多チャンネルデジタルシグナルプロセッサー
APV8032
取扱説明書

第 1.0.0 版 2021 年 12 月

株式会社 テクノエーピー〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL: 029-350-8011

FAX: 029-352-9013

URL: http://www.techno-ap.com

e-mail : info@techno-ap.com

取扱説明書 APV8032

安全上の注意・免責事項
このたびは株式会社テクノエーピー（以下、弊社）の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「安全上の注意・免責事項」をお読みの上、内容を必ずお守りいただき、正しくご使用ください。
弊社製品のご使用によって発生した事故であっても、装置・検出器・接続機器・アプリケーションの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含む全ての損害について、弊社は一切責任を負いません。

禁止事項
人命、事故に関わる特別な品質、信頼性が要求される用途にはご使用できません。
高温、高湿度、振動の多い場所などでのご使用はご遠慮ください（対策品は除きます）。
定格を超える電源を加えないでください。
基板製品は、基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。

注意事項
発煙や異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
ノイズの多い環境では正しく動作しないことがあります。
静電気にはご注意ください。
製品の仕様や関連書類の内容は、予告無しに変更する場合があります。

保証条件「当社製品」の保証条件は次のとおりです。
・ 保証期間

ご購入後一律 1 年間といたします。

・ 保証内容保証期間内で使用中に故障した場合、修理または交換を行います。

・ 保証対象外故障原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。

（ア） 「当社製品」本来の使い方以外のご利用（イ） 上記のほか「当社」または「当社製品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）（ウ） 消耗品等

2

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032－ 目 次－
１．

概要........................................................................................................................................................................................................................5

１．１．

概要........................................................................................................................................................................................................................5

１．２．

特徴........................................................................................................................................................................................................................6２．

仕様........................................................................................................................................................................................................................7

３．

外観........................................................................................................................................................................................................................9４．

セットアップ............................................................................................................................................................................................ 12

４．１．

アプリケーションのインストール......................................................................................................................................... 12４．２．

接続................................................................................................................................................................................................................... 12

４．３．

ネットワークのセットアップ..................................................................................................................................................... 13

５．

アプリケーション画面...................................................................................................................................................................... 14

５．１．

起動画面........................................................................................................................................................................................................ 14

５．２．

CH タブ........................................................................................................................................................................................................ 16

５．３．

config タブ................................................................................................................................................................................................ 22

５．４．

status タブ................................................................................................................................................................................................ 23

５．５．

wave タブ.................................................................................................................................................................................................. 24

５．６．

histogram タブ..................................................................................................................................................................................... 25

６．

初期設定........................................................................................................................................................................................................ 27

６．１．

プリアンプ出力信号の確認.......................................................................................................................................................... 27６．２．

電源と接続.................................................................................................................................................................................................. 27

６．３．

設定実行........................................................................................................................................................................................................ 27

６．４．

プリアンプ出力信号のアナログコースゲインとアナログポールゼロ調整......................................... 28

６．５．

FAST 系フィルタの設定 .............................................................................................................................................................. 31

６．６．

SLOW 系フィルタの設定............................................................................................................................................................. 32

６．７．

SLOW 系スレッショルドの設定............................................................................................................................................ 32

７．

計測................................................................................................................................................................................................................... 33

７．１．

設定................................................................................................................................................................................................................... 33

７．２．

計測開始........................................................................................................................................................................................................ 33

７．３．

ヒストグラムモード........................................................................................................................................................................... 33

７．４．

リストモード............................................................................................................................................................................................ 34

７．５．

計測停止........................................................................................................................................................................................................ 34

８．

終了................................................................................................................................................................................................................... 34

９．

ファイル........................................................................................................................................................................................................ 35

９．１．

ヒストグラムデータファイル..................................................................................................................................................... 35

９．２．

リストデータファイル...................................................................................................................................................................... 37

９．３．

波形データファイル........................................................................................................................................................................... 38

１０．

トラブルシューティング................................................................................................................................................................ 39

１０．１．

接続エラーが発生する。................................................................................................................................................................ 39

3

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

１０．２．

コマンドエラーが発生する.......................................................................................................................................................... 39

１０．３．

ヒストグラムが表示されない..................................................................................................................................................... 40

１０．４．

IP アドレスを変更したい............................................................................................................................................................... 40

4

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

１． 概要
１．１． 概要
テクノエーピー社製 DSP（Digital Signal Processor、デジタルシグナルプロセッサ）製品は、リアルタ
イムデジタルシグナルプロセッシング機能を搭載したマルチチャネルアナライザ（MCA）です。
これまでの放射線計測は、プリアンプからの信号をスペクトロスコピアンプに渡し、アナログ回路によって増幅と波形整形処理をして、MCA などの計測装置に合わせてスペクトル解析を行っていました。
DSP の場合は、非常に高速な 100MHz・14Bit の A/D コンバータを利用して、プリアンプからの信号を直接デジタルに変換します。デジタルに変換されたデータは高集積 FPGA（Field Programmable
Gate Array）に送られ、数値演算によって、スペクトル分析されます。プリアンプの信号は FPGA によるパイプラインアーキテクチャによって、リアルタイムに台形フィルター（Trapezoidal Filter）処理されます。
DSP の構成はスペクトロスコピアンプと MCA を一体化したもので、伝統的なアナログ方式に代わり最新のデジタル信号処理技術を用いたパルスシェイピングを実行します。
台形フィルターの他に、タイミングフィルタアンプ、CFD、波形デジタイザ等の機能を有しています。
非常に優れたエネルギー分解能と時間分解能を提供し、高い計数率時でも抜群の安定感を持ちます。また
アナログ方式最高スループットを誇るゲートインテグレータアンプ以上のスループット（100Kcps 以上）を提供します。
最大３２CH のマルチチャンネル DSP は、すべての ADC が同期して動作しており、またモジュール間も同期させることが可能です。多チャンネルのシステムや、コインシデンス、アンチコインシデンスシス
テム、エネルギーと時間の相関解析にも応用できます。
本書は、本機器について説明するものです。
※ 文章中、信号入力のチャンネルは“CH”、ビン数を表すチャネルは“ch”と大文字小文字を区別してあります。
※ 文章中の、“リスト”と“イベント”は同意義です。
※ 型式の APV は VME 規格サイズの基板型を表しています。この基板型に電源を供給するためには
VME 電源ラック（弊社製品 APV9007 等）が別途必要となります。また、この基板をユニット（筐体）に納め、AC 電源を直接使用できるタイプの型式には、APV の代わりに APU が付きます。例として、VME 型 APV8032 をユニットに納めた型式は APU8032 となります。本書ではAPU8032 の説明も含みます。
※

本機器にはオプションとして機能を追加することが可能です。本書ではその機能部分を（オプション）と明記します。

5

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

１．２． 特徴
主な特徴は下記の通りです。
・ ガンマ線スペクトロスコピ用デジタルシグナルプロセッシング・ 多素子検出器、アンチコンプトンスペクトルメーター等の多チャンネル多機能システムに最適・ シンチレーション（NaI(Tl)、LaBr3(Ce)）検出器のスペクトル解析
・ 高集積 FPGA によるデジタルパルスシェイピング（Digital Pulse Shaping）
・ イーサネット（TCP/IP）によるデータ収録

図 1 DSP 構成
検出器のプリアンプの出力信号を直接 DSP へ入力し、DSP 内の高速 ADC（100MSPS）でデジタル化
します。デジタルパルスプロセッシングの心臓部である A/D コンバータは、最新の 100MHz・14bit の
高速、高分解能パイプライン型 ADC を採用し、プリアンプからの信号を直接デジタイズします。
FPGA にてハードウェア演算により台形波形処理を行います。台形波形に整形するために必要なシェイピ
ングタイムは、PC からのパラメータにより設定します。FAST 系と SLOW 系とも、ピーキングタイム（Peakingtime = Rise time + Flat top time）によりピーク値をデジタル的に検出します。
FAST 系と SLOW 系の２種類のフィルタブロックで処理されます。
FAST 系でタイミングを取得とパイルアップリジェクト（Pile up Reject）を行います。
SLOW 系でポールゼロ キャンセル（Pole zero Cancel）、ベースライン レストアラ（Baseline
Restorer）処理後エネルギー解析を行います。
FPGA に取り込んだプリアンプ信号や台形波形処理信号は DAC（Digital Analog Converter）で出力し、デジタルオシロスコープにて動作確認できます。
DSP への設定やデータの取得は、付属の DSP アプリケーション（以下本アプリ）で行います。本アプリ
は Windows 上で動作します。付属アプリ以外にも、コマンドマニュアルを元にプログラミングすることも可能です。DSP との通信は TCP/IP や UDP でのネットワーク通信のみため、特別なライブラリは使用
せず、Windows 以外の環境でもご使用頂けます。

6

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

２． 仕様（１） アナログ入力
・チャネル数

32CH

・入力レンジ±1V ※±12V 入力保護回路有り

・入力インピーダンス

1kΩ

・コースゲイン

×2、×４

周波数帯域

DC～16MHz・初段微分回路

固定 6.8μs ※仕様により変更可能

・アッテネータ無し（２） ADC・サンプリング周波数

100MHz

・分解能

14bit

・入力レンジ±１V

・SNR

85dB@3MHz 性能

分解能

1.75keV@1.33MeV（代表値）

スペクトルブローデニング 12％以下（1kcps～100kcps）
スループット100kcps 以上

積分非直線性±0.025%（typ）

ピークシフトTHD

ドリフト特性

THD

パルスペア分解能

1.25×（Risetime ＋ Flat top Time） ※目安（３） MCAADC ゲイン8192、4096、2048、1024、512、256 チャネル

・動作モードヒストグラムモード、リストモード、波形モード

・イベント転送レート

約 20MByte/秒。1 イベント 10Byte（80Bit）の場合（４） デジタルパルスシェイピング
・FAST 系 Rise time

0.05μs～1μs

・FAST 系 Flat top time

0.03μs～1μs

・SLOW 系 Rise time

0.16μs～8μs

・SLOW 系 Flat top time

0.16μs～2μs

・デジタル course gain

×1, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128

・デジタル Fine gain

×0.333 ～ ×１.0

・トリガータイミング

LET(Leading

EdgeTiming)、 CFD(Constant

Fraction

Disicriminator Timing)
・デジタル CFD

10ns 時間分解能

・デジタル Pole zero cancel、デジタル Baseline Restorer、デジタル Pile up Reject
・LLD（Low Level Discriminator）
・ULD（Upper Level Discriminator）

7

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032（５） 通信インターフェース・LAN

TCP/IP

Gigabit Ethernet 1000Base-T、データ転送用

UDP

コマンド送受信用（６） 消費電流＋5V

4.0A（最大）＋12V

0.4A（最大）－12V

0.4A（最大）（７） 形状・VME 型（VME6U）

APV8032

・ユニット型

APU8032（８） 外径寸法
・VME 型（VME6U）

20（W）x 262（H）x 187（D）mm・ユニット型300（W）x 56（H）x 335（D）mm

（９）

重量

・VME 型（VME6U）

約 400g・ユニット型

約 3100g（１０） PC 環境
・OS

Windows 7 以降、32bit 及び 64bit 以降

・ネットワークインターフェース
・画面解像度Full HD（1920×1080）以上推奨

8

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

３． 外観

（１）

（2）

（3）

（4）
（5）

（6）

（7）
（9）
（10）

（8）
（11）

（12）

写真 1 APV8032

9

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

（１）
（２）

LED
Signal A（３）

Signal B

（４）

MONI

（５）

CLK-I

（６）

CLK-O

（７）

GATE

（８）

VETO

（９）
RESET
（１０） CLR（１１） SYNC
（１２）

LAN

P（緑色）は電源 ON 時点灯、V（橙色）と E（赤色）は未使用。
CH1～16 のアナログインプット端子
コネクタは HIF3BA-34PA-2.54DS。入力レンジは±1V、コースゲ
インはアプリから×2、×４を選択、入力インピーダンスは 1kΩ。
CH17～32 のアナログインプット端子
コネクタは HIF3BA-34PA-2.54DS。入力レンジは±1V、コースゲ
インはアプリから×2、×４を選択、入力インピーダンスは 1kΩ。
モニター出力用 LEMO 社製 00.250 互換コネクタ。選択した 1CHの DSP 処理中の信号等を DAC 出力します。
外部クロック信号入力用 LEMO 社製 00.250 互換コネクタ。外部
クロックを使用して外部機器と同期を取ることができます。使用時は 25MHz、Duty サイクル 50%の LVTTL または TTL 信号を入力してから電源を投入します。
外部クロック信号出力用 LEMO 社製 00.250 互換コネクタ。外部
機器と同期を取ることができます。25MHz、Duty サイクル 50%の LVTTL 信号を出力します。
外部ゲート信号入力用 LEMO 社製 00.250 互換コネクタ。
LVTTL または TTL 信号を入力します。入力が High の間データの取得を有効にします。
外部 VETO（ベト）信号入力用 LEMO 社製 00.250 互換コネク
タ。LVTTL または TTL 信号を入力します。High の間データの取得を無効にします。
リセットボタン。3 秒以上長押しで本機器をリセットします。
外部クリア信号入力用 LEMO 社製 00.250 互換コネクタ。
LVTTL または TTL ロジック信号を入力します。High の立ち上がりエッジでイベント検知時の時間情報であるカウンタデータをクリアします。
（未使用）機能拡張用 LEMO 社製 00.250 互換コネクタ。
LVTTL または TTL 信号を入力します。
イーサネットケーブル用 RJ45 コネクタ。1000Base-T。

10

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

本機器基板上の下写真の緑枠内シルクを参照の上、各 CH 入力に関する設定をします。

写真 2 APV8032 基板 CH1 入力部（アナログポールゼロ回路有効の場合）（１） 緑枠

アナログポールゼロ回路ジャンパ。
ジャンパ有りアナログポールゼロ回路有効、抵抗フィードバック型プリアンプ
出力信号入力向け（デフォルト）。
ジャンパ無しアナログポールゼロ回路無効、トランジスタリセット型プリアン
プ出力信号入力向け。

写真 3 CLK 設定 （左側：内部 CLK 設定、右側：外部クロック設定）（２） 橙枠CLK 設定。外部 CLK を使用し動作させる場合は、上図右側のようにジャンパを設定
し、フロントパネル CLK-I 端子へ 25MHz、Duty50%の LVTTL または TTL クロ
ック信号を入力した状態で電源を ON にします。

11

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

４． セットアップ
４．１． アプリケーションのインストール
本アプリは Windows 上で動作します。ご使用の際は、使用する PC に本アプリの EXE（実行形式）ファイルと National Instruments 社の LabVIEW ランタイムエンジンをインストールする必要があります。
本アプリのインストールは、付属 CD に収録されているインストーラによって行います。インストーラには、EXE（実行形式）ファイルと LabVIEW のランタイムエンジンが含まれており、同時にインストールができます。インストール手順は以下の通りです。
（１） 管理者権限で Windows へログインします。
（２） 付属 CD-ROM 内 Application フォルダ内の Setup.exe を実行します。対話形式でインストー
ルを進めます。デフォルトのインストール先は“C:\TechnoAP”です。このフォルダに、本ア
プリの実行形式ファイル dsp_mca.exe と設定値が保存された構成ファイル config.ini がインストールされます。
（３） スタートボタン – TechnoAP – APP8032 を実行します。
尚、アンインストールはプログラムの追加と削除から APP8032 を選択して削除します。

４．２． 接続
本機器と PC をイーサネットケーブルで接続します。PC によってはクロスケーブルをご使用ください。
ハブを使用する場合はスイッチングハブをご使用ください。

12

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

４．３． ネットワークのセットアップ
本機器と本アプリの通信状態を下記の手順で確認します。
（１） PC の電源を ON にし、PC のネットワーク情報を変更します。以下は変更例です。
IP アドレス

192.168.10.2 ※本機器割り当て以外のアドレス

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.1（２） VME ラックの電源を ON にします。電源投入後 10 秒程待ちます。
（３） PC と本機器の通信状態を確認します。Windows のコマンドプロンプトにて ping コマンドを実行し、本機器と PC が接続できるかを確認します。本機器の IP アドレスは基板上またはユニットの背面にあります。ネットワーク情報が以下の場合を例にして説明をします。
IP アドレス
192.168.10.128
サブネットマスク255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.10.1> ping 192.168.10.128

図 2 通信接続確認 ping コマンド実行（４） 本アプリを起動します。デスクトップ上のショートカットアイコン APP8032 または Windows
ボタンから APP8032 を検索して起動します。
本アプリを起動した時に、本機器との接続に失敗した内容のエラーメッセージが表示される場合は、後述のトラブルシューティングを参照ください。

13

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

５． アプリケーション画面
５．１． 起動画面
本アプリを実行すると、以下の起動画面が表示されます。

図 3 起動画面（オプション構成や更新により画像が異なる場合があります）
・メニュー
File - open config

設定ファイルの読み込み。

File - open histogram

ヒストグラムデータファイルの読み込み。

File - open wave

波形データファイルの読み込み。

File - save config

現在の設定をファイルに保存。

File - save histogram

現在のヒストグラムデータをファイルに保存。

File - save wave

現在の波形データをファイルに保存。

File - save image

本アプリ画面を PNG 形式画像で保存。

File – reconnect

再接続。

File - quit

本アプリ終了。

Edit - copy setting of CH1

CH タブ内の CH1 の設定を他の全 CH の設定に反映。

Edit - copy setting of CH1 to all modules

CH タブ内の CH1 の設定を他の全モジュール全 CH の設定に反映。

Edit - IP configuration

本機器の IP アドレスを変更。

14

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

Config

本機器へ全項目を設定。

Clear

本機器内のヒストグラムデータを初期化。

Start

本機器へ計測開始。

Stop

本機器へ計測停止。

・上段タブ
CH

各入力 CH に関する設定。

config

入力 CH 以外の設定及び保存や計測に関する設定。

status

各 CH の計数率や各 ROI 間の計算結果を表示。

・下段タブ
wave

波形データの表示。

histogram

ヒストグラム表示、ROI（Region Of Interest）の設定。

module

計測対象とする機器を選択。

IP address

IP アドレス。構成ファイルにて定義し、module で選択した DSP の IP アドレ
スを表示。

memo

任意テキストボックス。計測データ管理用にご使用ください。

mode

動作モードです。以下のモードから選択します。
histogram

ヒストグラムモード。プリアンプ出力信号の波高値（SLOW 系フィルタの波高値）を最大 8192 の ch に格納し、横軸エネルギー、縦軸カウントのヒストグラム
を取得します。

list

リストモード。プリアンプ出力信号のタイムスタンプと
波高値と CH 番号を 1 つのイベントデータとして、連続的に PC へデータを転送します。

wave

オシロスコープのように信号処理中の波形データを確認できます。

measurement time

計測時間。設定範囲は 00:00:00 から 48:00:00 です。

acq. LED

計測中に点滅。

save LED

データ保存中に点滅。

error LED

エラー発生時点灯。

mode

動作モード。設定中動作モード名称を表示。

measurement time

設定した計測時間。

real time

有効先頭 CH のリアルタイム（実計測時間）。計測終了時measurement timeと等しくなります。

list file size(byte)

イベントデータの保存中のファイルの容量（Byte）を表示。

15

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

５．２． CH タブ

図 4 CH タブ
ON

CH 使用可否。

analog coarse gain

アナログ粗ゲイン。2 倍、4 倍から選択します。取り込んだプリアンプ出力信号を内部で増幅します。

ADC gain

ADC のゲイン（チャネル）。8192、4096、2048、1024、512、256
チャネル(ch)から選択します。histogram グラフの横軸の分割数になります

fast diff

FAST 系微分回路の定数。ext（除外、フィルタ不使用）、20、50、100、200 から選択します。立ち上がりが早い検出器の場合は、ext または 20 を選択します。Ge 半導体検出器などの場合は 100 または 200 を設定します。

fast integral

FAST 系積分回路の定数。ext（除外、フィルタ不使用）、20、50、100、200 から選択します。立ち上がりが早い検出器の場合は、ext または 20 を選択します。Ge 半導体検出器などの場合は 100 または 200 を設定します。

fast pole zero

FAST 系ポールゼロキャンセル設定。設定範囲は 0 から 8192。0 は自動設定です。

fast trigger threshold

FAST 系フィルタを使用した波形取得開始のタイミングの閾値。単位は digit。
設定範囲は 0 から 8191 です。デフォルト設定は 50digit です。取り込んだプ
リアンプ出力信号を元に、タイミングフィルタアンプ回路の微分処理と積分処理をした FAST 系フィルタ波形を生成します。その波形にて、この閾値以上になった場合に、その時点での時間情報取得タイミングやスペクトロスコピーア
ンプ回路での波形生成開始のタイミングを取得します。主に時間取得（タイム
スタンプ）に関係します。この閾値が小さ過ぎるとノイズを検知し易くなり
input total rate(cps)が増えることになります。input total rate(cps)を見ながら、極端に数値が増えるノイズレベルの境目より数 digit 高めに設定します。

16

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

slow risetime(ns)SLOW 系フィルタのライズタイム。下図の SLOW 系（台形）フィルタの上底に到達するまでの立ち上がり時間です。短い値だとエネルギー分解能は悪いがスループットは多くなり、長い値だとエネルギー分解能は良いがスループット
が少なくなるという傾向があります。リニアアンプのピーキングタイムは 2.0～2.4×時定数になっていることが多いので、リニアアンプの時定数の 2 倍程
度のライズタイムで同じような分解能を示します。デフォルト設定は 6000nsです。これはリニアアンプのシェイピングタイム 3μs に相当します。

slow flat top time(ns)SLOW 系フィルタのフラットトップタイム。下図の SLOW 系（台形）フィル
タの上底部分の時間です。プリアンプ出力信号の立ち上がり（立ち下がり）のバラツキによる波高値の誤差を、台形の上底の長さで調整します。設定値はプ
リアンプ出力信号の立ち上がり（立ち下がり）時間の0 から 100％で、最も遅い時間の２倍の時間を目安とします。デフォルト設定は 700ns です。この場
合は立ち上がり（立ち下がり）の最も遅い時間を 350ns と想定しています。

※ DSP のスループットは以下の式のようになります。
（ slow rise time ＋ slow flattoptime ）×1.25
slow pole zero

SLOW 系ポールゼロキャンセル。SLOW 系フィルタの立ち下りアンダーシュートまたはオーバーシュートをこの値を適切に設定することで軽減することができます。デフォルト設定は680 です。この値は検出器によって変わりますので、フロントパネル上 MONI 端子とオシロスコープを接続して、DAC モニタの種類で SLOW 系フィルタを選択して、SLOW 系フィルタの立ち下がり部分
が平坦になるように調整します。

rise time

flattop time

（Peaking time）

pole zero

図 5 SLOW 系（台形）フィルタ※ 右図は SLOW 系フィルタにアンダーショートがあり pole zero があっていない例です。この場合、slow pole zero の値を現在の設定より下げることで、アンダーシュート部分が上側に持ち上がります。

17

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

slow trigger threshold Slow 系フィルタの波形取得開始のタイミングの閾値。単位は digit です。設定
範囲は 0 から 8191 です。デフォルト設定は 50digit です。この値を上下させthroughout rate(cps)の増えるところであるノイズレベルより 10digit 程度上に設定します。後述の LLD 以下に設定します。生成された SLOW 系フィルタの波形において、この閾値以上になった時に、予め設定した時間（slow risetime + slow flattop time）における波高値を確保します。
LLD

エネルギーLLD（Lower Level Discriminator）。単位は ch です。この閾値
より下の ch はカウントしません。show trigger threshold 以上かつ ULD よ
り小さい値に設定します。

ULD

エネルギーULD（Upper Level Discriminator）。単位は ch です。この閾値
より上のch はカウントしません。LLD より大きく、ADC ゲインより小さい値に設定します。

図 6 LLD と ULD の設定例
※ 上図は LLD を 955、ULD を 1045 に設定した例です。LLD より小さい部分と ULD より大きい部分が計測されないことが分かります。
pile up rejector

パイルアップリジェクトの使用可否。ON の時有効。下図のように波形整形された信号の立ち上がり時間以下で生じた２つのパルスは、波形が重なり実際のピーク値とは異なる値になります。高計数下においては大きなバックグラウン
ドノイズになります。デジタル信号処理によりこのイベントを除外するパイル
アップリジェクトを行います。対象となる時間は （ risetime + flattoptime ）× 1.25 でこの間に 2 つイベントがあった場合、リジェクトされます。パイ
ルアップリジェクトの回数が多いほど、input count が複数あるのに対し、throughput count が 0 になるため、その差は大きくなります。

図 7 左側：パイルアップ事象、右側：青色リジェクト無し、赤色リジェクト有り
18

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

polarity

入力するプリアンプ出力信号の極性。pos は正極性、neg は負極性

digital coarse gain

デジタル的にゲインを 1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍、64 倍、128倍から選択します。台形フィルタの場合、積分回路は積和演算によって計算されます。slow rise time を大きく設定するほど積和演算の回数が増え数値が大きくなり、小さく設定するほど数値が小さくなります。この値がそのまま
SLOW フィルタの値になるため補正をする必要があります。slow rise time の設定と合わせて使用します。

digital fine gain

デジタル的にファインゲインを設定します。設定範囲は 0.3333 倍から 1 倍です。digital coarse gain 同様に補正に使用します。digital coarse gain とdigital fine gain の設定により SLOW 系フィルタの波高値が変わるので、結果
histogram のピーク位置調整に使用できます。

timing selectイベントを検出した時間（タイムスタンプ）を決定するためのタイミング取得
方法を LET（Leading Edge Timing）または CFD（Constant Fraction
Disicriminator Timing）から選択します。
LET：リーディングエッジタイミング（Leading Edge Timing）
あるトリガーレベル t に到達したタイミングです。トリガー取得タイミングは a’と b’のように立ち上がりの傾きが変われば時間も異なります。
a

b
ｔ

a’ b’
図 8 リーディングエッジ（Leading Edge Timing）の考え方

19

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

CFD：コンスタントフラクションタイミング（Constant Fraction Disicriminator Timing）
下図の異なる preamp 波形 a と b に対し、以下の波形 c, d と e, f と g, h のような波形を生成します。
波形 c, d ： 波形 a と b を CFD function 倍し、反転した波形
波形 e, f ： 波形 a と b を CFD delay 分遅延した波形
波形 g, h ： 波形 c と e を加えた波形と d と f を加えた波形
波形ｇとｈのゼロクロスタイミングであるCFD は、波形の立ち上がり開始時間が同じであれば、波高が変化しても一定である、という特徴があります。
入力信号
a
V1
b
V2

入力信号を CFD function 倍して反転
V2*CFD function
V1*CFD function

入力信号を CFD Delay 分遅延

d
c

e

f

CFD delay

反転と遅延を加算
ghCFD
図 9 コンスタントフラクションタイミング（Constant Fraction Disicriminator Timing）の考え方

20

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

CFD function

CFD 算出用に元波形を縮小するための倍率。0.125、0.25、0.375、
0.625、0.75、0.875 から選択します。デフォルトは0.25 から0.625 倍です。

CFD delay

CFD 算出用に元波形を遅延する時間を 10、20、30、40、50、60、70、80ns から選択します。デフォルトは 50 から 80ns です。

inhibit width(μs)

トランジスタリセット型プリアンプ用のリセット検出時からの不感時間幅。検出器からの inhibit 信号を入力せずに内部で処理し、この間の計数を行いません。

analog pole zero

アナログポールゼロ。入力されたプリアンプ出力信号を内部で微分し、その信号の立ち下がり部分のオーバーシュートやアンダーシュートを修正する設定をします。設定範囲は 0 から 255 です。

DAC monitor CH

DAC 出力を行う CH 番号選択します。選択した CH の DAC monitor type で選択した波形が MONI 端子から出力されます。

DAC monitor type

DAC 出力の波形選択。DSP 内部で処理された波形のうち、選択した種類の波形信号を MONI 端子から出力します。この信号をオシロスコープで見ることにより、DSP 内部での処理状態を確認できます。
pre ampプリアンプ信号を微分した信号。内部に取り込んだ時点で、計測
対象エネルギーレンジが 1V 以内におさまっているかの確認、ア
ナログポールゼロ調整に使用します。

fast

FAST 系フィルタ信号

slow

SLOW 系フィルタ信号。波形整形処理後のポールゼロ調整に使用
します。

CFD

CFDの信号。CFDタイミングを使用時にCFD delayやfunctionの設定状態が確認できます

21

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

５．３． config タブ

図 10 config タブ
・DSP 部
list read size(byte)

リストモード時の最小読み込みデータ長。単位は Byte。通常は 10000 に設定します。高カウントレート時は 20000Byte として PC 側で多くのイベントを受信できるようにします。低カウントレート時に設定を下げて少ない数でイベントを受信できるようにします。

・file 部
histogram save

計測終了時に histogram タブに表示されているヒストグラムデータをファイルに保存します。ファイルの保存先は後述のフォーマットになります。
histogram モード時のみ有効です。

histogram file path

ヒストグラムデータファイルの絶対パスを設定。拡張子無しも可能です。
※注意※このファイル名で保存されるのではなく、このファイル名をもとにして以下のフォーマットになります。
例：histogram file path に C：\Data\histogram.csv と設定し、日時が2010/09/01

12

：

00

：

00

の 場 合 は 、C：

\Data\histogram_20100901_120000.csv というファイル名でデータ保存を開始します。

list save

リストデータをファイルに保存するか否かを設定します。リストモード選択時のみ有効です。

list file path

リストデータファイルの絶対パスを設定。拡張子無しも可能です。
※注意※このファイル名で保存されるのではなく、このファイル名をもとにして以下のフォーマットになります。
例：list file path に C：\Data\list_.bin と設定し、後述の list file number が0 の場合は、C：\Data\list_000000.bin というファイル名でデータ保存を開始します。

list file number

リストデータファイルに付加される番号の開始番号を設定します。0 から
999999 まで。999999 を超えた場合 0 にリセットされます。

file namelist file path と list file number を元に実際に保存される時にファイル名を表示します。
22

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

５．４． status タブ

図 11 status タブ
・CH 部
CH 毎の状況を表示します。
input total count

入力のあったイベント数。

throughput count

入力に対し処理した数。

input total rate(cps)

1 秒間の入力のあったイベント数。

throughput rate(cps) 1 秒間の入力に対し処理した数。
pileup rate(cps)

1 秒間のパイルアップカウント数。

dead time ratio(%)

デッドタイムの割合。取り込み毎の瞬時値。

・ROI 部
ROI 間の算出結果を表示します。
peak(ch)最大カウントの ch。

centroid(ch)全カウントの総和から算出される中心値(ch)。

peak(count)

最大カウント。

gross(count)

ROI 間のカウントの総和。

gross(cps)gross(count)÷計測経過時間。

net(count)

ROI 間のバックグラウンドを差し引いたカウントの総和。

net(cps)

net(count)÷計測経過時間。

FWHM(ch)

半値幅(ch)。

FWHM(%)

半値幅(%)。半値幅÷ROI 定義エネルギー×100。

FWHM

半値幅。

FWTM

1/10 幅。

23

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

５．５． wave タブ
本機器内部での信号処理の状態を本アプリにて波形データとして取得することが可能です。計測前の信号処理調整の際、MONI 端子からの preamp や slow 信号をオシロスコープで確認しますが、本機能でも同様のことが可能です。

図 12 wave タブ
グラフ

波形グラフ。config タブ内 mode にて wave を選択した場合、計測中に波形データを表示します。

・trigger 部
source

トリガーソース CH 番号を選択します。

level(digit)

トリガーレベルを設定します。設定範囲は-8192 から 8192digit です。

凡例チェックボックス

グラフに波形 CH 毎の波形データを表示するか否かの選択。

position(ns)

トリガーポジションを設定します。設定範囲は 10 から 5000ns です。

sampling rate

サンプリング周波数を設定します。サンプリング間隔時間を 10ns、20ns、
40ns、80ns から選択します。

free run

トリガーレベルとは関係無く波形を取得します。

accumulation

波形データ重ね合わせの有効・無効を選択します。

continue

連続波形取り込みを選択します。

single

シングルトリガー取り込みを実行します。

CH typeCH 及び波形の種類を選択します。
preamp

プリアンプ信号。

fast

FAST 系フィルタ信号。

slow

SLOW 系フィルタ信号。

CFD

CFD の信号。

24

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

５．６． histogram タブ

図 13 histogram タブ
グラフ

ヒストグラムグラフ。config タブ内 mode にて histogram を選択した場合、計測中にエネルギーヒストグラムを表示します。

凡例チェックボックス

グラフに CH 毎のヒストグラムを表示するか否かの選択。

ROI CHROI（Region Of Interest）を適用する CH 番号を選択します。1 つのヒスト
グラムに対し最大 32 の ROI を設定可能です。

ROI start

ROI の開始位置。単位は後述 calibration で選択した単位です。

ROI end

ROI の終了位置。単位は後述 calibration で選択した単位です。

energy

ピーク位置(ch)のエネルギー値の定義。60Co の場合、1173 や 1332(keV)と設定。後述の calibration にて ch を選択した場合、ROI 間のピークを検出しそのピーク位置(ch)と設定したエネルギー値から keV/ch を算出し、半値幅の算出結果に適用します。

calibration

X 軸の単位。設定に伴い X 軸のラベルも変更されますchch（チャネル）単位表示。ROI の FWTM の FWHM などの単位は任意になります。

eV

eV 単位表示。1 つのヒストグラムにおける2 種類のピーク（中心値）とエネルギー値の 2 点校正により、ch が eV になるように 1次関数y=ax+b の傾きa と切片b を算出しX 軸に設定します。ROIの FWTM の FWHM などの単位は eV になります。

keV

keV 単位表示。1 つのヒストグラムにおける 2 種類のピーク（中心値）とエネルギー値の 2 点校正により、ch が keV になるように 1 次関数 y=ax+b の傾き a と切片 b を算出し X 軸に設定します。ROI の FWTM の FWHM などの単位は keV になります。
例：5717.9ch に 60Co の 1173.24keV、6498.7ch に 60Coの 1332.5keV がある場合、2 点校正より a を 0.20397、b を
6.958297 と自動算出します。

manual1 次関数 y=ax+b の傾き a と切片 b と単位ラベルを任意に設定しX 軸に設定します。単位は任意に設定します。
25

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

Y mapping

グラフの Y 軸のマッピングを選択します。設定に伴い Y 軸のラベルも変更されます。
linear 直線
log

対数smoothing

統計が少ない場合に半値幅を計算するためのスムージング機能です。

X axis calibration

X 軸の単位を選択します。

Y axis calibration

Y 軸の単位を選択します。

X 軸範囲

グラフ上で右クリックして自動スケールをチェックすると、自動スケールになります。チェックを外すと自動スケールでなくなり、X 軸の最小値と最大値が固定になります。最小値または最大値を変更する場合は、マウスのポインタを変更する数値の上に置き、クリックまたはダブルクリックすることで変更でき
ます

Y 軸範囲

グラフ上で右クリックして自動スケールをチェックすると、自動スケールになります。チェックを外すと自動スケールでなくなり、Y 軸の最小値と最大値が固定になります。最小値または最大値を変更する場合は、マウスのポインタを変更する数値の上に置き、クリックまたはダブルクリックすることで変更できます。
カーソル移動ツールです。ROI 設定の際、グラフ上のカーソルをマウスでドラッグして移動できます。
ズーム。クリックすると以下の 6 種類のズームイン及びズームアウトを選択し実行できます。
（1）（2） （3）（4） （5） （6）

図 14 グラフ ズームイン及びズームアウトツール（1）四角形

ズームこのオプションを使用して、ズーム領域のコーナーとするディスプレイ上の点をクリックし、四角形がズーム領域を占めるまでツールをドラッグします。

（2）X-ズーム

X 軸に沿ってグラフの領域にズームイン（3）Y-ズーム

Y 軸に沿ってグラフの領域にズームイン（4）フィットズーム

全ての X 及び Y スケールをグラフ上で自動スケール（5）ポイントを中心にズームアウト ズームアウトする中心点をクリックします。
（6）ポイントを中心にズームイン ズームインする中心点をクリックします。
パンツール。プロットをつかんでグラフ上を移動可能です。

26

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

６． 初期設定
６．１． プリアンプ出力信号の確認（１） プリアンプ出力信号をオシロスコープと接続し、波高値（mV）と極性を確認します。
トランジスタリセット型プリアンプの場合、右上がりであれば正極性、右下がりであれば負極性です。

図 15 左側：抵抗フィードバック型 負極性の場合、右側：トランジスタリセット型 正極性の場合

６．２． 電源と接続（１） 全ての機器の電源を OFF にします。
（２） フロントパネル上 LAN コネクタと PC を LAN ケーブルで接続します。
（３） スイッチングハブを使用の場合はＯＮにします。
（４） 本機器の電源をＯＮにします。
（５） ＰＣの電源をＯＮにします。
（６） フロントパネル上の CH1 端子とプリアンプ出力信号を接続します。
（７） フロントパネル上の MONI 端子とオシロスコープを接続します。

６．３． 設定実行（１） 本アプリを起動します。
（２） CH タブ、config タブ、オプションがあれば option タブ等の設定をします。まずは、入力されたプリアンプ出力信号を内部で適切に処理できるように、前述で確認した極性を下図赤枠のpolarity に正しく設定します。

図 16 CH タブ内 polarity 設定例（３） メニュー Config をクリックし、全設定を行います。

27

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

６．４． プリアンプ出力信号のアナログコースゲインとアナログポールゼロ調整
超低雑音高速プログラマブルゲインアンプにより、立ち上がりが速く低雑音が要求されるプリアンプからの信号を高精度に増幅することができます。アナログコースゲインの設定は、CH タブ内 analog course
gain にて２倍、４倍から選択し設定できます。
※

本機器は analog fine gain の設定はございません。

アンチエイリアシングローパスフィルタが ADC の前段に配置され、S/N の向上と折り返し雑音の除去をすることができます。カットオフ周波数は 16MHz に設定されています。
本機器に入力される検出器のプリアンプの出力信号が抵抗フィードバック型かリセット型かによって設定方法は異なります。

６．４．１． 抵抗フィードバック型プリアンプ出力信号の場合
プリアンプ出力信号は通常 50μs～100μs 程度のディケイ（減衰）を持つ信号です。本機器で処理するにはディケイが長すぎるため高計数に対応できません。その為、内部で処理しやすい時定数に微分します。その際に生じるアンダーシュートは以下の式になり、従来のアナログ方式同様に本機器でも過負荷特性が悪くなります。
Undershoot (%) = different amplitude / preamp decay time（１） フロントパネル上の MONI 端子からのプリアンプ出力信号を微分した preamp 信号をオシロスコープで確認します。
（２） analog course gain を切り替えながら、preamp 信号の計測対象のエネルギー要素を含む波高が、1V 以内におさまるように調整します。
例えば、エネルギー2000keV までの計測をする場合、60Co のチェッキングソースがあれば、1332keV@60Co の重なりが濃い部分を、0.666V（1V÷2000keV×1332keV）以下のところに合わせます。

ゲインが小さい

図 17 調整前

図 18 調整後

28

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032（３） analog pole zero の設定を変更し、オシロスコープの縦横のレンジを切り替えながら、立ち下がり部分が平坦になるようにポールゼロを調整します。

ポールゼロ未調整
オーバーシュート

ポールゼロ未調整
アンダーシュート

図 19 調整前（オーバーシュートの場合）

図 20 調整前（アンダーシュートの場合）↓

図 21 調整後

図 22 調整後（横軸を広げた場合）

29

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

６．４．２． トランジスタリセット型プリアンプ出力信号の場合（１） 電源を OFF にできない場合は、analog pole zero の設定を 0 とします。
（２） 電源を OFF にできる場合は、全ての電源を OFF して電源ラックから本機器を抜き出します。ユニット型の場合は蓋のネジを外し、蓋に付いているケーブルに気を付けながらゆっくり開きます。以下写真のプリアンプ出力信号を入力する CH のコネクタ付近のジャンパ設定を照らし合わせながら、下写真の赤色枠にあるジャンパを基板から外します。外すことでアナログポールゼロ
調整が無効になります。

写真 4 APV8032 基板 CH1 入力部
トランジスタリセット型プリアンプ出力信号を入力する場合（赤枠のジャンパを外す）（３） フロントパネル上の MONI 端子からのプリアンプ出力信号を微分した preamp 信号をオシロスコープで確認します。
（４） analog course gain を切り替えながら、preamp 信号のエネルギー要素を含む波高が、±1V 以内におさまるように調整します。

30

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

６．５． FAST 系フィルタの設定
本機器には、放射線検知時の時間情報を得るための FAST 系フィルタと、エネルギー（波高）を取得する
ための SLOW 系のフィルタがあります。まず FAST 系のフィルタ関連の設定をします。
設定は、一般的なタイミングフィルタアンプと同じような特性があります。
（１） MONI 端子をオシロスコープに接続し、DAC monitor CH を該当 CH に選択し、DAC
monitor type を fast と設定します。オシロスコープにてこの信号が見えるよう準備します。
（２） fast diff にて FAST 系微分回路の定数を設定します。ext（除外、フィルタ不使用）・20・
50・100・200 から選択します。
（３） fast integral にて FAST 系積分回路の定数を設定します。ext（除外、フィルタ不使用）・20・
50・100・200 から選択します。
（４） fast pole zero にてポールゼロ調整をします。デフォルト設定は 0（自動設定）です。オシロス
コープにて下図のようになるよう設定します。fast diff または fast integral を変更する毎に調整が必要となりますが、後述の SLOW 系ポールゼロほど厳密な設定は不要です。

図 23 fast pole zero（左側：調整前（アンダーシュート有り）、右側：調整後）
fast diff と fast integral の設定は検出器や信号の状態によって異なります。以下に設定例を記載します。
表 1 fast diff と fast integral 設定例
検出器

特徴

fast difffast integral

LaBr3（Ce）シンチレータ

立ち上がりが高速

20

ext または 20

Ge 半導体検出器

高エネルギー分解能

100

100

（５） fast trigger threshold にて FAST 系フィルタの信号検知の閾値を設定します。この閾値を超えたタイミングでリーディングエッジタイミング（LET）のタイムスタンプをします。また、baselline restorer（ベースラインレストアラ）や pileup rejector（パイルアップリジェクタ）の閾値としても使用します。この値は検出器と接続した場合でノイズと弁別可能なできるだけ低い値に設定します。デフォルト設定は 25 です。
まずある程度大きい値（100 程度）を入力して input total rate(cps)を観測します。fast
trigger threshold を徐々に小さくし input total rate(cps)が大きくなる値を見つけます。その値が信号とノイズの境界なので、その値より＋3～＋10 程度に設定します。

31

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

６．６． SLOW 系フィルタの設定
プリアンプ出力信号に対し SLOW 系の台形整形を行ないます。台形フィルタ（Trapezoidal Filter）のア
ルゴリズムとして、パイプラインアーキテクチャで構成されたフィルタブロックは、台形フィルタに必要な遅延・加減算・積分といった値を、ADC の 100MHz のクロックに同期して演算します。
nl

FIL(n) =   DIFF r , w ( j ) + DIFF r , w (i )P
i =0 j =0

DIFF

r ,w

= v( j ) − v( j − r ) − v{ j − (r + f )} − v{ j − (2r + f )}P = (exp(CLK /τ) − 1) −1
r = risetimef = flattoptime
w = 2r + f = pulsewidth
数式 1 台形フィルタ（Trapezoidal Filter）（１） MONI 端子をオシロスコープに接続し、DAC monitor CH を該当 CH に設定し、DAC
monitor type を slow と設定します。オシロスコープにてその信号が見えるよう準備します。
（２） リニアアンプのシェイピングタイムを 3μs とした場合と同じ条件にするには、slow rise time を
6000ns と設定します。この値はエネルギー分解能に影響します。短く設定するとより高計数計
測が可能となりますが、エネルギー分解能が落ちます。逆に設定が長過ぎると計数がかせげないことがあります。デフォルト設定は 6000ns です。
（３） slow flattop time を設定します。抵抗フィードバック型プリアンプ出力信号の場合、立ち上がり
時間の 0 から 100％で、最も遅い立ち上がりの 2 倍の値を設定します。推奨値は 700ns です。トランジスタリセット型の場合は 700ns から±100ns 刻みでエネルギー分解能（半値幅）を確認しながら調整します。
（４） slow pole zero を設定します。この設定にて SLOW 系フィルタの立ち下がりの部分のオーバーシュートやアンダーショートを軽減することが可能です。デフォルト設定は 680 です。検出器によって異なりますのでオシロスコープにて最適な値に設定します。

図 24 slow pole zero（左側：調整前（アンダーシュート有り）、右側：調整後）

６．７． SLOW 系スレッショルドの設定まずある程度大きい値（100 程度）を入力して throughput rate(cps)を観測します。slow trigger
threshold を徐々に小さくし throughput rate(cps)が大きくなる値を見つけます。その値が信号とノイズの境界なので、その値より＋3～＋10 程度に設定します。デフォルト設定は 30 です。

32

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

７． 計測
７．１． 設定（１） メニュー Config をクリックして全設定を本機器へ送信します。実行後、DSP 内ヒストグラムデータが初期化されます。
（２） 前回の計測したヒストグラムや計測結果を初期化する場合はメニュー Clear をクリックします。
初期化せずにヒストグラムデータを継続する場合は、メニュー Clear をクリックせずに次の計測を開始します。

７．２． 計測開始
メニュー Start をクリックします。計測が開始され、下記が実行されます。
・
・
・
・
・
・
・

CH 部に CH 毎の計測状況が表示されます。
acq LED が点滅します。
measurement time に計測設定時間が表示されます。
real time に本機器から取得した経過時間が表示されます。
live time に本機器から取得したライブタイムが表示されます。
dead time に本機器から取得したデッドタイムが表示されます。
dead time ratio に dead time / real time の割合(%)が表示されます。

７．３． ヒストグラムモード
config タブ内 mode で histogram を選択して計測を開始した場合、下記が実行されます。
・・・

mode に histogram と表示されます。
ROI 部に ROI 毎の計算結果が表示されます。
histogram タブにヒストグラムが表示されます。

図 25 histogram モード計測

33

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

７．４． リストモード
config タブ内 mode で list を選択して計測を開始した場合、下記が実行されます。
・・

mode に list と表示されます。
save LED が点滅し、list file size(byte)に現在保存中のファイルサイズが表示されます。

７．５． 計測停止
・
・
・
・
・
・
・
・
・

measurement mode が real time の場合、real time が measurement time に到達すると計測は終了します。
measurement mode が livel time の場合、live time が measurement time に到達すると計測は終了します。
計測中に停止する場合は、メニュー Stop をクリックします。実行後計測を停止します。
save LED が消灯します。
real time の更新が停止します。
live time の更新が停止します。
deadl time の更新が停止します。
list file size(byte)の更新が停止します。
dead time ratio の更新が停止します。

８． 終了
メニュー File - quit をクリックします。確認ダイアログが表示された後、quit ボタンをクリックすると本アプリは終了し、画面が消えます。次回起動時は、終了時の設定が反映されます。

34

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

９． ファイル
９．１． ヒストグラムデータファイル（１） ファイル形式
カンマ区切りの CSV テキスト形式（２） ファイル名
任意（３） 構成Header 部と Calculation 部と Status 部と Data 部からなります[Header]Memo

メモ

Measurement mode

計測モード。Real Time または Live Time

Measurement time

計測時間。単位は秒Real time

リアルタイムLive time

ライブタイムDead time

デッドタイムStart Time

計測開始時刻End Time

計測終了時刻※以下 CH 毎に保存
ACG

コースゲインADG

ADC ゲインFFR

FAST 系ライズタイム

FFP

FAST 系フラットトップタイム

SFR(ns)SLOW 系ライズタイム

SFP(ns)SLOW 系フラットトップタイム

FPZ

FAST 系ポールゼロキャンセル

SPZ

SLOW 系ポールゼロキャンセル

FTH

FAST 系スレッショルド

LLD

エネルギーLLD

ULD

エネルギーULDSTHSLOW 系スレッショルド

PUR

パイルアップリジェクト

POL

極性

DCG

デジタルコースゲイン

TMS

タイミング選択CFF

CFD ファンクション

CFD

CFD ディレイ

IHW

インヒビット幅

PZD

アナログポールゼロ

FGD

ベースラインカウントマニュアル35

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

DIF

（未使用）

BRS

ベースラインレストアラ選択

BTS

（未使用）

IHT

（未使用）

※CH 毎はここまで
MOD

動作モード

MMD

計測モード

MTM

計測時間

CLS

クロック選択SCSWAVE サンプリング選択[Calculation]※以下 ROI 毎に保存
ROI_chROI の対象となった入力チャンネル番号

ROI_start

ROI 開始位置(ch)ROI_end

ROI 終了位置(ch)Energy

ROI 間のピークのエネルギー値

peak(ch)

ROI 間のピーク位置(ch)centroid(ch)ROI 間の中心位置(ch)peak(count)

ROI 間のピークカウント値

gross(count)

ROI 間のカウント数の総和

gross(cps)gross(count)÷計測経過時間

net(count)

ROI 間のバックグラウンドを差し引いたカウント数の総和

net(cps)

net(count)÷計測経過時間

FWHM(ch)

ROI 間の半値幅(ch)FWHM(%)ROI 間の半値幅

FWHM

ROI 間の半値幅

FWTM

ROI 間の 1/10 幅[Status]※以下 CH 毎に保存
input total countトータルカウント

throughput count

スループットカウント

input total rate

トータルカウントレート

throughput rate

スループットカウントレート

pileup rate

パイルアップレート

dead time ratio

デッドタイム割合[Data]
各チャンネルのヒストグラムデータ。最大 8192 点。

36

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

９．２． リストデータファイル（１） ファイル形式
バイナリ、ネットワークバイトオーダー（ビッグエンディアン、MSB First）形式（２） ファイル名
config タブ内 list file path に設定したファイルパスに、file number を 0 詰め 6 桁付加したものになります。例えば、list file path に D:\data\123456.bin、file number に 1 と設定した場合、
D:\data\123456_000001.bin です。
list file size に到達すると、保存中のファイルを閉じます。その後、list file number を自動で 1 つ繰り上げ新しいファイルを開き、データのファイル保存を継続します。

（３） 構成1 イベントあたり 80bit（10Byte、5WORD）
Bit79

64
real time[47..32]

63

48
real time[31..16]

47

32
real time[15..0]

31

23
空き

15

13

22

21

unit[1..0]20

16
CH[4..0]

12

0

空き

PHA[12..0]
図 26 list データフォーマット

・

Bit79 から Bit32

・
・
・
・
・

Bit31 から Bit23
Bit22 から Bit21
Bit20 から Bit16
Bit15 から Bit13
Bit12 から Bit0

real time。48Bit。1Bit あたり 10ns。
最大計測時間は約 32 時間（32 日≒248 * 10ns）。
空き。
unit。ユニット番号。2Bit。ユニット 1 は 0、ユニット 4 は 3。
CH。チャンネル番号。5Bit。CH1 は 0、CH32 は 31。
空き。
PHA（波高値）。ADC gain が最大 8192 の場合は 13Bit。

37

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

９．３．

波形データファイル（1）ファイル形式
カンマ区切りの CSV テキスト形式（2）ファイル名
任意（3）構成「Header」部と「Calculation」部と「Status」部と「Data」部からなります・Header（ヘッダー）部
Measurement mode

： 計測モード。

Measurement time

： 計測設定時間。単位は秒Real time： リアルタイム

Start Time

： 計測開始時刻

End Time： 計測終了時刻※以下 CH 毎に保存
POL

： 極性

TGE

： 波形表示トリガーCH

TGC： 波形取得極性

RJT： 波形取得スレッショルド

CCF： CFD ファンクション

CDL： CFD ディレイ

CWK

： CFD walk

CTH

： CFD スレッショルド

FLK： ベースライン時定数

PTS： QDC プリトリガー

LIG： QDC フィルター時定数

LIT： QDC サム or ピーク

AFS： QDC 積分縮小

CLD

： QDC LLDCUD

： QDC ULD

TTY

： タイミングタイプ※CH 毎はここまで
MOD

： モード

MTM

： 計測時間MEMO： メモ・Status（ステータス）部※以下 CH 毎に保存
outtput count： アウトプットカウント

outtput rate

： アウトプットカウントレート

dead time： デットタイム比・Data（データ）部 ： 表示中 device の波形データ

38

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

１０． トラブルシューティング
１０．１．接続エラーが発生する。
起動時またはメニュー config にて connection error エラーがする場合、ネットワークが正しく接続されていない可能性があります。この場合、以下を確認します。
（１） 起動前の構成ファイル config.ini 内 IP が 192.168.10.128 と設定され、[System]セクションの各ポート番号が下記のとおり定義されており、本アプリを起動して IP Address の表示が同じあることを確認します。
[System]
PCConfigPort = 55000
PCStatusPort = 55001
PCDataPort = 55002
DevConfigPort =4660
DevStatusPort = 5001
DevDataPort = 24
SubnetMask = "255.255.255.0"
Gateway = "192.168.10.1"（２） PC のネットワーク情報が本機器と接続できる設定かどうかを確認します。本機器のデフォルト設
定は以下の通りです。
IP アドレス

192.168.10.128

サブネットマスク255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ 192.168.10.1（３） UDP 接続用の PC 側の任意ポート番号が競合している。この場合は起動前の構成ファイル
config.ini 内 Port に別の番号を定義します。
（４） イーサネットケーブルが接続されている状態で電源を ON にします。
（５） コマンドプロンプトにて ping コマンドを実行し本機器と PC が通信できるかを確認します。
（６） 本機器の電源を入れ直し、再度 ping コマンドを実行します。
（７） ウィルス検出ソフトやファイヤーフォールソフトを OFF にします。
（８） PC のスリープなどの省電力機能を常に ON にします。
（９） ノート PC などの場合、無線 LAN 機能を無効にします。

１０．２．コマンドエラーが発生する
オプションの有無などによる、本機器のファームウェアとアプリケーションの組み合わせがあっていない
場合があります。弊社までお問い合わせください。

39

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

１０．３． ヒストグラムが表示されない
メニュー Start を実行しても histogram タブのグラフに何も表示されない場合、以下の点を確認します。
（１） histogram タブ内 plot ON にて CH1 を ON に設定します。
（２） input total rate(cps)と throughput rate(cps)がカウントしているか確認します。
（３） DAC monitor CH を CH1 に、DAC monitor type を pre amp にして、preamp の波高が小さすぎたり大きすぎたりせず、1V 以内位出ているかを確認します。
（４） DAC monitor type を fast にして FAST 系フィルタの信号が出力されているかを確認します。
（５） DAC monitor type を slow にして SLOW 系フィルタの信号が出力されているかを確認します。
（６） fast trigger threshold や slow trigger threshold の値が小さすぎたり大きすぎたりせず、
input total rate(cps)と throughput rate(cps)のカウントを見ながら、100 から 30 くらいまで設定を下げながら変更していき、2 つの rate が近いカウントになるように調整します。
（７） グラフの X 軸と Y 軸を右クリックしてオートスケールにします。

１０．４． IP アドレスを変更したい
別添の「取扱説明書 APG5107 搭載製品 IP アドレス変更方法」を参照してください。添付無き場合は弊社までお問い合わせください。

40

株式会社テクノエーピー

取扱説明書 APV8032

株式会社テクノエーピー
住所：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡 2976-15
TEL.：029-350-8011

FAX.：029-352-9013

URL：http://www.techno-ap.com

41

e-mail：info@techno-ap.com

株式会社テクノエーピー