Control Box CA63
Data Sheet

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINECA63 |

2Contents
Introduction��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3Usage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
System overview������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
LED indicator������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Acoustic signal functionality ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Dimension drawing�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Mounting brackets�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
For mounting with LA40���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
For mounting with LA31���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
For mounting with LA27���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Mounting bracket (frame flat)�������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts�������������������������������������������������������������������������������� 12
Mounted on frame������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
Mounting of cables and cable lock������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Cable management����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Contacts������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

CA63 |

Introduction
The LINAK control box CA63 with analogue input offers a consolidated range of unprecedented features –all utilising standardised technology, interfaces and compatibility.
The CA63 for LINAK actuators is intended for the control of, for example, homecare bed movement.
Equipped with 200 W SMPS, Bluetooth®, excellent and well-thought-out cable management as well as
multiple easy mounting options, this control box opens up a wide range of application possibilities for theprovident hospital and care products manufacturer.
With the CA63, FET, IPX6 Washable DURATM protection and a battery port, are all standard options. Theentire product platform supports the LINAK principle ‘One World – One box’ – worldwide operable andapplicable.

3CA63 |Features and options
Power supply

Universal, SMPS (Switch Mode Power Supply)
200 W power output
100-240 VAC, 50/60 Hz-15%/+10%

Mains indicator

Yes - Green LED (mains connected)

Bluetooth®

YesActuator interface

4 channels
6-pin Mini-Fit

Hand control interface

1 port10-pin modular plug

Battery interface

1 port4-pin Mini-Fit(output 300 mA when no actuators are running)Standby power

Approx. 0.5 W (230 V)

ColourLight grey (RAL 7035)

Output short-circuit protectedYes

Control concept

FET (no relay noise)Power Supply Circuit Method

Half bridge

WeightLow weight 0.5 kg

Actuator compatibility

Actuators with signal, feedback by hall and potentiometer

Battery charger

Battery input available.
No charger, but supports battery with internal charger

Charging indicator

Supported

Acoustic warning signal

Internal buzzer

Battery alarm

Supported

PCP version

PCP 2.0(PCP 1.0 available in SW)

EOP

Yes

IP-Rating

IPX6 Washable DURATM

Housing typeV-0, PPOperation

True parallel

Max. current

10 A/CH

Accessories

Analogue common standard HBPower management

High speed at low loads and/or high loads at a lower speed

Overload protection

The CA63 can reduce the output voltages to prevent overload

4

CA63 |
Safety system

Thermally protected
Short-circuit protected
Hot-plugging protectedStart/stop

Soft start/direct stopProtection classClass 2
Class 1 is possible with pigtail on mains cable

Cable lockIntegrated in lid

Mounting

Compatible with a wide range of mounting brackets

Usage
Operation temperature+5 °C to +40 °C

Storage temperature-10 °C to +50 °C

Relative humidity

20% - 80% - non-condensing

Atmospheric pressure700 to 1060 hPa

Meters above sea levelMax. 3000 meters

Mains supply grid should be limited to the highest prospective short circuit current of 1,500 A.
Approvals- IEC60601-1 edition 3.1- ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012
- CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14- IPX6 Washable in accordance with IEC60601-2-52

5

CA63 |

Ordering example
C A 6 + 0 9 4 2 1 T 2 9 2 0 0Reserved for future use
Reserved for future use
PCP version

2PCP 2.0 with buzzer

Class92 Pole (without earth, Class II)

Wireless communication

2BluetoothSoftwareTX

Without software
Special customer software

Voltages

1100-240VAC +10%/-15%

Power200 W
2Channels

44 Channels

IP degree
IPX6 Washable DURA™
9H-brigde
0Half bridge

Colour+RAL7035 Light grey
Form factor
6Functionality

AAnalogue

FamilyCControl Box

Without cable6

CA63 |

System overview

ACL

HB30
HB70
HB80
HB200
HL70
HL80
FS3
FS3 Wireless
ABL

MJB
DJB

One signal input
BA21

CA63
PJ2(5/6)

BA19

BA16

Power outputs(1-4 channels)

LA20
LA23
LA27
LA29
LA31
LA34
LA40
LA44
BL17CA63 |LED indicator

CA63 is equipped with a green LED for indication of mains power connected.
When the CA63 is connected to mains, the LED is green. Connected only to battery, the LED is off.

Acoustic signal functionality
The buzzer will make a warning, when a button on the hand control is pressed, and the battery state ofcharge is low.
The buzzer can also be activated by the control box to signal other conditions. This must be specified in thecontrol box software.

8CA63 |9Dimension drawing

65.5

246
230

125 140

32.5
30
7.4

38.5 38.5
105.4

Drawing No.: 1014W4010

CA63 | 10

Mounting brackets
For mounting with LA40
Article No.: 1015W1002
1234477

Drawing No.: 1015W4002

For mounting with LA31
Article No.: 1015W1004

d By Torben Iversen
By Karin Lagergren Knudsen

138.2

36.8

46.6

Drawing No.: 1015W4004

2023-09-06
2015-09-10

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4002

CA63 | 11

For mounting with LA27
Article No.: 1015W9003

By Torben Iversen
By Karin Lagergren Knudsen

135.4

41.2

96.3

Drawing No: 1015W4003

2023-09-06
2016-03-07

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1015W4003

CA63 | 12

Mounting bracket (frame flat)
Article No. 1015W1001
4.1

3x

4.2

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4001

Mounting bracket (frame flat) w/M4 nuts
Article No. 1015W9009
4.1

3x M4

38.5

117.3
38.5

21

7.4

21.8
10.9

Drawing No.: 1015W4009

CA63 | 13

Mounted on frame
Service Lid
Integreted Hinge
Removable if needed
Release Hook

3-Way Cable exit

Easy mounting bracket

Very small built-in dimension:
Hight: Min 90 mm (Lid can be removed)
Length: +20 mm (Locking-system)

Drawing No.: 1013W4008

It is recommended to mount the CA63 in a position that allows water to escape.
Recommended torque: 0.6Nm +/-0.1
The bracket can be mounted to the bed frame or any other application by following one of the following
mounting procedures:
1.	 M6 nut to be placed in bracket and fixed with M6 bolt from the rear side
2.	 M5 machine screw with flat washer to be fixed through bracket with nut on the rear side
3.	 Self-tapping screw to be placed through bracket and onto the frame

dified By Torben Iversen
ated By Karin Lagergren Knudsen

2023-09-06
2015-09-11

Customer No.: SBU
LINAK Drawing No.: 1013W4008

CA63 | 14

Mounting of cables and cable lockCA63 has a uniquely designed cable lid. The lid also works as an integrated cable lock when closed.
1.	 Mount cable plugs in control box
2.	 Close lid until lock snaps into place (see arrows)
To allow free access to the cables, the lid has a rest position when completely opened.
It is possible to remove the lid by lifting it a few degrees and pulling it away from the housing under tightmounting conditions.

Cable management12Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.com

SUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cn

Austria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.myColombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

BelgiumLINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.beNetherlands
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

India
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.noSlovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Thailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Czech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk

Finland
LINAK OY
Phone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi

Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50
E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se

Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0
Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de

Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.idWeb:
www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTD
Phone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Phone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Italy
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+39 02 48 46 82 52
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information onits products.

United Kingdom
LINAK UK Limited
Phone:+44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.co.uk

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot
guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-05 • LIT-62-02-046 B

Ireland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile) Fax:
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk