メモリハイコーダ 8860-51, 8861-51
MEMORY HiCORDER 8860-51, 8861-51

REC&MEM 搭載

ロガー＆オシロの新型記録計
マウス/キーボード対応で PCライクな操作性と、高速なハードウェア搭載によりサクサクッと軽快な操作感を実現。オシロスコープのように手軽に高速波形を観測できるメモリレコーダ機能と、リアルタイムにトレンドグラフを記録できるロガー機能。LANによるネットワーク制御やUSB による利便性の向上。多種類の測定対象に対応できるプラグイン入力ユニット形式のフロントエンド。そして20MS/sサンプリング絶縁測定や16bit 高分解能測定で異常現象を的確に捕らえます。
NEW

ハードディスク 80GB 搭載

大容量ハードディスクを標準搭載することで、従来機種 8860-50、8861-50 の PC カードメディア保存
よりも大幅に記録容量が増えました。

従来 PC カードスロット

ハードディスク 80GB 搭載

2

オシロスコープとして
データロガーとしてあらゆる場面で波形を記録

3

性能・特長
●ハードディスク 80GB 標準搭載
●高速 20M サンプリング

P.4 参照●絶縁入力 Max.32ch まで（高速信号）● HDD へリアルタイムセーブ

P.5 参照●２軸サンプリングで、高速 / 低速同時観測

P.6 参照●多チャネルロガー Max.128ch まで（低速信号）P.6 参照● USB2.0 端子を 3 ポート実装。マウス / キーボードのほか、USB メモリを装着可能。

P.10 参照● REC&MEM（レコーダ& メモリ）を搭載。
ゆっくり記録しながら、異常波形を高速記録。

P.5 参照● 観測しやすく設計された液晶パネル。
● 入力ユニットは、従来と同様のユニットが使用可能。
● 全12 種類のユニットが使用可能

8860-51 side view

P.13 参照

8861-51 side view

正常な信号に埋もれた異常波形を、確実に捉える- メモリ（ディジタルオシロ）機能 -メモリファンクションで高速波形観測
ディジタルオシロスコープと同じ動作原理。大容量の内部メモリへ高速記録。
サンプリング速度は、全チャネル同時20Mサンプル/ 秒（50nsec 周期）。突発

A/D 変換

絶縁

入力
メモリ書込み

的に発生する異常動作、瞬時波形を捉えます。
■ 半導体メモリに記録

A/D 変換HDDなどディスクアクセスが伴う装置は振動に弱いため、車載測定には向きま

画面表示
プリント出力絶縁

入力

せん。メモリハイコーダは駆動部がない半導体メモリへデータを書き込むため、車載試験などに断然有利。USBメモリへデータのバックアップをとれば終了です。オプションのメモリバックアップユニットを組み込めば、本体内蔵メモ
リのデータも消えません。

入力電圧

4

サンプリング周期
時間

出力波形■ 全チャネル絶縁、20M サンプリング■ 大容量の内蔵メモリ

スキャナユニット以外は全て、入力チャネルごとにA/D 変換器を高速サンプリングに対応した書き込み速度、かつ大容量のメモリ実装。全チャネル同期サンプリングしますので、瞬時の波形と信を内蔵。トータル容量は32Mから1Gワード。長時間の記録はも号間の相関が観測できます。スキャナユニットは A/D 変換器一ちろん、長周期の信号波形も、高速サンプリングを生かして波形

つで入力を切替ますが、全チャネル絶縁です。

（8861-51では 2 倍になりますが、記録可能時間は変わりません）のピークを逃しません。

■ 外部サンプリング入力可能■ 内蔵メモリの分割機能

メモリレコーダでのサンプリング速度を、外部から加えるクロック

内蔵メモリ容量を4096ブロックに分割使用することができま

信号のタイミングに同期させることができます（10MS/sまで）。エ

す。分割メモリにデータを順番に書き込むシーケンシャルセーブ

ンジンの回転周期に同期したサンプリングができます。

や、基準ブロックと任意のブロックの波形を重ね描きして比較することができます。
■ 実測波形例
インバータ機器の動作解析では、スイッチングによる高周波
キャリア信号と、低周波数の基本波形を同時に観測したいところです。高速サンプリング、ロングメモリ、入力絶縁、がこれらの観測を可能にします。また電流波形の観測には、高周波帯域まで非接触で測定できる HIOKI 製クランプセンサが各種利用できます。
クランプオンプローブ 3270 シリーズを使用すると、微小電流から大電流まで、DC から高周波数帯域までフラットな特性で正確な電流波形が観測できます。

■ 高電圧測定
高圧ユニット 8961

三相インバータ機器のような、チャネル間に高い電圧が加わる箇所を測定する場合は、全チャネル絶縁入力の測定器を使わなければなりません。またスイッチング回路など、高い周波数成分を含むコモンモード電圧が乗った信号を測定するときは、

差動プローブ 9322

絶縁部のコモンモード除去比の周波数特性が大きく影響します。このような電圧を測定する場合は、高圧ユニット8961を使用するか、オプションの差動プローブ9322 を使用すること

三相インバータ出力回路（各相のエミッタ電位が異なるため、絶縁測定が不可欠）

で、対地間最大電圧CAT III AC, DC 600Vを確保した測定がで
きます。

5

ゆっくり記録しながら、トリガで高速記録- 新機能REC & MEMと、リアルタイムセーブ 長期監視と瞬時記録が同時に可能（REC&MEM）■ ペンレコーダにできなかった瞬時波形記録
ペンレコーダと同様に長期にわたる変動を記録しながら、突発的に発生するノイズなどの高速波形は、メモリファンクションでトリガをかけて記録する、REC & MEMファンクションを新規搭載。

レコーダ記録最大値と最小値の 2 点のみを記録したエンベロープ波形

従来はレコーダ機能（低速トレンドグラフ記録）か、メモリ機能（オシロスコープの高速波形記録）のどちらかを選択しての動作でした。REC & MEM
ファンクションで、両方の記録をとることが可能になりました。
メモリ記録
高速サンプリングした波形■ REC & MEM のレコーダ最大記録時間（レコーダ側）※ 搭載メモリ、メモリ分割の有無、16ch スキャナユニット8958 の有無によって設定範囲が異なります。
※時間軸 100ms 〜 200ms/div 時プリンタON での連続記録長は不可。
※A6 プリンタユニット8995-01使用時で数値印刷の場合、10ms 〜1s/div は不可。
※レコーダ記録のサンプリング周期は、同時に設定したメモリ記録のサンプリング周期と同じになります。
※ 遅い時間軸レンジでは 1年以上にもなりますが、動作保証できません。
スキャナユニット8958
無い場合

メモリ容量
32MW

メモリ容量
128MW

メモリ容量
512MW

メモリ容量
1GW

REC
時間軸

2,000 div

10,000 div

40,000 div

80,000 div

100ms/DIV〜

100ns

30min/DIV〜

1 hr/DIV

3min 20s

16min 40s

1h 06min 40s

2h 13min 20s

41d 16h

208d 08h-略--略-

83d 08h

-略-

-略-

メモリ容量
128MW

メモリ容量
512MW

メモリ容量
1GW

REC
時間軸

500 div

2,000 div

10,000 div

20,000 div

100ms/DIV
100ns

30min/DIV〜

1 hr/DIV

A/D

画面表示

メモリ書込

8995 A4 プリンタ

最大値
最小値

-略-

メモリ容量
32MW

〜

入力

絶縁

記録速度

スキャナユニット8958
有る場合
Samp
周期

A/D

50s

3min 20s

10d 10h
20d 02h8995-01 A6 プリンタ

16min 40s

33min 20s

41d 16h

208d 08h-略-

83d 08h-略--略-■ レコーダファンクションの動作原理
レコーダファンクションでは、設定した時間軸レンジ内の多数のサンプリングデータからMax./Min.の 2 値のみ、メモリに記録されます。Max./Min. の 2 値 1 組で 1つの記録データ、100 組で時間
軸 1DIVの波形となります。これにより入力電圧の急峻な変化に

入力電圧

Samp
周期

入力

時間

サンプリング周期

追従しながらも、データ量を圧縮しています。
※レコーダファンクションで記録したデータをパソコンで開いた場合、最大値、最小値の 2 データずつ、時系列に並びます。

■ REC & MEM のレコーダ最大記録時間（メモリ側）※ 搭載メモリ、メモリ分割の有無によって設定範囲が異なります。メモリ分割 OFFの場合記録長が最大になります。
※16ch スキャナユニット8958 の有無は関係ありません（MEM 側ではスキャナユニットの信号は記録しません）。
※ 遅い時間軸レンジでは 1年以上にもなりますが、動作保証できません。
メモリ分割
OFF の場合

メモリ容量
32MW

メモリ容量
128MW

メモリ容量
512MW

メモリ容量
1GW

5,000 div

20,000 div

80,000 div

160,000 div※メモリ分割 1024 の場合、メモリ側記録長が最小になります。
メモリ分割
Max. 1024 の場合

メモリ容量
32MW

メモリ容量
128MW

メモリ容量
512MW

メモリ容量
1GW

3 div

15 div

60 div

140 div

MEM
時間軸

Samp
周期

MEM
時間軸

Samp
周期

10μs/DIV

100ns

50ms

200ms

800ms

1.6s

10μs/DIV

100ns

30μs

150μs

600μs

1.4ms

20μs/DIV

200ns

100ms

400ms

1.6s

3.2s

20μs/DIV

200ns

60μs

300μs

1.2ms

2.8ms

50μs/DIV

500ns

250ms

1s

4s

8s

50μs/DIV

500ns

150μs

750μs

3ms

7ms

〜

〜

〜

〜

5min/DIV

3.0s

5min/DIV

3.0s

15min

1h 15min

5h 00min11h 40min

17d 08h 40min

69d 10h 40min 277d 18h 40min-略-

ハードディスクへ直接記録（リアルタイムセーブ）■ 異常波形を丸ごと記録
リアルタイムセーブファンクションは、測定と同時に指定した保存先にデータを保存します。本体搭載メモリの容量に関係なく長時間測定が可能です。保存メディアは内蔵HDD、ネットワーク共有フォルダです。また、同時に測定データの概要（全体波形）を本体搭載
メモリに記録します。全体波形は測定終了
後、メディアに保存されます。解析時は、この全体波形のデータから解析する範囲を指定して、読み込みます。読み込まれた測定波
形は、メモリファンクションに切り替えて波形演算や数値演算をしたり、FFT ファンクションで FFT解析する事ができます。

■ リアルタイムセーブ最大記録時間
HDD
最大記録時間（例）

サンプリング
周期

HDD
記録可能 ch 数

5μs/DIV〜50μs/DIV

-略-

不可

不可

100μs/DIV

1μs

1ch

11 時間 5 分 39 秒

200μs/DIV

2μs

1ch

22 時間 11 分 18 秒

500μs/DIV

5μs

2ch

1 日 3 時間 44 分

1ms/DIV

10μs

4ch

1 日 3 時間 43 分 40 秒

2ms/DIV

20μs

10ch

22 時間 10 分 20 秒

5ms/DIV

50μs

24ch

23 時間 4 分 10 秒

10ms/DIV

100μs

33ch

1 日 9 時間 31 分 40 秒

20ms/DIV

200μs

33ch

2 日 19 時間 3 分 20 秒

50ms/DIV 以降

-略-

-略-

-略-

時間軸

※条件：HDD はフォーマット直後 , 記録長は任意記録長設定で最大値にする
全体波形 ( 圧縮波形 ) の時間軸は自動設定 , 最大記録時間の上限は1年になります
記録メディアのフォーマット容量やメディアの空き容量により記録時間は異なります, 上記は一例です※メディアへの記録可能時間は、本体搭載メモリ量、ハードディスクの空き容量などにより変わります。画面には全体波形をリアルタイムに表示します（プリンタは同時動作不可）※スキャナユニット 8958 は使用できません。

6

ハイブリッドレコーダの次世代進化- オシロ機能とデータロガー機能の１台二役 スキャナユニットの実装で多チャネルデータロガー

１軸側 50µsec サンプリング（1/200 圧縮：時間軸 1S/div）

温度などゆっくりした物理量の記録には、打点式記録計、ハイブリッドレコー
ダ（数値 / アナロググラフ混在記録）、そして現在ではデータロガーが活躍しています。一方、高速波形の観測にはオシロスコープ（メモリハイコーダも同様）
でないと使えません。しかし計測現場の要求は様々で、この両方の機能が一台で実現したら・・・

２軸側 1sec サンプリング（１軸側と合わせた時間軸 1S/div）

メモリハイコーダ8860-51/8861-51とスキャナユニット8958が、お客様の声にお応えしました。
■ チャネル当たりの単価が経済的
スキャナユニットは、一つのA/D 変換器に入力16chをスイッチで切り替えます。もちろん全て絶縁されています。高速サンプリング用に、入力chごとに A/D 変換器を実装する方式に比べ、ch当たり単価が格段に下がります。
8860-51にはスキャナユニットを4台装着で 64ch。8861-51にはスキャナユ
ニットを8 台装着で128chまで測定できます。

１軸側 50µsec サンプリング（数値表示）■ 低速と高速の２軸サンプリング
お客様の用途によっては、スキャナユニットで多チャネル計測しながらも、別の高速信号を波形で同時に取り込みたい・・・といった場合があります。
スキャナユニットと通常の高速アナログユニットの混在使用も、異なる二つの時間軸で測定が可能になりました。２系統の波形は同一時間軸上に表示され観測できます。

シート表示機能多チャネル化に対応するため、シート機能を導入（1シート32ch 表

波形のスクロール方向を縦 / 横に切り替えられます。また、時間示）。各シートでは独立した表示形式を選択できるため、用途を軸方向に圧縮することなく、長時間にわたる全体波形を確認でき

シートごとに割り当てて解析することが可能です。

る連続スクロール表示、時系列とX–Yの同時表示が可能です。

縦スクロール 4 分割

6 分割連続スクロール

記録中に波形観測■ 測定中の圧縮率・ズーム切替え
8860-51/8861-51では測定動作中に圧縮率の変更、ズーム機能の ON/OFF、バッ
クスクロール表示を行えます。これにより測定終了を待たずに、波形の確認・解析を行う事ができます。
■ バックスクロール表示
記録中、記録を止めずに過去の波形を表示させることができます。この機能はスクロールノブを左に回すだけで、自動的に過去表示になります。追従スク
ロールボタンをクリックすることで、最新の波形に戻ります。

時系列と X-Y 合成波形

スクロールノブを回転させて... バックスクロール

より複雑な条件下の波形を確実に捉える- より進化したトリガ機能 捕捉時のトリガと、捕捉後のサーチ

1つの ch に複数のトリガを設定可能

入力波形に対し、さまざまな条件を設定して異常波形だけをとら

8860-51/8861-51では、従来のメモリハイコーダとは異なり、特えるトリガ機能。プリトリガを設定して、トリガ検出前からの波形

定の1チャネルに対して、複数のトリガ種類を設定する事ができまを観測できるので異常原因の解析に威力を発揮します。

す。これにより例えば同じ入力波形に対して、グリッチ、レベル、

上記とは逆に、捕捉した全データの中から異常波形を見つけるた

アウト、電圧降下、イントリガをめに、測定時のトリガ機能と同じ条件で検索と表示ができます。

設定し、これらのトリガ条件でどのような波形が出るか見当がつかず、測定時でのトリガ設定が波形を監視できます。

難しい場合は、全てのデータを捕捉後サーチ機能で異常カ所を探（8860-51では 8 条件、8861-51では16 条件を設定可能）

します。

単純なレベルトリガにてス
タートトリガ成立■ MEM ファンクション用ストップトリガ
従来のメモリハイコーダにはなかったストップトリガ機能を搭載。MEMファンクションにおいても、RECファンクションと同じように測定タイミングを制御することができま

8 回目のレベルトリガ（イベント回数指定）にてストップトリ
ガ条件成立

す。またトリガソースごとに、スタートorストップの設定が可能なため、様々な組合せで測定のタイミングを制御できます。
（ロジックも設定対象とすることが可能です）■ 降下トリガで電源ラインの瞬時停電を捕捉
落雷等による送電停止や短絡によるブレーカトリップなどにより発生する瞬時停電は、
電圧降下トリガを設定。ソレノイドの開閉などにより発生するインパルスノイズやサージ
ノイズ（電圧スウェル）は、ウインドウアウトトリガを設定■ スロープトリガ
従来のメモリハイコーダにはなかったスロー
プトリガ機能を搭載。電源波形などの周期波形に重畳したノイズを監視する事ができます。また、温度の急激な変化などを、レベ
ルではなく、スロープの変化量で監視する事ができます。

電源波形のノイズ

電源波形のノイズ

温度の急峻な変化"1, 0, 0, ↑ " パターンのエッジ検出では、この位置でトリガとならない■ ロジックトリガのエッジ検出 /レベル検出
従来のメモリハイコーダでは、ロジックトリガはエッジ検出のみでしたが、レベル検出では、測定開始後に条件に合致していれば、トリガします

8860 -51/8861-51 ではロジックのレベル検出を搭載。これは、測定開始後にロジックパターン条件を一度外れなくても、パターンが成立していればトリガする...という機能です。

エッジ検出では、測定開始後に一度条件から外れなければトリガしません

１
０
０
↑

１
０
０
↑

エッジ検出の場合（従来例）

１
０
０
↑

レベル検出の場合■ トリガソースごとにイベント回数を設定可能     ※ アナログトリガ限定
従来のメモリハイコーダとは異なり、各トリガソース固有のイベント回数を設定できるため、様々な組合せでトリガ条件を設定できます。

トリガソースが 5 回成立することを、トリガとして設定しています

7

8

時間領域の波形を周波数領域に変換 /解析- FFT 解析機能 -FFT 解析機能
周波数成分の解析などの１信号 FFT、伝達関数などの解析を行う２信

時間領域

号 FFT、また音響解析に用いられるオクターブ解析機能があります。解析元の信号は、メモリファンクションで捕捉した波形の中から、必要な部（データ数は 1,000 点〜20,000 点を選択できます）
分を指定できます。

また、従来機種 8855と同一条件（最も演算時間がかかる解析）で比較して、演
算速度は約 10 倍向上しました。

■ 最大同時演算数 16
HIOKI 製従来機種 8855, 8841等では、最大同時演算数が 2 でしたが、8860 -51/8861-51 ではその 8 倍の最大 16 解析まで同時にFFT 演算することができます。また解析チャネルも独立して選択することが可能です。

■ 画面分割（全 14 パターン）
用途に応じて、画面分割の形式を選ぶことができます。メモリファン
クションやレコーダファンクションのように、分割形式をシートごとに分けることも可能です。また従来機種 8855, 8841等では不可能だったグラフ同士の重ね合わせ表
示も可能です。
（但し解析モードに依存します）

豊富な窓関数従 来機 種 8855, 8841等では、窓関数が「方形 波 」「ハニング」「エクスポネンシャル」の 3 種類でしたが、8860 51/8861-51 では更に 4 つを追加し、全部で 7 つの中から選択することができるようになりました。また、他社製 FFT ア
ナライザと弊社製との演算結果で、「ラインスペクトルの値が異なる」という場合がありましたが、窓関数使用時のエネル
ギー減衰量の補正方法を選択できるようにすることで解決しています。
■ 位相ハイライト表示
位相ハイライト表示は、位相計算の途中でパワースペクトルを求め、これがある一定レベルを超えたところのみを強調して表示する機能です。図はハイライト表示を ON にした時のパワースペクトルと位相スペクトルを同時に表示したものです。この図から、雑音のようになって見にくかった波形も、注目すべきポイントをより簡単に見つけることができます。
■ DISP 画面で設定変更可能
DISP 画面（波形観測画面）上部のダイアログバーで、様々な設定を変更できます。また、
周波数分解能と取り込み時間も表示されます。

周波数領域

9

解析ポイント指定

メモリ波形から FFT 演算が可能

メモリ波形

メモリファンクションで測定したデータを FFT 解析するとき、ジョグシャ
トルで解析ポイントを指定し、同時に演算結果も見ることができるようになりました。従来機種 8855, 8841 等のように、メモリファンクションとFFTファンクションを行き来して演算開始ポイントを設定する手間が大幅に軽減されました。また、メモリファンクションで測定した「生データ」表示と「ストレージ波形」演算結果の同時表示で、窓関数の効果を確認しながらのスペクトル波形同時表示により、解析時の操作性が格段に向上しています。

■ 豊富な解析モード
演算項目は、新たに「パワースペクトル密度」と「LPC 分析」を追パワースペクトラム密度

加し、1Hz 当たりのパワースペクトルとスペクトル包絡を測定でノイズなどのように広帯域に広がる信号を分析するとき、1Hzあたりのパワースペクトルを求めることができます

きるようにしています。演算の設定に関しては、これまであった「チャネルモード」という概念を廃止し、演算項目を指定することで自動的にチャネル設定がアクティブ、または非アクティブに切り替わることで設定の煩わしさを解消しています。

パワースペクトラム密度（LPC 分析）
統計的な手法を用いて、最も適当と思われるスペクトルを「推定」します■ 測定後に演算ポイント数を変更して再計算少ない演算ポイント数で測定したデータであっても、演算ポイント数を後から変えて再分析することが可能です。例えば、1,000 ポイントで測定したデータを、20,000 ポイントに変換して再分析することができます。この場合周波数分解能が 20 倍にアップします。もちろん、20,000 ポイントで測定したデータを、1,000 ポイントで再分析することもできます。
※演算ポイント数を変えた再計算は、周波数平均がONの時はできません
1000 ポイント

1000 ポイント ⇨ 10000 ポイント変換■「dB」によるスケーリング
これまで要望の多かった dB によるスケーリングを可能にしました。これまでは電卓を片手に対数計算をする必要がありました。
8860-51/8861-51 では、オーバーオール値（パワースペクトルの和）をdBのまま入力でき、簡単にスケー
リングできます。これにより、騒音計な

スケーリング前

どの信号を簡単に直読することが可能になります。

スケーリング後10

インターネットブラウザで遠隔操作- LAN/USB、演算機能 -■ 遠隔制御、共有フォルダへの自動保存
8860シリーズでは、パソコンのインターネットブラ
ウザを利用して、遠隔操作を行う事ができます。また、
8860-51/8861-51 のファイル画面に、LAN で接続しているパソコンの共有フォルダを登録すると、データハブを保存したり、読み込む事ができます。

■ 共有フォルダにアクセスするには ...
8860 -51 のファイル画面で、パソコンのホスト名を入力し、ログインアカウントにて
ユーザ名/パスワードを入力、共有したいフォルダを選択すれば完了です。

■ USBマウス/キーボード接続可能
マウスよる操作が可能で、PC と同様な使いやすさを実現して

USB レセプタクル A
3 ポート

います。キーボードも使用できますのでコメント入力などがより一層簡単になりました。

マウスの右クリックによるポップアップメニューを豊富に取り揃えています外部モニター出力■ USB端子/外部モニター出力■ 自動保存先のエラー回避

USB2.0 を3ポート装備。PC用の市販周辺機器も利用可能です。また、

8860 シリーズでは、自動保存先として 2 つまで保存先を設定できま

測定画面を外部モニターに表示できる D-sub出力を標準装備。

す。これにより、自動保存中にエラーが発生すると（例えば USB の容量オーバーなど）、自動的に保存先 2 へ動作を切り替えて、自動保存を継続します。

■ 測定動作中に自動保存

測定動作中に自動保存動作を行うため、測定終了後の保存作業の終了待ち時間を短縮

8860 シリーズでは、従来のメモリハイコーダでは不可能であった測定動作中の自動保存を可能にしました。

■ 制限事項
測定中の自動保存が実行可能な時間軸は、1ms/
DIV以上です。またスキャナユニット、
チャネル数、保存メディア、リアルタイム印刷の設定状況により、設定可能な時間軸が制限されます。

■ 16グループの数値演算が設定可能
8860 シリーズでは、数値演算を 16 グループ設定することができます。さらに、各グループにおいて、19 種類の演算項目から16 項目を任意に選択できます。また数値演算の設定確認・変更、再演算を、波形画面の SUB MENU 画面で実行できます。これによりグループに振り分けた演算を、波形画面で変更しながら確認でき、操作性が向上しました。

■ 時系列＋XY合成波形の同時表示
8860 シリーズでは、画面分割の一つとして「時系列波形」と「X-Y 合成波形」の同時表示を実現しました。任意のチャネル
を X 軸と Y 軸に設定可能。MEM ファンクションでの X-Y 波形表示が可能です。8860-51/8861-51 では X-Y 表示を 16 合成同時に可能です。

時系列波形と XY合成波形（2 つまで）が、同時に表示可能

時系列画面が同時に表示されているため、AB カーソル間のX-Y合成も容易に行えます11■ 本体仕様 ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )基本仕様

8860 -51（入力ユニット数 Max.4） 8861-51（入力ユニット数 Max.8）

基本仕様

プラグイン入力ユニット方式 プラグイン入力ユニット方式
アナログ最大 16ch（スキャナユ アナログ最大 32ch（スキャナユ

バックアップ機能 時計 , 設定条件バックアップ（標準）：25°C 参考値にて 10 年以上

入 力 方 式/チ ャ ネ ル 数 ニット使用時最大 64ch）

ニット使用時最大 128ch）＋ロジック 16ch（標準装備）＋ロジック 16ch（標準装備）

測

定

機

8860 -51（入力ユニット数 Max.4） 8861-51（入力ユニット数 Max.8）
波形バックアップ機能：（オプション ※3）満充電後 25°C 参考値にて10 時間バックアップ (8860-51), 5 時間バックアップ (8861-51)※3 発注時指定オプション
ニッケル水素電池使用
メモリバックアップユニット9719-50

BNC 端子 : 外部サンプリング入力 , サンプリング同期出力

メモリ（高速記録）
レコーダ（実時間記録）
能 REC&MEM（実時間記録 & 高速記録）
FFT（周波数解析）
リアルタイムセーブ（ハードディスク等へ直接記録）

外 部 制 御 端 子 端子台 : 外部トリガ入力 , トリガ出力 , GO/NG 出力 , 外部ス
タート , 外部ストップ , プリント入力

端子台 : トリガ出力か CAL 出力を選択 , 0 - 5V, 1kHz 方形波 ,キャリブレート出力
10:1 プローブ /100:1 プローブの容量補正用

20MS/ 秒（50ns, 全 ch 同時 , 8956 アナログユニット使用時）

最高サンプリング速度 外部サンプリング（10MS/ 秒 , 100ns）

1unit：電圧 2ch, 20MS/s, 12bit 分解能（8956）
1unit：電圧 2ch, 2MS/s, 16bit 分解能（8957）
1unit：電圧/熱電対スキャン16ch, 50msec〜, レンジの1/1000分解能〜（8958）
1unit：電圧 /RMS, 1MS/s, 12bit 分解能（8959）
測 定 信 号 の 種 類 1unit：電圧 /RMS, 2MS/s, 16bit 分解能（8961）
1unit：電圧 2ch, 1MS/s, 12bit 分解能（8936/8938）
最高サンプリング速度 1unit：電圧 / 熱電対 2ch, 4kS/s, 12bit 分解能（8937）
分解能
1unit：歪みゲージ 2ch, 1MS/s 12bit 分解能 (8939)（ユニット型名） 1unit：歪みゲージ 2ch, 200kS/s 16bit 分解能（8960）
1unit：周波数 / 積算 / 電流 / 電圧 2ch, 1MS/s, 12bit 分解能（8940）
1unit：加速度ピックアップ 2ch, 1MS/s, 12bit 分解能（8947）
1unit：電圧 4ch, 1MS/s, 12bit 分解能（8946）
32M ワード（メモリボード9715-50× 1） 64Mワード（メモリボード 9715-50× 2）( アナログ12bit+ロジック4bit) ×(アナログ12bit+ロジック4bit) ×
32Mワード/ch (1ch使用時) 〜
32Mワード/ch (2ch使用時) 〜( アナログ12bit+ロジック4bit) ×(アナログ12bit+ロジック4bit) ×
メ モ リ 容 量 2Mワード/ch (16ch使用時)
2Mワード/ch (32ch使用時)※1 発注時指定必須オプション
どれか1つを必ず選択
最大増設時 1G ワード（メモリボード 最大増設時 2G ワード（メモリボード
9715-50：32M ワードメモリ
9715-51：128M ワードメモリ
9715-52：512M ワードメモリ
9715-53：1Gワードメモリ

9715-53× 1）

9715-53× 2）( アナログ12bit+ロジック4bit) ×
1Gワード/ch (1ch使用時) 〜( アナログ12bit+ロジック4bit) ×
64Mワード/ch (16ch使用時)(アナログ12bit+ロジック4bit) ×
1Gワード/ch (2ch使用時) 〜(アナログ12bit+ロジック4bit) ×
64Mワード/ch (32ch使用時)

注：1 ワード =2 バイト（12bit or 16bit）のため 1G ワード =2G バイト換算
注：内蔵メモリを使用するチャネル数により分配して使用します

外

部

記

USB：USB2.0準拠シリーズAレセプタクル3ポート (キーボード,
マウス, HDD, USBメモリ), 8860-51/8861-51対応USBプリンタ
は2008年より入手不可
外部インタフェース LAN：RJ-45コネクタ, Ethernet 100BASE-TX, 10BASE-T
機能：HTTPサーバ, FTPサーバ, ファイル共有, DHCP対応,
メール送信
モニター出力：D-Sub 15ピン, SVGA出力

環

境

適

合

■ メモリファンクションの最大記録時間（1 軸のみ使用）

件 使用温湿度範囲 : 0°C〜 40°C, 20% 〜 80% rh

規Safety: EN61010
格EMC: EN61326

電
消

費

電

保存温湿度範囲 : -10°C〜 50°C, 20% 〜 90% rh

源

AC 100 〜 240V（50/60 Hz）
DC 12V 系（DC 電源ユニット9684：発注時指定オプション）

力

220VA max.（プリンタ未使用） 280VA max.（プリンタ未使用）
300VA max.（A4 プリンタ使用） 350VA max.（A4 プリンタ使用）

約330W × 250H × 184.5Dmm, 約330W × 250H × 284.5Dmm,
8kg（プリンタ非装着）
10.5kg（プリンタ非装着）
約330W × 272.5H × 184.5Dmm, 約330W × 272.5H × 284.5Dmm,
外 形 寸 法・ 質 量
9.5kg（A4プリンタ装着時）12kg（A4プリンタ装着時）
約330W × 255.5H × 184.5Dmm, 約330W × 255.5H × 284.5Dmm,
9.0kg（A6プリンタ装着時）
11.5kg（A6プリンタ装着時）

付

憶 ハードディスク × 1基 : 80GB, FAT32フォーマット

条（結露しないこと）属

クイックスタートマニュアル× 1, 詳細取扱説明書× 1, 入力ユニットガイ
ド× 1, 取扱説明書解析編 × 1, 電源コード× 1, 接地アダプタ× 1, 入力品
コードラベル× 1, アプリケーションディスク（波形ビューワWv/通信コ
マンド表）× 1■ メモリファンクションの最大記録時間（2 軸サンプリング使用）※メモリボード9715-50を8860-51は1枚、8861-51は 2 枚実装、32Mワード時の任意記録長設定にて。

※メモリボード9715-50を8860-51は1枚、8861-51は 2 枚実装、32Mワード時の任意記録長設定にて。

※遅い時間軸レンジでは1年以上にもなりますが、動作保証できません。

※遅い時間軸レンジでは1年以上にもなりますが、動作保証できません。

※メモリ容量は下記 32Mワードを基準に1Gワードまで、発注時オプションにて選択。
1軸のみ 使用（2 軸 OFF） ch 数

8860-51 : 16ch
8861-51 : 32ch

8860-51 : 8ch
8861-51 : 16ch

8860-51 : 4ch
8861-51 : 8ch※メモリ容量は下記 32Mワードを基準に1Gワードまで、発注時オプションにて選択。
8860-51 : 2ch
8861-51 : 4ch

8860-51 : 1ch
8861-51 : 2ch

32MW

20,000 div

40,000 div

80,000 div

160,000 div

320,000 div

128MW

×4 (80,000 div)

×4 (160,000 div)

×4 (320,000 div)

×4 (640,000 div)

×4 (1,280,000 div)512MW

×16 (320,000 div)

×16 (640,000 div)

×16 (1,280,000 div)

×16 (2,560,000 div)

×16 (5,120,000 div)

1GW

×32 (640,000 div)

×32 (1,280,000 div)

×32 (2,560,000 div)

×32 (5,120,000 div)

×32 (10,240,000 div)

時間軸

Samp
周期

32MW
20,000 div

32MW
40,000 div

32MW
80,000 div

32MW
160,000 div

32MW
320,000 div

5μs/DIV

50ns

100ms

200ms

400ms

800ms

1.6s

10μs/DIV

100ns

200ms

400ms

800ms

1.6s

3.2s

20μs/DIV

200ns

400ms

800ms

1.6s

3.2s

6.4s

メモリ容量

50μs/DIV

500ns

1s

2s

4s

8s

16s

100μs/DIV

1μs

2s

4s

8s

16s

32s

200μs/DIV

2μs

4s

8s

16s

32s

1min 04s

500μs/DIV

5μs

10s

20s

40s

1min 20s

2min 40s

1ms/DIV

10μs

20s

40s

1min 20s

2min 40s

5min 20s

2ms/DIV

20μs

40s

1min 20s

2min 40s

5min 20s

10min 40s

5ms/DIV

50μs

1min 40s

3min 20s

6min 40s

13min 20s

26min 40s

10ms/DIV 100μs

3min 20s

6min 40s

13min 20s

26min 40s

53min 20s

20ms/DIV 200μs

6min 40s

13min 20s

26min 40s

53min 20s

1h 46min 40s

50ms/DIV 500μs

16min 40s

33min 20s

1h 06min 40s

2h 13min 20s

4h 26min 40s

100ms/DIV

1ms

33min 20s

1h 06min 40s

2h 13min 20s

4h 26min 40s

8h 53min 20s

200ms/DIV

2ms

1h 06min 40s

2h 13min 20s

4h 26min 40s

8h 53min 20s

17h 46min 40s

500ms/DIV

5ms

2h 46min 40s

5h 33min 20s

11h 06min 40s

22h 13min 20s

1d 20h 26min 40s

1s/DIV

10ms

5h 33min 20s

11h 06min 40s

22h 13min 20s

1d 20h 26min 40s

3d 16h 53min 20s

2s/DIV

20ms

11h 06min 40s

22h 13min 20s

1d 20h 26min 40s

3d 16h 53min 20s

7d 09h 46min 40s

5s/DIV50ms

1d 03h 46min 40s

2d 07h 33min 20s

4d 15h 06min 40s

9d 06h 13min 20s

18d 12h 26min 40s

10s/DIV 100ms

2d 07h 33min 20s

4d 15h 06min 40s

9d 06h 13min 20s

18d 12h 26min 40s

37d 00h 53min 20s

30s/DIV 300ms

6d 22h 40min 00s

13d 21h 20min 00s

27d 18h 40min 00s

55d 13h 20min 00s 111d 02h 40min 00s

1min/DIV 600ms

13d 21h 20min 00s

27d 18h 40min 00s

55d 13h 20min 00s 111d 02h 40min 00s 222d 05h 20min 00s

100s/DIV

1.0s

23d 03h 33min 20s

46d 07h 06min 40s

92d 14h 13min 20s 185d 04h 26min 40s 370d 08h 53min 20s

2min/DIV

1.2s

27d 18h 40min 00s

55d 13h 20min 00s 111d 02h 40min 00s 222d 05h 20min 00s

5min/DIV

3.0s

69d 10h 40min 00s 138d 21h 20min 00s 277d 18h 40min 00s

-略-

-略-略-

1軸

使用
ch 数

8860-51 : 8ch
8861-51 : 16ch

8860-51 : 4ch
8861-51 : 8ch

8860-51 : 2ch
8861-51 : 4ch

8860-51 : 1ch
8861-51 : 2ch

2軸8958 8860-51: 8 x 8ch 8860-51: 8 x 8ch
使用
ch 数 8861-51: 16 x 8ch 8861-51: 16 x 8ch

8860-51: 4 x 8ch
8861-51: 8 x 8ch

8860-51: 2 x 8ch
8861-51: 4 x 8ch

8860-51: 1 x 8ch
8861-51: 2 x 8ch

メモリ容量

時間軸

8860-51 : 16ch
8861-51 : 32ch

32MW

1,000 div

2,000 div

5,000 div

10,000 div

20,000 div

128MW

×5 (5,000 div)

×5 (10,000 div)

×4 (20,000 div)

×4 (40,000 div)

×4 (80,000 div)512MW

×20 (20,000 div)

×20 (40,000 div)

×16 (80,000 div)

×16 (160,000 div)

×16 (320,000 div)

1GW

×40 (40,000 div)

×40 (80,000 div)

×32 (160,000 div)

×32 (320,000 div)

×32 (640,000 div)

Samp
周期

32MW
1,000 div

32MW
2,000 div

32MW
5,000 div

32MW
10,000 div

32MW
20,000 div

5μs/DIV

50ns

5ms

10ms

25ms

50ms

100ms

10μs/DIV

100ns

10ms

20ms

50ms

100ms

200ms

20μs/DIV

200ns

20ms

40ms

100ms

200ms

400ms

50μs/DIV

500ns

50ms

100ms

250ms

500ms

1s

100μs/DIV

1μs

100ms

200ms

500ms

1s

2s

200μs/DIV

2μs

200ms

400ms

1s

2s

4s

500μs/DIV

5μs

500ms

1s

2.5s

5s

10s
20s

1ms/DIV

10μs

1s

2s

5s

10s

2ms/DIV

20μs

2s

4s

10s

20s

40s

5ms/DIV

50μs

5s

10s

25s

50s

1min 40s

10ms/DIV 100μs

10s

20s

50s

1min 40s

3min 20s

20ms/DIV 200μs

20s

40s

1min 40s

3min 20s

6min 40s

50ms/DIV 500μs

50s

1min 40s

4min 10s

8min 20s

16min 40s

100ms/DIV

1ms

1min 40s

3min 20s

8min 20s

16min 40s

33min 20s

200ms/DIV

2ms

3min 20s

6min 40s

16min 40s

33min 20s

1h 06min 40s
2h 46min 40s

500ms/DIV

5ms

8min 20s

16min 40s

41min 40s

1h 23min 20s

1s/DIV

10ms

16min 40s

33min 20s

1h 23min 20s

2h 46min 40s

5h 33min 20s

2s/DIV

20ms

33min 20s

1h 6min 40s

2h 46min 40s

5h 33min 20s

11h 06min 40s

5s/DIV50ms

1h 23min 20s

2h 46min 40s

6h 56min 40s

13h 53min 20s

1d 03h 46min 40s

10s/DIV 100ms

2h 46min 40s

5h 33min 00s

13h 53min 20s

1d 03h 46min 40s

2d 07h 33min 20s

30s/DIV 300ms

8h 20min 00s

16h 40min 00s

1d 17h 40min 00s

3d 11h 20min 00s

6d 22h 40min 00s

1min/DIV 600ms

16h 40min 00s

33h 20min 00s

3d 11h 20min 00s

6d 22h 40min 00s

13d 21h 20min 00s

100s/DIV

1.0s

1d 03h 46min 40s

2d 07h 33min 20s

5d 18h 53min 20s

11d 13h 46min 40s

23d 03h 33min 20s

2min/DIV

1.2s

1d 09h 20min 00s

2d 18h 40min 00s

6d 22h 40min 00s

13d 21h 20min 00s

27d 18h 40min 00s

5min/DIV

3.0s

3d 11h 20min 00s

6d 22h 40min 00s

17d 08h 40min 00s

34d 17h 20min 00s

69d 10h 40min 00s

12■ 本体仕様
記録表示部
表

示

※6

記

10ms 〜200ms※8/DIV, 500ms 〜1hour/DIV 19レンジ, 時間軸
分解能 100 ポイント/DIV, 時間軸拡大：×2 〜 ×4 の 2 段 , 圧縮：
1/2 〜1/20000 の13 段「連続」時：20ms/DIV〜1hour/DIV
軸 記録長16ch スキャナユニット8958 使用時：50ms/DIV〜1hour/DIV

記録機能はオプションのプリンタユニット装着時（SVGA, 800 × 600ドット）
部 10.4 型 TFTカラー液晶ディスプレイ

記録紙 9231：216mm × 30m, ロール型感熱紙（A4タイプのプリンタ※6

レコーダファンクション

録

紙

ユニット8995 使用時）

時

間

※8: バーチャルレコード機能：10ms 〜 200ms/DIV では記録紙への実時間記録はできないが, メモリ上に波形を記憶しており画面でモニタ可能。波形は測定終了時の 5,000DIV
前まで記憶している。また , 記録長が " 連続 " 以外ではプリンタも同時に動作でき, 後追いで波形をプリントできる。

記録紙 9234：112mm × 18m, ロール型感熱紙（A6タイプのプリンタ

ユニット8995 -01 使用時）

記録紙 9231：200mm, フルスケール20DIV, 1DIV=10mm（A4タイ
※6

記

録

幅

プのプリンタユニット8995 使用時）

サンプリング速度 100ns 〜 1s の 8 段（時間軸の 1/100 の周期より選択）

記録紙 9234：100mm, フルスケール10DIV, 1DIV=10mm（A6タイ

32MW 時 : 1DIV ステップの任意設定 ( 最大 5,000DIV), 連続 ※916ch スキャナユニット 8958 実装時は 1,000DIV まで
128MW 時 : 1DIV ステップの任意設定 ( 最大 20,000DIV), 連続 ※916ch スキャナユニット 8958 実装時は 5,000DIV まで
512MW 時 : 1DIV ステップの任意設定 ( 最大 80,000DIV), 連続 ※9
長 16ch スキャナユニット 8958 実装時は 20,000DIV まで
1GW 時 : 1DIV ステップの任意設定 ( 最大 160,000DIV), 連続 ※916ch スキャナユニット 8958 実装時は 40,000DIV まで

プのプリンタユニット8995 -01 使用時）

10ライン/mm (A4サイズプリンタ8995 使用時 ), 8ライン/mm (A6サイズプリンタ※6

紙 送 り 密 度 8995-01使用時 ), メモリファンクションのスムースプリント時は 20ライン/mm (A4サイズ※6

記 録 速 度 最大 25mm/ 秒

プリンタ8995 使用時 )

記

録

トリガ機能

※9: 時間軸 10ms 〜200ms/DIV 時プリンタON での連続は不可, A6 プリンタ使用時で数値印刷の場合10ms 〜1s/DIVは不可※8861-51 の搭載メモリ量は上記の 2 倍ですが記録長は 8860-51 と同じです

アナログ, ロジックA〜D, 外部トリガ (2.5Vの立ち下がりまたは端子ショート) ,タイマトリガの各ソースごとにON/OFF, ソース間 AND/OR, 強制トリガ可ト リ ガ ソ ー ス 能 , 標準モード ( 全アナログchにトリガソース設定可能 ), 拡張モード (1つのアナ

ログchに複数のトリガソース設定可能 , 8860 -51 は 8 個まで, 8861-51 はUNIT1〜
4 の chで 8 個 /UNIT5 〜8 の chで 8 個まで設定可能 )レベルトリガ：設定電圧値の立ち上がり, または立ち下がりで横切った時トリガ発生
ウインドウトリガ：レベルの上限値 , 下限値内に入った時, または出た時トリガ発生
周期トリガ：設定電圧値の立ち上がり, または立ち下がりの周期を測定し, 設定した周期範囲外の時トリガ発生
ト リ ガ 種 類 グリッチトリガ：設定電圧値の立ち上がり, または立ち下がりから（アナログ）
設定パルス幅以下の時トリガ発生
スロープトリガ：設定した変化量（傾き）を超えた , または下回った
時トリガ発生
電圧降下トリガ：商用電源 50/60Hz 専用 , ピーク電圧が設定値を下回った時トリガ発生
イベント指定：各トリガソースごとに成立回数をカウントし, 設定した回数に達した時トリガ発生

レベル設定分解能 0.1% f.s.（f.s.=20DIV）
ト リ ガ 種 類 1, 0, 01, ×, パターン設定 , 4chごとAND/OR, レベル検出 /エッジ検（ロジック）（アナログ/ロジック） REC&MEMファンクション), ON (10ms)/OFF(レコーダファンクション)

トリガ前後を捉えるプリトリガ機能 , トリガ出力 ( 端子台、オープンコレク

そ の 他 機 能 タ5V 電圧出力付きアクティブ Low), トリガ待ち中のレベル表示 , スタート
/ストップそれぞれ独立してトリガ条件を設定可能

メモリファンクション
5µs〜 5min/DIV, 26レンジ or 外部サンプリング, 時間軸分解能

間軸 100 ポイント/DIV, 時間軸拡大：×2 〜 ×10 の 3 段 , 圧縮：1/2 〜
1/500,000 の17 段

固定：時間軸レンジの1/100, 任意：外部サンプリング
サンプリング速度 サンプリング周期による時間軸設定可能
2 系統サンプリング速度を設定可能

記

32MW 時 : 1DIV ステップの任意設定（最大 320,000※7DIV）
または固定設定 25 〜 200,000※7DIV
128MW 時 : 1DIV ステップの任意設定（最大 1,280,000※7DIV）
または固定設定 25 〜 1,000,000※7DIV
512MW
時 : 1DIV ステップの任意設定（最大 5,120,000※7DIV）
長または固定設定 25 〜 5,000,000※7DIV
1GW 時 : 1DIV ステップの任意設定（最大 10,240,000※7DIV）
または固定設定 25 〜 10,000,000※7DIV録※7: 8860-51 は 1ch のみ使用時 /8861-51 は 2ch のみ使用時に最大記録長となる , 886151 の搭載メモリ量は上記の 2 倍ですが記録長は 8860-51 と同じです

トリガ以前の記録 , 記録長に対し−100 〜＋100%（1% ステップ任意

プ リ ト リ ガ 設定）

形記※10: 32MW 〜 1GW まで搭載メモリ量により変わる , 8861-51 の搭載メモリ量は 2 倍ですが記録長は 8860-51 と同じです

画面分割 (1〜8), シート表示 (1シート最大 32ch), ロギング ( 測定データを

画 面 / 印 字 関 係 ディジタル値でプリント/ 表示), 電圧軸の拡大 (×2〜 ×100), 圧縮 (×1/2〜 ×1/10), バリアブル表示

REC ＆ MEM ファンクション時
時

100ms 〜1hour/DIV 16レンジ, 時間軸分解能 100 ポイント/DIV,

間

（REC）

軸 サンプリング速度：メモリファンクションのサンプリング速度と同じ
16chスキャナユニット8958 は REC 側にのみ記録

間軸 10µs 〜 5min/DIV 25レンジ, 時間軸分解能 100 ポイント/DIV,録

長 MEM：25 〜 5,000※11DIV, 最大 160,000DIV※11

（MEM）

記

サンプリング速度：時間軸の1/100

REC：25 〜 2,000※11DIV, 最大 80,000DIV※11, 連続※11: 32MW 〜 1GW まで搭載メモリ量により変わる（1DIV ステップの任意設定も可能）

波

出切替 (01：どちらに変化してもトリガがかかる)

ト リ ガ フ ィ ル タ OFF, 0.1 〜 10.0DIV 0.1DIV ステップ で 任 意 設 定 可 能 ( メモリ,時波

最後の 5,000※10DIV, 最大 160,000※10DIV のデータをメモリに憶 保存 , 逆スクロール観測および再プリント可能

形

記

（REC）

最後の 2,500※11DIV, 最大 80,000DIV ※11 分のデータをメモリに憶 保存 , 逆スクロール観測および再プリント可能

16ch スキャナユニット 8958 使用の有無により制限あり

画面/印字関係

REC/MEM 波形の切替可, 画面分割によるREC/MEM 波形同時
表示 , 画面分割 (1〜8) , シート表示 (1シート最大 32ch) , ロギング ( 測定
データをディジタル値でプリント/ 表示), ズーム (MEMにて可能 ), バリアブル表示

メ モ リ 分 割 メモリ容量の分割使用 (最大 1024分割 ), シーケンシャルセーブ, ブロック検索

FFT ファンクション
ストレージ波形, リニアスペクトラム, RMSスペクトラム, パワース
ペクトラム, パワースペクトラム密度 , クロスパワースペクトラム, パ
解 析 モ ー ド ワースペクトラム密度 (LPC), 自己相関関数 , 頻度分布 , 伝達関
数 , 相互相関関数 , 位相スペクトラム, インパルス応答, コヒーレン
ス関数 , オクターブ分析

解 析 チ ャ ネ ル 1ch FFT, 2ch FFTとも任意のチャネル（16 解析指定可能）
周 波 数 レ ン ジ 133mHz 〜8MHz, 分解能 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000, 1/8000
サンプリング点数 1000 点 , 2000 点 , 5000 点 , 10000 点 , 20000 点
解 析 デ ー タ

新規取り込み /メモリファンクションの波形データ/REC & MEM
ファンクションの MEM 波形から選択

ウ イ ン ド ウ

レクタンギュラ, ハニング, エクスポネンシャル, ハミング, ブラックマン, ブラックマンハリス, フラットトップ

画面/印字関係

画面分割 (1/2/4), ナイキスト, ロギング ( 測定データをディジタル値でプリント/ 表示), 周波数軸の拡大と左右スクロール
時間軸 / 周波数軸の単純平均 , 指数化平均 , ピークホールド

ア ベ レ ー ジ ン グ ( 回数 2 〜10000 回まで任意設定 )リアルタイムセーブファンクション

画面分割 (1〜16), X-Y画面 (1, 4 画面 , 最大 16 合成 ), シート表示 (1シー 「全体波形データ」の 10ms 〜1hour/DIV 19レンジ, 時間軸分解能 100 ポイント/DIV,
時 間 軸 サンプリング速度：測定波形と同じ
ト最大 32ch) , ロギング ( 測定データをディジタル値でプリント/ 表示 ) , 電圧
画面/印字関係軸の拡大 (×2〜 ×100), 圧縮 (×1/2〜 ×1/10) , 重ね描き, ズーム, バリア 「測定波形データ=瞬時波形」の 100µs 〜 5min/DIV 22レンジ ( 保存先 , チャネル数により制限あり), 時間軸
ブル表示 , バーニア表示
時 間 軸 分解能 100 ポイント/DIV, サンプリング速度：時間軸の1/100
メ モ リ 分 割 メモリ容量の分割使用 (最大4096 分割 ), シーケンシャルセーブ, ブロック検索
保存
先 内蔵 HDD, LAN 経由 PC
四則演算 , 絶対値 , 指数 , 常用対数 , 平方根 , 移動平均 , 微分 (1次 ,
2 次 ), 積分 (1 次 , 2 次 ), 時間軸方向の平行移動 , 三角関数 (SIN,
波形処理演算COS, TAN), 逆三角関数 (ASIN, ACOS, ATAN), 任意演算式 16
式 , メモリ容量の1/4 の記録長まで演算可能(A/Bカーソルで演算範囲を指定して数値演算可能 , 数値演算の判定可能 , 数値
演算結果の自動保存可能 , 既存の数値演算結果を任意に保存可能 )

数

値

演

長

最大記録長は保存先の空き容量 , ファイルシステム, チャネル数 ,「全体波形」の時間軸により決定 , 最大記録長まで DIV単位で設定可能

画面/印字関係

測定中：「全体波形」 測定後：「全体波形」「測定波形」の切替, 画面分割による「全体波形」「測定波形」同時表示, 画面分割 (1〜8), 16 分割 (A4プリンタのみ), シート表示 (1シート最大32ch), ロギング ( 測定データをディジタ
ル値でプリント/ 表示), ズーム ( 測定波形のみ表示時 ), バリアブル表示

記

録

平均値 , 実効値 , P-P 値 , MAX 値 , MAX 値までの時間 , MIN 値 ,算 MIN 値までの時間 , 周期 , 周波数 , 立ち上がり時間 , 立ち下がり時

間 , 面積値 , X-Y面積値 , 標準偏差 , 指定レベル時間 , パルス幅 ,デューティ比 , パルスカウント, 16 項目設定可能

ア ベ レ ー ジ ン グ 加算平均 , 指数化平均 ( 回数 2 〜10,000 回まで任意設定 )メ モ リ 転 送 メモリファンクション, FFTファンクションでデータ解析可能
波形検索機能トリガ条件, 時間 , イベントマーク, ピーク値の位置の検索 , 測定
中/ 測定後にイベントマークを最大 1000 個入力

13■ 本体仕様
付属機能
設定条件印字, カーソル測定, スケーリング, 電流クランプ設定, コメ
ント入力, 画面コピー , リスト/ゲージ, スタート状態保持, オートセッ
トアップ, 自動保存, リモート制御 (スタート/ストップ/プリント制御 ), オー
般
トレンジ, レンジオーバ表示, VIEW機能, キーロック, レベルモニタ,
バーニア機能 , オフセットキャンセル, イベントマーク入力, 波形検索機能, レポートプリント

全■ オプション仕様（別売） 8860 series 専用
寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 290g
付属品：無しアナログユニット 8956

（確度は 23 ±5°C, 30 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数：2ch 電圧測定

入

力

端

子 AC, DC300V（入力と本体間は絶縁、入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れ

絶縁 BNC 端子 ( 入力抵抗 1MΩ, 入力容量 40pF), 対地間最大定格電圧：ない上限電圧）

5mV 〜 20V/DIV, 12 レンジ , フルスケール : 20DIV,

測 定 レ ン ジ メモリファンクションで測定 / 表示可能な AC 電圧 : 280Vrms,
ローパスフィルタ : 5/500/5k/1MHz

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/100 (12bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 20MS/s (2 チャネル同時サンプリング )確度

DC振幅: ±0.4% f.s. (フィルタ5Hz)
ゼロ位置: ±0.1% f.s. (フィルタ5Hz, ゼロ調整後)

周 波 数 特 性 DC 〜 10MHz ±3dB, AC 結合時 : 7Hz 〜 10MHz ±3dB
入 力 結 合 DC, GND, AC
最 大 入 力 電 圧 DC 400V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 310g
付属品：無し高分解能ユニット 8957

（確度は 23 ±5°C, 30 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数：2ch 電圧測定

入

力

端

子 AC, DC300V（入力と本体間は絶縁、入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れ

絶縁 BNC 端子 ( 入力抵抗 1MΩ, 入力容量 40pF), 対地間最大定格電圧：ない上限電圧）

5mV 〜 20V/DIV, 12 レンジ , フルスケール : 20DIV,
測 定 レ ン ジ メモリファンクションで測定 / 表示可能な AC 電圧 : 280Vrms,
ローパスフィルタ : 5/50/500/5k/50kHz

アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象（折り返し歪み）を除去する
フィルタを内蔵 ( カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ
測 定 分 解 能 測定レンジの 1/1600 (16bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 2MS/s (2 チャネル同時サンプリング )確度

DC振幅: ±0.2% f.s. (フィルタ5Hz)
ゼロ位置: ±0.1% f.s. (フィルタ5Hz, ゼロ調整後)

周 波 数 特 性 DC 〜 200kHz ±3dB, AC 結合時 : 7Hz 〜 200kHz ±3dB
入 力 結 合 DC, GND, AC
最 大 入 力 電 圧 DC 400V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )寸法・質量：約 170W × 20H × 183Dmm, 約 385g
付属品：マイナスドライバ ×1, ショートバー ×2

16ch スキャナユニット 8958
測定機

（確度は 23 ±5°C, 30 〜 80%rh, 電源投入 1 時間後に調整実行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

能 チャネル数 : 16ch 電圧測定 / 熱電対による温度測定 (ch 毎選択可 )電圧入力/熱電対入力: ネジ締め式端子台, 推奨線径 ※1, 端子台ブロック脱着可能 (カバー装備) ※1 推奨ケーブル単線：0.14〜1.5mm2, 撚り線0.14〜

入

力

端

子

1.0mm2 (素線径f 0.18mm以上), AWG 26〜16

入力抵抗: 1MΩ, 断線検出ON時850kΩ,
対地間最大定格電圧: 33VrmsまたはDC70V (入力と本体間は絶縁, 入力
ch〜筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)5m, 50m, 500m, 2V/DIV, 4 レンジ , フルスケール : 20DIV, 測定

電 圧 測 定 レ ン ジ 可能範囲 : ±100% f.s., ディジタルフィルタ : 10/50/60Hz,

測定分解能はレンジの 1/1600 (16bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )10°C/DIV (-100°C/〜200°C), 50°C/DIV (-200°C/〜1000°C), 100°C/DIV

温 度 測 定 レ ン ジ (-200°C/〜2000°C), 3レンジ, フルスケール: 20DIV, ディジタルフィ( 上下限値は各センサの測定
ルタ: 10/50/60Hz, 測定分解能はレンジの1/1000 (16bit A/Dを使用,
入力範囲により異なる )8860 seriesに使用時)

K: -200〜1350°C, J: -200〜1200°C, E: -200〜1000°C, T: -200〜

熱 電 対 範 囲 400°C, N: -200〜1300°C, R: 0〜1700°C, S: 0〜1700°C, B: 400〜
(JIS C 1602-1995)(ASTM E-988-96)

1800°C, W (WRe5-26): 0〜2000°C, 基準接点補償: 内部/外部切り替え可能, 断線検出ON/OFF切替可能

データ更新レート
確50ms/全ch (ディジタルフィルタOFF設定時), 300ms/全ch (ディジタルフィルタ
50/60Hz設定時), 1.4s/全ch (ディジタルフィルタ10Hz設定時)
電圧: ±0.2% f.s., 熱電対 (K, J, E, T, N): ±0.05% f.s. ±1°C, (R, S, B,

度 W): ±0.05% f.s. ±2°C (400°C以上), ±0.05% f.s. ±3.5°C (400°C未満), 基準
接点補償確度: ±1°C (基準接点補償内部時に測定確度に加算)

最 大 入 力 電 圧 DC40V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 290g
付属品：無しDC/RMS ユニット 8959

（確度は 23 ±5°C, 30 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMS の切替機能

入

力

端

子 AC, DC370V（入力と本体間は絶縁、入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れ

絶縁 BNC 端子 ( 入力抵抗 1MΩ, 入力容量 30pF), 対地間最大定格電圧：ない上限電圧）

5mV 〜 20V/DIV, 12 レンジ , フルスケール : 20DIV,
測 定 レ ン ジ メモリファンクションで測定 / 表示可能な AC 電圧 : 280Vrms,
ローパスフィルタ : 5/500/5k/100kHz

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/80 (12bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 1MS/s (2 チャネル同時サンプリング )確

DC振幅: ±0.4% f.s. (フィルタ5Hz) ゼロ位置: ±0.1% f.s. (フィルタ5Hz, ゼ
度 ロ調整後)R M S 測定 時間: SLOW 5s (立ち上がり0→90% f.s.) MID 800ms (立ち上がり0→90% f.s.)

RMS振幅確度: ±1% f.s. (DC, 20Hz〜1kHz) ±3% f.s. (1kHz〜100kHz) 応答
FAST 100ms (立ち上がり0→90% f.s.) クレストファクタ: 2

周 波 数 特 性 DC 〜 400kHz ±3dB, AC 結合時 : 7Hz 〜 400kHz ±3dB
入 力 結 合 DC, GND, AC
最 大 入 力 電 圧 DC 400V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 290g
付属品：変換ケーブル ×2 ( ケーブル長 50cm)

ストレインユニット 8960

（確度は 23 ±5°C, 30 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にオートバランス後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数 : 2ch 歪み測定 ( 電子式オートバランス , 平衡調整範囲 ±10000µe 以下 )

入

力

端

子 7M10.5, 対地間最大定格電圧 : AC 33Vrms または DC 70V ( 入力

変換ケーブルに接続可能なコネクタ : 多治見 PRC03-12A10と本体間は絶縁 , 入力 ch 〜筐体間 , 各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧 )歪みゲージ式変換器, ブリッジ抵抗 120Ω〜1kΩ (ブリッジ電圧 2V),
適 応 変 換 器
350Ω〜1kΩ (ブリッジ電圧 5, 10V), ブリッジ電圧 2, 5, 10 ±0.05V

測 定 レ ン ジ

20µe 〜 1000µe/DIV, 6 レンジ , フルスケール : 20DIV,
ローパスフィルタ : 5/10/100/1kHz

アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象（折り返し歪み）を除去する
フィルタを内蔵 ( カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ
測 定 分 解 能 測定レンジの 1/1600 (16bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 200kS/s (2 チャネル同時サンプリング )確 度 オ ー ト バ ラ ン ス 後 DC 振幅 : ±(0.4% f.s. +2µe) ゼロ位置 : ±(0.1% f.s. +2µe) ( フィルタ 5Hz ON)
周 波 数 特 性 DC 〜 20kHz +1/-3dB
最 大 入 力 電 圧 DC 10V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )寸法・質量：約 170W × 19.8H × 148.5Dmm, 約 310g
付属品：接続コード 9242× 2, グラバークリップ 9243× 2

高圧ユニット 8961

（確度は 23 ±5°C, 30 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調
整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数：2ch 電圧測定 , DC/RMS の切替機能

入

力

端

子 対地間最大定格電圧：AC, DC1000V CAT II, AC, DC600V CAT III

安全バナナ端子 ( 入力抵抗 10MΩ, 入力容量 5pF 以下 ),（入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧）

1V 〜 50V/DIV, 6 レンジ , フルスケール : 20DIV,

測 定 レ ン ジ メモリファンクションで測定 / 表示可能な AC 電圧 : 700Vrms,
ローパスフィルタ : 5/50/500/5kHz

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/1600 (16bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 2MS/s (2 チャネル同時サンプリング )確度

DC振幅: ±0.25% f.s. (フィルタ5Hz)
ゼロ位置: ±0.15% f.s. (フィルタ5Hz, ゼロ調整後)

R M S 測定RMS確度: ±1% f.s. (DC, 40Hz〜1kHz正弦波) ±3% f.s. (1kHz〜10kHz正弦波)
クレストファクタ: 2

周 波 数 特 性 DC 〜 100kHz ±3dB
入 力 結 合 DC, GND
最 大 入 力 電 圧 DC 1000V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )装着可能ユニット数 8860-51/8861-51 1 台につき最大 4 ユニットまで

14■ オプション仕様（別売）8861-51/8860-51/8861-50/8860-50/8861/8860/8842/8841/8835-01/8835/8826/8720/ 共通オプション
変換ケーブル 9318（9270 〜 9272, 9277 〜 9279 と 8940 接続用）
変換ケーブル 9319（3273, 3273-50 専用の 8940 接続用）

寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 290g
付属品：無しアナログユニット 8936

（確度は 23 ±5°C, 35 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実
行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数：2ch 電圧測定

入

力

端

子 AC, DC370V（入力と本体間は絶縁、入力 ch 〜筐体間、各入力 ch 間に加えても壊れ

絶縁 BNC 端子 ( 入力抵抗 1MW, 入力容量 30pF), 対地間最大定格電圧：ない上限電圧）

5mV 〜 20V/DIV, 12 レンジ , フルスケール : 20DIV,

測 定 レ ン ジ メモリファンクションで測定 / 表示可能な AC 電圧 : 280Vrms,
ローパスフィルタ : 5/500/5k/100kHz

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/80 (12bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 1MS/s (2 チャネル同時サンプリング )確
度 DC 振幅 : ±0.4% f.s. ゼロ位置 : ±0.1% f.s. ( ゼロ調整後 )周 波 数 特 性 DC 〜 400kHz ±3dB, AC 結合時 : 7Hz 〜 400kHz ±3dB
入 力 結 合 DC, GND, AC
最 大 入 力 電 圧 DC 400V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )※シリアルNo. 041018234以前のユニットを8861-51/8860-51/8861-50/8860-50/8861/8860に使用すると残留ノイズが850 mVp-pになります。

寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 300g
付属品：無しF/V ユニット 8940

（確度は 23 ±5°C, 35 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実行にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

チャネル数 : 2ch, 電圧入力による周波数 , 積算 , パルスデューティ
比 , オプションのクランプセンサによる電流 , 電圧の各測定

測

定

機

能

入

力

端

子 センサ接続用の変換ケーブル接続専用, GNDはレコーダ本体と共通), 対地間最大定格

金属BNC端子 (入力抵抗1MΩ, 入力容量60pF), センサコネクタ端子 (クランプ
電圧: 30VrmsまたはDC60V (入力と本体間は絶縁, 入力ch〜筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)

適 合 電 流 セ ン サ 9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279, 3273, 3273-50
周波数 : DC 〜 100kHz 間を 0.05Hz 〜 5kHz/DIV, 11 レンジ ,5 (r/min) 〜 500 (r/min)/DIV, 5 レンジ , P50Hz (40 〜 60Hz),
P60Hz (50 〜 70Hz) ※ 電源ライン周波数測定には差動プローブ 9322 またはPT9303 が必要です , 確度 : ±0.2% f.s. (5kHz/DIV レンジ以外 ), ±0.7% f.s.
(5kHz/DIV レンジ ), ±0.032Hz (P50/P60Hz レンジ )測 定 レ ン ジ 積算 : DC 〜 90kHz 間を 5count 〜 500kcount/DIV, 11 レンジ
デューティ比 : 10Hz 〜 100kHz 間を 100% f.s., 1 レンジ ,確度 : ±1% f.s. (10Hz 〜 10kHz)
しきい値 : -10 〜 +10V (0.2V ステップ可変 )フルスケール: 20DIV, 最大入力電圧 : 30Vrms または DC60V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )電圧: 0.5mV〜2V/DIV, 12レンジ
電流: 5mA〜100A/DIVの中の10レンジ, 電流センサによる ( 電流センサ駆動電力を 8940 から供給時トータル 4 本まで )測 定 レ ン ジ DC 振幅確度 : ±0.4% f.s. ゼロ位置確度 : ±0.15% f.s. ( 電流測定時は使用するセンサの確度 / 特性を加算 )

寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 300g
付属品：無し電圧・温度ユニット 8937

（確度は 23 ±5°C, 35 〜 80%rh, 電源投入 1 時間後にゼロアジャスト
実行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数 : 2ch 電圧測定 / 熱電対による温度測定

入

力

端

子 し込み端子 (入力抵抗5.1MΩ以上), 対地間最大定格電圧: 30Vrmsまたは

電圧入力: 金属BNC端子 (入力抵抗1MΩ, 入力容量50pF), 熱電対入力: 差

DC60V (入力と本体間は絶縁, 入力ch〜筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)

周波数特性 : DC 〜 400kHz ±3dB
フルスケール: 20DIV, 最大入力電圧 : 30Vrms または DC60V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )測 定 分 解 能 測定レンジの 1/80 (8860 series に使用時 , 9279 使用時の電流レンジを除く )最高サンプリング速度 1MS/s (2 チャネル同時サンプリング ), ( 周波数 / デューティ比測定時 1.125µs 周期 )そ の 他 機 能

電圧入力のプルアップ: ON (10kΩ)/OFF, 入力結合: DC, GND, AC(電圧/電流), DC (その他), ローパスフィルタ: 5/500/5k/100kHz

500µV 〜2V/DIV, 12 レンジ , フルスケール : 20DIV, ローパス

電 圧 測 定 レ ン ジ フィルタ : 5/500/5k/100kHz, 測定分解能はレンジの 1/80 (12bit

寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 310g
付属品：無しA/D を使用 , 8860 series に使用時 )10°C〜100°C/DIV, 4レンジ, フルスケール: 20DIV, ローパスフィ

温 度 測 定 レ ン ジ ルタ: 5/500Hz, 測定分解能はレンジの1/80 (12bit A/Dを使用, 8860 seriesに使用時)

K: -200〜1350°C, E: -200〜800°C, J: -200〜1100°C, T: -200〜
熱 電 対 範 囲 400°C, N: -200〜1300°C, R: 0〜1700°C, S: 0〜1700°C, B: 300〜
1800°C, 基準接点補償: 内部/外部切り替え可能

最高サンプリング速度 電圧入力部 : 1MS/s, 温度測定部 : 4kS/s (2 チャネル同時サンプリング )電圧入力部 DC振幅: ±0.4% f.s. ゼロ位置: ±0.15% f.s.
温度測定部 (K, E, J, T, N): ±0.1% f.s. ±1°C, ±0.1% f.s. ±2°C (-200°C〜0°C),
度(R, S): ±0.1% f.s. ±3°C, (B): ±0.1% f.s. ±4°C (400°C〜1800°C),
基準接点補償確度: ±0.1% f.s. ±1.5°C (基準接点内部補償時)

確

周 波 数 特 性

電圧入力部 : DC 〜 400kHz +1/-3dB
温度測定部 : DC 〜 1kHz +1/-3dB

入 力 結 合 DC, GND, AC
最 大 入 力 電 圧 30Vrms または DC60V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )4ch アナログユニット 8946

（確度は 23 ±5°C, 35 〜 80%rh, 電源投入 30 分後にゼロアジャスト実行にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数 : 4ch 電圧測定

入

力

端

子 30Vrms または DC60V ( 入力と本体間は絶縁 , 入力 ch 〜筐体間 , 各入力 ch 間に金属 BNC 端子 ( 入力抵抗 1MΩ, 入力容量 15pF), 対地間最大定格電圧 :加えても壊れない上限電圧 )測 定 レ ン ジ

10mV 〜 2V/DIV, 8 レンジ , フルスケール : 20DIV, ローパス
フィルタ : 5/500/5k/50kHz, 入力結合 : DC, GND

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/80 (12bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 1MS/s (4 チャネル同時サンプリング )確
度 DC 振幅 : ±0.5% f.s. ゼロ位置 : ±0.15% f.s. ( ゼロ調整後 )周 波 数 特 性 DC 〜 100kHz ±3dB
最 大 入 力 電 圧 30Vrms または DC60V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )※シリアルNo. 041135257以前のユニットを8861-51/8860-51/8861-50/8860-50/8861/8860に使用すると残留ノイズが150 mVp-pになります。

寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 310g
付属品：無しチャージユニット 8947
測定機

（確度は 23 ±5°C, 35 〜 80%rh, 電源投入 1 時間後にゼロアジャスト
実行後にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

能 チャネル数：2ch 加速度測定
電圧入力 / プリアンプ内蔵用入力 : 金属 BNC 端子（電圧入力時 : 入力

寸法・質量：約 170W × 20H × 148.5Dmm, 約 250g
付属品：変換ケーブル ×2

ストレインユニット 8939

入

力

端

子 電荷入力 : ミニチュアコネクタ（#10-32UNF）（確度は 23 ±5°C, 35 〜 80%rh, 電源投入 1 時間後にオートバランス
実行にて規定 , 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年）

測

定

機

能 チャネル数 : 2ch 歪み測定 ( 電子式オートバランス , 平衡調整範囲 ±10000µe 以下 )

入

力

端

子 大定格電圧 : 30Vrms または DC60V ( 入力と本体間は絶縁 , 入力 ch 〜筐体

変換ケーブルを介して多治見 PRC03-12A10-7M10.5, 対地間最間 , 各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧 )適 応 変 換 器

歪みゲージ式変換器 , ブリッジ抵抗 120Ω 〜 1kΩ,
ブリッジ電圧 2 ±0.05V

測 定 レ ン ジ

20µe 〜 1000µe/DIV, 6 レンジ , フルスケール : 20DIV,
ローパスフィルタ : 10/30/300/3kHz

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/80 (12bit A/D を使用 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 1MS/s (2 チャネル同時サンプリング )確 度 オ ー ト バ ラ ン ス 後 DC 振幅 : ±(0.5% f.s. +2µe) ゼロ位置 : ±0.5% f.s.
周 波 数 特 性 DC 〜 20kHz +1/-3dB
最 大 入 力 電 圧 10V DC+AC peak ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧 )抵抗 1MΩ, 入力容量 200pF 以下）

対地間最大定格電圧 : 30Vrms または DC60V ( 入力と本体間は絶縁 , 入

力 ch 〜筐体間 , 各入力 ch 間に加えても壊れない上限電圧 )適 応 変 換 器

電荷入力: 電荷出力型圧電式加速度ピックアップセンサ
プリアンプ内蔵用入力: プリアンプ内蔵型加速度ピックアップセンサ
50m(m/s2)/DIV〜10k(m/s2)/DIV, 12レンジ ×6種, 電荷入力感度: 0.1

測 定 レ ン ジ 〜10pC/(m/s2), プリアンプ内蔵センサ入力感度: 0.1〜10mV/(m/s2),

電荷入力（ミニチュアコネクタ） 振幅確度: ±2% f.s., 周波数特性: 1〜50kHz +1/-3dB, ローパスフィ
プリアンプ内蔵用入力（BNC端子） ルタ: 500/5kHz, プリアンプ駆動電源: 2mA ±20%, +15V ±5%, 最大入力電荷: ±500pC (高感度側6レンジ), ±50000pC (低感度側6レンジ)

500µV〜2V/DIV, 12レンジ, DC振幅確度: ±0.4% f.s., 周波数特性:
測 定 レ ン ジ
DC〜400kHz +1/-3dB, ローパスフィルタ: 5/500/5k/100kHz, 入力
電圧入力（BNC 端子）
結合: DC, GND, AC, 最大入力電圧: 30Vrmsまたは60VDC

測 定 分 解 能 測定レンジの 1/80 〜 1/32 ( 測定感度により変化 , 8860 series に使用時 )最高サンプリング速度 1MS/s (2 チャネル同時サンプリング )アンチ・エリアシング FFT 演算におけるエリアシング現象（折り返し歪み）を除去する
フィルタを内蔵 ( カットオフ周波数自動設定 /OFF)
フィルタ※シリアルNo. 040933650以前のユニットを8861-51/8860-51/8861-50/8860-50/8861/8860に使用すると残留ノイズが200 mVp-pになります。

15■ オプション仕様（別売）
コード長・質量：本体間 1.5m, 入力部 30cm, 約 150g
注）9320-01 と 9327 は本体側プラグが 9320 と異なります

ロジックプローブ9320-01/9327
機

能 電圧信号やリレーの接点信号をhigh/low記録するための検出器

4ch ( 本体間 , チャネル間 GND 共通), ディジタル/コンタクト入力切換 (コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能 )入力部 入力抵抗：1 MΩ (ディジタル入力: 0 to +5 V 時 )500 kΩ以上 (ディジタル入力: +5 to +50 V 時 )プルアップ抵抗：2 kΩ (コンタクト入力：内部 +5 Vにてプルアップ )ディジタル入力しきい値 1.4V/ 2.5V/ 4.0V
1.4 V：1.5 kΩ以上 (オープン), 500 Ω以下 (ショート)
コン タクト入 力
2.5 V：3.5 kΩ以上 (オープン), 1.5 kΩ以下 (ショート)
検 出 抵 抗 値 4.0 V：25 kΩ以上 (オープン), 8 kΩ以下 (ショート)
応 答 速 度 9320-01: 500ns 以下, 9327: 応答可能パルス幅100ns 以上

最 大 入 力 電 圧 0 〜+DC50V ( 入力端子間に加えても壊れない上限電圧)
コード長・質量：本体間 1.5m, 入力部 1m, 約 320g
注）MR9321-01 は本体側プラグが MR9321 と異なります

ロジックプローブ MR9321-01
AC や DC リレーの駆動信号を high/low 記録するための検出器
電源ラインの停電検出器としても使用可能

機

能

入

4ch ( 本体間 , チャネル間絶縁 ), HIGH/LOW レンジ切換部
入力抵抗 : 100kΩ 以上 (HIGH レンジ ), 30kΩ 以上 (LOW レンジ )力

出 力 (H) 検 出

AC170 〜 250V, ±DC(70 〜 250)V (HIGH レンジ )AC60 〜 150V, ±DC(20 〜 150)V (LOW レンジ )AC0 〜 30V, ±DC(0 〜 43)V (HIGH レンジ )出 力 (L) 検 出
AC0 〜 10V, ±DC(0 〜 15)V (LOW レンジ )

応

答

時

1ms 以下 , 立ち下がり 3ms 以下 (HIGH レンジは DC200V,
間 立ち上がり
LOW レンジは DC100V にて )(HIGH レンジ ), 150Vrms (LOW レンジ ), ( 入力端子間に加えても壊れ
最 大 入 力 電 圧 250Vrms
ない上限電圧 )コード長・質量：本体間 1.3m, 入力部 46cm, 約 350g

差動プローブ 9322

（ 確度保証期間 1年）

高電圧フローティング測定 / 電源サージノイズ検出 / 実効値整流出機

能 力の3 つの測定機能
ード (DC1000V以下 ), ±3% f.s. (DC2000V以下 ) (f.s.=DC2000V)

AC モ

ー

ド 電源ラインのサージノイズ検出用, f 特 : 1kHz∼10MHz ±3dB

RMS モ

ー ド 200ms 以下 (AC 400V), 確度 : ±1% f.s. (DC, 40Hz〜1kHz), ±4%● Oscope 2仕様・価格は（株）小野測器様まで
メモリハイコーダのデータを読み込み、解析可能● FAMOS
仕様・価格は（株）東洋テクニカ様まで
メモリハイコーダのデータを読み込み、表示・解析・レポート, FFTな
ど400 種類以上の関数ライブラリ

メモリハイビューワ 9725
対対力 入力の1/1000に分圧 , BNC 端子 (DC, AC, RMS, 3モード出力切替 )電

次のいずれか, (1) ACアダプタ9418-15, (2) パワーコード9248 使用でプローブ電源ユニット9687, (3) パワーコード9324+ 変換ケーブル 9323
源 使用でハイコーダロジック端子, (4) パワーコード9325 使用でF/Vユニット8940

コード長・質量： 入力側 : 70 cm, 出力側 : 1.5 m, 約 170g

差動プローブ P9000（ 確度保証期間 1年, 調整後確度保証期間 1年）

P9000-01: 波形モニタ出力専用, f 特 : DC〜100 kHz -3 dB
P9000-02: 波形モニタ出力/ 交流実効値出力 切替
測 定 モ ー ド Waveモードf 特: DC〜100 kHz -3 dB,
RMSモードf 特：30 Hz〜10 kHz, 応答時間: 立上り300 ms, 立下り600 ms

分圧
比 1000：1, 100：1 切替
DC 出 力 確 度 ±0.5 % f.s. (f.s. = 1.0 V, 分圧比 1000:1), (f.s. = 3.5 V, 分圧比 100:1)
実 効 値 測 定 確 度 ±1 % f.s. (30 Hz〜1 kHz 未満 , 正弦波 ), ±3 % f.s. (1 kHz〜10 kHz, 正弦波 )入 力 抵 抗 / 容 量 H-L間 : 10.5 MΩ, 5 pF以下 (100 kHzにて)
最 大 入 力 電 圧 AC, DC 1000 V
対地間最大定格電圧 AC, DC 1000 V (CAT III)使 用 温 度 範 囲 -40℃〜80℃(1) ACアダプタZ1008 (AC 100 〜240 V, 50/60 Hz), 6 VA (ACアダプタ含む), 0.9 VA ( 本体のみ)
源 (2) USB バスパワー (DC5 V, USB-microB 端子), 0.8 VA(3) 外部電源 DC2.7 V〜15 V, 1 VA

品 取扱説明書 ×1, ワニ口クリップ ×2, 携帯用ケース ×1

応 機 種 メモリハイコーダ 8860-51, 8861-51, 8860-50, 8861-50, 8860, 8861
応 O S Windows 8/7 (32/64bit), Vista (32bit), XP, 2000 対応

ファイル読み込み

読み込みデータ形式 : メモリハイコーダ8860series 専用
ファイル (.MEM, .REC, .FFT, .RSM, .RSR, .SEQ, .IDX,.RSI, .R_M, .SET)

最大読み込み可能容量 : 2GW■ 保存内容 : 測定データ (バイナリとアスキー ), (ABカーフ ァ イ ル 保 存 ソル間の部分セーブが可能 ), 設定条件, 画面イメージ(BMP, PNG), 演算結果
■ 波形表示 : 1, 2, 3, 4, 6, 8分割表示, 横スクロール, 縦ス
クロール, 連続 , 時間軸方向のスクロール可能 , 時間軸方向の拡大縮小可能 , チャネルごとにゼロ位置移動, 拡大
縮小可能 , チャネルごとにバリアブル設定可能
そ の 他 機 能
■ X-Y合成表示 (メモリファンクションのみ): 1, 2, 4分割表
示, ドット/ライン補間 , 合成範囲指定可能
他：数値表示, 表示シート: 16シート, カーソル機能 , クリップボードコピー印

f.s. (1kHz〜100kHz) (f.s.=AC1000V)

出属●ウェーブプロセッサ 9335
日置電機（株）
１軸データのMEM, REC, REC&MEMのみ対応, ２軸データ,
リアルタイム, FFTデータ対応不可, 波形表示, 演算 , 印刷機能

DC/AC 電圧の実効値出力, f 特 : DC, 40Hz∼100kHz, 応答速度 :入力形式 : 平衡差動入力, 入力抵抗 / 容量 : H-L間 9MΩ/10pF,
H, L- 本体間 4.5MΩ, 20pF,
入力部 対地間最大定格電圧 : グラバークリップ使用時AC/DC1500V(CAT II), AC/DC600V (CAT III), ワニ口クリップ使用時AC/
DC1000V (CAT II), AC/DC600V (CAT III)
最 大 入 力 電 圧 DC2000V, AC1000V (CAT II), AC/DC600V (CAT III)付

●メモリハイビューワ9725
日置電機（株）
8860シリーズの操作画面がそのままPC上に展開するため、操作に迷いません, 8860シリーズの波形処理演算など、本体の機能がそっくりPC上で動作, FFT解析もPC上で可能

波形モニタ出力用, f 特 : DC∼10MHz (±3dB), 振幅確度 : ±1% f.s.

DC モ

電

パソコンでデータ解析■ 対応プリンタ: 使用OSに対応しているプリンタ■ 印刷フォーマット: 波形イメージ (1, 2, 3, 4, 6, 8, 16 分
割 ), 数値印刷 , レポート形式 , リストプリント, 演算結果 ,刷
画面イメージ■ 印刷範囲 : 全範囲, ABカーソル間■ 印刷プレビュー : 可能
寸法・質量：約 315.8W × 29H × 244.4Dmm, 約 1.25kg
付属品：無しDC 電源ユニット9684（仕様）
定 格 入 力 電 圧 DC 12V（入力範囲：DC 10 〜 16V）
最 大 消 費 電 力 200VA（プリンタ動作時）※ レコーダ背面に組込み式：工場出荷時オプション※DC 電源ユニット 9684 とプローブ電源ユニット 9687 はいずれか片方のみ、同時組込みはご相談ください

寸法・質量：約 315.8W × 18.2H × 244.4Dmm, 約 570g
付属品：無しプローブ電源ユニット9687（仕様）8ch, 出力電流：合計 3A max. ※ 接続できるプローブの組み合わせは、

電 源 チ ャ ネ ル 数 合計消費電流が 3A の範囲内となります

3273 ( 消費電流 0.25A max.)：単独 8 本まで
3273-50 ( 消費電流 0.47A max.)：単独 6 本まで
クランププローブ 3274 ( 消費電流 0.46A max.)：単独 6 本まで
3275 ( 消費電流 0.60A max.)：単独 5 本まで
3276 ( 消費電流 0.44A max.)：単独 6 本まで差 動 プ ロ ー ブ 9322 ( 消費電流 0.15A max.)：単独 8 本まで※ レコーダ背面に組込み式：工場出荷時オプション※DC 電源ユニット 9684 とプローブ電源ユニット 9687 はいずれか片方のみ、同時組込みはご相談ください■（標準付属 CD-R に搭載）ソフトウェア仕様※8860-51/8861-51 対応は Wv の Ver1.25 以降

波形ビューワ(Wv)機• 波形ファイルの簡易表示• テキスト変換：バイナリ形式のデータファイルをテキスト形式へ変
換 , CSVのほかスペース区切り/タブ区切り選択可能 , 区間指定
能 可能 , 間引き可能• 表示形式設定：スクロール機能 , 拡大縮小表示 , 表示 CH 設定• その他 , 電圧値トレース機能 , カーソル/トリガ位置へのジャンプ機能など

パソコン対応 OS Windows 10/8/7 (32bit/64bit), Vista (32bit), XP 対応

8860/8861 オプション 表示価格は全て（税抜き）価格です※プリンタは生産時に組み込むため発注時に指定ください※ 入力コード類は付属しませんので、別途ご購入願います。本体横に挿入して取り付けるタイプ, ユーザにて自由に組み替え可能

記録紙9231

2ch, 電圧入力 , DC 〜 10MHz 帯域

高分解能ユニット 8957................¥ 120,000

お勧め!

2ch, 電圧入力，DC 〜 200kHz 帯域 , FFT 用フィルタ搭載

16chスキャナユニット 8958......¥ 150,000

8860-51

16ch, 電圧 / 熱電対温度入力

8861-51

製品名：メモリハイコーダ 8860/8861

DC/RMS ユニット 8959..............¥ 100,000

2ch 電圧測定 , DC/RMS の切替機能 ※ 高圧ユニットの 8861-50 への装着可能台数は 4 台まで

アナログユニット 8936........................................... ¥ 80,000※ 本体のみではご使用できません

2ch, 電圧入力 , DC 〜 400kHz 帯域

電圧・温度ユニット 8937.....................................¥ 150,000
2ch, 電圧 / 熱電対温度入力

ストレインユニット 8939.....................................¥ 180,000※対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります ※ 別途電源供給が必要です※9322 には AC アダプタ 9418-15 もしくはプローブ電源ユニット 9687 とパワーコ
ード 9248 が別途必要

2ch, 歪みゲージ式変換器用アンプ , CE 非対応
2ch, 周波数 , 電圧 , 電流などの測定用

4ch アナログユニット 8946.................................¥ 140,000
4ch, 低圧入力 , DC 〜 100kHz 帯域

チャージユニット 8947.........................................¥ 180,000
2ch, 電荷出力型 / プリアンプ内蔵型加速度ピックアップセンサ用

入力ケーブルＥ

F/V ユニット 8940.................................................¥ 150,000

差動プローブ 9322....................................¥ 55,000

AC 100 ～ 240 V.....................¥ 17,000

ワニ口クリップ L9790-01

パワーコード9248

9322をプローブ電源ユニット9687から電源供給に使用, コード長70 cm

L9790の先端に装着, 赤黒

L9790の先端に装着, 赤黒

接続コード L9790

最大600Vまで入力可能, 柔軟性に富んだ細径 φ 4.1 mmケーブル, 1.8 m※先端クリップは別売です※このクリップをL9790の先端に装着した場合はCAT II 300Vまでに制限,
赤黒.............................. ¥ 7,000

L9790............................... ¥ 3,600

9790-03

L9790-01

9790-02

接続コード L9217

変換アダプタ 9199........................ ¥ 5,500
接続コード 9165...................¥ 3,500

コード両端が絶縁 BNC, 入力ユニットの絶縁 BNC 端子に使用 , 1.6 m

受け側バナナ端子, 出力
BNC 端子

コード両端が金属 BNC, 金属 BNC
端子に使用 , 1.5 m, CE 非対応........................ ¥ 3,000※ 小型端子タイプのみ接続可能 , ※ 9323 は小型端子タイプの9327, 9320-01, 9321-01, MR9321-01 には必要ありません

お勧め!

接続コード L9198

接続コード L9197

最大600Vまで入力可能, 径 φ 5.0 mmケーブ
ル, 1.8 m, 脱着型大型ワニ口クリップ付属.............................. ¥ 8,000

ロジック測定入力ケーブルＢ.......................................... ¥ 4,500

ロジックプローブ 9327

ロジックプローブ MR9321-01...................................¥ 35,000.............................¥ 35,000

バナナプラグケーブルの先端に装着, 赤黒
セット, 全長196 mm, CAT III 1000V....................................¥ 5,000

4ch, 電圧/接点信号のON/OFF検出用 (応答可能パルス幅100nsec以上, 小型端子)

メモリボード 9715-50 (32Mワード).............................................. ¥ 30,000
メモリボード 9715-51 (128Mワード).............................................. ¥ 50,000
メモリボード 9715-52 (512Mワード)............................................¥ 200,000
メモリボード 9715-53 (1Gワード)............................................¥ 600,000
メモリバックアップユニット 9719-50
本体内蔵タイプ............................................. ¥ 50,000※生産時に組み込むため発注時に指定ください※DC電源ユニット9684とプローブ電源ユニット9687はいずれか片方のみ、同時組込みはご相談ください

DC電源ユニット 9684

本体背面に組込み式, DC 12 V駆動............................................¥ 125,000※生産時に組み込むため発注時に指定ください※DC電源ユニット9684とプローブ電源ユニット9687はいずれか片方のみ、同時組込みはご相談ください

プローブ電源ユニット9687

工場出荷時指定, ユーザにて組込み不可, 本体
背面に組込み式, クランプ3273-50〜3276/
差動プローブ9322を5本以上駆動可能※使用可能本数はプローブの組み合せで変わります........................................................¥ 55,000

10mA クラス〜 500A まで（高速）クランプオンプローブ 3273-50... ¥ 200,000

クランプオンプローブ 3276... ¥ 280,000

クランプオンプローブ 3274... ¥ 250,000

クランプオンプローブ 3275... ¥ 300,000

f 特 DC〜 50MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

絶縁4ch, AC/DC電圧のON/OFF
検出用 (小型端子タイプ)

f 特 DC〜 100MHz の広帯域 , 10mA クラ
スから 30A rms まで

f 特 DC〜 10MHz の広帯域 , 150A rms まで

ロジックプローブ9320-01

100：1プローブ 9666............................¥ 20,000............................¥ 25,000

対地間電圧は入力ユニットと同じ, 最大
入力5kV peak (1MHz以下), 1.5 m

変換ケーブル9323

4ch, 電圧/接点信号のON/OFF検出用 (応答可能パルス幅 500nsec以上, 小型端子)....................................¥ 30,000................................. ¥ 60,000
携帯用ケース9724

8861-50/-51/8861用, ハードトランク................................. ¥ 65,000

入力ケーブルＤ※9335 を 8860-50/8860, 8861-50/8861 で使用した場合
１軸データの MEM, REC, REC&MEM のみ対応
(Waveのみ), AC/DC 1kVまでの (Wave/RMS切換え付), AC/DC ACアダプタ Z1008
AC 100〜240 V
入力用, 帯域100kHz
1kVまでの入力用, 帯域100kHz....................¥ 12,000(1) USBバスパワーケーブル(2) USB(A)-マイクロBケーブル(3) 3分岐ケーブル

温度センサ

K 熱電対 9810

許容差クラス 2, 長さ5 m, 素
線径 φ 0.32 mm, 5 本 /1set......................¥ 18,000

T 熱電対 9811

許容差クラス 2, 長さ5 m, 素
線径 φ 0.32 mm, 5 本 /1set.......................¥ 18,000

1 本駆動 , 条件により 2 本可能

電源 3269 ...4 本駆動

お勧め ! メモリハイビューワ 9725
8860 series と同等の機能をPC 上で実現............................... ¥ 40,000... ¥ 75,000

高精度電流センサとメモリハイコーダ接続時の注意■ 8860/8861 との接続
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT9901 ＋ 9705 ＋ 9318 → F/V ユニット 8940
・高精度電流センサ (ME15W) ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル → F/V ユニット 8940 以外
・高精度電流センサ (PL23) ＋ 9705 ＋ 9318 → F/V ユニット 8940
・高精度電流センサ (PL23) ＋ CT9900 ＋ CT955x ＋ BNC ケーブル → F/V ユニット
8940 以外

変換ケーブル 9705

0.2m, F/V ユニット 8940 と電流センサ CT6841-6846,
CT6863/6865, 9709, 9272-10 との接続に必要 , 注意！
CT6862 との組み合わせ使用できません... ¥ 10,000

その他各種電流センサ

各種電流センサ、プローブが使用できます。

詳しくは HIOKI ホームページの製品情報をご覧ください

ウェーブプロセッサ 9335
データ変換 , 印刷機能 , 波形表示...............................¥ 60,000

LANケーブル 9642

ストレート, クロス変換コネクタ付属, 5 m..................... ¥ 3,000

非接触電圧測定

特注ケーブル

P9000 用 , 特注品につきご相談ください

ＰＣ関連.....................￥45,000

電源 3270 シリーズ電流プローブを使用する場合に必要
電源 3272... ¥ 50,000...........................¥ 5,000

8860-50/-51/8860用, ハードトランク※対地間電圧はこちらの製品仕様範囲内となります ※ 別途電源供給が必要です

差動プローブ P9000-01 差動プローブ P9000-02

f 特 DC〜2MHz の広帯域 , 500A rms まで

端子形状が異なる9320・9321・
MR9321・9324を小型ロジック端
子のメモリハイコーダに中継

携帯用ケース9723

ケース

入力ケーブルＣ

10：1プローブ 9665..................... ￥35,000（注意）メモリボードは 8860-51 には 1 枚、8861-51 には同容量品を 2 枚、必ず選択してください。8860-51,
8861-51 には HD ユニットが標準搭載されています。

グラバークリップ 9243

※対地間電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

対地間電圧は入力ユニットと同じ, 最大
入力1kV rms (500kHz以下), 1.5 m....................................¥ 60,000

お勧め !

※入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます
最大300Vまで入力可能, 径φ 5.0 mmケーブル,
1.7m, 小型ワニ口クリップ.................................¥ 80,000

工場出荷時指定, 8995/8995-01
いずれか1種類のみ内蔵可能, 印字
幅100 mm, 適合する記録紙 : 9234

※生産時に組み込むため発注時に指定ください

工場オプションＣ..............................¥ 3,200
グラバークリップ 9790-02......................... ¥ 9,800
その他入力用

入力ケーブルＡ..............................¥ 3,000
コンタクトピン9790-03

A6プリンタユニット8995-01

工場オプションＢ........................................￥ 55,000
ACアダプタ 9418-15..............¥ 7,000

お勧め !
A4プリンタユニット8995

工場出荷時指定, ユーザにて組込み不可,
本体背面に組込み式, クランプ3273-50〜
3276/ 差動プローブ9322を5本以上駆動可
能※使用可能本数はプローブの組み合せ
で変わりますAC 1kV, DC 2kV, 周波数帯域10MHz※入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます

お勧め!

プローブ電源ユニット
9687

A6幅112 mm × 18
m, 10巻セット...................¥ 13,000

工場出荷時指定, 8995/8995-01いず
れか1種類のみ内蔵可能, 印字幅200mm, 適合する記録紙: 9231

2ch, 電圧 /DC 〜 400kHz, 実効値整流 , DC, 20 〜 100kHz 帯域

記録紙9234

A4幅216 mm × 30 m, 6
巻セット

工場オプションＡ

各種入力ユニット

形 名（仕様）
ストレインユニット 8960............¥ 150,000 （発注コード）（価格）
2ch, 歪みゲージ式変換器用アンプ
8860-51 （メモリ・入力ユニット別売）......¥ 650,000 ( 税抜き )高圧ユニット 8961.................................................¥ 160,000
8861-51 （メモリ・入力ユニット別売）......¥ 750,000 ( 税抜き )プリンタ関連アナログユニット 8956.................. ¥ 90,000

AC非接触電圧プローブ AC非接触電圧プ AC電圧プローブ
SP3000-01 定格測定電圧 ローブ SP3000 SP9001
5Vrms, f特10Hz〜100kHz....................... ￥90,000

単体販売

単体販売

...........￥50,000 ............￥45,000■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2017 年 4 月 7 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

8860-51J2-74B