Pressure Calibration Equipment

Additel 680
デジタル圧力ゲージ
圧力レンジは最大 420 MPa(60,000 psi)
最大 280 MPa まで 0.05% の精度を提供
0.05 %, 0.1 % または 0.25 % フルスケール精度
完全に温度補償された精度
IP67
データロギングとワイヤレス通信機能 (680W)

データロギングとワイヤレス通信機能（別売）付き 680 デジタルゲージ

製品概要

680シリーズ・デジタル圧力ゲージの設計にあたり、２つの目的を掲げました。その一つ目は、お客様に購入しやすい価格を設定し、機械式のゲージを置き換えを促進することでした。お客様が機械式ゲージからデジタルゲージに移行することを検討されるようでしたら、標準バージョンの680ゲージは高品質で価格、性能面で最適であることにお気づきいただけると思います。先進のマイクロプロセッサ技術と最先端のシリコン圧力センサーにより、680シリーズ・デジタル圧力ゲージは正確かつ、高い信頼性、経済性を提供いたします。680シリーズは機能性が際立つ使い易さとなっています。最良の性能をもたらすために、ゲージで使用されている圧力センサーは組み立て前に特別にエージング、テスト、そして、選別が実施されます。
２つ目の目的は、データロギングとワイヤレス通信機能を搭載した高精度の圧力ゲージを提供することでした。Additel680W
はお客様のご要望に合うように、数種類の精度、圧力レンジのオプションを提供いたします。このワイヤレス搭載ゲージはAdditel/Land Wirelessソフトウェアと互換性があり、Additel社のウェブサイトから無料でダウンロードすることが可能です。
データは680W単体で記録し、Additel/Land Wirelessにワイヤレスでダウンロードします。さらに上位の記録、データ解析用として、Additel/Log II Wirelessが680Wと通信するように設計されています。それぞれのゲージは最大140,000の測定値を日付、時間、圧力、内部温度といっしょに保存することができます。Additel680シリーズ・デジタル圧力ゲージは性能、信頼性で比類ない製品です。そして何よりも、お求めやすい価格になっています。

特長
圧力レンジは最大420 MPa(60,000 psi)
0.05 %、0.1 %、0.25 %フルスケール精度
完全に温度補償された精度(-10 °C ～ 50 °C)
最大13種類の圧力単位の選択、6種類のカスタム定義の工学単位
5桁分解能で大きく、読み易い表示画面
バックライト表示
アイコンによるメニュー

圧力がフルスケールの120 %超で画面表示が点滅して警告
接液部はステンレス
IP67（1メートルの水中に浸没可）
1メートルからの落下試験
単3形アルカリ電池使用
CE R&TTE, FCC ID, IC ID 認証
ISO 17025 認定校正証明書（成績書付き）

仕様
型名
詳細
精度

ADT680W

デジタル圧力ゲージ

ワイアレスデジタル圧力ゲージ データロギング付き

ゲージ圧、連成圧
0.05 %, 0.1 %, 0.25 % フルスケール

更新レート

毎秒 10 回、毎秒 3 回 ( 初期値 ), 毎秒 1 回 ,15 秒毎

動作温度-10 °C ～ 50 °C(14 °F ～ 122 °F )補償温度

-10 °C ～ 50 °C (14 °F ～ 122 °F ), 保証精度

保管温度

-20 °C ～ 70 °C (-4 °F ～ 158 °F)

過大圧力

1.2 X

寸法100 mm x 40 mm, 全高 157 mm

重量500 gAdditel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

Additel Catalog

圧力の種類

ADT68057

Pressure Calibration Equipment

仕様
型名

ADT680

ADT680W
ワイアレス周波数 : 2.4 G ISM バンド , 20 メートルレンジ

ワイアレス通信(ADT680W のみ )ワイアレスチャンネル数 : チャンネル 1-15

N/A

ソフトウェア : ワイアレスネットワークデモソフトウェアは、最大 20 台のゲージからデータを読込み
保存容量 : 140,000 読み値 ( 時間、圧力、温度 )データロギング(ADT680W のみ )保存間隔 : 1-9999 秒調整可能

N/A

一回のボタン操作でデータロギング可能
キーロックアウト : ゲージが自動保存モードになると、フロントパネルのボタンが自動的にロックされます。

フィルター
Max/Min データ捕捉
圧力単位

平均化 (3 から 10 サンプル ) 、または低域通過型１次フィルター
圧力測定の間、最大値と最小値のデータを記録
Pa, kPa, MPa, bar, mba, psi, kgf/cm2, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, ozf/in, %, °C, °F
拡張単位 : inH2O(20 °C), inH2O(60 °F), mmH2O(20 °C), mmH2O(15 °C), ftH2O(60 °F), ftH2O(4 °C)
LCD 仕様 : FSTN-LCD, 画面サイズ 36x61 mm
5 桁 , 高さ 15.2 mm

表示

7 セグネント、アナログバーグラフでするスケールの 0-100 % 表示
バックライト： 白色
バックライト持続時間 : 無効、15,30,45,60 分

自動電源オフ無効 ,15, 30, 45, 60, 90, 120 分
認証 :CE R&TTE, FCC ID, IC ID

コンプライアンス

防水規格 : IP67
振動 : 5 g(20-2000Hz)
耐衝撃性 : 100 g/11 ms≤100 MPa: 1/4NPT オス、1/2NPT オス、1/4BSP オス、1/2BSP オス、M20×1.5 オス>100 MPa: 1/4HP メス または 1/4HP メス

圧力接続ねじ*1/4HP メス : Autoclave F-250-C, 9/16" - 18 UNF-2B*1/4HP オス : Autoclave M-250-C, 9/16" - 18 UNF-2A
ご要望により上記以外の接続ねじも可能です。

過大圧力の警告
バッテリー電圧表示
バッテリー寿命
過大圧力時の記録
リークテスト
工場出荷時にリセット
無償保証期間フルスケールの 120 % を超えると表示が点滅
バッテリーの残り容量を表示。バッテリー電圧が低下しすぎると、ゲージは自動的に電源を遮断します。
1500 時間 (10 回の読み取り / 秒 )、3000 時間 (3 回の読み取り / 秒 )、6000 時間 (1 回の読み取り / 秒 )、12000 時間 (1 回の読み取り /15 秒 ) ( 無線通信時 100 時間 )ゲージに 120 % を超える圧力が印加されるとその最大圧力を記録します。
リークテストは、ゲージは開始時の圧力、終了の圧力、そしてその差Δ P の圧力を表示します。
校正パラメータを除き、すべての設定を工場出荷状態にリセットします。
1 年間

圧力レンジ
連成圧
圧力レンジ
(psi)[1][2](bar)

精度 (% フルスケール )

媒体

バースト圧

CP15±15±0.10.05(0.1, 0.25)

G,L

3×

CP30

-15 〜 30-0.1 〜 0.20.05(0.1, 0.25)

G,L

3×

[1] 7 MPa 以上は封入型ゲージです。
[2] フルスケールの仕様は圧力レンジのスパンに適用されます。
[3] G= 気体 , L= 液体

58

[3]

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

Additel Catalog

Additel Catalog

P/N

ゲージ圧
圧力レンジ

P/N

(psi)

[1](MPa)

精度 (% フルスケール )媒体 [3]

バースト圧

V15-15-0.1

0.05 (0.1, 0.25)

G

3×GP15150.1

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP30

30

0.2

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP100

1000.70.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP150

150

10.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP300

300

20.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP500

500

3.5

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×GP1K

1,00070.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP1.5K

1,500

100.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP3K

3,000

20

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×GP5K

5,000

350.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP10K

10,00070

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

3×

GP15K

15,000100

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

2×

GP20K

20,000140

0.05 (0.1, 0.25)

G,L

1.5×

GP25K

25,000160

0.05(0.1,0.25)

G,L

1.5×

GP30K

30,000200

0.05(0.1,0.25)

G,L

1.5×

GP36K

36,000250

0.05(0.1,0.25)

G,L

1.5×

GP40K40,000

2800.05(0.1,0.25)

G,L

1.35×

GP50K

50,000350

0.1 (0.25)

G,L

1.2×

GP60K

60,000420

0.1 (0.25)

G,L

1.1×

Pressure Calibration Equipment

仕様[1] 7 MPa 以上は封入型ゲージです。
[2] フルスケールの仕様は圧力レンジのスパンに適用されます。
[3] G= 気体 , L= 液体

オーダー情報標準アクセサリ

ご発注型名

単 3 型電池 (2 本 )Additel 680 ゲージ用ラバーブーツ

ADT68025GP300

PSI

N

680W（USB ドングル付属）用 Additel/Land ワイヤレスソフト
ウェア（www.additel.com より無料でダウンロードできます。）
マニュアル

型名：
ADT680
ADT680W

レンジ指定：
PSI-psi レンジ
BAR- bar レンジ

ISO 17025 認定校正証明書（成績書付き）
国内一般校正及び JCSS 校正が必要な場合は別途ご相談ください。

別売アクセサリ

圧力レンジ P/N:
圧力レンジ表を参照してください。

圧力接続ねじ：
N-1/4NPT オス
N2-1/2NPT オス
B-1/4BSP オス
B2-1/2BSP オス
M-M20X1.5 オス
AF-Autoclave F-250-C メス
AM-Autoclave M-250-C オス

型名

詳細

9502

680W 用 Additel/Log II リアルタイム・データロギン
グ / グラフィカルソフトウェア

9030

ADT680W ゲージ用ワイヤレス・マスターディバイ
スの予備 (USB ドングル）

9900-681

キャリングケース ( ゲージ 1 個用 )9253

ラバーブーツ9902

キャリングケース ( ゲージ 4 個用 )9200-680

認定 O2 クリーニング

Additel Catalog

精度 :05-0.05 % フルスケール
10-0.1 % フルスケール
25-0.25 % フルスケール

注記：禁油処理が必要な場合は、弊社までご連絡ください。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

59