コンピューター支援インプラント手術システム

コンピューター支援インプラント手術システム

診断はパノラマからCT シミュレーションへ
診断はパノラマからCT シミュレーションへ

手術はフリーハンドからガイドサージェリーへご利用の流れ

CT 撮影

診断・患者説明

近隣のCT 撮影が可能な病院についてはカスタマー OEMサポートセンター（TEL：0120-862-861）
までお問い合わせください

BellaTek®
Simulator
直接ご自分のパソコンに読込み
プランニング

CTデータ（DICOM）

データ作成依頼（オプション）

iCAT に高品質なデータ作成を発注
スタンダード1

スタンダード＋CADワックスアップ

ミニマム

ミニマム＋CADワックスアップ

手術

ZimVieガイデッドサージェリーキット

ガイデッドサージェリー
専用外科キット®

Navigator kit

CTシミュレーション

ガイドサージェリー

iCAT にサージカルガイドを発注
Polyjet 方式高精細
3Dプリンターを使用

2

診断はパノラマから CT シミュレーションへ

CTデータ直接変換型ソフト

CT データをパソコンに直接読込み、インプラントの埋入位置をシミュレー
ション。パノラマでは診えなかった 3 次元的な顎骨の形態を把握し、安全性だけでなく更に完成度の高い診断を実現します。
認証番号 227AHBZX00029000

CTデータを直接変換：直感的で簡単な CTデータ編集
CTデータ（DICOM）
を直接ご自分のパソコンに読込んで編集することが可能。
直感的で、簡単に操作いただけます。

バーチャル咬合器

CT 撮影時に咬合平面が傾いていても、歯列模型を咬合器に装着するイメージで CTデータの傾きを修正可能。

金属アーティファクト除去

3D 上で不要な金属アーティファクトを囲むだけで手間なく簡単に除去。

3データ合成モジュール：お手元でデータ合成
3D 画像の金属アーティファクトを消したり、ワックスアップをシミュレーションデータに取り込んで診断するなど様々な作業をお手元でも可能にした追加モジュールが「データ合成モジュール」
です。

模型のスキャンはお手持ちの歯科用顎骨データに合成してトップダウンCT、卓上、口腔内スキャナーに対応。

トリートメント。

3点のマッチングポイント選択で簡単合成
画面を見ながらCTデータと模型データの同じ部位 3 点を選択するだけで自動合成。

精度高い診断、コスト・時間を削減ご自身で簡単に合成できるので、時間とコストを削減可能。トリミングや模型分割も思いのまま。
トップダウントリートメントによる精度の高い診断、金属アーティファクトのない3D 画像によるわかりやすい患者説明を実現します。

データ作成サービス（有料）：より精度の高い診断を外部提携先のiCATに高品質なデータ作成を発注することにより、先生のプランニング作業を軽減

模型合成

下顎管仮抽出インプラント仮置き

模型のアウトライン表示

金属アーティファクトのないクリアな3D 画像

CTデータと研究用模型の合成により金属アーティファクトのないクリアな3D画像を作成。
患者さまへのプレゼンテーションにも効果を発揮します。

最終補綴をイメージ

診断用ワックスアップをした研究用模型を合成することで歯冠のアウトラインを表示。トップダウントリートメントによる診断を実現します。

先生方の労力を軽減

インプラント体の仮置きや下顎管の仮抽出で先生方の労力を軽減。データを開くとすぐに診断いただけます。

4診断はパノラマから CT シミュレーションへ

多機能なインプラントシミュレーション
世界で初めて可視化を可能にした「インプラント断面」
をはじめ、インプラント臨床医が考案したさまざまな機能を搭載。
より精度の高いインプラントシミュレーションを実現します。

インプラント断面
歯列弓に垂直な従来の断面傾斜埋入の場合、インプラント体が斜め切りになり正確な位置関係が把握しづらい。

インプラント断面
インプラント体の長軸に沿った断面により正確な位置関係を把握。
断面を回転させることでインプラント体周囲の状況も一目瞭然。

リアルなインプラント表示

バーチャルワックスアップ

EX HEXEX HEX

3i T3 エクスターナル・パラレルウォールド・インプラント
3i T3® エクスターナル・パラレルウォールド・インプラント
3i T3® エクスターナル・テーパード・インプラント

ーパード・インプラント

®

m (D)

5mm (D)

6mm (D)

3.25mm(D)(D) 5mm (D)
3.25mm (D)
4mm(D)(D)3.75mm
5mm(D)(D) 4mm
6mm

6mm (D)

3.25mm (D) 3.75mm (D)

4mm (D)

5mm (D)

6mm (D)

T485

BOET585BOET685(L) BOES365
8.5mm (L)6.5mm
BOET3285
BOET485 BOES3765
BOET585 BOES465
BOET685 BOES565

BOES665
6.5mm (L)BOES365

BOES3765

BOES465

BOES565

BOES665

T410

BOET510

BOET610(L) BOES385
10mm (L)8.5mm
BOET3210
BOET410 BOES3785
BOET510 BOES485
BOET610 BOES585

BOES685
8.5mm (L)BOES385

BOES3785

BOES485

BOES585

BOES685

T411

BOET411
BOET511

BOES411
BOES411 BOES610
BOET411
BOES411(L)
BOES310
BOET61110mm(L)
BOES31011.5mm (L)10mm
BOET3211
BOET411 BOES3710
BOET511 BOES410
BOET611 BOES510

BOES3710

BOES410BOES510

BOES610

T413

BOET513

BOES3711

BOES411

BOES511

BOES611

T415

BOET515

BOES411

ZimVieインプラントのリアルな形状を搭載。
(L) BOES311
BOET61313mm (L)11.5mm
BOET3213
BOET413 BOES3711
BOET513 BOES411
BOET613 BOES511
骨レベルを意識したシミュレーションが可能。
BOET615(L)
BOES31315mm (L) 13mm
BOET3215
BOET415 BOES3713
BOET515 BOES413
BOET615 BOES513
BOES31515mm (L)BOES3715

BOES415

BOES515

BOES611(L)11.5mm

BOES311

− (L)
13mm

世界で初めて搭載したでBOES313
BOES3713 BOES413 「バーチャルワックスアップ」
BOES513−− (L)
15mm

技工作業を行うことなく最終補綴のイメージをシミュレーション。
BOES315
BOES3715 BOES415
BOES515−インプラントメモリー・比較
3i T3
DCD エクスターナル・パラレルウォールド・インプラント
3i T3 DCD エクスターナル・パラレルウォールド・インプラント
3i T3 DCD
エクスターナル・テーパード・インプラント

テーパード・インプラント

®

®

®

(D) (D) 5mm (D)
3.25mm (D)3.25mm
4mm(D)(D) 3.75mm
5mm(D)(D) 4mm6mmm (D)

5mm (D)

6mm (D)

T485

BNET585

BNET685(L) BNES365
8.5mm (L)6.5mm
BNET3285
BNET485

T410

BNET510

BNET610(L) BNES385
10mm (L) 8.5mm
BNET3210
BNET410

T411

BOET411
BNET511

BOET411 BOES411

6mm (D)

3.25mm (D) 3.75mm (D)BNES465−BNET585
BNET685 BNES565

BNES665
6.5mm (L)BNES365

BNES485−BNET510
BNET610 BNES585

BNES685
8.5mm (L)BOES41110mm(L) BNES310

BNET61111.5mm (L) BNET3211

BNET411 BNES3710
BNET511 BNES410
BNET611−4mm (D)

5mm (D)

6mm (D)

BNES465

BNES565

BNES665−

BNES485

BNES585

BNES685

10mm (L)BNES310

BNES3710

BNES410

BNES510

BNES610

BNES411

BNES511

BNES611

BNES385

BOES411 BNES610
BOES411
BNES510

T413

BNET513

BNET613(L) BNES311
13mm (L)11.5mm
BNET3213
BNET413 BNES3711
BNET513 BNES411
BNET613 BNES511

BNES61111.5mm (L)BNES311

BNES3711

T415

BNET515

BNET615(L) BNES313
15mm (L) 13mm
BNET3215
BNET415 BNES3713
BNET515 BNES413
BNET615 BNES513

BNES61313mm (L)BNES313

BNES3713

BNES413

BNES513

BNES613

BNES61515mm (L)BNES315−

BNES415

BNES515

BNES61515mm (L)*** D = Diameter

BNES315−

BNES415

BNES515

L = Length

複数の埋入位置を比較し、より適切な埋入位置を検討可能。

References

インプラントの傾斜角度、インプラント間の距離・角度差を表示。

arly bone healing around two
different experimental,
HA grit-blasted,and dualtitanium
implant surfaces:
A pilot1. Gobbato
L, Arguello E, Martin
IS, et al. Early
boneacid-etchedhealing aroundtwo different
experimental,
HA grit-blasted, and dual acid-etched titanium implant surfaces: A pilot
54-460. http://biomet3i.com/resource
Center/Brochures/3i
Scientific Studyhttp://biomet3i.com/resource
Summaries_ART1226.pdf. Center/Brochures/3i T3 Scientific Study Summaries_ART1226.pdf.
study in rabbits.
Implant Dent T3
2012;21:454-460.
he role of different scale ranges
ofsurface
implant
topographyonthestabilityof
thebone/implantinterface.
Biomaterials
2. Davies JE, Ajami E, Moineddin R, et al. The role of different scale ranges of surface implant topography on the stability of the bone/implant interface. Biomaterials
14. http://biomet3i.com/resource
Center/Brochures/3iEpub
T3 ScientificStudy
Summaries_ART1226.pdf. Center/Brochures/3i T3 Scientific Study Summaries_ART1226.pdf.
2013;34(14):3535-3546.
2013 Feb
14. http://biomet3i.com/resource††
nzi G, Wennström JL, Chierico
A, Stach L,
RM, Kenealy. A prospective,multicenter,study ofJN†. A prospective, multicenter, randomized-controlled 5-year study of
3. Zetterqvist
FeldmanS, JN
RotterB, Vincenzi G,
Wennströmrandomized-controlled
JL, Chierico A, Stach 5-year
RM†, Kenealy
ncidence of peri-implantitis. JhybridPeriodontol.
2010April;81:493-501.
and fully
etchedimplants for the incidence of peri-implantitis. J Periodontol. 2010 April;81:493-501.
†††† surfaces. Poster Presentation P421: European Association For
ualitative characterization 4.
of various
dentalimplant
Gubbi P , Towse R , Quantitative and qualitative characterization of various dental implant surfaces. Poster Presentation P421: European Association For

5

骨移植シミュレーション

サイナスリフトやGBRにおいて、骨移植に必要な体積を計測するだけでなく、オトガイやレームスから骨採取できる体積も計測可能。

下顎管マーキングインプラントとインプラント、インプラントと下顎管の接触をアラート表示。
検知範囲は自由に設定可能。

平行埋入

近遠心への平行埋入、反対側への対称埋入が簡単に行えるコピー機能搭載。

6

診断はパノラマから CT シミュレーションへ

その他の特徴インプラントシミュレーションのみならず、充実した機能を搭載。
更に一歩進んだ機能で先生方の診断をサポートします。

測定・計測機能CT 値カラー表示やCT 値測定で骨質診断。
※歯科用 CBCTでは正確なCT 値が出力されない機種がありますのでご注意ください。

折尺などのツールで距離、角度の計測が可能。

断面像自動反転
咬合平面、正中で自動的に画像を反転。
直接口腔内を見ているような直感を重視した画像表示で診断ミスを防止。

アキシャル断面R

オルソラジアル断面L

上顎では前歯が上下顎では前歯が下常に正中からの視点

BuRL

右側では頬側は左Bu左側では頬側は右画像フィルター
画像フィルター機能で画像のシャープさを調整可能。

ノーマル7シャープ

ビューイング機能で一般診療でも活躍
BellaTek® Simulator はインプラント診断のみならず、一般診療の診断に有効な直交 MPRによるビューイング機能を搭載。
エンドやペリオ、その他一般診療におけるCTビューワーとしても活躍します。
（歯科用 CTデータ推奨）

エンド：4 根尖病変

デンタル

ペリオ：7 遠心ポケット

デンタル

根尖側半分が黒くなったデンタルをCT 画像で診ると、重篤な骨欠損

プロービングでは深いポケットとわかるが、デンタルでは骨欠損がわ状態とわかる。

かりづらい。
しかし、CTでは骨欠損が一目でわかる。

過剰埋伏歯

パノラマ

パノラマでは把握しにくい過剰埋伏歯の状態を、CT 画像では様々な角水平埋伏歯（濾胞性嚢胞）

パノラマ

水平埋伏歯の歯冠と濾胞性嚢胞や、歯根と下顎管との関係が把握できる。

度から見ることで把握できる。

8

診断はパノラマから CT シミュレーションへ

インフォームド・コンセントにも最適
BellaTek® Simulator はインフォームド・コンセントにも威力を発揮。3D 画像表示や各種画像の印刷は患者さまの理解を深めるのに最適です。

3D 画像表示（サーフェスレンダリング/ボリュームレンダリング）
3D 画像はサーフェスレンダリングまたはボリュームレンダリングで表示。
分かりやすい画像で患者さまも納得。

ボリュームレンダリングではボタン切り替えにより抽出範囲が変更可能。
※CT 値が出力されない歯科用 CTでは抽出範囲の調整が必要です。

診断後にはソフトを用いて分かりやすく全体的なインプラントの治療計画をご説明しますので、十分にご納得いただいた上で治療を進めていくことが可能です。

9

BellaTek® Simulator アドオンソフトウェア
BellaTek® SimulatorアドオンソフトウェアはBellaTek® Simulator 本体で作成した症例データを読み込み、診断・患者説明ができるアドオンソフトウェアです。
チェアサイドPCや院長室などBellaTek® Simulatorの活用範囲が広がります。
※アドオンソフトウェアではDICOMデータの変換はできません。

BellaTek® Simulatorで症例データ作成

アドオンソフトで診断・患者説明

ソフトウェア動作環境
医科用 CTをご利用の場合
OS
Windows® 7〜11 日本語版（64bit版）

CPU

メモリ

Core™
シリーズ以上4GB 以上CPU

メモリ

Core™ 2 Duoシリーズ以上
Core™ iシリーズ以上

4GB 以上グラフィック3Dグラフィックス搭載 ※1（CPUがCore i5以上の場合は不要）

歯科用 CTをご利用の場合
OS
Windows® 7〜11 日本語版（64bit版）

グラフィック3Dグラフィックス搭載 ※1（CPUがCore i5以上の場合は不要）

撮影範囲の大きな歯科用 CTをご利用の場合（Φ100×H80mm以上で画素サイズが0.15mm未満、DICOMのデータサイズが450MB 以上が目安）
Windows® 7〜11 日本語版（64bit版）

Core™ i 5シリーズ以上

8GB 以上CPU

メモリ

Core™ i 5シリーズ以上

8GB 以上3Dグラフィックス搭載 ※1

データ合成モジュールをご利用の場合
OS
Windows® 7〜11 日本語版（64bit版）

グラフィック3Dグラフィックス搭載 ※1※1：NVIDIA® Geforce®、
AMD ATI Radeon™などソフトウェアが動作しないことがあります。
その際はWindows Updateを実施してください。
※Windows® が最新の状態になっていない場合、※動作環境を満たしている場合でも、パソコンの状態によっては動作しないことが稀にあります。
その際はお手数ですがお問い合わせください。

10手術はフリーハンドからガイデッドサージェリーへ

サージカルガイドについて
3タイプの Surgical Guide（サージカルガイド）
BellaTek® Simulatorでは先生方のニーズに応じて4タイプのガイドをオーダー可能です。

1. Bella Tek® Guide
・高精度のガイデッドサージェリーを可能にする、ガイデッドサージェリー専用外科キットを使用します。
・純正スリーブ使用

サイドエントリーで開口量不足にも対応
・ドリルをガイド側面からガイドホールに挿入するサイドエントリー（有料オプションにて加工いたします）
で、開口量の少ない患者さまの臼歯部にも対応

2. シングルガイド
ひとつのドリル径をサポート
・3i および TSVインプラントでは専用のドリルを使用します。

3. カスタムガイドBellaTek® Simulator ではインプラント埋入用のサージカルガイド以外にも様々な手術をサポートするガイドが作製可能です。
ご要望に応じてさまざまなカスタムガイドが作製可能ですのでご相談ください。
サイナスリフト用ガイド

トレフィンバー用ガイド

インプラント除去用

コルチコトミー用ガイド

11

アピコトミー用

矯正用アンカースクリュー用ガイドあらゆる症例に対応「骨」・「粘膜」・「歯牙」、「単独」〜「無歯顎」のあらゆる組み合わせに対応したフレキシブルなガイドシステム。

骨 - 歯牙支持型

粘膜 - 歯牙支持型

歯牙支持型

歯科技工士による厳しい品質管理
安心の国内製造で、すべてのガイドを専任の歯科技工士が厳しくチェック。豊富な臨床実績に裏打ちされた確かな品質。

イントラオーラルスキャナーにも対応
模型レスでもサージカルガイド作製が可能
BellaTek® Simulatorでは、研究用模型のみならず、iTero（IOS）でスキャンした口腔内のSTLデータでもサージカルガイドの作製が可能です。
※IOSご利用でのガイド作製には注意事項がございますので、事前に弊社までお問い合わせください。

頬側からの固定にも対応
BellaTek® Simulatorでは、オプションでガイド固定のための頬側からの固定ピンを付与することが可能です。
無歯顎や残存歯が少ない場合などで確実な固定が可能となります。

12価格表ライセンス・Bellatek シミュレーターと外科キットはジンヴィ・ジャパンの発注分となります。

※

製品番号

製品名

DICOM
インポート

模型データ
合成

BellaTek®

BSSW1

BellaTek® Simulator
本体

○○○

BSSW4

BellaTek® Simulator
アップグレードライセンス※

ーーー

BSSAL

BellaTek® Simulator
年間ライセンス

ーーー

ガイド注文

®

iCAT Direct を Bellatek Simulator へ アップグレード。

ZimVie インプラント用
ガイデッドサージェリー専用外科キット※別途、各インプラントシステムのカタログをご参照ください。

Spline サージカル ガイドドリル キット

TSV ガイデッドサージェリー インスツルメント

3i Navigator® Kit

認証番号：227AHBZX00029000届出番号：13B1X00079000093／13B1X00079000087

13

●製造販売元株式会社 アイキャット●製造販売元iCAT OEM サポートセンター
TEL : 0120-862-861【受付時間9：30〜17：00（土日祝日は除く）】
E-mail: oem.support@icatcorp.jp
ジンヴィ・ジャパン合同会社〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

TEL.0120-318-418
C2023 ZimVie Japan G.K. All rights reserved.

ZVJD0105 2023/05

FAX.0120-314-004