を適用せずに終了する場合は，×ボタン，または Cancel
ボタンをクリックします*4.4.3 勾配と標準偏差の閾値について
勾配と標準偏差は、いずれもエッジ検出に有効です。
勾配は、注目画素と隣接画素との差分から変化の大きい画素のみを抽出します。画素数 n, 各軸方向の差分を fx,fy,fz とした
時の閾値の計算式を示します。

標準偏差は、注目画素の近傍画素から標準偏差の大きい画素のみを抽出します。画素数 n, 相加平均μとした時の閾値の計算式を示します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
67

4.5

3 次元矩形塗りつぶし［Edit］メニューより，［Voxel Paint］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.5.1 機能概要
3 次元空間上で塗りつぶしたい範囲を指定し，範囲内に含まれるデータの内容を確認しながら，指定した輝度値で塗りつぶしを行います。

図 4.5.1 3 次元矩形塗りつぶし機能

Cube

BS Volume Analyzer 操作マニュアル68

4.5.2 画面説明
○コントロールフォーム

①

⑩

②

⑪

③
④

⑤
⑫

⑥
⑦

⑧
⑨

⑬
⑭
⑮

⑯
⑰

図 4.5.2 指定した 3 次元矩形での塗りつぶし

No.

項

目

①

X 軸トラックバー

説 明
X 軸方向の塗りつぶし範囲（上限，下限）を設定します②

X 軸範囲上限

X 軸方向の塗りつぶし範囲の上限を数値で指定
します③

X 軸範囲下限

X 軸方向の塗りつぶし範囲の下限を数値で指定します④

Y 軸トラックバー

Y 軸方向の塗りつぶし範囲（上限，下限）を設定します⑤

Y 軸範囲上限

Y 軸方向の塗りつぶし範囲の上限を数値で指定します⑥

Y 軸範囲下限Y 軸方向の塗りつぶし範囲の下限を数値で指定
します⑦

Z 軸トラックバー

Z 軸方向の塗りつぶし範囲（上限，下限）を設定します⑧

Z 軸範囲上限

Z 軸方向の塗りつぶし範囲の上限を数値で指定
します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
69

No.

⑨

項

目

Z 軸範囲下限

説 明
Z 軸方向の塗りつぶし範囲の下限を数値で指定
します⑩

塗りつぶし輝度値設定

塗りつぶしを行なう際の輝度値を数値で指定します⑪

塗りつぶし輝度値色

塗りつぶす際の輝度値の色が表示されます⑫

塗りつぶし輝度値選択

塗りつぶしを行なう際の輝度値をトラックバー（トラックバー）

で選択しますPreview

範囲内の内容のプレビュー表示を切り替えます⑬（プレビューチェック
ボックス）

⑭

opacity of 2DTex

指定した矩形範囲の面に表示される，2D テクス（2D テクスチャ不透明 チャの不透明度を設定します
度設定スライドバー）⑮

View inner Volume

指定した範囲内のボリューム画像の表示有無を（ボリューム表示切り

切り替えます替えチェックボック
ス）

⑯

Undo

実行した処理を一つ前の状態に戻します（アンドゥボタン）⑰

Execute

塗りつぶし処理を実行します（実行ボタン）
4.5.3 操作方法
○ 塗りつぶし範囲を指定する①～⑨の X，Y，Z，それぞれの軸のトラックバー，もしくはスライス位置を示す数値を変更して塗りつぶす範囲を指定します。
○ プレビュー画像を表示する⑬のプレビューチェックボックスを On にすると，プレビュー画像が表示されます。プレビューは，2D テクスチャと 3D のボリュームの 2 種類で表示されます。
2D テクスチャは選択した矩形範囲の面上に表示されます。⑭の不透明度スライドバーで，テクスチャの透過具合を調整します*4.5.1。
3D のボリュームは矩形範囲内のボリュームを表示*4.5.2 します。⑮のボリュー
ム表示切り替えチェックボックスで，表示の On/Off を切り替えます。
BS Volume Analyzer 操作マニュアル70

*4.5.1 2D テクスチャの表示設定
2D テクスチャは不透明度の設定だけではなく，WindowW/L の設定内容も反映され表示されます。（図 4.5.3）

図 4.5.3 WindowW/L の設定による 2D テクスチャの表示*4.5.2 プレビュー表示時のボリューム画像
プレビュー表示時に表示される 3D ボリューム画像は，その時に表示処理しているレンダリング方法（ボリュームレンダリング，
ポイントベースボリュームレンダリング，インデックスイメージ等）の設定で表示処理が行なわれます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル71

○ ボリューム画像だけをプレビューする
3D のボリューム画像だけを表示したい場合は，⑭の 2D テクスチャの不透明度トラックバーを左端へ移動すると，2D テクスチャが透明になりボリューム
画像だけが表示されます。*4.5.3 *4.5.4*4.5.3 クリッピングプレーンとの併用はできません
仕様により 3D のボリューム画像のプレビュー表示と，クリッピ
ングプレーンの併用はできませんのでご注意下さい。
クリッピングプレーンの使用中は，矩形範囲内のボリューム画像は表示されません。
（図 4.5.4）

通常のボリューム表示

クリッピングプレーン使用時

図 4.5.4 クリッピングプレーン使用による表示の変化*4.5.4 通常のレンダリングによる表示と重なることがあります
矩形範囲内のボリューム表示と同時に，通常のボリュームレンダリ
ングによる表示も可能です。
矩形範囲内のボリュームだけを表示したい場合は，WorkForm 上のボリューム表示切り替えで通常のボリュームを非表示にして下さい。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル72

○ 塗りつぶしを実行する
1. コントロールフォーム上の⑩で数値を入力，または⑫のトラックバーを使用して輝度値を指定します*4.5.5
2. ⑰の［Execute］ボタンを押して塗りつぶし処理を実行します*4.5.6*4.5.5 WindowW/L と塗りつぶし設定色は連動します⑪に表示される輝度値色と⑫に表示されるグラデーションは，
WindowW/L の設定に連動します。
（図 4.5.5）
2D テクスチャに表示される色と同じ色が表示されますので，塗りつぶす際の輝度値の指標にできます。

図 4.5.5 WindowW/L による塗りつぶし設定色の連動*4.5.6 塗りつぶした輝度値でボリュームが表示されます
輝度最小値，輝度最大値で塗りつぶしを実行すると，矩形範囲内がそれぞれの輝度値でボリューム画像がプレビューされます。
（この時，ボリュームレンダリング等のデフォルトの伝達関数設定でプレビューされます）（図 4.5.6）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル73

輝度最小値で塗りつぶし処理を実行

輝度最大値で塗りつぶし処理を実行
図 4.5.6 塗りつぶし処理結果例○ 実行結果をひとつ前の状態に戻す
塗りつぶし処理を実行した後は，⑯の［Undo］ボタンが有効になります。
［Undo］ボタンを押すと，ひとつ前の状態に戻すことができます。*4.5.7*4.5.7 アンドゥ機能について
3 次元矩形塗りつぶし処理のアンドゥ機能は，3 次元矩形塗りつぶしフォーム（Voxel Paint フォーム）を閉じると無効になり，処理直前の状態に戻すことができなくなります。
このフォームは，WorkForm を切り替えた場合にも自動的に閉じますのでご注意下さい。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
74

4.6

3 次元画像の等方ボリューム化［Edit］メニューより，［Iso-Volume］を選択してください。
4.6.1 機能概要
本機能を用いることで 3 次元画像に対し 3 重線形補間を行い，X，Y，Z，各ボクセルの大きさが同じである等方ボリュームを作成できます。
4.6.2 画面説明
○コントロールフォーム

①

②

③
④
⑤

⑥
⑦

図 4.6. 3 重線形補間による等方ボリューム化
No.

項

目

①

現在ボクセル数表示

説 明
3 次元画像の現在の X，Y，Z 方向のボクセル数
及びピッチ幅を表示します②

結果ボクセル数表示

補間の結果得られる 3 次元画像の X，Y，Z 方向のボクセル数及びピッチ幅を表示します③

X 方向倍率

結果画像の X 方向のボクセル数を現在のボクセル数に対する倍率で設定します④

Y 方向倍率

結果画像の Y 方向のボクセル数を現在のボクセル数に対する倍率で設定します⑤

Z 方向倍率

結果画像の Z 方向のボクセル数を現在のボクセル数に対する倍率で設定します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
75

No.

項

目

説 明

⑥

等方ボクセル化ボタン

等方ボクセルとなる倍率を自動で設定します⑦

補間実行ボタン

3 重線形補間を実行します

4.6.3 操作方法
○ 倍率を指定する③，④，⑤の値を設定します。入力領域の右側の加算ボタン，減算ボタンをクリックすると 0.1 倍刻みで数値が変動します。キーボードから直接入力することも可能です。
※⑥等方ボクセル化ボタンをクリックと，等方ボクセル化する際の倍率を自動計算できます。
○ 補間を実行する⑦を押し，補間処理を開始します。マシンスペック及び倍率によっては処理完了までに数分かかることがあります。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
76

4.7

3 次元プリミティブ（球，円筒，直方体）抽出［Edit］メニューより，［Volume Carving］を選択してください。
4.7.1 機能概要
3 次元画像上で切り取りたい領域を指定し，その領域のみを抽出します（Mode:
inside）。また，その領域以外を抽出します。
（Mode: outside）

図 4.7.1.1 円筒形抽出（Inside）

図 4.7.1.2 円筒形抽出（Outside）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル77

4.7.2 画面説明
○コントロールフォーム

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬

⑭

図 4.7.2.1 抽出領域、抽出タイプの設定と実行
No.

項

目

説

明

①

抽出領域 X 幅

抽出領域の X 方向のサイズを指定します②

抽出領域 Y 幅

抽出領域の Y 方向のサイズを指定します③

抽出領域 Z 幅

抽出領域の Z 方向のサイズを指定します④

抽出領域 X 角

抽出形状の X 軸に対する角度を指定します⑤

抽出領域 Y 角

抽出形状の Y 軸に対する角度を指定します⑥

抽出領域 Z 角

抽出形状の Z 軸に対する角度を指定します⑦

抽出領域 X 位置

抽出領域の X 方向の位置を指定します⑧

抽出領域 Y 位置

抽出領域の Y 方向の位置を指定します⑨

抽出領域 Z 位置

抽出領域の Z 方向の位置を指定します⑩

抽出形状選択抽出を行う形状を選択します⑪

抽出領域選択画像の抽出タイプを選択します
詳細は 4.7.3 操作方法の「抽出タイプを選択する」
を参照してください⑫

センター合わせ抽出実行後，画像を中心に移動させます⑬

アンドゥボタン

実行した処理を一つ前の状態に戻します

⑭

実行ボタン

抽出を実行します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル78

4.7.3 操作方法
○ 抽出領域を決定する抽出領域のサイズを①～③によって決定し，抽出位置を⑦～⑨によって決定します。領域を X，Y，Z 軸に対して傾けたい場合，④～⑥によって角度を設定します。
○ 抽出形状を選択する
抽出形状を⑩の球，円柱，直方体から選択します。円柱を選択した場合 X，Y方向の領域サイズが常に等しくなります。球を選択した場合には X，Y，Z 方向の領域サイズが常に等しくなります。
○ 抽出タイプを選択する
出力する範囲が，指定した範囲内か範囲以外かなどを選べます。
⑪の Inside を選択した場合，指定した範囲内のみが抽出されます。
Outside を選択した場合，指定した範囲を現在の 3 次元画像の最小値で塗りつぶします。
Inside(Keep Size)を選択した場合，画像サイズを変更せずに指定した範囲内を抽出します。
Inside(Change Coordinate System)を選択した場合，選択領域のみが含まれるように傾けたボリューム画像を生成します。この時、Pitch に入力した数値
で等方ボクセル化（X，Y，Z ピッチを同じ数値で統一）を行います。Pitchの初期値は，元画像の X，Y，Z ピッチ幅のうち最小の値がセットされます。
○ 実行結果をひとつ前の状態に戻す
塗りつぶし処理を実行した後は，⑬の［Undo］ボタンが有効になります。
［Undo］ボタンを押すと，ひとつ前の状態に戻すことができます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル79

4.8 3 次元任意形状切り抜き［Edit］メニューより，［Volume Segment］を選択します。
4.8.1 機能概要
スクリーン上で指定した形状で，3 次元画像の一部を切り抜きます（領域消去）。

図 4.8.1.1 消去領域選択

図 4.8.1.2 領域消去後の 3 次元画像

4.8.2 画面説明
○コントロールフォーム

①
②

⑥

⑦
⑪

③
④
⑤
⑧
⑨
⑩
図 4.8.2 任意形状による領域指定と切り抜き

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
80

No.

項 目

説

明

①

長方形

消去する領域を長方形で指定します②

楕円

消去する領域を楕円で指定します③

多角形

消去する領域を多角形で指定します④

曲線

消去する領域を曲線で指定します。曲線で囲まれた領域が消去対象となります⑤

フリーハンド消去する領域をフリーハンドで指定します⑥

内部消去モード

指定した領域の内部を消去します⑦

外部消去モード

指定した領域の外部を消去します⑧

領域クリアボタン

領域の指定を取り消します⑨

アンドゥボタン

消去作業を取り消します⑩

消去実行ボタン

消去作業を実行します⑪

表示領域の指定

領域消去の対象範囲を XYZ 方向で指定します。ここで非表示にした領域は消去の対象外となります

4.8.3 操作方法
○ 消去領域を指定する
1.

消去領域の形状を①～⑤から選択します。選択後、消去領域の指定モードになり，以下の領域指定が可能になります。

2.

三次元ビュー上のどこかを左クリックします3.

マウスを移動し，次の点を左クリックします4.

消去領域が希望する形状になったら右クリックをします。この作業で消去
領域が確定します※ ①長方形及び②楕円の場合は 2 回のクリックで領域指定が完了します※ ③多角形，④曲線及び⑤フリーハンドの場合は，右クリックをするまで作図が続きます※ ⑤フリーハンドの場合は，ドラッグ中は任意の線，マウス移動中は最後に左ボタンを離した点からの直線が作成されます5.

1～4 を繰り返すことで，領域を複数指定できます（図 4.8.3.1）6.

領域の内部を消去する場合は⑥，領域の外部を消去する場合は⑦を選択します（図 4.8.3.2）○ 消去領域を編集する
1. マウスボタンをハンドル（■）に合わせます
2. ハンドルの色が変化したら，ドラッグします（図 4.8.3.3）※フリーハンドの領域は編集できません
BS Volume Analyzer 操作マニュアル81

図 4.8.3.1 消去領域複数指定

図 4.8.3.2 消去領域の反転

図 4.8.3.3 消去領域の編集

BS Volume Analyzer 操作マニュアル82

4.9 スライス方向反転［Edit］メニューより，［ReverseX］，［ReverseY］，［ReverseZ］を選択します。
選択すると，即時実行されます。同じ操作を 2 回行うと元の状態に戻ります。
指定した軸方向に対し，画像の反転を行う機能です。
4.9.1 機能概要
以下は，［ReverseZ］により，ボリュームデータの上下（Z 軸方向）を反転した例です。

図 4.9.1 反転の例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル83

4.10 ボリュームレンダリング［Tools］メニューより［Volume Rendering］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.10.1 機能概要
ボリュームデータ全体の輝度分布をいくつかに領域分けし，それぞれに色と透明度を設定して 3 次元表示を行います。設定した色や透明度（以下，伝達関数）はファイルへ保存して後に読み込んで使用することができます。ボリュームデータを入力した直後は，環境設定による色と透明度が設定された状態です。ボリュー
ムレンダリングの環境設定については，第 6 章「各種設定」の「ボリュームレン
ダリング」を参照してください。
○ 処理結果例
色と透明度を設定してレンダリングを行った結果を示します。（図 4.10.1）

設定前

設定後
図 4.10.1 レンダリング結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル84

4.10.2 画面説明

①
③
①

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪
⑯

⑫

⑬

⑭

⑰

⑮
⑱

図 4.10.2 ボリュームレンダリングフォーム
No.

項

目

①

プリセット選択

説

明

⑲
⑳
⑱
⑰

プリセットの選択を行います（プリセットフォルダの設定については，第 6 章「 環 境 設 定 」 の 「 Volume Rendering 」 項 目 の「Preset Folder」で設定できます）②

プ リ セ ッ ト 表示 切 り

プリセットの表示・非表示を切り替ええます

替え

③

グラフ

輝度値のヒストグラムと色設定，透明度の折れ線グラフを表示します
透明度のポイントは左ドラッグで上下方向に移動
できます

④

輝度最小値

ボリュームデータの最小輝度値を表示します

⑤

輝度最大値

ボリュームデータの最大輝度値を表示します⑥

透明度トラックバー

右クリックで新規つまみを追加し，左クリックでつまみを削除します
つまみは左ドラッグで左右方向に移動できます⑦⑧visible

選択中の透明度つまみから次の透明度つまみまで（可視状態切り替え）の領域を可視にするかどうかを設定します*4.9.1

Value

選択中のつまみの透明度を設定します*4.9.1（透明度）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
85

No.

項

⑨

Level（Alpha）

選択中の透明度つまみの輝度を表示します（ 透 明 度 つ まみ 輝 度

キー入力またはスピンボタンで値を変更することボックス）ができます*4.10.1

色トラックバー

右クリックで新規つまみを追加し，左クリックで

⑩

目

説

明

つまみを削除します
つまみは左ドラッグで左右方向に移動できます

⑪

Color

選択中のつまみの色を変更します*4.10.1

（色変更）

⑫

R

選択中のつまみの色の R 成分を表示します（R 成分）

キー入力またはスピンボタンで変更することができます*4.10.1⑬

G

選択中のつまみの色の G 成分を表示します（G 成分）

キー入力またはスピンボタンで変更することができます*4.10.1⑭

B

選択中のつまみの色の B 成分を表示します（B 成分）

キー入力またはスピンボタンで変更することができます*4.10.1

⑮

⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

Level（Color）

選択中の色つまみの輝度を表示します（ 色 つ ま み 輝度 ボ ッ

キー入力またはスピンボタンで値を変更することクス）ができます*4.10.1

Save

現在の伝達関数をファイルに保存するためのフォ（保存）ーム（図 4.10.3）を表示します

Load

伝達関数ファイルを読み込むためのフォーム（図（読み込み）

4.10.4）を表示します

Shading

レンダリングの際に陰影付けを行うかどうかを設（陰影付け）

定します

AutoUpdate

つまみの設定を変更するたびにレンダリングを行（自動更新切り替え）うかどうかを設定します

Update

現在の設定でレンダリングを行います（更新）*4.10.1 コントロールの利用可能タイミング⑦⑧⑨および⑪～⑮のコントロールに関しては，単一ポイントが選択されている場合にのみ利用可能となります。複数ポイントが選択状態にある場合は利用できません。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
86

①

②

③
②

④
③
⑤
⑥
5
⑤
④

⑦
⑥

図 4.10.3 伝達関数保存フォーム

No.

①

項

目

説

⑧
⑦

⑨
⑪⑧

⑩
⑨

⑩

明

伝達関数ファイル

伝達関数ファイルの保存先となるディレクトリ名を保存先ディレクト

表示します

リ

②

ディレクトリ変更

伝達関数ファイルの保存先となるディレクトリを変更するためのディレクトリ選択ダイアログを表示します③

ディレクトリ移動

一つ上の階層のディレクトリに移動します④

伝達関数ファイル

保存先ディレクトリ内にある伝達関数ファイルの一一覧

覧を表示しますコメントボックス

保存する伝達関数ファイルに書き込むコメントを入

⑤

力します

⑥

ファイル名ボック

保存する伝達関数ファイル名を入力します

ス

⑦
⑧
⑨
⑩

Save

設定した情報（ファイル名，コメント，プレビューイ（保存）メージ）で伝達関数ファイルを保存します

プレビューイメー

保存する伝達関数ファイルのプレビューイメージを

ジ

表示します

イメージファイル

保存する伝達関数ファイルのプレビューイメージフ

名ボックス

ァイル名を表示します

イメージファイル

プレビューイメージを選択するダイアログを表示し変更

ます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
87

No.

項

目

説

明

⑪

Use Capture

プレビューイメージに現在のワークフォームをキャImage

プチャした画像を使用します（キャプチャイメ
ージ使用）

①

②
④
③

⑤
⑥
5

⑦

⑤
④ 伝達関数読み込みフォーム
図 4.10.4

No.

①

項

目

③
②
⑧
⑦
⑨
⑧

⑥

説

明

伝達関数ファイル

伝達関数ファイルの読み込み元となるディレクトリ

読み込み元ディレ

名を表示しますクトリ②

ディレクトリ変更

伝達関数ファイルの読み込み元となるディレクトリ
を変更するためのディレクトリ選択ダイアログを表示します③

ディレクトリ移動

一つ上の階層のディレクトリに移動します④

伝達関数ファイル

読み込み元ディレクトリ内にある伝達関数ファイル

一覧の一覧を表示します

コメントボックス④で選択した伝達関数ファイルのコメントを表示し

⑤

ます

⑥

ファイル入力ボッ

読み込む伝達関数ファイル名を表示します

クス

⑦

Load

④で選択した伝達関数ファイルを読み込みます（読み込み）⑧

プレビューイメー④で選択した伝達関数ファイルのプレビューイメー

ジジを表示しますBS Volume Analyzer 操作マニュアル
88

No.

⑨

項

目

説

明

イメージファイル

④で選択した伝達関数ファイルのプレビューイメー

名ボックス

ジファイル名を表示します
設定されていない場合は，空欄です

BS Volume Analyzer 操作マニュアル89

4.10.3 操作方法
○ 輝度分布を領域分け*4.10.2 する
1. 透明度トラックバー上を左クリックして，つまみを追加します（図 4.10.5）
また，グラフ上で Ctrl クリックすることでも追加できます（図 4.10.6）
クリック位置はグラフ下の左右にある最小輝度値と最大輝度値を基準に，グラフ上の升目を目安にします
つまみの追加により，輝度分布を 2 つに領域分けしたことになります
2. 追加したつまみは選択状態（非選択時は△・選択時は△）となり，透明度
つまみ輝度ボックスに輝度を表示します
3. つまみの輝度を変更したいときは，つまみを左ドラッグで左右方向に移動します*4.10.2 領域分けとは輝度分布をつまみで区切ることを指します。あるつまみの輝度値
から次のつまみの輝度値-1 までがひとつの領域となります。透明
度と色は，つまみで設定しますが，つまみのない輝度には前後のつまみの透明度または色を線形補間した値が適用されています。

領域１

追加位置を左クリック
図 4.10.5 透明度つまみの追加

追加位置を Ctrl クリック

図 4.10.6 グラフ上での透明度つまみの追加
BS Volume Analyzer 操作マニュアル90

領域２

○ 複数のポイントを選択する
1. 透明度トラックバー上の始点とするつまみ，またはグラフ上の始点とする
ポイントをクリックします（図 4.10.7）
2. 透明度トラックバー上の終点とするつまみ，またはグラフ上の終点とする
ポイントを Shift クリックします（図 4.10.8）

始点とするつまみ（ポイント）をクリック
図 4.10.7 始点の選択終点とするつまみ（ポイント）を Shift クリック
図 4.10.8 終点の選択

BS Volume Analyzer 操作マニュアル91

○ 矩形を使って複数のポイントを選択する（図 4.10.9）
1. グラフ上で選択したい範囲をドラッグすると，半透明の矩形が描かれます
2. マウスボタンを放し，ドラッグを終了すると矩形に含まれていたポイントが選択されます選択したい範囲をドラッグ

図 4.10.9 矩形を使った複数選択

BS Volume Analyzer 操作マニュアル92

○ グラフ上でポイントを移動させる*4.10.3（図 4.10.10）
1. グラフ上で選択中のポイントをドラッグすると，ポイントの移動後の様子が表示されます 通常は平行移動のみ，Shift を押していると垂直移動のみ，Alt を押していると自在移動となります2. マウスボタンを放し，ドラッグを終了するとポイントの移動が完了します*4.10.３ 選択ポイント数によるポイント移動の違い
複数ポイントを移動させた場合は，選択されていないポイントで作られた透明度グラフも保存するようにポイントが自動で追加されます。しかし，単一ポイントを移動させた場合はポイントの追加は行われません。

移動したいポイントを選択し，ドラッグ

図 4.10.10 グラフ上でのポイント移動

BS Volume Analyzer 操作マニュアル93

○ 不可視の領域*4.10.4 を設定する
1. 不可視にしたい領域の先頭にあるつまみを，透明度トラックバーを左クリックして選択状態にします
2.［visible］をクリックしてチェックを Off にします3.［Update］ボタンをクリックします*4.10.4 不可視の領域とは透明度が０の領域を指します。領域の先頭と次のつまみの透明度を０にするとその領域は表示しなくなりますが，「透明度０で表示」の状態です。不可視にするためには，領域の先頭のつまみの［visible］のチェックを Off にしてください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル94

○ 色を設定する
1. 色トラックバー上を左クリックして，つまみを追加します（図 4.10.11）
クリック位置はグラフ下の左右にある最小輝度値と最大輝度値を基準に，グラフ上の升目を目安にします
2. 追加したつまみは選択状態となり，色つまみ輝度ボックスに輝度を表示します
3. つまみの輝度を変更したいときは，つまみを左ドラッグで左右方向に移動します
4. つまみの色を変更したいときは，変更したいつまみをダブルクリックするか［Color］ボタンをクリックして［色の設定］フォーム（図 4.10.12）を表示します

追加位置を左クリック

図 4.10.11 色つまみの追加

図 4.10.12 色の設定フォーム
setteiBS Volume Analyzer 操作マニュアル95

○ 自動更新を有効にする
1. ［AutoUpdate］をクリックしてチェックを On にします2. ワークフォームでボリュームが表示状態であれば，つまみを更新するたびにその設定でボリュームレンダリングを行います○ 伝達関数ファイルへコメントを付けて保存する
1. ［Save］ボタンをクリックして伝達関数保存フォームを表示します
2. コメントボックスへコメントを入力します（図 4.10.13）
3. ファイル名を入力して［Save］ボタンをクリックします

コメントを入力

図 4.10.13 伝達関数ファイルへのコメント設定○ 伝達関数ファイルのプレビューイメージとしてワークフォームのキャプチャを指定して保存する
1. ［Save］ボタンをクリックして伝達関数保存フォームを表示します
2.［Use Capture Image］
をクリックしてチェックを On にします
（図 4.10.14）
3. ファイル名を入力して［Save］ボタンをクリックします［Use Capture Image］のチェックを On

図 4.10.14 伝達関数ファイルへのプレビューアイコン設定１

BS Volume Analyzer 操作マニュアル96

○ 伝達関数ファイルのプレビューイメージとして既存の画像ファイルを指定して保存する
1. ［Save］ボタンをクリックして伝達関数保存フォームを表示します
2. イメージファイル変更ボタンをクリックして（図 4.10.15），表示される［ファイルを開く］フォームで画像ファイルを指定します
3. ファイル名を入力して［Save］ボタンをクリックします

イメージファイル変更
ボタンをクリック

図 4.10.15 伝達関数ファイルへのプレビューアイコン設定２○ 伝達関数の設定を読み込む
1. ［Load］ボタンをクリックして伝達関数読み込みフォームを表示します
2. 伝達関数ファイル一覧から読み込むファイルを選択して（図 4.10.16），［Load］ボタンをクリックします
3. 読み込んだ設定につまみを補間更新*4.10.5 し，ワークフォームでボリューム
が表示状態であれば，ボリュームレンダリングを行います

読み込む伝達関数ファイルをクリック

図 4.10.16 伝達関数ファイルの選
択

BS Volume Analyzer 操作マニュアル97

*4.10.5 補間更新とは輝度分布が異なるボリュームデータで作成したつまみ設定ファイルを読み込んだとき，つまみの位置関係は保持したまま現在の輝度分布に合うよう補間します。
輝度分布 0～637 で設定したファイルを輝度分布 50～232 で読み込むと各つまみの輝度は変化します。（図 4.10.17）

輝度分布 0~637
0

150

300

500

637

50

92

135

192

232

輝度分布 50~232
図 4.10.17 補間更新の例
settei4.10.4 環境設定
○ 表示形式を切り替える
1. グ ラ フ 上 で右 ク リ ック し て コ ンテ キ ス トメニ ュ ー を 表示 し ま す（図4.10.18）
2. ［Normal］を選択すると標準形式，［Logarithm］を選択すると対数形式
でグラフを表示します

図 4.10.18 コンテキストメニューの表示
ettei

BS Volume Analyzer 操作マニュアル98

4.11 ポイントベースボリュームレンダリング［Tools］メニューより［Point-Based Volume Rendering］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.11.1 機能概要
概念としては，4.10 ボリュームレンダリングと同じですが，表現方法が異なります。ポイントベースボリュームレンダリングでは，ボリューム内のボクセル一つ
一つを立方体状のポイントで表現します。但し，データのピッチの状態によっては，Z 方向のポイントは自動的に調整*4.10.1 されることがあります。
○ 処理結果例
色と透明度を設定してレンダリングを行った結果を示します。（図 4.11.1）

図 4.11.1 レンダリング結果*4.11.1 Z 方向のポイント調整とはポイントレンダリングでは，ボクセルを立方体状のポイントで表現します。そのため，X 及び Y 方向のピッチと Z 方向のピッチが大きく異なるデータでは，Z 方向のポイント同士が離れすぎてしまうことがあります。
表示の際，ポイント間にポイントを挿入して（図 4.11.2），ボリ
ュームに隙間ができないよう調整を行います。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル99

X，Y，Z のピッチが同じ

X，Y のピッチ＜Z のピッチ
Z
Y
X
隙間にポイントを挿入

図 4.11.2 Z 方向のポイント調整

BS Volume Analyzer 操作マニュアル100

4.11.2 画面説明

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑯

⑫

⑪
⑰

⑬

⑭

⑮
⑲
⑳

⑱
図 4.11.3 ボリュームレンダリングフォーム
No.

項

目

①

プリセット選択説

明

プリセットの選択を行います（プリセットフォルダの設定については，第 6 章 「環境設定」の「Volume Rendering」項目の「Preset Folder」
で設定できます）②

プリセット表示切り

プリセットの表示・非表示を切り替えます

替え

③

グラフ

輝度値のヒストグラムと色設定，透明度の折れ線グラフ
を表示します 透明度のポイントは左ドラッグで上下方向に移動できます④

輝度最小値

ボリュームデータの最小輝度値を表示します

⑤

輝度最大値

ボリュームデータの最大輝度値を表示します⑥

透明度トラックバー

右クリックで新規つまみを追加し，左クリックでつまみを削除します つまみは左ドラッグで左右方向に移動できます⑦

visible

選択中の透明度つまみから次の透明度つまみまでの領（可視状態切り替

域を可視にするかどうかを設定します

え）

⑧

Value

選択中のつまみの透明度を設定します（透明度）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
101

No.

項

⑨

Level（Alpha）

選択中の透明度つまみの輝度を表示します（透明度つまみ輝度

キー入力またはスピンボタンで値を変更することがで

ボックス）

きます

色トラックバー

右クリックで新規つまみを追加し，左クリックでつまみ

⑩

目

説

明

を削除します つまみは左ドラッグで左右方向に移動で
きます

⑪

Color

選択中のつまみの色を変更します

（色変更）

⑫
⑬
⑭
⑮

R

選択中のつまみの色の R 成分を表示します キー入力ま（R 成分）

たはスピンボタンで変更することができますG

選択中のつまみの色の G 成分を表示します キー入力ま（G 成分）

たはスピンボタンで変更することができますB

選択中のつまみの色の B 成分を表示します キー入力ま（B 成分）

たはスピンボタンで変更することができます

Level（Color）

選択中の色つまみの輝度を表示します キー入力または（色つまみ輝度ボッスピンボタンで値を変更することができます

クス）

⑯
⑰
⑱
⑲

Save

現在の伝達関数をファイルに保存するためのフォーム（保存）（図 4.11.4）を表示します

Load

伝達関数ファイルを読み込むためのフォーム（図（読み込み）

4.11.5）を表示します

Rendering Area

描画エリアを制限するためのフォーム（図 4.11.6）を表（描画エリア設定）

示します

AutoUpdate

つまみの設定を変更するたびにレンダリングを行うか（自動更新切り替

どうかを設定しますえ）⑳

Update

現在の設定でレンダリングを行います（更新）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
102

①

②

③
②

④
③
⑤
⑥
5
⑤
④

図 4.11.4 伝達関数保存フォーム
No.

①

項

目

⑦
⑥
説

⑧
⑦

⑨
⑪⑧

⑩
⑨

⑩

明

伝達関数ファイル

伝達関数ファイルの保存先となるディレクトリ名を保存先ディレクト

表示します

リ

②

ディレクトリ変更

伝達関数ファイルの保存先となるディレクトリを変更するためのディレクトリ選択ダイアログを表示します③

ディレクトリ移動

一つ上の階層のディレクトリに移動します④

伝達関数ファイル

保存先ディレクトリ内にある伝達関数ファイルの一一覧

覧を表示しますコメントボックス

保存する伝達関数ファイルに書き込むコメントを入

⑤

力します

⑥

ファイル名ボック

保存する伝達関数ファイル名を入力します

ス

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

Save

設定した情報（ファイル名，コメント，プレビューイ（保存）メージ）で伝達関数ファイルを保存します

プレビューイメー

保存する伝達関数ファイルのプレビューイメージを

ジ

表示します

イメージファイル

保存する伝達関数ファイルのプレビューイメージフ

名ボックス

ァイル名を表示します

イメージファイル

プレビューイメージを選択するダイアログを表示し変更

ます

Use Capture

プレビューイメージに現在のワークフォームをキャImage

プチャした画像を使用します（キャプチャイメージ使用）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
103

①

②
④
③

⑤
⑥
5
⑤
④

図 4.11.5 伝達関数読み込みフォーム
No.

①

項

目

⑦
⑥
説

③
②

⑧
⑦

⑨
⑧

明

伝達関数ファイル

伝達関数ファイルの読み込み元となるディレクトリ

読み込み元ディレ

名を表示しますクトリ②

ディレクトリ変更

伝達関数ファイルの読み込み元となるディレクトリ
を変更するためのディレクトリ選択ダイアログを表示します③

ディレクトリ移動

一つ上の階層のディレクトリに移動します④

伝達関数ファイル

読み込み元ディレクトリ内にある伝達関数ファイル

一覧の一覧を表示します

コメントボックス④で選択した伝達関数ファイルのコメントを表示し

⑤

ます

⑥

ファイル入力ボッ

読み込む伝達関数ファイル名を表示します

クス

⑦

Load

④で選択した伝達関数ファイルを読み込みます（読み込み）⑧⑨

プレビューイメー④で選択した伝達関数ファイルのプレビューイメー

ジジを表示しますイメージファイル

④で選択した伝達関数ファイルのプレビューイメー

名ボックス

ジファイル名を表示します 設定されていない場合
は，空欄ですBS Volume Analyzer 操作マニュアル
104

②
③

①
④

⑤
⑥
⑧
⑨

⑦
⑩
⑪

図 4.11.6 伝達関数読み込みフォーム
No.

①
②

項

目

説

明

X 軸方向描画エX 軸方向の描画エリアを，つまみをドラッグして設定

リア

します 最小，最大 2 つのつまみを移動できます

X 軸方向描画エX 軸方向の描画エリアの最大を設定します

リア最大

③

X 軸方向描画エX 軸方向の描画エリアの最小を設定します

リア最小

④
⑤

Y 軸方向描画エY 軸方向の描画エリアを，つまみをドラッグして設定

リア

します 最小，最大 2 つのつまみを移動できます

Y 軸方向描画エY 軸方向の描画エリアの最大を設定します

リア最大

⑥

Y 軸方向描画エY 軸方向の描画エリアの最小を設定します

リア最小

⑦
⑧

Z 軸方向描画エZ 軸方向の描画エリアを，つまみをドラッグして設定

リア

します 最小，最大 2 つのつまみを移動できます

Z 軸方向描画エZ 軸方向の描画エリアの最大を設定します

リア最大

⑨

Z 軸方向描画エZ 軸方向の描画エリアの最小を設定します

リア最小

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
105

No.

⑩

項

目

描画濃度

説

明

描画時のボクセルの間引きを設定します［High］で間引きなし，［Middle］
で 1 つ飛ばし，［Low］
で 2 つ飛ばしとなります⑪

描画ポイントサ

描画時のポイントサイズを設定しますイズ

デフォルトは［Middle］です ［Middle］でのポイン
トサイズを 100%とすると，［Low］では約 67%，
［Big］
では約 250%で描画します

4.11.3 操作方法
○ 伝達関数の調整，保存，読み込みに関しては Volume Rendering 機能と同一です，詳細は 4.10 ボリュームレンダリングの項を参照してください○ 描画エリアを設定する
1. ［Rendering Area…］ボタンをクリックして描画エリア設定フォームを表示します
2. トラックバーのつまみを左ドラッグして X，Y，Z 方向の描画エリアを移動します（図 4.11.7）

トラックバーのつまみを移動
図 4.11.7 描画エリアの設定

BS Volume Analyzer 操作マニュアル106

○ 描画濃度を設定する
1. ［Rendering Area…］ボタンをクリックして描画エリア設定フォームを表示します
2. 描画濃度ラジオボタンをクリックして濃度を選択します（図 4.11.8）

図 4.11.8 描画濃度の設定

BS Volume Analyzer 操作マニュアル107

○ 描画ポイントサイズを設定する
1. ［Rendering Area...］ボタンをクリックして描画エリア設定フォームを表示します
2. 描画ポイントサイズラジオボタンをクリックしてポイントサイズを選択します（図 4.11.9）

図 4.11.9 ポイントサイズの設定

BS Volume Analyzer 操作マニュアル108

4.11.4 環境設定
○ 表示形式を切り替える
1. グ ラ フ 上 で右 ク リ ック し て コ ンテ キ ス トメニ ュ ー を 表示 し ま す（図4.11.10）
2. ［Normal］を選択すると標準形式，［Logarithm］を選択すると対数形式
でグラフを表示します

図 4.11.10 ヒストグラム表示の切り替え
ettei

BS Volume Analyzer 操作マニュアル109

4.12 等値面
［Tools］メニューより［Iso-Surface］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.12.1 機能概要
等値面は，天気図などで使用される等高線を３次元に拡張した面の集合です。ユーザーが指定した輝度値と等しいボリュームデータのボクセル要素を抽出し，その要素や隣接する要素にある等値面を三角形面で近似します。作成した面は３角形データとなり，以後メッシュ編集機能での編集や，ファイルに出力して他のア
プリケーションで使用可能です。
○ 処理結果例
等値面生成を行った結果を示します。（図 4.12.1）

ボリュームデータ

等値面生成

ポリゴンデータ

図 4.12.1 等値面フォームと等値面生成機能

BS Volume Analyzer 操作マニュアル110

4.12.2 画面説明

①
②
③

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

④

⑩

⑪

図 4.12.2 等値面フォーム
No.

①

項 目
Constant C

説

明

等値面として抽出する輝度を指定します（定数 C）②

Ratio of Data

ボリュームデータの削減率*4.11.1 を指定します

Reduction（データ削減率）③

プレビュー

現在の定数 C 設定に応じたプレビュー表示を行う画
面です（生成する等値面の目安となります）④

スライス番号

2D プレビューの場合、現在のスライス番号を表示します。現在何枚目のスライス画像を表示している
かを示しており、スライドバーや数値の入力によって切り替えが可能です
3D プレビューの場合、この操作は無効になります⑤

View Direction

プレビューを行う方向を指定します（プレビュー方向）⑥

Preview Mode

プレビューを 2D スライス画像にするか、3D にする（プレビュー種類） かを選択します。2D スライス画像では、ウィンドウレベル機能の ON/OFF も可能です⑦

Closed Boundary

ボリュームデータが空間の端側で途切れている場合（閉面生成）に等値面を閉じるかどうかを選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
111

No.

項 目

説

明

⑧

3D Printer Mode

3D プリンタ用の形状ファイルを出力する場合，ON（造形用モード）にすると 3D プリンタの造形時やサポートの計算ミ
スを減らします⑨

Num of Polygon

生成した等値面の数を表示します（生成等値面数）⑩

Delete

生成した等値面を消去します（等値面消去）⑪

Execute

現在の設定で等値面を生成します（等値面生成）*4.12.1 ボリュームデータの削減率とはボリュームデータの削減率は生成される等値面の品質に影響します。削減率を小さくすると，生成時間は短くなりますが，生成面は粗く低品質になります。削減率を大きくすると，生成時間は長くなりますが，生成面は細かく高品質になります。
4.12.3 操作方法
○ 等値面を生成する
1. ［Constant C］トラックバーをドラッグして定数 C を入力します
2. 入力した定数 C に合わせてプレビューが変化します（図 4.12.3）
3. 別方向から見たい場合には［View Direction］ラジオボタンでプレビューの方向を変えてください（図 4.12.4）
4. ［Ratio of Data Reduction］トラックバーをドラッグしてデータ削減率を入力します
5. ［Closed Boundary］チェックボックスでボリュームデータの端を閉じる
かどうかを選択します（図 4.12.5）
6. ［3D Printer Mode］チェックボックスで 3D プリンタ造形に適した出力を行うかどうかを選択します（図 4.12.6）
7. ［Execute］ボタンをクリックします
8. ワークフォームに生成結果が表示されます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル112

図 4.12.3 定数Ｃの変化

図 4.12.4 プレビュー方向の変化

図 4.12.5 “Closed Boundary”OFF/ON での境界面の変化

BS Volume Analyzer 操作マニュアル113

図 4.12.6 “3D Printer Mode”OFF/ON での等値面の変化○ 2D プレビューから等値面を生成する
1.

PreviewMode を 2D に切り替えます（図 4.12.7）

2.

プレビューから任意の領域にカーソルを合わせると、プレビューの左上に現在指している画像の輝度値が表示されます。その状態でマウス左クリ
ックすると、定数 C がその値に変化します。この時、定数 C に応じて、等値面に含まれる領域を示す線（等高線）が表示されます（図 4.12.8）

3.

WindowW/L チェックボックスでウィンドウレベル機能の ON/OFF が可能です。本機能は、「4.22 WindowW/L」のダイアログ操作と連動しています。
（図 4.12.9）

4.

現在のスライス番号を切り替えるには、スライドバーを移動するか数値を入力します（図 4.12.10）5.

別方向から見たい場合には［View Direction］ラジオボタンでプレビューの方向を変えてください（図 4.12.11）

6.

［Ratio of Data Reduction］トラックバーをドラッグしてデータ削減率を入力します7.

［Closed Boundary］チェックボックスでボリュームデータの端を閉じる
かどうかを選択します8.

［3D Printer Mode］チェックボックスで 3D プリンタ造形に適した出力を行うかどうかを選択します9.

［Execute］ボタンをクリックします

10. ワークフォームに生成結果が表示されます（図 4.2.12）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル114

図 4.12.7 プレビュー種類の切り替え

図 4.12.8 2D プレビュー画像からの等高線表示

BS Volume Analyzer 操作マニュアル115

図 4.12.9 ウィンドウレベル機能の ON/OFF

図 4.12.10 スライス番号と表示の変化

BS Volume Analyzer 操作マニュアル116

図 4.12.11 プレビュー方向による表示の変化（2D）

図 4.12.12 2D プレビューからの等値面生成結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル117

4.13 インデックスイメージ
4.13.1 インデックスイメージ［Tools］メニューより［Index Image］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.13.1.1 機能概要
ボリュームデータ全体の輝度分布をいくつかに領域分けし，それぞれに色を設定
して 3 次元表示を行います。設定した色は保存して後で使用することができます。
ボリュームデータを入力した直後は，環境設定による色が設定された状態です。
インデックスイメージの環境設定については，第 6 章「各種設定」の「インデックスイメージ」を参照してください。
ボリュームレンダリングと違い*4.13.1，つまみ間の色は一定になります。

*4.13.1 ボリュームレンダリングとインデックスイメージの違い
ボリュームレンダリングは透明度と色を領域内で線形補間して使用するのに対し，インデックスイメージは領域内で一定の色を使用します。
インデックスイメージでは透明度という概念はなく，可視または不可視の二者択一になることもボリュームレンダリングとは異なります。

○ 処理結果例
色を設定してレンダリングを行った結果を示します。（図 4.13.1）

図 4.13.1 レンダリング結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル118

4.13.1.2 画面説明

①

②

③

④
⑦
⑬

⑤

⑥
⑧
⑭
⑮

⑨

⑩

⑪

⑫

⑯

⑰
⑱

図 4.13.2 インデックスイメージフォーム
No.

①

項

目

プリセット選択説 明
プリセットの選択を行います（プリセットフォルダの設定については，第 6 章 「環境設定」の「Volume Rendering」項目の「Preset Folder」
で設定できます）②

プリセット表示

プリセットの表示・非表示を切り替ええます

切り替え

③

グラフ

輝度値のヒストグラムと色設定，可視状態の折れ線グラ
フを表示します④

輝度最小値

ボリュームデータの最小輝度値を表示します

⑤

輝度最大値

ボリュームデータの最大輝度値を表示します⑥

色トラックバー

右クリックで新規つまみを追加し，左クリックでつまみを削除しますつまみは左ドラッグで左右方向に移動できます⑦

Visible

選択中の色つまみから次の色つまみまでの領域を可視（ 可 視状態切りにするかどうかを設定します

替え）

⑧

Color

選択中のつまみの色を変更します

（色変更）

⑨

R 成分

選択中のつまみの色の R 成分を表示します
キー入力またはスピンボタンで変更することができます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
119

No.

項

⑩

G 成分

目

説 明
選択中のつまみの色の G 成分を表示します
キー入力またはスピンボタンで変更することができま
す

⑪

B 成分

選択中のつまみの色の B 成分を表示します
キー入力またはスピンボタンで変更することができま
す

⑫

⑬
⑭

Level

選択中の色つまみの輝度を表示します（色つまみ輝度

キー入力またはスピンボタンで値を変更することがで

ボックス）

きます

Save

現在の透明度および色つまみの設定をファイルに保存

（保存）

します

Load

色つまみの設定をファイルから読み込みます（読み込み）⑮

Segmentation

セグメンテーションフォームを表示します 詳細は（セグメンテー4.13.2「セグメンテーション」を参照してください

ション）

⑯

⑰

Shading

レンダリングの際に陰影付けを行うかどうかを設定し（陰影付け）

ます

Auto Update

つまみの設定を変更するたびにレンダリングを行うか（自動更新切りどうかを設定します替え）⑱

Update

現在の設定でレンダリングを行います（更新）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
120

①

②

③
②

④
③
⑤
⑥
5
⑤
④

図 4.13.3 伝達関数保存フォーム
No.

①

項

目

⑦
⑥
説

⑧
⑦

⑨
⑪⑧

⑩
⑨

⑩

明

伝達関数ファイル

伝達関数ファイルの保存先となるディレクトリ名を保存先ディレクト

表示します

リ

②

ディレクトリ変更

伝達関数ファイルの保存先となるディレクトリを変更するためのディレクトリ選択ダイアログを表示します③

ディレクトリ移動

一つ上の階層のディレクトリに移動します④

伝達関数ファイル

保存先ディレクトリ内にある伝達関数ファイルの一一覧

覧を表示しますコメントボックス

保存する伝達関数ファイルに書き込むコメントを入

⑤

力します

⑥

ファイル名ボック

保存する伝達関数ファイル名を入力します

ス

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

Save

設定した情報（ファイル名，コメント，プレビューイ（保存）メージ）で伝達関数ファイルを保存します

プレビューイメー

保存する伝達関数ファイルのプレビューイメージを

ジ

表示します

イメージファイル

保存する伝達関数ファイルのプレビューイメージフ

名ボックス

ァイル名を表示します

イメージファイル

プレビューイメージを選択するダイアログを表示し変更

ます

Use Capture

プレビューイメージに現在のワークフォームをキャImage

プチャした画像を使用します（キャプチャイメージ使用）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
121

①

②

③
②

④
③
⑤
⑥
5
⑤
④

図 4.13.4 伝達関数読み込みフォーム
No.

①

項

目

⑦
⑥
説

⑧
⑦

⑨
⑧

明

伝達関数ファイル

伝達関数ファイルの読み込み元となるディレクトリ

読み込み元ディレ

名を表示しますクトリ②

ディレクトリ変更

伝達関数ファイルの読み込み元となるディレクトリ
を変更するためのディレクトリ選択ダイアログを表示します③

ディレクトリ移動

一つ上の階層のディレクトリに移動します④

伝達関数ファイル

読み込み元ディレクトリ内にある伝達関数ファイル

一覧の一覧を表示します

コメントボックス④で選択した伝達関数ファイルのコメントを表示し

⑤

ます

⑥

ファイル入力ボッ

読み込む伝達関数ファイル名を表示します

クス

⑦

Load

④で選択した伝達関数ファイルを読み込みます（読み込み）⑧⑨

プレビューイメー④で選択した伝達関数ファイルのプレビューイメー

ジジを表示しますイメージファイル

④で選択した伝達関数ファイルのプレビューイメー

名ボックス

ジファイル名を表示します
設定されていない場合は，空欄です

BS Volume Analyzer 操作マニュアル122

4.13.1.3 操作方法
○輝度分布を領域分けし，色を設定する
1. 色トラックバー上を左クリックして，つまみを追加します（図 4.13.5）
クリック位置はグラフ下の左右にある最小輝度値と最大輝度値を目安にします
つまみの追加により，輝度分布を 2 つに領域分けしたことになります
2. 追加したつまみは選択状態となり，色つまみ輝度ボックスに輝度を表示します
3. つまみの輝度を変更したいときは，つまみを左ドラッグで左右方向に移動します
4. つまみの色を変更したいときは，［Color］ボタンをクリックし［色の設定］
フォームを表示します

追加位置を左クリック
領域１

領域２

図 4.13.5 色つまみの追加○ 不可視の領域（4.10 ボリュームレンダリング*4.10.2 参照）を設定する
1. 不可視にしたい領域の先頭にあるつまみを，色トラックバーを左クリック
して選択状態にします
2. ［visible］をクリックしてチェックを Off にします
3. ［Update］ボタンをクリックします○ 自動更新を有効にする
1. ［AutoUpdate］をクリックしてチェックを On にします2. ワークフォームでボリュームが表示状態であれば，つまみを更新するたびにその設定でレンダリングを行います○ つまみの設定を保存する
1. ［Save］ボタンをクリックして［名前を付けて保存］フォームを表示します2. ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル123

○ つまみの設定を読み込む
1. ［Load］ボタンをクリックして［ファイルを開く］フォームを表示します2. ファイル名を入力して［開く］ボタンをクリックします
3. 読み込んだ設定につまみを補間更新（詳細は 4.10.3 操作方法の「伝達関数の設定を読み込む」を参照してください）し，ワークフォームでボリュー
ムが表示状態であれば，レンダリングを行います
4.13.1.4 環境設定
○ 表示形式を切り替える
1. グラフ上で右クリックしてコンテキストメニューを表示します（図4.13.6）
2. ［Normal］を選択すると標準形式，［Logarithm］を選択すると対数形式
でグラフを表示します

図 4.13.6 コンテキストメニュー
setteiBS Volume Analyzer 操作マニュアル124

4.13.2 セグメンテーション［Index Image］フォームの［Segmentation］ボタンをクリックしてください。
4.13.2.1 機能概要
インデックスイメージで作成したそれぞれの領域内の輝度値を一度に変更します。
領域に含まれるすべての輝度値を設定したひとつの輝度値にまとめることができます。設定する輝度値はボリュームデータのデータ型*4.13.2 により異なります。

*4.13.2 データ型とはボリュームデータはデータ型により，格納できる輝度値の範囲が異 な り ま す 。 デ ー タ 型 は ，［ Tools ］ メ ニ ュ ー よ り ［ File
Information］を選択して表示する［File Information］フォー
ムの［Data Type］で確認できます。
データ型１：0～255
データ型 2：0～65535
データ型 3：-32768～32767
データ型 4：-2147483648～2147483647○ 処理結果例
輝度値 100～299 の領域を輝度値 150 にした結果を示します（図 4.13.7）。

輝度値 100～299 の領域

輝度値を 200 に設定

図 4.13.7 セグメンテーション結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル125

4.13.2.2 画面説明

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑩

図 4.13.8 セグメンテーションフォーム
No.

①
②

項 目

説

明

Area

領域ごとの最小輝度値と最大輝度値をリスト表示し（領域一覧）

ますParam.

領域ごとの変更設定をリスト表示します（変更設定一覧）③

Edit

領域一覧で選択中の領域の輝度値を入力により変更（輝度値入力設定） する設定にします④

輝度値入力ボック

変更したい輝度値を入力しますス⑤

No change

領域一覧で選択中の領域の輝度値を変更しない設定（輝度値変更なし

にします

設定）

⑥

Minimum

領域一覧で選択中の領域の輝度値を現在のボリュー（最小輝度値設定） ムデータ中の最小輝度値に変更する設定にします⑦

Maximum

領域一覧で選択中の領域の輝度値を現在のボリュー（最大輝度値設定） ムデータ中の最大輝度値に変更する設定にします

⑧

0 設定

領域一覧で選択中の領域の輝度値を 0 に変更する設
定にします

⑨

Execute

現在の設定でセグメンテーションを実行します

実行

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
126

No.

⑩

項 目

説

明

Reset

セグメンテーションフォームの表示直後の状態に戻（リセット）します4.13.2.3 操作方法
○ 領域の輝度値を入力により設定する
1. 領域一覧より，輝度値を変更する領域を選択し，［Edit］ラジオボタンをクリックします2. 入力可能となった輝度値入力ボックスに変更輝度値を入力します○ セグメンテーションを実行*4.13.3 する
1. 変更する全ての領域の設定が終了したのち，［Execute］ボタンをクリック
します 全領域の輝度値がひとつになるように設定したときは［Execute］
ボタンが使用できなくなり，セグメンテーションを実行できません
2. インデックスイメージフォームに表示するセグメンテーション実行前と実行後のヒストグラムを確認してください（図 4.13.9）
3. セグメンテーションの実行を取り消して元に戻すには［Reset］ボタンをクリックします実行前

実行後

図 4.13.9 ヒストグラムの比較

BS Volume Analyzer 操作マニュアル127

*4.13.3 セグメンテーション実行後のつまみの位置
基本的にセグメンテーションによりつまみの輝度値は変化しません。
（図 4.13.10）
例外として，実行前の輝度分布の範囲外へ輝度値を設定したときのみ，最も外側のつまみの輝度値が変化します。
（図 4.13.11）

輝度値 100～199 の領域

輝度値 250 に変更

つまみは変化なし

図 4.13.10 つまみの輝度値が変化しない例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル128輝度値 100～199 の領域

0

100

200

300

輝度値-100 に変更-100

100 200300

左端のつまみの輝度値が 0→-100 に変化
図 4.13.11 つまみの輝度値が変化する
例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
129

4.14

3 次元断面表示○ コントロールフォーム［Tools］メニューより，［Cross Sections］を選択してください。
または，MainFrame ツールバー

をクリックしてください。

○ 表示
WorkForm ツールバー

をクリックしてください。

4.14.1 機能概要
○ コントロールフォーム
断面表示位置を調節するフォームを表示します。
フォームでは，各断面の表示・非表示切り替えと表示スライス選択を行います。
Pitch,Yaw を指定することで，表示する断面の角度を変えることができます。
ここでの断面指定は、MeasureView の表示に反映されます。
読み込んだデータがボリュームデータ以外，もしくは平面，線，点のボリュームデータの場合，この機能は使用できません。
○ 表示
テクスチャで作成した断面画像を，WorkForm に表示します。
読み込んだデータがボリュームデータ以外，もしくは平面，線，点のボリュームデータの場合，この機能は使用できません。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル130

4.14.2 画面説明
○ コントロールフォーム

①
④

⑦

⑩

⑤

⑧

⑪

⑥

⑨

⑫

②

③

⑬
図 4.14.1 断層面の位置指定と表示切り替え

No.

項

目

説 明

①

YZ 平面表示フラグ

YZ 平面の表示・非表示を切り替えます②

XZ 平面表示フラグ

XZ 平面の表示・非表示を切り替えます③

XY 平面表示フラグ

XY 平面の表示・非表示を切り替えます④

YZ 平面位置

YZ 平面の表示位置を設定します⑤

XZ 平面位置

XZ 平面の表示位置を設定します⑥

XY 平面位置

XY 平面の表示位置を設定します⑦

YZ - Pitch 回転YZ 平面の回転角度を設定します
Pitch 回転、Yaw 回転を併用することで断面を自由に回転できます⑧

XZ - Pitch 回転XZ 平面の回転角度を設定します⑨

XY - Pitch 回転

XY 平面の回転角度を設定します⑩

YZ - Yaw 回転

YZ 平面の回転角度を設定します⑪

XZ - Yaw 回転

XZ 平面の回転角度を設定します⑫

XY - Yaw 回転

XY 平面の回転角度を設定します⑬

Rotation Step

Pitch, Yaw の１回辺りの移動量を調整します
1, 2, 5, 10, 0.5, 0.2, 0.1 のいずれかを選択可能です
直接 0.01 などの値入力も可能です

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
131

WorkForm に表示した断面画像です。
断面画像は、MeasureView の表示と連動します。
これにより、任意の位置と角度からスライス断面の表示が可能です。

断面画像

図 4.14.2 3 次元断面表示

4.14.3 操作方法
○ YZ 断面の表示・非表示
表示） コントロールフォーム①にチェックを On にします非表示）コントロールフォーム①のチェックを Off にします
○ 任意断面の表示位置を移動・回転するコントロールフォーム④～⑫を操作します○ 断面画像を保存する
フォーム⑬を操作し、jpeg か png 形式で保存します

4.14.4 環境設定
第 6 章「環境設定」の「Wireframe Color」の項を参考にしてください。
この機能では，断面の存在範囲を示す枠線の色と可視不可視を切り替えることができます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル132

4.15 カメラ
［Tools］メニューより［Camera］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.15.1 機能概要
WorkForm 上の視点を変更します。カメラのメニューを用いることにより，より
正確でわかりやすいカメラ操作が可能です。また，これらの操作は，マウスにより同様な操作が可能です。
○ マウスによる 3 次元表示部分の基本操作（回転，拡大，移動）
1） ボリューム，またはポリゴンの回転
3 次元表示部をドラッグすることで行います。
2） ズームイン・ズームアウト
3 次元表示部を右ドラッグすることで行います。マウスカーソルを画面上方へ移動させるとズームイン，下方へ移動させるとズームアウトします。
3） カメラを左右・上下に移動
カメラの左右・上下移動は，“ｚ”キーを押しながら，3 次元表示部をドラッグすることで行います。
また，類似した操作ですが，任意の位置に切断面（クリッピングプレーン）を配置して，マウスにより，クリッピングプレーンの回転・移動も可能です。
○ クリッピングプレーンの操作
1） クリッピングプレーンを表示
ワークフォームのアイコンをクリックしてください。

2） クリッピングプレーンを回転
3 次元表示部を Ctrl ドラッグすることで原点を中心とした回転を行います。
3） クリッピングプレーンを移動
3 次元表示部を Ctrl 右ドラッグすることで法線方向へ移動を行います。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル133

4.15.2 画面説明
○ 簡易画面

①

④

⑦

⑩

⑰

②

⑤

⑧

⑪

⑬

⑭

③

⑥

⑨

⑫

⑮

⑯

⑱

⑲

図 4.15.1 カメラフォーム（簡易表示）

No.

項

目

説 明

①

プリセットボタン 1

物体の正面に視点が移動します②

プリセットボタン 2

物体の背面に視点が移動します③

プリセットボタン 3

物体の右側面に視点が移動します④

プリセットボタン 4

物体の左側面に視点が移動します⑤

プリセットボタン 5

物体の上面に視点が移動します⑥

プリセットボタン 6

物体の下面に視点が移動します

⑦

回転 1

指定した角度分，物体の右側面に視点移動します

⑧

回転 2

指定した角度分，物体の左側面に視点移動します

⑨

回転 3

指定した角度分，物体の上面に視点移動します

⑩

回転 4

指定した角度分，物体の下面に視点移動します

⑪

回転 5

視点が左回転します⑫

回転 6

視点が右回転します⑬

平行移動 1

指定した距離分，物体の左側に視点移動します⑭

平行移動 2

指定した距離分，物体の右側に視点移動します⑮

平行移動 3

指定した距離分，物体の下側に視点移動します⑯

平行移動 4

指定した距離分，物体の上側に視点移動します

⑰

角度・距離

⑦～⑯で，移動する角度量や距離を示します⑱

Detail簡易画面と詳細画面を切り替えます

モード切り替え⑲

Reset

視点移動情報をリセットします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル134

○ 詳細画面
詳細画面のみの機能を紹介します。

①

④

③

⑥

②

⑤
⑧

⑦
⑨
⑩

図 4.15.2 カメラフォーム（詳細表示）
No.

項

目

説

明

①

視点位置 1XY 平面上の視点位置を数値で指定します②

視点位置 1 トラックバー

XY 平面上の視点位置を指定します③

Yaw

XY 平面上の視点の位置を表示します（視点位置 1 表示）④

視点位置 2Z 軸上の視点の位置を数値で指定します⑤

視点位置 2 トラックバー

Z 軸上の視点の位置を指定します

⑥

Pitch

Z 軸上の視点の位置を表示します（視点位置 2 表示）⑦

Camera Roll

視点の回転を数値で表します（視点回転）⑧

視点回転トラックバー

視点の回転を指定します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
135

No.

⑨

項

目

Zoom

説

明

物体と視点の距離を指定します（距離トラックバー）⑩

View Mode

３次元ビューの投影方法を切り替えます（投影モード切り替え）

Parallel（平行投影）もしくは Perspective（投視投影）を指定できます

4.15.3 操作説明
○ 物体を正面から眺める
簡易画面の①［プリセットボタン 1］を押します。
○ 物体を右側面から眺める
簡易画面③［プリセットボタン 3］を押します。
○ 物体を上面から眺める
簡易画面⑤［プリセットボタン 5］を押します。
○ 視点を物体の左側面へ，10 度移動する
1. 簡易画面⑬に『10』と入力し，簡易画面⑧［回転 2］ボタンを押します。
2. もう一度押すと，さらに 10 度移動します。
○ 視点を物体の下面へ，20 度移動する
1. 簡易画面⑬に『20』と入力し，簡易画面⑩［回転 4］ボタンを押します。
2. もう一度押すと，さらに 20 度移動します。
○ 視点を 15 度，左回転する
1. 簡易画面⑬に『15』と入力し，簡易画面⑪［回転 5］ボタンを押します。
2. もう一度押すと，さらに 15 度移動します。
○ 物体を，右背面 45 度から眺める
詳細画面①に，『135』と入力します。
○ 視点を，45 度で俯瞰する
詳細画面④に，『45』と入力します。
○ 物体を遠ざける
距離トラックバーを，右に移動します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル136

4.16 ファイル情報［Tools］メニューより［File Information］を選択してください。
4.16.1 機能概要
ファイル情報を表示します。
また，画素の大きさや，ポリゴンスケールの修正を実行できます。
4.16.2 画面説明

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑱

図 4.16.1 ファイル情報

No.

①

項

目

説 明

File name

ファイル名を表示します（ファイル名）②

Image Size

画像の大きさを表示します（イメージサイズ）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
137

No.

項

③

Start Point目

説 明
オブジェクトの描画位置を表示します（描画開始位置）④

1 画素の大きさを表示します

Pitch
（ピッチ）

⑤

Grid Width

画素間の距離を表示します（格子間間隔）⑥Polygon Scale

スケール値を表示します（ポリゴンスケール）⑦

Data Type

データ型を表示します（データ型）⑧

Accession Number

受付番号を表示します（受付番号）⑨

Patient’s Name

患者名を表示します

（患者名）

⑩

患者 ID を表示します

Patient ID（患者 ID）⑪

Patient’s Birth Date

患者誕生日を表示します（患者誕生日）⑫

Patient’s Sex

患者性別を表示します（患者性別）⑬

Study Date

検査日付を表示します（検査日付）⑭

Institution Name

施設名を表示します

（施設名）

⑮

Study Description

検査記述を表示します（検査記述）⑯

Modality

モダリティを表示します（モダリティ）⑰

OK

情報を更新してフォームを閉じます（OK ボタン）⑱

Cancel

情報の更新をせずに，フォームを閉じます（Cancel ボタン）BS Volume Analyzer 操作マニュアル138

ボリュームデータを読み込んだ場合は，ピッチの編集が可能になります。
形状データを読み込んだ場合は，ポリゴンスケール情報の編集が可能になります。

図 4.16.2 ピッチが編集可能な場合

図 4.16.3 ポリゴンスケールが編集可能な場合

4.16.3 操作方法
○ ピッチを変更する
1. ④に値を入力します。左から，X，Y，Z です。
2. ⑰を押します。File Information フォームが閉じ，④，⑤の値が再計算された後に，断面表示，WorkForm のオブジェクト表示が更新されます。
○ ポリゴンスケールを変更する
1. ⑥に値を入力します。左から，X，Y，Z です。
2. ⑰を押します。File Information フォームが閉じ，WorkForm のオブジェクト表示が更新されます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル139

4.17 ヒストグラム［Window］メニューより［Histogram］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.17.1 機能概要
読み込んだ画像データの輝度分布を，ヒストグラムで表示します。
○ 処理結果例
頭部 MRI 画像のヒストグラムです

図 4.17.1 ヒストグラム

BS Volume Analyzer 操作マニュアル140

4.17.2 画面説明

②

①

③
④
図 4.17.2 ヒストグラム
No.

項

目

説 明

①

ヒストグラム

輝度分布を表します②

表示形式

Normal（標準形式）または，Logarithm（対数形式）のいずれかを示します③④

Window Width

ウィンドウ幅です（ウィンドウ幅）

グラフ上では，薄い青の幅を表します

Window Center

ウィンドウレベルです（ウィンドウレベル）

グラフ上では，青い線の位置を表します

4.17.3 環境設定
○ 標準形式と対数形式を切り替えます
フォーム上で右クリックをすると，コンテキストメニューが表示されます。
コンテキストメニュー内の ［Normal］ を選択すると，標準形式でヒストグラムが表示されます。
［Logarithm］ を選択すると，対数形式でヒストグラムが表示されます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル141

図 4.17.3 コンテキストメニュー

図 4.17.4 対数形式のヒストグラム

BS Volume Analyzer 操作マニュアル142

4.18 断面表示
［Window］メニューより［Slice View］を選択してください。
4.18.1 機能概要
XY，YZ，XZ それぞれの平面における画像を表示します。
形状データの場合は，画像は表示しません。
4.18.2 画面説明
○ フォーム

①

②

③

④

⑦

⑧

⑪

⑫

⑤

⑥

⑨

⑩

⑬

図 4.18.1 断面表示フォーム

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
143

No.

項

目

説 明

①

ファイル名コンボボックス

読み込んだファイル名を表示します②

XY Plane

XY 平面の画像と情報を表示します（XY 平面画像）③

XY 平面位置スライドバー

平面位置を指定します④

XY 平面移動ボタン（－）

平面位置をマイナス方向へ移動します⑤

XY 平面移動ボタン（＋）

平面位置をプラス方向へ移動します⑥

YZ Plane

YZ 平面の画像と情報を表示します（YZ 平面画像）⑦

YZ 平面位置スライドバー

平面位置を指定します⑧

YZ 平面移動ボタン（－）

平面位置をマイナス方向へ移動します⑨

YZ 平面移動ボタン（＋）

平面位置をプラス方向へ移動します⑩

XZ Plane

XZ 平面の画像と情報を表示します（XZ 平面画像）⑪

XZ 平面位置スライドバー

平面位置を指定します⑫

XZ 平面移動ボタン（－）

平面位置をマイナス方向へ移動します⑬

XZ 平面移動ボタン（＋）

平面位置をプラス方向へ移動します○ 画像表示内①②③

図 4.18.2 画像表示内情報
No.

項

目

説

明

①

平面名称

平面の種類（XY，YZ，XZ）を表示します。

②

交点位置

XY，YZ，XZ 平面が交わる座標

③

画像サイズ

X，Y，Z それぞれの軸方向における最大値

BS Volume Analyzer 操作マニュアル144

4.18.3 操作方法
○ XY 平面を移動させ，表示画像を変更する
1. フォーム③のスライドバーを左右に移動させます。微調整は，フォームの④および⑤のボタンを使用します。

図 4.18.3 XY 平面表示

○ YZ 平面を移動させ，表示画像を変更する
1. フォーム⑦スライドバーを左右に移動させます。微調整は，⑧および⑨のボタンを使用します。

図 4.18.4 YZ 平面表示

BS Volume Analyzer 操作マニュアル145

○ XZ 平面を移動させ，表示画像を変更する
1. フォーム⑪スライドバーを左右に移動させます。微調整は，⑫および⑬のボタンを使用します。

図 4.18.5 XZ 平面表示

○ 表示画像を切り替える（複数のデータが読み込まれている場合）
1. ①のコンボボックスで，ファイル名を切り替えます
2. 切り替えと同時に，WorkForm のアクティブが切り替わります○ スライス編集フォームを表示する（ボリュームデータの場合）
1. フォーム②，もしくはフォーム⑥，フォーム⑩をダブルクリックします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル146

4.19 スライス編集
断面表示フォームに表示している画像をダブルクリックしてください。
XY 平面画像のダブルクリックで XY 平面に対応した編集画面に，YZ 平面画像のダブ
ルクリックで YZ 平面に対応した編集画面に，XZ 平面画像のダブルクリックで XZ 平
面に対応した編集画面になります。
断面表示フォームは，「4.18 断面表示」を参照してください。
4.19.1 機能概要
スライスを編集します。
シングルスライス，またはマルチスライスを対象*4.19.1 とした，ペンおよび矩形による塗りつぶしが可能です。
*4.19.1 編集の対象
シングルスライスモードでは表示中のスライスが，マルチスライス
モードでは指定範囲のスライスがそれぞれ編集の対象になります。

4.19.2 画面説明

②③④ ⑤
①

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩ ⑪

⑫

⑬

⑳

㉑

⑭
⑮⑯

⑰

⑱

⑲
図 4.19.1 スライス修正フォーム
BS Volume Analyzer 操作マニュアル
147

No.

項

目

説

明

①

画像

画像を表示します②

ペン描画

ペン描画を行います③

矩形描画

矩形描画を行います④

スポイト

スポイト機能に切り替えます

⑤

ペンの太さ

ペンの太さを指定します⑥

Multi Slice Mode

スライスの編集モードを切り替えます（スライスモード切り替え）Start Slice Number

マルチスライスモード時の開始スライスを（開始スライス番号）

指定します

End Slice Number

マルチスライスモード時の終了スライスを（終了スライス番号）

指定します

⑨

描画輝度値

描画色に対応する輝度値です⑩

描画色

選択中の描画色です⑪

描画色選択スライドバー

描画色を選択します⑫

Save ボタンフォームを閉じずに編集内容を適用します⑬

Reset ボタン

編集内容を破棄します⑭

Preview WindowW/L①・⑩・⑪の表示に対して WindowW/L を

Mode

適用するかを選択します⑮

画像縮小ボタン①で表示する画像を縮小します⑯

画像拡大ボタン①で表示する画像を拡大します⑰

スライス番号指定スライド①で表示する画像のスライスを指定します

⑦
⑧

バー

⑱

Slice Number①で表示する画像のスライス番号です（スライス番号）
Fit to Screen

チェックが On の場合，スクリーンに画像（全面表示）

全体を表示します⑳

OK ボタン

結果を適用してフォームを閉じます㉑

Cancel ボタン

結果を適用せずにフォームを閉じます⑲

4.19.3 操作方法
○ 画像サイズを変更する⑮および⑯を押すか，画像上でマウス右ボタン＋上下方向へドラッグします。
画像上でドラッグする場合，上方向で拡大，下方向で縮小します。
画像の表示範囲を超える場合は，スクロールバーが表示されます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル148

○ ダイアログを拡大・縮小する
1.

ダイアログの右下にマウスカーソルを移動させる（カーソルが変化）

2.

1．の状態でマウス左ドラッグを行う○ 表示スライスを変更する⑰のスライドバーを移動します。左側が 1，右側がスライス番号の最大値です。
または，⑱の値に番号を入力します。
○ WindowW/L 表示を有効にする⑭のチェックを On にします。
○ WindowW/L 表示を無効にする⑭のチェックを Off にします。
○ ペン描画を行う
1. ②を押します2. ⑤で，ペンの太さを指定します
3. ①上で，ドラッグをして描画を行います*4.18.2*4.19.2 ペン描画時の注意点
マルチスライスモードでは指定範囲で多くのスライスを指定していると，ドラッグ終了時の処理に時間がかかることがあります。

○ 矩形描画を行う
1.

④を押します2.

①上で，ドラッグをして描画を行います
ドラッグ開始点とドラッグ終了点で矩形の描画範囲が決まります○ シングルスライスモードに変更する⑥のチェックを Off にします。
○ マルチスライスモードに変更する⑥にチェックを On にします。
○ 開始スライスを変更する⑦の値に番号を入力します。
BS Volume Analyzer 操作マニュアル149

○ 終了スライスを変更する⑧の値に番号を入力します。
○ スポイト機能を使用する
1.

④を押します2.

①上で，クリックします

3. クリックした箇所の色を取得し，⑨~⑪を取得色のデータで置き換えます○ 描画色を変更する
1. ⑪のつまみを上下に移動させます。上側では輝度が低く，下側では輝度が高くなります2. また，⑨に輝度値を入力すると，変更できます○ 画像を，操作直前の状態に戻す
Ctrl キー＋Z キーを押します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル150

4.19.4 スライス画面上からの任意形状切り抜きまたは抽出
スライス画面上に図形を描画し、指定した範囲で切り抜きまたは抽出が可能です。

① ②
③
④
⑤
⑥ ⑦
⑧
⑨

図 4.19.2 スライス修正フォーム(任意形状切り抜き)
No.

項

目

①

図形追加ボタン

説 明
図形追加モードに移行します
左クリックで画面上に点を追加します
右クリックで図形を確定します②

図形削除ボタン

画面上の図形を一括削除します③

図形編集ボタン

図形編集モードに移行します
マウスカーソル上の点を左ドラッグで移動できます 右クリックで点を消します
２点が赤に変化した状態で左クリックすると２点間に点を追加できます

④

複製ボタン

あるスライスで作成した図形が選択されている
場合、現在のスライスまでその図形をコピーし、間を補完しますBS Volume Analyzer 操作マニュアル
151

No.

項

目

⑤

範囲反転ボタン説 明
塗りつぶしの実行の範囲を、図形の内部にする
か、外部にするかを選択しますペンの太さを指定
します

⑥

適用ボタン

指定した図形の範囲を塗りつぶす または 抽出
します⑦

Undo ボタン

塗りつぶし結果をひとつ前の状態に戻します⑧

図形選択―曲線

追加操作時の図形を曲線にします⑨

図形選択―多角形

追加操作時の図形を多角形にします○ 図形の追加
1.

をクリックし、図形追加モードへ移行します

2.

または

3.

をクリックし、図形の種類を選択します

スライス画面上で左クリックする毎に点が追加され、線分が変化します。点が多いほど、線分を細かく調整できます4.

右クリックすると図形が確定し、自動的に図形編集モードへ移行します○ 図形の編集
1.

をクリックし、図形編集モードへ移行します（図形追加直後であれば、この操作は不要です）

2.

点にマウスカーソルを合わせると黄色に変化するので、この状態で左ドラッグを行うと、図形の範囲を編集できます○ 範囲の反転
1.

をクリックすると、塗りつぶしの実行範囲が変わります。この時、明るく表示された領域のみが抽出範囲となります

図 4.19.3 図形の追加・編集・範囲反転
BS Volume Analyzer 操作マニュアル152

○ 図形の複製と補間
1.

別のスライスへ移動します

2.

で直前に追加した図形を複製します（例えば 100 枚目に図形の追加を行い、150 枚目に移動してから複製ボタンを押すと、100～150 枚目に同じ図形が複製されます）

3.

上記の操作後、複製された図形に対し、点を左ドラッグしていくと間の図形が自動的に補間・近似されます○ 図形による切り抜きまたは抽出の実行
1.

適用ボタンを押すと、各図形に対して切り抜きまたは抽出を実行します（の反転機能で、明るく表示した部分のみを残します）○ 実行結果の Undo
1.

Undo ボタンを押すと操作を１つ前に戻します

図 4.19.4 実行結果と Undo 機能

BS Volume Analyzer 操作マニュアル153

4.20 DICOM 管理ツール［Window］メニューの［DICOM Manager］を選択してください。
4.20.1 機能概要
エクスプローラーを操作する感覚で，DICOM ファイルを管理するツールです。
以下の三つの機能を持ちます。
○ DICOM 管理機能
DICOM データを階層的*4.20.1 に管理し，その階層をツリー表示します。また，
表示の切り替え，ヘッダーの追加，削除，ソートが実行できます。
○ ランチャー機能
MainFrame および WorkForm にデータを渡し，画像を表示します。
○ 画像表示機能選択された DICOM データの画像表示やタグ情報の表示が行えます。

*4.20.1 DICOM データの階層化について
以下の手順で自動的に DICOM データは分類されて階層化されます。
1.

DICOM Root 以下すべての DICOM データファイルをリストアップします（DICOM Root の設定については第 6 章「環境設定」 の「Dicom Manager」の項を参照してください）

2.

DICOM データのタグ情報を解析してデータベースに登録するします

3.

階層化の順番は「患者名（Patient）」「モダリティ（Modality）」「Studydate（検査日）」となります4.

3 の順番でダイアログにツリー表示します

CT/MRI などでは 1 回の検査が 1 つのデータセットになります。本シス
テムではタグ情報により 1 つの固有なデータセットを認識します。よって，DICOM データファイルが別フォルダに配置されていても正確にデータセットを認識してツリー構造にまとめます。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル154

4.20.2 画面説明
○ メインフォーム②①

図 4.20.1 DICOM 管理ツール
No.

項

目

説 明

①

階層表示

DICOM 画像をグループ分けして階層表示します

②

階層内容

現在選択している階層の内容を表示します○ メインフォームのコンテキストメニュー①②③④
図 4.20.2 DICOM 管理ツールのコンテキストメニュー
No.

①

項

目

説

Display

明

表示方法を切り替えます（階層内容表示切り替え）②③

Choose Columns①の Details 選択時における表示項目を選択（表示ヘッダー選択）

します

Select All

表示しているアイテム全てを選択状態にしま（全て選択）す

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
155

No.

④

項

目

説

明

Property

画像表示フォームに，画像データを表示しま（プロパティ）す○ カラム選択フォーム

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬

図 4.20.3 カラム選択フォーム

No.

①

項

目

Name

説 明
ファイル名の表示・非表示です

（名前）

②

SeqNo

ツール内における管理番号の表示・非表示です（管理番号）③

Study UID

検査 ID の表示・非表示です（検査 ID）④

Series UID

シリーズ ID の表示・非表示です（シリーズ ID）⑤

Body Part部位の表示・非表示です（部位）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
156

No.

項

目

⑥

Accession Number

説 明
受付番号の表示・非表示です（受付番号）⑦

Institute

施設名の表示・非表示です

（施設名）

⑧

PhysicianPhysician の表示・非表示です

（医師名）

⑨

Description

記述の表示・非表示です

（記述）

⑩

Series No

シリーズ番号の表示・非表示です（シリーズ番号）⑪

Image No

イメージ番号の表示・非表示です（イメージ番号）⑫

OK ボタン

選択結果をメインフォームに適用します⑬

Cancel ボタン

更新内容を破棄し，フォームを閉じます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル157

○ 画像表示フォーム①

図 4.20.4 画像表示フォーム

No.

項

①

画像表示

目

説 明
選択した画像を表示します○ 画像表示フォームのコンテキストメニュー①②③
図 4.20.5 画像表示フォームのコンテキストメニュー
No.

項

目

説 明

①

タグ情報表示切り替え

タグ表示の有無を切り替えます②

Previous

同一階層内のリストの，前項目を表示する

③

Next

同一階層内のリストの，次項目を表示する

4.20.3 操作説明
○ 階層内容の表示を切り替える
1. メインフォーム上で右クリックし，メインフォームのコンテキストメニュ
ーを開きます2. メインフォームのコンテキストメニューにマウスを合わせ，サブメニューの Icon もしくは Details をクリックします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル158

3. Icon は，階層および画像ファイルがアイコン表示になります。画像ファイ
ルのアイコンは，サムネイルです。Details は，リスト表示です○ リストのソート条件を切り替える（リスト表示のみ）
1. メインフォーム②に表示しているリストヘッダーのうち，ソート条件にしたい項目をクリックします
2. ソート順を逆にしたい場合は，もう一度項目をクリックします○ 画像表示フォームに画像を表示する（方法 1）
1. 表示したい画像を選択します2. 右クリックし，メインフォームのコンテキストメニューを開きます○ 画像表示フォームに画像を表示する（方法 2）
1. 表示したい画像をダブルクリックします○ 画像表示フォーム上のタグ情報表示を切り替える
1. 画像表示フォーム上で右クリックし，コンテキストメニューを表示します
2. 画像表示フォームのコンテキストメニュー①をクリックします○ リスト表示のヘッダー項目を追加／削除する
1. メインフォーム②上で右クリックし，メインフォームのコンテキストメニ
ューを開きます2. メインフォームのコンテキストメニュー②をクリックします
3. カラム選択フォームで，追加／削除したい項目を決定します
4. カラム選択フォーム⑫を押します○ 選択した画像群をボリュームデータとして表示する
1. 画像を複数枚選択します
2. MainFrame にドラッグ＆ドロップします○ 選択した画像群で，WorkForm のボリュームデータを置き換える
1. 画像を複数枚選択します
2. 置き換えたい WorkForm にドラッグ＆ドロップします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル159

4.21 計測機能
計測機能は，
ボリュームデータを持たない WorkForm では利用できません。
［Window］
メニューより［Measure Manager］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

4.21.1 機能概要
WorkForm で指定した連続線分・角度・領域から，それぞれ距離・角度・面積を算出します。また，Volume Rendering フォーム・Index Image フォームと連携し，体積を算出します。
体積計測後，3 次元画像フィルタ・セグメンテーション・領域拡張法などの画像の輝度値を変更する処理，または，クリッピング処理を行った場合，計測領域
表示が正しく行われなくなります。
○ 処理結果例
脳の断面積の領域指定例（図 4.21.1）と，その計測結果（図 4.21.2）を示します。

図 4.21.1 断面積の領域指定
例
図 4.21.2 計測結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル160

4.21.2 画面説明

⑩

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

図 4.21.3 Measure Manager フォーム
No.

項

目

説

明

①

タブコントロール

表示する計測の種類を選択します②

チェックボックス

WorkForm での表示・非表示を切り替えます。チェ
ックが On のものを表示します③

名前

計測結果の名前を表示します

④

計測結果

計測結果を表示します

⑤

計測選択

行う計測の選択を行います⑥

Add ボタン⑤を表示します⑦

Delete ボタン

選択中の計測結果を削除します⑧

Cancel ボタン

計測をキャンセルします⑨

Save ボタン

計測結果を csv 形式で保存します（計測区分、名称、数値、単位が含まれます）

⑩

×ボタン

Measure Manager フォームを閉じます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル161

4.21.3 操作方法
○ 距離を計測する
1. Add ボタンを押し，［Distance］ を選択します
2. 断面画像上をクリックし，計測ポイントを追加していきます（図 4.21.4）
3. 右クリック，または，最後に追加したポイントの付近をクリックして，計測対象を決定します。このとき，計測ポイントが 2 点以上追加されている必要があります
4. Measure Manager フォームの ［Distance］ ツリーが展開され，計測結果が追加されます图 4.21.4 距離の計測ポイント追加

BS Volume Analyzer 操作マニュアル162

○ 角度を計測する
1. Add ボタンを押し，［Angle］ を選択します
2. 断面画像上をクリックし，計測ポイント 3 点を追加します（図 4.21.5）
3. Measure Manager フォームの［Angle］ツリーが展開され，計測結果が追加されます图 4.21.5 角度の計測ポイント追加

BS Volume Analyzer 操作マニュアル163

○ 面積を計測する
1. Add ボタンを押し，［Area］ を選択します
2. 断面画像上をクリックし，計測ポイントを追加*4.21.1 していきます（図 4.21.6）
3. 右クリック，または，最初に追加したポイントの付近をクリックして，計測対象を決定します。このとき，計測ポイントが 3 点以上追加されている必要があります
4. Measure Manager フォームの［Area］ツリーが展開され，計測結果が追加されます图 4.21.6 面積の計測ポイント追加*4.21.1 面積計測ポイント追加の注意点
面積の計測を行うときは，追加済みの線分とクリックすることで追加される線分が別の色で表示されます。この 2 色の線分が交わるような状態では，計測ポイントの追加が行えません。

×○

BS Volume Analyzer 操作マニュアル164

○ 体積を計測する
1. Add ボタンを押し，［Volume］ を選択します
2. Measure Manager フォームの［Volume］ツリーが展開され，計測結果が追加されます*4.21.2*4.21.2 体積の計測対象
体積の計測対象は，ボリューム表示カラーテーブルで，“Visible”に設定されている輝度域になります。ボリューム表示カラーテー
ブルの詳細は，第 4 章「機能詳細」の「ボリュームレンダリング」「ポイントベースボリュームレンダリング」「インデックスイメー
ジ」の項を参照してください。

○ 計測結果を削除する*4.21.3
1.

削除したい計測結果を選択する

2.

Delete ボタンをクリックする*4.21.3 削除できるもの・できないもの
Delete ボタンで削除できるのは，ユーザーが入力した計測結果に限られます。
［Distance] などの，計測の種類を表している項目を削除することはできません。

○ 計測結果の名前を変更する*4.21.4
1.

名前を変更したい計測結果を選択する

2.

名前をクリックする

3.

新しい名前を入力する

4.

Enter キーを押す*4.21.4 名前を変更できるもの・できないもの
名前をできるのは，ユーザーが入力した計測結果に限られます。
［Distance] などの，計測の種類を表している項目の名前を変更
することはできません。

○ 計測ポイントを変更する
1. 計測ポイントの変更を行いたい計測結果を選択する
2. WorkForm で変更したい計測ポイント（面積の場合は頂点）をドラッグする

BS Volume Analyzer 操作マニュアル165

○ 計測をキャンセルする
1. 計測モード中に Cancel ボタンを押下する○ 計測結果を保存する
1. Save ボタンを押下する
2. ファイル保存ダイアログにファイル名を指定して、保存する（図 4.21.7）

図 4.21.7 計測結果の出力と表示○ 断面の角度を変更する
CrossSection との連携により，傾いた断面に対して計測を行うことができます。詳細は，第 4 章「三次元断面表示」のコントロールフォームを参照してください．

図 4.21.8 CrossSection との連携

4.21.4 環境設定
計測の表示色および単位切り替えの設定は，第 6 章「環境設定」の「MeasureManager」の項を参照してください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル166

4.22 WindowW/L
WindowW/L*4.22.1 は，ボリュームデータを持たない WorkForm では利用できません。
［Window］メニューより［Window W/L］を選択してください。
4.22.1 機能概要
WindowW/L は，ウィンドウ幅とウィンドウレベルを設定することで，特定の輝度範囲を抜き出して表示する機能です。
ウィンドウ幅を大きくするとコントラストが弱まり，逆に小さくするとコント
ラストが強まります。また，ウィンドウレベルを大きくすると画像全体が暗くなり，逆に小さくすると画像全体が明るくなります。
○ 処理結果例

図 4.22.1 Width:636 Center:318

図 4.22.2 Width:200 Center:318

図 4.22.3 Width:636 Center:131

図 4.22.4 Width:200 Center:131*4.22.1 WindowW/L の表記
ウィンドウ設定と表記することもあります。また，ウィンドウレベ
ルを当アプリケーション上では“Window Center”としていますが，“Window Level”と表記するアプリケーションもあります。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル167

4.22.2 画面説明

⑦

①

②
③

④

⑤

⑥

図 4.22.5 WindowW/L フォーム

No.

項

目

①

WindowW/L Mode説

明Window W/L の有無を指定します
チェックが On の場合，ウィンドウレベルの設定が断面画像に反映されます②

プリセット選択

プリセットの選択を行います③

Window Width

ウィンドウ幅の設定を行います（ウィンドウ幅）④

ウィンドウ幅（数値）ウィンドウ幅の設定を行います⑤

Window Center

ウィンドウレベルの設定を行います（ウィンドウレベル）⑥

ウィンドウレベル（数値） ウィンドウレベルの設定を行います

⑦

×ボタン

WindowW/L フォームを閉じます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル168

4.22.3 操作方法
○ コントロールを使い手動で設定する
トラックバーとアップダウン（図 4.22.5 の③~⑥）を使って設定します。
数値を正確に入力し，定量的に画像を見る場合，または細かな調整に適しています。
○ WorkForm の断面表示画面上に手動で設定する
断面表示画面上で，マウスの右ドラッグを行うことで設定します。
ウィンドウ幅とウィンドウレベルを同時に調整できるため，直観的に画像を見る場合に適しています。
ドラッグ方向数値変化

上Window Center が減少します

下Window Center が増加します右Window Width が増加します左Window Width が減少します○ プリセットを変更する
ドロップダウンリスト（図 4.22.5 の②）から選択します。初期設定値*4.22.2 の“Default”，手動で設定した場合の数値が記憶される“Custom”，の他に“Bonecondition”，“Lungs Field”，“Mediastinum”，“Abdominal PLN”，
“Abdominal
CE”があります。

*4.22.2 WindowW/L の初期設定値
基本的には DICOM タグの“WindowW/L”情報の値が反映されますが，DICOM タグの“WindowW/L”情報を持たないデータ
セットを読み込んだ場合は，初期表示時にボリュームデータの持
つ輝度幅からウィンドウ幅とウィンドウレベルを自動で設定します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル169

4.23 画面キャプチャ機能
ツールバーをクリックしてください。

4.23.1 機能概要
現在アクティブであるワークフォームの表示状態をフルカラー（24bit）BMP 形式の画像ファイルで保存します。
4.23.2 操作方法
○ ワークフォームの表示状態を画像ファイルで保存する
1. ツールバーをクリックして［名前を付けて保存］フォームを表示します

2. ファイル名を入力して［保存］ボタンをクリックします

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
170

第5章
メッシュ編集機能

BS Volume Analyzer 操作マニュアル171

5.1 概要［Mesh Editing］メニューに含まれる機能では，主にメッシュデータの編集を行います。メニューから選択するとメッシュ編集機能モードの変更，または機能の実行を行いますが，実行中のモードのメニューを再度選択した場合はモードの終了操作となります。現在のモードはメニューのチェック状態，またはステータスバーで確認できます。（図 5.1.1）
なお，［Polygon Information］以外の機能は WorkForm を切り替えると強制的に終了となり，キャンセル可能な確認フォームが表示されていた場合もキャンセルをせずにフォームを閉じた扱いとなります。また，［Filling-Vertex］，［Filling-Edge］，［Filling-Ring］，［Filling-Ring-OuterSelect］，［Reverse-Manual］，［Delete-Manual］
は［Esc］キーによってもモードの終了が可能です。
現在は再構成・削減モード

図 5.1.1 メッシュ編集モード

表示ステータスモード

Reconstruction/Reduction

再構成・削減（5.2）

Smoothing

スムージング（5.3）

Filling-Vertex

頂点選択による手動穴埋め（5.4）

Filling-Edge

エッジ選択による手動穴埋め（5.5）

Filling-Ring

リング選択による手動穴埋め（5.6）

Filling-Ring-OuterSelect

リング外周先行選択による手動穴埋め（5.7）

Reverse-Manual

手動反転（5.8）

Delete-Manual

手動削除（5.9）

Filling-Auto

自動穴埋め（5.11）

Reverse-Auto

自動反転（5.12）

Delete-Auto

自動削除（5.13）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル172

5.2 再構成・削減［Mesh Editing］メニューより［Reconstruction/Reduction］を選択してください。
再構成・削減ダイアログが開きます。
5.2.1 機能概要
ポリゴンの再構成または削減を行う機能です。
再構成は，ポリゴンの精度を維持したまま，ポリゴン数を調整する機能です。3D
プリンタ造形に適した滑らかなポリゴン形状の生成が可能です。
削減は，ポリゴンの削減目標数*5.1 を設定し，削減目標数以下になるようにポリゴ
ン形状の削減を行います。ポリゴン精度優先であれば「再構成」，ポリゴン数優先であれば「削減」を選択すると良いでしょう。
再構成・削減のアンドゥはフォームの［Undo］ボタンから一回のみ可能となります。なお，フォームが閉じられると［Undo］情報は破棄され，再構成または削減をもう一度実行するまで［Undo］ボタンは有効になりません。

*5.1 削減目標数とは
削減は前準備としてすべてのポリゴンに特徴評価値をつけます。
特徴評価値とは，モデルの特徴となる部分に近いほど高くなる値です。削減では，モデルの特徴を維持するため特徴評価値の低いポリゴンから順に削除していきます。特徴評価値が同じポリゴンが複数あるときは一度に削除するため，削減目標数ちょうどにならないことがあります。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル173

○ 再構成または削減の実行結果例
再構成のポリゴン精度「中」を選択，実行した結果を図 5.2.1 に示します。
削減レート 20%を選択，実行した結果を図 5.2.2 に示します。

図 5.2.1 ポリゴン再構成の実行結果（左：実行前、右：実行後）

図 5.2.2 ポリゴン削減の実行結果（左：実行前、右：実行後）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル174

5.2.2 画面説明

①
③

②

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪
⑫
⑬

⑭

図 5.2.3 削減フォーム

No.

項 目

①

Reconstruction

説明

ポリゴン再構成機能を選択します（再構成ラジオボタン）②

Low

ポリゴン精度「低」で再構成を行います→精度６に自動設定されます
データは軽いですが，精度が低めになります③

Middle

ポリゴン精度「中」で再構成を行います→精度８に自動設定されます
標準設定です④High

ポリゴン精度「高」で再構成を行います→精度１０に自動設定されます
精度は高いですが，データが重くなります⑤

Input チェックボックス

精度の手動入力操作の有効・無効を設定します
初期状態はチェック OFF（無効）です⑥⑦

ポ リ ゴ ン 再 構 成 精 度入⑤のチェックが ON（有効）の場合、数値を手力ボックス動で変更できます（入力範囲は 1～12 です）

Reduction

ポリゴン削減機能を選択します（削減ラジオボタン）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
175

No.

項 目
Ratio

⑧

説

明

ポリゴン数の削減率を設定します（削減率トラックバー）
Ratio

⑨

ポリゴン数の削減率を表示します（削減率入力ボックス） キーボードで入力して変更できます
Polygon⑩

モデルデータの総ポリゴン数を表示します（総ポリゴン数）⑪

Polygon

削減目標となるポリゴン数を表示します（ 削 減 後 の ポ リ ゴ ン数

キーボードで入力して変更できます

入力ボックス）Num of Polygon⑫

現在のポリゴン数を表示します（現在のポリゴン数）
Undo⑬

実行前の状態に戻します（アンドゥ）⑭

Execute

現在の設定で再構成または削減を実行します（削減実行）

ラジオボタンで選択した機能のみ実行します

5.2.3 操作方法
○ 再構成の精度をラジオボタンから変更する
1.

Reconstruction ラジオボタンを選択します2.

再構成の精度を Low，Middle，High のいずれかから選択します→この時、精度の数値が自動で変化します○ 再構成の精度を手動で変更する
1.

Reconstruction ラジオボタンを選択します2.

Input チェックボックスを ON にすると，精度の数値を手動入力できます○ 削減率により，削減目標ポリゴン数を変更する
1.

削減率トラックバーを左ドラッグで左右に移動して削減率を設定します

2.

削減率にあわせて削減目標ポリゴン数が変化します○ 削減目標ポリゴン数を直接変更する
1.

削減目標ポリゴン数ボックスに目標数をキーボードで入力します2.

削減目標ポリゴン数にあわせて削減率が変化します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル176

5.3 スムージング［Mesh Editing］メニューより［Smoothing］を選択してください。スムージングモ
ードになります。
5.3.1 機能概要
モデルデータに対しサンプリング*5.2 を行い, 平滑化処理を施します。アンドゥはスムージング処理実行後, 1 回だけ行えます。何度もスムージング処理を試すよ
うなときは, ファイルを保存しておくことをお勧めします。

*5.2 サンプリングとは
ここでは,サンプリングという言葉を「メッシュ内のある頂点グループのデータを集める」という意味で使用しています。スムージ
ング処理はメッシュの頂点を移動させることで実現しますが, 頂点の移動距離を求める際, 隣りあった頂点のデータを集め, それらを基に移動距離を計算しています。

○ 処理結果例
スムージング結果を示します。
（図 5.3.1）

図 5.3.1 スムージング結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
177

5.3.2 画面説明

①
②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

図 5.3.2 スムージングフォーム

No.

①

項

目

説

明

Iteration Number

スムージング処理の回数を設定します（スムージング回数ボッキーボードで入力して変更できますクス）②

Preserve Edge Corner

メッシュの角に対する処理を設定します（角部分保存チェックボックス）③

Wide Sampling Area

サンプリングする領域を大きくします（広域サンプリングエリ
アチェックボックス）④

Parameter Setting

平滑化パラメータの入力可／不可を設定します（パラメータ設定チェックボックス）⑤

Smoothness

メッシュの平滑度を設定します（平滑度トラックバー）⑥⑦

Smoothness

メッシュの平滑度を表示します（平滑度ボックス）

キーボードで入力して変更できます

Retain Edge

エッジ保存の度合を設定します（エッジ保存度トラックバー）⑧

Retain Edge

エッジ保存の度合を表示します（エッジ保存度ボックス） キーボードで入力して変更できます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
178

⑨

Undo

メッシュを 1 つ前の状態に戻します（アンドゥ）⑩

Execute

現在の設定でスムージングを実行します（実行）
5.3.3 操作方法
○ メッシュ全体を平滑化する
1. スムージング回数ボックスに数値を入力してスムージング処理の回数を設定します。回数を増やすとより高い効果が望めますが, 多すぎると元の形と大きくかけ離れる場合があります
2. 広域サンプリングエリアチェックボックスにチェックを入れると, 全体をより均一に平滑化する効果があります。ただし元々平らに近い面では効果が得られない場合があります
3. パラメータ設定チェックボックスにチェックを入れるとパラメータが設定できます。平滑度ボックスの値を小さめに設定すると, 平滑化の効果が小さくなります○ メッシュの角ばった部分を残して平滑化する
上記「メッシュ全体を平滑化する」操作に加えて, 以下の操作を行います。
1. 角部分保存チェックボックスにチェックを入れると, 角を残したまま平滑化を行います2. 追加パラメータチェックボックスにチェックを入れるとパラメータが設定できます。エッジ保存度ボックスの値を小さめに設定すると, メッシュの角ばった部分を残して平滑化を行います

BS Volume Analyzer 操作マニュアル179

5.4 頂点選択による手動穴埋め［Mesh Editing］メニューより［Filling-Vertex］を選択してください。頂点選択による手動穴埋めモードになります。
5.4.1 機能概要
3 つの頂点を選択し新規にポリゴンを 1 枚作成します。作成するポリゴンの表裏は頂点の選択順*5.3 で決まります。
*5.3 頂点の選択順とは頂点を反時計回りに選択すると，カメラに対して表向きのポリゴンを作成します。逆に時計回りに選択すると裏向きになります。（図5.4.1）

１

１

３

２

２

３
表

裏

図 5.4.1 ポリゴンの向き○ 処理結果例穴埋めした結果を示します。
（図 5.4.2）

図 5.4.2 穴埋め結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル180

5.4.2 操作方法
○ 頂点を選択する［Shift］キーを押しながら，左クリックで頂点を選択します。選択した頂点
は設定色*5.4 になります。

*5.4 設定色とは選択された頂点の表示色に限らず，頂点，エッジ，ポリゴンなどの色は設定で変更できます。
表示色の設定については，第６章「各種設定」の「メッシュ編集機能」を参照してください。

○ 穴埋めモードを途中で終了する
頂点選択中に［Mesh Editing］メニューより［Filling-Vertex］を選択します。
○ 穴埋め結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル181

5.5 エッジ選択による手動穴埋め［Mesh Editing］メニューより［Filling-Edge］を選択してください。エッジ選択による手動穴埋めモードになります。
5.5.1 機能概要
モデルデータの穴を構成するオープンエッジ*5.5 を選択して，一度に穴埋めを行います。

*5.5 オープンエッジとはポリゴンが隣接していないエッジを指します。穴やモデルの末端のポリゴンのエッジはオープンエッジです。

○ 処理結果例穴埋めした結果を示します。
（図 5.5.1）

図 5.5.1 穴埋め結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル182

5.5.2 操作方法
○ 穴埋めを行う
1. ［Shift］キーを押しながら，左クリックでオープンエッジを選択します。
穴埋めを行い，確認フォーム（図 5.5.2）を表示します
2. 結果を確定するには［Execute］ボタンをクリック，キャンセルするには［Cancel］ボタンをクリックします

図 5.5.2 確認フォーム○ 穴埋めしたポリゴンを裏返す
確認フォームを表示中に［Reverse］ボタンをクリックして，穴埋めしたポリゴンの表裏を切り替えます○ 穴埋めモードを途中で終了する
オープンエッジ選択前に［Mesh Editing］メニューより［Filling-Edge］を選択します。穴埋め後は確認フォームの［Cancel］ボタンをクリックします○ 穴埋め結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル183

5.6 リング選択による手動穴埋め［Mesh Editing］メニューより［Filling-Ring］を選択してください。リング選択による手動穴埋めモードになります。
5.6.1 機能概要
リング*5.6 を複数選択して，穴埋めを行います。選択したリングのうち，最も全長が長いリングを外側として，他のリングを避けるようにポリゴンを作成します。
外側のリングは自動判定しますので，選択順序は問いません。外側のリングの全長が他のリングより短いときには，「5.5 リング外周先行選択による手動穴埋め」
を使用します。

*5.6 リングとはポリゴンの穴を構成するオープンエッジの連なりを指します。

○ 処理結果例穴埋めした結果を示します（図 5.6.1）。

図 5.6.1 穴埋め結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
184

5.6.2 操作方法
○ 穴埋めを行う
1. ［Shift］キーを押しながら，左クリックでリングを選択します。リングを一つ選択すると確認フォームを表示しますが，この時点では［Execute］
ボタンが無効であるため，穴埋めを実行できません（図 5.6.2）

ボタン無効

リングを一つ選択
図 5.6.2 リングを一つ選択

2. 次のリングを選択すると，確認フォームの［Execute］ボタンが有効になり，穴埋めを実行できます（図 5.6.3）

ボタン有効

図 5.6.3 次のリングを選択○ 穴埋めしたポリゴンを裏返す
穴埋め実行後の確認フォームを表示中に［Reverse］ボタンをクリックして，穴埋めしたポリゴンの表裏を切り替えます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル185

○ 穴埋めモードを途中で終了する
リング選択前に［Mesh Editing］メニューより［Filling-Ring］を選択します。
リングを一つでも選択したときは，確認フォームの［Cancel］ボタンをクリックします○ 穴埋め結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル186

5.7 リング外周先行選択による手動穴埋め［Mesh Editing］メニューより［Filling-Ring-OuterSelect］を選択してください。
リング外周先行選択による手動穴埋めモードになります。
5.7.1 機能概要
リングを複数選択して，穴埋めを行います。最初に選択したリングを外側として，他のリングを避けるようにポリゴンを作成します。外側のリングを最初に選択する必要がある点が「5.6 リング選択による手動穴埋め」とは異なります。
○ 処理結果例穴埋めした結果を示します（図 5.7.1）

図 5.7.1 穴埋め結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル187

5.7.2 操作方法
○ 穴埋めを行う
1. ［Shift］キーを押しながら，左クリックで一番外側となるリングを選択します リングを一つ選択すると確認フォームを表示しますが，この時点では［Execute］ボタンが無効であるため，穴埋めを実行できません（図 5.7.2）

ボタン無効

外側のリングを選択
図 5.7.2 外側のリングを選択

2. 次に内側のリングを選択すると，確認フォームの［Execute］ボタンが有効になり，穴埋めを実行できます（図 5.7.3）

ボタン有効

図 5.7.3 内側のリングを選択○ 穴埋めしたポリゴンを裏返す
穴埋め実行後の確認フォームを表示中に［Reverse］ボタンをクリックして，穴埋めしたポリゴンの表裏を切り替えます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル188

○ 穴埋めモードを途中で終了する
エッジ選択前に［Mesh Editing］メニューより［Filling-Ring-OuterSelect］
を選択します。エッジを一つでも選択したときは，確認フォームの［Cancel］
ボタンをクリックします○ 穴埋め結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル189

5.8 手動反転［Mesh Editing］メニューより［Reverse-Manual］を選択してください。手動反転
モードになります。
5.8.1 機能概要
ポリゴンを選択して表裏を反転します。
○ 処理結果例
反転した結果を示します。
（図 5.8.1）

図 5.8.1 反転結果

5.8.2 操作方法
○ 反転を行う［Shift］キーを押しながら，左クリックで反転するポリゴンを選択します。
○ 反転モードを途中で終了する［Mesh Editing］メニューより［Reverse-Manual］を選択します。
○ 反転結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル190

5.9 手動削除［Mesh Editing］メニューより［Delete-Manual］を選択してください。手動削除モードになります。
5.9.1 機能概要
ポリゴンを選択して削除します。
○ 処理結果例
削除した結果を示します。
（図 5.9.1）

図 5.9.1 削除結果

5.9.2 操作方法
○ 削除を行う［Shift］キーを押しながら，左クリックで削除するポリゴンを選択します○ 手動削除モードを終了する［Mesh Editing］メニューより［Delete-Manual］を選択します○ 削除結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル191

5.10 自動修正
［Mesh Editing］メニューより［Auto-Modification］を選択してください。
5.10.1 機能概要
穴埋めと重複面の削除を行った後，自動削除が実行されます。メニュー上では［Auto-Modification］にチェックマークが表示されますが，ステータスバー上のモード表示は［Delete-Auto］となります。
また，アンドゥの対象となるのは自動削除部分のみが対象で，自動削除で削除を実行せずに終了した場合，［Undo Edited］は無効状態となります。
5.10.2 操作方法
○ 実行する［Mesh Editing］メニューより［Auto-Modification］を選択すると実行され，自動削除フォームが表示されます。自動削除フォームの説明は「5.13 自動削除」の項を参照してください

BS Volume Analyzer 操作マニュアル192

5.11 自動穴埋め［Mesh Editing］メニューより［Filling-Auto］を選択してください。自動穴埋めモードになります。
5.11.1 機能概要
モデルデータの穴を自動で検出し，穴埋めを行います。
○ 処理結果例穴埋めした結果を示します。
（図 5.11.1）

図 5.11.1 穴埋め結果

5.11.2 操作方法
○ 穴埋めを行う
穴埋め実行後の確認フォーム（図 5.11.2）表示中に，［Execute］ボタンをク
リックします図 5.11.2 確認フォーム

BS Volume Analyzer 操作マニュアル193

○ 穴埋め結果をキャンセルする
穴埋め実行後の確認フォーム（図 5.11.2）表示中に，［Cancel］ボタンをクリックします○ 穴埋め結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル194

5.12 自動反転
［Mesh Editing］メニューより［Reverse-Auto］を選択してください。自動反転モードになります。
5.12.1 機能概要
隣接するポリゴンの表裏が揃うように自動で反転を行います。表裏判定に失敗*5.7
するときには，「5.6 手動反転」を使用します。

*5.7 表裏判定に失敗する例
・周囲のポリゴンの表裏が混在している・隣接ポリゴンが少ない○ 処理結果例
反転した結果を示します。
（図 5.12.1）

図 5.12.1 反転結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル195

5.12.2 操作方法
○ 反転を行う
反転実行後の確認フォーム（図 5.12.2）表示中に，［Execute］ボタンをクリックします。

図 5.12.2 確認フォーム○ 反転結果をキャンセルする
反転実行後の確認フォーム（図 5.12.2）表示中に，［Cancel］ボタンをクリックします。
○ 反転結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル196

5.13 自動削除
［Mesh Editing］メニューより［Delete-Auto］を選択してください。自動削除モードになります。
5.13.1 機能概要
モデルデータのポリゴンの塊ごとにグループ分けし，グループ単位で削除を行います。
○ 処理結果例
削除した結果を示します。
（図 5.13.1）

赤表示のポリゴン
グループを削除

図 5.13.1 削除結果

BS Volume Analyzer 操作マニュアル197

5.13.2 画面説明

①

②

③

④
⑤

図 5.13.2 自動削除フォーム

No.

①

項

目

Group

説

明

ポリゴングループの No.（通し番号）を表示（ポリゴングループ一覧） します②③④

Number

ポリゴングループごとのポリゴン数を表示し（ポリゴン数一覧）

ますThreshold of Polygon

ポリゴン数しきい値を設定します（ポリゴン数しきい値ト

ポリゴン数がしきい値以下のポリゴングルー

ラックバー）

プは一覧で選択状態になります

Threshold of Polygon

ポリゴン数しきい値を設定します（ポリゴン数ボックス）

ポリゴン数がしきい値以下のポリゴングルー
プは一覧で選択状態になります⑤

Execute一覧より選択中のポリゴングループを削除し（削除実行）ますBS Volume Analyzer 操作マニュアル198

5.13.3 操作方法
○ ポリゴングループを選択する
ポリゴングループ一覧の削除するグループを左クリックで選択します 。
（図 5.13.3）
選択したポリゴングループはワークフォーム上の表示が変化します。
［Ctrl］キーを押しながら左クリックで複数選択することもできます。

ポリゴングループ選択

図 5.13.3 ポリゴングループ選択

BS Volume Analyzer 操作マニュアル199

○ ポリゴン数しきい値でポリゴングループを選択する
ポリゴン数しきい値トラックバーでしきい値を変更します。しきい値以下のポリゴングループが一覧で選択状態となり，ワークフォーム上の表示が変化します（図 5.13.4）

しきい値変更図 5.13.4 しきい値変更○ 削除結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します○ 必要なポリゴングループのみを抽出する
1.

しきい値 100 などの低い値を直接入力し，必要なグループがワークフォーム上で強調表示されない（選択されない）ことを確認する

2.

しきい値を決定したら、Execute ボタンを押す

3.

残ったグループのうち，不要なグループのみをリスト上から選択し，再度Execute ボタンを押す（不要なグループが多い場合，先に 1～2 の手順を
繰り返す）

4.

1~3 を繰り返し，必要なグループのみを残してダイアログを閉じる

BS Volume Analyzer 操作マニュアル200

5.14 全反転
［Mesh Editing］メニューより［Reverse-All］を選択してください。
5.14.1 機能概要
全てのポリゴンを反転します。
○ 処理結果例
全反転した結果を示します。
（図 5.14.1）

図 5.14.1 全反転結果

5.14.2 操作方法
○ 全反転を行う［Mesh Editing］メニューより［Reverse-All］を選択します○ 全反転結果を元に戻す［Ctrl］キー押しながら［z］キーを押すか，［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル201

5.15 アンドゥ
［Mesh Editing］メニューより［Undo Edited］を選択してください。
5.15.1 機能概要
穴埋め，反転，削除は操作のたびに元に戻すための情報をバッファに記録します。
アンドゥはその情報を使用して，操作を 1 回分元に戻します。バッファは異種の操作*5.8 を行った時点でクリアされます。

*5.8 異種の操作とはメッシュ編集機能は，操作を以下の穴埋め，反転，削除，その他の４種類に分けて管理しています。
・穴埋め：手動穴埋め全種，自動穴埋め
・反転：手動反転，自動反転，全反転
・削除：手動削除，自動削除
・その他：削減，スムージング，自動修正

例えば，手動反転を行い，自動反転を行うと，いずれもアンドゥできますが，間に手動削除など，反転とは異種の操作を挟むと，最後の自動反転しかアンドゥできなくなります。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル202

①自動反転

②手動反転

バッファ

バッファ

自動反転

自動反転

いずれも
アンドゥ可能手動反転

連続同種操作

①自動反転

②手動削除

③手動反転

バッファ

バッファ

バッファ
クリア

自動反転

自動反転

手動削除
手動反転のみクリア

手動削除

途中に異種操作
図 5.15.1 操作とアンドゥバッファ

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
203

手動反転

アンドゥ可能5.16 正当性チェック［Mesh Editing］メニューより［Propriety Check］を選択してください。正当性チェックフォーム（図 5.16.1）を表示します。
5.16.1 画面説明

①
②

⑤

③

⑥

④

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪
⑫

⑬

⑭
⑮
⑯
⑰

⑱

⑲
⑳

図 5.16.1 正当性チェックフォーム
No.

項

目

説

明

①

重複エラー検索指定

頂点，エッジ，ポリゴンの重複エラー*5.9 を検索（Duplicate）

する／しない，エラーの表示・非表示を指定しますチェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的に重複エラーの再検索を行います

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
204

No.

②

項

目

説

明

重複エラー頂点検索指

重複エラー頂点を検索する／しない，エラーの表

定示・非表示を指定します（Duplicate-Vertex）

チェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的にエラーの再検索を行います③

重複エラーエッジ検索

重複エラーエッジを検索する／しない，エラーの指定

表示・非表示を指定します（Duplicate-Edge）

チェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的にエラーの再検索を行います④

重複エラーポリゴン検

重複エラーポリゴンを検索する／しない，エラー

索指定の表示・非表示を指定します（Duplicate-Polygon）

チェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的にエラーの再検索を行います⑤

重複エラー頂点数

重複エラー頂点数を表示します⑥

重複エラーエッジ数

重複エラーエッジ数を表示します⑦

重複エラーポリゴン数

重複エラーポリゴン数を表示します⑧

重複エラー検索

重複エラーの検索を行います⑨

重複エラー修正

重複エラーの修正（削除）を行います⑩

1 頂点－2 エッジ接続エ

1 頂点－2 エッジ接続エラー*5.10 を検索する／しラー検索指定ない，エラーの表示・非表示を指定します（1 Vertex - 2 Edge）

チェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的にエラーの再検索を行います⑪⑫

1 頂点－2 エッジ接続エ

1 頂点－2 エッジ接続エラーの頂点を含んで構成

ラーポリゴン数

されるポリゴン数を表示します

1 頂点－2 エッジ接続エ

1 頂点－2 エッジ接続エラーの検索を行います

ラー検索

⑬
⑭

1 頂点－2 エッジ接続エ

1 頂点－2 エッジ接続エラーの修正（削除）を行

ラー修正

います

1 エッジ－2 ポリゴン接

1 エッジ－2 ポリゴン接続エラー*5.11 を検索する

続エラー指定／しない，エラーの表示・非表示を指定します チ（1 Edge - 2 Polygon） ェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的にエラーの再検索を行います⑮⑯

1 エッジ－2 ポリゴン接

1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーのエッジ数を表

続エラーエッジ数示します

1 エッジ－2 ポリゴン接

1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーのエッジを含ん

続エラーポリゴン数で構成されるポリゴン数を表示します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
205

No.

⑰
⑱
⑲

項

目

説

明

1 エッジ－2 ポリゴン接

1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの検索を行いま

続エラー検索す

1 エッジ－2 ポリゴン接

1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの修正（削除）続エラー修正を行います

法線エラー検索指定

法線エラー*5.12 を検索する／しない，エラーの表（Normal）

示・非表示を指定します
チェックが On のときにメッシュ編集を行うと自動的にエラーの再検索を行います⑳

法線エラーポリゴン数

法線エラーポリゴン数を表示します㉑

法線エラー検索

法線エラーの検索を行います㉒

法線エラー修正

法線エラーの修正（反転）を行います*５.9 頂点，エッジ，ポリゴンの重複エラーとは・頂点の重複エラー：座標上重複している頂点を指します。
・エッジの重複エラー：同じ 2 頂点の組み合わせで構成されるエッジを指します。
・ポリゴンの重複エラー：同じ 3 エッジの組み合わせで構成されるポリゴンを指します。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル206

*５.10 1 頂点―2 エッジ接続エラーとは正常なモデルを構成する頂点は必ず 3 エッジ以上が接続されているという条件で検索を行います（図 5.16.2）。条件にあてはまらない頂点がエラー（図 5.16.3）となります。エラー頂点を含むポ
リゴンはモデルの端となっている場合があるため，穴を特定することができます。

エラー：2 エッジ接続
正常：3 エッジ接続

図 5.16.2 頂点に接続するエッジの数

エラー：2 エッジ接続

図 5.16.3 1 頂点－2 エッジ接続エラーの例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル207

*５.11 1 エッジ―2 ポリゴン接続エラーとは正常なモデルを構成するエッジは必ず 2 ポリゴンが接続されているという条件で検索を行います。条件にあてはまらないエッジとそれを含んで構成されるポリゴンがエラー（図 5.16.4）となります。隣接しているように見えるポリゴンがエラーになった場
合は，エッジが共有されていないと考えられます。また，エッジが共有されている場合でも，3 ポリゴン以上であればエラーです。エラーポリゴンは，ほかにモデルのオープンエッジや穴を構成する部分に見られます。

ポリゴンが別々のエッジで隣接エッジが 3 ポリゴン以上に共有
図 5.16.4 1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの例

BS Volume Analyzer 操作マニュアル208

*５.12 法線エラーとはポリゴンの表（法線の向き）は構成する３エッジをたどる方向
で，・反時計回り：表向き
・時計回り：裏向きとなります（図 5.16.5）。
さらに，隣接するポリゴン同士が同じ向きであれば，共有する
エッジは互いに逆方向に使用されます。隣接するポリゴン同士
でエッジの使用方向が逆になっていないものがエラー（図5.16.6）となります。

図 5.16.5 エッジ方向とポリゴンの向き

使用方向が逆

使用方向が同じ

図 5.16.6 共有エッジの使用方向

BS Volume Analyzer 操作マニュアル209

5.16.2 操作方法
○ 重複エラーの検索
1.

［Duplicate Check］のチェックを On，エラーを検索する対象要素［Vertex］，［Edge］，［Polygon］のチェックを On にして［Check］ボタ
ンで検索を開始します2.

エラーと判定された要素は緑で表示されます（図 5.16.7）

3.

［Duplicate Check］のチェックを Off にするとエラー表示も Off となります4.

［Vertex］，［Edge］，［Polygon］を Off にするとそれぞれエラー頂点，エラーエッジ，エラーポリゴンの表示が Off となります

図 5.16.7 重複エラーポリゴンの表示○ 重複エラーの修正
1.

重複エラーを検索後，［Fix］ボタンで修正を開始します

2.

修正が終了すると，自動的にエラーの再検索を行います

3.

頂点，エッジ，ポリゴンのエラー数が０になるまで修正を繰り返します○ 1 頂点－2 エッジ接続エラーの検索
1.

［1 Vertex – 2 Edge Check］のチェックを On にして［Check］ボタン
で検索を開始します2.

エラーと判定された頂点を含んで構成されるポリゴンは紫で表示されます（図 5.16.8）

3.

［1 Vertex – 2 Edge Check］のチェックを Off にすると，エラー表示もOff となります

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
210

図 5.16.8 1 頂点－2 エッジ接続エラー○ 1 頂点－2 エッジ接続エラーの修正
1.

［1 Vertex – 2 Edge Check］のチェックを On にして［Check］ボタン
で検索を開始します2.

エラーと判定された頂点を含むポリゴンは紫で表示されます

3.

［1 Vertex – 2 Edge Check］のチェックを Off にするとエラー表示も Offとなります○ 1 頂点－2 エッジ接続エラーの修正
1. 1 頂点－2 エッジ接続エラーを検索後，［Fix］ボタンで修正を開始します
修正とはエラー頂点を含むポリゴンの削除です
2. 修正が終了すると，自動的にエラーの再検索を行います
3. 修正により発生した穴を自動穴埋めなどで埋め，必要であればポリゴンを反転します○ 1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの検索
1. ［1 Edge – 2 Polygon Check］のチェックを On にして［Check］ボタン
で検索を開始します
2. エラーと判定されたエッジは赤，エッジを含むポリゴンは黄で表示されます（図 5.16.9）
3. ［1 Edge – 2 Polygon Check］のチェックを Off にすると，エラー表示もOff となります

BS Volume Analyzer 操作マニュアル211図 5.16.9 1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの表示○ 1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの修正
1. 1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーを検索後，［Fix］ボタンで修正を開始します 修正とはエラーエッジを含むポリゴンの削除です
2. 修正が終了すると，自動的にエラーの再検索を行います

図 5.16.10 1 エッジ－2 ポリゴン接続エラーの修正

3. 修正により発生した穴を自動穴埋めなどで埋め，必要であればポリゴンを反転します

穴埋めはできたが，後に反転が必要

図 5.16.11 自動穴埋め 1 回実行
後

BS Volume Analyzer 操作マニュアル212

図 5.16.12 全て穴埋め後，反転○ 法線エラーの検索
1. ［Normal Check］のチェックを On にして［Check］ボタンで検索を開始します
2. エラーと判定されたポリゴンは赤で表示されます
3. ［Normal Check］のチェックを Off にすると，エラー表示も Off となります○ 法線エラーの修正
1. 法線エラーを検索後，［Fix］ボタンで修正を開始します
2. 修正が終了すると，自動的にエラーの再検索を行います
3. エラー数が 0 になるまで修正を繰り返しますが，法線エラー以外のエラーが含まれているモデルでは 0 にならない場合もあります

法線エラー検索

法線エラー修正

図 5.16.13 法線エラー検索，修正
BS Volume Analyzer 操作マニュアル213

5.17 メッシュ情報［Mesh Editing］メニューより［Polygon Information］を選択してください。編集
中のメッシュ情報（図 5.17.1）を表示します。
5.17.1 画面説明①②③

図 5.17.1 メッシュ情報画面

No.

①

項

目

Vertex説

明

メッシュの頂点数を表示します

（頂点数）

②

Edge

メッシュのエッジ数を表示します（エッジ数）③

Polygon

メッシュのポリゴン数を表示します（ポリゴン数）BS Volume Analyzer 操作マニュアル
214

第6章
各種設定

BS Volume Analyzer 操作マニュアル215

6.1 環境設定［Tools］メニューから［Preference］を選択してください。
または，ツールバー

をクリックしてください。

6.1.1 機能概要
フォーム上の表示色や，初期値を設定します。
6.1.2 画面説明
○ 環境設定フォーム

②

①

③

④

⑤

図 6.1 環境設定フォーム
No.

項

目

説 明

①

設定項目ツリー

設定項目の一覧を表示します

②

設定内容

設定項目に関連した設定内容を表示します③

OK ボタン

変更を適用し，フォームを閉じます

④

キャンセル

変更を破棄し，フォームを閉じます⑤

Accept ボタン

変更を適用し，作業を続けます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル216

○ 項目『General』

①

②

③

図 6.2 General 項目
No.

①
②
③

項

目

説 明

Default Pitch

ピッチの初期値です（ピッチ）

Raw ファイル入力時に，使用されます

Default Polygon Scale

ポリゴンスケールの初期値です（ポリゴンスケール）

STL ファイル入力時に，使用されます

Language

アプリケーションの言語設定を切り替えます（言語設定）

日本語と英語が使用可能です

BS Volume Analyzer 操作マニュアル217

○ 項目『WorkForm Initialize』

①

②
③
④
⑤

図 6.3 WorkForm Initialize 項目
No.

項

目

①

Default View Model説

明

データ読み込み直後のモデル表示設定です（初期表示モデル）②③

Guide TypeWorkForm 右下に表示するガイドの種類を設（ガイド設定・種類）

定しますGuide Size

ガイドのサイズを設定します（ガイド設定・大きさ）④

Face Color

ガイドの表面の色を設定します（ガイド設定・表面色）⑤

Edge Color

ガイドの線の色を設定します（ガイド設定・線色）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル218

○ 項目『Region Growing』①②③

図 6.4 Region Growing 項目
No.

項 目

①

Region Color説

明

領域拡張対象の色を設定します

（領域色）

②

Default Seed Color

SEED 点の色を設定します（SEED 点色）③

Selected Seed Color

SEED 点リスト上で選択した点の色を設定し（選択した SEED 点色） ます

BS Volume Analyzer 操作マニュアル219

○ 項目『Iso-Surface』

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦

図 6.5 Iso-Surface 項目
No.

項

①

Constant C

閾値の初期値です（定数 C）

等値面生成の形状に影響します

Reduction

削減率の初期値です（削減率）

等値面生成の品質に影響します

Front Side Color

ポリゴンの表面色です

②
③

目

説

明

（表面色）

④

Back Side Color

ポリゴンの裏面色です

（裏面色）

⑤

Contour Color

2D プレビューの等高線の表示色です（2D 等高線色）⑥

File Export Mode

STL ファイルを出力する際の座標系を指定し（ポリゴン出力方式）

ます（※“Center”と“Image”は，3 次元画像の中心と 3 次元画像の左下が，原点となります。
“Dicom”は，Dicom 座標系で指定された原点が原点となります。各座標値は，世界座標系で，すべて同じスケールとなります）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル220

⑦

Iso-Surface Algorithm

等値面の生成方法を，マーチングキューブ法（等値面生成方式）

かマーチングテトラヘドラ法（4 面体格子法）
から選択しますBS Volume Analyzer 操作マニュアル221

○ 項目『Mesh Editing』

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

図 6.6 Mesh Editing 項目
No.

①

項

目

Vertex Color

説

明

WorkForm に表示する頂点の色です

（頂点色）

②

Selection Color

選択中の色です（選択色）③

Edge Color

WorkForm に表示するポリゴンエッジ色です（エッジ色）④

OpenEdge Color

WorkForm に表示する開放エッジ色です（開放エッジ色）⑤

Normal Color

WorkForm に表示する法線色です

（法線色）

⑥

Result Color

WorkForm に表示する結果色です

（結果色）

⑦

Normal Length

WorkForm に表示する法線の長さです（法線の長さ）

BS Volume Analyzer 操作マニュアル222

○ 項目『Volume Rendering』

①
②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

図 6.7 Volume Rendering 項目

No.

①

項 目
Texture Type説明

使用するテクスチャの種類です（テクスチャ）②

Resolution

テクスチャの解像度です

（解像度）

③

Compress

ボリュームレンダリングに圧縮テクスチャ（テクスチャ圧縮）を用いるかを選択します
Texture Type が 3D で，Resolution が 32～
512 の時に使用できます④Auto／File ラジオボタ

ボリュームレンダリング，ポイントベースボ

ン

リュームレンダリングの伝達関数グラフのデフォルトの設定を「Auto」または「File」
から選択します⑤

初期伝達関数リスト

ボリュームレンダリングの伝達関数グラフの形状を選択します
Modality を選択すると，DICOM 画像を読み込んだ際に自動的に種類を判別します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
223

No.

項 目

説

⑥

デフォルト伝達関数フボリュームレンダリングにおけるデフォル

ァイルトの伝達関数を指定します

ファイル開くボタン

デフォルトの伝達関数を選択するファイル⑦

明

選択ダイアログが開きます⑧

Color／File ラジオボタ

インデックスイメージの伝達関数グラフのン

デフォルトの設定を「Color」または「File」
から選択します⑨

Min Color

インデックスイメージにおける輝度最小値（インデックスイメーの色を指定します

ジ・輝度最小色）⑩⑪

デフォルト伝達関数フインデックスイメージにおけるデフォルト

ァイル

の伝達関数を指定します

ファイル開くボタン

デフォルトの伝達関数を選択するファイル
選択ダイアログが開きます⑫

Histogram Line Color

ヒストグラムの描画色を指定します（ヒストグラム線色）⑬

Alpha Line Color

アルファ値を表す線の描画色を指定します（アルファ線色）⑭

Preset Folder

ボリュームレンダリング，ポイントベースボ
リュームレンダリング，インデックスイメー
ジの各フォームで表示されるプリセットが格納されているフォルダを指定します⑮

フォルダ開くボタン

伝達関数のプリセットを指定するフォルダの選択ダイアログが開きます⑯

Shading Brightness

シェーディングを有効にした場合のライトの強さを指定します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル224

○ 項目『Measure Manager』

①
②
③

④

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

図 6.8 Measure Manager 項目
No.

①

項

目

Distance Color説

明

計測した距離の表示色です

（距離）

②

Angle Color

計測した角度の表示色です

（角度）

③

Area Color

計測した面積の表示色です

（面積）

④

Opacity

計測した面積の透明度です（面積・透明度）⑤

Reference Color

参照の色です（参照）⑥

Moving Color

計測点を移動させている時の色です

（移動）

⑦
⑧
⑨

Selected Color

計測フォーム上のリストで，選択している計（選択色）

測結果の色です

Coordinate Display

MeasureView の計測時に表示される始点と（座標値の表示色）

終点の座標値の色を設定します

Unit System

計測結果の表示単位を切り替えます（表示単位）

mm と μm の選択が可能です

BS Volume Analyzer 操作マニュアル225

○ 項目『DICOM Manager』

①
②
③
④
⑤

⑥

図 6.9 DICOM Manager 項目
No.

項

目

説

明

①

DICOM Root Folder

DICOM 管理ツールで管理するフォルダのル（DICOM フォルダの

ートです

ルート）

②

③

BrowseWindows 標準のフォルダ選択フォームを開き（フォルダ参照）ます

Patient Check

DICOM 画像を読み込む際に，患者情報（患者（患者情報チェック）

名，誕生日，性別，モダリティ，診断日）をチェックするか否かを設定します④

DICOM Tag Check

DICOM 画像を読み込む際に，・Study Instance UID
・Series Instance UID
・Series Numberをチェックするか否かを設定します⑤

Image Sorting ID

DICOM 画像を読み込む際の，（画像並び替え方法）

スライスの並び替えの基準を指定します
Slice

断面位置で並び替え（昇順）Position（デフォルト）Image

画像番号で並び替え（昇順）

Number

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
226

No.

項

目

説

明

⑥

Image Direction

DICOM 画像を並べ替えた後に，スライスの順（画像方向修正）

序を反転するか否かを設定します
As-is

反転しない（デフォルト）

reverse Z

反転する

BS Volume Analyzer 操作マニュアル227

○ 項目『Wireframe Color』

①
②
③
④
⑤
⑥
図 6.10 Wireframe Color 項目
No.

①

項 目
DefaultBox Color説

明

3 次元画像の領域を示すボックスの色を設定
します
visible のチェックを Off にすると非表示とな
ります②

ClipArea Color

Clipping 機能使用時に表示される領域を表す
枠の色を設定します③

VoxelPaint Color

Voxel Paint 機能使用時に表示される領域を表す枠の色を設定します④

VolumeCarving Color

Volume Carving 機能使用時に表示される領域を表す枠の色を設定します⑤

CrossSection Color

CrossSections 機能使用時に表示される断面の外枠の色を設定します
visible のチェックを Off にすると非表示となります⑥

Mask Area Color

Volume Segment 機能使用時に表示される
マスク領域の色を設定します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
228

6.1.3 操作方法
環境設定の変更による，処理結果の例です。
○ マーチングテトラヘドラ法（4 面体格子法）の等値面生成
1.

環境設定フォームの左項目『Iso-Surface』をクリックします2.

右項目『Iso-Surface Algorithm』のラジオボタンから『Marching Tetrahedra』を選択し，適用します

3.

Iso-Surface ダイアログで等値面生成を行います○ ボリュームレンダリングのテクスチャ解像度の変更
1.

環境設定フォームの左項目『Volume Rendering』をクリックします2.

右項目『Resolution』を任意の値に変更し，適用します3.

WorkForm のボリュームレンダリング

を ON にします（変更を適用時，既に ON の場合は，自動で再表示が行われます）○ 伝達関数のプリセットフォルダの設定
1.

環境設定フォームの左項目『Volume Rendering』をクリックします2.

右項目『Preset Folder』に，フォルダのパスを入力しますもしくは，「…」ボタンを押し，フォルダ選択フォームから，対象フォルダを選択します3.

設定したフォルダに rpf ファイルがある場合，各種レンダリングフォームの左側に，伝達関数のプリセットとして表示されます○ Dicom Root Folder の変更
1.

環境設定フォームの左項目『Dicom Manager』をクリックします2.

右項目『Dicom Root Folder』に，フォルダのパスを入力します
もしくは，『Browse…』ボタンを押し，フォルダ選択フォームから，対象
フォルダを選択します

BS Volume Analyzer 操作マニュアル229

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
230

第7章
付録

BS Volume Analyzer 操作マニュアル231

7.1 表示メッセージ
BS Volume Analyzer では，アプリケーションの表示するメッセージを日本語，英語に切り替えることができます。
7.1.1 表示メッセージ切り替え方法※この操作は，ファイルを直接編集していただくことになりますので，なるべくファイルのバックアップを取るようにしてください。
１．BS Volume Analyzer が起動していないことを確認してください。
２．以下のフォルダを開きます。
C:¥Users¥<ユーザー名>¥Documents¥i-Plants¥Volume Extractor 3.0
３．フォルダ内の“Settings.xml”を選択します。
※ この時，Settings.xml のバックアップを取ることをお勧めします。
４．“Settings.xml”を開き，“<Language>”の値を表示する言語にあわせて変
更します。
“ja”

： 日本語

“en” ： 英語
例： 日本語に設定する場合<Language>ja</Language>
５．“Settings.xml”を保存し，閉じます。
６．BS Volume Analyzer を起動し，メッセージが表示されることを確認してください。

BS Volume Analyzer 操作マニュアル
232

索引
１

Ｃ

1 Edge - 2 Polygon ....................................... 205

Camera ................................................... 28, 133

1 Edge - 2 Polygon Check .............................211

Clipping .................................................... 27, 51

1 Vertex - 2 Edge.......................................... 205

Clipping Plane ................................................ 38

1 Vertex - 2 Edge Check .......................210, 211

Color ....................................................... 86, 102

1 エッジ－2 ポリゴン接続エラー指定 .......... 205

Constant C............................................ 111, 112

1 エッジ―2 ポリゴン接続エラー.................. 208

Cross Section .................................................. 28

1 頂点―2 エッジ接続エラー ......................... 207

Cross Sections .............................................. 130

２Ｄ

2D-Multi......................................................... 57

Data Type ......................................... 46, 50, 138
Default Constant C Ratio ........................... 220

３Default Model ............................................... 218

3 次元画像フィルタ .................................. 27, 60

Default Pitch ................................................ 217

3 次元矩形塗りつぶし ......................... 25, 27, 68

Default Polygon Scale .................................. 217

3 次元断面表示 ................................. 25, 28, 130

Delete-Auto........................................... 172, 197
Delete-Manual...................................... 172, 191Ａ

Description ................................................... 157

Accession Number ............................... 138, 157

DICOM Manager.................................... 31, 154

Alpha ............................................................ 225

Dicom Root ................................................... 229

Alpha Line Color.......................................... 224

Dicom Root Folder........................................ 226

Angle ............................................................ 163

DICOM 管理ツール................................. 31, 154

Angle Color .................................................. 225

DICOM フォルダのルート ............................ 226

Area ...................................................... 126, 164

DICOM 画像フォーマット .............................. 18

Area Color .................................................... 225

Direction ............................................... 112, 114

AutoUpdate ............................................ 86, 102

Distance ........................................................ 162
Distance Color .............................................. 225

Ｂ

Division........................................................... 38

Back Color.................................................... 220

Duplicate ...................................................... 204

Binarize .......................................................... 65

Duplicate Check ........................................... 210

Brightness .............................................. 86, 102

Duplicate-Edge ............................................. 205
Duplicate-Polygon ........................................ 205

BS Volume Analyzer 操作マニュアル233

Duplicate-Vertex .......................................... 205

Iso-Surface.............................................. 28, 110

Ｅ

Ｌ

Edge ............................................................... 37

Logarithm ............................... 98, 109, 124, 141

Edge Color............................................ 218, 222

Ｍ

Execute........................................................... 46
Expand ........................................................... 66

Measure Manager .................................. 31, 160

Export ............................................................ 42

Min Value Color ........................................... 224
Modality.................................................. 49, 138

Ｆ

Moving Color ................................................ 225

Face Color .................................................... 218

Ｎ

File Info. ......................................................... 29
Filling-Auto .................................. 172, 192, 193.NET Framework 2.0 ..................................... 11

Filling-Edge ......................................... 182, 183

No Selected Seed Color ................................ 219

Filling-Ring .......................................... 184, 186

Normal .................................................... 37, 206

Filling-Ring-OuterSelect ..................... 187, 189

Normal Check .............................................. 213

Filling-Vertex ....................................... 180, 181

Normal Color ................................................ 222

FlatFace ......................................................... 37

Normal Length ............................................. 222

Fore Color .................................................... 220

Num Of Poly ................................................. 112

ＧＯ

Grid Width ................................................... 138

OpenEdge ....................................................... 37

Guide Size .................................................... 218

OpenEdge Color ........................................... 222
OpenFile ......................................................... 42

Ｈ
Ｐ

Histogram .............................................. 31, 140
Histogram Line Color .................................. 224

Patient ID ..................................................... 138
Patient's Birth Date ..................................... 138

Ｉ

Patient's Name ............................................. 138

Image Filter ............................................. 27, 60

Patient's Sex ................................................. 138

Image No ...................................................... 157

Photometric Interpretation ........................... 50

Image Size.................................................... 137

Physician ...................................................... 157

Images ............................................................ 42

Pitch........................................................ 46, 138

Import ............................................................ 42

Pixel Padding ................................................. 50

Index Image ............................................28, 118

Pixel Spacing .................................................. 49

Institute ....................................................... 157

Polygon ........................................................... 42

Institution Name ......................................... 138

Polygon Scale ......................................... 47, 138

BS Volume Analyzer 操作マニュアル234

Preference .............................................. 29, 216

SmoothFace .................................................... 37

Propriety Check ........................... 172, 204, 214

Smoothing ...................................................... 65
Spacing Between Slice ................................... 49

Ｒ

Start Point .................................................... 138

Ratio of Data Reduction ............... 111, 112, 114

Study Date.................................................... 138

Rebuild ........................................................... 29

Study Description ........................................ 138

Reduce ............................................................ 66

Study UID .................................................... 156

Reduction ..................................................... 173

Ｔ

Reference Color............................................ 225
Region Color................................................. 219

Texture Type ................................................. 223

Region Growing ....................................... 27, 54

Threshold........................................................ 64

Rescale Intercept ........................................... 50

Ｕ

Resolution .................................................... 223
Restricted region ........................................... 55

Undo Edited ................................................. 202

Result Color ................................................. 222

Use G/L Setting .............................................. 55

Reverse ............................................... 27, 80, 83

Ｖ

Reverse-All ................................................... 201
Reverse-Auto........................................ 172, 195

Value ....................................................... 85, 101

Reverse-Manual ................................... 172, 190

VDF 形式......................................................... 42

Reversing B/W ............................................... 66

Vertex.............................................................. 37

Row / Column................................................. 49

Vertex Color .................................................. 222
visible...................................................... 85, 101

Ｓ

Volume .............................................. 37, 38, 165

Samples per Pixel .......................................... 50

Volume Rendering .............................. 28, 84, 99

Seed List ........................................................ 55

VOL 形式......................................................... 42

SEED 点 ......................................................... 54

Voxel Paint ................................... 27, 68, 75, 77

SEED 点色.................................................... 219

Ｗ

Segmentation ....................................... 120, 125
Selected Color .............................................. 225

Windows Center ............................................. 50

Selected Seed Color ..................................... 219

Windows Width .............................................. 50

Selection Color ............................................. 222

WindowW/L .................................... 31, 167, 168

SeqNo ........................................................... 156

Work Form...................................................... 33

Series No ...................................................... 157

Ｘ

Series UID ................................................... 156
Simple Noise Deletion ................................... 65

XY ................................................................... 38

Slice Thickness .............................................. 49

XY Plane ....................................................... 144

Slice View ......................................... 24, 31, 143

XZ.................................................................... 38

BS Volume Analyzer 操作マニュアル235

画像サイズ .................................................... 144

XZ Plane....................................................... 144

画素パディング値 ............................................ 50

Ｙ

カメラ................................................ 25, 28, 133

YZ ................................................................... 38

画面キャプチャ ............................................... 25

YZ Plane....................................................... 144

画面キャプチャ機能 ...................................... 170
画面構成 .......................................................... 24

あ簡易ノイズ除去 ......................................... 60, 65

アルファ線色 ................................................ 224

環境設定 ............................................ 25, 29, 216

アンインストール ........................................... 14

患者 ID .......................................................... 138
患者性別 ........................................................ 138

い患者誕生日 .................................................... 138

イメージサイズ ............................................. 137

患者名............................................................ 138

イメージ番号 ................................................ 157

管理番号 ........................................................ 156

インストール .................................................. 10

きインデックスイメージ ....................... 25, 28, 118

記述 ............................................................... 157

うウィンドウ幅 ................................................ 167

くウィンドウレベル ......................................... 167

クリッピング ....................................... 25, 27, 51

受付番号 ............................................... 138, 157

クリッピングプレーン表示切替 ...................... 38

裏面色 ........................................................... 220

クリップ範囲 ................................................... 53
グローバルパラメータ..................................... 55

えエッジ，ポリゴンの重複エラー .................... 206

けエッジ色 ....................................................... 222

計測機能 ........................................................ 160

エッジ表示切替 ............................................... 37

計測結果管理 ............................................. 25, 31
結果色............................................................ 222

お検査 ID .......................................................... 156

オープンエッジ ............................................. 182

検査記述 ........................................................ 138

お問い合わせ .................................................. 16

検査日付 ........................................................ 138

表裏判定 ....................................................... 195

こか

格子間間隔 .................................................... 138

解像度 ........................................................... 223

交点位置 ........................................................ 144

ガイド ............................................................. 36
開放エッジ色 ................................................ 222

さ開放エッジ表示切替........................................ 37

最小輝度値 .................................................... 123

BS Volume Analyzer 操作マニュアル236

最大輝度値 .................................................... 123

選択色............................................................ 222

削減............................................................... 173

全反転............................................................ 201

削減モード .................................................... 173

線描画............................................................ 149

削減目標数 .................................................... 173
削減率 ........................................................... 220

たサポート ......................................................... 16

対数形式 .......................................... 98, 109, 141

3 次元画像フィルタ .................................. 27, 60

断面表示 ............................................ 24, 31, 143

3 次元矩形塗りつぶし ......................... 25, 27, 68

ち

3 次元断面表示 ................................. 25, 28, 130

頂点色............................................................ 222

し頂点選択 ........................................................ 180

四角描画 ....................................................... 149

頂点表示切替 ................................................... 37

施設名 ................................................... 138, 157
自動穴埋め .................................................... 193

つ自動削除 ....................................................... 197

ツールバー ...................................................... 24

自動削除モード ............................................. 197
自動反転 ....................................................... 195て重複エラーエッジ検索指定 ........................... 205

定数 C.................................................... 111, 220

重複エラー検索指定...................................... 204

データ型 ................................................ 125, 138

重複エラーポリゴン検索指定 ....................... 205

データ削減率 ................................................... 111

手動穴埋めモード ......................................... 182

データ入出力 ................................................... 42

手動削除 ....................................................... 191

テクスチャ .................................................... 223

上下反転 ......................................................... 27
情報表示切替 .................................................. 38とシリーズ ID .................................................. 156

等値面............................................................ 110

シリーズ番号 ................................................ 157

等値面生成 ................................................ 25, 28

すな

スポイト機能 ................................................ 150

名前 ............................................................... 156

スムージング ............................................ 60, 65
スムースポリゴン表示 .................................... 37にスライス編集 ................................................ 147

2 値化 ........................................................ 60, 65

スライス方向反転 ............................... 75, 80, 83のせ

濃淡反転 .................................................... 60, 66

生成等値面数....................................................112
正当性チェック ..................................... 204, 214

BS Volume Analyzer 操作マニュアル237

ひ

ポリゴン数しきい値 ...................................... 200
ポリゴンスケール .......................................... 138

ヒストグラム .................................... 25, 31, 140

ボリュームデータ保存..................................... 25

ヒストグラム線色 ......................................... 224

ボリュームデータ読み込み ............................. 25

ピッチ ........................................................... 138

ボリューム表示切替 .................................. 37, 38

描画開始位置 ................................................ 138

ボリュームレンダリング ..................... 25, 28, 84

表示メッセージ ............................................. 232
表示メッセージ切替方法 .............................. 232

め

表面色 ........................................................... 220

メインメニュー ............................................... 24

ふメッシュ編集機能 .......................................... 171
メニュー構成 ................................................... 26

ファイル情報 .......................................... 29, 137
部位............................................................... 156

もフィルタ ......................................................... 60

モダリティ .............................................. 49, 138

不可視の領域 ................................................ 123
フラットポリゴン表示 .................................... 37りへ

リスケール ...................................................... 36
リスケール切片 ............................................... 50

平面名称 ....................................................... 144

領域拡張法 .......................................... 25, 27, 54

ほ領域色............................................................ 219
領域分け .......................................................... 90

ポイントベースボリュームレンダリング ....... 99

リング............................................................ 184

法線色 ........................................................... 222

リング外周先行選択 ............................... 184, 187

法線エラー .................................................... 209

リング選択 .................................................... 184

法線エラー検索指定...................................... 206
法線の長さ .................................................... 222

れ

法線表示切替 .................................................. 37

連続線分 ........................................................ 160

補間更新 ................................................. 97, 123

BS Volume Analyzer 操作マニュアル238

BS Volume Analyzer 操作マニュアル2019 年 9 月 3 日 Version 3.6.0.8[販売]株式会社ビームセンス
BEAMSENSE Co., Ltd.
[開発]株式会社アイプランツ・システムズ
i-Plants Systems Co., Ltd.
info@i-plants.jp
ve_support@i-plants.jp（BS-VA サポート専用窓口）
http://www.i-plants.jp/hp

BS Volume Analyzer 操作マニュアル239