伝導度ポッド (モデル番号 EP307)• ソフトウェアで制御• e-corder で簡単にセットアップ可能• 12 入力レンジ、±5 µS 〜±20 mS• シグナルフィルタで低ノイズを確保

詳細
e-corder用に開発した小型信号コンディショナーで、溶液の伝導度を連続モニタリングします。

操作方法
対応するトランスジューサ
2個電極伝導セルのほとんど電極が使用できます：• ET908 フロースルー型伝導度電極 ( 1/8" T 型フィッティング)• ET915 微小伝導度電極• ET916 フロースルー型伝導度電極 ( 1/16" T 型フィッテング)

適用

伝導度ポッドの後部パネルのBNCコネクタに伝導度電極を接続してください。伝導度ポッドの後部パネルから8ﾋﾟﾝDINケーブルをe-corderポッドポートに接続してください。
ソフトウェアが動作中、伝導度ポッドコントロール（図1）をチャンネルポップアップメニューで設定できます。感度はGain（大まかな）とRange（微調整）で調節できます。伝導度の生信号はボルトで測 定されますが 、任意 の伝導度単位(microSiemens、 µS、milliSiemens、 mS)や特定のコンダクタンス単位units (µS/cm、mS/cm)に変換が可能です。１Siemenはohmの逆数に相当します。

フローレート研究や伝導度滴定などの溶液の電気コンダクタンス/抵抗の連続モニタリングを必要とする実験に応用できまシステムを特定のコンダクタンスの単位でキャリブレートすす。
るには、既知伝導度の溶液を準備します（図１）。伝導度と特定のコンダクタンスは次の式で示されます：

動作理論

K=Gxk
本ポッドは交流電位を１組の白金平板電極に適用することで、伝導度セルを通過する電流を測定し、溶液の伝導度（抵抗の逆数）に比例する直流アナログ電圧信号を出力します。e-corderの入力レンジの設定により与えられる２次増幅をもつ４種類 k はセル定数（単位 cm–1) 図1のゲイン設定（仕様参照）を備えており、トータルで12の入力レンジが得られます。
本ポッドは20 Hzローパスフィルタを備えており、高周波数ノ 伝導度ポッドコントロール
イズを除去します。その以外にもフィルタオプション（2 Hzまで）はe-corderの入力レンジから適用することができます。

レンジ選択

フィルタ選択

ゲイン選択

ティックとラベルをドラッグして引き伸ばしたり、軸にオフセットを設けたりすることができます。

キャリブレーションの単位変換

キャリブレーション処理
伝導度の相対変化をモニタリングする場合、あるいは伝導度 表 1. 塩化カリウム溶液のコンダクタンス(µS/cm)
滴定の終点を算出する場合は、生信号（millivolts単位）がキャ温度 (°C)
KCl溶液 (mol/L)
リブレーションせずに使用されます。ただし、伝導度セルは0.0001
0.001
0.005
0.01
0.02
0.05
58961740
通常 k値の約10％以下なので、正確なコンダクタンス値を測定
1010201990
したい場合には使用する前に必ずセルのキャリブレーション
1511472240をするべきです。
1611732290
Gain and Range設定を使用して数秒間、既知の特定コンダクタンスの溶液からデータを記録してください（表１参照）。
それにより信号はフルスケールの約50−90％になります。
それから電極を外して、更に数秒間データを連続記録して、ゼロ値を確定してください。Use the Units Conversion機能を使って、2つの既知コンダクタンス値を入力してください（ 1つはゼロで、二つ目のは表１から選択してください）。新規の単位として mS/cmまたは µS/cm を指定してください。UnitConversionについての詳細はe-corder Installer CDのChart ソフ
トウェアマニュアルを参照ください。データをこれらのキャリブレーション設定で記録してください。この処理ではセル定数ｋを正確に算出する必要はありません。

10720

1199

2350

10950

181225

2400

11190

191251

2450

11430

201278

2500

11670

211305

2550

11910

221332

2600

12150

231359

2660

12390

241386

2710

1413

2768

261437

2819

14390

2714622873146202814882927

14880

291513

2981

15130

301540

3036

15400

25

超純水
'Deionized' 水

伝導度セル は通常ケーブルの電気容量のせいで小さなバックグラウンド信号が載っているように思われます。これは極端に小さな信号(< 20 µS)がｋ＝１セルで測定される時に、精度を下げます。これらの測定では、k = 0.1のセルの使用をお勧めします。

10480

1714.94147718セル定数、ｋ、を正確に算出する必要がある場合は、Unit
Conversionダイアログにポッドゲインを入力してください（例えば、ゲインが10 mS/V ならば、0 V = 0 mS と1 V = 10 mS を使 表 2. ‘水’の特定コンダクタンス(µS/cm)
用してください）。標準KCI溶液の伝導度を記録してください。
温度 (°C)
既知コンダクタンス（~、表1）と実際の溶液伝導度（G）の比率をｋで与えます：0102025k = ~ /G

0.1
8220
9330

0.012

0.023

0.042

300.055
0.071<1 typical

飲料水

50 –1000

海水53000

126406668

400.11312880

500.171

注意事項
BNCコネクターを備えたeDAQ アンプや他社の測定器をポッドを使用しているe-corderチャンネルには接続しないでくださ
い。

仕様
ポッド
500 mV 1 V

10 µS/V
100 µS/V
1 mS/V
10 mS/V

5 µS
50 µS
500 µS
5 mS

入力 レンジ：= ポッドゲイン x e-corder レンジ

AC 波形周波数：

1300 Hz (約 )2V

ローパスフィルタ：20 Hz、 ２次元 Butterworth

20 µS
200 µS
2 mS
20 mS

ノイズ：

0.008% フルスケール

入力 コネクター ：BNCe-corder レンジ

ゲイン

10 µS
100 µS1 mS
10 mS

エラー(工場出荷時デフォルト)

入力 レンジの ±2% @ ~ 1 mS/V

サイズ (l x w x h)：

108 x 58 x 35 mm(4.25" x 2.28" x 1 .38")

エラー(ユーザ校正後 )入力 レンジの <1% @ ~ 1 mS/V

重量 ：200 g (7 oz)

AC 波形振幅：

200 mVp -p

AC波形形状：

三角波

eDAQ社は以 上の仕様を予告なく変更する場 合があります。

保証： eDAQ社製の ハードウェアの 保証期間は一年で す。

ウェブサイトアドレス ：www.

販売 バイオリサーチセンター㈱ eDAQ 係

お問い 合わせ先： info@edaq.jp

本社 名古屋市東区泉2-28-24 ﾖｺﾀﾋﾞﾙ Tel:052-932-6421

eDAQ .jp

e-corder は eDAQ 社の登録商標です。
その 他の商標はすべてそれを保有する 各社に帰属 します。 PT7/03Document Number: U-EP307-0703
Copyright © eDAQ 2003