BA00262R/09/c4/13.13
71211730

Products

SolutionsOperating Instructions
TID10
DE Aufsteckbare Anzeigeeinheit
für Kopftransmitter (ab Seite 2)
EN Pluggable display for head transmitters(from page 2)
FR Afficheur embrochable pour transmetteur detête (à partir de page 5)
IT Display plug-in per trasmettitori da testa(da pagina 5)ServicesTID10EN Installation
Dimensions in mm (in).

44 (1.73)

29.7(1.17)

21.3 (0.84)

DE Montage
Abmessungen in mm (in).

2

Endress+Hauser

TID10• Zulässige Umgebungstemperatur:-30 bis 85 °C (-22 bis 185 °F)
Bei Temperaturen < - 20 °C (-4 °F) kanndie Anzeige träge reagieren.
• Einbauort: Montage auf Endress+Hauser
Kopftransmitter (Modellreihe: TMT8x) im
Endress+Hauser Anschlusskopf TA30 mit
Sichtfenster• Schutzart: IP20
• Betauung: Nicht zulässig
• Elektrischer Anschluss: Über Steckverbindungzum Kopftransmitter
DE Start-Up (Inbetriebnahme)
Während der Inbetriebnahme erscheint:• Systemdaten Display• Logo• Systemdaten Kopftransmitter• Konfiguration• Messwert
DE Technische Daten• Auflösung: 80x32 Pixel• Messwertaktualisierung: 1sEndress+Hauser• Permitted ambient temperature:-30 to 85 °C (-22 to 185 °F)
At temperatures < - 20 °C (-4 °F) the
display may react slowly.
• Mounting location: Mounting on
Endress+Hauser head transmitters (series:
TMT8x) in the Endress+Hauser connection
head TA30 with sight glass• Degree of protection: IP20
• Humidity: not allowed• Electrical connection: Via connection to headtransmitter
EN Start-Up
During start-up the following sequence is shown:• System data display• Logo• System data head transmitter• Configuration• Measured value
EN Technical data
Resolution: 80x32 pixels
Measured value updating: 1s

3

TID10DE Anzeige- und Bedienelemente
Pos.

Beschreibung

1

Anzeige Messstellen TAG

2

Konfiguration gesperrt

3

Anzeige ’Kommunikation’4

Kanalanzeige C1, C2 (P1, S1)

5

Messwert- und Einheitenanzeige oder Warnung/Fehlermeldung

6

Bargraph-Anzeige (fürHART®-Kopftransmitter)

A

Steckverbindung zum KopftransmitterB

DIP Schalter
Adressierung

C

DIP Schalter Geräte Setup

EN Display and Operating elements

22

Configuration locked

4

5

3

’Communication’ symbol

64Channel display C1, C2 (P1,S1)

5

Measured value and channel display or warning/error message

6

Bargraph display (for
HART® head transmitter)

A

Connection to headtransmitterB

DIP switch address setupC

DIP switch device setup

3

OFF

HW

DIP-Schalter Werkseinstellung = OFF
Funktionen/Ex-Sicherheitshinweise siehe
Betriebsanleitung (BA) und ATEXDokumentation (XA) der Kopftransmitter TMT8x.

4

Pos. Short description

1

ON
1
2
4
8
16
32
64
SW
ADDR
SIM
WRITE LOCKDISPL. 180°

A
B

C

1

Displays the TAG

DIP-Switches Default = OFF
Functions/Ex-safety notes see operating manual(BA) and ATEX safety instructions (XA) of thehead transmitter TMT8x.

Endress+Hauser

TID10IT Installazione
Dimensioni in mm (in).

44 (1.73)

29.7(1.17)

21.3 (0.84)

FR Montage
Dimensions en mm (in).

Endress+Hauser

5

TID10• Température ambiante admissible :-30 à 85 °C (-22 à 185 °F)
Pour des températures < - 20 °C (-4 °F),l’affichage peut être lent.
• Point d’implantation : montage surtransmetteur de tête Endress+Hauser(modèle : TMT8x) en tête de raccordement
Endress+Hauser TA30 avec fenêtre
• Degré de protection : IP20
• Condensation : non admissible• Raccordement électrique : via connexion autransmetteur de têteFR Démarrage (mise en route)Pendant la mise en route apparaissent :• Données système afficheur• Logo• Données système transmetteur de tête• Configuration• Valeur mesurée
FR Caractéristiques techniques• Résolution : 80x32 pixels• Actualisation de la mesure : 1s

6

• Temperatura ambiente consentita:da -30 a 85 °C (-22 a 185 °F)
Alle temperature < 20 °C (-4 °F) il display
potrebbe reagire lentamente.
• Posizione di montaggio: montaggio sui
trasmettitori da testa Endress+Hauser (serie:
TMT8x) sulla testa di connessione TA30 diEndress+Hauser con vetro di ispezione• Grado di protezione: IP20
• Umidità: non consentita• Collegamento elettrico: tramite connessione altrasmettitore da testa
IT Start-up
Durante l'avviamento è visualizzata questa
sequenza:• Display dei dati di sistema• Logo• Trasmettitore da testa dati di sistema• Configurazione• Valore misurato
IT Dati tecnici• Risoluzione: 80x32 pixel• Aggiornamento valore misurato: 1 sEndress+Hauser

TID10FR Eléments d’affichage et de configuration

IT Display ed elementi operativi

Pos. Description
1

Affichage du TAG

2

Configuration verrouillée

3

Affichage’Communication’4

Affichage canal C1, C2 (P1, S1)

5

Affichage valeur mesurée etunité ou message
avertissement/alarme

6

Affichage bargraph (pour transmetteur de tête HART®)A

Connexion autransmetteur de têteB

MicrocommutateuradressageC

Microcommutateur setup

2

1

3

4

OFF

HW

Réglage usine micro-commutateur = OFF
Fonctions /Conseils de sécurité Ex voir manuel demise en service (BA) et documentation ATEX (XA)
des transmetteurs de tête TMT8x.

Endress+Hauser

ON
1
2
4
8
16
32
64
SW
ADDR
SIM
WRITE LOCKDISPL. 180°

Pos. Breve descrizione
1

Visualizza il TAG

2

Configurazione bloccata

5

3

Simbolo ’Comunicazione’

64

Display canale C1, C2 (P1, S1)

5

Valore misurato e display omessaggio di avviso/errore

6

Visualizza il bargraph (pertrasmettitori da testa HART®)A

Connessione altrasmettitore da testa

B

Impostazione indirizzo DIP
switchC

Impostazione DIP switch dispositivo

A
B

C

DIP Switch Impostazione predefinita = OFF
Per le informazioni su funzioni /sicurezza Exvedere il manuale operativo (BA) e le Istruzioni disicurezza ATEX (XA) del trasmettitore da testa
TMT8x.

7

www.addresses.endress.com