Control Box CAL40
Data Sheet

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINECAL40|2Contents
Introduction��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3Features and options������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4Usage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5Ordering example ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
System overview������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7Internal battery charger������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
LIFT40-compatible hand controls ���������������������������������������������������������������������������������������������� 9Dimensions ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
LIFT40 mounting����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

CAL40 |Introduction
The control box CAL40 is part of the LIFT40 product series speciallydeveloped for patient lifts.
LIFT40 is a complete system consisting of the control box CAL40 orCAL40+, a battery BAL40 and an external charger CHL40 in a flexible
solution. Combined with one or more actuators and a hand control you
have a complete system for modern patient lifts.
The LIFT40 control box range is available in two product levels. Full featurelevel CAL40+ and entry level CAL40.

The CAL40+ control box is equipped with a series of features like Bluetooth, 3 channels and customisable
software (SoftCon2). The entry-level control box comes with maximum 2 channels. Both level control boxes
meet the patient’s need for a safe and comfortable lift. Combine this with an easy-to-replace battery. All
housed in a modern and intuitive ergonomic package for fast and easy battery exchange.
The updated design with a clean white surface reduces visual noise. This makes it easy to integrate theLIFT40 design into the OEM patient lift design.
Feature highlights• Ingress protection IPX6
• Cable management• Redundant control buttons on channel 1• Emergency stop located on top for easy access and to avoid unintended activation• BLE - Bluetooth® Low Energy (only CAL40+)• Service and overload indicator (only CAL40+)• SoftCon2-ready for on-location software customisation (only CAL40+)

3

CAL40 |Features and options
Features

CAL40+

CAL40

Channels

Up to 3 channels

Up to 2 channels

Soft start/stopYes

Yes

Emergency stop function

Located on top to avoid
unintended activation

Located on top to avoid
unintended activation

Output current*

12 A on all channels

10 A both channels(duty cycle 2/18 min.)(duty cycle 2/18 min.)DC outlet

Yes, max. 2 A

No

Acoustic battery alarm

Yes

Yes

LED Indicators

Battery status (3 green LEDs,
first LED on left side switches
to orange at lowest status) andsystem status/service (2 x orange)

Battery status (1 pc.) and systemstatus (1 pc.)

Wireless operation

BLE, Bluetooth® Low Energy

No

Redundant control buttons onchannel 1

Up and down channel 1

Up and down channel 1

Cable management

Yes, cable locking and cableroutingYes, cable locking and cablerouting

Ingress Protection

IPX6

IPX6

Safe Working Load (SWL)
adjustment

Yes

Yes

Battery charging

Internal and externalInternal and external

Software customisation/SC2

SoftCon2

One std. software/LIX
configurable

Colour base

Light grey RAL7035

Light grey RAL7035

Cable cover colour

Signal White RAL9003

Signal White RAL9003

Feedback actuators

NoNo

Service status

Orange LED indication + buzzer

Orange LED indication + buzzer

Low battery information

Orange LED indication + buzzer

LED indication + buzzer

Output current*
If the output current is higher than 10 Amp, the output voltage is lowered from 24 V to approx. 20 V.

4

CAL40 |Usage
With internal charger

Nominal current draw max. 350 mA (depending on input voltage)
Standby power of 230 VAC = 0.7 W (depending on input voltage)
Improved BLE might give lower power consumption
Input voltage range: 120-240 VAC (50/60 Hz)
Power consumption (charging): max. 30 W(depending on input voltage)

Duty cycle

Max. 10%, 2 minutes continuous use followed by 18 minutes without
use

Operating temperature+5 °C to +40 °C

Storage temperature-10 °C to +50 °C

Relative humidity

20% to 80% - non-condensing

Atmospheric pressure

700 to 1060 hPa

Meters above sea levelMax. 3000 meters

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 100 A
Approvals

CAL40- EN IEC 60601-1- ANSI/AAMI ES60601-1- CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1- EN IEC 60601-1-2
CAL40+- EN IEC 60601-1- ANSI/AAMI ES60601-1- CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1- EN IEC 60601-1-2- RED (EU)- FCC ID (US)- IC ID (Canada)- Telec (Japan)

5CAL40 |Ordering example
C A L40

A 6 2 0 0 00 1 T 2 000 10

Reserved for future use
Extension port

0

None

Customisation

000 None
xxx Customer-specific (001-999)
Wireless communication

02

None
Bluetooth®

(only CAL40+)

Software

TSX

Without softwareStandard software
Customised software(only CAL40)

Charger012None
Internal 100-240VAC +15%/-10%
External (DC connector)

Reserved for future useReserved for future use
Reserved for future use
Channels

1231 Channel
2 Channels
3 Channels(only CAL40+)

IP degree

46IPX4IPX6Colour

A

RAL7035 Light Gray, RAL9003 white cable cover.

Model

L40 LIFT™ 40 series
Functionality

ABasic, analogue input

FamilyCControl Box

Hand control cable lock is included when ordering CAL40.

6

CAL40 |System overview

HB30
HB70
HB80
HB200
FS3/FS3 Wireless

CH01
CHL40

1 signal input

CAL40
CAL40+

BAL40

Power output
up to 3 channels

LA20
LA23LA31
LA34
LA40
LA44
BL1LC1LC37

CAL40 |Internal battery charger
LIFT40 is available with and without internal charger.
The internal SMPS charger makes charging of the batteries very efficient.
The charging time depends on the battery capacity and condition. Typically, the BAL40 charging time is 4-5hours from fully discharged state.
Mains voltage from 120-240 VAC (50/60 Hz).
The charger indicates whether it is connected to mains or whether the battery is being charged.
See LED functionality graphics.

8CAL40 |LIFT40-compatible hand controls
1 Channel

2 Channel

3 Channel

J05628J06531

HB30132-00 (Hook)(HB310000B006-2102D1E000).
Hook w/rubber, IPX6, PU cable(HB320000B004-2M02D1E000).
Magnet, IPX4, PU cable

HB30133-00 (Magnet)

J05616J05306(HB310000B004-2M02D1E000).
Magnet, IPX4, PU cable(HB320000B004-2002D1E000).
Hook, IPX4, PU cable

Hand control for the SWL function
Special hand control prepared for use with theSWL function.
Item number: HB7x161-00

9

CAL40 | 10

Dimensions

Drawing no. 1048W4000

CAL40 | 11
Accessories list and item numbers
Cable cover (cable lock)

Item no.: SA1048W1003

Cable hanger

Item no.: SA1039W1041

Programming adaptor(to be used with Programming Box PB31001-00)
Access point for programming box below product label.

Item no.: PB31PP-00

Be aware that cables and blind plugs must be ordered separately.

CAL40 | 12

LIFT40 mounting

2

UP
DOWN

1

3

Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.com

SUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.auWeb:
www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cn

Austria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.my

Colombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

Belgium
LINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.be

Netherlands
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

IndiaMechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.noThailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Czech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk
Finland
LINAK OY
Phone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi
FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr
Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0
Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de
India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.id
Web:www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTD
Phone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Phone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50
E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se
Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch
TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Ireland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)
Fax:+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile)
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.ukWeb:
www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk
United KingdomItaly
LINAK UK Limited
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+44 (0)121 544 2211
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+44 (0)121 544 2552
Fax:
+39 02 48 46 82 52
E-mail:sales@linak.co.uk
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.co.uk
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on
its products.

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot
guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-05 • LIT-62-02-055 BSlovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co