目１章

SECTIONⓇ

マルチゲル Ⅱを用いた
電気泳動操作法
電気泳動

1．使用機器、器具、試薬 ………………………………………… 2次
銀染色キット Silver BULLit™ …………………………………………… 50
脱銀染色キット SILVER SUBTRACT™ ……………………………… 51
ゲル上のタンパク質染色試薬 InstantBlue …………………………… 51
タンパク質染色試薬 Nimble Juice……………………………………… 52
タンパク質ゲル染色試薬 Lumitein™ Protein Gel ………………… 52
新規核酸染色試薬 GelRed™＆GelGreen™ …………………………… 53
DNA染色試薬 Novel Juice ……………………………………………… 53
DNA染色試薬ローディングバッファー EZ-Vision™ ………………… 53

4．電気泳動関連バッファー …………………………………… 54

2．ポリアクリルアミドゲル電気泳動 …………………………… 4

Trisバッファー ……………………………………………………………… 54
APSとTEMED ……………………………………………………………… 54

3．SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動 …………………… 5

5．廃液処理システム …………………………………………… 55

4．DNA電気泳動 …………………………………………………… 6
5．操作手順 ………………………………………………………… 7

FluorAway EtBr処理ユニット …………………………………………… 55
エチブロ脱染色バック ……………………………………………………… 55
EtBr WiPER ………………………………………………………………… 55

6．トラブルシューティング，ＦＡＱ ………………………… 10

6．電気泳動装置 ………………………………………………… 56

7．商品案内（マルチゲルⓇⅡシリーズ） …………………… 12

電気泳動装置 ………………………………………………………………… 56
タンパク質用電気泳動システム …………………………………………… 57
P-BEAT高速電気泳動槽 …………………………………………………… 58
関連商品 APELEX社製 パワーサプライ ………………………………… 59

SECTION

CBB染色

1．使用機器、器具、試薬 ……………………………………… 16

7．ゲル乾燥保存システム ……………………………………… 60

2．操作手順（マルチゲルⓇⅡミニの場合） ………………… 16

ゲル乾燥保存システム ……………………………………………………… 60Ⓡ

3．操作手順（マルチゲル Ⅱラージの場合） ……………… 17

SECTION

銀染色

SECTION

ウェスタンブロッティング関連試薬

1．ウェスタンブロット検出システム ………………………… 61

1．タンパク質をサンプルとした場合 ………………………… 18

WEST-one™ ウェスタンブロット検出システム ………………………… 61
WEST-ZOL®(plus) ウェスタンブロット検出システム ………………… 62

2．核酸をサンプルとした場合 ………………………………… 22

VisiGlo™ HRP 化学発光基質 ……………………………………………… 62

3．トラブルシューティング，ＦＡＱ ………………………… 26

2．シグナル増強剤 ……………………………………………… 63

4．商品案内（銀染色試薬） …………………………………… 29

SECTION

ゲル乾燥

1．使用機器、器具、試薬 ……………………………………… 30
2．操作手順 ……………………………………………………… 31
3．トラブルシューティング，ＦＡＱ ………………………… 33
4．商品案内（ゲル乾燥保存システム） ……………………… 34

SECTION

ウェスタンブロッティング

1．使用機器、器具、試薬 ……………………………………… 35
2．ウェスタンブロッティングの準備 ………………………… 35
3．操作手順 ……………………………………………………… 36
4．トラブルシューティング，ＦＡＱ ………………………… 39
5．商品案内（セミドライブロッティング試薬） …………… 39

２章
SECTION

電気泳動関連商品

電気泳動関連1．タンパク質分離用ゲル ……………………………………… 42
マルチゲル®Ⅱ ………………………………………………………………… 42
電気泳動装置 ………………………………………………………………… 45
NEXT GEL™ ………………………………………………………………… 46
Fluorescent NEXT GEL™ ……………………………………………… 47
アガロースベースの NEXT GEL™ システム …………………………… 47
アガロース タブレット ……………………………………………………… 47
TURBO＆SPRINT NEXT GEL™ ………………………………………… 48
SERVA社 ポリアクリルアミドゲル溶液 ……………………………… 48

2．アガロースゲル ……………………………………………… 49

WESTSAVE Up™ ………………………………………………………… 63
SIGNAL DOCTOR™ ……………………………………………………… 63
AmpliCruz™ ウェスタンブロットシグナル増強試薬…………………… 63

3．ウェスタンブロット再生システム ………………………… 64
ReView™ Stripping & Reprobing Buﬀer …………………………… 64
リサイクリングキット ……………………………………………………… 64

4．転写 …………………………………………………………… 65
セミドライブロッティング用タンパク質転写装置 ……………………… 65
セミドライブロッティング用試薬 ………………………………………… 65
NEXT GEL™ トランスファーバッファー ………………………………… 65
転写確認試薬 ProAct™ Membrane Stain …………………………… 66

5．汎用 …………………………………………………………… 66
ハイブリダイゼーション反応専用バック −ハイブリバック− ………… 66
抗原ペン ……………………………………………………………………… 67
チューブチェッカー ………………………………………………………… 67

SECTION

分子量マーカー1．タンパク質マーカー ………………………………………… 68
SIMASIMA Ladder タンパク質分子量マーカー ………………………… 68
Nexusシリーズ ……………………………………………………………… 70
GeneDireX社 タンパク質ラダー ………………………………………… 72

2．DNAマーカー ………………………………………………… 74
DNAラダーマーカー ………………………………………………………… 74
Hi-Lo™ DNAマーカー (50-10,000bp) ………………………………… 75
GeneDireX社 DNAラダー ………………………………………………… 75

SECTION

抽出／精製キット

1．DNA回収システム …………………………………………… 76
ゲル抽出キット ……………………………………………………………… 76
ゲルDNA回収システム ……………………………………………………… 77

2．タンパク質回収システム …………………………………… 78
Gel Protein Recovery System GPR-800 …………………………… 78
ゲル断片回収ツール ………………………………………………………… 79
OneTouch GridCutter …………………………………………………… 80

高品質アガロースゲル ……………………………………………………… 49

3．ゲル染色用試薬 ……………………………………………… 50
銀染色試薬 …………………………………………………………………… 50

メーカーの正式名称とメーカー略号の照合表は、本ハンドブックの最後で紹介しています。

１章 電気泳動操作法

SECTION

電気泳動

使用機器、器具、試薬

電気泳動

使用機器・器具品

名品

1

カセット電気泳動槽DPE-1020（ミニ2連式）

2

パワーサプライ3煮沸するための器具（コンロ等）

4

マイクロシリンジ又はマイクロピペット（5〜20μℓ 分注可能なもの）

5

小試験管又はフタ付サンプルチューブ

6

ディスポーザブル手袋

番＊303111＊メーカー略号：DCB

染色

C
B
B

試

薬

（１）ゲルの選択（ミニゲル）
ゲルサイズ（mm） ：85（W）×90（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：100（W）×100（L）×3.1（t）
分析対象物質の分子量がわかっている場合は、下記の表から分析範囲を参考にしてゲルを選択してください。また、分子量が不明確な場合には、分析範囲の広い4〜20％や2〜15％グラジェントゲルを用いて、移動度（分子量）を確認してから必要に応じてより分析範囲の狭いゲルを用いることを推奨します。
〔メーカー略号：DCB〕

銀染色

＊1

ゲル乾燥

グラジェントゲル＊2

分析範囲（SDS-PAGE）

分析範囲
（DNA）

30〜500 K

200〜2,000

15〜250 K

40〜1,800

35〜450K−

20〜200 K

70〜1,500

12〜130 K

30〜1,500
−

W
B

5〜85K

−

3〜85 K＊3

20〜1,000

45〜250 K

250〜2,000

30〜200 K

140〜1,700

20〜150 K

60〜1,500

15〜100 K

40〜1,200

ナローレンジゲル

品番

品

名

ウェル数

414855 マルチゲル®Ⅱミニ 2/15 (13W)

13®

414862 マルチゲル Ⅱミニ 2/15 (17W)

17414879 マルチゲル®Ⅱミニ 4/20 (13W)

13®

414886 マルチゲル Ⅱミニ 4/20 (17W)

17441776 マルチゲル®Ⅱミニ5/10 (13W)

13®

443114 マルチゲル Ⅱミニ5/10 (17W)

17417269 マルチゲル®Ⅱミニ 8/16 (13W)

13®

417276 マルチゲル Ⅱミニ 8/16 (17W)

17414893 マルチゲル®Ⅱミニ 10/20 (13W)

13®

414909 マルチゲル Ⅱミニ 10/20 (17W)

17415074 マルチゲル®Ⅱミニ 2D-10/20

1＊4432026 マルチゲル®Ⅱミニ15/20 (13W)

13®

443121 マルチゲル Ⅱミニ15/20 (17W)

17414916 マルチゲル®Ⅱミニ 15/25 (13W)

13®

414923 マルチゲル Ⅱミニ 15/25 (17W)

17414992 マルチゲル®Ⅱミニ 6/9 (13W)

13®

415005 マルチゲル Ⅱミニ 6/9 (17W)

17415012 マルチゲル®Ⅱミニ 9/11 (13W)

13®

415029 マルチゲル Ⅱミニ 9/11 (17W)

17415036 マルチゲル®Ⅱミニ 11/14 (13W)

13®

415043 マルチゲル Ⅱミニ 11/14 (17W)

17415050 マルチゲル®Ⅱミニ 14/16 (13W)

13

®

17

415067 マルチゲル Ⅱミニ 14/16 (17W)

2

ゲル濃度
2〜15％
4〜20％
5〜10%
8〜16％

10〜20％

15〜20%
15〜25％
6〜9％
9〜11％
11〜14％
14〜16％

100〜500K−

45〜250 K

250〜2,000

30〜200 K

140〜1,700

20〜150 K

60〜1,500

10〜150K

−

品番

品

名

ウェル数

443138 マルチゲル®Ⅱミニ5 (13W)

13®

443145 マルチゲル Ⅱミニ5 (17W)

17414930 マルチゲル®Ⅱミニ 7.5 (13W)

13®

414947 マルチゲル Ⅱミニ 7.5 (17W)

17414954 マルチゲル®Ⅱミニ 10 (13W)

13414961 マルチゲル®Ⅱミニ 10 (17W)

17414978 マルチゲル®Ⅱミニ 12.5 (13W)

13414985 マルチゲル®Ⅱミニ 12.5 (17W)

17443152 マルチゲル®Ⅱミニ15 (13W)

13443169 マルチゲル®Ⅱミニ15 (17W)

17＊1： 分析範囲の単位は、タンパク質の分子量（ダルトン）です。
＊2： 分析範囲の単位は、塩基対数（ベースペア）です。
＊3： 分子量6.5 K以下のペプチドについては、バンドの拡散や変形が起こることがありますので、結果の解釈にはご留意ください。
＊4： 二次元電気泳動用ゲルのウェルサイズ（mm）は74（W）×14（L）です。
ミッドゲル、ラージゲルにつきましては14ページをご確認ください。

7.5％
10％
12.5％
15.0%

〔メーカー略号：DCB〕
品

名

適

応

貯法

423444 トリス塩酸サンプル処理液

20 ㎖

2〜10℃

423420 トリスＳＤＳサンプル処理液

20 ㎖

2〜10℃

●

423437 トリスＳＤＳβ-MEサンプル処理液

20 ㎖

2〜10℃

●

NativePAGE SDS-PAGE

DNA●■泳動バッファー〔メーカー略号：DCB〕
品

名

適 応

貯法

423451 トリス-グリシン泳動バッファー（10×）

500 ㎖

室温

423468 ＳＤＳ-トリス-グリシン泳動バッファー（10×）

500 ㎖

室温

●

423475 ＳＤＳ-トリス-トリシン泳動バッファー（10×）●

NativePAGE SDS-PAGE
●

DNA
●

500 ㎖

室温

423482 トリス-ホウ酸-EDTA（TBE）泳動バッファー（10×） 500 ㎖

室温

●

500 ㎖

室温

●

423499 トリス-酢酸-EDTA（TAE）泳動バッファー（50×）

■染色液

銀染色

包装

品番

C
B
B

染色

包装

品番

5.0%

・ゲルサイズ：85(W)×90(L)×0.9(T) mm
・カセットサイズ ：100(W)×100(L)×3.1(T) mm
・貯蔵：2〜10℃、凍結厳禁（２）その他試薬の選択■サンプル処理液
品番

ゲル濃度

電気泳動

分析範囲＊2（DNA）

１章 電気泳動操作法

均一ゲル

分析範囲＊1（SDS-PAGE）〔メーカー略号：DCB〕
品

名

貯法

500 ㎖

室温

1パック
2〜10℃
（10枚用）

423413 2D-銀染色試薬・Ⅱ

適 応
NativePAGE SDS-PAGE
●

●

●

●

DNA

●

ゲル乾燥

423406 ページブルー83染色液（CBB-R250）

包装

W
B

3

１章 電気泳動操作法

ポリアクリルアミドゲル電気泳動
Native PAGE（Davis法）

用

途
立体構造・サブユニット構造を保ったままの分離を行えます。
移動度は分子量だけでなく電荷にも影響されます。

泳動用バッファーの調製
電気泳動

トリス-グリシン泳動バッファー（10×）を精製水で10倍希釈して使用します。
注：泳動バッファーは絶対に再使用しないでください。

泳動用サンプルの調製
試料（タンパク質）とサンプル処理液を１：１に混合したものを泳動用サンプルとします。
なお、サンプル中のタンパク量及びアプライ量については下表を参考にしてください。

〜 ワンポイントアドバイス 〜
・泳動用サンプルは絶対に加熱しないでください。
・塩濃度が高い場合はバンドが乱れることがありますので透析等によって必ず脱塩操作を行ってください。

染色

C
B
B

泳動用サンプルタンパク量（ミニゲル）
１レーン当り染色度＊

1〜10μg200〜2,000μg/㎖

10〜50倍希釈

4〜40μg/㎖

200〜800倍希釈＊１well当り5μℓ アプライする場合

銀染色

サンプルアプライ量（ミニゲル）
ゲルタイプ例）ヒト血清20〜200 ng

ＣＢＢ染色
銀

濃

最大

推奨

13ウェル

25μℓ

10μℓ 以下

17ウェル

15μℓ

10μℓ 以下

分子量マーカーの調製
タンパク質マーカーの調整および保存方法は、各マーカーの取扱説明書に従ってください。
ゲル乾燥

電気泳動
p 7 操作手順を参照してください。

W
B

4

SDS-PAGE（Laemmli法）

用途
SDSにより試料を変性させ、タンパク質固有の電荷を打ち消し電荷を均一にするので、分子量の推定に用いることができます。

１章 電気泳動操作法

SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動

泳動用バッファーの調製
電気泳動

SDS-トリス-グリシン泳動バッファー（10×）を精製水で10倍希釈して使用します。
注：泳動バッファーは絶対に再使用しないでください。

泳動用サンプルの調製
試料（タンパク質）とサンプル処理液を1：1に混合後、一般的には沸騰水中で5分間煮沸処理したものを泳動用サンプ
ルとします。
また、S-S結合を還元（切断）して分析する場合は、β-MEやDTTの入ったサンプル処理液を使用してください。なお、
サンプル中のタンパク量及びアプライ量については次表を参考にしてください。

〜 ワンポイントアドバイス 〜

１レーン当り染色度＊例）ヒト血清1〜10μg200〜2,000μg/㎖

10〜50倍希釈

20〜200 ng

4〜40μg/㎖

200〜800倍希釈

ＣＢＢ染色
銀

濃

銀染色

泳動用サンプルタンパク量（ミニゲル）

C
B
B

染色

・泳動用サンプルは10分以上煮沸しないでください。サンプルが分解されることがあります。
・塩濃度が高い場合はバンドが乱れることがありますので透析等によって必ず脱塩操作を行ってください。
・還元剤（β-メルカプトエタノールやDTT）処理したサンプルと未処理のサンプルを同時に泳動する場合は、1〜2レーン空けて泳動してください。隣同士の場合、還元剤が入っていないサンプルが還元剤の影響を受け、泳動パターンが乱れることがあります。

＊１well当り5μℓ アプライする場合

サンプルアプライ量（ミニゲル）
最大

推奨

13ウェル

25μℓ

10μℓ 以下

17ウェル

15μℓ

10μℓ 以下

ゲル乾燥

ゲルタイプ

分子量マーカーの調製
タンパク質マーカーの調整および保存方法は、各マーカーの取扱説明書に従ってください。
（タンパク質マーカーにつきましては２章SECTION３をご覧ください。）

電気泳動
p 7 操作手順を参照してください。
W
B

5

１章 電気泳動操作法

DNA電気泳動
用途
アガロースゲル電気泳動に比べ、低分子領域の分子種の明瞭な解析が可能になります。
DNAは一様にマイナスに荷電しているため、移動度は分子量（塩基数）を反映します。また、スーパーヘリカル、クロー
ズドサークル、オープンサークルといった分子形状も観察できます。

電気泳動

泳動用バッファーの調製
トリス-グリシン泳動バッファー（10×）を精製水で10倍希釈して使用します。
注：泳動バッファーは絶対に再使用しないでください。

サンプル処理液の調製
20％グリセロール、0.25％ブロモフェノールブルー（BPB）、0.25％キシレンシアノールFF液を調製します。
分析目的によってバッファー、EDTAを添加した溶液を調製します。

泳動用サンプルの調製
染色

C
B
B

試料（DNA）とサンプル処理液を１：１に混合したものを泳動用サンプルとします。
なお、サンプル中のタンパク量及びアプライ量については下表を参考にしてください。

泳動用サンプルDNA量（ミニゲル）
１レーン当りエチジウムブロマイド染色
銀

染

色

濃

度＊

0.5〜1μg

100〜200μg/㎖

50〜100 ng

10〜20μg/㎖＊１well当り5μℓ アプライする場合

サンプルアプライ量（ミニゲル）
銀染色

ゲルタイプ

最大

推奨

13ウェル

25μℓ

10μℓ 以下

17ウェル

15μℓ

10μℓ 以下

核酸マーカーの調製
核酸マーカーの調製及び保存方法は、各マーカーの取扱説明書に従ってください。

電気泳動
ゲル乾燥

p 7 操作手順を参照してください。

W
B

6

1

カセット電気泳動槽の電極付きカバーを横にスライドして取り外します。
ウェッジを内側にずらして抜きプラスチック製のダミープレートを取り外します。
各操作は、ディスポーザブル手袋を着用して行ってください。

１章 電気泳動操作法

操作手順（A）ポリアクリルアミドゲル電気泳動（B）SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動 共通の操作です。
（C）DNA電気泳動

電気泳動

2

ゲルプレートの包装袋をハサミで切り、ゲルプレートを取り出します。
そしてコームを抜き取ります。このとき、気泡が入ったり、ウェルがちぎれないよう、慎重に操作してください。

コームを抜く際のご注意

染色

C
B
B
STEP 1.
両手でガラス板を保持し、コーム上端の凸部分に親指を添
え ま す。コ ー ム を ガ ラ ス 板 を 滑 ら す よ う に 少 し 押 し 出 し、コームが若干ゲルから離れたことを確認します。

STEP 2.
両手の親指を使って素早くコームを抜き去ります。
ゆっくり抜くとウェル部の 柱が曲がってしまうことがあり
注 ) 万が一ウェル部の柱が曲がってしまった場合は、チップやシリンジを用いてご修正下さい。

コスモ・バイオ（株）ホームページのトップページ中央の マルチゲル ®Ⅱバナー
をクリックすると、『コームを抜く際のご注意』の動画をご覧頂けます。

銀染色ますので、ご注意下さい。

http://www.cosmobio.co.jp

3

ゲル乾燥

4

カセット電気泳動槽の陽極バッファー槽（外部槽）に泳動用バッファーを注ぎ入れます。
（約200㎖ ）ガラス板の短い方（切り込みの入った面）を内側にして､ ゲルプレートをセットします。
１枚のみ泳動する場合は使用しない側に付属のダミープレートをご使用ください。
W
B

7

１章 電気泳動操作法

5

ウェッジの向きを確認し、ウェッジをゲルプレートのスペーサーの位置に、電気泳動槽の壁に沿って挿入し、ゲルプレートを固定します。
ウェッジ差し込みの目安は、ゲルプレートの上端と同じ高さです。下まで差し込みすぎるとゲルプレートがゆがみ、ガラス板とゲルの間に隙間ができ泳動像が乱れることがあります。

電気泳動

6

泳動用バッファーを、陰極バッファー槽に注ぎ入れます。このとき陰極バッファー槽
から液漏れのないことを確認してください。
目に見える液面の低下がなければ大丈夫です。
液漏れしている場合は、パッキンの位置等に気をつけて、セットし直してください。

染色

C
B
B

7

銀染色

7'

ゲルプレートのウェルに、処理したサンプルを注入します。
コンタミネーション防止のため、サンプルは出来るだけ静かにアプライします。
このとき、ピペットチップの先などでゲルを刺すと、バンドの乱れの原因になりますから、注意してください。
同様に分子量マーカーもアプライします。
（サンプルのアプライ量は、p4の指定量を守ってください。）

なお、17ウェルのゲルには8連ピペッターを用いてサンプルをアプライすることができます。ただし、一回目のアプライと二回目のアプライが1ウェル飛びになることに注意してください。

ゲル乾燥

8

W
B

電極の位置を確認の上、電極付きカバーを横にスライドしながら差し込みます。
必ず、電極付きカバーをセットした後で、ジャックをパワーサプライに差し込んでください。
パワーサプライを定電流にセットして、ゲル1枚当り下記の各条件で泳動を開始します。
PAGE：15 mA／枚、約100分
SDS-PAGE：30 mA／枚、約60分（もしくは200 V、約60分）
DNA電気泳動：15 mA／枚、約100分（注）PAGE、DNA電気泳動では発熱をおさえるため、ゲル1枚当り15 mAで泳動します。

8

BPBの青い線がゲルプレートの下から約5 mm程度まで移動したところで泳動を終了します。

１章 電気泳動操作法

9

約5mm
電気泳動

10

泳動が終了したら、パワーサプライのスイッチを切り、ジャックを抜いてから、電極付きカバーを横にスライドしてゆっくりと取り外します。

染色

C
B
B

11

泳動用バッファーを捨て、ウェッジを内側にずらして抜き、ゲルプレートを外します。
この時、ゲルプレートで指などを切らない様に注意してください。

銀染色

12

取り出したゲルプレートを精製水で軽く洗浄し、この後色素染色や抗体染色に用いま
す。

ゲル乾燥

CBB染色を行う場合は、p16へ銀染色を行う場合は、
p18へ
Western Blottingを行う場合は、 p35へ進んでください。

W
B

9

１章 電気泳動操作法〜 ワンポイントアドバイス 〜
・お好み焼のへら
えっ こんなものが？！ と思われるかも知れませんが、ゲルをガラス板からはがす時とても使いやすいものです。

なければスパーテルを活用してください。

（

テコの原理でガラス板をはがします。

）

電気泳動
染色

C
B
B

トラブルシューティング，ＦＡＱ
トラブルシューティング
SDS-PAGE電気泳動で泳動時間が２時間近くかかった・・・
原因

対処法

ゲルプレート1枚当たり30mA定電流を勘違いして2枚を30mA パワーサプライを定電流にセットし、ゲルプレート1枚当たり30で泳動した。
mAで泳動してください。
銀染色

泳動パターンが乱れた・・・
原因

対処法

サンプルの濃度が濃すぎたりアプライ量が多かったため、バンド アプライ量は、タンパク量及び容量共に、許容量を守ってくださの部分が膨らみ隣接するレーンのバンドが乱れた。
い。
β-ME処理したサンプルと未処理のサンプルを隣合わせて泳動し β-ME処理と未処理のサンプルを同時に泳動する場合は1〜2
たため、未処理のサンプルを流したレーンの泳動パターンが乱れ レーン空けてアプライしてください。
た。

ゲル乾燥

ゲルの下端に気泡がついたまま電気泳動したため電流の流れにム ゲルプレートをセットする時、下端に気泡が入らないように注意ラができた。
してください。
陰極槽のバッファーが漏れたため異常な電流が流れた。

セットした時、必ず陰極バッファーが漏れていないことを確認してから泳動を始めてください。

バッファー量が少なかったためゲルの発熱が大きく泳動パターン 陽極バッファー槽の2/3以上までバッファーを入れてください。
が乱れた。
電流を指定値以上流したためゲルプレートの発熱量が大きくなり 指定の電流量で泳動を行ってください。
バンドが乱れた。

擬似バンド(artifact)が発生した・・・
原因

W
B

対処法

操作を素手で行った。

手袋を使用してください。特に、銀染色する場合は必ず実施してください。

サンプルをアプライする時バッファー中にこぼした。

ピペットの先がウェルに入っていることを確認して、サンプルが舞い上がらないように静かにアプライしてください。

使用した試薬や水のグレードが低い。

試薬は特級や電気泳動用を使用してください。また、精製水（イオン交換水）を使用してください。

ピペット等からの汚染。

ピペットチップはサンプル毎に取り替えてください。

10

Ｑ１．未変性系の電気泳動を行った場合、分子量マーカーからサンプルの分子量は推定できますか？
Ａ１．未変性系では、サンプルの移動度はタンパク質の電荷や分子構造の影響を受けるため分子量の推定はお勧めできません。分子量の推定は、SDS-PAGEで行ってください。
Ｑ２．マルチゲル®ⅡミニにはSDSが入っていないのにSDS-PAGEができるのですか？
Ａ２．SDS分子はマイナスに荷電し分子量も非常に小さいので通電と同時にどのタンパク質よりも早くゲルの中に入っていきます。従って、SDS入りのバッファーを使用することでSDS入りのゲルで泳動しているのとほとんど同じ状態になります。

電気泳動

Ｑ３．サンプル処理液の種類によりタンパク質の移動度が異なるのはなぜですか？
Ａ３．タンパク質分子内または分子間にS-S結合が存在するからです。このS-S結合をβメルカプトエタノー
ル等の還元剤で切断すると分子構造が変化したり、サブユニットに分離したりするので移動度が変化します。

１章 電気泳動操作法

FAQ

Ｑ４．マルチゲル®ⅡミニでDNAを泳動するのに、TBE（トリス-ホウ酸-EDTAバッファー）を使用できますか？
Ａ４．使用可能ですが、トリス-グリシンバッファーを使った場合と分離パターンが変わります。マーカーなど
で分離パターンや分析レンジを確認してからご使用ください。

参考文献

銀染色

（1）Davis, B. J.：Ann. N. Y. Acad. Sci., 121, 404（1964）（2）Laemmli, U. K.：Nature, 227, 680（1970）（3）高木ら：蛋白質核酸酵素, 21, 811（1976）（4）入江伸吉：生化学, 52, 411（1980）（5）Wyckoﬀ, Ｍ. et al.：Anal. Biochem., 78, 459-482（1977）（6）Oakey, B. R. et al.：Anal. Biochem., 105, 361（1980）（7） 蛋白質･酵素の基礎実験法 堀尾武一, 山下仁平編, 南江堂（1981）（8）Poehling, H. M. et al.：Electrophoresis, 2, 141（1981）（9）五十嵐, 中山：臨床検査, 26, 1508（1982）（10） 電気泳動便覧 電気泳動学会編（1983）（11）Ohsawa, K. & Ebata, N.：Anal. Biochem., 135, 409（1983）（12）Linke, R. P.：Anal. Biochem., 141, 55（1984）（13）Irwin, D. et al.：Atherosclerosis, 53, 151（1984）（14）門屋ら：分析化学, 34, 151（1985）（15）奥山ら：生物物理化学, 29, 237（1985）

C
B
B

染色

Ｑ５．マルチゲル®Ⅱミニ（プレキャストゲル）は、使用期限が過ぎても使用できますか？
Ａ５．製造後の時間が長くなると、ゲルの酸化が進行します。
この結果、泳動中にガラス板とゲルの間に気泡が発生したり、ゲルの下端が伸びてガラスからはみ出るというような現象が起こります。これらはいずれも泳動像の乱れの原因となります。
プレキャストゲルの使用期限は、上記現象を総合的に判断して設定しております。
つきましては、期限の過ぎた製品のご使用はお控えください。

ゲル乾燥
W
B

11

１章 電気泳動操作法

商品案内（マルチゲルⓇⅡシリーズ）
マルチゲル®Ⅱ
Laemmli法に準拠した、高分離能プレキャストゲル
特長

電気泳動

サンプル名
マルチゲル ® Ⅱミニ
PageRulerTM Prestained protein Ladder
レーン 1,7,12(Fermentas 社、品番 SM0671)
TM
PageRuler Prestained protein Ladder
レーン 2,13(Fermentas 社、品番 SM1811)
A431 Whole Cell Lysate、Humanレーン 3,4(Santacruz 社、品番 SC2201)
Human Serum ( β ME ＋ )、レーン 5,6(KOJ 社、品番 12181201)
Human Serum ( β ME − )、レーン 9,10(KOJ 社、品番 12181201)●高分離能
Laemmli法に準拠したシステムで、シャープなバンドを実現しました。
●分析範囲の拡大
低分子領域までしっかり泳動されます。
●使いやすい包装
5枚包装でよりフレッシュなゲルをお使いいただけま
す。

A 社ゲル
レーン 1,7,13
レーン 2,8,14
レーン 3,4
レーン 5,6
レーン 10,11

マルチゲル ®Ⅱミニと他社ゲルの分離能の比較① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Ȩȗᴞ

C
B
B

෗ɌȹȢȳ

ᫌȺȠɑȬ ¡

ʁʭ˂ʡ ґ染色Ⱦ

4 〜 20％ Gel

5 〜 20％ Gel

泳動条件

泳動条件

30mA 定電流 / 枚、約 60 分
SDS- トリス - グリシン泳動バッファー

20mA 定電流 / 枚、約 85 分
SDS- トリス - グリシン泳動バッファー

マルチゲル ®Ⅱミニ

A 社ゲル

銀染色

推奨泳動条件 ; マルチゲル® Ⅱ ミニ/ミッド/ラージ■泳動用サンプルタンパク質量（未変性系電気泳動および変性系電気泳動）
1ウェルあたり濃度例）ヒト血清CBB染色1〜10μg200〜2,000μg/㎖

10〜50倍希釈

銀20〜200ng

4〜40μg/㎖

200〜800倍希釈

染

色

®

1ウェルあたり5μℓ アプライする場合（マルチゲル Ⅱ ミニ使用）

ゲル乾燥■サンプルアプライ量
ゲルタイプ

推

13ウェル

ミニ

17ウェル

ミッド

17ウェル

ラージ

17ウェル

サンプルウェル(16ウェル)

奨

25μℓ

10μℓ 以下

15μℓ

30μℓ 以下

40μℓ

マーカーウェル(1ウェル)

20μℓ 以下

30μℓ

サンプルウェル(16ウェル)

70μℓ 以下

80μℓ

マーカーウェル(1ウェル)

30μℓ 以下

40μℓ

1ウェルあたり
エチジウムブロマイド染色
銀

染

色

大

10μℓ 以下■泳動用サンプルDNA量
W
B

最

濃

度

0.5〜1μg

100〜200μg/㎖

50〜100ng

10〜20μg/㎖®

1ウェルあたり5μℓ アプライする場合（マルチゲル Ⅱ ミニ使用）

12ゲルタイプ
ミニ

ミッド

ラージ

流

泳動時間

PAGE

15mA

電

約100分

SDS-PAGE*

30mA

約60分

DNA

15mA

約100分

PAGE

15mA

約5時間

SDS-PAGE

30mA

約3時間

15mA

約5時間

20mA

約6時間

SDS-PAGE

40mA

約3時間半

DNA

20mA

約6時間

電気泳動

DNA
PAGE

１章 電気泳動操作法■泳動条件＊定電圧泳動の場合、200V、約60分【プレキャストゲル/マルチゲル® Ⅱ ミニ（タンパク質・DNA用）】
ミニゲル
ゲルサイズ（mm） ：85（W）×90（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：100（W）×100（L）×3.1（t）■グラジェントゲル〔メーカー略号：DCB〕
＊1

品名

ウェル数

414855マルチゲルⅡミニ2/15（13W）

13414862

マルチゲルⅡミニ2/15（17W）

17414879マルチゲルⅡミニ4/20（13W）

13マルチゲルⅡミニ4/20（17W）

17マルチゲルⅡミニ5/10（13W）

13443114

マルチゲルⅡミニ5/10（17W）

17417269マルチゲルⅡミニ8/16（13W）

13417276

マルチゲルⅡミニ8/16（17W）

17414893

マルチゲルⅡミニ10/20（13W）

13414909マルチゲルⅡミニ10/20（17W）

17415074

マルチゲルⅡミニ 2D-10/20

1＊4432026

マルチゲルⅡミニ15/20（13W）

13443121

マルチゲルⅡミニ15/20（17W）

17414916

マルチゲルⅡミニ15/25（13W）

13414923

マルチゲルⅡミニ15/25（17W）

17

2 〜 15%30 〜 500K

200 〜 2,000

4 〜 20%15 〜 250K

40 〜 1,800

5 〜 10%8 〜 16%35 〜 450K
20 〜 200K

70 〜 1,500

10 〜 20%

12 〜 130K

30 〜 1,500

10 〜 20%

12 〜 130K−

15 〜 20%

3 〜 85K＊3−

15 〜 25%

3 〜 85K＊3

20 〜 1,000

5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚

〔メーカー略号：DCB〕
＊1

品名

ウェル数

443138マルチゲルⅡミニ5（13W）

13443145マルチゲルⅡミニ5（17W）

17414930マルチゲルⅡミニ7.5（13W）

13414947

マルチゲルⅡミニ7.5（17W）

17414954

マルチゲルⅡミニ10（13W）

13414961

マルチゲルⅡミニ10（17W）

17414978マルチゲルⅡミニ12.5（13W）

13414985マルチゲルⅡミニ12.5（17W）

17443152

マルチゲルⅡミニ15（13W）

13443169マルチゲルⅡミニ15（17W）

17

13

ゲル濃度

分析範囲
(SDS-PAGE)

分析範囲＊2(DNA)

5%

100 〜 500K

−

7.5%

45 〜 250K

250 〜 2,000

10%30 〜 200K

140 〜 1,700

12.5%

20 〜 150K

60 〜 1,500

15%

10 〜 150K

−

包装

ゲル乾燥

■均一ゲル
品番

−

包装

C
B
B

銀染色

414886441776

ゲル濃度

分析範囲＊2
(DNA)

染色

品番

分析範囲
(SDS-PAGE)

5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚

W
B

１章 電気泳動操作法■ナローレンジゲル〔メーカー略号：DCB〕
＊1

品番

品名

ウェル数

電気泳動

414992

マルチゲルⅡミニ6 / 9（13W）

13415005マルチゲルⅡミニ6 / 9（17W）

17415012

マルチゲルⅡミニ9 / 11（13W）

13415029マルチゲルⅡミニ9 / 11（17W）

17415036

マルチゲルⅡミニ11/14（13W）

13415043

マルチゲルⅡミニ11/14（17W）

17415050マルチゲルⅡミニ14/16（13W）

13415067

マルチゲルⅡミニ14/16（17W）

17

ゲル濃度

分析範囲
(SDS-PAGE)

分析範囲＊2(DNA)

6 〜 9%

45 〜 250K

250 〜 2,000

包装

9 〜 11%30 〜 200K

140 〜 1,700

11 〜 14%20 〜 150K

60 〜 1,500

14 〜 16%

15 〜 100K

40 〜 1,200

5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚
5枚

＊1：分析範囲の単位は、タンパク質の分子量（ダルトン）です。
＊2：分析範囲の単位は、塩基対数（ベースペア）です。
＊3：分子量6.5KDa以下のペプチドについては、バンドの拡散や変形が起こることがありますので、結果の解釈にはご留意ください。
＊4：二次元電気泳動用ゲルのウェルサイズ（mm）は74（W）×14（L）です。
（注）プレキャストゲルは良好な分離性能を得られるよう、Laemmli法に改良を加えています。
ゲル濃度の選定にあたっては、分析範囲を参考にしてください。

【プレキャストゲル/マルチゲル®Ⅱ ミッド・ラージ（タンパク質・DNA用）】
ラージゲル

ゲルサイズ（mm） ：144（W）×145（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：160（W）×160（L）×5.1（t）

ゲルサイズ（mm） ：184（W）×185（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：200（W）×200（L）×5.1（t）

染色

C
B
B

ミッドゲル

〔メーカー略号：DCB〕
品番

品名

ウェル数

ゲル濃度

包装

17

4 〜 20%5枚

銀染色417290マルチゲルⅡミッド 4/20（17W）

417306

マルチゲルⅡミッド 10/20（17W）

17

10 〜 20%

5枚

417283

マルチゲルⅡミッド 2D-10/20

1＊5

10 〜 20%

5枚

417320マルチゲルⅡラージ 4/20（17W）

17

4 〜 20%5枚

417337

マルチゲルⅡラージ 10/20（17W）

17

10 〜 20%5枚＊510 〜 20%

5枚

417313

マルチゲルⅡラージ2D-10/20

1＊5：二次元電気泳動用ゲルのウェルサイズ（mm）はミッド125（W）×20（L）、ラージ170（W）×20（L）です。

電気泳動装置カセット電気泳動槽は、マルチゲル® Ⅱ（ミニ、ミッド
及びラージ）の性能を十分に発揮させるために設計された専用電気泳動槽です。
ゲル乾燥

特長

DPE-1020
DPE-2020●独自のウェッジ・システムによりゲルプレートを簡単、確実に固定します。
●ゲルプレート両面の泳動バッファーが優れた放熱効果を発揮します。

10×10 cm ミニゲル用●少ないバッファー量で使用できます。

DPE-1620

16×16 cm ミッドゲル用（右）20×20 cm ラージゲル用（左）●ウェルが見やすく、サンプルのアプライが容易です。
品名

W
B

用途

メーカー

品番

包装

カセット電気泳動槽 DPE-1020（ミニ2連式）

10×10cmミニゲル用

DCB

3031111セット

カセット電気泳動槽 DPE-1620（ミッド2連式）

16×16cmミッドゲル用

DCB

3263871セット

カセット電気泳動槽 DPE-2020（ラージ2連式）

20×20cmラージゲル用

DCB

303128

1セット

CBJ

IMR2011セット

i-Myrun用パワーサプライ

14試料（タンパク質、DNA）とサンプル処理液を1：1に混合したものを泳動用サンプルとします。
〔メーカー略号：DCB〕
品名

包装

0.125 Ｍ Tris-HCl、4.3% SDS、30%
Glycerol、0.01% BPB（pH 6.8）

調製濃度423420

20 ㎖

トリスSDSβ-ME サンプル処理液

0.125 M Tris-HCl、4.3% SDS、30%
Glycerol、
10%β-ME、
0.01% BPB（pH 6.8）42343720 ㎖

トリス塩酸サンプル処理液

0.125 M Tris-HCl、30% Glycerol、0.01%
BPB（pH 6.8）423444

20 ㎖
電気泳動

品番

トリスSDS サンプル処理液

１章 電気泳動操作法

サンプル処理液（調製済）

泳動バッファー
濃縮タイプの液状バッファーです。希釈するだけでDavis法及びLaemmli法に準拠した泳動用バッファーが得られ、すぐに使用できます。
〔メーカー略号：DCB〕
品名／用途

品番

包装

423451

500 ㎖（5 ℓ 用）25 mM トリス、0.192 M グリシン、
0.1%SDS（pH 8.4）
（Laemmli 法用）

423468500 ㎖（5 ℓ 用）トリス-ホウ酸-EDTA（TBE）泳動バッファー（10×） 89 mM トリス、89 mM ホウ酸、2 mM
核酸用
EDTA

423482500 ㎖（5 ℓ 用）トリス-酢酸-EDTA（TAE）泳動バッファー（50×） 40 mM トリス、20 mM 酢酸、1 mM EDTA

423499500 ㎖（25 ℓ 用）423475500 ㎖（5 ℓ 用）タンパク質、核酸用

SDS-トリス-グリシン泳動バッファー（10×）
タンパク質用

核酸用

SDS-トリス-トリシン泳動バッファー（10×）
低分子タンパク質用

50 mM トリス、50 mM トリシン、0.1％
SDS

C
B
B

染色

調製濃度
25 mM トリス、0.192 M グリシン（pH 8.4）
（Davis 法用）

トリス-グリシン泳動バッファー（10×）

銀染色

マルチゲル® Ⅱ オーダーメイドゲル
お客様のご希望を形にします！
「カタログ品とは異なる濃度のゲルが欲しい」価

格￥9,800 〜/5枚

「特定の分析範囲をみたい」など、お客様のご＊注文は10枚（2ケース）より承ります。

製致します。ゲルの大きさはミニ・ミッド・ラ

ミニゲル

オーダーメイドゲル

のみ）
・17 ウェル・1 ウェル（二次元用）から

検索

ゲル乾燥

ージの 3 種類から、ウェルは 13 ウェル（ミニ

お問い合わせフォームは、
マルチゲル

希望のゲル濃度や仕様でプレキャストゲルを作

お選びください。

W
B

15

１章 電気泳動操作法

SECTION

CBB染色使用機器、器具、試薬

電気泳動

使用機器・器具
品

試

名

1

振とう器

2

スパーテル

3

染色トレイ

4

ディスポーザブル手袋

薬（1）染色液染色

C
B
B〔メーカー略号：DCB〕

品番

品

423406

ページブルー83染色液（CBB-R250）

名

包装

貯法

500 ㎖

室温

（2）脱色液（CBB染色液用）の調整
酢酸75 ㎖及びメタノール50 ㎖に精製水を加えて、全量を1,000 ㎖にします（室温保存）。
注：CBB染色で使用するページブルー83染色液、脱色液は有機溶媒を含みますので廃液処理にはご留意ください。

銀染色

操作手順（マルチゲルⓇⅡミニの場合）
1

ゲルプレートの短いガラス板を上にして持ち、コームの部分にスパーテルなどを差し込み、ひねる様にしてガラス板を外します。
この操作は、ゲルをキズつけない様に注意して行ってください。

ゲル乾燥

2

スペーサーに沿って、ゲルの両端に切り込みを入れます。

W
B

16

振とうしながら約1時間染色した後、脱色液に交換します。
約1時間ごとに液を2〜3回交換しながらバックグラウンドを脱色します。

1

C
B
B

染色

操作手順（マルチゲルⓇⅡラージの場合）

電気泳動

4

CBB染色液を入れた容器にゲルを入れ完全に浸します。

１章 電気泳動操作法

3

ゲルプレートの短いガラス板を上にして持ち、間にヘラなどを差し込み、ひねる様にしてガラス板を外します。
スペーサーに沿ってゲルの両端に切り込みを入れます。
銀染色

2ゲルの下部の両端を持って静かにガラス板からはがします。

ゲル乾燥

3

そのまま静かに持ち上げて、CBB染色液に浸します。
振とうしながら約1時間半染色した後、脱色液に交換し、約1時間ごとに液を2〜3回交換しながらバックグラウンドを脱色します。

W
B

17

１章 電気泳動操作法

SECTION

銀染色

銀イオンはアンモニア性アルカリ溶液中で銀ジアミン錯体を形成します。銀イオンや銀錯体イオンはタンパク質と結合（-SH基に最も結合しやすい）し、これをクエン酸、ホルマリンの作用により還元して金属銀を析出し、タンパク質のバ
ンドの黒化像を得ます。核酸の場合は、プリン、ピリミジン塩基の-NH2基に結合します。

電気泳動

タンパク質をサンプルとした場合
Ⅰ．使用機器、器具、試薬
使用機器・器具
品

染色

C
B
B

試

名

1

振とう器

2

スパーテル

3

染色トレイ

4

ディスポーザブル手袋

薬（1）銀染色試薬
品番423413〔メーカー略号：DCB〕
品

名

2D-銀染色試薬・Ⅱ

包装

貯法

1パック
（10枚用）

2〜10℃

銀染色（２）試薬の調製
試薬の調製は、スラブゲル140mm×140mm×1.0mm 1枚分（マルチゲルⓇⅡミニの場合2枚分）を基準としていますので、ゲルの大きさ、厚さが異なる場合は体積比で調製してください。また、各試薬は用時調製してください。
（マルチゲルⓇⅡはRNAの電気泳動にはご使用できません。）（1）固定液Ⅰ

ゲル乾燥

調製法

留意点

メ タ ノ ー ル 100 ㎖
酢
酸
20 ㎖
精製水で全量 200 ㎖
撹拌混合して固定液Ⅰとする。

○精製水は、10-6mho以下のものを使用してください。
○メタノール、酢酸は特級以上の高純度品を用いてください。

（2）固定液Ⅱ

メタノール
60 ㎖
酢
酸
20 ㎖
① 固定化剤10 ㎖
精製水で全量 200 ㎖
撹拌混合して固定液Ⅱとする。

固定液Ⅰは本キット中に用意しておりませんので自製してください。
尚、等電点ゲルの場合は、固定液Ⅰのかわりにスルホサリチル
酸固定液を自製してください。＊（3）前処理液

メ タ ノ ー ル 100 ㎖② 前処理剤10 ㎖
精製水で全量 200 ㎖
撹拌混合して前処理液とする。

○銀染色後にMS解析を行う場合は、前処理剤を除いてお使い
ください。
前処理液
メ タ ノ ー ル 100 ㎖
精製水で全量 200 ㎖

W
B

18

留意点

③ 染色液Ａ
10 ㎖に④ 染色液Ｂ
10 ㎖を
混 合 後
精製水で全量 200 ㎖を
撹拌混合して銀染色液とする。

○銀染色液は放置すると爆発性の銀アミドを生じる可能性があるので用時調製とし、また使用後はconc.HCI (2〜3 ㎖)、
NaCl 等を加えAgClの沈殿物としてください。
○染色液Aの量が多い場合には感度が高くなりますが、ゲルの黒化も生じ、また銀鏡の原因にもなります。

（5）現像液⑤ 現像原液10 ㎖
精製水で全量 200 ㎖
撹拌混合して現像液とする。

（6）停止液⑥ 停止液をそのまま使用します。
スルホサリチル酸 7 g
トリクロロ酢酸
23 g
精製水で全量200 ㎖
撹拌溶解して使用する。

○等電点ゲルの場合、固定液Ⅰのかわりに使用します。
○精製水は、10-6mho以下のものを使用してください。
○スルホサリチル酸、トリクロロ酢酸は、特級以上のものを使用してください。

電気泳動＊スルホサリチル酸固定液

１章 電気泳動操作法

調製法（4）銀染色液

操作手順
・以下の操作はディスポーザブル手袋を着用して行ってください。
・精製水は10-6mho以下のものを使用してください。
を基準としているため、・使用液量はスラブゲル140mm×140mm×1.0mm 1枚分（マルチゲルⓇⅡミニの場合2枚分）
ゲルの大きさにより体積比で換算して調製してください。

1

C
B
B

染色

＊マルチゲルⓇⅡミニ1枚使用の場合は100 ㎖です。
表面の平滑で清浄な容器に固定液Ⅰ200 ㎖を注ぎ、ゲルを浸し、10分間振とう
します。

固定液Ⅰ
200 ㎖

10分

○操作中ゲルが液面より出ないように注意してください。
○容器は表面が平滑で清浄なものを使用してください。
○専用の振とう器がない場合は、時々手で振とうしてください。

銀染色

2

固定液Ⅰを捨て、固定液Ⅱ200 ㎖を注ぎ、15分間振とうします。

固定液Ⅱ
200 ㎖

15分

ゲル乾燥

3

固定液Ⅱを捨て、前処理液200 ㎖ を注ぎ、10分間振とうします。

前処理液
200 ㎖

10分

W
B

19

１章 電気泳動操作法

4

前処理液を捨て、精製水 200 ㎖を注ぎ、5分間振とうします。

精製水
200 ㎖

5分

電気泳動

5

精製水を捨て、銀染色液 200 ㎖を注ぎ、15分間振とうします。

銀染色液
200 ㎖

○銀染色液注入時、液が着色あるいは濁りが生じても染色に影響ありません。
○時間を延長するに従い、現像に要する時間がある程度早くなります。

15分

6
染色

C
B
B

銀染色液を廃液容器＊に捨て、精製水 200 ㎖を注ぎ、2分間振とうします。この操作を3回繰り返します。

精製水
200 ㎖

2分
×3回水洗

銀染色

7

現像液
200 ㎖

ゲル乾燥

8

9

5〜10分

＊廃液処理についてはp28、Q&A 10を参照してください。
○ゲル中の余分な銀ジアミンイオンを除去します。水洗不足は、バックグラウン
ドの着色及びゲル銀鏡の原因となります。
○水洗時間を延長しすぎると現像に長時間を要します。

精製水を捨て、現像液 200 ㎖を注ぎ、5〜10分間振とうします。
○現像液を加えた際に褐色に濁る場合には、その現像液を捨て、新たに調製した
200 ㎖の現像液を加えます。
○現像が不十分な場合、退色の原因となりますので、必ず5分以上現像してください。

適度の染色像が得られたら（5〜10分）停止液 10 ㎖ （マルチゲルⓇⅡミニ１枚の場合は５ ㎖ ）を注ぎ、よく振とうします。

現像を停止したら（〜10分）十分水洗して保存してください。

W
B

20

前処理液
メタノール
精製水で全量

100 ㎖
200 ㎖

撹拌混合して前処理液とする。

電気泳動

MALDI-TOF MS感度アップに伴い、銀染色で解析できる程度の微量タンパク質も銀染色
後のMS解析が可能になりました。
2D-銀染色試薬・Ⅱでは、前処理剤としてグ
ルタルアルデヒドを使用しているため、そのまま使用した場合は、MS解析に適していません。
MS解析を行う場合には、前処理剤を除いて前処理液を調製してください。その他の試薬の調製、染色時間は通常の方法と同じです。

１章 電気泳動操作法〜 ワンポイントアドバイス 〜

染色

C
B
B

銀染色
ゲル乾燥
W
B

21

１章 電気泳動操作法

核酸をサンプルとした場合
Ⅰ．使用機器、器具、試薬
使用機器・器具
品

名

電気泳動

1

振とう器

2

スパーテル

3

染色トレイ

4

ディスポーザブル手袋

試薬（1）銀染色試薬
品番423413

品

名

2D-銀染色試薬・Ⅱ

包装

貯法

1パック
（10枚用）

2〜10℃（注）核酸染色の場合は、本キット中の①固定化剤、②前処理剤は使用しませんので、ご注意ください。

染色

C
B
B

〔メーカー略号：DCB〕（2）試薬の調製
試薬の調製は、スラブゲル140mm×140mm×1.0mm 1枚分（マルチゲルⓇⅡミニの場合2枚分）を基準としていますので、ゲルの大きさ、厚さが異なる場合は体積比で調製してください。また、各試薬は用時調製してください。
調製法

留意点

銀染色

10％

トリクロロ酢酸

20 g

トリクロロ酢酸溶液

精 製 水 で 全 量

200 ㎖

50％

メタノール

100 ㎖

メタノール溶液

精 製 水 で 全 量

200 ㎖

-6

○精製水は、10 mho以下のものを使用してください。
○メタノール、トリクロロ酢酸は特級以上の高純度品を用いてください。

撹拌混合する。

撹拌混合する。
銀染色液③ 染色液A
④ 染色液B混
合10 ㎖ に10 ㎖ を○銀染色液は放置すると爆発性の銀アミドを生じる可能性があるので用時調製とし、また使用後はconc.HCI (2〜3 ㎖)、
NaCl 等を加えAgClの沈殿物としてください。
○染色液Aの量が多い場合には感度が高くなりますが、ゲルの黒化も生じ、また銀鏡の原因にもなります。

後

精製水で全量200 ㎖ を撹拌混合して銀染色液とする。
ゲル乾燥

現像液

⑤ 現像原液精 製 水 で 全 量

10 ㎖
200 ㎖

撹拌混合して現像液とする。
停止液⑥ 停止液をそのまま使用します。

W
B

22

・以下の操作はディスポーザブル手袋を着用して行ってください。
・精製水は10-6mho以下のものを使用してください。
を基準としているため、・使用液量はスラブゲル140mm×140mm×1.0mm 1枚分（マルチゲルⓇⅡミニの場合2枚分）
ゲルの大きさにより体積比で換算して調製してください。

＊マルチゲルⓇⅡミニ1枚使用の場合は100 ㎖ です。
1

１章 電気泳動操作法

操作手順

表面の平滑で清浄な容器に10％トリクロロ酢酸溶液 200 ㎖ を注ぎ、ゲルを浸し、10分間振とうします。
電気泳動

10％トリクロロ酢酸 10分
200 ㎖

2

10％トリクロロ酢酸溶液を捨て、50％メタノール 200 ㎖ を注ぎ、10分間振と
うします。
C
B
B

3

染色

50％メタノール 10分
200 ㎖

50％メタノールを捨て、精製水 200 ㎖ を注ぎ、5分間振とうします。
銀染色

精製水
200 ㎖

5分

4

精製水を捨て、銀染色液 200 ㎖ を注ぎ、15分間振とうします。

15分

ゲル乾燥

銀染色液
200 ㎖

○銀染色注入時、液が着色あるいは濁りが生じても染色に影響ありません。
○時間を延長するに従い、現像に要する時間がある程度早くなります。

W
B

23

１章 電気泳動操作法

5銀染色液を廃液容器＊に捨て、精製水 200 ㎖ を注ぎ、2分間振とうします。この操作を3回繰り返します。

精製水
200 ㎖

2分
×3回水洗

電気泳動

6

精製水を捨て、現像液 200 ㎖ を注ぎ、10〜20分間振とうします。

現像液
200 ㎖

7

10〜20分

○現像液を加えた際に褐色に濁る場合には、その現像液を捨て、新たに調製した
200 ㎖ の現像液を加えます。
○現像が不十分な場合、退色の原因となりますので、必ず10分以上現像してください。

適度の染色像が得られたら（10〜20分）停止液10 ㎖ を注ぎ、よく振とうします。

染色

C
B
B

＊廃液処理についてはp28、Q&A 10を参照してください。
○ゲル中の余分な銀ジアミンイオンを除去します。水洗不足は、バックグラウン
ドの着色及びゲル銀鏡の原因となります。
○水洗時間を延長しすぎると現像に長時間を要します。

銀染色

8

現像を停止したら（〜20分）十分水洗して保存してください。

〜 ワンポイントアドバイス 〜

ゲル乾燥

銀染色に使用するバットは、使用を重ねるうちに銀が付着して茶色になってきます。
これは、濃硝酸で洗えばきれいに落ちます。
また、銀染色に使用するバットを市販のビニール袋で覆って染色操作を行い、毎回取り替えれば洗浄の必要もありませんし、毎回新しい染色バットを使用するのと同じで
す。

W
B

24

試

薬

振とう時間（試薬温度20〜23℃基準）

使用量(140 mm×140 mm×1.0 mm)＊

ゲル≦1 mm

ゲル≦2 mm＊

等電点ゲル＊＊

片面接着ゲル

1． 固 定 液 Ⅰ

200 ㎖

10分

20分

60分

30分

2． 固 定 液 Ⅱ

200 ㎖

15分

30分

30分

30分

3． 前 処 理 液

200 ㎖

10分

20分

30分

30分

4． 脱 イ オ ン 水

200 ㎖

5分

10分

5分

5分

5． 銀 染 色 液

200 ㎖

15分

30分

30分

30分

6． 脱 イ オ ン 水

各2分

各5分

各2分

各2分

像

液

200 ㎖

5〜10分

5〜10分

5〜10分

5〜10分

8． 停

止

液

10 ㎖

＊2 mmゲルの場合、各試薬の使用量を2倍にしてください。
＊＊等電点ゲルの場合、固定液Ⅰとしてスルホサリチル酸固定液を使用してください。

電気泳動

200 ㎖ ×3

7． 現

１章 電気泳動操作法

銀染色操作のまとめ

泳動条件と銀染色の適用●タンパク質を主とする電気泳動条件
電気泳動法

泳動Buﬀer系
トリス-グリシン

Weber & Osbornの方法

SDS- PAG

リン酸

Swank & Munkerの方法

SDS- PAG

トリス-リン酸

Laemmli の方法

SDS- PAG

C
B
B

染色

適用できる泳動条件

Davisらの方法及び変法

トリス-グリシン｛

SDS- PAG
PAG

トリス-グリシン

一次元 IEF、二次元

等電点電気泳動法

アンフォライン入 PAG

水酸化ナトリウム、リン酸

SDS- PAG

イミダゾール＊

難溶性タンパク質の二次元電気泳動（O'farrellの系）

一次元 detergent入 IEF
二次元 SDS- PAG

トリス-グリシン

Panyim & Chalkleyの方法

Acid-Urea- PAG

酢酸

銀染色

奥山らの方法−−−−−−−−−−−−−−−−

不適用
条 件

ゲルの種類
PAG（polyacrylamide gel）
Urea- PAG

＊イミダゾールの場合、過ヨウ素酸処理は行わないでください。

●核酸を主とする電気泳動条件
泳動Buﬀer系
Tris-酢酸- EDTA（TAEbuﬀer）

PAG（polyacrylamide gel）

Tris-ホウ酸- EDTA（TBEbuﬀer）

PAG（polyacrylamide gel）

トリス-グリシン

アガロース- PAG（混成ゲル）

Tris-ホウ酸- EDTA（TBEbuﬀer）

PAG（Urea入）Tris-ホウ酸- EDTA（TBEbuﬀer）

PAG（ホルムアミド入）−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ゲル乾燥

適用できる泳動条件

不適用
条 件

ゲルの種類
PAG（polyacrylamide gel）

W
B

25

１章 電気泳動操作法

トラブルシューティング，ＦＡＱ
トラブルシューティング
分子量70 KDa付近に偽バンド(artifact)が見られた・・・

電気泳動

原因

対策

表皮のタンパク質であるケラチンのバンドである可能性が高い。

手袋をつけずにコームを抜いたりウエルを触ったり、泳動バッ
ファーの中に指を入れたりすると起こります。必ず手袋をはめて操作してください。

40-70 KDa付近にタンパク質によらない黒い筋が発生した・・・
原因

対策

β-メルカプトエタノール（β-ME）やジチオスライトール（DTT） タンパク質を還元した後、ヨードアセトアミドを加えてください。

バンドが出ない・・・
原因
ゲルの容積に対して使用した試薬の量が少ない。

染色

C
B
B

対策
説明書に従って適正な試薬量で染色を実施してください。

特にゲル濃度が低いゲルや、ゲル厚が１ｍｍ以下のゲルの場合、 水洗時間を短縮してください。
銀染色後の水洗時間が長すぎる。
実施した電気泳動の系で、銀と反応する物質が入っていた。

電気泳動の系を変更してください。
（p25参照）

アプライしたタンパク量が多すぎた。

水洗後、銀染色液のステップからもう一度行ってください。

ゲルが銀鏡する・・・
原因

対策

銀染色

水洗が不足している。

銀染色後の水洗を延長してください。（ただし、長すぎるとバンドが出ない場合がありますのでご注意ください。
）

使用した容器が汚れていた。

現像操作で使用する容器を新しい清浄なものにしてください。

振とうが不充分だった。

現像操作中、ゲルが容器表面に密着しないように良く振とうして下さい。

使用した試薬の量、特に銀染色、現像時での試薬量が規定通りで 説明書に従って、決められた通りの量で操作してください。
ない。
ホルムアミド入りPAGEあるいは酸性系のPAGEに適用した。

使用できませんので別の系を使用してください。
（p25参照）

バックグラウンドの着色が激しい・・・
原因

対策

ゲル乾燥

使用した試薬の純度が不充分。

使用する試薬は、特級を使用してください。

使用した脱イオン水の純度不足。

10−6mho以下の脱イオン水を使用してください。

W
B

26

Ｑ１．グリセロールとホルムアルデヒドが入っているゲルを銀染色できますか？
Ａ１．核酸を銀染色する場合は、ゲル中にホルムアルデヒドが入っているものは染色できません。グリセロー
ルだけ入っているゲルは染色できます。
Ｑ２．アガロースゲルを銀染色することができますか？
Ａ２．ゲル全体が染まってしまうので使用できません。

１章 電気泳動操作法

FAQ

Ｑ３．4M尿素入りのポリアクリルアミドゲルは、銀染色できますか？
Ａ３．銀染色試薬では、可能です。2D-銀染色試薬・Ⅱではデータがありませんが可能だと思われます。
電気泳動

Ｑ４．タンパク質の場合で2D-銀染色試薬・Ⅱの操作を中断したいのですが、どの時点で中断すれば良いですか？
Ａ４．固定液Ⅰあるいは固定液Ⅱに浸した状態で中断してください。長時間中断する場合は、試薬の蒸発を防ぐため蓋をしてください。
Ｑ５．銀染色を行いましたが染まり方が淡かったり、逆に現像時間が長すぎたり、銀鏡反応を生じて黒褐色に染まったりした場合、染め直すことができますか？
Ａ５．脱色してもう一度染め直すことができます。この時使用する脱色液の処方は下記の通りです。
Ａ液

14.8 g14.8 g
340 ㎖
適量※
400 ㎖

Ｂ液

Na2S2O3
精製水で全量174.4 g
400 ㎖

C
B
B

染色

NaCl
CuSO4
H2O
NH4OH
精製水で全量※沈殿物が溶けるまで加えて下さい。

Ａ液とＢ液を１：１に混合し、更に精製水で10倍希釈したものを脱色液とします。
なお、脱色しすぎた場合、染色像も同時に消えますので注意してください。
脱色液中で振とうして、染色像が適当になったところで10％酢酸溶液を加えて脱色を停止してください。
その後、十分水洗いして保存してください。
銀染色

Ｑ６．CBBで染色した後に銀染色が出来るでしょうか？
Ａ６．脱色液（75 ㎖ 酢酸、50 ㎖ メタノールに精製水を加え全量1ℓ にする）で十分脱色してから銀染色の操作を行ってください。
Ｑ７．核酸を2D-銀染色試薬・Ⅱで染色する時、操作を中断する場合は、どの時点で中断すれば良いですか？
Ａ７．1時間程度なら10％トリクロロ酢酸に浸しておくことができます。一昼夜中断する場合は50％メタノー
ルに浸した状態で中断してください。この場合、試薬の蒸発を防ぐため蓋をしてください。
また、振とうはしないでください。

Ｑ９．２Ｄ-銀染色試薬・Ⅱは、質量分析（MALDI-TOF MS解析）は可能ですか？
Ａ９．可能です。
但し、２Ｄ-銀染色試薬・Ⅱの構成試薬の中で、前処理剤にはグルタルアルデヒドが入っていますので、試薬調整時に前処理剤を除いてお使いいただくことになります。
構成試薬の中で前処理剤は、タンパク質の種類による染色ムラを防ぎ、ある程度同じ色調に染めるために使用します。従って前処理剤を使用しなくても検出感度が変わるということはございません。
従って前処理剤をしない場合、色調が多少茶〜黄色っぽくなるかもしれません。また、タンパク量が多い場合、染まりにくいものがあるかもしれませんのでご了承ください。
試薬の調整及び染色時間（マルチゲル® Ⅱミニ 2枚分）
（1）固定・ 10分
メタノール１００ ㎖ ＋酢酸２０ ㎖ ＋精製水⇒２００ ㎖（2）固定・ 15分
メタノール ６０ ㎖ ＋酢酸２０ ㎖ ＋・固定化剤１０ ㎖ ＋精製水⇒２００ ㎖

27

ゲル乾燥

Ｑ８．一本鎖DNAと二本鎖DNAは同程度に染色できますか？
Ａ８．同程度に染色できます。

W
B

１章 電気泳動操作法
電気泳動
染色

C
B
B

（3）前処理 10分
メタノール １００ ㎖ ＋精製水⇒２００ ㎖＊前処理剤は使用しません。
（4）水洗
5分（5）銀染色 15分
・染色液Ａ１０ ㎖ ＋染色液B１０ ㎖ ＋精製水⇒２００ ㎖
（6）水洗
2分×３回
（7）現像
10分以上
・現像原液１０ ㎖ ＋精製水⇒２００ ㎖（8）停止・停止液をそのまま使用しますＱ10．銀染色試薬の廃液はどのように処理すればよいでしょうか？
Ａ10．銀染色試薬中の銀含有量は低濃度であり、有害性は極めて低いものですが、BOD，COD等の排水基準を考慮し、弊社では塩化銀の沈殿物にしていただいた後、専門業者への引き取りを推奨しております。
染色液を間違って流した場合は、大量の水で洗い流してください。
濃塩酸を流してしまった場合、排水のｐHなど、別の問題が発生する可能性があります。
Ｑ11．２Ｄ-銀染色試薬・Ⅱを用いてタンパク質と核酸の染色を行いたいのですが、タンパクと核酸を同時に染色することは可能でしょうか？
Ａ11．核酸染色の場合、タンパク質とは異なる固定（トリクロロ酢酸固定）を行います。
またキット中の固定化剤及び前処理剤を使用すると反応を阻害するため、固定の後はすぐ銀染色にうつります。
逆にタンパク質を染色する場合、固定化剤及び前処理剤を使用しないと、バンドが黒く染まらないという弊害が発生します。
従いまして弊社としては、両者の同時染色というのは推奨しておりません。
尚、弊社ではゲルの材質はアクリルアミドで、泳動バッファーは、トリス-グリシン系を使用しております。泳動条件が上記以外の場合、タンパク質と核酸をそれぞれのプロトコールで染色しても２Ｄ-銀
染色試薬・Ⅱが適用できない場合がありますのでご注意ください。

銀染色

Ｑ12．CBB染色液の廃液はどのように処理すればよいでしょうか？
Ａ12．MSDSには、「酢酸，メタノールを含む色素製品であるため、排水溝には絶対流さぬこと。産業廃棄物処理認定業者に委託して処理すること。該当法規に従い廃棄物を処理すること」と明記してあり、実際弊社でも染色液及び脱色液廃液は専用タンクに保管して、定期的に業者に引き取ってもらっていま
す。

ゲル乾燥

Ｑ13．２Ｄ-銀染色試薬・Ⅱに法規制物質は含まれていますか？
Ａ13．医薬用外劇物、医薬用外毒物に該当する物質は含まれておりません。
ただし、下記物質が含まれています。(2013年12月1日現在)
現像原液 ：ホルムアルデヒド 0.4%
（労働安全衛生法における「名称等を表示すべき危険物及び有害物」）
染色液A ：硝酸銀 2.8%
（労働安全衛生法における「名称等を通知すべき危険物及び有害物」、化学物質把握管理促進法における「第一種指定化学物質」）
染色液B ：水酸化ナトリウム 2.8%
（労働安全衛生法における「名称等を通知すべき危険物及び有害物」）

W
B

28

●銀染色で使用する固定液, 前処理液
有機溶媒を含みますので、廃液処理にはご留意ください。

●銀染色液
使い終わった銀染色液は、操作完了後直ちに塩酸や塩化ナトリウムを加えて塩化銀の沈殿物にして処理します。そのまま放置すると爆発性の銀アミドを生成する危険がありますから、この処理は忘れずに行ってください。

１章 電気泳動操作法

使用後の試薬の処理

銀染色液

電気泳動

食塩水など

沈殿

AgCl

参考文献

銀染色

商品案内（銀染色試薬）

C
B
B

染色

（1）K. Ohsawa & N. Ebata：Silver Stain for Detecting 10-Femtogram Quantities of Protein after Polyacrylamide
Gel Electrophoresis, Anal, Biochem., 135, 409（1983）（2）入江伸吉：ゲル内のタンパク質の高感度銀染色法, 生化学, 52, 411（1980）（3）B. R. Oakley et al.：A simpliﬁed ultrasensitive silver stain for detecting proteins in polyacrylamide gels, Anal,Biochem., 105, 361（1980）（4）H. M. Poehling et al.：Visualization of proteins with silver "stain" a critical analysis, Electrophoresis, 2, 141(1981)（5）U. K. Laemmli：Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4,Nature, 227, 680（1970）（6）Park and Labbe. Anal.Biochem 180: 55-58 (1989)（7）Bath Electrophoresis 9: 148 (1988)

銀染色試薬
染色性にムラのない高感度銀染色試薬

試薬名

主

成

分

容

量

①固定化剤

チオ尿素

100 ㎖

●迅速：電気泳動後、１時間以内に染色が完了します。
●高感度：タンパク質…CBB法の50〜100倍、核酸…EB法の50〜100倍の感度が得られます。
●簡便：試薬の調製及び染色操作が簡単です。
●安全：銀以外の重金属は含有しておりません。
●二重染色：CBBで染色した後のゲルの染色も可能です。
●応用：片面接着ゲル、等電点ゲルの染色もできます。

②前処理剤

ジチオスライトール、
グルタルアルデヒド、チオ尿素

100 ㎖

③染色液A

硝酸銀

100 ㎖

④染色液B

水酸化アンモニウム、
水酸化ナトリウム

100 ㎖

⑤現像原液

クエン酸、ホルムアルデヒド、
チオ硫酸ナトリウム

100 ㎖

適用

⑥停止液

クエン酸

100 ㎖

ゲル乾燥

特長

スラブ型ポリアクリルアミドゲル電気泳動（PAGE）及びSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）
後のタンパク質及び核酸の染色。
〔メーカー略号：DCB〕
品

名

2D-銀染色試薬・Ⅱ

29

品

番

423413包装

1パック(10枚用)WB

１章 電気泳動操作法

SECTION

ゲル乾燥

使用機器、器具、試薬

電気泳動

使用機器・器具
品
1

振とう器

2

染色トレイ

3

ディスポーザブル手袋

名

使用試薬
品

染色

C
B
B

番

〔メーカー略号：DCB〕
品

名

包
＊

装

セット内容

423512ゲルドライヤースターターセット

1セット（20枚用）

固定用フレーム 2組
危 ゲルドライリージェント 500 ㎖×2○
プレカットセロファン 50枚

423505ゲルドライヤーリージェントセット

1セット（20枚用）

危 ゲルドライリージェント 500 ㎖×2○
プレカットセロファン 50枚＊初めてお使いになる方のためのものです。ゲルドライリージェントとプレカットセロファンは消耗品です。
危 ：危険物第四類アルコール類、エタノール混合物、水溶性
火気厳禁○― 使用上の注意 ―銀染色・ゲルドライリージェントは換気の良い場所でご使用ください。また、飲んだり長時
間蒸気を吸引しないでください。万一、目に入ったり粘膜などに付着した場合は、速やかに水で洗い流してください。
・ゲルドライリージェントは40℃以上の場所や火気のそばには置かないでください。
また、揮発性ですのでキャップを開けたままにしないでください。

ゲル乾燥
W
B

30

1

染色の終わったゲルの脱色液を捨て、マルチゲルⓇⅡミニ1枚当り50 ㎖の精製水に浸し、10分間振とうします。
この水洗操作を合計3回繰り返します。

１章 電気泳動操作法

操作手順

電気泳動

2

精製水を捨て、マルチゲルⓇⅡミニ1枚当り50 ㎖のゲルドライリージェントを加え、ケースに蓋をして、振とうします。
この際、液量が少ないとゲルのひび割れの原因になりますから、液量は正確に守ってください。振とう時間は、約1時間です。
ゲルドライリージェント処理の間に、ゲル1枚当り2枚のプレカットセロファンを精製水に浸しておきます。

染色

C
B
B

3

ゲルドライリージェント処理が終わったら、十分に濡れたセロファンの1枚を固定用プレート上に広げます。
そしてそのセロファンの上に、気泡が入らないようにゲルを載せ、ゲル処理に使用したゲルドライリージェントを数㎖ 垂らします。
銀染色

4

その上から、もう1枚のプレカットセロファンを、ゲルの周囲に気泡が残らないよ
うにぴったりとかぶせます。
更に上部フレームを重ねます。
ゲル乾燥

5

フレームの四辺にクリップを仮止めし、フレームを斜めに持って、余分な液を振り切ります。

W
B

31

１章 電気泳動操作法

６

フレームをしっかり固定し、そのまま水平な状態に置き、1日ないし2日間室温で乾燥させます。
乾燥時間は気温や湿度によって異なりますが、目安として夏で2日、冬で1日です。
夏でもエアコンのきいた部屋は早く乾燥します。

電気泳動

７

ゲルが乾燥したら、クリップをはずしてフレームから取り出します。余分なセロ
ファンシートを切り取って、湿気が入らないように保管してください。

染色

C
B
B

〜 ワンポイントアドバイス 〜［上手に乾燥するポイント］
銀染色
ゲル乾燥

・ゲルに裂け目が有るとその部分からひびが入りやすくなります。泳動後のゲルの取り扱いには十分ご注意ください。また、裂け目が入ってしまった場合はその部分をナイフなどで切り落としてから乾燥させることをおすすめします。
・ゲルの処理に使用する容器はゲルが試薬に十分浸る大きさでフタの出来るものをお選びください。
・乾燥機などによる加熱乾燥はゲルの白濁、フレームの変形の原因となりますので避けてください。
・乾燥途中のゲルはなるべく静置し、不必要に触れたり衝撃を与えないようご注意ください。
・1mm以上の厚さのゲルを乾燥する場合はゲルの体積に比例してゲルドライリージェ
ントの液量を増やし、処理時間も長めにしてください。又、ゲルは厚いほどひび割れしやすくなりますのでご注意ください。
・ゲルドライリージェントの繰り返し使用はひび割れの原因となりますので避けてください。
・ゲルはゲルドライリージェント処理により若干収縮します。データ判定の際はご注意ください。

W
B

32

トラブルシューティング

１章 電気泳動操作法

トラブルシューティング，ＦＡＱ
リージェント液に１時間程度浸しておいたら、染色したバンドが消えてしまった・・・（CBB−G250染色液使用）
原因対策

染色液及び染色方法によって脱色されてしまう場合があります。

リージェント液中で多少脱色されてしまう事を考慮して、脱色時間を短めにしてください。
電気泳動

ゲル濃度が低い場合に限り（15％以上のゲルでは出来ません）、
リージェント液に浸しておく時間を、通常1時間のところ30分に短縮しても大丈夫です。ただし、短くしすぎるとヒビ割れの原因となることがありますので十分に注意してください。また、染色が抜けてしまったゲルは、もう一度CBB染色してください。

ゲルがひび割れる・・・
原因

対策

水洗が不十分。

水洗は十分に行ってください。

ゲルドライリージェント処理が不十分。

処理中は十分振とうしてください。
処理時間を延長してください。
ゲルに裂け目を作らない様注意してください。
ゲルに裂け目がある場合にはナイフなどでその部分を切り落としてから乾燥操作を行ってください。

乾燥に時間がかかりすぎている。

染色

ゲルに裂け目がある。

C
B
B

フレームにセットした後、余分なゲルドライリージェントは出来るだけ除いてください。
夏期など湿度が高い場合は、なるべく風通しのよいところで乾燥させてください。

原因
処理前の水洗が不十分。

対策
水洗いは十分に行ってください。

乾燥の時間が早すぎる。

乾燥の場合加熱は避けてください。

ゲルドライリージェントによる振とう時間が長すぎる。

振とうは1時間を厳守してください。
（マルチゲルⓇⅡミニの場合）

銀染色

ゲルが白濁する・・・

保存中にゲルの変形やひび割れが起きる・・・
原因

対策
十分に乾燥させてください。

ゲルが吸湿した。

乾燥後のゲルは湿気を避けて保存してください。

ゲル乾燥

乾燥が不十分。

W
B

33

１章 電気泳動操作法

FAQ
Ｑ１．処理時間の60分が長いと感じます。短縮しても良いでしょうか？
Ａ１．製品添付のプロトコールはゲル割れを極力避けるために、処理時間を長めに設定しています。濃度の薄いゲルならば「多少」短縮しても問題ないでしょう。しかし、短くすればするほどゲル割れの可能性が高くなる事は理解していただいた上で検討してください。具体的な短縮可能時間については、ゲル濃度、温度、湿度など多くのファクターの影響を受けるために一概には言えません。
逆にゲルの白濁がひどい場合は短めに処理したほうがよいでしょう。
Ｑ２．デンシトメーターにかけられますか？

電気泳動

Ａ２．大丈夫です。しかし脱色の状態が異なるために従来法と比べるとややバランスが変わる可能性はあります。
Ｑ３．ゲルが白濁してしまいました。どうしたらよいでしょう？
Ａ３．乾燥中にゲルが白濁した場合は、フレームから外さずに軽く水をかけて濁りを除いた後、余分な水を拭き取って再乾燥してください。
Ｑ４．尿素入りのゲルや泳動バッファーにトリストリシンバッファーを使用した場合でもゲル乾燥できますか？
Ａ４．使用できます。
最初のステップの3回の水洗によって尿素やバッファー成分は洗い流されるので影響を受けません。

染色

C
B
B

（1）Juang, R. H. et al.：Oven-Drying Method for Polyacrylamide Gel Slab Packed in Cellophane Sandwich
Anal. Biochem. 141, 348-350（1984）（2）Samal, B. B：Drying and Storage of Polyacrylamide Slab Gels；A Simple Procedure Anal. Biochem.
163, 42-44（1987）

参考文献

商品案内（ゲル乾燥保存システム）
銀染色

ゲル乾燥保存システム
簡単確実にゲルを乾燥保存することができるシステム
特長

ゲル乾燥

●泳動像の長期保存が可能です。
●試薬の調製が不要で、操作が簡単です。
●高濃度のゲルでもひび割れることが少なく美しく乾燥させることが出来ます。
●特別な装置を必要としません。

< 固定用フレームサイズ >14 cm

10.4 cm
10.4 cm
14 cm〔メーカー略号：DCB〕
品名

W
B

品番

包装

ゲルドライヤースターターセット

固定用フレーム 2組、ゲルドライリージェント
500 ㎖×2、プレカットセロファン 50枚

構成内容4235121セット(20枚用)

ゲルドライヤーリージェントセット

ゲルドライリージェント 500 ㎖×2、
プレカットセロファン 50枚

4235051セット(20枚用)

34

１章 電気泳動操作法

SECTION

ウェスタンブロッティング

使用機器、器具、試薬
品

名

品

番

1

セミドライエレクトロブロッターDDB-2020（転写面積20 cm×20 cm）

326790＊1

2

パワーサプライ

173000他＊23

染色トレイ又はバット（小）

4

振とう器

5

デイスポーザブル手袋

6

ピンセット

電気泳動

使用機器・器具＊1： メーカー略号：DCB＊2： メーカー略号：APX

薬

染色

試

C
B
B

（1）ブロッティング用試薬品〔メーカー略号：DCB〕

番品

423536

名包装

セミドライブロッティング用タンパク質転写キット

25回用

●内容
主成分

容

量

使用方法（操作は全て室温で行います。
）

陽極液

トリス

500 ㎖

原液のまま使用します。

陰極液

トリス

1,000 ㎖

原液のまま使用します。

転写膜

PVDF膜

25枚

ポリアクリルアミドゲル1枚あたり1枚使用します。

ろ紙

定性用

100枚

ポリアクリルアミドゲル1枚あたり4枚使用します。

電気泳動（SECTION 1、p2〜を参照）

ゲル乾燥

ウェスタンブロッティングの準備

銀染色

試薬名

電気泳動を開始したら、ブロッティングの準備を行います。

ろ紙の準備
ろ紙2枚を重ねて陽極液20 ㎖に浸します。同様にろ紙2枚を重ねて陰極液20 ㎖に浸します。

転写膜の準備転写膜（タンパク質用トランスファーメンブラン）（PVDF）は、使用の際には必ずウェッティング操作を行ってください。
転写膜をメタノールに浮かべ、3〜5秒後に全体を浸漬（水没）させます。その後、転写膜をメタノールから取出し、直ちに精製水中に浸漬（水没）させ、5〜15分間振とうしながら平衡化します（ウェッティング処理といいます）。この時、転写膜が完全に水没するようにしてください。転写膜が水面に浮き上がっていると、部分的に乾燥し転写ムラの原因となることがあります。

35

W
B

１章 電気泳動操作法

操作手順［1枚のゲルの転写例を紹介します。］
1

ゲルプレートからガラス板を外し、スペーサーに沿ってゲルの両端に切り込みを入れます。
ゲルを陰極液20 ㎖を入れた容器中に入れ、10分間振とうしながら、ゲルを平衡
化します。

電気泳動

2

ブロッターの蓋をあけ、陽極液に浸したろ紙2枚を陽極面上に空気が入らないように置きます。

染色

C
B
B

3

陽極液に浸したろ紙2枚の上に、ウェッティング処理した転写膜を空気が入らないように乗せます。

銀染色

4陰極液で平衡化したポリアクリルアミドゲルを転写膜上に乗せます。
この時、ゲルと転写膜の間に気泡が入らないように注意してください。

ゲル乾燥

5

重ね合わせたポリアクリルアミドゲルの上に陰極液で浸したろ紙2枚を空気が入らないように乗せます。これで転写単位*が完成しました。
＊転写単位：陽極側ろ紙2枚・転写膜1枚・ポリアクリルアミドゲル1枚・陰極側ろ紙2枚を重ね合わせた
もの

W
B

36

最後にブロッターの蓋を閉めます。

１章 電気泳動操作法

6

電気泳動

7

陽極及び陰極のプラグを差し込み、通電を開始します。15V定電圧で30分間、または100mA定電流で45分間通電します。2単位以上を転写する場合はp38を参照してください。
（注1）15 V定電圧の場合、初期電流値は150mA以上となります。ご使用になる安定電源の出力性能を予
めご確認ください。
（注2）タンパク質の等電点、転写膜の種類、転写単位を重ねた場合などにより、上記条件に合わないことがあります。予め、転写条件を検討されることをお勧めします。

染色

C
B
B

8

通電が終了したら電源を切ってプラグを抜き、ブロッターの蓋を開け、各転写単位から転写膜を取り出します。

銀染色

9

必要に応じて、CBB染色またはアミドブラック10B染色を行い、タンパク質が転写されていることを確認してください。
左図は抗体染色像です。
このような酵素発色の他に、高感度な化学発光による検出もできます。
ゲル乾燥〜 ワンポイントアドバイス 〜
ウェスタンブロティングにおいて転写効率を良くするためには、転写膜やろ紙をゲルより少し小さめにして、ろ紙に含ませるバッファー量も少し少なめにして、ゲル以外のところからの電流のリークを防止してください。
W
B

37

１章 電気泳動操作法

複数のゲルを転写する場合●ミニゲル4枚までの場合
陽極液を含んだろ紙2枚を重ねたものを1組として、陽極面上に並べます（最高4組まで並べることができます）。
余分な陽極液はなるべく除き、気泡が入らないように注意してください。
その上に下図を参考にしてウェッティング処理した転写膜1枚、陰極液で平衡化したゲル1枚、陰極液に浸したろ紙2枚を重ねて転写単位を作製します。この時も気泡が入らないように注意してください。
また、転写膜にゲルのウェルの位置をマーキングしておくと便利です。

陰極側（−）

陰極液に浸したろ紙2枚

電気泳動

陰極液で平衡化したゲル

転写単位

ウェッティング処理した転写膜
陽極液に浸したろ紙2枚

陽極側（＋）

転写単位

染色

C
B
B

1台のセミドライエレクトロブロッターで転写する転写単位がセミドライエレクトロブロッター上で並列に複数単位となる場合は下表を参考に安定電源をお選びください。
転写単位数(組)12

設定電圧値(V)
初期電流値(mA)

3

4

〜450

〜600

15
〜150

〜300

銀染色

同様に100 mA定電流の場合は以下の通りです。
転写単位数(組)

1

2

3

4

設定電流値(mA)

100

200

300

400

初期電圧値(V)

〜10

ゲル乾燥
W
B

38

１章 電気泳動操作法

トラブルシューティング，ＦＡＱ
トラブルシューティング
転写ムラができた・・・
原因

対策

ろ紙のバッファー量が少なかったため、ブロッティング中にろ紙 気泡の発生を防止するため、厚さ0.5mm以上のろ紙を使用してが乾燥して気泡が発生した。
ください。
転写膜が部分的に乾燥した。

精製水で平衡化中は転写膜を完全に水没させるようにしてくださ
い。

電気泳動

電極板とろ紙の間に気泡が発生した。

FAQ
Q１．PVDFメンブランにブロッティングしたまま抗体染色しないで保存することはできますか？
A１．メンブランを風乾後、転写面に触れないように注意しながらラップに包み、4℃で保存してください。
保存したメンブランを使用する場合は、100％メタノールに再度浸した後、水洗してメタノールを除き、
ブロッティング液に浸してください。

染色

Q２．セミドライエレクトロブロッターで核酸のトランスファーは可能ですか？
A２．可能です。

C
B
B

Q３．ウェスタンブロッティングでPVDF膜をメタノール処理するのはなぜですか？
A３．PVDFメンブレンは、疎水性が極めて強いので直接バッファーに浸しても濡らすことができません。予めメタノール処理するとバッファーで濡らすことが可能になります。このメタノール処理を確実に行わないとタンパク質が膜に結合しません。

銀染色

参考文献

Trnovsky et al. Biotechniques 13 (5)，800-804 (1992)

商品案内（セミドライブロッティング試薬）
ゲル乾燥

セミドライブロッティング試薬
セミドライブロッティング用タンパク質転写キット
特長

構成内容

●迅速：最短転写時間：15 V、30分で転写が完了します。
●高転写効率：転写バッファーと転写膜のセット化により、最適転写条件を実現。
●簡便：試薬調製不要、操作が簡単です。
●高感度：低バックグラウンドで高感度検出が可能です。

●陽極液(主成分：トリス)･･･500 ㎖●陰極液(主成分：トリス) ･･･1,000 ㎖●転写膜(PVDF膜)･･･25枚●ろ紙 (定性用)･･･100枚〔メーカー略号：DCB〕

適用品

スラブ型ポリアクリルアミドゲル（マルチゲル® Ⅱミニ）
電気泳動後のタンパク質のセミドライブロッティング法によるエレクトロブロッティング

名

セミドライブロッティング用
タンパク質転写キット

39

品

番

423536

包

装

25回用

W
B

40

２章 電気泳動関連商品

SECTION

電気泳動関連タンパク
分離ゲルタンパク質分離用ゲル

アガロース
ゲル染色
ゲル

マルチゲル®Ⅱ
Laemmli法に準拠した、高分離能プレキャストゲル

泳動関連
廃液処理
バッファー

特長

泳動装置
ゲル乾燥

サンプル名
マルチゲル ® Ⅱミニ
PageRulerTM Prestained protein Ladder
レーン 1,7,12(Fermentas 社、品番 SM0671)
PageRulerTM Prestained protein Ladder
レーン 2,13(Fermentas 社、品番 SM1811)
A431 Whole Cell Lysate、Humanレーン 3,4(Santacruz 社、品番 SC2201)
Human Serum ( β ME ＋ )、レーン 5,6(KOJ 社、品番 12181201)
Human Serum ( β ME − )、レーン 9,10(KOJ 社、品番 12181201)●高分離能
Laemmli法に準拠したシステムで、シャープなバンドを実現しました。
●分析範囲の拡大
低分子領域までしっかり泳動されます。
●使いやすい包装
5枚包装でよりフレッシュなゲルをお使いいただけま
す。

A 社ゲル
レーン 1,7,13
レーン 2,8,14
レーン 3,4
レーン 5,6
レーン 10,11

マルチゲル ®Ⅱミニと他社ゲルの分離能の比較① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Ȩȗᴞ

෗ɌȹȢȳ

W
B

ᫌȺȠɑȬ ¡

ʁʭ˂ʡ ґ

関連試薬

Ⱦ

4 〜 20％ Gel

5 〜 20％ Gel

泳動条件

泳動条件

30mA 定電流 / 枚、約 60 分
SDS- トリス - グリシン泳動バッファー

20mA 定電流 / 枚、約 85 分
SDS- トリス - グリシン泳動バッファー

マルチゲル ®Ⅱミニ

A 社ゲル

分子量マーカー

推奨泳動条件 ; マルチゲル® Ⅱ ミニ/ミッド/ラージ■泳動用サンプルタンパク質量（未変性系電気泳動および変性系電気泳動）
1ウェルあたり濃度例）ヒト血清CBB染色1〜10μg200〜2,000μg/㎖

10〜50倍希釈

銀20〜200ng

4〜40μg/㎖

200〜800倍希釈

染色

1ウェルあたり5μℓ アプライする場合（マルチゲル® Ⅱ ミニ使用）■サンプルアプライ量
ゲルタイプ
抽出／精製キット

ミニ

推

奨

最

大

13ウェル

10μℓ 以下

25μℓ

17ウェル

10μℓ 以下

15μℓ

サンプルウェル(16)30μℓ 以下

40μℓ

マーカーウェル(1)20μℓ 以下

30μℓ

サンプルウェル(16)70μℓ 以下

80μℓ

マーカーウェル(1)30μℓ 以下

40μℓ

ミッド

17ウェル

ラージ

17ウェル

42

２章 電気泳動関連商品■泳動用サンプルDNA量1ウェルあたり
エチジウムブロマイド染色
銀

染

色

濃

度

0.5〜1μg

100〜200μg/㎖

50〜100ng

10〜20μg/㎖®

1ウェルあたり5μℓ アプライする場合（マルチゲル Ⅱ ミニ使用）

■泳動条件

ミッド

電

約100分

SDS-PAGE*

30mA

約60分

DNA

15mA

約100分

PAGE

15mA

約5時間

SDS-PAGE

30mA

約3時間

DNA

15mA

約5時間

PAGE

20mA

約6時間

SDS-PAGE

40mA

約3時間半

DNA

20mA

約6時間

泳動関連
廃液処理
バッファー

ラージ

泳動時間

15mA

アガロース
ゲル染色
ゲル

ミニ

流

PAGE

タンパク
分離ゲル

ゲルタイプ

＊定電圧泳動の場合、200V、約60分

泳動装置
ゲル乾燥

【プレキャストゲル/マルチゲル® Ⅱ ミニ（タンパク質・DNA用）】
ミニゲル
ゲルサイズ（mm） ：85（W）×90（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：100（W）×100（L）×3.1（t）■グラジェントゲル〔メーカー略号：DCB〕

品名

ウェル数
13

マルチゲルⅡミニ2/15（17W）

17マルチゲルⅡミニ4/20（13W）

13マルチゲルⅡミニ4/20（17W）

17マルチゲルⅡミニ5/10（13W）

13マルチゲルⅡミニ5/10（17W）

17マルチゲルⅡミニ8/16（13W）

13マルチゲルⅡミニ8/16（17W）

17マルチゲルⅡミニ10/20（13W）

13マルチゲルⅡミニ10/20（17W）

17マルチゲルⅡミニ 2D-10/20

1＊4

マルチゲルⅡミニ15/20（13W）

13マルチゲルⅡミニ15/20（17W）

17マルチゲルⅡミニ15/25（13W）

13マルチゲルⅡミニ15/25（17W）

17

ゲル濃度

分析範囲
(SDS-PAGE)

分析範囲
(DNA)

2 〜 15%30 〜 500K

200 〜 2,000

4 〜 20%15 〜 250K

40 〜 1,800

5 〜 10%8 〜 16%35 〜 450K
20 〜 200K−
70 〜 1,500

10 〜 20%

12 〜 130K

30 〜 1,500

10 〜 20%

12 〜 130K−

15 〜 20%

3 〜 85K＊3−

15 〜 25%

3 〜 85K＊3

20 〜 1,000

品番

包装414855

5枚

414862

5枚

4148795枚

414886

5枚

441776

5枚

443114

5枚

4172695枚

417276

5枚

414893

5枚

414909

5枚

4150745枚

432026

5枚

443121

5枚

414916

5枚

4149235枚

WB

分子量マーカー

マルチゲルⅡミニ2/15（13W）

＊2

関連試薬

＊1

抽出／精製キット43

２章 電気泳動関連商品
タンパク
分離ゲル
アガロース
ゲル染色
ゲル
泳動関連
廃液処理
バッファー

泳動装置
ゲル乾燥

関連試薬

W
B

■均一ゲル

〔メーカー略号：DCB〕
＊1

品名

ウェル数

マルチゲルⅡミニ5（13W）

13マルチゲルⅡミニ5（17W）

17マルチゲルⅡミニ7.5（13W）

13マルチゲルⅡミニ7.5（17W）

17マルチゲルⅡミニ10（13W）

13マルチゲルⅡミニ10（17W）

17マルチゲルⅡミニ12.5（13W）

13マルチゲルⅡミニ12.5（17W）

17マルチゲルⅡミニ15（13W）

13マルチゲルⅡミニ15（17W）

17

＊2

ゲル濃度

分析範囲
(SDS-PAGE)

分析範囲
(DNA)

5%

100 〜 500K

−

7.5%

45 〜 250K

250 〜 2,000

10%30 〜 200K

140 〜 1,700

12.5%

20 〜 150K

60 〜 1,500

15%

10 〜 150K−■ナローレンジゲル

品番

包装4431385枚

443145

5枚

4149305枚

414947

5枚

414954

5枚

414961

5枚

414978

5枚

414985

5枚

443152

5枚

4431695枚〔メーカー略号：DCB〕
＊1

品名

ウェル数

マルチゲルⅡミニ6 / 9（13W）

13マルチゲルⅡミニ6 / 9（17W）

17マルチゲルⅡミニ9 / 11（13W）

13マルチゲルⅡミニ9 / 11（17W）

17マルチゲルⅡミニ11/14（13W）

13マルチゲルⅡミニ11/14（17W）

17マルチゲルⅡミニ14/16（13W）

13マルチゲルⅡミニ14/16（17W）

17

＊2

ゲル濃度

分析範囲
(SDS-PAGE)

分析範囲
(DNA)

6 〜 9%

45 〜 250K

250 〜 2,000

9 〜 11%30 〜 200K

140 〜 1,700

11 〜 14%20 〜 150K

60 〜 1,500

14 〜 16%

15 〜 100K

40 〜 1,200

品番

包装414992

5枚

415005

5枚

415012

5枚

415029

5枚

415036

5枚

415043

5枚

4150505枚

415067

5枚＊1：分析範囲の単位は、タンパク質の分子量（ダルトン）です。
＊2：分析範囲の単位は、塩基対数（ベースペア）です。
＊3：分子量6.5KDa以下のペプチドについては、バンドの拡散や変形が起こることがありますので、結果の解釈にはご留意ください。
＊4：二次元電気泳動用ゲルのウェルサイズ（mm）は74（W）×14（L）です。
（注）プレキャストゲルは良好な分離性能を得られるよう、Laemmli法に改良を加えています。
ゲル濃度の選定にあたっては、分析範囲を参考にしてください。

【プレキャストゲル/マルチゲル®Ⅱ ミッド・ラージ（タンパク質・DNA用）】
ミッドゲル

ラージゲル

ゲルサイズ（mm） ：144（W）×145（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：160（W）×160（L）×5.1（t）

ゲルサイズ（mm） ：184（W）×185（L）×0.9（t）
プレート外寸（mm）：200（W）×200（L）×5.1（t）

分子量マーカー〔メーカー略号：DCB〕
品名マルチゲルⅡミッド 4/20（17W）

ウェル数

ゲル濃度

品番

包装

17

4 〜 20%4172905枚

マルチゲルⅡミッド 10/20（17W）

17

10 〜 20%417306

5枚

マルチゲルⅡミッド 2D-10/20

1＊5

10 〜 20%417283

5枚

マルチゲルⅡラージ 4/20（17W）

17

4 〜 20%4173205枚

マルチゲルⅡラージ 10/20（17W）

17

10 〜 20%4173375枚＊510 〜 20%417313

5枚

マルチゲルⅡラージ2D-10/20

1＊5：二次元電気泳動用ゲルのウェルサイズ（mm）はミッド125（W）×20（L）、ラージ170（W）×20（L）です。

抽出／精製キット44

カセット電気泳動槽は、マルチゲル® Ⅱ（ミニ、ミッド
及びラージ）の性能を十分に発揮させるために設計された専用電気泳動槽です。

特長

DPE-1020
DPE-2020●ゲルプレート両面の泳動バッファーが優れた放熱効果を発揮します。

DPE-1620

タンパク
分離ゲル

●独自のウェッジ・システムによりゲルプレートを簡単、確実に固定します。

●少ないバッファー量で使用できます。
●ウェルが見やすく、サンプルのアプライが容易です。
品名

用途

メーカー

品番

包装

10×10cmミニゲル用

DCB

303111

1セット

16×16cmミッドゲル用

DCB

3263871セット

カセット電気泳動槽 DPE-2020（ラージ2連式）

20×20cmラージゲル用

DCB

303128

1セット

CBJ

IMR2011セット

i-Myrun用パワーサプライ

泳動関連
廃液処理
バッファー

カセット電気泳動槽 DPE-1020（ミニ2連式）
カセット電気泳動槽 DPE-1620（ミッド2連式）

アガロース
ゲル染色
ゲル

16×16 cm ミッドゲル用（右）20×20 cm ラージゲル用（左）10×10 cm ミニゲル用２章 電気泳動関連商品

電気泳動装置

泳動装置
ゲル乾燥

マルチゲル® Ⅱ オーダーメイドゲル
お客様のご希望を形にします！
「カタログ品とは異なる濃度のゲルが欲しい」

価

格＊注文は10枚（2ケース）より承ります。

製致します。ゲルの大きさはミニ・ミッド・ラ

ミニゲルージの 3 種類から、ウェルは 13 ウェル（ミニ

お問い合わせフォームは、
マルチゲル

オーダーメイドゲル

希望のゲル濃度や仕様でプレキャストゲルを作

W
B

関連試薬

￥9,800 〜/5枚

「特定の分析範囲をみたい」など、お客様のごのみ）
・17 ウェル・1 ウェル（二次元用）から検索

お選びください。

分子量マーカー
抽出／精製キット45

２章 電気泳動関連商品

NEXT GEL™
高分離能かつReady-to-pourのタンパク質分離用ゲルです！
背景
A

タンパク
分離ゲル
アガロース
ゲル染色
ゲル

NEXT GEL™ は、 ア ク リ ル ア ミ ド・ ビ ス ア ク リ ル ア
ミド・ゲルバッファーおよびSDSを混合したReady-topourの溶液で、これまでのゲルよりも非常に優れたタンパク質分離能を示します。スタッキングゲル不要のユニー
クなアクリルアミドマトリックスで時間が節約できるだけでなく、タンパク質が長いゲルの表面を流れやすくなり、バンドの解像度が増します。NEXT GEL™はグラジエン
トゲル様特性があるため、低分子量のペプチドと高分子量のタンパク質を、同一のゲルで分離することが可能です。

B

特長

泳動関連
廃液処理
バッファー

泳動装置

●ミニゲルで14.2kDaと14.4kDaのバンドを区別することが可能●同一ゲル上で、3.5kDaと212kDaのタンパク質を分離することが可能●スタッキングゲルは必要なし●室温で1年間安定ゲル乾燥

タンパク質分子量マーカー（低分子量用、中／低分子量用、高分子量用、3種の混合）を、NEXT GEL™（10%）（A）と比較用のゲル（B）に泳動した。
NEXT GEL™では、212kDaから3.5kDaの全範囲のタンパク質が分離できており、グラジエントゲルが必要ないことがわかる。一方、比較に用いたゲルでは、212kDaから14kDaのタンパク質しか分離できず、明瞭性にも
欠ける。

使用目的
一次元および二次元電気泳動、ウェスタンブロット、タ
ンパク質シーケンシング、MALDI解析および一般的な染色方法などのSDS-PAGEアプリケーションと互換性があります。各商品には、NEXT GEL™泳動バッファー（20×）
が含まれています。

〔メーカー略号：AMR〕

関連試薬

W
B

品名
NEXT GEL™ 5%
NEXT GEL™ 7.5%
NEXT GEL™ 10%
NEXT GEL™ 12.5%

分子量マーカーNEXT GEL™ 15%
NEXT GEL™ Sample Kit（上記5種類各30 ㎖と泳動バッファー、ローディングバッファーのセット）

抽出／精製キット

46

範囲

品番

包装

30-500kD

M254

100 ㎖

30-500kD

M254

500 ㎖

20-300kD

M255

100 ㎖

20-300kD

M255

500 ㎖

10-200kD

M256

100 ㎖

10-200kD

M256

500 ㎖

3.5-100kD

M257

100 ㎖

3.5-100kD

M257

500 ㎖

2.5-100kD

M258

100 ㎖

2.5-100kD

M258

500 ㎖

−

M261

1 kit

スタッキングゲル作製不要！染色・脱色操作なしで、バンドが蛍光で見えます！
Fluorescent NEXT GEL™は、ゲルトレイに注ぐだけのアクリルアミド溶液で、変性タンパク質を電気泳動した
後すぐにバンドを観察できるよう、蛍光染色試薬を含んでいます。アムレスコ社のタンパク分離用ゲル NEXT GEL™の特長を全て備えたうえ、泳動後の染色や脱色操作の手間を省きました。
操作は迅速かつシンプルです。APSとTEMEDを添加してゲルに注ぐだけ！電気泳動後、UVトランスイルミネー
ター（312nm）上で、3-5分以内にバンドが見えます。
独自に開発された蛍光プローブは、UV照射により、タン
パク質と共有結合することで架橋形成します。本商品は、タンパク質のバンドを直ちに観察する必要のあるアプリ
ケーションに最適です。

一次元および二次元電気泳動、ウェスタンブロット、タ
ンパク質シーケンシング、MALDI解析および一般的な染色方法などのSDS-PAGEアプリケーションと互換性があ
ります。

アガロース
ゲル染色
ゲル

使用目的

タンパク
分離ゲル

背景

２章 電気泳動関連商品

Fluorescent NEXT GEL™

泳動関連
廃液処理
バッファー

特長
便：スタッキングゲル不要！ゲル液を注ぐだけ！
速：ゲル溶液中の蛍光色素により、染色や脱色操作
なしで、タンパク質のバンドを観察可能●高感度：クマシーブルーと同程度の感度●広範囲：同一のミニゲルで、3.5kDaから212kDaのタ
ンパク質を分離●安 全：染色及び脱色試薬の調製・廃棄は必要なし●安 定：室温で6ヶ月間安定

泳動装置

●簡
●迅

ゲル乾燥

〔メーカー略号：AMR〕

W
B

品名
Fluorescent NEXT GEL™ , 10% Solution
Fluorescent NEXT GEL™ , 12.5% Solution

品番

包装

M290

100 ㎖

M291

100 ㎖

M291

500 ㎖

関連試薬

Fluorescent NEXT GEL™とクマシーブルー染色との比較
A: アムレスコ社のMid/Lowタンパク質マーカー（品番J450）とNEXT
GEL™ 泳動バッファーを用いて、10% Fluorescent NEXT GEL™を泳動。
泳動は175Vで1時間行った。タンパク質のバンドはまず、3〜5分のUV照射で確認できる(A)。その後、同じゲルを0.1% Coomassie® R-250で3時間染色し、通常の方法で脱色した(B)。Fluorescent NEXT GEL™の使用により、短時間でCoomassie® R-250に匹敵する感度（100-200ng/band）が得られることが分かる。

各商品には、NEXT GEL™泳動バッファー（20×）が含まれています。
※10 ㎖ で10cm×10cm×0.75mmミニゲル1枚分です。

〔メーカー略号：AMR〕
品名

範囲

品番

包装

Native NEXT GEL® Kit (未変性タンパク質分離用)・アガロースHRP（30-50ミニゲル分）
・泳動バッファー（20×）
・サンプルバッファー（4×）

M271

1 kit

LP NEXT GEL® Kit (高分子量タンパク質分離用)・アガロースHRP（35-50ミニゲル分）
・泳動バッファー（20×）
・サンプルバッファー（4×）

M272

1 kit

〔メーカー略号：GDX〕
品名Agarose Tablets

47

品番

包装

AGT001-0500

0.5×100g

抽出／精製キット

アガロース タブレット

分子量マーカー

アガロースベースの NEXT GEL™ システム

２章 電気泳動関連商品

TURBO＆SPRINT NEXT GEL™
ワンステップでSDS-PAGE用ゲルを作製【TURBO NEXT GEL™】
3時間以内に16×16cm SDS-PAGE ゲルの泳動が可能！

タンパク
分離ゲル
アガロース
ゲル染色
ゲル

背景

特長

TURBO NEXT GEL™ は優れたバンド分離能を有し、16×16cm SDS-PAGE ゲルの泳動時間の短縮のために考案されたアクリルアミド溶液です。ゲル作製は、濃縮ゲルを必要としない、容易なワンステッププロセスです。
TURBO NEXT GEL™ は1×溶液のアクリルアミド濃度で提供されます。

簡単−TEMEDとAPSを加えてコームを挿すだけ！濃縮ゲル不要。
迅速−2.5から3時間以内で16×16cmゲルの泳動が可能
安定−少なくとも6ヶ月間、室温で安定〔メーカー略号：AMR〕

泳動関連
廃液処理
バッファー

Turbo NEXT GEL™, 7.5％ Solution

泳動装置※各商品には、NEXT GEL™ 泳動バッファー（20×）が含まれています。30 ㎖ で、16×16×1.0（mm）ゲル1枚分です。

ゲル乾燥

関連試薬

W
B

品名

範囲（KDa）
20−300Turbo NEXT GEL™, 12.5% Solution

3.5−100

品番
M323

包装
100 ㎖

M323

500 ㎖

M310
M310

100 ㎖
500 ㎖

【SPRINT NEXT GEL™】
背景

特長

SPRINT NEXT GEL™は標準のSDS-PAGE miniゲルでの泳動時間を短縮するために最適化されたアクリルアミド溶液です。これは電気泳動によるタンパク質サンプルの迅速な解析に理想的な製品です。SPRINT NEXT GEL™
は10%か、または12.5%のアクリルアミド濃度で1×溶液として利用できます。

●迅速−15分以内で10×10×0.75 ミニゲルの作製、重合が可能、泳動時間は30分以内。
●便利−濃縮ゲル不要●多用途−標準の染色法やウェスタンブロット、２次元電気泳動、シーケンス、MALDI解析やLC-MSを含むアプ
リケーションで応用可能。
〔メーカー略号：AMR〕

品名

品番
M312

Sprint NEXT GEL® 10% Solution
Sprint NEXT GEL® 12.5% Solution

包装
100 ㎖

M312

500 ㎖

M311

100 ㎖

M311

500 ㎖

※各商品には、NEXT GEL™ 泳動バッファー（20×）が含まれています。7.5 ㎖ で、10×10×0.75（mm）ゲル1枚分です。

分子量マーカーSERVA社

ポリアクリルアミドゲル溶液〔メーカー略号：SER〕
品名

品番
10679

包装
500 ㎖

10679

1ℓ

10679

4×500 ㎖

Acrylamide/Bis Solution, 29:1

10680
10680

500 ㎖
1ℓ

10680

4×500 ㎖

Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1

10681
10681

500 ㎖
1ℓ

10681

4×500 ㎖

Acrylamide/Bis Solution, 29:1

10687
10687

500 ㎖
1ℓ

10687

4×500 ㎖

10688
10688

500 ㎖
1ℓ

10688

4×500 ㎖

Acrylamide/Bis Solution, 19:1

抽出／精製キット

Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1

48

２章 電気泳動関連商品

アガロースゲル
高品質アガロースゲル
適用

Agarose D1 High EEO

クロス免疫電気泳動

Agarose D1 Medium EEO

血清タンパク質の電気泳動と免疫電気泳動

Agarose D2

アガロースビーズ、タンパク質電気泳動、免疫電気泳動Agarose D5

DNAアッセイ

Agarose F.P. DNA

分類など

Agarose, High EEO
Agarose, Low EEO, Protein≧1,000bp−
タンパク質アッセイ

Agarose, Moderate EEO

−
−

100 g
250 g
100 g
250 g
100 g
250 g

CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR
AMR

8033
8034
8045
8046
8089
8092
K884
K884
K886
K886
K883
K883
K885
K885

100 g
250 g
100 g
250 g
100 g
250 g
25 g
100 g
100 g
25 g
25 g
100 g
25 g
100 g

品番
8053
8050
8088
8087
8086
8085

包装
50 g
100 g
50 g
100 g
50 g
100 g

■低融点ゲル
品名

適用

Agarose LM

DNAアッセイ

Agarose LM GQTDNAアッセイ

Agarose LM SIEVE

PCR産物の解析

範囲

メーカー
CDA
≧1,000bp
CDA
CDA≧1,000bp
CDA
CDA≧1,000bp
CDA■高品質DNAスクリーニング用ゲル
品名

適用

範囲

メーカー

品番

包装

8079
8075

50 g
100 g

DNAアッセイ＜500bpAgarose M.S. - 8

DNAアッセイ＜1000bp

CDA
CDA

8058
8065

50 g
100 g

Agarose M.S. - 12

DNAアッセイ100−
1500bp

CDA
CDA

8074
8067

50 g
100 g

Agarose 3:1 HRB[High Resolution Blend]

DNAアッセイ

AMR
AMR
AMR

E776
E776
E776

25 g
100 g
250 g

49

抽出／精製キット

Agarose M.S. - 4

CDA
CDA

W
B

分子量マーカー

8017
8018
8025
8026
8020
8021

関連試薬

Agarose, Very High EEO

CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA

ゲル乾燥

DNAアッセイ

包装
100 g
250 g

泳動装置

Agarose D1 Low EEO - GQT(Genetic Quality Tested)

品番
8012
8014

泳動関連
廃液処理
バッファー

ブロッティングアッセイ

メーカー
CDA
≧1,000bp
CDA

アガロース
ゲル染色
ゲル

Agarose D1 Low EEO

範囲

タンパク
分離ゲル

品名

２章 電気泳動関連商品
タンパク
分離ゲル
アガロース
ゲル染色
ゲル
泳動関連
廃液処理
バッファー

泳動装置
ゲル乾燥

関連試薬

W
B

ゲル染色用試薬ỆἽ ᵰ ᵧᵧ
ἰἽἓἄ
ὲ
Ờ
Ὁ
Ẵ
Ὁ
ấὉẴ
ẅ

銀染色試薬
染色性にムラのない高感度銀染色試薬
特長●迅速：電気泳動後、１時間以内に染色が完了します。
●高 感 度： タ ン パ ク 質 …CBB法 の50〜100倍、核酸…EB法の50〜100倍の感度が得られます。
●簡便：試薬の調製及び染色操作が簡単です。
●安全：銀以外の重金属は含有しておりません。
●二重染色：CBBで染色した後のゲルの染色も可能です。
●応用：片面接着ゲル、等電点ゲルの染色もできます。

10-20％ゲル 2D 銀染色像

適用

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

スラブ型ポリアクリルアミドゲル電気泳動（PAGE）及びSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）
後のタンパク質及び核酸の染色。
試薬名

主

成

分

容

量

①固定化剤

チオ尿素

100 ㎖

②前処理剤

ジチオスライトール、
グルタルアルデヒド、チオ尿素

100 ㎖

③染色液A

硝酸銀

100 ㎖

④染色液B

水酸化アンモニウム、
水酸化ナトリウム

100 ㎖

⑤現像原液

クエン酸、ホルムアルデヒド、
チオ硫酸ナトリウム

100 ㎖

⑥停止液

クエン酸

100 ㎖

銀染色キット⑧⑨

泳動条件
・サンプル処理液：トリスSDS β-MEサンプル
処理液
・サンプル：P a g e R u l e r T M P r e s t a i n e dProtein Ladder#SM1811（Fermentas社）① ×4⑥ ×128② ×8⑦ ×256③ ×16⑧ ×512④ ×32⑨ ×1024⑤ ×64（各レーン3μℓ アプライ）
・泳動用バッファー：SDS-ト リ ス-グ リ シ ン 泳
動バッファー・通電時間：30 mA定電流/枚、約50分間
・染色法：2D-銀染色〔メーカー略号：DCB〕
品

名

2D-銀染色試薬・Ⅱ

品

番

包

423413

装

1パック(10枚用)

Silver BULLit™

30分以内で染色が可能
分子量マーカー特長●高感度：サブナノグラムレベルでの検出が可能。
●高精度：バックグラウンドを抑えます。
●グルタルアルデヒド不含

構成内容●銀染色液（10×）●増感剤（10×）●現像液（5×）

250 ㎖
250 ㎖
250 ㎖ ×2

抽出／精製キット

15% NEXT GEL™（ 品 番：M258） に 各 分 子 量 マ ー カ ー を 流 し、Silver BULLit™ 銀 染 色 キ ッ ト の30分Fast プ ロ ト コ ー ル で 染 色 し た。
A：Low Range Protein Molecular Weight Marker（ 品 番：K880）、
B：Mid/Low Range Protein Molecular Weight Marker（品番：J450）、
C：Blue Step Low Range Protein Marker, Pre-Stained.（品番：K972）〔メーカー略号：AMR〕
品名Silver BULLit™ Stain Kit

50

品番

包装

M227

1 kit

２章 電気泳動関連商品

脱銀染色キット

SILVER SUBTRACT™

5分以内に脱銀染色
使用目的

タンパク
分離ゲル

染色過多、染色むら、フィンガープリントゲルなどのゲルを再現する必要がある場合に本キットを用います。一般
的な銀染色物を5分以内で取り除きます。バックグラウン
ドを増加させず、さらにバンドもそのままで脱染色します。
本キットは、あらゆる銀染色に対応しています。

銀染色キットSilver BULLit™を用いて分子量マーカーを銀染色したもの
をSilver Subtract™ を 用 い て 脱 染 色 し た。15% NEXT GEL™ (品 番：M258)に分子量マーカーを流し、Silver BULLit™ (品番：M227)を用いて銀染色した（A）。そのゲルを本試薬を用いて脱染色したもの(B)。

構成内容●脱染色液A（25×） 25 ㎖
●脱染色液B（25×） 25 ㎖
品名

ゲル上のタンパク質染色試薬

包装

M322

1 kit

ゲル乾燥

SILVER SUBSTRACT™

品番

泳動装置

〔メーカー略号：AMR〕

泳動関連
廃液処理
バッファー

●簡単：溶かして混ぜて使うだけ●迅速：5分以内で脱染色可能●多用途：銀イオンにより抑制されるIn-gel 酵素消化や
MALDI-MS解析、質量分析などのダウンストリームアッ
セイと互換性があります。

アガロース
ゲル染色
ゲル

特長

InstantBlue

洗浄、固定、脱染色不要！15分以内の ワンステップ ゲル染色
W
B

関連試薬

背景
InstantBlue染色液は、ワンステップでゲル上のタンパ
ク質バンドを高感度に検出するエクスペディオンプロテ
インソリューションズ社開発のCoomassie®染色液です。
およそ15分のゲル染色のみで、洗浄、固定、マイクロウェー
ブ処理または脱色は必要ありません。また InstantBlue
染色液はReady-to-useなので、希釈も不要です。
InstantBlue染色液は高感度(およそ5-25ng/band) で
低バックグラウンドです。さらに、無毒でメタノールも含みませんので、廃棄処理も簡単、汎用的な使用に理想的です。

分子量マーカー※ Coomassie® は、Imperial Chemical Industries PLC の登録商標です。

特長●ワンステップタイプ− 洗浄、固定または脱色が不要●超迅速− たった15分●Ready-to-use− 希釈不要●高感度− 5-25ng/band●低バックグラウンド

操作手順

品名

品番

One Step Protein Gel Staining Reagent, InstantBlue

51

包装

ISBT

50 ㎖

ISB1L

1ℓ （約50回分）

抽出／精製キット〔メーカー略号：NVX〕

２章 電気泳動関連商品
タンパク
分離ゲル
アガロース
ゲル染色
ゲル
泳動関連
廃液処理
バッファー

泳動装置
ゲル乾燥

関連試薬

W
B

タンパク質染色試薬

Nimble Juice

ゲル泳動後のタンパクを迅速に可視化・定量化する高感度蛍光試薬
電気泳動により分離したタンパク質を可視化及び定量化するための迅速かつ高感度な蛍光色素です。タンパク質に結合すると強い蛍光（明るい金色）を発します。通常は脱色工程は不要です。
Nimble Juiceで染色したゲルは、各種UVベースの蛍光イメージングシステムで直接可視化できます。また、十分な量の水に浸すだけで簡単にタンパク質から除去することができます。

Nimble Juiceの蛍光スペクトル
Nimble Juiceによる一次元ゲル染色クマシーブルー染色より高感度で、 励起波長のピークは330〜390nm、銀染色や蛍光タンパク質の検出と同 最大蛍光波長は570nm
程度のまで検出可能。

〔メーカー略号：GDX〕
品名
Nimble Juice (Protein Staining Reagent)タンパク質ゲル染色試薬

Lumitein™

品番

包装

NJ001-0010

10 ㎖

Protein Gel

低バックグラウンド、高感度かつ簡単なタンパク質ゲル染色試薬
背景
Lumitein™ Protein Gel Stainは、SDS-PAGEな ど のポリアクリルアミドゲルでタンパク質を検出するための蛍光色素です。1ng未満のタンパク質検出、UVと可視光励起の両方への適合、優れた光安定性、３桁の検出範囲のよ
うなSYPROⓇ Rubyと同様の特徴を持ちます。Lumitein™を使用したタンパク質染色は従来の試薬を使用するよりも簡便で、迅速であり、加えてバックグラウンドがより低くなります。Lumitein™によるタンパク質ゲル染色は、質量分析やEdmanシーケンシング等のタンパク質解析でご利用いただけます。
SYPRO®は、Life Technologies社の登録商標です。

特長

分子量マーカー
抽出／精製キット

●高感度
●固定不要
●非常に簡便＆迅速な染色
優れた結果が得られる30分のRapidプロトコルか、または高感度の結果が得られる90分のBasicプロトコル
をご使用ください。過剰染色はしないでください。
●非常に速い脱色
MeOH/H2Oを使用し10分以内か、または水だけで20分脱色してください。
●非常に低いバックグラウンド●既存器具との優れた互換性
UV-box、
Dark Reader、またはhigh-end laser scanner
をご使用いただけます。
●幅広い検出範囲
少なくとも３桁●タンパク質解析との完璧な適合性
MSやシーケンシングとの適合●安定性
染色液は少なくとも1年、室温で安定です。

他社製品

段階希釈したPrecision Plus protein standard（Bio Rad社）をSDSPAGEで分離し、推奨プロトコールに沿ってビオチウム社Lumitein™ と他社製品で染色した。図はGE Typhoon Trioを用いて、励起波長532nm、610BP30発光フィルターで撮影。

〔メーカー略号：BTI〕

品名Lumitein™ Protein Gel Stain 1X
Lumitein™ Protein Gel Stain 100X

52

品番

包装

21001

200 ㎖

21001-1

1ℓ

21002

2㎖

21002-1

10 ㎖

２章 電気泳動関連商品

新規核酸染色試薬

GelRed™＆GelGreen™

毒性が低く、高感度で熱安定性の高い新規傾向核酸染色試薬
特長

タンパク
分離ゲル

●熱安定性が高いため、電子レンジでも使用可能です。
●バックグラウンドが低いので、明瞭な結果が得られます。
●従来の核酸染色試薬よりも毒性が低いため、安全にご利用いただけます。
●プレキャストゲルおよびポストステインの両方でご利用できます。
●SYBER® GreenⅠにくらべ、核酸の移動に影響を与えません。
●室温でも安定です。

品番

包装

Gel Green, Nucleic Acid Gel Stain, 10,000x in H2O

41005

0.5 ㎖

Gel Green, 10,000x in DMSO

41004

0.5 ㎖

41001

4ℓ

Gel Red, 10,000x in DMSO

41002

0.5 ㎖

Gel Red, 10,000x in H2O

41003

0.5 ㎖

泳動装置

Gel Red, 3x in H2O

泳動関連
廃液処理
バッファー

品名

アガロース
ゲル染色
ゲル

〔メーカー略号：BTI〕

ゲル乾燥

DNA染色試薬

Novel Juice

アガロースゲル中のDNAバンドを簡単に視覚化する蛍光試薬
特長●互換性：ブルーライト及びUV照明のどちらでも検出可能●環境にやさしい：水質汚染の懸念なし

関連試薬

W
B

●迅速：脱色不要で低バックグランドのイメージ●安全：変異原性がなく、臭化エチジウムに比べて低毒性（LC＞5000mg/kg）●高感度：臭化エチジウムと同程度の感度●便利： Ready to Use（6×ローディング色素と同じ操作手順で使用可能）〔メーカー略号：GDX〕
品名

品番

Novel Juice (DNA Staining Reagent)

包装

LD001-1000

分子量マーカーDNA染色試薬ローディングバッファー

1㎖

EZ-Vision™

毒性なし！ UVトランスイルミネーターでバンドを直接観察できます！
特長

EZ-Vision™は、アガロースゲル電気泳動中、もしくは電気泳動後すぐに、簡単にバンドを確認することのできる
蛍光DNA染色試薬です。サンプルDNAと強く結合した複合体を形成し、電気泳動で一緒に移動します。泳動後は、UVトランスイルミネーター上に置くだけで、すぐにバンドを見ることができます。泳動後の染色や脱色操作は必要ありません。エチジウムブロマイドに替わる、迅速・安全
かつ環境に配慮したDNA染色試薬です。6×の濃縮タイプ
でお届けします。

●迅速なDNAバンドの可視化が必要なアプリケーションに＊・ライゲーションや形質転換を含むクローニング
・PCR・サザンブロッティング●毒性がないため学生実験にも最適●ハイスループットスクリーニングに＊シーケンシング等、その後のアプリケーションの効率を下げる可能性があります。

〔メーカー略号：AMR〕
品名
EZ-Vision™ Three DNA Dye as Loading Buﬀer
EZ-Vision™ One DNA Dye as Loading Buﬀer
EZ-Vision™ Sample Kit（EZ-Vision™ one & Three DNA Dyes）

53

トラッキングDyeの数

品番

包装

3

N313

1 kit（5×1 ㎖）
0.5 ㎖

1

N472Q

1

N472

1 kit（5×1 ㎖）

−

N473

1 kit（2 pc）

抽出／精製キット背景

２章 電気泳動関連商品

電気泳動関連バッファーỆἽ ᵰ ᵧᵧ
ἰἽἓἄ
ὲ
Ờ
Ὁ
Ẵ
Ὁ
ấὉẴ
ẅ

Trisバッファー

タンパク
分離ゲル

【サンプル処理液（調製済）】
試料（タンパク質、DNA）とサンプル処理液を1：1に混合したものを泳動用サンプルとします。
〔メーカー略号：DCB〕

アガロース
ゲル染色
ゲル
泳動関連
廃液処理
バッファー

品番

包装

トリスSDS サンプル処理液

品名

0.125 Ｍ Tris-HCl、4.3% SDS、30%
Glycerol、0.01% BPB（pH 6.8）

調製濃度423420

20 ㎖

トリスSDSβ-ME サンプル処理液

0.125 M Tris-HCl、4.3% SDS、30%
Glycerol、
10%β-ME、
0.01% BPB（pH 6.8）42343720 ㎖

トリス塩酸サンプル処理液

0.125 M Tris-HCl、30% Glycerol、0.01%
BPB（pH 6.8）42344420 ㎖

泳動装置【泳動バッファー】
濃縮タイプの液状バッファーです。希釈するだけでDavis法及びLaemmli法に準拠した泳動用バッファーが得られ、すぐに使用できます。

ゲル乾燥〔メーカー略号：DCB〕
品名／用途

調製濃度

品番

包装

25 mM トリス、0.192 M グリシン（pH 8.4）
（Davis 法用）

423451

500 ㎖（5 ℓ 用）25 mM トリス、0.192 M グリシン、
0.1%SDS（pH 8.4）
（Laemmli 法用）

423468500 ㎖（5 ℓ 用）トリス-ホウ酸-EDTA（TBE）泳動バッファー（10×） 89 mM トリス、89 mM ホウ酸、2 mM
核酸用
EDTA

423482500 ㎖（5 ℓ 用）トリス-酢酸-EDTA（TAE）泳動バッファー（50×） 40 mM トリス、20 mM 酢酸、1 mM EDTA

423499500 ㎖（25 ℓ 用）423475500 ㎖（5 ℓ 用）トリス-グリシン泳動バッファー（10×）
タンパク質、核酸用

SDS-トリス-グリシン泳動バッファー（10×）
タンパク質用

関連試薬

W
B

核酸用

SDS-トリス-トリシン泳動バッファー（10×）
低分子タンパク質用

50 mM トリス、50 mM トリシン、0.1％
SDS

APSとTEMED
分子量マーカーAPSとTEMEDが１つのタブレットになりました！
使用目的
過硫酸アンモニウム（APS）とTEMEDはアクリルア
ミド溶液の重合に必要不可欠です。アムレスコ社のAPS/TEMEDは、１粒のタブレットを 0.5 - 1 ㎖ の水に溶解するだけですぐに使用可能です。10 ㎖ のアクリルアミド溶
液の重合に 100 - 200 μℓ 程度の溶解液をお使いください。

抽出／精製キット〔メーカー略号：AMR〕
品名
APS [Ammonium Persulfate] / TEMED Polymerization Tablets

54

品番

包装

N310

100 tablet

２章 電気泳動関連商品

廃液処理システム
FluorAway EtBr処理ユニット

タンパク
分離ゲル

一度に500 ㎖ の廃液処理が可能
使用目的

アガロース
ゲル染色
ゲル

EtBr溶液（0.5μg/㎖ ）を20ℓ 99.9％のバインド率で処理するシステムです。ろ過されたバッファーは安全なものとして排水できます。

特長

泳動関連
廃液処理
バッファー

●SYBR GreenⅠやその他の蛍光染料も処理できます。
●カートリッジは簡単に交換できます。
●一度に500 ㎖ の廃液をろ過することができます。
●毎時6ℓ 以下のフローレートになるようバキュームでひきます。
●カートリッジ1本で約20ℓ のろ過ができます。

品名

包装

91000

1 set

フルオラウェイ用カートリッジ

91005

6 pc

エチブロ脱染色バック

ゲル乾燥

品番

フルオラウェイ EtBr 処理ユニット（カートリッジ2コ入り）

泳動装置〔メーカー略号：NAI〕

関連試薬

W
B

エチジウムブロマイドや他のダイを簡単かつ安全に取り除きます。
使用目的
本品は、エチジウムブロマイド、クマシーブルーをはじめとする染色色素を溶液から簡単に取り除き、安全に廃棄できるようにします。腐食剤または混合物にさらされることなくエチジウムブロマイドをミリグラムオーダーで除去します。
焼却と除去に便利なバックタイプです。
〔メーカー略号：AMR〕
品名

包装

E732

25 bagEtBr WiPER
低コストでEtBrやSYBER系色素を除去可能！
本製品は装置やガラス器具の表面等から臭化エチジウム（EtBr）を除去するのに必須のアイテムです。

特長

EtBrは強力な遺伝毒性を有するため、人体に対する変異原性、発がん性物質として分類されています。本製品
は、スプレータイプで汚染源に吹き付けて拭き取ることに
よりEtBrを完全に除去できる商品です。低アレルギー誘発性で、さらに、吹き付けて拭き取るという単純な作業でEtBrを簡単に除去できます。本製品はEtBrで汚染されている恐れのある実験台、装置、ガラス器具表面等の研究ス
ペースの除染に最適です。

●経済的：低コストで汚染源を処理できる詰め替え型スプ
レータイプ

分子量マーカーDestaining Bags

品番

●効率的：EtBrやSYBR系の色素を迅速に除染可能●簡便：吹き付けて拭き取るだけの簡単スプレータイプ〔メーカー略号：INB〕
品名
EtBr WiPER

55

品番

包装

21132

2×200 ㎖

抽出／精製キット●安全：AMES試験により変異原性に対する抑制効果を確
認

２章 電気泳動関連商品

電気泳動装置ỆἽ ᵰ ᵧᵧ
ἰἽἓἄ
ὲ
Ờ
Ὁ
Ẵ
Ὁ
ấὉẴ
ẅ

電気泳動装置タンパク
分離ゲル

カセット電気泳動槽は、マルチゲル® Ⅱ（ミニ、ミッド
及びラージ）の性能を十分に発揮させるために設計された専用電気泳動槽です。

特長

アガロース
ゲル染色
ゲル

●独自のウェッジ・システムによりゲルプレートを簡単、確実に固定します。
●ゲルプレート両面の泳動バッファーが優れた放熱効果を発揮します。
●少ないバッファー量で使用できます。
●ウェルが見やすく、サンプルのアプライが容易です。

泳動関連
廃液処理
バッファー

泳動装置
ゲル乾燥

DPE-1020
DPE-2020

DPE-1620

関連試薬

W
B

16×16 cm ミッドゲル用（右）20×20 cm ラージゲル用（左）10×10 cm ミニゲル用

品名

用途

メーカー

品番

包装

DCB

3031111セット

カセット電気泳動槽 DPE-1620（ミッド2連式） 16×16cmミッドゲル用

DCB

3263871セット

カセット電気泳動槽 DPE-2020（ラージ2連式） 20×20cmラージゲル用

DCB

3031281セット

i-Myrun用パワーサプライ

CBJ

IMR2011セット

カセット電気泳動槽 DPE-1020（ミニ2連式）

分子量マーカー■カセット電気泳動槽

10×10cmミニゲル用

DPE-1020ミニゲル用予備部品
品名〔メーカー略号：DCB〕
品番

包装

ウェッジ（楔形ゲル固定用部品）／Wedge for DPE-1020

304972

1 set（2 pc）

アクリル板／Acrylic plate for DPE-1020

306000

1 set（2 pc）

ガスケット（ゴム）／Injection gasket for DPE-1020

3049632 pc

蓋／Lid for DPE-1020

303114

1 set

中子部品／Core for DPE-1020

303113

1 set

本体部品／Body for DPE-1020

303112

1 set

ミッドゲル用、ラージゲル用泳動槽の部品もございます。お問い合わせください。

抽出／精製キット

56

２章 電気泳動関連商品

タンパク質用電気泳動システム
プレキャストゲル専用

電気泳動装置構成内容●パワーサプライ（品番：IMR-201）●電気泳動槽（品番：303111）

仕様

仕様

タンパク
分離ゲル

特長
●一度に2枚までのゲルがセット可能。
●独自のウェッジシステムによりゲルプレートを簡単、確
実に固定。
●ゲルプレート画面のバッファー液が優れた放熱効果を発揮。
●ウェルも見やすく、サンプルアプライが容易。
●移動スライド式電極の採用により、安全に取り扱い可能。

アガロース
ゲル染色
ゲル
泳動関連
廃液処理
バッファー

泳動装置
ゲル乾燥

パワーサプライ外寸

パワー部

55（W）×170（D）×110（H）mm

コントロール部 55（W）×95（D）×30（H）mm

泳動槽

電気泳動槽

品番：303111

泳動槽フォーマット

マルチゲルミニ（プレキャストゲル）に対応

35, 50, 75, 100, 135V 400mA（泳動槽を同時2系列使用可）

ウェル数

13,17ウェルサンプルアプライ量

10-25μL（13ウェル）,10-15μL（17ウェル）

定電流20, 30, 40, 50, 60, 70, 80mA
（80mA；最大300V、１系列のみ）

外寸（mm）

80（W）×180（D）×150（H）

電源仕様

入力電圧

AC100〜240V

タイマー

999min（1分以内は秒刻み）

W
B

関連試薬

定電圧

50/60Hz■パワーサプライと泳動槽（DPE-1020）のセット〔メーカー略号：CBJ〕

品名i-MyRun.P（#IMR-201、#303111のセット）

包装
1 unit〔メーカー略号：CBJ〕
品名

品番

包装

i-MyRunパワーサプライ（電源ケーブル#IMR221付）

IMR-201

1 set

電源ケーブルIMR-2211 pc

分子量マーカー■パワーサプライ

品番
IMR-006

抽出／精製キット

57

２章 電気泳動関連商品

P-BEAT高速電気泳動槽
P-BEAT高速電気泳動槽は、コスモ・バイオ社製プレキャストゲル マルチゲル® Ⅱミニ専用の電気泳動槽です。

高速SDS-PAGE設定条件

特長

タンパク
分離ゲル
アガロース
ゲル染色
ゲル

●優れた操作性●2枚同時の泳動が可能●完全下部バッファー冷却方式により、ゲルに熱がかかりにくく、スマイリングしにくい●高電圧による高速泳動が可能●高速泳動は、泳動時間の短縮と泳動中のサンプルの拡散を抑える効果があります。

設定電圧

300 V〜500 V

泳動時間

約40分〜約25分

仕様
寸法

145
（W）
×115
（D）
×150
（H）mm

バッファー容量

約700 ㎖

泳動可能枚数

2枚

泳動関連
廃液処理
バッファー

上部バッファー

下部バッファー

泳動装置
ゲル乾燥

図1

P-BEAT

関連試薬

W
B

プレキャストゲル
KDa
250

図3

完全下部バッファー冷却方式

150
100

上部バッファー槽と下部バッファー槽を分離し、ゲルカセットを下部バッファーで冷却することで上部バッファーの熱による影響を抑えます。この構造により、高電圧による高速電気泳動を可能にしました。

80
60
50
40

分子量マーカー30
20

貸出用デモ機もございますので、是非お試しください！

15
10

①

図2

② ③ ④ ⑤ ⑥

泳動画像

抽出／精製キット

1,2 レーン：SIMASIMA Ladder Broad (#SS-1000) 5 μℓ
3,4 レーン：SIMASIMA Ladder Low (#SS-1100) 5 μℓ
5,6 レーン：SIMASIMA Ladder High (#SS-1200) 5 μℓ
泳動装置：
「P-BEAT」
泳動条件：300V, 40min
ゲル：マルチゲル®Ⅱ ミニ4/20（ゲル濃度4〜20%）（#414879）
染色：CBB 染 色（ ペ ー ジ ブ ル ー83 染 色 液（CBB-R250）#423406）〔メーカー略号：DCB〕
品名
P-BEAT 高速電気泳動槽

用途

品番

包装

10×10 cm ミニゲル用

5000001 unit58

APELEX社製 パワーサプライ

コンパクト、軽量、パワフル モデル●足場漏れ、ショート、電流不通、また突然の過剰負荷に備え、自動遮断機能を搭載しています。

特長●電源ONの際、自動で前回設定されたセッティングの状態になります。

●停電対策として、自動リスタート機能を搭載しています。

●PS503とPS305には泳動終了後も一定電圧をかけることによりバンドの拡散を防ぐ GEL SAVER 機能を搭載しています。

●2つの赤色LEDによりパラメーター状況を確認できます。
●電圧を選択した数値に制限しながら定電流での電気泳動を行うことができます。
（その逆も可能です。
）

図5

PS503

図6

PS305

泳動装置

PS304

泳動関連
廃液処理
バッファー

図4

アガロース
ゲル染色
ゲル

●一定電圧、一定電流のいずれの場合でも、パラメーター
間のクロスオーバーを自動で行います。

タンパク
分離ゲル

●電源が復活した際にはアラームが鳴り（10秒間）、プリ
セット値による START モード が自動的に作動します。

●操作パネルにメンブレンパネルを採用しており、手入れも簡単です。

２章 電気泳動関連商品

関連商品

ゲル乾燥

表１

仕様と用途

仕様と用途

表２

関連試薬

W
B

仕様詳細

PS503

PS305

型式

PS304

PS503

PS305

300

500

300

GEL SAVER 機能

−

有

有

最大電流（mA）

400

300

500

最大電力（W）

100

100

100

電圧（出力/設定）

1-300V/
1V 刻み

1-500V/
1V 刻み

1-300V/
1V 刻み

一定電圧、一定電流■■■

電流（出力/設定）

■/■

■/■

1-400mA/ 1-300mA/ 1-500mA/
1mA 刻み1mA 刻み1mA 刻みタイマー/GEL SDAVER機能

0-999分/1分刻み

DNA/RNA アガロース電気
泳動

■

■

■

タイマー

RFLP, DNA フラグメント
解析

■

■

■

最大電力

100W

最小制御

1volt-1mA

PCR スクリーニング

■

■

最小非制

1volt-15μA-0.3W
停止-アラーム-メッセージタンパク質電気泳動■■■

SDS-PAGE（分離用ゲル）

■

■

■

動作環境

■

外寸（cm）■

重量●ウエスタンブロッティング■

0℃-40℃
17（W）×24（D）×7（H）
1.6kg●：使用可能〔メーカー略号：APX〕
品番

包装

PS 304 minipac II

品名1605001 unitPS 503 パワーサプライ

1720001 unit

PS 305 パワーサプライ

1700001 unit59

抽出／精製キット■：推奨●

0-999分/
1分刻み

■

安全機能

セミドライブロッティング−

分子量マーカー

PS304

最大電圧（V）

２章 電気泳動関連商品

ゲル乾燥保存システム
ゲル乾燥保存システム

タンパク
分離ゲル

< 固定用フレームサイズ >簡単・確実にゲルを乾燥保存することができるミニスラブゲル（100×100×1.0mm）用乾燥システムです。

アガロース
ゲル染色
ゲル

特長

14 cm

●泳動画像の長期保存が可能です。

10.4 cm

泳動関連
廃液処理
バッファー

●試薬の調製が不要で、操作が簡単です。

10.4 cm●高濃度のゲルでもひび割れることが少なく、美しく乾燥させることができます。

14 cm●特別な装置を必要としません。

泳動装置
ゲル乾燥

〔メーカー略号：DCB〕
関連試薬

W
B

品名／内容
ゲルドライヤー スターターセット●構成内容
・固定用フレーム 2組
・ゲルドライヤー リージェント
・プレカットセロファン

包装

4235121セット（20枚用）

4235051セット（20枚用）

500 ㎖ × 2

50枚

ゲルドライヤー リージェントセット●構成内容
・ゲルドライヤー リージェント
・プレカットセロファン

品番

500 ㎖ × 2

50枚

分子量マーカー
抽出／精製キット60

ウェスタンブロッティング関連試薬

ウェスタンブロット検出システム

２章 電気泳動関連商品

SECTION

WEST-one™ ウェスタンブロット検出システム
スプレーするだけのウェスタンブロット検出試薬
操作方法

スプレータイプのウェスタンブロット検出システムです。A液、B液を混合する必要がなく、PVDF膜にスプレーするだけです。ニトロセルロース膜やナイロン膜にもお使いいただけます。

1.PVDFメンブレンにスプレーします。
（1プッシュで約500μℓ 放出します。0.1㎖ /cm2を目安にご使用下さい。）
2.室温で約1分間静置します。
3.余分な検出液を乾かします。
4.Ｘ線フィルムに感光します。
（通常30秒〜5分、タンパク質量が少量の場合は感光時間を長くしてください）※シグナルが強すぎる場合は、蒸留水で希釈してお使いください。

使用方法
スプレーしたら1分待つだけ。特異的なバンドをX線フィルムで検出、露出時間は30秒〜5分間。発現量の少ない
タンパク質検出の場合にはさらに長くすることをお勧めし
ます。

電気泳動

使用目的

検出

W
B

特長

シグナル
増強

●PVDFメンブレンにスプレーし、X線フィルムに感光させるだけの簡単操作です。
●検出時間は1〜10分以内です。
●メンブレン上の抗原量が1-2pgでも検出可能です。
●コントラストの高いシグナルが長時間持続します。
●4℃で1年以上保管が可能です。

再生

W
B

転写
汎用

測定原理

〔メーカー略号：INB〕
品名
TM

Western Blot Detection System

包装

16034

100 ㎖

分子量マーカー

WEST-one

品番

抽出／精製キット61

２章 電気泳動関連商品

WEST-ZOL®(plus) ウェスタンブロット検出システム
非放射性化学発光タンパク質検出システム
使用目的

特長
®

WEST-ZOL プ ラ ス ウ ェ ス タ ン ブ ロ ッ ト 検 出 シ ス テ
ム は、 放 射 性 物 質 を 使 わ な い、HRP標識抗体 の抗 原 特
異的反応によりメンブレン上にブロットしたタンパク質を検出する化学発光システムです。このシステムはHRP
によってルミノールから3'-アミノフタル酸が生じる時に425-510nmの蛍光を発する反応を利用しております。
この発光をＸ線フィルムに露光してタンパクの特異的なバンドを検出します。

●スピード反応：タンパク質検出反応はおよそ10分以内です。
●高感度：メンブレンにブロットした1-2pgのタンパク質も検出できます。
●高解像度：コントラストの強いシグナルを得ることができます。
●安定性のある発色時間：発色は長時間持続します。

構成内容
・ WEST-ZOL® plus 基質溶液
・ WEST-ZOL® plus エンハンサー溶液

電気泳動〔メーカー略号：INB〕
品名®

WEST-ZOL (plus) Western Blot Detection System

品番

包装

16024

200 ㎖

VisiGlo™ HRP 化学発光基質
バックグラウンドが低く、高感度な検出システム
検出

W
B

シグナル
増強
再生

W
B

特長

転写

●ストリッピング＆リプローブを繰り返したブロットでもご利用いただけます。
●非同位性のルミノールベース化学発光基質を用いたウェ
スタンブロット検出システムです。
●VisiGlo PLUS™ キ ッ ト は、VisiGlo™ キ ッ ト よ り も20倍高感度です。
●検出はX線フィルムまたは化学発光イメージャーを用います。

汎用

分子量マーカーVisiGlo PLUS™ と他社ウェスタンブロット検出キットの感度を比較した。
A：VisiGlo PLUS™、B：他社商品plusキット、C：他社商品Advanceキット〔メーカー略号：AMR〕
品名

品番

包装

VisiGlo™ HRP Chemiluminescent Substrate Kit

N218

1 kit

VisiGlo PLUS™ HRP Chemiluminescent Substrate Kit

N219

1 kit

抽出／精製キット62

２章 電気泳動関連商品

シグナル増強剤
WESTSAVE Up™
ウェスタンブロッティングのシグナルを増強する試薬
背景

構成内容

ラボフロンティア社のWESTSAVE Up™（ウェスタン
ブロッティング基質）は、HRP標識抗体をnon-RIで検出する際に、シグナルを増強する化学発光基質です。

●検出試薬 A(Luminol Enhancer solution)●検出試薬 B(Peroxide solution)

品番

包装

WESTSAVE UpTM

品名LF-QC0101

1 set

WESTSAVE UpTM (double pack)LF-QC0102

２ set

電気泳動

〔メーカー略号：LFR〕

SIGNAL DOCTOR™
ウェスタンブロットやELISA等のバックグラウンドを軽減

品名

包装
1 set（50 ㎖ ）LF-NT1002

1 set（250 ㎖ ）分子量マーカーAmpliCruz™ ウェスタンブロットシグナル増強試薬

汎用

SIGNAL DOCTORTM

品番LF-NT1001

W
B

転写〔メーカー略号：LFR〕

W
B

再生

●抗体の反応性を増強し、シグナル強度が約10倍に！
●バックグラウンドを抑え、抗体の特異性を増加します。
●化学発光および比色検出の両方でご利用いただけます。
●ニトロセルロースメンブレンおよびPVDFメンブレンの両方で利用可能です。
●Ready-to-useな の で、 抗 体 を SIGNAL DOCTOR™
を希釈するだけの簡単操作です。

シグナル
増強

特長

SIGNAL DOCTOR™ は、 ウ ェ ス タ ン ブ ロ ッ ト や
ELISA等のバックグラウンドを抑え、感度を高める試薬です。ウェスタンブロットの検出ステップ前のPBSやTBSなどの希釈液の代わりに本試薬を用いるだけの簡単操作で
す。

検出

背景

発現が低レベルのタンパク質検出に有用なWBのシグナル増強試薬
使用目的
AmpliCruz™ システムは、HRP標識抗体を用いたウェ
スタンブロットでの化学発光シグナルを増強するためのシステムで、発現が低レベルのタンパク質、もしくは免疫活性の低いタンパク質の検出に有用です。ニトロセルロース
膜及びPVDF膜のいずれにも使用可能です。

構成内容

A-431細 胞 中 に 発 現 す るCdk2の ウ ェ ス タ ン ブ ロ ッ ト 解 析 で、Aは 通 常のウェスタンブロット、BはAmpliCruz™ を用いたウェスタンブロット。
AmpliCruz™ を用いた場合のほうが、シグナルが強いことがわかる。

〔メーカー略号：SCB〕
品名
AmpliCruz

TM

63

品番

包装

SC-45049

1 kit

抽出／精製キット

10×6cmメンブレンで15〜20回分●Membrane Enhancement Solution (1X 250 ㎖ )●Membrane Blocking Solution (1X 250 ㎖ )●Primary/Secondary Dilution Buﬀer (5X 100 ㎖ )２章 電気泳動関連商品

ウェスタンブロット再生システム
ReView™ Stripping & Reprobing Buﬀer
抗原を除去し貴重なサンプルを同じブロットでリプロービング
特長●高品質：低バックグラウンド、クリアな結果●均一：同じサンプル/ブロットで異なる抗体を特異的に検出●経済的：同じブロットで様々な抗体プローブを使用可能〔メーカー略号：AMR〕
電気泳動

品名

品番

ReView™ Buﬀer Solution

N166

包装
1ℓ

リサイクリングキット
使用後のメンブレンが、15〜30分で再利用可能に！

検出

W
B

シグナル
増強
再生

W
B

特長

構成内容

●室温で操作できます。
●メルカプトエタノールの刺激臭はありません。
●剥離溶液は使用前に10倍希釈して下さい。10〜15分
メンブレンを浸しておくだけです。
●キット内に含まれているブロッキングバッファーによる
短時間のインキュベーションで、15〜60分後にはメンブレンの再利用が可能になります。

●抗体剥離溶液(10×) 50 ㎖
●ブロッキングバッファー(20×) 50 ㎖

〔メーカー略号：ALP〕

転写

品名
Western Blot Recycling Kit

汎用

分子量マーカー
抽出／精製キット

64

品番

包装

90100

1 kit

２章 電気泳動関連商品

転写
セミドライブロッティング用タンパク質転写装置
ミニゲルやミッドゲル、ラージゲルからタンパク質・核酸をメンブレンへ転写するのに適しています。

仕様
転写面積：20 × 20 cm
外寸：26.6 (W)× 26.6 (L) × 6.8 (t) cm
カーボングラファイト電極

品名
セミドライエレクトロブロッター DDB-2020

品番包装3267901セット

電気泳動〔メーカー略号：DCB〕

セミドライブロッティング用試薬●迅速：最短15 V、30分で転写が完了します。

●陽極液（主成分：トリス）･･･500 ㎖●高転写効率：バッファーと膜のセット化で、最適条件を実現。

●陰極液（主成分：トリス）･･･1,000 ㎖●簡便：試薬調製不要、操作が簡単です。

●ろ紙（定性用）･･･100枚

W
B

シグナル
増強

構成内容
検出

特長

●転写膜（PVDF膜）･･･25枚●高感度：低バックグラウンドで高感度検出が可能です。

品番

包装423536

25テスト

転写

品名
セミドライブロッティング用タンパク質転写キット

W
B

再生

〔メーカー略号：DCB〕

汎用

NEXT GEL™ トランスファーバッファー
ゲルからメンブレンへ効果的にタンパク質を転写できます。
特長

NEXT GEL™ トランスファーバッファーは、ゲルマト
リクスからタンパク質を効果的に溶出するのに最適で、メンブレンに効果的に結合できます。

●タンパク質を効率よく転写するように最適化されている
ので、ウェスタンブロットのシグナルが強くなります。
●多用途：NEXT GEL™ のようなプレキャストゲルはもちろん、プレキャスト以外のゲルでもニトロセルロース
メンブレンおよびPVDFメンブレンにご使用いただけます。

分子量マーカー使用目的〔メーカー略号：AMR〕
品名NEXT GEL™ Transfer Buﬀer(10×）

品番

包装

M279

500 ㎖
抽出／精製キット65

２章 電気泳動関連商品

転写確認試薬ProAct™ Membrane Stain

Ponceau Sよりも早くタンパク質の転写を確認できます。
使用目的

特長

ProAct™ Membrane Stainは、膜上のタンパク質を迅速に染色し、ウェスタンブロット用のニトロセルロース
メンブレンまたはPVDFメンブレンへの転写を確認するための試薬です。

●迅速：簡単にタンパク質バンドを染色●高感度：転写の確認によく用いられるPonceau Sと互換性がありますが、それよりも早く染色できます。
●リバーシブル：蒸留水で２分以内に脱染色●便利：Ready-to-use●高品質：検出結果に影響なし〔メーカー略号：AMR〕

品名

品番

電気泳動

ProAct™ Membrane Stain

包装

M282

1ℓ

汎用
検出

W
B

シグナル
増強
再生

W
B

ハイブリダイゼーション反応専用バック −ハイブリバック−
特長●2種のフィルムを1枚にした複合フィルム使用、高い強度を実現●軽くヒートシールすることにより容易にシーリング可能●非特異な吸着反応なし（ノンパウダー商品）

転写●透明性が良く表面が平滑●お求めやすい低価格

汎用●ソフトタイプは気泡のぬけが良好●ハードタイプはオートクレーブで使用実績あり●片面ライン入りタイプ（品番S-1002）はハイブリバッ
ク・ハードとしての仕様はそのままに、切り抜きしやす
いように1cm間隔の罫線入り

分子量マーカー

使用可能温度●ハイブリバック・ハード：0℃〜＋120℃●ハイブリバック・ソフト：0℃〜＋80℃〔メーカー略号：SE〕
品名

抽出／精製キット

品番

包装

ハイブリバック・ハード
Hybri-Bag Hard

S-100150 sheet

ハイブリバック・ハード
Hybri-Bag Hard (1 cm grid)

S-100250 sheet

ハイブリバック・ソフト
Hybri-Bag SoftS-102150 sheet66ブロッティングメンブレン上にマークした文字 もう消えません！
使用目的

特長

ブロッティング前に抗原ペンを用いてメンブレンに印を付けます。このペンで書かれた抗原に二次抗体が結合する
ことにより、ブロッティング後の結果をフィルムやデジタ
ルイメージに記録できます。ご使用の一次抗体免疫動物種
により使用可能な抗原ペンが異なります。

●ニトロセルロース膜、PVDF など、どんな膜にも文字がかけます。
●専用の抗体、試薬は必要ありません。マークされたブロットはサンプルと同様に扱えます。
●二次抗体の標識物（HRP,ALP,Biotin）に関係なくご使用頂けます。
●マークしたブロットはブロッキング試薬やバッファーの影響を受けません。

２章 電気泳動関連商品

抗原ペン〔メーカー略号：ALP〕
適用種

品番

包装

−

PEN-B91 pc

Pen Antigen-Antibody (Chicken)

ChickenPEN-C51 pc

Pen Antigen-Antibody (G.Pig)

Guinea Pig

PEN-P61 pc

Pen Antigen-Antibody (Goat)

Goat

PEN-G31 pc

Pen Antigen-Antibody (Hamster)

Hamster

PEN-T81 pc

Pen Antigen-Antibody (Human)

Human

PEN-H71 pc

Pen Antigen-Antibody (Mouse)

Mouse

PEN-M2

1 pc

Pen Antigen-Antibody (Rabbit)

RabbitPEN-R1

1 pc

Pen Antigen-Antibody (Sheep)

Sheep

PEN-S4

1 pc

電気泳動

品名
Pen Antigen-Antibody (Biotin-tag, all species)

W
B

検出

※上記の商品は、6〜12ヶ月安定で、100〜1000回のブロットが可能です。

シグナル
増強

チューブチェッカー

W
B

再生

飛散した水や溶剤でメモ書きが消えた経験はありませんか。こちらは、ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス等に実験・検査情報が書ける理化学実験用ペンです。

転写

使用方法

●ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス等ガラス機
器に大事な実験・検査情報が書けます。

●通常の文具と同様にご使用ください。
汎用

特長●乾燥に室温で20〜30秒かかります。

●ポリプロピレン、ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。

〔メーカー略号：DAI〕
品名
チューブチェッカー（黒）

太さ

品番

包装

0.3mm/1mm両頭

TC-BLACK

1 set（5本入）分子量マーカー●書かれた文字は耐水性・耐溶剤性（アルコール、クロロ
ホルム、キシレンなど）に優れ、ペンとして信頼性の高い安心した作業をお約束する道具となります。

抽出／精製キット67

２章 電気泳動関連商品

SECTION

分子量マーカータンパク質マーカー
SIMASIMA Ladder タンパク質分子量マーカー
見やすい分子量サイズ・そのまますぐに使用可能（希釈や熱処理不要）

電気泳動

3本セット＆サンプルあります！

【Prestained SIMASIMA-Ladder】
特長

3-color/Broad●泳動中の分離状態の確認、泳動後のブロッティング効率の評価に最適。

Low

Broad

KDa

KDa

KDa

#SS-3000#SS-2000#SS-2100●4℃保存で1年間安定です。
注意：膜へ転写するとバンドの濃さが異なる場合があります。使用するゲルのアクリルアミド濃度T（%）および架橋度C（%）の違いにより概算分子量が異なる場合がありますので、本マーカーは正確な分子量の決定には適しません。

関連試薬

W
B

図１
■Prestained SIMASIMA-Ladder
タンパク質マーカー
マーカー

D
N
A

〔メーカー略号：DCB〕
品番

包装

３色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ブロード）（赤・黄・青色）
SIMASIMA 3-Color Prestained Broad Range Protein Ladder

品名

SS3000500 μℓ

着色済みタンパク質分子量マーカー・シマシマ（ブロード）（青色）
SIMASIMA Prestained Broad Range Protein Ladder

SS2000500 μℓ

着色済みタンパク質分子量マーカー・シマシマ（ロウ）（青色）
SIMASIMA Prestained Low Range Protein Ladder

SS2100500 μℓ■Prestained SIMASIMA-Ladder

3本セット〔メーカー略号：DCB〕

品名

抽出／精製キット

品番

包装

３色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ブロード）（赤・黄・青色）
SIMASIMA 3-Color Prestained Broad Range Protein Ladder

SS3000-3

3×500 μℓ

着色済みタンパク質分子量マーカー・シマシマ（ブロード）（青色）
SIMASIMA Prestained Broad Range Protein Ladder

SS2000-3

3×500 μℓ

着色済みタンパク質分子量マーカー・シマシマ（ロウ）（青色）
SIMASIMA Prestained Low Range Protein Ladder

SS2100-3

3×500 μℓ68

２章 電気泳動関連商品【SIMASIMA-Ladder】

3本セット&サンプルあります！
Broad

特長
●バンド形状がシャープで見やすく、正確で再現性の高い移動度を示すため、分子量の推定が容易です。

Low

High

KDa

KDa

KDa

#SS-1000#SS-1100#SS-1200●使用量はCBB染色の場合は5 μℓ 、銀染色やSYPRO®
Ruby 染色の場合は0.2〜0.5 μℓ をご使用ください。
SYPRO®は、Life Technologies 社の登録商標です。

●4℃保存で1年間安定です。
※25℃でも2〜3ヶ月は安定ですが、4℃での保管をお勧
めします。

電気泳動

図２
■SIMASIMA-Ladder〔メーカー略号：DCB〕
品番

包装

未着色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ブロード）
SIMASIMA Unstained Broad Range Protein Ladder

品名

SS1000500 μℓ

未着色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ロウ）SIMASIMA Unstained Low Range Protein Ladder

SS1100500 μℓ

未着色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ハイ）SIMASIMA Unstained High Range Protein Ladder

SS1200500 μℓ3本セット〔メーカー略号：DCB〕
品名

包装

未着色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ブロード）
SIMASIMA Unstained Broad Range Protein Ladder

SS1000-3

3×500 μℓ

未着色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ロウ）SIMASIMA Unstained Low Range Protein Ladder

SS1100-3

3×500 μℓ

未着色タンパク質分子量マーカー・シマシマ（ハイ）SIMASIMA Unstained High Range Protein Ladder

SS1200-3

3×500 μℓタンパク質マーカー

品番

W
B

関連試薬

■SIMASIMA-Ladder

サンプルあります

マーカー

D
N
A

抽出／精製キット

図169

２章 電気泳動関連商品

Nexusシリーズ
煮沸処理の必要のない染色済みマーカー
特長●1色、2色、マルチカラーの3種類をご用意しています。
●煮沸処理が不要の Ready-to-use の試薬です。
●室温で安定です。
●銀染色にもご利用いただけます。
Product

Range (kDa)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

kDa

BNPM10 (15 - 120)
BNPM20 (20 - 140)
BNPM30 (15 - 140)

電気泳動

BNPM31 (15 - 140)
BNPM32 (15 - 100)
BNPM40 (16 - 150)
BNPM41 (16 - 215)
BNPM50 (7 - 240)
BNPM51 (7 - 240)
BNPM52 (7 - 240)

NexusView

NexusView

NexusBluePointerNexusWestern# BNPM10# BNPM20# BNPM31# BNPM40

kDa

kDa

-120
-100 pink
- 90
- 80
- 70
- 60
- 50 pink

-140
-120
-100 pink

kDa
-140
-100

10kDa Dual Color

関連試薬

W
B

20kDa Dual Color- 40

Mid Range All Blue

Precise Western Blot

- 50

- 70
- 50

- 60
- 50

- 40

- 60

- 35

- 42
- 30

- 40 pink

- 35

- 30
- 30

- 24
- 20

- 25

- 20

- 20

- 15

- 20

- 15

- 15

タンパク質マーカー

12% SDS-PAGE
5µl loading- 16

10% Gradi-Gel II
5µl loading

12% SDS-PAGE
5µl loading- 7

10% Gradi-Gel II
5µl loading

10% Gradi-Gel II
5µl loading

NexusPointerNexusPointerNexusPointerNexusPointer# BNPM30# BNPM32# BNPM50# BNPM52

kDa-100 orange

kDa
-240
-140
-100
- 70 orangekDa-240 orange-140 blue-100 violet- 70 orange- 50- 50 yellow

Mid Range Dual Color
kDa
-140
-100

マーカー

D
N
A

# BNPM51
kDa
-240
-140
-100

kDa
-150
-120
-100
- 80

- 70

- 80

NexusBluePointerWide Range All Blue

- 70
- 50 pink
- 40
- 30

Mid Range Multi Color- 70 violet- 50 red- 40 green- 30 yellow- 20 blue

Wide Range Dual Color- 35

Wide Range Multi Color- 35 green- 25 orange- 25 orange- 20- 20 blue- 15- 15 red

- 20

- 15

抽出／精製キット

12% SDS-PAGE
5µl loading- 15 blue- 7
12% SDS-PAGE
5µl loading

12% SDS-PAGE
5µl loading70- 7 blue
12% SDS-PAGE
5µl loading

メーカー

品番

包装

BNX

BNPM1050 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM2050 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM3150 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM4050 rxn(250 μℓ )●使用目的
青とピンクの二色タイプのタンパク質マーカーです。15 - 120 kDa の範囲に、10 kDa
サイズごとにバンドがあるので、タンパク質のサイズがわかりやすくなっています。11本のバンドは全て精製度の高いリコンビナントタンパク質で、His-tagが付加されているのでウェスタンブロットではダイレクトに検出できます。Ready-to-useです。
●構成内容
・blue and pink colors
・15 - 120 kDa range
・11 bands (15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 kDa)

Prestained Protein Marker, NexusViewTM 20kDa Dual Color

Prestained Protein Marker, NexusBluePointerTM Mid Range All Blue

電気泳動

●使用目的
青とピンクの二色タイプのタンパク質マーカーです。20 - 140 kDa の範囲に、20 kDa
サイズごとにバンドがあるので、タンパク質のサイズがわかりやすくなっています。8本のバンドは全て精製度の高いリコンビナントタンパク質で、His-tagが付加されているのでウェスタンブロットではダイレクトに検出できます。Ready-to-useです。
●構成内容
・blue and pink colors
・20 - 140 kDa range
・8 bands (20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 kDa)
●使用目的
全て青色のタンパク質マーカーです。15 - 140 kDa の範囲に8本のバンドがあります。
Ready-to-useです。
●構成内容
・All blue marker
・15 - 140 kDa range
・8 bands (15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 140 kDa)

Prestained Protein Marker, NexusWesternTM Precise Western Blot
●使用目的
16 - 150 kDa の範囲のタンパク質マーカーです。ウエスタンブロットでダイレクトに視覚確認できます。Ready-to-useです。
●構成内容
・16 - 150 kDa range
・10 bands (16, 25, 35, 42, 50, 60, 80, 100, 120, 150 kDa)

W
B
BNPM5150 rxn(250 μℓ )Prestained Protein Marker, NexusPointerTM Mid Range Dual ColorBNX

BNPM3050 rxn(250 μℓ )●使用目的
青とピンクの二色タイプのタンパク質マーカーです。15 - 140 kDa の範囲に、8本のバンドがあり、全て精製度の高いリコンビナントタンパク質です。His-tagが付加されているのでウェスタンブロットではダイレクトに検出できます。Ready-to-useです。
●構成内容
・blue and pink colors
・15 - 140 kDa range
・8 bands (15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 140 kDa)

D
NA

BNPM3250 rxn(250 μℓ )Prestained Protein Marker, NexusPointerTM Wide Range Dual Color●使用目的
青とオレンジの二色タイプのタンパク質マーカーです。7 - 240 kDa の広範囲に、10本のバンドがあり、全てリコンビナントタンパク質です。Ready-to-useです。
●構成内容
・blue and orange colors
・7 - 240 kDa range
・10 bands (7, 15, 20, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 240 kDa)

BNX

BNPM5050 rxn(250 μℓ )71

抽出／精製キット

BNX

●使用目的
7本のバンドの色が全て異なるマルチカラー・タンパク質マーカーです。15 - 100 kDa の範囲に、10 kDa サイズごとに7本のバンドがあります。電気泳動およびウェスタンブロッ
トの転写過程で、簡単に視覚確認できます。Ready-to-useです。
●構成内容
・multi color
・15 - 100 kDa range
・7 bands (15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 kDa)

マーカー

Prestained Protein Marker, NexusPointerTM Mid Range Multi Color

タンパク質マーカー

BNX

●使用目的
全て青色のタンパク質マーカーです。7 - 240 kDa の範囲に10本のバンドがあります。
Ready-to-useです。
●構成内容
・All blue marker
・7 - 240 kDa range
・10 bands (7, 15, 20, 24, 35, 50, 70, 100, 140, 240 kDa)

関連試薬

Prestained Protein Marker, NexusBluePointerTM Wide Range All Blue

２章 電気泳動関連商品

品名／内容
Prestained Protein Marker, NexusViewTM 10kDa Dual Color

２章 電気泳動関連商品

品名／内容
Prestained Protein Marker, NexusPointerTM Wide Range Multi Color

メーカー

品番

包装

BNX

BNPM5250 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM1150 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM2150 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM5350 rxn(250 μℓ )BNX

BNPM5450 rxn(250 μℓ )●使用目的
10本のバンドが6色に染められたタンパク質マーカーです。7 - 240 kDa の広範囲に、10本のバンドがあり、全てリコンビナントタンパク質です。電気泳動およびウェスタンブロッ
トの転写過程で、簡単に視覚確認できます。
●構成内容
・Multi Color・7 - 240 kDa range
・10 bands (7, 15, 20, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 240 kDa)

Unstained Protein Markers, NexusViewTM 10kDa Unstained●使用目的
15 - 200 kDa の範囲に、10 kDa サイズごとにバンドがあるので、タンパク質のサイズがわかりやすくなっています。11本のバンドは全て精製度の高いリコンビナントタンパク
質で、His-tagが付加されているのでウェスタンブロットではダイレクトに検出できます。
染色されていません。

電気泳動

Unstained Protein Markers, NexusViewTM 20kDa Unstained●使用目的
20 - 140 kDa の範囲に、20 kDa サイズごとにバンドがあるので、タンパク質のサイズがわかりやすくなっています。8本のバンドは全て精製度の高いリコンビナントタンパク質
で、His-tagが付加されているのでウェスタンブロットではダイレクトに検出できます。染
色されていません。

Unstained Protein Markers, NexusViewTM Broad Unstained●使用目的
7 - 240 kDa の広範囲に、10本のバンドがあり、全てリコンビナントタンパク質です。染
色されていません。Ready-to-useです。

Unstained Protein Markers, NexusViewTM Wide Range Unstained●使用目的
7 - 240 kDa の広範囲に、17本のバンドがあり、全てリコンビナントタンパク質です。染
色されていません。Ready-to-useです。

関連試薬

W
B

GeneDireX社

タンパク質ラダー

使用目的

特長

SDS-PAGEにおけるタンパク質分離のモニター、ウェスタンブロットにおける膜転写効率の確認などにお使いいただけます。

●広範囲タンパク質マーカー

サンプルあります！

●25℃（室温）で最大で2週間安定（長期保存は−20℃）●Ready-to-use

タンパク質マーカー

表1−３
品名

BlueRAY Prestained Protein Ladder

BLUeye Prestained Protein Ladder内容

色：青（強調バンド：緑、赤）
範囲：10〜180kDa（強調バンド：25、75kDa）

色：青（強調バンド：緑、赤）
範囲：10〜245kDa（強調バンド：25、75kDa）

品番PM006-0500

PM007-0500

マーカー

D
N
A

抽出／精製キット

72

PiNK Plus Prestained Protein Ladder内容

色：青（強調バンド：緑、赤）
範囲：3.5〜245kDa（強調バンド：25、75kDa）

色：赤（強調バンド：青）
範囲：10〜175kDa（強調バンド：10、40、90kDa）

品番PM008-0500

PM005-0500

品名

電気泳動

BLUelf Prestained Protein Ladder

２章 電気泳動関連商品

品名

BlueAQUA Prestained Protein Ladder

関連試薬

W
B

内容

色：青
範囲：10〜180kDa（強調バンド：25、72kDa）

品番PM019-0500

品名

品番

包装

10〜180kDa

PM019-0500

500 μℓBLUelf Prestained Protein Ladder

3.5〜245kDa

PM008-0500

500 μℓBlueRAY Prestained Protein Ladder

10〜180kDa

PM006-0500

500 μℓBLUeye Prestained Protein Ladder

10〜245kDa

PM007-050

500 μℓPiNK Plus Prestained Protein Ladder

10〜175kDa

PM005-0500

500 μℓ

D
N
A

マーカー

範囲

BlueAQUA Prestained Protein Ladder

タンパク質マーカー〔メーカー略号：GDX〕

抽出／精製キット73

２章 電気泳動関連商品

DNAマーカーDNAラダーマーカー
ローディングダイがプレミックスされているので、そのまま使用可能
特長

電気泳動

・室温で保存可能（1年間）
・定量が可能・Ready-to-use
・豊富なラインアップ（17種類）
・サイズ推定が簡単
・優れたコストパフォーマンス

関連試薬

W
B

〔メーカー略号：NOG〕
品名
タンパク質マーカー
マーカー

D
N
A

品番

包装

Mini Sizer 50bp DNA Ladder11200

100 test

FastRunner DNA Ladder

12800

100 test

MidRanger 1kb DNA Ladder

11700

100 test

HighRanger 1kb DNA Ladder

11900

100 test

UltraRanger 1kb DNA Ladder

12100

100 test

PCR Ranger 100bp DNA Ladder11300

100 test

PCR Sizer 100bp DNA Ladder

11400

100 test

LowRanger 100bp DNA Ladder

11500

100 test

CloneSizer 100bp DNA Ladder11600

100 test

FullRanger 100bp DNA Ladder

11800

100 test

HighRanger Plus 100bp DNA Ladder

12000

100 test

抽出／精製キット74

DNA研究者の要望が生んだマーカー / 好評頂いています！
背景

使用方法
TM

1. Hi-LOTM DNAマーカーは既に Loading Dye と混合されています。

Hi-LO DNA マーカーは、市販されているDNA マー
カ ー に 満 足 で き な い 研 究 者 の 声 か ら 生 ま れ た50bp〜
10,000bpの範囲をカバーする分子量マーカーです。覚
えやすいバンドパターンで各バンド間のスペースも十分ありますので2つ以上のマーカーを組み合わせて用いる必要はありません。

２章 電気泳動関連商品

Hi-Lo™ DNAマーカー (50-10,000bp)

2. 使用前にチューブを2-3回転倒混和します。
3. 10 μℓ を1レーンにアプライします。
バンドサイズ

1バンドあたりのおよそのDNA量

10kbp

30 ng

特長

8kbp
6kbp

30 ng
45 ng

●50〜10,000bpの幅広い領域をカバーします。

4kbp

60 ng
85 ng

2kbp
1550bp

150 ng
100 ng1400bp

100 ng1000bp120 ng●Ready-to-use（100回分、総量1 ㎖ )

750bp
500bp

30 ng
60 ng

1回あたり10 μℓ を使用の目安に。

400bp

20 ng

300bp
200bp

40 ng
30 ng

100bp

20 ng

50bp

15 ng

●規則的でバンド間に十分な空間が生じる組み合わせです。
●室温で2年間安定です。

●1回に使用する10 μℓ（Loading Dye を含む）液中の各バンドのDNA量は表の通りです。

電気泳動

3kbp

（総量：935 ng/10 μℓ ）〔メーカー略号：BNX〕
品名
All Purpose Hi-LOTM DNA Marker

品番

包装

BN2050

1 kit(100 rxn)

GeneDireX社 DNAラダー
サンプルあります！

室温で6ヶ月間安定のReady-to-use DNAラダー

100 bp DNA Ladder RTU

使用目的

関連試薬

W
B

Cat. No. DM001-R500
Size: 50 µg/500 µL

アガロースゲル電気泳動の分子量標準としてご使用いた
だけます。

特長
タンパク質マーカー

Ready-to-use：DNAローディングバッファーとプレミッ
クスしてあるので、直接ローディングできます。

100bp DNA Ladder H3 RTU

1Kb DNA Ladder RTU

Cat. No. DM003-R500

Cat. No. DM010-R500

Size: 54 µg/500 µL

Size: 50 µg/500 µL

マーカー

D
N
A

図1
〔メーカー略号：GDX〕
品番包装

GD 100bp DNA Ladder H3 RTU (Ready-to-use)DM003-R500

500 μℓ

GD 100bp DNA Ladder RTU (Ready-to-use)

DM001-R500

500 μℓGD 1Kb DNA Ladder RTU (Ready-to-use)

DM010-R500

500 μℓ

GD 50bp DNA Ladder RTU (Ready-to-use)

DM012-R500

500 μℓGD Kplus DNA Ladder RTU (Ready-to-use)

DM011-R500

500 μℓGD XLarge DNA Ladder RTU (Ready-to-use)

DM013-R500

500 μℓ75

抽出／精製キット

品名

２章 電気泳動関連商品

SECTION

抽出／精製キット

DNA回収システム
ゲル抽出キット
4％濃度までのアガロースゲルに対応。スピンカラムベースのDNA抽出キット

電気泳動

アガロースゲル中のDNA断片を迅速に抽出し、精製するキットです。精製に用いるスピンカラムはノルジェン
社独自のレジンを用いています。カオトロピック塩はアガロースゲルを溶かし、ターゲットDNAをマトリクスに結合させます。バッファー交換により、効果的にゲルのコン
タミネーションを除去し、高品質のDNAを抽出・精製することができます。抽出したDNAはさまざまなダウンス
トリームアプリケーションにご使用いただけます。

仕様

特長

関連試薬

W
B

カラムの結合量25μg

精製できるDNAの大きさ

100 - 15,000 bp

アガロースゲルの最大量

400 mg

最小溶出量

30μℓ

リカバリー（平均）70 - 90％

10精製に必要な時間

20 minutes●迅速かつ簡単：スピンカラムフォーマットなので、複数サンプルを20分以内で精製できます。
●高収率：DNA断片の回収率は90％以上（サンプル量が1μg以上の場合）。
●精製したDNAは、制限酵素処理やライゲーションなど、さまざまなアプリケーションでご使用いただけます。
●4％のアガロースゲル濃度でご使用いただけます。

構成内容
●結合試薬
●洗浄試薬
●溶出液
●スピンカラム●コレクションチューブ●溶出チューブ●マニュアルアガロースゲル由来のリカバリー効率
ノルジェン社のDNAゲル抽出キットと他社ゲル抽出キット（1または2）を用いて1％アガロースゲル由来の500bpのDNA断片を精製した。ノルジェ
ン社のキットは、他社製品に比べて回収率が高かった。

分子量マーカー
回収システムD
N
A

タンパク質回収システム

高分子量DNA断片も効率良くリカバリー
ノルジェン社のDNAゲル抽出キット（レーン5〜7）と他社ゲル抽出キット（レーン2〜3）を用いて0.9％アガロースゲルから抽出した3,700bpのDNA断片を精製した。ノルジェン社のキットは、他社製品に比べて回収率が高かった。

〔メーカー略号：NOG〕
品名Norgen Gel Extraction Kit

76

品番

包装

13100

1 kit (50 rxn)

２章 電気泳動関連商品

ゲルDNA回収システム
使用目的
アガロースゲルあるいは低融点ゲルからDNAを抽出・精製するキットで、15分以内で精製可能です。
NucleoPurTM カラムは、70bp〜10kbのDNA断片を精製できます。

構成内容●DNA Dissolving Buﬀer●Wash Buﬀer Concentrate●NucleoPurTM Columns●Collection Tube
電気泳動

クイックプロトコール（全て室温で操作してください。
）
1. 各ゲル量に対し、3倍量のDNA抽出バッファーを加える。
2. 55℃で、ゲル片を完全に溶解する。
3. NucleoPurTMカラムで10秒間遠心する（>10,000×g）。
4. NucleoPurTMカラムに200μℓの洗浄バッファーを添加し、10秒間遠心する。

DNAをGel DNA Recovery Systemと他社製品（A、B）を使用後、精製度を比較した。

5. NucleoPurTMカラムに200μℓの洗浄バッファーを添加し、30秒間遠心する。
6. NucleoPurTMカラムを新しいマイクロチューブに移す。
7. H2Oを6μℓ添加して20秒おき、20秒間遠心する。

品名

品番

Gel DNA Recovery System■キットコンポーネント

包装

GDE0001S

50 rxn

GDE0001L

250 rxnW
B

関連試薬〔メーカー略号：BNV〕〔メーカー略号：BNV〕
品名品番Gel Dissolving Buﬀer

NucleoPur™ Spin Columns
Collection Tubes

25 ㎖

GDE0003

125 ㎖

GDE0004

6㎖

GDE0005

24 ㎖

GDE0006

50 column

GDE0007250 column

CT005050 column

CT0500500 column

分子量マーカー

Wash Buﬀer Concentrate

包装

GDE0002

回収システムD
N
A

タンパク質回収システム

77

２章 電気泳動関連商品

タンパク質回収システム
Gel Protein Recovery System GPR-800
8タンパク質、20分間、1台で、ゲルから同時回収！
特長●MicroFluidics（微小流体制御技術）に基づく先進の
GPRchip

電気泳動

マニュアル、またはピッカーで切り出したゲル断片（厚さ：約1mm、直径：約2mm、最大2個まで）を専用バッ
ファーと共にGPRchipにセットします。

図1
インタクトタンパク質を泳動ゲルから速く、効率的に回収する為の電気溶出装置です。インタクトな状態でのタンパク質解析、そして酵素によるin solution digestionを提案しています。
●GPR-800は、専用の微小流体用プラスチックチップを高電圧中で使用し、8つの並列したマイクロチャンネル
内で同時にタンパク質電気溶出を行うシステムです。
●溶出バッファーに独自の界面活性剤を使用しており、分解・除去が容易であると共に、後のMS解析にも影響を与えません。

関連試薬

W
B●デッドボリュームを最小限に抑えたクローズドシステム
であり、経済的＆コンタミ無しのインタクトタンパク質回収が可能になります。

図2
・リザーバーA、BにGPR electroelution buﬀerを200μℓずつ入れます。
リザーバーCは空にします。（リザーバーA、BからリザーバーCへの流体
力学的なポンプが形成されます。）
・Aにタンパク質を含むゲル断片を入れます。
・GPR-800でA-B間に電場をかけます。
・Aのゲル断片からタンパク質が電気的に溶出され、Bに向かって移動を始めます。
・分岐点Dでは、流体力学的な力（AC間およびBC間）が電気運動的な力（AB間）よりも勝ることになり、タンパク質は流路DCを通ってリザーバーCに回収されます。

仕様

分子量マーカー

処理可能なサンプル数

1〜8サンプル/ラン

基本的な処理時間20分

寸法33（W）×36（D）×23（H）cm

重量

9kg

使用環境（操作、保管）

温度：10〜50℃
湿度：35〜85％（結露のないこと）

電圧

100〜240V

電流

最大0.30A

周波数50/60Hzヒューズ

Fast-acting, 250 V, 5×20mm
Mains Fusing：1AHigh Voltage DC Supply
Fusing：200mA●8チャンネル並列処理
最大20分で8サンプル分のゲル断片を同時に処理することが可能です。

アプリケーション●トップダウン プロテオミクス
分離とサイズ確認が目的だった二次元電気泳動がトップ
ダウンプロテオミクスに結がります。
●インタクト質量分析
in solutionでの酵素消化によるアプリケーションを提案します。
※本機器はin gel消化産物のゲルからの回収に用いられた実績もあります。

●タンパク質修飾状況の決定
２次元電気泳動で分けられたアイソフォーム、分解産物、そして各修飾段階のタンパク質を即座に質量分析できるようになります。
●回収・保存ゲルから迅速にタンパク質回収できるだけでなく、その後の実験に向けて保存することも可能です。

回収システムD
N
A

タンパク質回収システム

78

品名
GPR-800 Gel Protein Recovery System
Protein GPRchip+23

品番

包装

GPR-800

1 system

GPR-200

1 pc

Protein GPRchip

GPR-200-10

10 pack

Protein GPRchip

GPR-200-25

25 pack

GPR-800 Reagent Bundle, Protein Recovery

GPR-070

1 set

GPR LC-MS Top-Down Prep Kit, Low MW

GPR-050

1 eachGPR MALDI Intact Mass Meaurement Prep Kit, Low MW

GPR-055

1 eachGPR LC-MS Bottom-Up Prep Kit, Low MW

GPR-060

1 eachGPR MALDI Bottom-Up Prep Kit, Low MW

GPR-065

1 each２章 電気泳動関連商品〔メーカー略号：PTB〕

電気泳動

ゲル断片回収ツール【PowerPicker 何度も使えるゲルバンドリムーバー】
PowerPickerは電気的に不導態化された外科用レベルのステンレス製カッターです。一次元電気泳動を行った
アクリルアミドゲルやアガロースゲルからバンドを切り出すのにとても便利なツールです。先端の形状は5.0×1.5mm。
※カスタムで異なる先端サイズを承っています。薄く、傾斜のついたデザインにより、効率的にバンドを切り出せ
るのはもちろん、
洗浄もしやすくなっています。プッシュ
グリップも軽快です。

図1〔メーカー略号：GLC〕
品名

品番

包装

PDB5.0

1 pc【OneTouch 何度も使えるゲルスポットピッカー】

W
B

関連試薬

PowerPicker 1D Band Picker

二次元電気泳動ゲルから簡単にスポットを切り出し、チューブやプレートにリリースすることができます。これ
でメスやカッターの刃を使う必要はなくなります。欲しい
スポットを見つけたらOneTouchを刺すだけ！ゲルからきれいに断片が切り出せます。
・ボタンのプッシュでゲルをリリースできます。

図2

・使いやすいデザイン。作業時間も短縮されます。
・アクリルアミドゲル、そして6mmアガロースゲルに使用できます。

〔メーカー略号：GLC〕
品番

包装

スポットピッカー（二次元用ゲル切り出し）/ OneTouch Manual Spot Picker for 2D Gels (1.5mm)

品名

P2D1.5

1 pc

スポットピッカー（二次元用ゲル切り出し）/ OneTouch Manual Spot Picker for 2D Gels (3.0mm)

P2D3.01 pc

分子量マーカー・1.5mm直径、そして3.0mm直径の2種類があります。

回収システムD
N
A

タンパク質回収システム

79

２章 電気泳動関連商品【OneTouch Plus ディスポーザブルゲルスポットピッカー】
OneTouch Plusはポリアクリルアミドゲルやアガロー
スゲルからスポットを切り出し、チューブやプレートにリリースする為のツールです。ディスポーザブルチップを採用しており、サンプル間のクロスコンタミがありません。
チップは96本×10ラックの包装になっています。
・0.75、1.0、1.5mmポリアクリルアミドゲル、そして6mmアガロースゲルからの切り出しができます。

図3

・メスやカッター刃による作業から開放されます。
・プッシュでゲルをリリースできます。
・使いやすいデザイン。作業時間も短縮されます。
・1.5mm直径と3.0mm直径があります。

〔メーカー略号：GLC〕
電気泳動

品名

品番

包装

OneTouch Plus Spotpicker, 1.5mm diameter（チップ別売）

PDM1.5

1 unitOneTouch Plus Spotpicker, 3.0mm diameter（チップ別売）

PDM3.01 unitフィルター付ディスポチップ PDM1.5用

TSP1.510 pack(10 pack×96本＝960本入り)

フィルター付ディスポチップ PDM3.0用

TSP3.010 pack(10 pack×96本＝960本入り)

OneTouch GridCutter
ゲル1レーン分を一度に断片化

関連試薬

W
B

GridCutterは、一次元電気泳動ゲル上の一つのレーンにおいて、同時に全てのバンドを切り出すことのできるツールです。ショットガンプロテオミクス、GeLCMS(Gel-enhanced LC/MS)、ハイスループットMS解析にとても便利です。

特長●切断面がナイフの刃になっており、ポリアクリルアミド
ゲルを効率よくスムーズに切り出すことができます。
●切断後には全ゲル断片が刃の上に並ぶため、付属のピックで間単に拾い上げることができます。

分子量マーカー●切断されたゲル断片は全て均等な大きさとなりますので、トリプシン消化＆回収も均一な条件で行うことができます。
●全部で8種類。※カスタムオーダーも承っています。

その他
・刃はディスポーザブルで、刃には専用の取付け具「マウント」が必要になります。
・刃とマウントは個別に販売しています。
・刃にはナンバリングが施されており、切り出し後のゲル断片を用意に認識できるようになっています。
・マウントには特製ピックが付属しています。

図1

回収システムD
N
A

タンパク質回収システム

80

２章 電気泳動関連商品

折り目

1

GridCutter の「プ リ ン ト 数 字」と「折 り 目」のある面がマウント側になります。

3

マウントを持ってゲルに押し付けます。ガラス
プレートにまで到達するまで押し込んでください。（1 レーン全体に渡って切断を行う為に、マウントを小刻みに揺らすこともあります。）

4

GridCutter をマウントからはずし、ピックを使ってゲル断片を拾い上げます。
（GridCutterの「刃」は、ゲルを一方向にのみ向かって切れるようになっています。）「プリント数字」と「折

サイドタブ

電気泳動

エンドタブ

2

GridCutter とマウントを合わせ、まずエンドタブを折り曲げます。続いてサイドタブを折り曲げます。サイドタブを折り曲げる際は、エンドタブが押し上げられているだけでなく、折り目のところで内側に折り曲げられていることに注意してください。

関連試薬り目」の見える方からゲル断片を拾い上げてく
ださい。

W
B

図2

〔メーカー略号：GLC〕
品名

包装

Disposable GridCutter, 1 mm x 5 mm lanes. 50 rows, 1 column

MEE1-5-50

10 pc

Mount for GridCutter (MEE1-5-50)

MEF50-5

1 set

Disposable GridCutter, 2 mm x 7 mm lanes. 25 rows, 1 column

MEE2-7-25

10 pc

Mount for GridCutter (MEE2-7-25)

MEF50-7

1 set

MEE1.5-5-48

10 pc

MEF72-5

1 set

MEE1-10-26

10 pc

Disposable GridCutter, 1.5 mm x 5 mm lanes. 48 rows, 1 column
Mount for GridCutter (MEE1.5-5-48)
Disposable GridCutter, 1 mm x 10 mm lanes. 26 rows, 1 column
Mount for GridCutter (MEE1-10-26)

MEF26-10

1 set

Disposable GridCutter, 1 mm x 3.5 mm lanes, 26 rows, 1 column

MEE1-3.5-26

10 pc

Mount for GridCutter (MEE1-3.5-26)

1 set
10 pc

Disposable GridCutter, 1 mm x 1 mm lanes. 8 rows, 8 columns

MEE1-1-64

10 pc

Disposable GridCutter, 2 mm x 2 mm lanes. 4 rows, 4 columns

MEE2-2-16

10 pc

Mount for Disposable GridCutter (MEE-1X1, MEE-1.3X1.3, MEE-2X2)

MEF-8.8

1 set

Pick for GridCutter

MEK-4

1 pc

D
N
A

回収システムMEF26-3.5
MEE1.3-1.3-36

Disposable GridCutter, 1.3 mm x 1.3 mm lanes. 6 rows, 6 columns

分子量マーカー

品番

タンパク質回収システム

81本冊子で使用しているメーカー略号

メーカー名

ALP

Alpha Diagnostic International, Inc

AMR

Amresco Inc.

APX

ApelexBNV

BenevBio

BNX

Bionexus Inc

BTI

Biotium, Inc.

CBJ

コスモ・バイオ株式会社

CDA

Laboratorios Conda, S.A

DAI

大道産業株式会社

DCB

コスモ・バイオ株式会社

GDX

GeneDireX, Inc.

GLC

The Gel Company

INB

iNtRON Biotechnology, Inc.

LFR

AbFrontier Co., Ltd.

MDBMD Biosciences GmbH

NAI

Naiad Technologies, Inc

NOG

Norgen Biotek Corp.

NVX

Expedeon Protein Solutions

PTB

Protea Biosciences, Inc.

SCB

Santa Cruz Biotechnology, Inc.

SE

コスモ・バイオ株式会社

SER

SERVA Electrophoresis GmbHコスモ・バイオでは、取り扱いメーカーを全てメーカー略号を用いて注文しやすくしています。
同様の品番を複数メーカーで用いている場合がございますので、ご注文時には品番だけでなくメーカー略号もしくはメー
カー名の確認をお願いします。
弊社取扱い代理店経由でご注文下さい。
営業部

お問い合わせ先TEL：（03）5632-9610

FAX：（03）5632-9619

TEL：（03）5632-9620
弊社ホームページ経由でもお問い合わせ頂けます。
(http://www.cosmobio.co.jp/ask/contact.asp)