オーディオテストソリューション

2019

APx500 オーディオテストソフトウェア
多機能かつパワフルなオーディオテスト環境

APx B シリーズ オーディオアナライザ
最先端オーディオテストを実現

APx デジタル入出力オプション
デジタルインターフェースの多様性

電気音響テスト

開発設計、R&D向け測定ソリューション

知覚音声テスト

音声明瞭度・品質評価オプション

アクセサリ

測定システムの拡張2019

オーディオテストソリューション

ー 会社概要 ー
AUDIO PRECISION (AP) は、電子オーディオおよび電気音響テスト機器の世界的リーダーとして認められております。1984年よりAPのアナライザはセミコンダクタデバイスから民生用や自動車、プロオーディオ製品までの設計と製造の技術者に貢献してきました。
創業以来、継続的な技術革新は重要なテーマとなっています。APxBシリーズ
オーディオアナライザは、オーディオテストにおける最先端技術を代表し、研究開発から高速生産テストまであらゆるニーズに対応するモデルとオプションを備えています。 業界をリードするアナログ性能、マルチモードUIを備えた柔軟なソフトウェア、広範囲のデジタルI / Oとソフトウェアオプションにより、APxは最もパワフルで多様性のあるシリーズとなります。 頑強なアナライザに加えて、APは測定用マイクやヘッドフォンテストフィクスチャ、知覚オーディオテスト用のオプションなど、さまざまな電気音響アクセサリも提供しています。
オレゴン州ビーバートンに本社があるAP製品は世界中で目にすることができます。グローバルパートナーや代理店と共に並外れたカスタマーサポートと連動してテクニカルサポートや修理・校正を提供しています。このようにAPは全大陸の技術者との共同作業に力を注いでいます。

1

2019 オーディオテストソリューション

APx500 オーディオテストソフトウェア

汎用性の高いパワフルなオーディオテストを体験する
リニューアルされたソフトウェア・プラットホームとパワフルな APx B
シリーズオーディオアナライザで、かつてない柔軟性とユーザビリティを体験してください。
この大胆に新しくなったインターフェースによりユーザーは使い勝手のよい 2 つの異なるモードを手に入れることができました。
さまざまなパラメータに追従してデバイスの動作を可視化するベンチモード、そして高速な製造工程テストや自動測定を可能にするシーケンスモードのどちらかを選択することができます。

APx500 ユーザーインターフェースによる24ビット、1 MHzFFTスペクトラム・モニタ表示

プロジェクトとレポートを共有する
テストを実行するすべての設定はひとつのプロジェクトファイルに保存されます。
そして、世界のどこにおいても研究開発と製造工程の現場でテストセットアップの複製を容易に共有することができます。
プロジェクトファイルはすべての APx シリーズで互換性があり、プロジェクトファイルはそれ自身が自己完結しているので、機種依存やファイル間のリンク欠如によるテストが実行できなくなることを心配する必要はありません。
プロジェクトファイル内に波形ファイルや波形イメージを埋め込むこともできます。

-HDMIメタデータの変更をトラッキングする
APx500測定ソフトウェアのメタデータ・レコーダ

コードフリーオートメーション &フルサポートAPI

APx シリーズではカスタマー、製造委託先または管理者様への提出用途に自動で高品位なグラフィックレポートを生成できます。
Pass/Fail リミットハイライトでき、PDF、HTML、エクセル、CSV、RTF
または MATLAB ファイルとして出力するオプションを備えています。

APx500 メジャメントソフトウェアは、最も先進的なオーディオ測定を実現するインターフェースです。
ユーザープロンプトを含む複雑なプロシージャ、リミット、外部アプリケーションの呼び出しは、GUI 上で直接作成することができます。
開発の必要がないために時間外に容易くアップデートが行え、時間とコストを節約できます。

VB.NET、C＃.NET、MATLAB および LabVIEW などの開発環境下において APx の API を使用してカスタムインターフェースを生成でき、アプリケーション間の自動化を実現します。
プロジェクトファイルや自動化環境は世界のどこでも他の APx ユニットと共有することができます。

コードを一行も記述することなく、フットスイッチによるインタラクションをテストシーケンスに追加することができます。

2

2019 オーディオテストソリューション

APx B シリーズ

オーディオアナライザ

オーディオアナライザ APx B シリーズは、研究開発から高速な製造工程テストまでのあらゆるニーズに合うようなモデルやオプションを用意しており、オーディオテストの最先端技術を誇っています。
業界をリードするアナログ性能やマルチモードを備えた柔軟なソフトウェア、幅広いディジタルI/O とソフトウェアオプションによって、APx はオーディオプレシジョン社がリリースした測定器の中で最も強力で最も汎用性の高いシリーズとなっています。
全高調波歪み+ノイズ（THD+N）特性の比較

APx555B シリーズ

APx52x Bシリーズ

高性能モジュール式 2chオーディオアナライザ

モジュール式 2ch/4chオーディオアナライザ

オーディオ測定器新基準：APx555 は、史上最も高性能で汎用性

APx52x は柔軟で性能を重視する 2ch または 4ch のアナライザです。の高いオーディオアナライザです。可能な限り最も低い歪み特性

高性能アナログオプションやすべての APx デジタルオプションをされています。

チャンネル数を最大 192 入力および 192 出力まで拡張することがと最も高い柔軟性を必要とするオーディオ技術者のために設計可能です。

APx58x Bシリーズ

APx515B

モジュール式 8ch/16chオーディオアナライザ

2chオーディオアナライザ

入力を備えており、マルチチャネルデバイスの試験には理想的ないタイプのアナライザです。高速製造工程テストや電気音響テスト

APx58x は 8ch のアナログ出力と、8ch または 16ch のアナログなアナライザです。すべての APx デジタルオプションをサポートしています。

3

サポートしています。
SWR-2755 スイッチャ―と組み合わせることでAPx515 は設置面積を小さく設計され、ハードウェア構成が変更でき-だけで なく、研究開発用途にも使用できるように設計されています。

概要
アナログ入力ch数

22 (APx525 ) 4 (APx526 )

8 (APx582/585 ) 16 (APx586 )2

アナログ出力ch数222 (APx582 ) 8 (APx585/586 )2

帯域幅>90 kHz>90 kHz>90 kHz>1 MHz-2 チャンネル

最大定格入力電圧

125 Vpk

230 Vpk

160 Vpk

230 Vpk

正弦波周波数レンジ

2 Hz-80.1 kHz

0.1 Hz-80.1 kHz

0.1 Hz-80.1 kHz (APx582 )0.001 Hz-80.1 kHz, DAC

最大振幅（バランス）

16.00 Vrms

アナログ解析仕様

アナログジェネレータ仕様
5.0 Hz-80.1 kHz (APx585/586 )5 Hz-204 kHz, analog

26.66 Vrms ( AG52搭載時 )14.40 Vrms (APx585/586 )21.21 Vrms(APx582 )26.66 Vrms

-102 dB + 1.4 µV-105 dB + 1.3 µV-103 dB + 1.3 µV-117 dB + 1.0µV

1.4 µV

1.3 µV

1.3 µV

1.0 µV21.21 Vrms

システム性能残留 THD+N （20 kHz BW）( BW）
残留入力雑音（20 kHz
アナログオプション
BW52 高帯域幅(２ ch - 1 Mhz）

(Opt)

標準

AG52 矩形波, DIM

(Opt)

標準
標準

トーンバースト
(Opt)

標準

標準

標準

ASIO

(Opt)

標準

標準

標準

Digital I/O(AES3/SPDIF)

標準

標準

標準

標準

Advanced Digital I/O(ADIO)*

(Opt)

(Opt)

標準

HDMI

(Opt)

(Opt)

(Opt)

Bluetooth

(Opt)

(Opt)

(Opt)

PDM

(Opt)

(Opt)

(Opt)

Digital Serial I/O

(Opt)

(Opt)

(Opt)

Advanced Master Clock (AMC)*(Opt)

(Opt)

標準

AES11 DARS Reference In/Out(Opt)

(Opt)

標準

Sync In/Out

(Opt)

(Opt)

標準

Trigger In/Out

(Opt)

(Opt)

標準

IMD
Digital Options List

Reference/Sync (AMC module)* ADIOオプションはAMCモジュールを含んでいます。

42019 オーディオテストソリューション

APx デジタル I/O オプション
アドバンスド・デジタル I/O

高機能AES/SPDIF/TOSLINKAPx ADIO モジュールは、より高度化している最新デバイスを AES /SPDIF/ TOSLINK 接続で評価するために、先進的なインペアメントの生成ができます。
ADIO オプション搭載時にはアドバンスドマスタークロック（AMC）モジュールも搭載され APx と外部機器を同期させる入出力のクロック信号を制御します。
また、AMC の搭載によりジッターの生成・測定機能が ADIO、DSIOモジュールに付加されます。

HDMI + ARC

HDMI+ ARCをシステマティックに評価

APx HDMI オプションは、サラウンド・サウンド・レシーバー、セットトップボックス、スマートフォン、タブレット、テレビ、DVD またはBlu-ray Disc™プレーヤー等の HDMI オーディオ品質やオーディオフォーマット互換性の評価を実現します。
APx は予めコード化されたオーディオテストファイルからロスレスフォーマットおよび圧縮フォーマットを出力させることができ、ダウンサンプリング、ダウンミキシング又はトランスコーディングに関連したコンポーネントコンパチビリティや問題のトラブルシュートを容易にします。

BLUETOOTH WIRELESS

Bluetooth® 無線通信技術を総合的に評価

APx Bluetooth® モジュールは無線機、ソフトウェア・スタックを搭載しており、 直接 Bluetooth® デバイスを測定することができます。
Bluetooth® に関する制御はすべてアナライザ・ソフトウェアから行われます。 プロファイルは A2DP、HFP、HSP および AVRCP、コーデッ
クは、SBC、AAC、aptX、aptX-HD/LL、CVSD およびワイドバンドスピーチ（mSBC）がサポートされています。
※以前の APx アナライザでご使用になる場合、。ソフトウェア Ver4.5以降が必要となります。

DIGITAL SERIAL

マルチチャネルチップ レベルでの接続性を確保
研究開発における回路基板レベルでのデザイン評価にはデジタル・シリアル 評価機能が不可欠です。
-左デジタル・シリアル I/O（DSIO）オプションは、I2S、TDM や、右詰め、詰め及び DSP を含むその他の一般的なシリアルインターフェース・フォーマットのようなチップレベルでのインターフェースとのダイレクトなマルチチャネル接続性を提供します。

PDM

スマートフォンやMEMSに対応する完成されたPDM解析
APx PDM オプションは、MEMS マイクロホン等の PDM（パルス密度変調：Pulse Density Modulation）出力やスマートフォン向けチップのデシメータ等の PDM 入力を備えているオーディオデバイスとの直接接続を実現します。
APx では、通常のオーディオテストに加え、可変 DC 電圧、可変サンプルレート及び PSR（電源電圧変動除去）測定も可能となり、デバイスの動作パラメータを完全にテスト可能です。

5

2019

オーディオテストソリューション

APx DIGITAL I/O OPTIONS

アドバンスドマスタークロック

SOUNDWIRETM オーディオテスト

アドバンスドマスタークロック（AMC）はAPx555B
では標準で、APx52xBとAPx58xBではオプションで対応することが可能です。
ジッターやトリガー、クロック同期を提供します。他にもジッター生成や解析機能も併せ持ちます。
オプションとして、2012年以降に製造されたアナライザに搭載が可能です（APx515Bを除く）。

APxBシリーズアナライザ製品とLnKʼsプロトコルアナライザを組み合わせることでMIPIʼs SoundWireイ
ンターフェースを保有したチップセットやモバイル製品設計のリアルタイム評価におけるclosed-loop測定が可能です。他にも伝播遅延やアコースティックレスポンスなどの一時的な挙動をリアルタイムでテストする機能もあります。

DANTE TM オーディオテストAUTOMOTIVE AUDIO BUS® オーディオテスト

ジッター測定、外部トリガー、クロック同期

Closed-Loop Soundwire デバイステスト

ネットワークオーディオの測定

Closed-Loop、マルチチャンネル A2Bテスト

Dante Virtual SoundcardやFocusrite RedNet
PCIe Dante soundcardをインストールすると、技術者はAPxʼs ASIOインターフェースやアナログ、デジタル入出力を使用して測定対象物にテスト信号を入力しその応答を測定することが可能となります。
また反対に、測定対象物に加えられえた信号とDanteインターフェースより供給された応答の測定も可能です。

次世代オートモーティブシステムとAPx500Bシリー
ズ、Mentor社製A2Bアナライザシステム、ASIOドライバの組み合わせはClosed-Loop マルチチャンネル A2B
オーディオテストシステムの測定を容易に可能にします（アナログやBluetooth®、デジタルシリアル(TDM) 、PDMのインターフェースオプションも含む）。

62019 オーディオテストソリューション

APx 電気音響テストオプション

インピーダンス/ティール・スモール

SPK-RD SPK-PT■■

すべてのティール・スモールパラメータ✓‒

インピーダンス/実数部✓‒

インピーダンス/虚数✓‒

インピーダンス/振幅✓‒

インピーダンス/位相

✓

‒

■

■

ティール・スモールパラメータ最適化✓✓

ビリツキ音（Rub & Buzz）検出✓✓の重要な測定だけでなくラウドスピーカーの製造工程向けテストも含インピーダンス/振幅✓✓

まれています。

インピーダンス/位相✓✓

製造工程用途に周波数応答

✓

✓

相対レベル

✓

✓の主要なテスト項目を測定できるため電気音響製品の製造工程試験

位相

✓

✓

歪み成分/比率✓✓

歪み成分/レベル

✓

✓

■

■

ビリツキ音（Rub & Buzz）検出✓✓

インパルス応答✓✓エネルギー時間曲線

✓✓

周波数応答

✓

✓

相対レベル

✓

✓

位相✓

✓

歪み成分/比率✓✓

歪み成分/レベル

✓

✓

■

■

APxシリーズ オーディオアナライザの電気音響テスト ソフトウェア
オプションは、設計・製造のシチュエーションで一貫して電気音響製品のテストにご利用いただけます。測定、結果表示、レポーティン
グ、自動化をAPxシリーズであれば容易に共有することができます。
これにより設計、 製造の工程を、ロケーションを問わずにそれらを共有し、品質を確保することができます。

研究・開発用途に
APx-SW-SPK-RD オプションは、電気音響オーディオ製品の開発ニーズに応じたテストの実施を実現します。
ティール・スモールパラメータ、
タイム ゲート / 半無響アコースティック応答、インピーダンス解析など

APx-SW-SPK-PT オプションは、1 秒間のスイープでラウドスピーカーを高速化する ことができます。
ビリツキ音（Rub & Buzz）
検出、ティー

ル・スモールパラメータやインピーダンス（振幅、位相）等の結果を導き出します。
エアリーク検出に役立つ変調雑音測定も可能です。

電気音響ソフトウェアオプションの研究/開発向けSPK-RDおよび製造工程向けSPK-PTの両方でインピーダンス振幅測定が可能です。

APx1701

音響測定用トランスデューサテストインターフェース

APx1701トランスデューサ テストインターフェースは、計測グレード

アンプとラウドスピーカーやヘッドホン、マイク設計の挙動に明確な洞察を求める設計者や製造者向けのマイクロホン電源が搭載された APx アクセサリです。

このシステムはパワーアンプを搭載するスピーカーやヘッドホンでのインピーダンス測定を可能にし、測定マイクに電源を供給します。
また APx500 ソフトウェアから制御可能なテストアクセサリです。

ラウドスピーカー製造工程テスト

アコースティック応答

変調雑音エアリーク検出

AECM206 HEADPHONE TEST FIXTURE
AECM206 ヘッドホンテストアクセサリ
は APx B シリーズアナライザと組合わせてヘッドホンや挿入型イヤホンの電気音響テストを高性能かつ再現性高く実現することができます。
AECM206 のハイレベルな遮音はイヤーマフによる聴覚保護評価と同時にアクティブノイズキャンセリングヘッドホンのノイズ除去性能測定も可能にします。

スマートデバイステスト

APx500 ソフトウェア v4.6 以降では、open loop テストを必要とするデバイス（スマートスピーカーやメディアストリームデバイス、スマートフォンを含む）の測定をチャープ信号を用いて行うことができます。APx500 v5.0 で追加された伝達関数測定によって、全高帯域信号をもとに周波数に対する振幅と位相を測定することが可能となります。さらに伝達関数の測定は印パルス応答を含む多数の派生した結果を提供します。

72019 オーディオテストソリューションAP MEASUREMENT MICROPHONES

測定用マイクロホン

AP 測定マイクロホンは音響試験アプリケーションを行うお客様に即座にご利用できるソリューションを提供します。AP マ
イクロホンはプリポラライズド（自己分極型）でTEDS(Transducer Electronic Data Sheet) 対応 ,ICP®/CCP 電源駆動です。高いノイズフロア環境下での最大振幅および周波数帯域を必要とする試験アプリケーションでは ¼ インチマ
イクロホンは適切です。一方で低いノイズフロア環境下での最大振幅および周波数帯域を必要とする試験アプリケーションでは ½ インチマイクロホンは適切です。加えて、ファントム

130M23 1/4″ ARRAY MICROPHONE
130M23 アレイマイクホンは多チャンネルアプリケーション用に設計されています。プリアンプが搭載されているシングルピースユニットとして 130M23 は通常の人間の可聴帯域内の測定に適しています。複数のマイクロホンにわたる優れた位相整合特性によって、130M23 はマイクロホンアレイアプリ
ケーションに最適です。

電源駆動マイクでは低ノイズ性能を提供し、ファントム電源のAECM304 OCCLUDED EAR SIMULATORリッジに沿うように設計されております。これはスタンドピーダンスに近い人工外耳道をイヤーインサートに取り付け含む校正されたシステムとなっています。

用マイクロホンを内臓しております。；適合したプリアンプが378M31 1/2″ MEASUREMENT MICROPHONE SYSTEM

プリアンプは ICP® センサー電源で駆動するよう設計され、プリアンプは標準の ½” もしくは ¼” IEC 60194 マイクカート

AECM304 閉塞型イヤーシミュレータは、人間の耳の音響インアローンのプリアンプや高精度なマイクロホンカートリッジをます。AECM304 はプリポラライズド 1/2″ 12.5 mV/Pa 測定必要です（推奨される Audio Precision426M14 等）。426M14

378M31 は高感度を必要とする自由音場感度測定の高精度なアプリケーションに推奨される汎用的な測定用マイクロホ

APx1701 を含むほとんどの 2‒20 mA 定電流電源（CCP）でご利用できます。

ンです。378M31 は低ノイズプリアンプと組み合わさったプリポラライズドマイクロホンカプセルで構成されたマイクロホンシステムです。

376M03 PHANTOM-POWERED MIC SYSTEM

376M03 は校正されたマイクロホンシステムで、426M16 プリ

378M32 1/2″ MEASUREMENT MICROPHONE SYSTEM
378M32 は高周波（〜 40 kHz）を正確に測定する必要のあるアプリケーションにおいてフラットな応答を示します。また高められたダイナミックレンジを保有し、136 dB 以上の測定に-過負荷をかけません。378M32 は低ノイズプリアンプと組み合わさったプリポラライズドマイクロホンカプセルで構成されたマイクロホンシステムです。

アンプに 377M32 ½” カートリッジを取り付けています。このシステムは 40 kHz を超える応答と組み合わさり、優れた低ノイズ性能を提供します。376M03 マイクロホンシステムを用いて、AP は 426M16 を紹介しています。

426M16：½” もしくは ¼” 規格の IEC 61094 プリポラライズ

ドマイクロホンカートリッジを搭載可能でなおかつ柔軟なファントム電源プリアンプ

378M33 1/4″ MEASUREMENT MICROPHONE SYSTEM

378M33 は高周波測定や高音響振幅測定が必要とされる極端な精度のアプリケーションに最適です。378M33 は低ノイズプリアンプと組み合わさったプリポラライズドマイクロホンカプセルで構成されたマイクロホンシステムです。

82019 オーディオテストソリューション

APx 知覚音声テスト

は音声品質や明瞭度の評価で用いられる革新的で一般的な知覚音声テストをサポートしています。携帯電話のテストから VoIP ネット
ワーク、ハンズフリーデバイスまで、ソフトウェアオプションの PESQ や POLQA、STI、ABC-MRT は知覚音声テストにおける設計者のニーズをサポートします。

PESQ
低帯域幅音声品質

PESQ は電気通信における音声品質用の拡張された知覚測定です。OPTICOM GmbH からライセンスを受けており、ITU-T
勧告 P.862 の基礎を形成しています。PESQ は携帯電話やスマートホンのような低帯域幅デバイスの音声品質テスト用に特別に設計されています。PESQ からの MOS の結果は被験者を用いて得られる結果と非常に高い相関を示します。

POLQA
高帯域幅音声品質

POLQA は PESQ（上記）の後継として OPTICOM からライセンスを受けており、ITU-T 勧告 P.862 の基礎を形成しています。
特に HD Voice や 3G、4G/LTE、VoIP テクノロジーをサポートしており、通信環境の変化をターゲットとしています。PESQ

9と同様に POLQA も被験者によるテストと非常に高い相関の結果を示します。一方で PESQ とは反対に、POLQA は高帯域オーディオや音響トランスデューサ、DSP、レベルも含んだ処理を行います。

STI
音声明瞭度（ノイズレベル）

APx STI 測定を使用すると、開発者は AP の業界標準である計測器によって設計の STI 性能を検証することが可能になります。一度オプションをインストールしていただくと、STIPA測定をどの測定シーケンスにも容易に組み込むことができます。さらに、このオプションには STIPA 信号レベルを正しく調整するための IEC 60268-16 の Annex J に準拠した音声レベ
ル測定が含まれています。

ABC-MRT
音声明瞭度（音声レベル）

APX-SW-ABC-MRT オプションは主観的 Modiﬁed Rhyme

Test（MRT）と高い相関があると証明されている音声明瞭度の測定を便利で自動化された方法で提供します。音声明瞭度の客観的な評価として、このオプションはテストシーケンサーやリミットおよびレポート化、最大 16 チャンネルの集約、さまざまなオーディオインタフェースへのアクセスなど APx B
シリーズアナライザの機能と完全に統合されます。

2019

オーディオテストソリューション

アクセサリ・ユーティリティ
Android Test App

Androidスマートフォン測定用アプリケーション
スマートフォンやタブレットの測定は、通話用マイク・スピーカー、イヤホンジャック、Bluetooth™、など非常に多くの入出力があります。オーディオプレシジョンではオーディオ信号をスマートフォンだけで制御でき、また着信操作をせずに Bluetooth ハンズフリーの音声品質をテストすることができるアプリケーションをリリースしています。

SWITCHING AMPLIFIER MEASUREMENT FILTERS
クラスＤ級アンプ測定フィルタ
オーディオプレシジョンスイッチングアンプ測定フィルタは測定対象物とアナライザ入力の間に接続することにより、帯域外のスイッチング信号成分を低減し、D 級アンプの測定に最高の信頼性を提供します。

AUX-0040

AUX-0025, 0100

+0.10
+0.08
+0.06
+0.04
+0.02
dB
V

0-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
10

20

50

100

200500

1k
Hz2k

5k10k

フィルタ周波数特性

AUX-0100

8 ch パッシブローパスフィルタ
通過帯域： 20Hz〜20kHz

AUX-0025

2 ch パッシブローパスフィルタ
通過帯域： 20Hz〜20kHz

AUX-0040

2 ch パッシブローパスフィルタ
通過帯域： 20Hz〜40kHz

AUDIO SWITCHERS
オーディオスイッチャーオーディオプレシジョン社製 2 ch オーディオアナライザの入出力を拡大する 3 モデル SWR-2755B オーディオスイッチャーを提供します。最大 192 入出力に拡張することができ、マルチチャネルデバイスやインサーキットテスターの製造試験に最適です。

10

APxクイックマニュアル
You Tubeで公開中

AUDIO PRECISION
5750 SW Arctic Drive
Beaverton OR 97005 USA

800 •231•7350
ap.comsales@ap.com

電子通信ソリューション営業部

URL. https://www.cornestech.co.jp/tech/ap/

E-mail.ctl-ap@cornes.jp〒105-0014

東京都港区芝3-5-1 コーンズハウス

Tel:03-5427-7566

Fax:03-5427-7572