取扱説明書

マイクロコンピュータ搭載

温度指示調節計

ＧＣＳ－２００№GCS21J11 2006.5
誤った取扱いなどによる事故防止のために，本取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手もとに，確実に届けられるようお取り計らいください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事
故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みください。
・本取扱説明書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
・取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
仕様範囲外で使用した場合，火災，本器の故障の原因になります。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねますのでご了承ください

注 意・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所，または出張所までご連絡ください。
・清掃は，計器の電源が入っていないことを，必ず確認してから行ってください。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります。)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。
・本書の記載内容の一部，または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

1

１．形
名
1.1 形名の説明
ＧＣＳ－２ ３ □－□／□，□□□
制御動作
３
０
警報１(A1)
Ａ
Ｒ
制御出力
Ｓ
Ａ
Ｅ
入
力
Ｒ
Ａ２
Ｗ(20A)
Ｗ(50A)
ＭＲ

オプション

ＢＫ
ＢＬ
ＩＰ
ＴＣ

シリーズ名：GCS-200(W48×H48×D100mm)
PID
なし
あり(警報動作はキー操作で選択可能)
リレー接点：1a
無接点電圧(SSR 駆動用)：DC 12＋２０V
直流電流：DC 4～20mA
熱電対:K，J，E
測温抵抗体：Pt100，JPt100
警報２(A2)
CT 入力定格：20A
ヒータ断線警報CT 入力定格：50A
マルチレンジ機能
入力が熱電対形，測温抵抗体形に適用されます。
外観色 黒
ねじ式取付金具
防塵防滴(IP54)
端子カバー

1.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースの右側と内器の下側に貼ってあります。
ヒータ断線警報出力の場合，CT 入力定格値は( )の中に記入しています。
形
名・・・・・・・・・・ ＧＣＳ－２３Ａ－Ｒ／Ｅ リレー接点出力／熱電対入力
オプション・・・・・・・・・・ Ｗ（２０Ａ）
ヒータ断線警報出力
オプション・・・・・・・・・・ ＢＫ
外観色 黒
計 器 番 号(内器のみ表示)・・・ Ｎｏ．
２．各部の名称とはたらき① ＰＶ表示器：実温度を赤色表示器に表示します。
② ＳＶ表示器：設定値を緑色表示器に表示します。
③ AT 動作表示灯：AT，またはオートリセット実行中，PV 表示器の最下位桁の小数点が点滅します。
④ OUT 制御出力動作表示灯：制御出力が ON の時，緑色表示灯が点灯します。
⑤ A1 警報１(A1)出力動作表示灯：警報１(A1)出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
⑥ A2 警報２(A2)出力動作表示灯(オプション)：警報２(A2)出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
⑦ HB ヒータ断線警報出力動作表示灯[センサ断線警報出力を含む](オプション)
ヒータ断線警報出力，またはセンサ断線警報出力が ON の時，黄色表示灯が点灯します。

③

①

④
⑤

②

⑥
⑦

アップキー：設定値の選択，または設定値の数値を増加させます。
ダウンキー：設定値の選択，または設定値の数値を減少させます。
モードキー：設定モードの切替え，設定値，選択値の登録を行います。
(設定値，選択値の登録は，モードキーを押すことにより登録します。)
アウト／オフキー：制御出力の ON／OFF を行います。

(図 2-1)

2

操作フローチャート
ＰＶ／ＳＶ表示モード

制御出力オフ機能(約１秒間)[]＋[副設定モード][主設定モード]
主設定１
[ ]

＋

[補助機能設定モード]

ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実行／解除またはｵｰﾄﾘｾｯﾄ実行[／]

設定値ロック指定
[
]

比例帯設定
[ ]

主設定値上限設定[]

積分時間設定[ ]主設定値下限設定[]

微分時間設定[ ]センサ補正設定[]

比例周期設定[ ]

出力上限設定[]警報１(A1)設定[]

出力下限設定[]警報２(A2)設定[]

出力 ON／OFF 動作すきま設定[]

ヒータ断線警報設定
[
]

センサ選択
[
]

警報１(A1)動作選択[]

警報２(A2)動作選択[]

警報１(A1)動作すきま設定[]

警報２(A2)動作すきま設定[]

加熱/冷却動作選択[]

・は，オプション指定の場合を示します。

・

＋

：

・

＋

(約３秒間)：

・(約１秒間)：

キーを押しながら，キーを押します。

キーを押しながら，が表示するまで

キーを約３秒間押します。

が表示するまで，約 1 秒間押します。
3(約３秒間)

３．操作
電源投入後，約 2 秒間はＰＶ表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，ＳＶ表示器には，定格目盛の最大値を表示します。(表 3.1)
(主設定値上限設定で他の値を設定している場合，ＳＶ表示器には設定した値を表示します。)
この間すべての出力，ＬＥＤ表示灯はＯＦＦ状態です。
その後，ＰＶ表示器に実温度，ＳＶ表示器に主設定値を表示して制御をはじめます。
を表示します。
(制御出力オフ機能がはたらいている状態では，ＰＶ表示器に
制御出力オフ機能を解除するには，キーを約 1 秒間押してください。)(表 3.-1)
入力℃
PV 表示器 SV 表示器

PV 表示器SV 表示器Ｋ
Ｊ
Ｅ
Pt100
JPt100(設定値上限設定を設定している場合は，SV 表示器に設定値上限設定の値が表示されます。)
3.1 主設定モード
キャラクタ

名

称 ，説

明 ，設定範囲

主設定
・主制御の設定値を設定します。
・主設定値下限設定値～主設定値上限設定値
3.2

工場出荷時の値
0℃( )
または
0.0℃

副設定モード
キャラクタ

名
称 ，説
明 ，設定範囲
工場出荷時の値
オートチューニング実行／解除，またはオートリセット実行
・オートチューニング実行，またはオートリセット実行を指定します。
・PD 動作の時のみ，オートリセットの実行が指定できます。
・P, PI, ON/OFF 動作の場合，オートチューニング，オートリセ
ットの設定項目は表示されません。
比例帯設定
10℃(20 )・制御出力の比例帯を設定します。
または・設定値を 0，または 0.0 にすると制御出力は，ON／OFF 動作に
10.0℃
なります。
・0～999℃( )，または 0.0～99.9℃
積分時間設定200 秒
・制御出力の積分時間を設定します。
・設定値を 0 にすると，積分動作ははたらきません。(PD 動作になります。)
・0～999 秒
微分時間設定50 秒
・制御出力の微分時間を設定します。
・設定値を 0 にすると，微分動作ははたらきません。(PI 動作になります。)
・0～300 秒
比例周期設定R／□：30 秒
・制御出力の比例周期を設定します。
S／□： 3 秒
・ON／OFF 動作，または直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・1～120 秒

4警報１(A1)設定
・警報１(A1)出力の動作点を設定します。
・設定値を 0 または 0.0 にすると警報動作ははたらきません。
(絶対値警報動作は除きます。)
・“警報１(A1)動作選択”で，動作なしを選択した場合，この設
定項目は表示しません。
・(表 3.2-1)参照
警報２(A2)設定
・警報２(A2)出力の動作点を設定します。
・設定値を 0 または 0.0 にすると警報動作ははたらきません。
(絶対値警報動作は除きます。)
・ｵﾌﾟｼｮﾝ：A2 を付加していない場合，または“警報２(A2) 動作選択”で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しま
せん。
・(表 3.2-1)参照
ヒータ断線警報設定
・ヒータ断線警報のヒータ電流値を設定します。
・設定値を 0 にするとヒータ断線警報機能ははたらきません。
・ｵﾌﾟｼｮﾝ：W を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・定格 20A：0～20A
定格 50A：0～50A

0℃( )
または
0.0℃

0℃( )
または
0.0℃

0A

オートチューニングについてキーを押すと，PV/SV 表示モードに戻り，PV 表示器のオートチューニング実行を指定し最下位桁の小数点が点滅します。
オートチューニングが終了すると，PV 表示器の最下位桁の小数点が消灯し，Ｐ，Ｉ，Ｄの値が自動的に設定されます。
オートチューニング実行中は，全ての設定はできません。
オートチューニングを途中で解除すると，Ｐ，Ｉ，Ｄの値は実行前の値になります。
オートリセットについてキーを押すと，PV/SV 表示モードに戻り，PV 表示器のオートリセット実行を指定し最下位桁の小数点が点滅します。
オートリセットを実行すると，ただちにオフセットの修正をはじめます。
キー操作による誤操作防止のため，実行開始後，約 4 分間は他の設定ができません。
オートリセットが終了すると PV 表示器の最下位桁の小数点が消灯し，修正値が自動的に設定されます。
(表 3.2-1)
警報動作の種類
上限警報
下限警報
上下限警報
上下限範囲警報
絶対値上限警報
待機付き上限警報
待機付き下限警報
待機付き上下限警報

設定範囲－199～入力レンジ最大値℃( )－199～入力レンジ最大値℃( )±(0～入力レンジ最大値)℃( )±(0～入力レンジ最大値)℃( )入力ﾚﾝｼﾞ最小値～入力ﾚﾝｼﾞ最大値－199～入力レンジ最大値℃( )－199～入力レンジ最大値℃( )±(0～入力レンジ最大値)℃( )5

設定範囲(小数点付きの場合)－19.9～99.9℃－19.9～99.9℃±(0.0～99.9)℃±(0.0～99.9)℃
入力ﾚﾝｼﾞ最小値～入力ﾚﾝｼﾞ最大値－19.9～99.9℃－19.9～99.9℃±(0.0～99.9)℃

3.3 補助機能設定モード
キャラクタ

名
称 ，説
明 ，設定範囲
設定値ロック指定
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能で，指定状態によりロックされる設定項目が異なります。
・ロック指定する場合は，ロック解除の状態で必要な設定項目の設定をしてからロック１，２を指定してください。
・ロック１，２を指定している場合，PID オートチューニング，
オートリセットははたらきません。
(ロック解除)：全設定値の変更ができます。
・(ロック１) ：全設定値の変更ができません。
・(ロック２) ：主設定モードのみ変更ができます。
主設定値上限設定・主設定値の上限を設定します。
・主設定値下限設定～定格目盛の最大値
主設定値下限設定・主設定値の下限を設定します。
・定格目盛の最小値～主設定値上限設定
センサ補正設定
・センサの補正値を設定します。
・－199～200℃( )，または－19.9～20.0℃
出力上限設定・出力の上限値を設定します。
ON／OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・出力下限設定値～105％(100％を超える設定は直流電流出力形の時に有効)

工場出荷時の値
ロック解除状態

定格目盛
の最大値
定格目盛
の最小値
0℃( )
または
0.0℃
100％

出力下限設定・出力の下限値を設定します。
ON／OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・－5％～出力上限設定値(0％未満の設定は直流電流出力形の時に有効)
出力 ON／OFF 動作すきま設定
・制御出力の ON／OFF 動作すきまを設定します。
制御動作が ON／OFF 動作の場合のみ表示します。
・0.1～99.9℃

0％

センサ選択
・熱電対(6 種類)，測温抵抗体(6 種類)の中から入力，目盛り℃／ を選択することができます。
“オプション：MR”を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
K
0～999℃ ：J
0～999℃ ：E
0～600℃ ：Pt100-199～400℃ ：JPt100-199～400℃ ：Pt100-19.9～99.9℃：
JPt100-19.9～99.9℃：
:
K
0～999
:
J
0～999
:
E
0～999
:
Pt100
-199～999:
JPt100-199～999指定入力

6

1.0℃( )

警報１(A1)動作選択
・警報１(A1)の動作を選択します。
・GCS-230 の場合，この選択項目は表示しません。
・警報動作なし
：
上限警報
：
下限警報
：
上下限警報
：
上下限範囲警報：
絶対値上限警報：
待機付上限警報：
待機付下限警報：
待機付上下限警報 ：警報２(A2)動作選択
・警報２(A2)の動作を選択します。
・ｵﾌﾟｼｮﾝ：A2 を付加していない場合，この選択項目は表示しま
せん。
・選択項目は警報１(A1)動作選択と同じです。
警報１(A1)動作すきま設定
・警報１(A1)の動作すきまを設定します。
・GCS-230 の場合，この設定項目は表示しません。
・0.1～99.9℃( )警報２(A2)動作すきま設定
・警報２(A2)の動作すきまを設定します。
ｵﾌﾟｼｮﾝ：A2 を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・0.1～99.9℃( )加熱／冷却動作選択
・加熱 (逆)，または冷却 (正)動作の切替えを行います。
・逆(加熱)動作：
正(冷却)動作：

警報動作なし警報動作なし・1.0℃( )・1.0℃( )加熱(逆)動作センサ補正機能について制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と制御箇所の温度と異なることがあります。また，複数の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつ
き等で同一設定値でも測定温度(入力値)が一致しないことがあります。このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。
3.4

制御出力オフ機能
キャラクタ

名

称 ，説

明

制御出力オフ機能
・制御動作を一時停止したいときや複数台の内，使用しない計器など計器電源を切ら”と表示します。
ずに制御出力を OFF にする機能で，PV 表示器に“キーを約１秒間押すことにより制御出力オフ
・どのモード，設定項目からでも機能になります。
・制御出力オフ機能は，計器電源を切って再投入しても解除されず制御出力オフ機
能がはたらいたままになります。
キーを約１秒間押してください。
解除するには，もう一度

7

４．運
転
制御盤への取付け，結線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1) GCS-200 電源 ON
本器へ供給される電源を ON にします。
・電源投入後，約 2 秒間はＰＶ表示器にセンサ入力のキャラクタとを表示し，ＳＶ表示器には，定格目盛の最大値を表示します。(表 3.1-1)(主設定値上限設定設定をしている場合，ＳＶ表示器には主設定値上限設定値を表示します。)
この間すべての出力，ＬＥＤ表示灯はＯＦＦ状態です。
・その後，PV 表示器に実温度，SV 表示器には主設定値を表示します。
”を表示します。
・制御出力オフ機能がはたらいている状態では，PV 表示器に“(2) 設定値入力“３．操作”以降を参照して各設定値を入力します。
(3) 負荷回路の電源を ON にします。
制御対象が主設定値に保つよう，調節動作を開始します。
５．その他の機能(1) バーンアウト警報(オーバスケール)
熱電対入力，または測温抵抗体入力が断線した時，あるいは入力が[定格目盛最大値＋1(小数点付の場合は，99.9＋0.1)]以上になった時，PV 表示器に“”を点滅表示して制御出力を OFF にします。
”を点滅表示し，制御出力は，出力下限設定値に直流電流出力形の場合，PV 表示器に“対応する出力になります。
(アンダスケール)”を点滅表示熱電対入力の場合，入力が(定格目盛最小値-50)以下になると，PV 表示器に“して制御出力を OFF にします。
測温抵抗体入力の場合，入力が[定格目盛最小値-1(小数点付の場合は，-19.9-0.1)]以下になると”を点滅表示して制御出力を OFF にします。
PV 表示器に“直流電流出力形の場合，PV 表示器に“”を点滅表示し，制御出力は，出力下限設定値に対応する出力になります。
(2) 自己診断
ウォッチドックタイマで，CPU を監視し，CPU の異常時は，全出力を OFF にして，計器を初期状態に戻します。
(3) 自動冷接点温度補償(熱電対入力のみ)
熱電対と計器との端子接続部の温度を検出し，常時基準点を 0℃(32 )に置いているのと同じ状態にします。

8６．動作説明

6.1

標準動作図
動

作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制 御 動 作設 定

リレー接点出力

設 定

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

偏差に応じて周期動作＋⑥
無接点電圧出力＋⑥
DC 12V－⑦

偏差に応じて周期動作＋⑥＋⑥

DC 12/0V

－⑦

＋⑥

DC 0V

－⑦

DC 0V

－⑦

直流電流出力＋⑥＋⑥

DC 20mA－⑦

DC 20～4mA－⑦

DC 0/12V－⑦

偏差に応じて周期動作＋⑥
DC 12V－⑦

偏差に応じて周期動作＋⑥＋⑥
DC 4mA－⑦

DC 4mA－⑦

偏差に応じて連続的に変化＋⑥＋⑥

DC 4～20mA－⑦

DC 20mA－⑦

偏差に応じて連続的に変化

表示(OUT) 緑
点灯

消灯

消灯

点灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

6.2 ＯＮ／ＯＦＦ動作図
動作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

制 御 動 作

設 定

設 定

⑥

⑥

⑥

⑥

⑦

⑦

⑦

⑦

＋⑥

＋⑥

＋⑥

＋⑥

リレー接点出力

無接点電圧出力

直流電流出力DC 12V

DC 0V

DC 0V

DC 12V

－⑦

－⑦

－⑦

－⑦

＋⑥

＋⑥

＋⑥

＋⑥

DC 20mA－⑦

DC 4mA－⑦

DC 4mA－⑦

DC 20mA－⑦

表示(OUT) 緑
点灯
部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

消灯

9

消灯

点灯

6.3 警報動作図
上限警報動作

下限警報動作

上下限警報動作

動作すきま

動作すきま

動作すきま

ON

ON

ON

警報動作
OFF

OFF

△
主設定

出

力

警報設定

警報設定

OFF

△

主設定

警報設定

△

主設定

警報設定

③

③

③

③

③

③

③

④

④

④

④

④

④

④

表示
消灯

点灯

点灯

消灯

上下限範囲警報動作

点灯

消灯

点灯

絶対値上限警報動作
動作すきま

動作すきま
ON

ON

警報動作
OFF
警報設定

出

力

△

主設定

OFF
警報設定

警報設定

③

③

③

③

③

④

④

④

④

④

表示
消灯

点灯
待機付上限警報動作

消灯

消灯
待機付下限警報動作

動作すきま

点灯
待機付上下限警報動作

動作すきま

ON

動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF

△
主設定

出

力

警報設定

警報設定

OFF

△

主設定

警報設定

△

主設定

警報設定

③

③

③

③

③

③

③

④

④

④

④

④

④

④

表示
消灯

点灯

点灯

消灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。
部分において待機機能がはたらきます。
警報２(A2)の場合は端子③－⑤間に出力します。

6.4 ヒータ断線警報動作図
ヒータ断線警報動作
ON

警報動作

OFF

設定

小

出

力

大

負荷電流
③

③

⑤

⑤

表示
点灯

消灯

10

点灯

消灯

点灯

７．制御動作の説明
7.1 Ｐ，Ｉ，Ｄの説明(1) 比例帯 (Ｐ)比例動作は、設定値とプロセス温度のとの偏差に比例して制御出力が変化する動作です。
比例帯を狭くすれば，わずかなプロセス温度の変化に対しても制御出力が変化し、オフセットが小さくなってますます良好な制御結果が得られます。
しかし，極端に狭くしますと少しの外乱でもプロセス温度に変動を生じ、ON/OFF 動作のような制御となり，いわゆるハンチング現象を起こします。(振動的な制御になります。)
最高値を求めるには，プロセス温度が設定値近くで平衡状態となり一定温度に安定する制御結果を観察しながら比例帯をだんだん狭くして最適値を選びます。
(2) 積分時間 (Ｉ)
積分動作は，オフセットを除去するために用いる動作です。
積分時間を短くすると設定点への引き戻しは遠くなりますが、振動の周期性が速くなり安定性は不利になります。
(3) 微分時間 (Ｄ)
微分動作は，プロセス温度の変化を変化速度に応じて、引き戻す動作です。
オーバシュート，アンダシュートの振幅を減少させます。
微分時間を短くすると引き戻し量が少なくなり，長くすると戻り過ぎの現象が出て制御系が振動的になることがあります。

11

８．本器の PID オートチューニングの説明
Ｐ，Ｉ，ＤおよびＡＲＷ各値を自動設定するために，制御対象に強制的に変動を与えて各値の最適値を設定します。この変動は，以下に述べる３種類の方式が自動的に選択されます。
[設定値と制御温度の差が大きい立ち上がりの場合](設定値－AT バイアス設定値)で変動を与えます。

温度①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御④： ATバイアス設定値

設定値④(初期値:20℃[

])

時 間

AT
①

②

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点③[制御が安定している場合]
設定値で変動を与えます。

温度①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御

設定値

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時

AT
①

②

間

③

[設定値と制御温度の差が大きい立ち下がりの場合](設定値－AT バイアス設定値)で変動を与えます。

温 度

設定値

①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御④： ATバイアス設定値④(初期値:20℃[ ])AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②
12

③

９．制御盤への取付け
9.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリⅡ，汚染度２[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0～50℃(32～122 )で，急激な温度変化のないところ。
・湿度は 35～85％RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
9.2

外形寸法図

44.5

ワンタッチ式取付金具

□48

10

100
(図 9.2-1)□48

10

59.7 *244.5

ねじ式取付金具(オプション：ＢＬ)100(図 9.2-2)

45 ＋0.50

45 ＋0.50

パネルカット図75

9.3

n×48-3＋0.5
0(図 9.3-1)

45 ＋0.5013

横方向密接取付n:取付台数

9.4 CT(ｶﾚﾝﾄﾄﾗﾝｽ)外形寸法図

CTL-6-S(20A 用)

CTL-12-S36-10L1(50A 用)(図 9.4-1)

9.5 取付けワンタッチ式取付金具を使用する場合取付け可能なパネルの板厚：1～3mm 以内。
先にワンタッチ式取付金具①を計器の上下に取付けてから計器②を制御盤前面から挿入します。
ソフトフロントカバーを用いると，取付け可能なパネルの板厚は 1～2.5mm 以内。

①

天(図 9.5-1)①

ねじ式取付金具(ｵﾌﾟｼｮﾝ:BL)を使用する場合
地取付け可能なパネルの板厚：1～15mm 以内。
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴に取付金具をひっかけ，ねじを締めて固定してください。
ソフトフロントカバー(FS-48-S)を用いた場合，取付け可能なパネルの板厚は 1～14.5mm 以内。

天
天

地

地
(図 9.5-2)

警 告
ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。
0.12N・m ぐらいで締めてください。
14

１０．端子配列

警 告
配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

AC 100～240V
or AC/DC 24V①＋＋⑥
S/□ or A/□
⑦
－

⑥
R/□

②－

⑦

③

＋
⑧

CT

A1

⑨

・B⑨

⑤

⑩
－

TC

A2/W

B⑩

・S／□：無接点電圧出力
・A／□：直流電流出力・A1：警報１(A1)A⑧④

・R／□：リレー接点出力・A2：警報２(A2)・W：ヒータ断線警報

RTD(図 10-1)

注 意・ＧＣＳ-２００シリーズの端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプションを付加した場合を示しています。
・熱電対，補償導線は本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は３導線式のもので，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ：定格電圧 250V，定格電流 2A のタイムラグヒューズ)
・電源が AC／DC 24V で，DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。
■リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.6N・m～1.0N・m を指定してください。

Ｙ形

5.8mm以下

丸形

メーカ
ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子3.2mmφ形
名
1.25Y-3
VD1.25-B3A
1.25-3
V1.25-3

締付トルク0.6N･m，最大 1.0N･m

3.2mm

5.8mm以下

圧着端子15

・オプション：ヒータ断線警報出力① 位相制御されているヒータ電流の検出には使用できません。

電② CT は付属のものを使用し，ヒータ回路の導線１本をＣＴ

CT の穴へ通してください。
③ 外部からの干渉を避けるため，CT の導線と電源線，負荷線は離して配線してください。
④ 「オプション: Ｗ」付で内器を引出す場合，CT 入力
端子のコネクタを外して引出してください。
コネクタを外さずに内器を引出すと，CT のリード線がついてきますので，内器をケースに入れるとき，リード

ヒータ

線が妨げになります。
10.2 結線例

３相

＊
電磁開閉器

警報器

熱電対

ヒータ
電気炉

＊：予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐために，
電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。
単相

24V

CT

SSR
CT

電磁開閉器

警報器
ヒータ
熱電対
電気炉

16

⑪
CT入力端子
⑫
源

１１．仕

様

11.1 標準仕様
取付方式
設定方式
表 示 器

制御盤埋込方式
メンブレンシートキーによる入力方式
PV 表示器：赤色 LED 3 桁，数字寸法 8×4mm(高さ×巾)
SV 表示器：緑色 LED 3 桁，数字寸法 8×4mm(高さ×巾)
精度(設定・指示)：±0.3％FS±1 ﾃﾞｼﾞｯﾄ以内または±2℃(4 )以内のどちらか大きい値
入力ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期0.25 秒 (オプション: W を付加した場合 0.5 秒)
入力
熱 電 対：K，J，E
外部抵抗 100Ω以下
測温抵抗体：Pt100，JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗(1 線当たりの抵抗値 10Ω以下)
目盛範囲
K, J: 0～400℃, 0～999℃, 0～999 ，-199～999
E : 0～600℃, 0～999
Pt100, JPt100 : -19.9～99.9℃, -199～400℃
制御出力
リレー接点 1a：制御容量 AC 250V 3A(抵抗負荷)，
AC 250V 1A(誘導負荷 COSφ=0.4)無接点電圧(SSR 駆動用)：DC 12＋２０V 最大 40mA(短絡保護回路付)
直流電流：DC 4～20mA，負荷抵抗：最大 550Ω
警報１(A1)出力動
作：ON／OFF 動作，動作すきま 0.1～99.9℃( )出
力：リレー接点 1a
制御容量 AC 250V 3A(抵抗負荷)
AC 250V 1A(誘導負荷 COSφ=0.4)
制御動作
PID 動作(ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ機能付)
比 例 帯：0～999℃( )，または 0.0～99.9℃(0，または 0.0 に設定すると ON／OFF 動作になる)
積 分 時 間：0～999 秒(0 に設定すると PD 動作になる)
微 分 時 間：0～300 秒
比 例 周 期：1～120 秒
電源電圧
AC 100～240V 50／60Hz，AC／DC 24V 50／60Hz
許容電圧変動範囲
AC 100～240V の場合：AC 85～264V
AC／DC 24V の場合 ：AC／DC 20～28V
周囲温度
0～50℃(32～122 )周囲湿度
35～85％RH(ただし，結露しないこと)
消費電力
約 8VA
絶縁抵抗
DC 500V 10MΩ以上(出力が直流電流出力形，または SSR 駆動出力形の場合，
これら出力と入力間および CT 入力間は絶縁測定不可)
耐 電 圧
入力端子－接地間，入力端子－電源端子間：AC 1.5kV 1 分間
出力端子－接地間，出力端子－電源端子間：AC 1.5kV 1 分間
電源端子－接地間：AC 1.5kV 1 分間
質
量
約 130g
外形寸法
48×48×100mm(W×H×D)
材
質
ケース：難燃性樹脂
外 観 色
ケース：ライトグレー
付属機能
制御出力オフ，設定値ロック，設定値リミット，センサ補正，停電対策，自己診断，
自動冷接点温度補償，バーンアウト (オーバスケール，アンダスケール)

17

付 属 品

取付金具
取扱説明書
端子カバー
CT(ｶﾚﾝﾄﾄﾗﾝｽ)

：1 式
：1 部
：1 個[ｵﾌﾟｼｮﾝ：TC の時]：CTL-6S
1 個[ｵﾌﾟｼｮﾝ：W(20A)の時]：CTL-12-S36-10L1 1 個[ｵﾌﾟｼｮﾝ：W(50A)の時]

11.2 オプション仕様
警報２(A2)出力(Ａ２)
主設定に対して±の偏差設定で(絶対値警報を除く)，入力がその範囲を越えると出力が ON，または OFF(上下限範囲警報)になります。
[ｵﾌﾟｼｮﾝ：W]と併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
動
作：ON／OFF 動作，動作すきま 0.1～99.9℃( )出
力：リレー接点 1a (ヒータ断線警報出力と共通)
制御容量 AC 250V 3A(抵抗負荷)，AC 250V 1A(誘導負荷 COSφ=0.4)(但し、A1・A2 コモン端子③は最大 3A)
ヒータ断線警報出力(センサ断線警報含む)(Ｗ)
ヒータ電流を CT(ｶﾚﾝﾄﾄﾗﾝｽ)で監視し，ヒータ断線を検出します。
直流電力出力形には，[ｵﾌﾟｼｮﾝ：W] を付加することはできません。
[ｵﾌﾟｼｮﾝ：A2]を併せて付加した場合，端子は共通です。
[ｵﾌﾟｼｮﾝ：W] を付加した場合，入力サンプリング周期は 0.5 秒になります。
定格： 20A[W(20A)]，50A[W(50A)](いずれか指定)
設定精度：定格値の±5％
動
作：ON／OFF 動作
出力：リレー接点 1a (A2 出力と共通)
制御容量 AC 250V 3A(抵抗負荷)，AC 250V 1A(誘導負荷 COSφ=0.4)(但し、A1・W コモン端子③は最大 3A)
マルチレンジ(ＭＲ)
センサ選択：熱電対(K,J,E)，または測温抵抗体(Pt100,JPt100)を選択℃／ 切替え：℃および の切替え
外観色 黒(ＢＫ)
パネル：ダークグレー ，ベース，ケース：黒
ねじ式取付金具(ＢＬ)
パネルの板厚：1～15mm
防塵防滴(ＩＰ)
防塵防滴対策仕様(IP54)
ケース部分を除くパネル面のみ有効です。
防塵防滴仕様を満たすため，調節計は鉛直に取付けてください。
別売品のフロントカバー(ソフトタイプ)を装着すると，防塵防滴仕様をさらに強化できます。
端子カバー(ＴＣ)
感電防止用端子カバー
指定仕様
入力，目盛範囲 ：指定の入力，目盛範囲で出荷警報動作指定：指定の警報動作で出荷制御動作指定：指定の制御動作で出荷(例：PD 動作で出荷)
動作すきま指定 ：指定の動作すきまで出荷
冷却(正)動作指定：冷却(正)動作で出荷

18

１２．故障かな？と思ったらお客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警 告
配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
表示について現象・計器の状態など
PV 表示器が“”になっている。
PV 表示器に〔〕が点滅している。

PV 表示器に〔〕が点滅している。
PV 表示器の表示が異常，または不安定

推定故障個所と対策
・制御出力オフ機能がはたらいていませんか？
キーを約１秒間押して，解除してください。
・熱電対，測温抵抗体等のセンサが断線していませんか？
熱電対の場合，計器の入力端子を短絡して室温付近を表示するようであれば，計器は正常でセンサの断線が考えられます。
測温抵抗体の場合，計器の入力端子(A-B 間)に 100Ω程度の抵抗を接続し(B-B 間)を短絡して，0℃(32 )付近を表示するようであれば，計器は正常でセンサの断線が考えられます。
・熱電対，測温抵抗体等の導線が確実に計器の端子に取付けられていますか？
・熱電対，補償導線の極性が逆になっていませんか？
・測温抵抗体の記号(A，B，B)と計器端子は合っていますか？
・センサ入力の選択を間違えていませんか？
・℃／ の単位設定を間違えていませんか？
・不適切なセンサ補正値が，設定されていませんか？
センサ補正値を適切な値にしてください。
・熱電対，測温抵抗体の仕様が合っていますか？
・熱電対，測温抵抗体に交流が漏洩していませんか？
・近くに誘導障害，またはノイズを出す機器はありませんか？

キー操作について現象・計器の状態など
・主設定値，P，I，D 値，比例
周期，警報設定等の設定ができない。
，
キーで値が変わら・ない。

，
キーを押しても定格
目盛範囲内で，設定表示が止まりそれ以上またはそれ以下の設定ができない。

推定故障個所と対策
・設定値ロック指定でモード１，２のどちらかに指定されていませんか？
ロック指定を解除してください。
・オートチューニング，またはオートリセットを実行していませんか？
オートチューニングの場合は，オートチューニングを解除
してください。
オートリセットの場合は，オートリセットが終了するまで
約４分間かかります。
・補助機能設定モードの主設定値上限設定，主設定値下限
設定の値が，止まった値に設定されていませんか？
適切な値に設定してください。

19

制御について現象・計器の状態など
温度が上がらない。

推定故障個所と対策・熱電対，測温抵抗体等のセンサが断線していませんか？
・熱電対，測温抵抗体等の導線が確実に計器の端子に取付けられていますか？
・出力の結線が確実に配線されているか確認してください

制御出力が ON になったままになる。

・補助機能設定モードの出力下限設定値が，100％以上に設定されていませんか？
適切な値に設定してください。

制御出力が OFF になったままになる。

・補助機能設定モードの出力上限設定値が，0％以下に設定されていませんか？
適切な値に設定してください。

◆本器についてご不明な点がございましたら，弊社営業所，または出張所までお問い合わせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

20

神奈川出張所TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静岡出張所TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4088

広島出張所TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島出張所TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

福岡出張所TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446