EPU354 dO2 USB isoPod™
ソフトウェアでコントロール● Pod-Vu 専用ソフトウェアでプラグ&プレ● 電気アイソレート式でクロストークを解消● 測定範囲、±20 nA ～ ±20 µA● ゼロオフセットコントロール付き●《概要》
小型で電気アイソレーション式、USB対応の酸素分圧・溶存酸
素モニターです。PCに接続するだけで、専用のニードルタイプ酸素電極やクラーク型酸素電極を使って酸素濃度を連続的に測定しモニターします。

《使用する酸素電極》
専用の酸素電極をはじめ、一般のポーラログラフィック酸素電極に対応しています：• PO2eD-405DN ニードルタイプ酸素電極（専用）• MI-730 微小酸素電極• ET1117 溶存酸素電極
USB端子を持つWindows XP 以降のコンピュータに対応。
シリアルに互換性のある下記ソフトウェア（RS232）を使ってコントロールすることができます：《Pod-Vuソフトウェア》
eDAQ Pod-Vuソフトウェアのデモンストレーションバージョンが、付属のUSBメモリースティックの中に入っています。
この
Pod-Vuを購入するとライセンスコードが提供されますので、Pod-Vuの全ての機能が利用できます。
Pod-Vuは自動的にバーチャルシリアルポートを構築し、接続した全てのUSB isoPodにロケーションを割り当てます。PCのUSB端子に接続するだけで、ソフトウェアからコントロールできます。操作の詳細はマニュアルをご覧ください。
Pod-Vuは最大８台のisoPodに対応し、使用するセンサーの較正、データの収録、グラフィック表示をリアルタイムで実行します。

《仕様》• Connect™, www.labtronics.com/DI/RS232_Software.htm• WinWedge®, www.taltech.com/products/winwedge.html• Tera Term, http://logmett.com/

入力レンジ (分解能)：

20 nA
200 nA
2 µA
20 µA

電解電圧：

0 ～ 1000 mV

オフセットゼロ：±20 µA

標準RMS ノイズ：*

1 pA @ 1/s、又はそれ以下

コネクター：BNC (入力)、ミニUSB

出力データ：ASCII、
または32 bit binary IEEE floating point

出力レート：～100 /s

COM ポート設定：

115200 baud; 8 bits; 1 stopbit;
no parity; flow NONE

電源：< 50 mA、USB 接続から

サイズ (l x w x h)：

108 x 58 x 35 mm

重量：200 g

使用条件：

温度：0～40°
C
湿度：0～90% (非結露)• Pod-Vu, http://www.edaq.com/
または、LabView、Visual Basic、C++ などを使って独自のソフトウェアを作成します。

《アプリケーション》
化学、生化学、生理学分野の酸素濃度モニターとして便利です。
電気アイソレート式なので、pHや電導度、イオンなどを同時に測定する場合、共在する電極・センサー類との干渉を最小限に抑えます。
マルチパラメータの測定に最適です。

《作動原理》
dO2 isoPod から接続した酸素電極に電解電圧を印加すると、作用電極部（陰極）で O2 が還元され、電流が発生します。その電流を測定します：> 4OH–
O2 + 4e–+ 2H2O ———この 還 元 電 流 を 電 圧 変 換して出 力します 。
電解電圧は0～-1000 mVの範囲で設定できますが、通常は–800mV が適正な印加電圧とされます。

www.eDAQ.jp
E-mail: info@edaq.jp
e-corder® とisoPod™ 、Pod-Vu™はeDAQ 社の登録商標です。
それ以外は、それぞれの所有者の商標です。

(6.25 fA)
(62.5 fA)
(625 fA)(6.25 pA)

保証期間: eDAQ 社のハードウェアは１年間の品質保証が付いています。

eDAQ 社は、上記の仕様を予告なく変更する権利を留保します。

バイオリサーチセンター株式会社 eDAQ事業部〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 Tel:052-932-6421

シリアルコミュニケーション
このisoPod はUSB端子に対応し、Windows、Mac OSX、及び Linux コンピュータのバーチャルシリアルポートとして機能します。Windows XP 以降のコンピュータ用のUSBドライバーと互換性があります。
ドライバーは付属のUSBメモリース
ティック、又は下記からダウンロードできます。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
isoPod をシリアル(RS232)デバイスとして扱いますので、通信用のソフトウェアをLabView、Visual Basic、C++などを使って作成しコントロールします。
まず、シリアルポートの番号を規定します。Windows コンピュータのシリアル番
号１と２はマザーボード用に割り当てられていますので、isoPod には通常シリアルポート３(COM3) かそれ以上の番号を割り当てます。
このバーチャルシリアルポートのコンフィギュレーションを115200ﾎﾞｰﾄﾞ、8 ﾋﾞｯﾄ、1 ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ、no parity とし flow control は NONE とします。
正しくコンフィギュレートされるとコマンドプロンプト EPU354> が表示し、新規コマンドが送信できます。

双方向通信ターミナルエルミネーションソフト (例えば Tera Term) を使えば、手入力でisoPod と双方向通信ができます：
1. http://logmett.com から Tera Term のインストラーをダウンロードする。
2.不必要なものをインストールしないために、‘Compact Installation’ オプションを選んでインストールしてください。
3. isoPod を接続し、USBドライバーが必要なら付属の isoPod インストラー
USB メモリースティックをコンピュータにつなぎます。

EPU354> sample ascii <freq> [N]EPU354> sample binary <freq> [N]
周波数 <freq> で読み取り、<freq> を1～100Hzの整数で返す。測定値はASCII か 32 bit binary IEEE 浮動小数点データとして返す。[N] に任意の整数 を設定し、それをサンプル数として返す。! でこのモードは終了。<freq> を文字 #にすると、毎回シングル値を # で送信。
EPU354> interval ascii <time> [N]EPU354> interval binary <time> [N]ワンサンプルを毎時 <time> 秒で返す。[N] に任意の整数 を設定し、設定したそのサンプル数を返す。! でこのモードは終了。
EPU354> cal set <N> <value>
N番目の較正ポイント数 <N> を設定し、測定値は指定した単位で表わされ<value> とする。ただし、<N> は 1～15 の整数。<N> = 1 (一点較正) の時は、ゼロシグナルをゼロと見なし、較正曲線は原点を通る最適化直線とする。
EPU354> cal set <N> <value> <current>
N番目の較正ポイント数 <N> を設定し、測定値 <current> ナノアンペアを指定した単位の値 <value> で表す。ただし、<N> は 1～15 の整数。<N> = 1 (一点較正) の時は、ゼロシグナルをゼロと見なし、較正曲線は原点を通る最適化直線とする。
EPU354> cal remove <N>
N番目の較正ポイント <N> を消去。それ以後のポイント番号は１ポイントずつ減らす。
その較正ポイントで再較正する。
EPU354> cal remove all
全ての較正ポイントを消去。
EPU354> cal get
全ての較正情報を返す。

4. Windows のデバイスマネージャーを開き、isoPod とそれに対応する COMポートを ‘Ports (COM & LPT)’ リストから見つけてください。
どの COM ポートが対応しているかは判りませんが、COM3 以上のポートです。

EPU354> res
現行シグナルを読み取り、Vexをこの値で割って抵抗値を算出する。この演算を示すストリングを返す。

5. Tera Term ソフトウェアを立ち上げ、Setup メニューの serai port... を選び、上記のシリアルポートを指定します。OKをクリックして Tera Term メインウィンドウに戻し、リターンキーで EPU354> プロンプトを呼び出します。

EPU354> version
ファームウェアのバージョン番号を返す。

双方向通信が設定できたらシリアル通信が確保されますので、ソフトウェアを書き込む操作を進めてください。

シリアルプロトル
EPU354> help
EPU354> ?
コマンドリストを返す。
EPU354> set range <r>
ナノアンペアでレンジを設定。<r> = 20、200、2000、または 20000。
確認ストリングスを返す。

EPU354> prompt off‘EPU354>プロンプトを終了。
prompt on
プロンプトに戻す。

スタートの方法
上記のプロトコルに従って独自のソフトウェアを作成する場足は、Ters Term のような端末エルミネーションソフトを使い、各コマンドを手入力で isoPod に送ることから始めてください。期待通りの応答が得られ、プロトコルが変更されても必ず対応できる筈です。

EPU354> get range
レンジ設定を返す。
EPU354> set Vex <amount>
印加/静止電圧を設定。<amount> = 0 ～ –1.000 V、確認ストリングを返す。
EPU354> get Vex
印加/静止電圧をボルトで返す。
EPU354> set offset auto
入力するシグナルが自動的にゼロ nAになるようにオフセットを設定。
EPU354> set offset <amount>
シグナルに <amount> nA (～2000 nA )のオフセットを適用。
EPU354> set offset 0
EPU354> set offset off
適用したオフセットを消去。
EPU354> set units
較正後に使う単位名を設定。例えば、溶存％、ppm O2、nM、ng/L、確認ストリングを返す。
EPU354> get units
単位名を返す。
EPU354> r
シグナルの測定値を返す。10 Hz(10回/秒)まで繰り返し可能。
EPU354> v
シングル値を返す。測定は数値として、単位名などの文字は除く。
10 Hz (10回/秒) まで繰り返し可能。

バイオリサーチセンター株式会社 eDAQ事業部〒461-0001 名古屋市東区泉2-28-24 Tel:052-932-6421