FreeStyle Comfort®

®

O2 is what we do.

In forma perfetta

Caratteristiche e benefici principali

Comfort ottimale
Lascia che i tuoi pazienti
si godano il comfort dellasilhouette curva cheaderisce alla forma delcorpo. Il concentratore diossigeno portatile FreeStyle
Comfort è leggero ecompatto.

Erogazione intelligente
di O2
Caratteristiche cliniche
uniche, tra cui autoSAT®,
UltraSense®, autoDOSE
e myCAIRETM aiutano agarantire che i tuoi pazienti
ricevano l’ossigeno di cuihanno bisogno, quando nehanno bisogno.

Saturazione corretta di O2

Qualità collaudata

Con 5 impostazioni e finoa 1050 ml di ossigeno
al minuto, il FreeStyle
Comfort risponde a una
vasta gamma di esigenzedel paziente. L’unità erogafino al 95% di ossigeno
puro per garantire
ulteriormente la corretta
saturazione.

Le caratteristiche didesign robusto, compresila tecnologia dei setacci
molecolari e i componenti
critici, consentono una
manutenzione minima e
una lunga durata. CAIRE
offre una delle migliori
garanzie disponibili, conuna garanzia di 3 anni sul
dispositivo e sui setacci
molecolari.

Specifiche
PORTATA
Dosaggio pulsato 1-5
Impostazioni di uscita O2:
Impostazione 1 - 210 ml/min
Impostazione 2 - 420 ml/min
Impostazione 3 - 630 ml/min
Impostazione 4 - 840 ml/min
Impostazione 5 - 1050 ml/min

PESO
2,3 kgGruppo batterie a 8 celle

DIMENSIONI
25,4 x 18,5 x 7,9 cm
Gruppo batterie a 8 celle

SENSIBILITÀ DIATTIVAZIONE> -0,10 cm/H2O(regolabile)

27,9 x 18,5 x 7,9 cm
Gruppo batterie a 16 celle

2,7 kgGruppo batterie a 16 celle
LIVELLO SONORO
39,9 dB(A) all’impostazione 2

DURATA DELLA BATTERIA
Batteria a 8 cellefino a 8 ore
Batteria a 16 cellefino a 16 ore

ALIMENTAZIONE
Alimentazione CA: 100-240 VCA,
50-60 Hz
Alimentazione CC: 11-18 VCC(10 A max)Batteria: Ioni di litio
GARANZIA
3 anni(compresi setacci)
1 anno su batteria e
alimentatori

FreeStyle Comfort®

®

O2 is what we do.

Apri la porta a una vita miglioree più piacevole
BORSA PER IL TRASPORTO(tiene solo FreeStyle Comfort)

CARICABATTERIE DESKTOP(batteria non inclusa)

Codice articolo
MI396-1

Codici articolo
BT036-1(spina di Tipo B)*

BORSA PER IL TRASPORTO DEGLIACCESSORI(contiene unità e accessori)
Codice articolo
MI372-2
Cinturino di ricambio
Codice articolo
MI397-1

BT036-2(spina di Tipo E)**ZAINOGRUPPO BATTERIE
Codice articolo 8 celle
BT034-1SCAVO DI ALIMENTAZIONE PERVEICOLI(uscita di 12 VCC)

Codice articolo
MI459-1

Codice articolo
CD041-1
CAVO DI ALIMENTAZIONE AU

Codice articolo 16 celle
BT035-1S

Codice articolo
21347183

ADATTATORE DA VIAGGIOALIMENTATORE (120 W 15 V)(adatto a tutti i tipi di spine)

Codice articolo

5591-SEQ

Codice articolo
PW036-1

ALIMENTATORE CON CAVO DI
INGRESSO CA
Codici articolo
PW036-1S(spina di Tipo A)*

FILTRI PARTICOLATO GROSSO
Filtro destro
Codice articolo
FI226-1

Filtro sinistro
Codice articolo
FI227-1

PW036-2S(spina di Tipo C)*

CAVO DI INGRESSO CA
Codici articolo
4997-SEQ (spina di Tipo A)*
4998-SEQ (spina di Tipo C)**V edi https://www.iec.ch/world-plugs per dettagli suitipi di spine.
** Acquista 5591-SEQ insieme a questo articolo
per adattare correttamente la spina alle prese dialimentazione IEC di Tipo I.

Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti
FreeStyle Comfort e sugli accessori all’indirizzo

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.
Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni,avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

CAIREinc.com© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0138-5 E