ER225 C4D データシステム
ユーザマニュアル V1.03 April 2015
T. +61 2 9807 8855 F. +61 298078844
E
info@edaq.com.

www.edaq.com ©
2010 eDAQ Pty Ltd.
All rights reserved.

バイオリサーチセンター株式会社 eDAQ事業部〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 Tel:052-932-6421

Page 1

ER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

内容
はじめに ................................................................................................................................................................ 3eDAQ C4D データシステム ............................................................................................................................ 3
ER225 システムインディケータ................................................................................................................... 4
ソフトウェアのインストールとオペレーション ................................................................................... 4
PowerChrom と Chart ...................................................................................................................................... 4
C4D Profiler 2 ...................................................................................................................................................... 4
ハードウェアのセットアップ......................................................................................................................... 4
インスツルメンツコネクター ........................................................................................................................ 5
シグナルについて ................................................................................................................................................ 5
ER225 のスタートコントロール .................................................................................................................. 6仕様 ........................................................................................................................................................................... 7

Page 2

ER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

はじめに
このマニュアルでは、ER25 C4D データシステムのインストール、チェック及び使用方法を説明します。またシステムに関する情報や操作方法を解説します。装置を使用する前にこのマニュアルを読んでからインストールしてください。
ER225 C4D システムは次の機能を提供します：•

接続する C4D ヘッドステージの全シグナルをインターフェースする•

高精度のデータ収録 (ER280 PowerChrom ハードウェア内臓)•ピークの表示、検出、演算を専用ソフトウェアで(PowerChrom )eDAQ C4D データシステム
フロントパネル

ヘッドステージ
コネクター

電源 LED

システムス
テータス LED

リアルパネル

インスツルメンツ
コネクター

Page 3

トリガー/スタートLED

USB
コネクター

I2C
コネクター

電源ON/OFF

グランドコネクター

電源ソケットER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

ER225 システムインディケータ（指示ランプ）
前図で示した様なシステムインディケータがハードウェア内部のステータスをランプで表示します。
このインディケータランプがシステムのオペレーション管理とトラブルの診断をアシストします。
電源LED：青色LED
LED Off = 電源オフ
LED ON = 内部電源 OK.
電源スイッチを入れて暫くするとシステムの自己診断機能が働き、次いで電源部が順次始動し青色LED が点灯します。
ステータスLED：二色 LED
緑はシステム待機の指示
黄はシステム記録中の指示
スタート LED：黄色 LED
無燈：外部トリガーやスタート信号未入力
点灯：トリガーやスタート信号を受信中

ソフトウェアのインストールとオペレーション
PowerChrom と Chart
ハードウェアを接続する前に必要なソフトウェアをインストールしておいてください。これにより対応するドライバーも自動的にインストールされます。
ソフトウェアの取説書に従ってソフトウェアを起動します。通常は PowerChrom を、場合によって Chart ソフトウェアを使います。
上記に加え ER225 には C4D 特有の機能があります。この機能は次に紹介する C4D Profiler V2 で説明します。

C4D Profiler V2
C4D Profiler はC4D システムの機能を自動的に検証しグラフで表示します。ヘッドステージのゲイン設定をはじめ、励起電圧と励起周波数帯域で生ずる全てのシグナルを記録します。
このアプリケーションを使うことにより、システムの初期的な稼働状況が把握できます。
この結果に基づいて、適正な測定条件が推定することができます。
C4D Profiler を含めソフトウェアのインストラーはシステムに付属しているUSBメモリーに入っています。最新バージョンで提供していますが、そうでない場合は最新バージョンの Chart、PowerChrom
C4D Profiler V2 インストラーを eDAQ ウェブサイト www.edaq.com のSoftware ページからダウンロードできます。注：事前にユーザ登録を済ませ、User ID と Password を取得してください。
http://www.edaq.com/locked/software/c4d_profiler_v2.php

ハードウェアのセットアップ
ハードウェアを設定する前に、関係する取説書に従って必要なソフトウェアを事前にインストールしておきます。ソフトウェアのインストールが終わったら、３ページの図に従いUSBケーブルとヘッドステージを所定のコネクターに接続します。電源を入れソフトウェアを立ち上げます。

Page 4

ER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

まず C4D Profiler V2 で次のテストを行います。
Blank head stage：このモードではキャピラリーやマイクロチップに溶液を流さないでスキャンを行います。当然、出力シグナルは最少値を示します。
Buffer loaded：キャピラリーやマイクロチップに測定で用いるバッファーを充填し再度スキャンします。
上の結果を基にシステムのパラメータを調整し、最適な条件を確認します。
例えば：シグナルが小さい：キャピラリーのID(内径)かバッファーの電導度を増やす。
シグナルが大き過ぎる：キャピラリーのIDかバッファーの電導度を減じる。

インスツルメンツコネクター
ER225 のリアルパネルには緑色のコネクターが付いています。これはス記録のタート信号、外部装置の電圧モニターや機能の制御に使います。

151012

TRIG +TRIG -345678910

CH1 +COM
CH1CH2+COM
CH2DAC+DAC COM

Contact closure or TTL IN
Contact closure or TTLCOM
DELTA K OUTCOMMON
DELTA K OUT COM
RAW K out or Ext POS
COMMONRAW K COM or Ext NEG
DAC OUTPUTDAC COM

15201112CTL1 +CTL1-

Contact closure1 or TTL OUT
Contact closure1 or TTL COM

1314151617181920

CTL1 +CTL1CTL1 +CTL1CTL1 +CTL1Aux 1
Aux 2

Contact closure1 or TTL OUT
Contact closure1 or TTL COM
Contact closure1 or TTL IOUT
Contact closure1 or TTL COM
Contact closure1 or TTL OUT
Contact closure1 or TTL COM
GND or DAC 2 OUT or DIG IN
GND or DAC 2 COM or DIG IN COM

シグナルについて:
TRIG: 外部接点リレーか TTL シグナルをトリガー信号として記録を開始する。
CH1+/-：内部で発生する Δ K. シグナルを出力。
CH2+/-： 内部で発生する K RAW シグナルを出力。また、本体内部のLINK を変更すれば外部検出器のシグナルを入力してPowerChrom の CH2にシグナルを表示させます。
CTLn+ and CTLn -：4系統のデジタル出力です。PowerChromソフトウェアで TTL か接点リレーで外部デバイスの作動を制御します。
Aux1 と Aux 2：通常はグランドにつなぎます－本体の内部LINKを変更し別の機能を付加することも可能ですが、事前に相談が必要です。

Page 5

ER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

ER225 のスタートコントロール
ER225 の下記機能に留意ください：• 1 トリガー入力• 4 デジタル出力
外部の接点リレー (CC) か TTL シグナルを TRIGGER 入力とし記録をスタートさせます。
勿論、手動でのスタートも随時可能ですが、通常はトリガー信号で同期させて始動させます。
デジタル出力で TTL か CC シグナルを出力させて TRIGGER 入力として利用し、システムをスタートさせることも可能です。
上の何れの方法でもシステムをスタートできますので、便利なアレンジを選んで利用してください。

Page 6

ER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

仕様
入力チャンネル
入力チャンネル：

Ch 1 Δ K(C4D シグナル）
Ch 2 K RAW (オプションで外部入力 ）入力レンジ：

レンジのゲイン
±10 V 1 (Ch 2 のみ)±5 V 2±2 V 5±1 V 10±0.5 V 20±0.2 V 50
±0.1 V 100±50 mV 200±20 mV 500±10 mV 1000 (Ch 1 のみ)

C4D 感度：

0.2 か1.0 mV/nA ( ヘッドステージゲイン)

最大入力電圧：±30 V (Ch 2, 外部検出器用として)

CH 2 入力インピーダンス~1 MΩ || 1 nF @Low-pass 入力フィルター：25 Hz (Channel 1)
3000 Hz, 2次 Bessel (Channel 2)

DC ドリフト：
CMRR (差動)：チャンネルクロストーク：
入力ノイズ (p-p, Ch 2)：<1 μV/°C (Channels 1 & 2)
–105 dB @ 100 /s (typical)> –140 dB
Range @10 /s @100 /s ±10 V 3 μV 5 μV ±1 V 1 μV 2 μV
±100mV 0.25 μV 0.3 μV

C4D 励起及び出力シグナル
電圧アンプリチュード：
電圧変動：
励起周波数：

20V pp (100Vpp ヘッドステージ電極で< 1%
100 ～ 1200 kHz (サイン波

周波数変動：< 0.1%

出力シグナル Δ K 及び K RAW：

±2 V linear

オフセットコントロール：±2.5 V

出力ゲイン：

x1, x10, x100

出力周波数特性25 Hz

サンプリングADC:

24 bit sigma delta convertor

分解能：

22 bits

サンプリング速度：

12 /min ～ 100 /s (PowerChrom ソフトウェア使用時)

直線誤差<0.001% of FSR

増幅出力
出力形式：シングルエンド

出力分解能：

16 bits

Page 7

ER225 ユーザマニュアルEDID-00467-MAD

最大出力電流：～10 mA

出力インピーダンス：

0.1 Ω 標準

スルーレート

1 V/μs

設定時間

20 μs ( FSR の0.01% 以内)

出力レンジ：

レンジ分解能 ±10 V 312.5 μV, ±5 V 156.5 μV,±2 V 62.5 μV

直線誤差：±1 LSB (0 ℃ ～ 70℃）

インスツルメンツ接続端子タイプ：

20 pin オス コネクター 3.5 ㎜ 間隔
ブロックアダプター付属

デジタル出力コントロール
出力：

4 x 接点リレー、または TTL レベル接点リレー出力：～100 mA, ～350 V, 許容抵抗～ 50 Ω, 閉 1.5 ms, 開 1 ms

TTL レベル出力：

4 V high @ 1 mA 最大
0.5 V low at 15 mA 最大

マイクロプロセッサーとデータ通信
CPU:

FREESCALE DSP56858

RAM:

16 MB SRAMEEPROM:

4 MB

データ通信：USB 2.0 または 1.1 対応

拡張ポート
I2C 拡張ポート：

eDAQ Amps (～ 500 mA)の電源とコントロールバス 用

外装
サイズ(w x h x d)：
200 x 65 x 250 ㎜

重さ：

1.5 kg

使用電源：

90 – 250 V AC 50/60 Hz, 25 VA

作動環境：

0 ～ 35 °C
0 ～ 90% 湿度 (非結露)eDAQ Pty Ltd 予告なく上記仕様を変更する権利を留保します。

Page 8

ER225 ユーザマニュアル EDID-00467-MAD