Pressure Calibration Equipment

Additel 601Ex
デジタル圧力ゲージ
圧力範囲は -0.1 MPa(-15 psi) から 100 MPa(15,000psi )0.5% FS 精度
完全温度補償精度 (-20°C 〜 50°C)
Bluetooth 通信
本質安全防爆仕様
ステンレス鋼製ケース、完全溶接センサー
IP67 規格
最大 9000 時間のバッテリー寿命
製品概要
ADT601Ex の本質安全防爆対応デジタル圧力ゲージは、最小限の投資で信頼性が高く正確なデジタル・ソリューションを提供することで、従来の機械式圧力計を置き換えられるように設計されています。付属の Bluetooth テクノロジ
ーにより、ユーザーはスマートフォンに直接接続してリモート監視を行うことができます。この Additel 純正のゲージは、危険エリアを含むさまざまな環境で使用するための経済的でありながら正確で信頼性の高いゲージになるようにフィールド向けに設計されました。

本質安全防爆ADT601Ex は、最も厳しい ATEX、IECEx の本質安全防爆認証に合格しています。各ユニットは、Ex ia IIC T4 Ga の認証レベルに準拠しています。この高度な基準ゲージは、石油・ガスプラットフォーム、製油所、化学・石油化学プラント、製薬産業、エネルギー・ガス処理産業など、爆発の可能性のあるガス環境で広く使用できます。

耐久性
耐久性のあるステンレス鋼の筐体、溶接されたシリコンピエゾ抵抗センサ、および定格 1 メートルの落下試験を備えたこれらのゲージは、最も要求の厳しい環境でのタスクに対応します。防塵・防水性能 (IP67) と耐衝撃性・耐振動性 ( 耐振動性 5g、耐衝撃性 10g) により、これらのゲージの耐久性がさらに保証されます。さらに、最大 3 倍の過大圧にも対応できるように設計し、過大圧によるダメージを防ぎます。

操作性の良さ現場のオペレーターは、スケジュールがタイトでタスクの負荷が高いことが多く、ミスを犯す時間はありません。つまり、デジタル圧力ゲージはシンプルで使いやすいものでなければならないのです。ADT601Ex シリーズのゲージは、スムーズかつ迅速に操作できるボタン機能を備えて慎重に設計されています。ディスプレイは明るい日光の下でも鮮明で、暗い周囲条件ではワンタッチでバックライトをオンにすることができます。圧力値は大きなフォントで表示でき、数メートル離れた場所から圧力を読み取ることができます。圧力変化トレンドバーはシンプルで明確です。

容易な保守性

Additel Catalog

ADT601Ex はメンブレンボタンで設計されており、拭き取るだけで素早く簡単に掃除できます。
これらの使いやすいゲージの非常に長いバッテリー寿命と相まって、メンテナンスが最小限でまれであることがわかります。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

632024/06/21

63

10:55:39

Pressure Calibration Equipment

仕様
型名

ADT601Ex

詳細

本質安全防爆デジタル圧力ゲージ
CE マーク
EU: II 1G EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C

本質安全防爆北米 : CLASS I, Division 1, Groups A, B, C and D, T4&欧州規格

CLASS I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
T4 at -20~50°C
インターナショナル : EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C

精度

0.5% FS ( 詳細な精度については、圧力範囲表を参照してください。)

ゲージの種類

ゲージ圧操作ボタン

4 ロック機能付きメンブレンボタン
広視野角 FSTN セグメントコード LCD

ディスプレイ

白色バックライト、バックライト時間 : オン、15 秒、30 秒、45 秒、60 秒、デフォルトは 15 秒
4 桁表示、文字高さ 14.5 mm(0.57 インチ )、メインディスプレイ + ユニット表示 + 水平圧力トレンド

圧力単位

12 表示単位 : Pa, kPa, MPa, psi, mbar, bar, kgf/cm2, %, mmH2O(4°C), mmHg(0°C), InH2O(4°C), InHg(0°C)
補償温度 :-4°C から 122°C(-20°F から 50°F)

環境

動作温度 :-4°C から 122°C(-20°F から 50°F)
保管温度 :-40°C から 167°C(-40°F から 75°F)
湿度 :5%RH~95%RH、結露しないこと

圧力ポート

1/4NPT オス , 1/2NPT オス , 1/4BSP オス , 1/2BSP オス , M20×1.5 オス
電池 : 単三アルカリ乾電池 3 本
バッテリー寿命 :電源

1. 超安定モード [1].[1]:4000 時間 (3 読み取り / 秒 )、1000 時間 (10 読み取り / 秒 )2. 低電力モード [2][2]:5000 時間 (2 読み取り / 秒 )、9000 時間 (1 読み取り / 秒、デフォルト )、18000 時間 (1 読み取り /10 秒 )電源自動オフ :120、90、60、45、30、15 分の自動オフオプションまたはなし
ケース素材 :304 SS、フロントパネル素材 : 帯電防止 PET、ラバーブーツ ( オプション ) 素材 : 帯電防止 TPU

筐体

接液部材質 :316L SS
寸法 :Ø92 mm x 奥行き 43 mm x 高さ 142 mm(Ø3.62 インチ x 奥行き 1.69 インチ x 高さ 5.59 インチ )重量 :0.55 kg(1.2 ポンド )保護レベル :IP67(1 メートルの水浸漬で 30 分間 )コンプライアンス

振動 :5g、耐衝撃性 :10g
1 メートル落下試験 ( ゴム長靴なし )通信Bluetooth(BLE5.3)

証明書

適合証明書 ( データなし )

保証期間

1 年間

Additel Catalog

注記 :[1] 圧力センサーは、ゲージがオンのときに継続的に電源が供給され、測定分解能が向上し、周囲の湿度の影響が軽減されます。
[2] 圧力センサーは、連続作業時間を改善するために、サンプリングのたびに電源がオフになります。

64

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

642024/06/21

10:55:40Pressure Calibration Equipment

圧力レンジ
圧力ゲージ
P/N
V15[3]

[1]

圧力レンジ
(psi)

(MPa)

-15-0.1

媒体

年間精度[2]%FS

G, L

0.5

バースト圧
3×

GP15

150.1

G, L

0.5

3×

GP30

300.2

G, L

0.5

3×

GP50

500.35

G, L

0.5

3×

GP100

100

0.7G, L

0.5

3×

GP150

150

1G, L

0.5

3×

GP300

300

2G, L

0.5

3×

GP500

500

3.5G, L

0.5

3×

GP1K

1,000

7G, L

0.5

3×

GP1.5K

1,500

10G, L

0.5

3×

GP3K

3,000

20G, L

0.5

3×GP5K

5,00035G, L

0.5

3×GP10K10,000

70

G, L

0.5

1.5×GP15K

15,000

100

G, L

0.5

1.5×

[1] 7MPa 以上は封入型ゲージです。
[2] G= 気体 , L= 液体[3] 真空レンジは -100~0 kPa

標準アクセサリオーダー情報

単三アルカリ乾電池 (3 本 )ご発注型名
ADT601Ex

50GP300

PSI

適合証明書 ( データなし )N

別売アクセサリ型名

レンジの種類 :PSI - psi レンジ
BAR - bar レンジ

精度 :50 - 0.5% フルスパン

圧力ポートの種類 :N - 1/4NPT オス
N2 - 1/2NPT オス
B - 1/4BSP オス
B2 - 1/2BSP オス
M - M20X1.5 オス

型名

詳細9259680AEx & 601Ex ゲージ用ラバーブーツ ( レッド )9040

マグネット付き吊り下げストラップ

9530-BASIC

Additel Acal 資産管理機能付き自動校正ソフトウェア、基本バージョン

9530-NET

Additel Acal 資産管理、ネットワークバージョンを備えた自動校正ソフトウェア、サーバーのインストールと 1 つのユーザーライセンスが含まれています。

9502

Additel Log II データロギングソフトウェア (PC)9920

ADT680A 1 個または ADT601Ex デジタル圧力ゲージ用キャリングケース

Additel Catalog

圧力レンジ P/N:
圧力レンジ表を参照

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

652024/06/21

65

10:55:41