直流耐圧試験装置
ＨＤ－２5Ｋ15
取扱説明書－ＳＯＵＫＯＵ－
本社，工場〒529-1206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215
TEL 0749‐37‐3664
FAX 0749‐37‐3515
東京営業所〒101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル６Ｆ
TEL 03‐3258‐3731
FAX 03‐3258‐3974
営業的なお問合せ
技術的なお問合せＵＲＬ：ｓｅｌｌ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ：ｔｅｃ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ

目

次

安全にご使用いただくために …………………………………………………………

２

１．仕様 …………………………………………………………………………………

３

２．各部名称 ……………………………………………………………………………

４

３．測定準備 ……………………………………………………………………………

６４．測定方法 ……………………………………………………………………………

７

外形図 ……………………………………………………………………………………

８1

安全にご使用いただくために安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。
また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。
試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。
詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。

人体保護における注意事項
感電について人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接続する場合は、十分気をつけて接続して下さい。
測定中、高圧出力部には高電圧（最大 DC25kV）を発生していますので、十分注意して下さい。
活線状態（受電状態）での使用は絶対に行わないで下さい。
必ず接地を確認して試験を行って下さい。

電気的な過負荷

感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。

パネルの取り外し

試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パネルを取り外さないで下さい。

適切なヒューズの使用発火等の恐れがありますので、指定された定格以外のヒューズは使用しないで下さい。

機器が濡れた状態での使用

感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで下さい。

ガス中での使用発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。

機器保護における注意事項
電源指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい。

電気的な過負荷

測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。

適切なヒューズの使用指定された定格以外のヒューズは使用しないで下さい。

振動

機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。

環境

直射日光や高温多湿、結露するような環境下での使用、保存はしないで下さい。

防水、防塵

本器は防水、防塵となっていません。ほこりの多い場所や、水のかかる場所での使用、保存はしないで下さい。

故障と思われる場合故障と思われる場合は、必ず（株）双興電機製作所または、販売店までご連絡下さい。

2１． 仕様（１）使用電源（２）消費電力（３）出力電圧（４）出力電流（５）リップル（６）負荷変動率：ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ：最大約５００Ｗ：ＤＣ０～-２５ｋＶ（連続可変）（負極性）：１５ｍＡ（短絡時）、１０ｍＡ（-１０ｋＶ発生時）：出力電圧値の±２％以内（-１～-２５ｋＶ）：Ｆ．Ｓ．-２５ｋＶに対して±５％以内（無負荷より定格負荷を接続）：２５ｋＶ １．０級 ミラー付き：０．１／１／１０／３０ｍＡ／ＳＨＯＲＴ １．０級
：５０５（Ｗ）×３５０（Ｄ）×２０５（Ｈ）：約１６．５ｋｇ（７）電圧計（８）電流計ミラー付き（９）外形寸法（１０）重量（１１）付属品＊リード線
・電源コード（０．７５ｓｑ×２芯 ３ｍ）………………………………１本・電源補助コード（０．７５ｓｑ×２芯 ２０ｃｍ）……………………１本・高圧出力コード（７Ｃ２Ｖ １５ｍ）……………………………………１本・アースコード（２ｓｑ ５ｍ）……………………………………………１本・ガードコード（２ｓｑ ５ｍ）……………………………………………１本・三相短絡コード（１．２５ｓｑ ５０ｃｍ）……………………………２本・放電抵抗棒 …………………………………………………………………１本＊ヒューズ・５Ａ …………………………………………………………………………２本＊取扱説明書（本書） …………………………………………………………１部

3２．

各部名称

１．高圧出力コネクタ
高電圧（試験電圧）を出力するコネクタで、０～-２５ｋＶ出力します。
２．電圧計
高圧出力コネクタより、発生している出力電圧値を指示します。
３．電流計
アース端子に流れる電流を指示します。
４．電源ヒューズ（５Ａ）
電源回路の保護ヒューズです。
５．電源ランプ
本装置が動作状態の場合、点灯します。
６．高圧出力ランプ
高圧出力スイッチ“ＯＮ”の状態（高電圧出力状態）で点灯します。
７．高圧停止ランプ
高圧出力スイッチ“ＯＦＦ”の状態で点灯します。
８．ガード端子
アース端子には流さない電流を吸収する端子です。この端子に流れる電流は、電流計に指示されません。
（湿度が高い状態及び、汚損状態の激しい場合に使用します。）
９．アース端子
アースに接地する端子です。この端子に流れ込む電流によって電流計が指示します。
１０．電源コネクタ
電源入力用のコネクタで、ＡＣ１００Ｖの電源を供給します。
１１．電源スイッチ4本装置のメインスイッチです。
１２．出力ＯＮスイッチ
高電圧（試験電圧）の出力スイッチです。
１３．出力ＯＦＦスイッチ
高電圧の出力停止スイッチです。
１４．出力電圧調整ツマミ
出力電圧を調整します。上のツマミが微調整で、下のツマミが粗調整です。
１５．電流計切替スイッチ
電流計のレンジを切り替えます。“SHORT”レンジの場合、ガード端子とアース端子がショート状態となり電流計の指示はしません。

5３．

測定準備

１）メータの零位調整
電源スイッチが“ＯＦＦ”の状態で、電圧計と電流計の指針が零の位置にあるか確認します。
外れている場合、零調整部をマイナスドライバー等で回し、指針を０目盛りの中央に正しく合わせます。
２）測定コードの接続
高圧出力コードを高圧出力コネクタに確実に接続し、アースコードをアース端子に、ガードコードをガード端子に接続して下さい。
（ガードをとる必要のないときは、ガードコードの接続は行いません。）
アースコードは必ずＡ種接地程度の接地極に接続して下さい。
３）スイッチ等の定位置測定を行う前に、本装置のスイッチ等が下記の位置にして下さい。
この位置が測定前の定位置となります。
電源スイッチ……………………ＯＦＦ
出力電圧調整ツマミ……………０
電流計切替スイッチ……………ＳＨＯＲＴ
４）接続方法

図１：ケーブルの絶縁耐力試験接続方法

6４．

測定方法

１）本装置のスイッチ等が定位置にあるかを確認して下さい。
「３－３ スイッチ等の定位置」参照
２）リード線等を接続して下さい。（図１参照）
３）電源スイッチを“ＯＮ”にして下さい。（電源ランプ、高圧停止ランプ点灯）
４）電流計切替スイッチを“３０ｍＡ”レンジに切り替えて下さい。
５）出力ＯＮスイッチを押して下さい。（高圧出力ランプ点灯、高圧停止ランプ消灯）６）電圧計を確認しながら出力電圧調整ツマミを回し、試験電圧に調整して下さい。
＊＊危険＊＊
高圧出力コードの電極部には高電圧（最大DC25kV）が発生しています。
感電には十分注意して下さい。
７）電流計を確認しながら、電流計切替スイッチを適切なレンジに切り替えて下さい。
＊＊注意＊＊
本装置のケース本体は、ガード端子と接続されています。そのため、ケースがアースに接触している場合は、電流計が振れない又は、少なく振れることがあるので注意して下さい。
８）規定の印加時間が経過すれば、電流計切替スイッチを“ＳＨＯＲＴ”レンジに切り替え、出力電圧調整ツマミを“０”に戻して下さい。
９）出力ＯＦＦスイッチを押して下さい。（高圧出力ランプ消灯）
１０）電圧計を確認しながら、被試験物の充電電荷を放電します。自然放電で５ｋＶ程度まで下がるのを待ち、その後、放電抵抗棒を使用して放電させて下さい。
＊＊危険＊＊
測定終了後、すぐに被試験物又は、高圧出力コードに触ると、被試験物に残っている電荷で感電する恐れがあるので、絶対に触らないように注意して下さい。
放電は必ず電流計切替スイッチを “ＳＨＯＲＴ”レンジに切り替えて行って下さい。
１１）電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。（電源ランプ消灯）
１２）被試験物の電荷が放電したのを確認した後、リード線等の接続を外して下さい。

7外形図8