デジタル指示導電率計

AER-102-ECL(低濃度)
取扱説明書

はじめに
このたびは，デジタル指示導電率計 [AER-102-ECL](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，
まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
キャラクタ対応表
表示
数字

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
アルファベット表示
アルファベット

ご注意・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告無しに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害,
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

- 2 -安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお，
注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・定期的なメンテナンスを弊社に依頼 (有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器 (軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

- 3 -1. 取付け上の注意
注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品 (特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意
注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・接地端子は，安全のため必ず接地(D種接地)してください。
接地は，モータなど電気機器の接地と分離してください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・2 極式導電率センサは，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。
- 4 -2 極式導電率センサケーブルの注意点
2 極式導電率センサケーブルは，高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
・2 極式導電率センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や電極の点検・交換時のために，2 極式導電率センサケーブルは余裕をもって配線してください。
・2 極式導電率センサケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付
近や，それらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
2 極式導電率センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
1
導電率センサ端子2導電率センサ端子
A, B (T, T) 温度補償センサ端子[Pt100(2 線方式)，Pt1000 の場合]
A, B, B
温度補償センサ端子[Pt100(3 線方式)の場合]
E
シールド線端子※温度補償無しの電極の場合，A, B (T, T)または A, B, B のケーブルはありません。
また，センサの種類によっては，E のケーブルもありません。
※運転中，誘導障害やノイズなどにより，比抵抗/温度表示器の表示が異常または不安定になる場合があります。その場合，[シールド線端子(E)の接地(P.65)]を試みてください。

3. 運転，保守時の注意
注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

- 5 -

目 次
1. 形 名 ................................................................................................................................. 81.1
形名の説明........................................................................................................................ 81.2形名銘板の表示方法 ......................................................................................................... 8
2. 各部の名称とはたらき ...................................................................................................... 93. 制御盤への取付け............................................................................................................ 10
3.1
場所の選定...................................................................................................................... 103.2
外形寸法図(単位: mm) .................................................................................................... 10
3.3
パネルカット図(単位: mm)............................................................................................. 113.4
本器の取り付け，取り外し ............................................................................................ 12
4. 配 線 ............................................................................................................................... 13
4.1
リード線圧着端子について ............................................................................................ 144.2
端子配列 ......................................................................................................................... 15
5. キー操作の概要と設定グループの構成 ........................................................................... 16
5.1
キー操作の概要 .............................................................................................................. 16
5.2
設定グループの構成 ....................................................................................................... 16
6. キー操作フローチャート ................................................................................................. 18
7. 仕様設定 .......................................................................................................................... 21
7.1
電源投入 ......................................................................................................................... 217.2
導電率入力機能設定グループ......................................................................................... 22
7.3
温度入力機能設定グループ ............................................................................................ 25
7.4
EVT1 動作設定グループ ................................................................................................. 27
7.5
EVT2 動作設定グループ ................................................................................................. 35
7.6
EVT3 動作設定グループ ................................................................................................. 35
7.7
EVT4 動作設定グループ ................................................................................................. 35
7.8
固有機能設定グループ ................................................................................................... 36
8. 校 正 ............................................................................................................................... 428.1
導電率校正モード ........................................................................................................... 428.2
温度校正モード .............................................................................................................. 448.3
伝送出力 1 調整モード ................................................................................................... 458.4
伝送出力 2 調整モード ................................................................................................... 46
9. 測 定 ............................................................................................................................... 479.1
測定を開始する .............................................................................................................. 47
9.2
EVT1～4 出力について .................................................................................................. 48
9.3
Err 出力について ............................................................................................................ 50
9.4
Fail 出力について ........................................................................................................... 509.5
導電率入力異常警報について......................................................................................... 50
9.6
周期自動可変機能について ............................................................................................ 51
9.7
測定中のエラーコードについて ..................................................................................... 52
9.8
EVT1～4 を設定する ...................................................................................................... 529.9
伝送出力 1，伝送出力 2 について .................................................................................. 53
10. 仕 様 ............................................................................................................................. 54- 6 -10.1 標準仕様 ......................................................................................................................... 54
10.2 オプション仕様 .............................................................................................................. 62
11. 故障かな?と思ったら .................................................................................................... 64
11.1 表示について .................................................................................................................. 64
11.2 キー操作について ........................................................................................................... 65
12. 各温度補償演算について ............................................................................................... 66
12.1 NaCl 特性を用いる方法 .................................................................................................. 66
12.2 温度係数を入力する方法 ................................................................................................ 67
12.3 純水特性を用いる方法 ................................................................................................... 68
13. キャラクタ一覧表.......................................................................................................... 70
13.1 設定グループ一覧 ........................................................................................................... 70
13.2 温度校正モード .............................................................................................................. 70
13.3 導電率校正モード ........................................................................................................... 70
13.4 伝送出力 1 調整モード ................................................................................................... 72
13.5 伝送出力 2 調整モード ................................................................................................... 72
13.6 簡易設定モード .............................................................................................................. 72
13.7 導電率入力機能設定グループ......................................................................................... 73
13.8 温度入力機能設定グループ ............................................................................................ 75
13.9 EVT1 動作設定グループ ................................................................................................. 76
13.10 EVT2 動作設定グループ ................................................................................................. 78
13.11 EVT3 動作設定グループ ................................................................................................. 80
13.12 EVT4 動作設定グループ ................................................................................................. 82
13.13 固有機能設定グループ ................................................................................................... 84
13.14 エラーコード一覧 ........................................................................................................... 87- 7 -1. 形 名1.1 形名の説明
AER-10
入力点数

22

EC

L

,

2点
2 極式導電率センサ(温度素子 Pt100)(*1)
入 力
EC
2 極式導電率センサ(温度素子 Pt1000)(*1)
濃 度
L
低濃度
100～240 V AC(標準)電源電圧
124 V AC/DC(*2)
C5
シリアル通信 RS-485
オプション
EVT3
EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)TA2
伝送出力 2(*3)(*1): 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様です。
(*2): 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の後に[1]を記述しています。
(*3): 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，EVT1 は付加されません。
1.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケース左側面に貼ってあります。

形名，オプション記号
開発番号
導電率入力
温度入力
電源電圧，消費電力
計器番号
社名
生産工場 ID
RoHS 指令対応品(図 1.2-1)- 8 -2. 各部の名称とはたらき導電率表示器
温度表示器
出力表示器
動作表示灯

単位銘版

アップキー

モードキー

ダウンキー

セットキー

(図 2-1)表示器
導電率表示器

導電率および設定モード時設定キャラクタを赤/緑/橙色表示器に表示します。
[バックライト点灯箇所選択(P.40)および導電率表示色切替選択(P.40)]の選択内容により表示が異なります。
温度および設定モード時設定値を緑色表示器に表示します。
[バックライト点灯箇所選択(P.40)]の選択内容により表示が異なります。
バックライト 緑色
伝送出力量に応じてバーグラフが点灯します。
[バーグラフ表示選択(P.41)]の選択内容により表示が異なります。

温度表示器
出力表示器

動作表示灯: バックライト 橙色
EVT1
EVT1 出力(接点出力 1)が ON の時，点灯します。
EVT2
EVT2 出力(接点出力 2)が ON の時，点灯します。
EVT3
EVT3 出力(接点出力 3)(オプション: EVT3)が ON の時，点灯します。
EVT4
EVT4 出力(接点出力 4)(オプション: EVT3)が ON の時，点灯します。
T/R
シリアル通信(オプション: C5)TX 出力(送信)時，点灯します。
LOCK
設定値ロック 1，2，3 選択時，点灯します。
単位銘版
UPPER
LOWER

導電率表示器の単位を，付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。
温度表示器の単位を，付属の単位銘版から必要に応じて貼ってください。

キー
アップキー
ダウンキー
モードキー
セットキー

設定値の数値を増加させます。
設定値の数値を減少させます。
グループ選択を行います。
設定モードの切替え，設定値の登録を行います。
- 9 -3. 制御盤への取付け
3.1 場所の選定

注 意
温度: 0～50 ，湿度: 35～85 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が 50いようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

を超えな[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 (32～122 )で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度は 35～85 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
3.2 外形寸法図(単位: mm)
ネジ式取付金具

96
48

端子カバー(別売り)

91
106.2

ガスケット

11.5

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)(図3.2-1)- 10 -

3.3 パネルカット図(単位: mm)

注 意

130

92＋0.80

横方向密接取付の場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数

45＋0.50(図3.3-1)- 11 -

3.4 本器の取り付け，取り外し

警 告
ケースは樹脂製ですので，ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。
締め付けトルクは，0.12 N･mを指定してください。
本器の取り付け防塵防滴 IP66 仕様を満たすため，本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
取付け可能なパネル厚さ: 1～8 mm。
(1) 本器をパネル前面から挿入してください。
(2) ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。
本器の取り外し(1) 本器の供給電源を切り，配線を全て外してください。
(2) ねじ式取付金具のねじを緩め，ねじ式取付金具を外してください。
(3) 本器をパネル前面から引き抜いてください。

天地(図3.4-1)- 12 -

4. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・接地端子は，安全のため必ず接地(D種接地)してください。
接地は，モータなど電気機器の接地と分離してください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・2 極式導電率センサは，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・入力線と電源線は離して配線してください。

- 13 -

2 極式導電率センサケーブルの注意点
2 極式導電率センサケーブルは，高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。
・2 極式導電率センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や電極の点検・交換時のために，2 極式導電率センサケーブルは余裕をもって配線してください。
・2 極式導電率センサケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付
近や，それらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
2 極式導電率センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
1
導電率センサ端子2導電率センサ端子
A, B (T, T) 温度補償センサ端子[Pt100(2 線方式)，Pt1000 の場合]
A, B, B
温度補償センサ端子[Pt100(3 線方式)の場合]
E
シールド線端子※温度補償無しの電極の場合，A, B (T, T)または A, B, B のケーブルはありません。
また，センサの種類によっては，E のケーブルもありません。
※運転中，誘導障害やノイズなどにより，比抵抗/温度表示器の表示が異常または不安定になる場合があります。その場合，[シールド線端子(E)の接地(P.65)]を試みてください。

4.1 リード線圧着端子について

3.2mm

3.2mm

5.8mm 以下

5.8mm 以下

下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締め付けトルクは 0.63 N･m を指定してください。
圧着端子
メーカ
形 名
締め付けトルク
ニチフ端子
TMEV1.25Y-3
Y形
日本圧着端子VD1.25-B3A
0.63 N･m
ニチフ端子
TMEV1.25-3
丸形
日本圧着端子V1.25-3(図 4.1-1)- 14 -

4.2 端子配列(図 4.2-1)

GND
POWER SUPPLY

EVT1
EVT2
TRANSMIT OUTPUT1
TRANSMIT OUTPUT2
1, 2
E
A, B (T, T)
A, B, B
RS-485

EVT3
EVT4

接地
電源電圧
100～240 V AC または 24 V AC/DC(形名の後に 1 付加時)
24 V DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
EVT1 出力(接点出力 1)
EVT2 出力(接点出力 2)伝送出力 1
伝送出力 2(オプション: TA2)
導電率センサ端子 1, 2
導電率センサシールド端子
温度補償センサ端子 温度素子[Pt100(2 線方式)，Pt1000]
温度補償センサ端子 温度素子[Pt100(3 線方式)]
シリアル通信(オプション: C5)
2 個のコネクタは，内部で結線されています。
付属のワイヤハーネス C5J および C0J を使用してください。
EVT3 出力(接点出力 3)(オプション: EVT3)
付属のワイヤハーネス HBJ を使用してください。
EVT4 出力(接点出力 4)(オプション: EVT3)
付属のワイヤハーネス HBJ を使用してください。

- 15 -

5. キー操作の概要と設定グループの構成
5.1 キー操作の概要
本器のキー操作は，簡易設定モードと設定項目をグループ分けしたグループ選択モードの構成になっています。
キーを押すと，簡易設定モードに移行します。
導電率/温度表示モードの時，キーを押すと，グループ選択モードに移行します。
導電率/温度表示モードの時，キーでグループを選択し，キーを押すと，各設定項目に移行します。
各設定項目の設定は， キーまたは キーで行い，設定値の登録は， キーで行います。
5.2 設定グループの構成
設定グループの構成を，次ページに示します。
[各モードおよび設定項目について](*1): 導電率/温度表示モード時，固有機能設定グループ内の[バックライト点灯箇所選択(P.40)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
(温度(*2): 温度入力機能設定グループ内の[温度補償演算方式選択(P.25)]で，補償無し) を選択し，固有機能設定グループ内の[温度補償無し時温度表示器選択(消灯)または(基準温度)を選択した場合，温度校正(P.41)]で，モードへは移行しません。
(*3): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合，表示します。
(*4): 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，表示します。
(*5): 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，表示しません。
[キー操作について](3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモ・ +ードに移行することを表しています。
(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモ・ +ードに移行することを表しています。
(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモー・ +ドに移行することを表しています。
(3 秒)は， キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモー・ +ドに移行することを表しています。
・
または
は，
キーまたは
キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。
，
は，キーまたはキーを数回押すことを表しています。
・
キーを約 3 秒押し続けると，導電率/温度表示モードに・各設定項目内において，戻ります。

- 16 -

電源投入
導電率/温度
表示モード(*1)

簡易設定モード
EVT1 設定(*5)

+

(3 秒)

+

(3 秒)

EVT4 設定(*3)

温度校正モード(*2)
導電率校正モード
ゼロ調整

導電率校正モード
スパン調整

+

(3 秒)

伝送出力 1 ゼロ
調整モード

伝送出力 1 スパン
調整モード

+

(3 秒)

伝送出力 2 ゼロ
調整モード(*4)

伝送出力 2 スパン
調整モード(*4)

グループ選択モード
導電率入力機能
設定グループ

設定項目選択センサのセル定数
選択

導電率入力
移動平均回数設定

温度入力機能設定グループ

温度補償演算方式
選択

温度入力
移動平均回数設定

EVT1 動作
設定グループ(*5)

EVT1 動作選択(*5)

EVT1 動作すきま
設定

EVT2 動作
設定グループEVT2 動作選択

EVT2 動作すきま
設定

EVT3 動作
設定グループ(*3)

EVT3 動作選択(*3)

EVT3 動作すきま
設定(*3)

EVT4 動作
設定グループ(*3)

EVT4 動作選択(*3)

EVT4 動作すきま
設定(*3)

固有機能
設定グループ

設定値ロック選択

導電率入力異常警報時間単位選択- 17 -

6. キー操作フローチャート
電源投入
+

(3 秒)

導電率/温度
表示モード(*1)

温度校正モード
(*2)

+

(3 秒)

導電率校正モード
ゼロ調整

導電率校正モード
スパン調整

伝送出力 1
ゼロ調整モード

伝送出力 1
スパン調整モード

伝送出力 2
ゼロ調整モード

伝送出力 2
スパン調整モード

導電率入力機能
設定グループ

温度入力機能設定グループ

P.52

センサのセル定数選択
P.22

温度補償演算方式選択
(*2)
P.25

セル定数補正係数設定
P.22

温度係数設定P.52

単位選択

基準温度設定

+

+

(3 秒)

(3 秒)

簡易設定モード
EVT1 設定

EVT2 設定

EVT3 設定P.53

測定レンジ選択
P.23

P.25

P.24

Pt100 入力配線方式
選択
P.25

導電率入力フィルタ
時定数設定
P.24

ケーブル長補正値設定
P.26

導電率入力
センサ補正設定

P.24

ケーブル断面積設定
P.26

3 極式導電率センサ
抵抗値設定
P.24

温度入力フィルタ
時定数設定
P.26

導電率入力
移動平均回数設定 P.24

温度入力
移動平均回数設定 P.26

TDS 換算係数設定

EVT3 設定

P.25
小数点位置選択P.53[設定(選択)項目について]
EVT1 設定
P.52

P.25

P.22

EVT4 設定①

左側上段は導電率表示器で設定項目キャラクタを，左側下段は温度表示器で工場出荷初期値を表しています。右側は設定(選択)項目名および参照ページを表しています。
この色の設定(選択)項目は，オプションを付加していない場合，表示しません。

P.53[各モードおよび設定(選択)項目について](*1): 固有機能設定グループ内の[バックライト点灯箇所選択(P.40)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
(*2): 温度入力機能設定グループ内の[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)を選択し，固有機能設定グループ内の[温度補償無し時温度表示器選択(P.41)]で，(消灯)または(基準温度)を選択した場合，温度校正モードへは移行しません。

②[キー操作について]・+(3 秒)は，(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

・

+

・

+

(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

・
，
は，
キーまたは
キーを押すと，矢印の項目に移行することを表しています。
・各設定項目において，キーを 3 秒押し続けると，導電率/温度表示モードに戻ります。

- 18 -

EVT1 動作
設定グループEVT2 動作
設定グループEVT1 動作選択
P.27
EVT1 設定

EVT3 動作
設定グループ③

設定(選択)項目は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT3(キャラクタ を )に置き換えてご覧ください。

設定(選択)項目は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT2(キャラクタ を )に置き換えてご覧ください。

P.29
EVT1 比例帯設定
P.29
EVT1 リセット設定
P.29①

EVT1 動作幅選択
P.29

EVT1 出力 ON 時
出力 ON 時間設定 P.31

EVT1 上方側動作幅設定
P.30

EVT1 出力 ON 時
出力 OFF 時間設定 P.31

EVT1 下方側動作幅設定
P.30

EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択
P.32

P.30

EVT 出力 ON 時
EVT1 導電率入力異常
警報動作幅設定
P.32

EVT1 動作 OFF 遅延
タイマ設定
P.30

EVT 出力 ON 時
EVT1 導電率入力異常
警報時間設定P.32

EVT1 比例周期設定
P.31

EVT 出力 OFF 時
EVT1 導電率入力異常
警報動作幅設定
P.33

P.31

EVT 出力 OFF 時
EVT1 導電率入力異常
警報時間設定P.33

P.31

EVT1 周期可変範囲
設定
P.33

EVT1 動作 ON 遅延
タイマ設定

EVT1 出力上限設定

EVT1 出力下限設定

EVT1 周期延長時間
設定
P.33
EVT1 上下限個別
下方側動作点設定 P.34
EVT1 上下限個別
上方側動作点設定 P.34
EVT1 動作すきま
設定

②

P.34

④

- 19 -

③

EVT4 動作
設定グループ設定(選択)項目は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT4(キャラクタ を )に置き換えてご覧ください。

固有機能
設定グループ
設定値ロック選択
P.36
通信プロトコル選択
P.36
機器番号設定P.36
通信速度選択P.37
データビット/パリティ
選択
P.37

校正時伝送出力 2
出力状態選択ストップビット選択
P.37

校正時伝送出力 2
設定値ホールド設定 P.39

伝送出力 1 選択
P.37

バックライト点灯箇所
選択(*1)
P.40

伝送出力 1 上限設定
P.38

導電率表示色切替選択
P.40

伝送出力 1 下限設定
P.38

導電率表示色切替基準値
設定
P.40

伝送出力 2 選択
P.38

導電率表示色切替範囲
設定
P.40

伝送出力 2 上限設定
P.38

バックライト表示時間
設定
P.41

伝送出力 2 下限設定
P.39

バーグラフ表示選択
P.41

校正時伝送出力 1
出力状態選択P.39

入力異常時 EVT 出力
動作選択
P.41

校正時伝送出力 1
設定値ホールド設定 P.39

温度補償無し時温度
表示器選択
P.41

P.39

導電率入力異常警報
時間単位選択P.41④- 20 -

7. 仕様設定
本器をお使いになる前に，導電率入力，温度入力，EVT1, EVT2, EVT3(オプション: EVT3),
EVT4(オプション: EVT3)動作，シリアル通信(オプション: C5)，伝送出力 1，伝送出力 2(オプション: TA2)および表示設定などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。
これを仕様設定といいます。
仕様設定は，導電率入力機能設定グループ，温度入力機能設定グループ，EVT1, EVT2,
EVT3, EVT4 動作設定グループおよび固有機能設定グループで行います。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場
合，仕様設定は必要ありません。[8. 校 正(P.42)]に進んでください。
7.1 電源投入
電源投入後，約 4 秒間は導電率表示器，温度表示器に下記のキャラクタを表示します。
表示器

キャラクタ
導電率( S/cm)
導電率(mS/m)
TDS 換算(mg/L)

導電率表示器

表示器

温度表示器

単 位

キャラクタ

入力の温度仕様(*)
Pt100[Pt100 入力配線方式選択(P.25)]で選択した項目: 2 線方式: 3 線方式

Pt1000(*): 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様です。
この間すべての出力は OFF，動作表示灯は消灯します。
その後，[バックライト点灯箇所選択(P.40)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
この状態を，導電率/温度表示モードといいます。

- 21 -

7.2 導電率入力機能設定グループ
導電率入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
導電率/温度表示モードで，キーを押してください。
①
キーを押してください。
②
導電率入力機能設定グループに移行し，センサのセル定数選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
センサのセル定数選択0.01/cm・センサのセル定数を選択します。
セル定数を変更した場合，導電率ゼロ調整値，スパン調整値およびセル定数補正係数設定値はクリアされます。
セル定数補正係数の再設定および導電率ゼロ調整，スパン調整の再校正を行ってください。
: 0.01/cm
・: 0.1/cm: 1.0/cm
セル定数補正係数設定
1.000・センサのセル定数の補正係数を設定します。
と導電率を交互に表示します。
・0.001～5.000
単位選択
導電率( S/cm)
・導電率の単位を選択します。
単位を変更した場合，導電率ゼロ調整値およびスパン調整値はクリアされます。
導電率ゼロ調整およびスパン調整の再校正を行ってください。
: 導電率( S/cm)
・: 導電率(mS/m): TDS 換算(mg/L)- 22 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
測定レンジ選択
2.000 S/cm
・導電率の測定レンジを選択します。
測定レンジを変更した場合，導電率ゼロ調整値およびスパン調整値
はクリアされます。
導電率ゼロ調整およびスパン調整の再校正を行ってください。
・センサのセル定数選択および単位選択により，選択項目が異なります。
センサのセル定数0.01/cmを選択した場合(表7.2-1)
単位選択
選択項目
測定レンジ
0.000～2.000 S/cm
導電率( S/cm)
0.00～20.00 S/cm
0.00～50.00 S/cm
0.000～0.200 mS/m
導電率(mS/m)
0.000～2.000 mS/m
0.000～5.000 mS/m
0.00～2.00 mg/L
TDS換算(mg/L)
0.0～20.0 mg/L
0.0～50.0 mg/L
センサのセル定数0.1/cmを選択した場合(表7.2-2)
単位選択
選択項目
測定レンジ
0.00～20.00 S/cm
導電率( S/cm)
0.00～50.00 S/cm
0.0～500.0 S/cm
0.000～2.000 mS/m
導電率(mS/m)
0.000～5.000 mS/m
0.00～50.00 mS/m
0.0～20.0 mg/L
TDS換算(mg/L)
0～200 mg/L
0～500 mg/L
センサのセル定数1.0/cmを選択した場合(表7.2-3)
単位選択
選択項目
測定レンジ
導電率( S/cm)
0.0～200.0 S/cm
導電率(mS/m)
0.00～20.00 mS/m
TDS換算(mg/L)
0～200 mg/L

- 23 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
TDS 換算係数設定
0.50
・TDS換算係数を設定します。
[単位選択]で，[TDS換算(mg/L)]以外を選択した場合，この設
定項目は表示しません。
・0.30～1.00
導電率入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
・導電率入力のフィルタ時定数を設定します。
フィルタ時定数が大きすぎると，応答の遅れにより EVT 動作に悪い影響を与えることがあります。導電率(温度)フィルタについて(P.26)
参照。
・0.0～10.0 秒
導電率入力センサ補正設定
0.000 S/cm
・導電率入力のセンサ補正値を設定します。
測定したい箇所に導電率センサを設置できない時，導電率センサが測定した導電率と測定箇所の導電率が異なることがあります。
このような時にセンサ補正値を設定して，測定箇所の導電率を希望する導電率に合わせることができます。
ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効です。
センサ補正後の導電率 = 現在の導電率 + (センサ補正設定値)
・ 測定レンジスパンの 10 %(*)
3 極式導電率センサ抵抗値設定0・3 極式導電率センサをご使用の場合，3 極式導電率センサの抵抗値を設定します。
・0～100導電率入力移動平均回数設定
20 回・導電率入力値を平均する移動平均回数を設定します。
導電率入力値を，導電率入力移動平均回数設定で設定した回数で平均し，入力サンプリング周期毎に導電率入力値を入れ替えます。ただし，導電率校正モード時または温度校正時，導電率入力移動平均機能は働きません。
・1～120 回(*): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

- 24 -

7.3 温度入力機能設定グループ
温度入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
導電率/温度表示モードで，キーを 2 回押してください。
①
キーを押してください。
②
温度入力機能設定グループに移行し，温度補償演算方式選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
温度補償演算方式選択
NaCl・温度補償演算方式を選択します。
: NaCl の温度特性で温度補償を行います。
・
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウムの場
合，選択してください。
: 温度係数 %/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
: 純水の温度特性で温度補償を行います。
: 温度補償無し温度係数設定2.00 %/
・温度係数を設定します。
温度係数を 2.00 %/ に設定すると，ほとんどの水溶液に対応できます。
水溶液の温度係数がわかっている場合は，その値を設定してください。
温度係数を 0.00 %/ に設定すると，温度補償しない導電率を表示します。
(NaCl)，(純水)または・[温度補償演算方式選択]で，(温度補償無し)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・-5.00～5.00 %/
基準温度設定25.0・温度補償の基準温度を設定します。
・5.0～95.0
小数点位置選択
小数点以下 1 桁
・温度表示器に表示する小数点位置を選択します。
: 小数点無し
・: 小数点以下 1 桁
Pt100 入力配線方式選択
3 線方式
・Pt100 の入力配線方式を選択します。
・2 極式導電率センサ(温度素子 Pt1000)の場合，この選択項目は表示しません。
: 2 線方式
・: 3 線方式- 25 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
ケーブル長補正値設定
0.0 m
・ケーブル長の補正値を設定します。
・2 極式導電率センサ(温度素子 Pt1000)の場合または[Pt100 入力配線
(3 線方式)を選択した場合，この設定項目は
方式選択]で，表示しません。
・0.0～100.0 m
ケーブル断面積設定
0.30 mm2・ケーブルの断面積を設定します。
・2 極式導電率センサ(温度素子 Pt1000)の場合または[Pt100 入力配線
(3 線方式)を選択した場合，この設定項目は
方式選択]で，表示しません。
・0.10～2.00 mm2
温度入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
・温度入力のフィルタ時定数を設定します。
フィルタ時定数が大きすぎると，応答の遅れにより EVT 動作に悪い影響を与えることがあります。導電率(温度)フィルタについて(P.26)
参照。
・0.0～10.0 秒
温度入力移動平均回数設定
20 回
・温度入力値を平均する移動平均回数を設定します。
温度入力値を，温度入力移動平均回数設定で設定した回数で平均し，入力サンプリング周期毎に温度入力値を入れ替えます。ただし，温度校正モード時，温度入力移動平均機能は働きません。
・1～120 回・導電率(温度)フィルタについて(図 7.3-1)のように，ステップ状にフィルタ処理前の導電率(温度)測定値が変化した
場合でも，フィルタ時定数 T を設定すれば，(図 7.3-2)のように T 秒後にフィルタ処理
後の導電率(温度)測定値が 63%に達するように変化します。
フィルタ時定数が大きすぎると，応答の遅れにより EVT 動作に悪い影響を与えることがあります。
(例) フィルタ処理前の導電率(温度)測定値の最下位桁がふらつく場合，フィルタ時定数を使用することにより最下位桁のふらつきを抑えます。
導電率(温度)測定値

導電率(温度)測定値

時間(秒)(図 7.3-1)- 26 -

T

時間(秒)(図 7.3-2)

7.4 EVT1 動作設定グループ
EVT1 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この設定グループは表示しません。
導電率/温度表示モードで，キーを 3 回押してください。
①
キーを押してください。
②
EVT1 動作設定グループに移行し，EVT1 動作選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作選択
動作無し
・EVT1 出力(接点出力 1)の動作を選択します。(図 7.4-1)(P.28)[注 意] EVT1 の動作を変更した場合，EVT1 設定値は 0.000 または
0.0 に戻ります。
(温度補償無し)を選択し・[温度補償演算方式選択(P.25)]で，た場合，温度入力下限動作および温度入力上限動作を選択しても動作しません。
: 動作無し・: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力[(表 7.4-1)のエラー種別が Err 時，出力が ON]: Fail 出力[(表 7.4-1)のエラー種別が Fail 時，出力が ON]: 導電率入力異常警報出力: 導電率入力上下限個別動作: 温度入力上下限個別動作
・Err 出力，Fail 出力(表 7.4-1)
エラー
エラー内容
種別
Fail
温度センサ断線
Fail
温度センサ短絡
Err
Err

温度補償外
温度補償外

- 27 -

内容説明
温度センサのリードが断線している。
温度センサのリードが短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた。
温度測定値が 0.0 未満。

・EVT1 動作図
EVT1 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作
EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定

EVT1 比例帯
ON

ON

OFF

導電率入力下限動作
温度入力下限動作(表示値が動作点と
なります)

OFF

EVT1 設定

EVT1 設定
EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 上方側
EVT1 下方側
動作幅設定※
動作幅設定※
ON
OFF
EVT1 設定
EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定

EVT1 比例帯
ON

ON

OFF

導電率入力上限動作
温度入力上限動作(表示値が動作点と
なります)

OFF

EVT1 設定

EVT1 設定
EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 下方側
EVT1 上方側
動作幅設定※
動作幅設定※
ON
OFF
EVT1 設定※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定]の値を 0.000 または 0.0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
[EVT1 下方側動作幅設定]の値を 0.000 または 0.0 にすることにより，[EVT1 設定]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。
EVT1 動作選択
導電率入力上下限
個別動作
温度入力上下限
個別動作(表示値が動作点となります)

ON/OFF 動作
EVT1 動作すきま設定

EVT1 動作すきま設定

ON
OFF
EVT1上下限個別
下方側動作点設定(図 7.4-1)- 28 -

EVT1設定EVT1上下限個別
上方側動作点設定

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT1 の設定値を設定します。(図 7.4-1)(P.28)(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT1 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT1 の比例帯を設定します。(図 7.4-1)(P.28)
設定値を 0.000 または 0.0 にすると，ON/OFF 動作になります。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT1 リセット設定
導電率入力 : 0.000 S/cm
温度入力
: 0.0
・EVT1 のリセット値を設定します。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %(*1)
温度入力 : 10.0 (*2)
EVT1 動作幅選択
基準値
・EVT1 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 7.4-1)(P.28)(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・P 動作の場合，この選択項目は表示しません。
: 中間値・
EVT1 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT1 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。

(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

- 29 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 上方側動作幅設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
・EVT1 の上方側動作幅を設定します。(図 7.4-1)(P.28)(中間値)を選択した場合，上方，下[EVT1 動作幅選択]で，方共通の動作幅設定になります。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20%(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT1 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
・EVT1 の下方側動作幅を設定します。(図 7.4-1)(P.28)(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
(中間値)を選択し・P 動作の場合または[EVT1 動作幅選択]で，た場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20%(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作遅延時間を設定します。
EVT1 が ON になる条件で，EVT1 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT1 出力が ON しない機能です。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作遅延時間を設定します。
EVT1 が OFF になる条件で，EVT1 動作 OFF 遅延タイマで設定した
時間を過ぎるまで EVT1 出力が OFF しない機能です。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

- 30 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 比例周期設定
30 秒
・EVT1 の比例周期を設定します。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1～300 秒
EVT1 出力上限設定
100 %・EVT1 出力の上限値を設定します。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・EVT1 出力下限値～100 %EVT1 出力下限設定
0%
・EVT1 出力の下限値を設定します。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～EVT1 出力上限値
EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間設定
0秒
・EVT1 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.4-2)(P.32)(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定
0秒
・EVT1 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 7.4-2)(P.32)(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒- 31 -

キャラクタ
名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
・EVT1 出力 ON 時 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT1出力に連動して ON 時間の途中で OFFします。

実際の EVT1 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時のEVT1 出力
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 7.4-2)
EVT1 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択
・EVT1 導電率入力異常を判断するため，EVT1 以外の EVT 動作を選択します。
(導電率入力異常警報出力)以外を選択
・[EVT1 動作選択]で，した場合，この選択項目は表示しません。
: 動作無し・: EVT2 動作: EVT3 動作: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時
測定レンジ下限値
EVT1 導電率入力異常警報動作幅設定
・EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択で選択した EVT 出力がON 時，EVT1 導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
(導電率入力異常警報出力)以外を選択
・[EVT1 動作選択]で，した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.000 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 ON 時
0秒
EVT1 導電率入力異常警報時間設定
・EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択で選択した EVT 出力がON 時，EVT1 導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
(導電率入力異常警報出力)以外を選択
・[EVT1 動作選択]で，した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(*2)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。

- 32 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力 OFF 時
測定レンジ下限値
EVT1 導電率入力異常警報動作幅設定
・EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択で選択した EVT 出力がOFF 時，EVT1 導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
(導電率入力異常警報出力)以外を選択
・[EVT1 動作選択]で，した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.000 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
0秒
EVT1 導電率入力異常警報時間設定
・EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択で選択した EVT 出力がOFF 時，EVT1 導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
(導電率入力異常警報出力)以外を選択
・[EVT1 動作選択]で，した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(*2)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT1 周期可変範囲設定
50.0 %
・EVT1 の周期可変範囲を設定します。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1.0～100.0 %EVT1 周期延長時間設定
0秒
・EVT1 の周期延長時間を設定します。
(動作無し)，(Err 出力)，・[EVT1 動作選択]で，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～300 秒(*1): 時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。
(*2): 時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。

- 33 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 上下限個別下方側動作点
導電率入力 : 測定レンジ下限値
設定
温度入力
: 0.0
・EVT1 上下限個別の下方側動作点を設定します。(図 7.4-1)(P.28)
0.000 または 0.0 を設定すると動作しません。
(導電率入力上下限個別動作)または・EVT1 動作選択で，(温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項
目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT1 上下限個別上方側動作点
導電率入力 : 測定レンジ下限値
設定
温度入力
: 0.0
・EVT1 上下限個別の上方側動作点を設定します。(図 7.4-1)(P.28)
0.000 または 0.0 を設定すると動作しません。
(導電率入力上下限個別動作)または・EVT1 動作選択で，(温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項
目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT1 動作すきま設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
・EVT1 上下限個別の動作すきまを設定します。(図 7.4-1)(P.28)(導電率入力上下限個別動作)または・EVT1 動作選択で，(温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合，この設定項
目は表示しません。
・導電率入力 : 0.001～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.1～10.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

- 34 -

7.5 EVT2 動作設定グループ
EVT2 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
導電率/温度表示モードで，キーを 4 回押してください。
①
キーを押してください。
②
EVT2 動作設定グループに移行し，EVT2 動作選択項目を表示します。
EVT2 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT2(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.27～34)を参照してく
ださい。
7.6 EVT3 動作設定グループ
EVT3 動作設定グループは，EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加していない場
合，表示しません。
EVT3 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
導電率/温度表示モードで，キーを 5 回押してください。
①
キーを押してください。
②
EVT3 動作設定グループに移行し，EVT3 動作選択項目を表示します。
EVT3 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT3(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.27～34)を参照してください。
7.7 EVT4 動作設定グループ
EVT4 動作設定グループは，EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加していない場
合，表示しません。
EVT4 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
導電率/温度表示モードで，キーを 6 回押してください。
①
キーを押してください。
②
EVT4 動作設定グループに移行し，EVT4 動作選択項目を表示します。
EVT4 動作設定グループの動作，表示条件および設定範囲は，EVT1 動作設定グループと同じです。
EVT4(キャラクタ を )に置き換え，EVT1 動作設定グループ(P.27～34)を参照してください。

- 35 -

7.8 固有機能設定グループ
固有機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
導電率/温度表示モードで，キーを 5 回押してください。
①
キーを
EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加している場合，
7 回押してください。
キーを押してください。
②
固有機能設定グループに移行し，設定値ロック選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能です。
・(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック 1) : 全設定値の変更ができません。
(ロック 2) : EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 設定値以外の全
設定値の変更ができません。
(ロック 3) : センサのセル定数選択，単位選択，測定レン
ジ選択，導電率ゼロ調整係数，導電率スパン
調整係数，温度校正値，伝送出力 1 ゼロ調
整係数，伝送出力 1 スパン調整係数，伝送
出力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込
みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する
場合，必ずロック 3 を選択してください。
(通信機能で設定した値が，設定する前の値と同じ場合，不揮発性メモリに書き込みません。)
通信プロトコル選択
神港標準・通信プロトコルを選択します。
・シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この選択項目
は表示しません。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
・シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この設定項目
は表示しません。
・0～95- 36 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この選択項目
は表示しません。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数
・データビットおよびパリティを選択します。
・シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この選択項目
は表示しません。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1・ストップビットを選択します。
・シリアル通信(オプション: C5)を付加していない場合，この選択項目
は表示しません。
・: ストップビット 1: ストップビット 2
伝送出力 1 選択
導電率伝送・伝送出力 1 の種類を選択します。
・[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し時 温度表示器選択(P.41)]の選択内容により，伝送出力 1 の値は異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.25)]で設定した値を出力します。
(測定値)を選択した場合，測定値を出力します。
・: 導電率伝送: 温度伝送: EVT1 MV 伝送(*1): EVT2 MV 伝送: EVT3 MV 伝送(*2): EVT4 MV 伝送(*2)(*1): 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，表示しません。
(*2): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合，表示します。

- 37 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
伝送出力 1 上限設定

工場出荷初期値
導電率伝送 : 測定レンジ上限値
温度伝送: 100.0
MV 伝送: 100.0 %・伝送出力 1 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定になります。
・導電率伝送 : 伝送出力 1 下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0 (*2)
MV 伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0 %
伝送出力 1 下限設定
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
・伝送出力 1 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定になります。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 1 上限値(*1)
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 1 上限値(*2)
MV 伝送 : 0.0 %～伝送出力 1 上限値
伝送出力 2 選択
温度伝送
・伝送出力 2 の種類を選択します。
・[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し時 温度表示器選択(P.41)]の選択内容により，伝送出力 2 の値は異なります。
・(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.25)]で設定した値を出力します。
・(測定値)を選択した場合，測定値を出力します。
・: 導電率伝送: 温度伝送: EVT2 MV 伝送: EVT3 MV 伝送(*3): EVT4 MV 伝送(*3)
伝送出力 2 上限設定
導電率伝送 : 測定レンジ上限値
温度伝送: 100.0
MV 伝送: 100.0 %・伝送出力 2 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC 固定になります。
・導電率伝送 : 伝送出力 2 下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 伝送出力 2 下限値～100.0 (*2)
MV 伝送 : 伝送出力 2 下限値～100.0 %(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。
(*3): EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加した場合，表示します。

- 38 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
伝送出力 2 下限設定

工場出荷初期値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
・伝送出力 2 の下限値(4mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC 固定になります。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 2 上限値(*1)
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 2 上限値(*2)
MV 伝送 : 0.0 %～伝送出力 2 上限値
校正時伝送出力 1 出力状態選択 直前値ホールド・導電率校正時の伝送出力 1 の状態を選択します。
・: 直前値ホールド(導電率校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]
で設定した値を出力します。): 測定値(導電率校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 1導電率伝送 : 測定レンジ下限値
設定値ホールド設定
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
・伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。
[校正時伝送出力 1 出力状態選択]で，(設定値ホールド)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 0.0～100.0 (*2)
MV 伝送 : 0.0～100.0 %
校正時伝送出力 2 出力状態選択 直前値ホールド・導電率校正時の伝送出力 2 の状態を選択します。
・: 直前値ホールド(導電率校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]
で設定した値を出力します。): 測定値(導電率校正時の測定値を出力します。)
校正時伝送出力 2導電率伝送 : 測定レンジ下限値
設定値ホールド設定
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
・伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。
(設定値ホールド)以外[校正時伝送出力 2 出力状態選択]で，を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 0.0～100.0 (*2)
MV 伝送 : 0.0～100.0 %(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

- 39 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
バックライト点灯箇所選択
全点灯
・バックライトを点灯させる表示器を選択します。
: 全点灯
・: 導電率表示器: 温度表示器: 動作表示灯: 導電率表示器+温度表示器: 導電率表示器+動作表示灯: 温度表示器+動作表示灯
導電率表示色切替選択
赤・導電率表示器の表示色を選択します。
: 緑
・
: 赤
: 橙
: 導電率連動表示色切替(図 7.8-1)[導電率表示色切替基準値設定]および[導電率表示色切替
範囲設定]に連動して表示色を切り替えます。
・導電率が導電率表示色切替基準値設定-導電率表示色
切替範囲設定より低い時:橙・導電率が導電率表示色切替基準値設定 導電率表示色
切替範囲設定内の時:緑
・導電率が導電率表示色切替基準値設定+導電率表示色
切替範囲設定より高い時:赤橙緑

赤: 導電率表示色切替基準値

Hys HysHys : 導電率表示色切替範囲(図 7.8-1)
導電率表示色切替基準値設定
測定レンジ上限値の 50 %・[導電率表示色切替選択]で，(導電率連動表示色切替)を選択した場合，導電率表示色を緑にする基準値を設定します。
・0.000～測定レンジ上限値(*)
導電率表示色切替範囲設定
0.010 S/cm
・[導電率表示色切替選択]で，(導電率連動表示色切替)を選択した場合，導電率表示色を緑にする範囲を設定します。
・0.010～測定レンジ上限値(*)(*): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

- 40 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
バックライト表示時間設定
0分
・無操作の状態からバックライトが消灯するまでの時間を設定します。
0 を設定すると，消灯しません。
バックライト消灯中，何れかのキーを押すと点灯します。
・0～99 分バーグラフ表示選択
表示無し
・バーグラフの表示を選択します。
・: 表示無し: 伝送出力 1: 伝送出力 2
出力量に応じて，バーグラフが点灯します。
-5～105 %のスケールとなり，出力に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯します。
出力量 50 %の場合

-5 %

50 %

105 %

出力量に合わせて右方向に増加します。
(図 7.8-2)
入力異常時 EVT 出力動作選択
無効
・導電率センサの断線または短絡などの入力異常時，EVT 動作の有効/
無効を選択します。
有効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
無効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
・[EVT 動作選択]で，(導電率入力下限動作)，(導電率入力上限動作)，(温度入力下限動作)または(温度
入力上限動作)以外を選択した場合，この機能は働きません。
・
: 無効
: 有効
温度補償無し時 温度表示器選択
消灯
・[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度表示器に表示する項目を選択します。
・[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)以外を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 消灯: 基準温度[基準温度設定(P.25)]で設定した温度を表示します。
: 測定値
導電率入力異常警報時間単位選択
秒
・導電率入力異常警報時間の単位を選択します。
・
: 秒
: 分
- 41 -

8. 校 正ここでは，導電率校正モード，温度校正モード，伝送出力 1 調整モードおよび伝送出力 2
調整モードについて説明します。
8.1 導電率校正モード
2 極式導電率センサの劣化により，セル定数が変化する場合があります。
その変化したセル定数を補正するため校正を行います。
導電率ゼロ調整，導電率スパン調整の順に校正します。
(ロック 1)，(ロック 2)，
ただし，[設定値ロック選択(P.36)]で，(ロック 3)を選択した場合，導電率校正モードに移行できません。
導電率校正手順を以下に示します。
① [校正時伝送出力 1 出力状態選択(P.39)または校正時伝送出力 2 出力状態選択(P.39)](直前値ホールド)を選択する場合，2 極式導電率センサを現在測定してで，いる溶液に浸した状態で選択してください。
② 2 極式導電率センサを標準液につけない状態にしてください。
キーを約 3 秒押し続けてくだ③ 導電率/温度表示モードで， キーを押しながらさい。
導電率校正モード ゼロ調整に移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器と導電率を交互に表示
温度表示器
導電率ゼロ調整係数を表示④ 導電率が 0 になるように， キーまたは キーで導電率ゼロ調整係数を設定してください。
導電率が 0 になっている場合は，調整する必要がありません。
測定レンジにより，導電率ゼロ調整係数の設定範囲が異なります。(表 8.1-1)(P.43)
ただし，導電率ゼロ調整係数にかかわらず，測定レンジ内で有効です。

- 42 -

(表 8.1-1)

セル定数0.01/cm

セル定数0.1/cm

セル定数1.0/cm⑤

測定レンジ2.000 S/cm
20.00 S/cm
50.00 S/cm
0.200 mS/m
2.000 mS/m
5.000 mS/m
2.00 mg/L
20.0 mg/L
50.0 mg/L
20.00 S/cm
50.00 S/cm
500.0 S/cm
2.000 mS/m
5.000 mS/m
50.00 mS/m
20.0 mg/L

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-0.200～0.200-2.00～2.00-5.00～5.00-0.020～0.020-0.200～0.200-0.500～0.500-0.20～0.20-2.0～2.0-5.0～5.0-2.00～2.00-5.00～5.00-50.0～50.0-0.200～0.200-0.500～0.500-5.00～5.00-2.0～2.0

200 mg/L-20～20500 mg/L-50～50200.0 S/cm
20.00 mS/m
200 mg/L-20.0～20.0-2.00～2.00-20～20

キーを押してください。
導電率ゼロ調整係数を登録し，導電率校正モード スパン調整に移行します。
導電率校正モード スパン調整では，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器と導電率を交互に表示
温度表示器
導電率スパン調整係数を表示⑥ 2 極式導電率センサを標準液に浸してください。
⑦ 導電率を確認しながら， キーまたはください。
導電率スパン調整係数: 0.700～1.300⑧

キーで導電率スパン調整係数を設定してキーを押してください。
導電率スパン調整係数を登録し，導電率/温度表示モードに戻ります。

- 43 -

8.2 温度校正モード
温度校正は，温度校正値を設定することにより行います。
(温度補償無し) を選択し，固有機能設定グ[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(消灯)または
ループ内の[温度補償無し時温度表示器選択(P.41)]で，(基準温度)を選択した場合，温度校正モードはありません。
測定したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがあります。このような時に温度校正値を設定して，測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。
ただし，温度校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
温度校正後の温度=現在の温度+(温度校正値)(例) 現在の温度が 23.5 の場合
温度校正値を 1.5 に設定すると，23.5+(1.5)=25.0 になります。
温度校正値を-1.5 に設定すると，23.5+(-1.5)=22.0 になります。
温度校正手順を以下に示します。
キーを約 3 秒押し続けてくだ① 導電率/温度表示モードで， キーを押しながらさい。
温度校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器と温度を交互に表示
温度表示器
温度校正値を表示② 温度を確認しながら，
設定範囲: -10.0～10.0
③

キーまたは

キーで温度校正値を設定してください。

キーを押してください。
温度校正を終了し，導電率/温度表示モードに戻ります。

- 44 -

8.3 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力 1 ゼロ調整モードには移行できません。
・導電率校正モード中または温度校正モード中の場合(ロック 1)，(ロック 2)または
・[設定値ロック選択(P.36)]で，(ロック 3)を選択した場合。
伝送出力 1 調整手順を以下に示します。
キーを約 3 秒押し続けてくださ① 導電率/温度表示モードで， キーを押しながらい。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 1 ゼロ調整係数を表示② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの 5.00 %③

キーで伝送出力 1

キーを押してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 1 スパン調整係数を表示④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，ン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの 5.00 %
⑤

キーまたは

キーまたは

キーで伝送出力スパキーを押してください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて②～⑤を繰り返してください。

⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには，伝送出力 1 スパン調整モードでください。
導電率/温度表示モードに戻ります。

- 45 -

キーを押して8.4 伝送出力 2 調整モード
伝送出力 2 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力 2 ゼロ調整モードには移行できません。
・導電率校正モード中または温度校正モード中の場合(ロック 1)，(ロック 2)または
・[設定値ロック選択(P.36)]で，(ロック 3)を選択した場合。
伝送出力 2 調整手順を以下に示します。
キーを約 3 秒押し続けてくださ① 導電率/温度表示モードで， キーを押しながらい。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 2 ゼロ調整係数を表示② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの 5.00 %③

キーで伝送出力 2

キーを押してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示器
表示内容
導電率表示器[]を表示
温度表示器
伝送出力 2 スパン調整係数を表示④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの 5.00 %
⑤

キーまたは

キーまたは

キーで伝送出力 2

キーを押してください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて②～⑤を繰り返してください。

⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには，伝送出力 2 スパン調整モードでください。
導電率/温度表示モードに戻ります。

- 46 -

キーを押して9. 測 定9.1 測定を開始する
制御盤への取付け，配線，仕様設定および校正が完了しましたら，本器の電源を ON
してください。
電源投入後，約 4 秒間は導電率表示器，温度表示器に下記のキャラクタを表示します。
表示器

キャラクタ
導電率( S/cm)
導電率(mS/m)
TDS 換算(mg/L)

導電率表示器

表示器

温度表示器

単 位

キャラクタ

入力の温度仕様(*)
Pt100[Pt100 入力配線方式選択(P.25)]で選択した項目: 2 線方式: 3 線方式

Pt1000(*): 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様です。
この間すべての出力は OFF，動作表示灯は消灯します。
その後，[バックライト点灯箇所選択(P.40)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。

- 47 -

9.2 EVT1～4 出力について(導電率入力下限動作)，(導電率入力上限[EVT1 動作選択(P.27)]で，(温度入力下限動作)または(温度入力上限動作)を選択した場合，動作)，
下記のように動作します。EVT2, EVT3, EVT4 出力も同様です。
・EVT1 動作図
EVT1 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT1 比例帯

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定

ON
ON
OFF
EVT1 設定

導電率入力下限動作
温度入力下限動作(表示値が動作点と
なります)

OFF
EVT1 設定
EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 上方側
EVT1 下方側
動作幅設定※
動作幅設定※
ON
OFF
EVT1 設定

EVT1 比例帯

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF

導電率入力上限動作
温度入力上限動作(表示値が動作点と
なります)

OFF

EVT1 設定
EVT1 設定

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 下方側
EVT1 上方側
動作幅設定※
動作幅設定※
ON
OFF
EVT1 設定※設定例: [EVT1 上方側動作幅設定
より，[EVT1 設定[EVT1 下方側動作幅設定
より，[EVT1 設定]の値を 0.000 または 0.0 にすることに]の値で EVT1 出力が ON するようになります。
]の値を 0.000 または 0.0 にすることに]の値で EVT1 出力が OFF するようになります。

- 48 -

EVT1 動作選択
導電率入力上下限
個別動作
温度入力上下限
個別動作(表示値が動作点となります)

ON/OFF 動作
EVT1 動作すきま設定

EVT1 動作すきま設定

ON
OFF
EVT1上下限個別
下方側動作点設定

EVT1設定EVT1上下限個別
上方側動作点設定(図 9.2-1)
・P 動作
比例帯内で，EVT1 設定値と測定値の偏差に比例した操作量を出力します。
EVT1 動作選択
動作説明
測定値が EVT1 設定値 - EVT1 比例帯よりも低い場合 EVT1
導電率入力下限動作 出力を ON，測定値が比例帯内に入ると，EVT1 比例周期で
温度入力下限動作 EVT1 出力が ON/OFF し，EVT1 設定値を超えると EVT1 出
力を OFF します。
測定値が EVT1 設定値 + EVT1 比例帯よりも高い場合 EVT1
導電率入力上限動作 出力を ON，測定値が比例帯内に入ると，EVT1 比例周期で
温度入力上限動作 EVT1 出力が ON/OFF し，EVT1 設定値を下回ると EVT1 出
力を OFF します。
・ON/OFF 動作
EVT1 動作選択
導電率入力下限動作
温度入力下限動作
導電率入力上限動作
温度入力上限動作

動作説明
測定値が EVT1 設定値よりも低い場合 EVT1 出力を ON，測定値が EVT1 設定値を超えた場合 EVT1 出力を OFF します。
測定値が EVT1 設定値よりも高い場合 EVT1 出力を ON，測定値が EVT1 設定値を下回った場合 EVT1 出力を OFF します。

[EVT1 出力 ON 時 出力 ON 時間/OFF 時間設定(P.31)]で，ON 時間，OFF 時間を設定した場合，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力が ON/OFF します。

- 49 -

EVT1 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
実際の
EVT1 出力ON
OFF

実際の EVT1 出
力に連動してON 時間の途中で OFF します。

ON 時間，
ON
OFF 時間を設定した時
OFFの EVT1 出力
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 9.2-2)
シリアル通信(オプション: C5)で，状態フラグ 2(EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
[入力異常時 EVT 出力動作選択(P.41)]の内容により，入力異常時の EVT 出力状態が異なります。
・(無効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
(有効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
・
9.3 Err 出力について(Err 出力)を選択した場合，(表 9.5-1)のエラー種別[EVT1 動作選択(P.27)]で，が Err 時，EVT1 出力を ON します。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
9.4 Fail 出力について(Fail 出力)を選択した場合，(表 9.5-1)のエラー種別[EVT1 動作選択(P.27)]で，が Fail 時，EVT1 出力を ON します。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
9.5 導電率入力異常警報について
導電率入力異常警報は，操作端異常の検知に使用します。
導電率入力が，導電率入力異常警報時間を経過しても，導電率入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合，操作端異常と判断し，状態フラグ2(EVT1, EVT2, EVT3,EVT4出力フラグのビット)をセットします。
シリアル通信で，状態フラグ2(EVT1, EVT2, EVT3, EVT4出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。
[EVT1 動作選択(P.27)]で，(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，EVT1
出力が ON します。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
以下の場合，導電率入力異常警報は働きません。
・導電率校正中の場合。
・導電率入力異常警報時間を 0 秒(分)または導電率入力異常警報動作幅を 0.000 に設定した場合。
- 50 -

9.6 周期自動可変機能について
周期自動可変機能は，EVT 設定値と測定値の偏差が EVT 周期可変範囲に入ると，比例周期が偏差に応じて自動的に延長する機能です。
比例動作の OFF 時間を延長し，ON/OFF の比率を調整します。ただし，EVT 周期延長時間を 0 秒に設定した場合，この機能は働きません。
制御方向
大

偏差

時間(秒)

小

EVT□比例帯
周期一定範囲EVT□周期可変範囲
周期遅延時間(Ctf1, Ctf2)
通常のP動作の比例周期(C)

EVT□周期延長時間

OFF時間
OFF時間
EVT□比例周期
ON時間
ON時間

△
EVT□設定通常のP動作
EVT□出力
ON
OFF
C

C

C

C

C

C

周期は常に一定

EVT□周期可変範囲を設定した場合の動作
通常のP動作

EVT□出力ON

EVT□周期可変範囲

OFF
C

C

C

ON

OFF

Ctf1

C: EVT□比例周期
tf1, tf2: 延長されたOFF時間
Ctf1, Ctf2: 周期遅延時間(図 9.6-1)- 51 -

tf1 ON

OFF

Ctf2

tf2

0秒

9.7 測定中のエラーコードについて測定中に温度センサ異常や温度補償外の場合，(表 9.7-1)のように温度表示器にエラー
コードを点滅表示します。
(表 9.7-1)
エラー
エラー
エラー内容
内容説明
コード
種別
Fail
温度センサ断線 温度センサのリード線が断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリード線が短絡している。
Err
温度補償外
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満の場合。
9.8 EVT1～4 を設定する
EVT1～EVT4 の設定は，簡易設定モードで行います。
この設定項目は，
EVT1～EVT4 動作設定グループ内の EVT1～EVT4 設定項目と同じです。
簡易設定モードに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで，キーを押してください。EVT1 設定項目を表示します。
② 各設定項目を設定してください。( キーまたは キーで行い，設定値の登録は，キーで行います。)
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0

・EVT1 の設定値を設定します。
・[EVT1 動作選択(P.27)]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT2 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT2 の設定値を設定します。
・[EVT2 動作選択(P.27)]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

- 52 -

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT3 設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT3 の設定値を設定します。
(動作無し)，(Err 出・[EVT3 動作選択(P.27)]で，
力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT4 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT4 の設定値を設定します。
・[EVT4 動作選択(P.27)]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

③

キーを押してください。導電率/温度表示モードに戻ります。

9.9 伝送出力 1，伝送出力 2 について
導電率，温度または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し，電流で出力します。
(温度補償無し)を選択し，[伝送出力 1 選択
[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し(P.37)，伝送出力 2 選択(P.38)]で，
時 温度表示器選択(P.41)]の選択内容により，伝送出力 1 または伝送出力 2 の値は異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.25)]で設・定した値を出力します。
・(測定値)を選択した場合，測定値を出力します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC
固定となります。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC
固定となります。
分解能
電流
出力精度

12000
4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 550 )
伝送出力 1 スパンまたは伝送出力 2 スパンの 0.3 %以内- 53 -

10. 仕 様
10.1 標準仕様
定 格
定格目盛

入 力

導電率

温度(*)

セル定数

目盛範囲
分解能
0.000～2.000 S/cm 0.001 S/cm
0.00～20.00 S/cm 0.01 S/cm
0.00～50.00 S/cm 0.01 S/cm
0.000～0.200 mS/m 0.001 mS/m
セル定数0.000～2.000 mS/m 0.001 mS/m
0.01/cm
0.000～5.000 mS/m 0.001 mS/m
0.00～2.00 mg/L
0.01 mg/L
0.0～20.0 mg/L
0.1 mg/L
0.0～50.0 mg/L
0.1 mg/L
0.00～20.00 S/cm 0.01 S/cm
導電率0.00～50.00 S/cm 0.01 S/cm
0.0～500.0 S/cm
0.1 S/cm
0.000～2.000 mS/m 0.001 mS/m
セル定数0.000～5.000 mS/m 0.001 mS/m
0.1/cm
0.00～50.00 mS/m
0.01 mS/m
0.0～20.0 mg/L
0.1 mg/L
0～200 mg/L
1 mg/L
0～500 mg/L
1 mg/L0.0～200.0 S/cm
0.1 S/cm
セル定数0.00～20.00 mS/m
0.01 mS/m
1.0/cm0～200 mg/L
1 mg/L
0.1
Pt100
0.0～100.0
Pt10000.0～100.0
0.1(*): 温度の表示において，小数点位置選択可能

入 力
電源電圧

2 極式導電率センサ(温度素子 Pt100)
2 極式導電率センサ(温度素子 Pt1000)形 名
AER-102-ECL
100～240 V AC
電源電圧50/60 Hz
許容電圧変動範囲
85～264 V AC

- 54 -

AER-102-ECL 1
24 V AC/DC
50/60 Hz20～28 V AC/DC

一般構造
外形寸法
取り付け方式
ケース
パネル
防滴・防塵構造
指示機構

設定機構
指示性能
繰り返し性
直線性
指示精度
入力サンプリング周期
時間精度

48×96×98.5 mm(W×H×D)
制御盤埋め込み方式(適合パネル厚み 1～8 mm)
材質: 難燃性樹脂，色: 黒
メンブレンシート
前面部 IP66
表示器
11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁
導電率表示器 バックライト 赤/緑/橙
文字寸法 14.0×5.4 mm(高さ×巾)
11 セグメント LCD ディスプレイ 5 桁
バックライト 緑
温度表示器
文字寸法 10.0×4.6 mm(高さ×巾)
バーグラフ LCD ディスプレイ 22 ドット
出力表示器
バックライト 緑
動作表示灯: バックライト 橙
EVT1 出力(接点出力 1)ON 時，点灯
EVT1
EVT2 出力(接点出力 2)ON 時，点灯
EVT2
EVT3 出力(接点出力 3)ON 時，点灯
EVT3
EVT4 出力(接点出力 4)ON 時，点灯
EVT4
シリアル通信 TX 出力(送信)時，点灯
T/R
設定値ロック 1，2，3 選択時，点灯
LOCK
設定方式 メンブレンシートキーによる入力方式

導電率: 測定レンジスパンのTDS 換算 : 測定レンジスパンの導電率: 測定レンジスパンのTDS 換算 : 測定レンジスパンの温度: 1
250 ms(2 入力)
設定時間に対して 1 %以内- 55 -

0.5 %
1.5 %
0.5 %
1.5 %

標準機能
導電率校正

温度校正

伝送出力 1

伝送出力 1 調整
校正時伝送出力 1
出力状態選択

導電率ゼロ調整，導電率スパン調整の順に校正する。
ただし，[設定値ロック選択(P.36)]で，(ロック 1)，(ロック 2)，(ロック 3)を選択した場合，
導電率校正モードに移行できない。
導電率ゼロ調整は，標準液に 2 極式導電率センサをつけない状態にして，導電率が 0 になるように調整する。
導電率スパン調整は，標準液に 2 極式導電率センサを浸した状態にして，導電率を確認しながら調整する。
ただし，調整値にかかわらず，測定レンジ内で有効。
測定したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがある。
このような時に温度校正値を設定して，測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができる。
ただし，温度校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効。
導電率，温度または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)
を選択し，[伝送出力 1 選択(P.37)]で，(温度伝送)
を選択した場合，[温度補償無し時 温度表示器選択(P.41)]の選択内容により，伝送出力 1 の値が異なる。
・(消灯)または(基準温度)を選択した場
合，[基準温度設定(P.25)]で設定した値を出力する。
・(測定値)を選択した場合，測定値を出力する。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した
場合，伝送出力 1 下限値出力(4 mA DC 固定)となる。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 1 スパンの±0.3 %以内
伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整で，伝送
出力 1 の微調整を行うことができる。
導電率校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択することができる。
導電率校正を行う直前の値を保持し出直前値ホールド
力する。
[校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定
設定値ホールド(P.39)]で設定した値を出力する。
測定値
導電率校正時の測定値を出力する。

- 56 -

TDS 換算

EVT 出力
出力動作

TDS とは，Total Dissolved Solids の略で，全溶存固形物
量を意味する。
溶液の導電率は，塩分や鉱物，溶存ガスの量に起因する。
導電率は，溶液の全ての物質を示す指標となり，TDS はそのうちの全溶存固形物量だけを示すものです。
TDS は，NaCl のような単一成分からなる物質の状態を比較するのに正確に用いることができますが，異なる種類の溶液を比較するときは誤差が大きく異なる。
TDS と導電率は，以下の式で表される。
導電率 SI 単位(mS/m)の場合
TDS(mg/L) = L(mS/m) × K × 10
導電率旧単位( S/cm)の場合
TDS(mg/L) = L( S/cm) × K
K: TDS 換算係数，L: 導電率
P 動作:

比例帯を 0.000 または 0.0 以外に設定した
場合ON/OFF 動作: 比例帯を 0.000 または 0.0 に設定した場合

EVT 比例帯

導電率入力
温度入力

EVT 比例周期
EVT 上方側，下方側動作幅導電率入力

EVT 動作すき
ま

導電率入力

温度入力
EVT 出力上限，下限
EVT 上下限個
導電率入力
別上方側，下方
側動作点
温度入力

温度入力

測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.0～100.0 (*2)
1～300 秒0～測定レンジ上限値の20 %(*1)
0.0～10.0 (*2)
0～100 %
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.0～100.0 (*2)
1～測定レンジ上限値の20 %(*1)
0.1～10.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定- 57 -

動作選択

出 力

動作 ON 遅延タイマ
動作 OFF 遅延タイ
マ
出力 ON 時出力 ON
時間/OFF 時間設定

導電率入力異常警報

周期自動可変機能

下記の中からキー操作で選択[EVT1 動作図(図 9.2-1)(P.48, 49)参照]
・動作無し
・導電率入力下限動作・導電率入力上限動作
・温度入力下限動作
・温度入力上限動作
・Err 出力・Fail 出力・導電率入力異常警報出力・導電率入力上下限個別動作
・温度入力上下限個別動作
リレー接点 1a
3A 250 V AC(抵抗負荷)
制御容量
1A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
0～10000 秒
0～10000 秒
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができる。
[EVT1 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミング
チャート(図 9.2-2)(P.50)参照]
操作端異常を検知する。
導電率入力が，導電率入力異常警報時間を経過しても，導電率入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合，操作 端 異 常 と 判 断 し ， 状 態 フ ラ グ 2(EVT1, EVT2, EVT3,EVT4出力フラグのビット)をセットする。
シリアル通信で，状態フラグ2(EVT1, EVT2, EVT3, EVT4
出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できる。
[EVT1 動作選択(P.27)]で，(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，EVT1 出力を ON する。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
以下の場合，導電率入力異常警報は働かない。
・導電率校正中の場合。
・導電率入力異常警報時間を 0 秒(分)または導電率入力異常警報動作幅を 0.000 に設定した場合。
EVT 設定値と測定値の偏差が EVT 周期可変範囲に入ると，比例周期が偏差に応じて自動的に延長する機能で，比例動作の OFF 時間を延長し，ON/OFF の比率を調整する。
ただし，EVT 周期延長時間を 0 秒に設定した場合，この機能は働かない。

- 58 -

絶縁・耐電圧
回路絶縁構成電 源

EVT1 出力
EVT2 出力

シリアル通信絶縁

伝送出力 1

EVT3 出力

伝送出力 2

EVT4 出力

入 力

GND

耐電圧

付属機能
設定値ロック

導電率入力センサ補正

温度補償無し時
温度表示器選択
ケーブル長補正機能

絶縁抵抗 500 V DC 10 M 以上
電源端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 電源端子間
1.5 kV AC 1 分間

ロック 1: 全設定値を変更できないようロックする。
ロック 2: EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 設定値以外の全設定
値を変更できないようロックする。
ロック 3: センサのセル定数選択，単位選択，測定レンジ
選択，導電率ゼロ調整係数，導電率スパン調整
係数，温度校正値，伝送出力 1 ゼロ調整係数，
伝送出力 1 スパン調整係数，伝送出力 2 ゼロ調
整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く
全設定値を一時的に変更できる。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込まないため，計器電源を切ると前の値に戻る。
導電率センサが測定した導電率と測定箇所の導電率が異なる場合，導電率をシフトして補正する。
ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効。
[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度表示器に表示する項目を選択する。
[Pt100 入力配線方式選択(P.25)]で，(2 線方式)を選択した場合，センサのケーブル長が長いと，線路抵抗の影響により温度測定誤差となるため，ケーブル長補正値およびケーブル断面積を設定することにより補正する。
- 59 -

測定レンジ外

停電対策
自己診断
バーグラフ表示選択

導電率測定値または TDS 換算が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
導電率表示器
温度表示器
導電率または TDS 換算
温度測定値
上限値を点滅表示
温度測定値が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
導電率表示器
温度表示器
導電率測定値
110.0 を超えた :導電率測定値
0.0 未満:不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
ウォッチドックタイマで CPU を監視し，異常時は計器を初期状態にする。
[バーグラフ表示選択(P.41)]で，(伝送出力 1)または(伝送出力 2)を選択した場合，出力量に応じてバーグラフが点灯する。
-5～105 %のスケールとなり，出力に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯する。
出力量 50 %の場合

-5 %

50 %

105 %

出力量に合わせて右方向に増加します。
ウォームアップ表示

電源投入後，約 4 秒間は導電率表示器，温度表示器に下記のキャラクタを表示する。
表示器 キャラクタ
単 位
導電率( S/cm)
導電率
導電率(mS/m)
表示器
TDS 換算(mg/L)
入力の[Pt100 入力配線方式
表示器
キャラクタ 温度仕様 選択(P.25)]で選択した(*)
項目: 2 線方式
Pt100
温度: 3 線方式
表示器
Pt1000(*): 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様。

- 60 -

導電率表示色切替選択

導電率表示器の色を選択する。
[導電率表示色切替選択
導電率表示器の表示色(P.40)]の選択項目
緑赤橙
導電率連動表示色切替
導電率連動表示色切替[導電率表示色切替基準値設定(P.40)]および[導電率表示色切
替範囲設定(P.40)]に連動して表示色を切り替える。
・導電率が導電率表示色切替基準値設定-導電率表示色切
替範囲設定より低い時: 橙・導電率が導電率表示色切替基準値設定 導電率表示色切
替範囲設定内の時: 緑・導電率が導電率表示色切替基準値設定+導電率表示色切
替範囲設定より高い時: 赤
橙緑赤: 導電率表示色切替基準値

Hys Hys

エラーコードエラーコード
エラー
コード

エラー
種別
Fail
Fail
Err
Err

Hys : 導電率表示色切替範囲

以下のエラーコードを，温度表示器に点滅表示する。
エラー
内容説明
発生
内容
温度センサ 温度センサのリード線が断線して
断線
いる。
測定時
温度センサ 温度センサのリード線が短絡して
および
短絡
いる。
校正時
温度補償外 温度測定値が110.0 を超えた場合。
温度補償外 温度測定値が 0.0 未満の場合。

- 61 -

その他
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品

別売品

約 13 VA
0～50
35～85 %RH (ただし，結露しないこと)
約 280 g
単位銘板
1 シート
取付金具
1組
取扱説明書 1 部
検査成績書 1 枚
シリアル通信(オプション: C5)付加時
ワイヤハーネス C5J(0.2 m) 1 本
ワイヤハーネス C0J(3 m) 1 本
EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)(オプション: EVT3)付加時
ワイヤハーネス HBJ(3 m) 2 本
端子カバー

10.2 オプション仕様
シリアル通信(オプション記号: C5)
シリアル通信
外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) 各種設定値の読み取りおよび設定。
(2) 導電率，温度，状態の読み取り。
(3) 機能の変更，調整(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
ケーブル長
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 以内(終端抵抗：無しまたは片側に 120 以上)
通信回線
EIA RS-485 準拠
通信方式
半二重通信
通信速度
9600, 19200, 38400 bps をキー操作により選択
同期方式
調歩同期式
符号形式
ASCII，バイナリ
通信プロトコル
神港標準，MODBUS ASCII，MODBUS RTU をキー操作により選択
データビット/8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/
パリティ
偶数，8 ビット/奇数，7 ビット/奇数をキー操作により選択
ストップビット
1 ビット，2 ビットをキー操作により選択
エラー訂正
コマンド再送エラー検出
パリティチェック，チェックサム(神港標準プロトコル)，
LRC(MODBUS プロトコル ASCII)，CRC-16(MODBUS プロ
トコル RTU)- 62 -

データの構成

通信
プロトコル
スタートビット
データビット

1 ビット
7 ビット

パリティ

偶数

ストップビット

1 ビット

神港標準

MODBUS
ASCII
1 ビット
7 ビット
(8 ビット)
選択可能
偶数(無し，奇数)
選択可能
1 ビット(2 ビット)
選択可能

MODBUS
RTU
1 ビット
8 ビット

無し
(偶数，奇数)
選択可能
1 ビット(2 ビット)
選択可能

EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)(オプション記号: EVT3)
EVT3, EVT4 出力(接点 EVT 出力(P.57, 58)同様
出力 3, 4)
伝送出力 2(オプション記号: TA2)
伝送出力 2
導電率，温度または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
[温度補償演算方式選択(P.25)]で，(温度補償無し)
を選択し，[伝送出力 2 選択(P.38)]で，(温度伝送)
を選択した場合，[温度補償無し時 温度表示器選択(P.41)]の選択内容により，伝送出力 2 の値が異なる。
・(消灯)または(基準温度)を選択した場
合，[基準温度設定(P.25)]で設定した値を出力する。
・(測定値)を選択した場合，測定値を出力する。

伝送出力 2 調整
校正時伝送出力 2
出力状態選択

伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した
場合，伝送出力 2 下限値出力(4 mA DC 固定)となる。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内
伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整で，伝送
出力 2 の微調整を行うことができる。
導電率校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択することができる。
導電率校正を行う直前の値を保持し出直前値ホールド
力する。
[校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定
設定値ホールド(P.39)]で設定した値を出力する。
測定値
導電率校正時の測定値を出力する。

- 63 -

11. 故障かな?と思ったらお客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
11.1 表示について
現象・本器の状態など
導電率/温度表示器が消灯している。

導電率/温度表示器の表示が異常または不安定。

温度表示器が消灯している。
温度表示器に点滅している。
温度表示器に点滅している。
温度表示器に点滅している。
温度表示器に点滅している。
導電率表示器にを表示している。

がががが推定故障個所[バックライト表示時間設定(P.41)]で，設定した時間が経過していませんか?

対 策
表示器消灯中，いずれかのキーを押すと点灯します。
適切なバックライト表示
時間設定値を設定してください。
導電率校正および温度校正 導電率校正および温度校は完了していますか?
正を行ってください。
温度補償演算方式の選択を， 正しい温度補償演算方式
間違えていませんか?
を選択してください。
導電率センサの仕様は合っ 適切な仕様の導電率センていますか?
サに交換してください。
近くに誘導障害，ノイズを出 誘導傷害，ノイズを出す
す機器がありませんか?
機器より離してください。
[シールド線端子(E)の接地(P.65)]を試みてください。
[温度補償無し時 温度表示器(基準温度)また選択(P.41)]で，は(消(測定値)を選灯)を選択していませんか?
択してください。
温度センサのリード線が断線 導電率センサを交換してしている場合に表示します。 ください。
温度センサのリード線が短絡 導電率センサを交換してしている場合に表示します。 ください。
温度測定値が 110.0 を超え 測定箇所の環境を確認した場合に表示します。
てください。
温度測定値が 0.0 未満の場 測定箇所の環境を確認し合に表示します。
てください。
内部メモリの異常です。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。

- 64 -

・シールド線端子(E)の接地
ノイズにより指示変動がある場合は，シールド線
端子(E)を接地してください。但し，設置環境によっては症状が改善しない場合があります。
その場合はシールド線端子(E)の接地を外し，元の状態に戻してください。
(センサの種類によっては，シールド線端子(E)のケーブルがありません。)

11.2 キー操作について
現象・本器の状態など設定ができない。
，
キーで値が変わらない。

シールド編組2 極式比抵抗センサ

推定故障個所対 策[ 設定値ロ ック選択(P.36)] で(ロック解除)を( ロック 1) または 選択してください。
(ロック 2)を選択していませんか? (設定値ロッ
ク 1 または 2 を選択時，LOCK
動作表示灯が点灯します)- 65 -

12. 各温度補償演算について
12.1 NaCl 特性を用いる方法
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウムの場合，NaCl 特性で温度補償する方法を選択してください。
塩化ナトリウム水溶液の導電率は，25 の導電率を基準にして以下に示す比率で変化します。
(表 12.1-1)から任意の温度の導電率比を基に，25 の導電率を算出しています。
(表 12.1-1)
温 度( )
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

NaCl の導電率比
0.542
0.626
0.715
0.806
0.902
1.000
1.101
1.205
1.312
1.420
1.531
1.643
1.757
1.872
1.987
2.103
2.219
2.335
2.450
2.564
2.677

係 数
1.845
1.596
1.399
1.240
1.109
1.000
0.908
0.830
0.762
0.704
0.653
0.609
0.569
0.534
0.503
0.476
0.451
0.428
0.408
0.390
0.374

(図 12.1-1)- 66 -

12.2 温度係数を入力する方法
温度係数%/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
水溶液の導電率は，温度によって変化します。
一般に 25 を基準として溶液の温度が 1 上昇すると，導電率はおよそ 2 %上昇します。
温度係数は溶液の種類と濃度で異なり，0.50～2.50 の範囲の値になります。
温度係数を入力することで，25 の導電率を推定する温度補償演算を行います。
温度係数を 2.00 %/ に設定すると，ほとんどの水溶液に対応できます。ただし，溶液の温度係数がわかっている場合，その値を入力してください。(表 12.2-1)
任意の温度 T の導電率が既知の場合，基準温度を ST
C(ST)は以下の式で求められます。
C T 
C ST  
1  0.01   T  ST とすると基準温度の導電率

C(ST): ST の溶液の導電率(基準)C(T): T の溶液の導電率
α: 導電率の温度係数(%)
T:
任意の温度 T
ST: 基準温度 ST(表 12.2-1)
温度
物質
( )

NaOH

KOH

NH3

HF

HCl

15

15

15

18

18

濃度
Wt%
5
10
15
20
30
40
25.2
29.4
33.6
42
0.1
1.6
4.01
8.03
16.15
1.5
4.8
24.5
5
10
20
30

導電率 温度係数
S/m
(%/ )
19.69
2.01
31.24
2.17
34.63
2.49
32.70
2.99
20.22
4.50
11.64
6.48
54.03
2.09
54.34
2.21
52.21
2.36
42.12
2.83
0.02512.46
0.08672.38
0.10952.50
0.10382.62
0.0632
3.01
1.98
0.72
5.93
0.66
28.32
0.58
39.48
1.58
63.02
1.56
76.15
1.54
66.20
1.52

物質

NaCl

Na2SO4

Na2CO3- 67 -

KCl

KBr

KCN

温度 濃度
( ) Wt%
5
10
15
18
20
25
5
18
10
15
5
18
10
15
5
10
18
15
20
21
5
15
10
20
3.25
15
6.5
-

導電率 温度係数
S/m
(%/ )
6.72
2.17
12.11
2.14
16.42
2.12
19.57
2.16
21.35
2.27
4.09
2.36
6.87
2.49
8.86
2.56
4.56
2.52
7.05
2.71
8.36
2.94
6.90
2.01
13.59
1.88
20.20
1.79
26.77
1.68
28.10
1.68
4.65
2.06
9.28
1.94
19.07
1.77
5.07
2.07
10.26
1.98
-

物質

温度
( )

H2SO4

18

HNO3

18

H3PO4

15

濃度 導電率 温度係数
温度 濃度
物質
Wt%
S/m
(%/ )
( ) Wt%
5
20.85
1.21
5
10
39.15
1.28
10
NH4Cl
20
65.27
1.45
18
15
40
68.00
1.78
20
50
54.05
1.93
25
60
37.26
2.13
5
80
11.05
3.49
10
NH4NO3 15
100.14 1.87
0.30
30
50
2.5
6.2
31.23
12.4
54.18
5
18
CuSO4
31
78.19
10
49.6
63.41
15
62
49.64
10
10
5.66
15
20
11.29
20
CH3COOH 18
40
20.70
30
45
20.87
40
50
20.73
60

導電率 温度係数
S/m
(%/ )
9.18
1.98
17.76
1.86
25.86
1.71
33.65
1.61
40.25
1.54
5.90
2.03
11.17
1.94
28.41
1.68
36.22
1.56
10.90
2.13
18.90
2.16
32.00
2.18
42.10
2.31
15.26
1.69
16.19
1.74
16.05
1.79
14.01
1.86
10.81
1.96
4.56
2.06

12.3 純水特性を用いる方法
純水の導電率は，水分子の解離と不純物イオンによる導電率の和として測定します。
C(T)=F(T)+G(T)
C(T): T の溶液の導電率
F(T): T の純水の導電率
G(T): T の不純物イオンによる導電率
純水の導電率純水の導電率は，水分子の解離により生じます。
水分子の解離は，温度変化により大きく影響を受けます。
純水の導電率は，ASTM D 1125-91，JISK0130-1995 の表から作成した，連続的な温度関数で測定します。

- 68 -

(表 12.3-1)
温 度( )
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

導電率( S/cm)
0.012
0.017
0.023
0.031
0.042
0.055
0.071
0.090
0.114
0.141
0.173
0.210
0.251
0.299
0.352
0.410
0.474
0.544
0.621
0.703
0.793

(図 12.3-1)
不純物イオンによる導電率
不純物イオンによる電気伝導は，12.1 NaCl 特性(P.66)で演算しています。

- 69 -

13. キャラクタ一覧表
下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。
13.1 設定グループ一覧
キャラクタ

設定グループ
導電率入力機能設定グループ
温度入力機能設定グループ
EVT1 動作設定グループ
EVT2 動作設定グループ
EVT3 動作設定グループ
EVT4 動作設定グループ
固有機能設定グループ

参照項目
13.7 項(P.73, 74)参照
13.8 項(P.75)参照
13.9 項(P.76, 77)参照
13.10 項(P.78, 79)参照
13.11 項(P.80, 81)参照
13.12 項(P.82, 83)参照
13.13 項(P.84～86 )参照

13.2 温度校正モード
キャラクタ
(*)
(*):

名 称，設定範囲
温度校正値-10.0～10.0

工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値
0.00

データ

0.0

と温度を交互に表示します。

13.3 導電率校正モード
キャラクタ
(*)
(*)
(*):

名 称，設定範囲
導電率ゼロ調整係数(表 13.3-1)(P.71)参照
導電率スパン調整係数0.700～1.300と導電率を交互に表示します。
と導電率を交互に表示します。

- 70 -

1.000

(表 13.3-1)

セル定数0.01/cm

セル定数0.1/cm

セル定数1.0/cm

測定レンジ
2.000 S/cm
20.00 S/cm
50.00 S/cm
0.200 mS/m
2.000 mS/m
5.000 mS/m
2.00 mg/L
20.0 mg/L
50.0 mg/L
20.00 S/cm
50.00 S/cm
500.0 S/cm
2.000 mS/m
5.000 mS/m
50.00 mS/m
20.0 mg/L

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-0.200～0.200-2.00～2.00-5.00～5.00-0.020～0.020-0.200～0.200-0.500～0.500-0.20～0.20-2.0～2.0-5.0～5.0-2.00～2.00-5.00～5.00-50.0～50.0-0.200～0.200-0.500～0.500-5.00～5.00-2.0～2.0

200 mg/L-20～20500 mg/L-50～50200.0 S/cm
20.00 mS/m
200 mg/L-20.0～20.0-2.00～2.00-20～20- 71 -

13.4 伝送出力 1 調整モード
キャラクタ

名 称，設定範囲
伝送出力 1 ゼロ調整係数
伝送出力 1 スパンの 5.00 %伝送出力 1 スパン調整係数
伝送出力 1 スパンの 5.00 %工場出荷初期値
0.00 %

データ

0.00 %

13.5 伝送出力 2 調整モード
キャラクタ

名 称，設定範囲
伝送出力 2 ゼロ調整係数
伝送出力 2 スパンの 5.00 %伝送出力 2 スパン調整係数
伝送出力 2 スパンの 5.00 %工場出荷初期値
0.00 %

データ

0.00 %

13.6 簡易設定モード
キャラクタ

名 称，設定範囲
EVT1 設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0- 72 -

データ

13.7 導電率入力機能設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
センサのセル定数選択: 0.01/cm: 0.1/cm: 1.0/cm
セル定数補正係数設定
0.001～5.000
単位選択: 導電率( S/cm): 導電率(mS/m): TDS 換算(mg/L)
測定レンジ表示(表 13.7-1)(P.74)参照
TDS 換算係数設定
0.30～1.00
導電率入力フィルタ時定数設定
0.0～10.0 秒
導電率入力センサ補正設定
測定レンジスパンの 10 %3 極式導電率センサ抵抗値設定
0～100
導電率入力移動平均回数設定
1～120 回

- 73 -

工場出荷初期値
0.01/cm1.000
導電率( S/cm)

2.000

S/cm

0.50
0.0 秒
0.000
0
20 回

S/cm

データ

(表 13.7-1)
セル定数0.01/cm

0.1/cm

1.0/cm

単位選択

選択項目

測定レンジ

導電率( S/cm)

0.000～2.000

S/cm

導電率( S/cm)

0.00～20.00

S/cm

導電率( S/cm)

0.00～50.00

S/cm

導電率(mS/m)

0.000～0.200 mS/m

導電率(mS/m)

0.000～2.000 mS/m

導電率(mS/m)

0.000～5.000 mS/m

TDS 換算(mg/L)

0.00～2.00 mg/L

TDS 換算(mg/L)

0.0～20.0 mg/L

TDS 換算(mg/L)

0.0～50.0 mg/L

導電率( S/cm)

0.00～20.00

S/cm

導電率( S/cm)

0.00～50.00

S/cm

導電率( S/cm)

0.0～500.0

S/cm

導電率(mS/m)

0.000～2.000 mS/m

導電率(mS/m)

0.000～5.000 mS/m

導電率(mS/m)

0.000～50.00 mS/m

TDS 換算(mg/L)

0.0～20.0 mg/L

TDS 換算(mg/L)

0～200 mg/L

TDS 換算(mg/L)

0～500 mg/L

導電率( S/cm)

0.0～200.0

導電率(mS/m)

0.00～20.00 mS/m

TDS 換算(mg/L)

0～200 mg/L

- 74 -

S/cm

13.8 温度入力機能設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
温度補償演算方式選択
NaCl: NaCl の温度特性で温度補償を行います。
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウ
ムの場合，選択してください。
: 温度係数 %/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
: 純水の温度特性で温度補償を行います。
: 温度補償無し温度係数設定2.00 %/-5.00～5.00 %/
基準温度設定25.0
5.0～95.0
小数点位置選択
小数点以下 1 桁
: 小数点無し: 小数点以下 1 桁
Pt100 入力配線方式選択
3 線方式: 2 線方式: 3 線方式
ケーブル長補正値設定
0.0 m
0.0～100.0 m
ケーブル断面積設定
0.30 mm20.10～2.00 mm2
温度入力フィルタ時定数設定
0.0～10.0 秒
温度入力移動平均回数設定
1～120 回

- 75 -

0.0 秒
20 回

データ

13.9 EVT1 動作設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力: 導電率入力上下限個別動作: 温度入力上下限個別動作
EVT1 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT1 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT1 リセット設定
導電率入力 : 0.000 S/cm
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 10.0
EVT1 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT1 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT1 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT1 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT1 出力上限設定
100 %EVT1 出力下限値～100 %- 76 -

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 出力下限設定
0%0 %～EVT1 出力上限値
EVT1 出力 ON 時出力 ON 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT1 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: 動作無し: EVT2 動作: EVT3 動作: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時 EVT1 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT1 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
測定レンジ下限値
EVT 出力 OFF 時 EVT1 導電率
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT1 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT1 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT1 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒
EVT1 上下限個別下方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT1 上下限個別上方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT1 動作すきま設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.001～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.1～10.0- 77 -

データ

13.10 EVT2 動作設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT2 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力: 導電率入力上下限個別動作: 温度入力上下限個別動作
EVT2 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 リセット設定
導電率入力 : 0.000 S/cm
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 10.0
EVT2 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT2 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT2 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT2 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT2 出力上限設定
100 %EVT2 出力下限値～100 %- 78 -

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT2 出力下限設定
0%0 %～EVT2 出力上限値
EVT2 出力 ON 時出力 ON 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT2 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT2 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: EVT1 動作: 動作無し: EVT3 動作: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時 EVT2 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT2 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
測定レンジ下限値
EVT 出力 OFF 時 EVT2 導電率
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT2 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT2 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT2 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒
EVT2 上下限個別下方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 上下限個別上方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 動作すきま設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 1～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.1～10.0- 79 -

データ

13.11 EVT3 動作設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT3 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力: 導電率入力上下限個別動作: 温度入力上下限個別動作
導電率入力 : 測定レンジ下限値
EVT3 設定
温度入力: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値
EVT3 比例帯設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 リセット設定
導電率入力 : 0.000 S/cm
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 10.0
EVT3 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT3 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT3 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT3 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT3 出力上限設定
100 %EVT3 出力下限値～100 %- 80 -

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT3 出力下限設定
0%0 %～EVT3 出力上限値
EVT3 出力 ON 時出力 ON 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT3 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT3 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: EVT1 動作: EVT2 動作: 動作無し: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時 EVT3 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT3 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
測定レンジ下限値
EVT 出力 OFF 時 EVT3 導電率
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT3 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT3 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT3 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒
EVT3 上下限個別下方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 上下限個別上方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 動作すきま設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.001～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.1～10.0- 81 -

データ

13.12 EVT4 動作設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT4 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力: 導電率入力上下限個別動作: 温度入力上下限個別動作
導電率入力 : 測定レンジ下限値
EVT4 設定
温度入力: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値
EVT4 比例帯設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 リセット設定
導電率入力 : 0.000 S/cm
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 10.0
EVT4 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT4 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT4 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.000～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT4 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT4 出力上限設定
100 %EVT4 出力下限値～100 %- 82 -

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
EVT4 出力下限設定
0%0 %～EVT4 出力上限値
EVT4 出力 ON 時出力 ON 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT4 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 0 秒
0～10000 秒
EVT4 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: EVT1 動作: EVT2 動作: EVT3 動作: 動作無しEVT 出力 ON 時 EVT4 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT4 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
測定レンジ下限値
EVT 出力 OFF 時 EVT4 導電率
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT4 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT4 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT4 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒
EVT4 上下限個別下方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 上下限個別上方側
導電率入力 : 測定レンジ下限値
動作点設定
温度入力
: 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 動作すきま設定
導電率入力 : 0.001 S/cm
温度入力
: 1.0
導電率入力 : 0.001～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.1～10.0- 83 -

データ

13.13 固有機能設定グループ
キャラクタ

名 称，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除: ロック解除: ロック 1: ロック 2: ロック 3通信プロトコル選択
神港標準: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定00～95
通信速度選択9600 bps: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1: ストップビット 1: ストップビット 2
伝送出力 1 選択
導電率伝送: 導電率伝送: 温度伝送: EVT1 MV 伝送: EVT2 MV 伝送: EVT3 MV 伝送: EVT4 MV 伝送
導電率伝送 : 測定レンジ上限値
伝送出力 1 上限設定
温度伝送
: 100.0
MV 伝送: 100.0 %
導電率伝送 : 伝送出力 1 下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0
MV 伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0 %- 84 -

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
伝送出力 1 下限設定

工場出荷初期値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 1 上限値
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 1 上限値
MV 伝送 : 0.0 %～伝送出力 1 上限値
伝送出力 2 選択
温度伝送: 導電率伝送: 温度伝送: EVT2 MV 伝送: EVT3 MV 伝送: EVT4 MV 伝送
導電率伝送 : 測定レンジ上限値
伝送出力 2 上限設定
温度伝送
: 100.0
MV 伝送: 100.0 %
導電率伝送 : 伝送出力 2 下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 伝送出力 2 下限値～100.0
MV 伝送 : 伝送出力 2 下限値～100.0 %
伝送出力 2 下限設定
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 2 上限値
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 2 上限値
MV 伝送 : 0.0 %～伝送出力 2 上限値
校正時伝送出力 1 出力状態選択
直前値ホールド: 直前値ホールド: 設定値ホールド: 測定値
校正時伝送出力 1導電率伝送 : 測定レンジ下限値
設定値ホールド設定
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 0.0～100.0
MV 伝送 : 0.0～100.0 %
校正時伝送出力 2 出力状態選択
直前値ホールド: 直前値ホールド: 設定値ホールド: 測定値- 85 -

データ

キャラクタ

名 称，設定範囲
校正時伝送出力 2
設定値ホールド設定

工場出荷初期値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 0.0～100.0
MV 伝送 : 0.0～100.0 %
バックライト点灯箇所選択
全点灯
: 全点灯
: 導電率表示器: 温度表示器: 動作表示灯: 導電率表示器+温度表示器: 導電率表示器+動作表示灯: 温度表示器+動作表示灯
導電率表示色切替選択
赤
: 緑
: 赤
: 橙
: 導電率連動表示色切替
導電率表示色切替基準値設定
測定レンジ上限値の 50 %0.000～測定レンジ上限値
導電率表示色切替範囲設定
0.010 S/cm
0.010～測定レンジ上限値
バックライト表示時間設定0分
0～99 分バーグラフ表示選択
表示無し: 表示無し: 伝送出力 1: 伝送出力 2
入力異常時 EVT 出力動作選択
無効
: 無効
: 有効
温度補償無し時 温度表示器選択(*4) 消灯: 消灯: 基準温度: 測定値
導電率入力異常警報時間単位選択
秒
: 秒
: 分

- 86 -

データ

13.14 エラーコード一覧
下記エラー発生時，エラーコードを温度表示器に点滅表示します。
エラー
エラー
エラー内容
内容説明
コード
種別
温度センサのリードが断線しFail
温度センサ断線ている。
温度センサのリードが短絡しFail
温度センサ短絡ている。
温度測定値が110.0 を超えた
Err
温度補償外
場合。
Err
温度補償外
温度測定値が0.0 未満。

- 87 -

発生

測定時
および
校正時

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)
・形 名
・計器番号

AER-102-ECL
No. 195F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号
ニューリバータワー1201 号室
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北TEL: (076)479-2410

福TEL: (0942)77-0403

本陸FAX: (076)479-2411

岡FAX: (0942)77-3446

No. AER12ECJ7

2021.03