PLCインタフェースユニット
CIT-200
取扱説明書

はじめに
このたびは，PLCインタフェースユニットCIT-200 (以下，本器)をお買い上げいただきまして，まことにありがとうございました。
本書は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いの注意事項について説明したものです。
本書をよくお読みいただき，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱などによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に確実に届けられますようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災，本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙に記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，制御盤内DINレールに設置して使用することを前提に製作しています。
お使いになる方が電源端子等の高電圧部に近づかないよう，最終製品側で処置を行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本製品の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警

告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
－2－

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

1. 取付け上の注意

注

意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化のないところ。
・湿気が35～85％RH以下で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
※参 考
本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注

意・配線作業を行う場合，本器の通風窓へ，電線屑を落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・AC電源の配線は，本書に記載しているとおり，専用の端子に接続してください。
AC電源を他の端子に接続すると，本器を焼損します。
・接地端子には，2mm2以上の電線を用いて第三種接地を施してください。
ただし，強電系とは共通接地しないでください。
・配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形が生じる恐れがあります。
・本器は，外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧 250V AC，定格電流: 3.15A，ヒューズ種類: タイムラグヒューズ)

3. 運転，保守時の注意

警告・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，計器電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
－3－

目

次

ページ
1. 概 要 ..................................................................................................................................... 5
1.1 本器の概要 ............................................................................................................................................... 5
1.2 C シリーズに付加した場合の装置・構成................................................................................................ 5
1.3 システム構成............................................................................................................................................ 6
1.4 パラメータのやりとり ............................................................................................................................. 62. 形名の説明 .............................................................................................................................. 72.1 形名の説明 ............................................................................................................................................... 72.2 形名銘板の表示方法................................................................................................................................. 7

3. 各部の名称とはたらき ............................................................................................................ 7
4. 仕様設定.................................................................................................................................. 85. 取付け ................................................................................................................................... 10
5.1 場所の選定 ............................................................................................................................................. 10
5.2 外形寸法図 ............................................................................................................................................. 10
5.3 DIN レールへの取付け，取外し ............................................................................................................ 10

6. 配 線 ................................................................................................................................... 11
6.1 端子配列................................................................................................................................................. 11
6.2 通信インタフェース............................................................................................................................... 11
6.3 配線例 .................................................................................................................................................... 126.3.1 三菱電機株式会社製 計算機リンクユニット，シリアルコミュニケーションユニットとの配線. 13
6.3.2 三菱電機株式会社製 マイクロシーケンサとの配線 ...................................................................... 13
6.3.3 オムロン株式会社製 上位リンクユニットとの配線 ...................................................................... 14
6.3.4 富士電機株式会社製 汎用インタフェースモジュールとの配線.................................................... 15
6.3.5 横河電機株式会社製 パソコンリンクモジュールとの配線 ........................................................... 157. 三菱電機株式会社製 PLC と通信する ................................................................................... 17
7.1 仕様設定................................................................................................................................................. 17
7.1.1 計算機リンクユニット(AJ71UC24)の仕様設定 ............................................................................. 17
7.1.2 計算機リンクユニット(A1SJ71UC24-R4)の仕様設定................................................................... 18
7.1.3 マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)の仕様設定 ............................................................................. 18
7.1.4 シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の仕様設定 ...................................................... 20
7.2 初期設定................................................................................................................................................. 21
7.2.1 計算機リンクユニット(AJ71UC24，A1SJ71UC24-R4)の初期設定.............................................. 21
7.2.2 マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)の初期設定 ............................................................................. 22
7.2.3 シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の初期設定 ...................................................... 23
7.3 通信詳細................................................................................................................................................. 24

8. オムロン株式会社製 PLC と通信する ................................................................................... 36
8.1 上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)の仕様設定 ............................................................................. 36
8.2 上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)の初期設定 ............................................................................. 36
8.3 通信詳細................................................................................................................................................. 38

9. 富士電機株式会社製 PLC と通信する ................................................................................... 44
9.1 汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の仕様設定 ...................................................................... 44
9.2 汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の初期設定 ...................................................................... 45
9.3 通信詳細................................................................................................................................................. 45

10. 横河電機株式会社製 PLC と通信する ................................................................................. 51
10.1 パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の仕様設定........................................................................... 51
10.2 パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の初期設定........................................................................... 51
10.3 通信詳細 ............................................................................................................................................... 51

11. 仕様 ................................................................................................................................. 57

11.1 標準仕様 ............................................................................................................................................... 57
11.2 オプション仕様 .................................................................................................................................... 58

12. 故障かな？と思ったら ........................................................................................................ 59
－4－

1. 概

要

1.1 本器の概要
CシリーズとPLCの間に，本器を介す事により，Cシリーズ複数ブロック(最大16ブロック)とPLC間の通信を可能にします。
また，本器は設定値(SV)，現在値(PV)およびその他のデータを，上位リンクユニットを介してPLC
内のデータメモリに読書きします。
この為PLCは，データメモリのデータを読書きするプログラムしか必要としませんので，通信処理に係る負担を軽減します。

1.2 C シリーズに付加した場合の装置・構成(1) PLCインタフェースユニット
CIT-200

Cシリーズ複数台(最大16ブロック)と，PLC間の通信を可能にするユニット。

(2) 2ch温度調節ユニット
CCT-235-2□/□2ch温度調節ユニット。
2chとも同一入力，同一出力になります。

(3) 加熱冷却温度調節ユニット
CCT-235-□/□, D□

温度調節ユニット。
1ch入力で加熱冷却制御が可能になります。

(4) 電源上位リンクユニット
CPT-20A

CCT-235に電源を供給し，上位ユニットと通信を行う為のユニット。

(5) ベースユニット
CBT-210

CPT-20A，CCT-235を取付けるベースユニット。
1ベースユニットに対して，CPT-20Aは1ユニット必要。
CCT-235は，最大10ユニット取付け可能。

CBT-205

CPT-20A，CCT-235を取付けるベースユニット。
1ベースユニットに対して，CPT-20Aは1ユニット必要。
CCT-235は，最大 5ユニット取付け可能。

(6) 通信ケーブル
CPP

本器とCPT-20A，CPT-20A同士(ブロックを拡張する場合)を接続する為の，専用通信ケーブル。

－5－

1.3 システム構成●CBT-210をご使用の場合
RS-232C
またはRS-422A

CPU
ﾕﾆｯﾄ

CIT-200

RS-422A
CPT-20A

シーケンサ
RS-422A
リンクユニット
CPT-20A
RS-422A(図1.3-1)●CBT-205をご使用の場合
RS-232C
またはRS-422A

CPU
ﾕﾆｯﾄ

CIT-200

RS-422A
CPT-20A

シーケンサ
RS-422A
リンクユニット
CPT-20A
RS-422A(図1.3-2)

1.4 パラメータのやりとり
パラメータのやりとりは，下図のようになっています。
PLC
RS-232C
RS-422A
CIT-200

Cシリーズの設定，モニタを行います。

PLC内のデータメモリのデータを読取り，コマンドデータをCPT-20Aに送信します。
CPT-20Aより応答データを受信し，その応答データをPLC内のデータメモリに書込みます。

RS-422A
CPT-20A

本器からの送信データを受信し，CCT-235へ送信します。
CCT-235からの応答データを受信し，本器へ応答データを送信します。

CCT-235

CPT-20Aからの送信データを受信し，温度制御を行います。
制御結果のデータを，CPT-20Aへ送信します。
－6－

2. 形名の説明
2.1

形名の説明
CIT-200: PLCインタフェースユニット

2.2

形名銘板の表示方法

警告形名銘板の確認を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。
〔例〕

TC

①
②

No.xxxxxx③

CIT-200①形

名 : CIT-200②オプション: 端子カバー③計器番号 : 内器にのみ表示

3. 各部の名称とはたらき
TX/RX

④

POWER

①
②

③

① 通信確認表示灯
PLC 間通信時，黄色表示灯が点滅し⑤ます。
② 計器電源表示灯
計器電源通電時，緑色表示灯が点灯します。
③ モジュラージャック
CPT-20A との接続を行います。

⑥④ PLC 種類設定用ロータリースイッチ
本器と通信を行う PLC の種類を設
電源用端子台 通信用端子台

計器内部

定します。
⑤ 通信設定用ディップスイッチ(図3-1)

本器と，PLC間の通信に関する仕様設定を行います。
⑥ 通信方式選択用ディップスイッチ
本器と，PLC間の通信方式を設定します。
－7－

4. 仕様設定

警告仕様設定を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が
あります。

注

意

・スイッチの設定は，電源投入時の状態が有効となります。電源投入後の変更は無効です。
・本器，PLC間の通信速度は，同じ通信速度に設定してください。
同じ通信速度にしないと通信できません。
・CPT-20Aの通信速度は，19,200bpsに設定してください。
●スイッチの設定
本器のロータリースイッチ，ディップスイッチ設定は，小さいドライバー(マイナスまたはプラス)
およびピンセット等を使用して行ってください。(図4-1)
TX/RX

①

1
2
3
4
5
6
7
8

POWER

②
3 4 5

E

1

7 8 9A

F0 1

6

2

BCD

2
O
N

O
N

③

電源用端子台 通信用端子台

計器内部(図4-1)
・図4-1① PLC種類設定用ロータリースイッチ(ロータリースイッチNo.は，16進数表現です)
ロータリースイッチの設定範囲は0～Fですが，7～Fには設定しないでください。
スイッチNo. PLCメーカと機種形名
通信コマンド通信プロトコル
三菱電機株式会社製
ACPU共通コマンド
上位リンクユニット
0
MELSEC"WR, WW" 対応品のプロトコル(形式4)
三菱電機株式会社製
ACPU共通コマンド
上位リンクユニット
1
MELSEC"WR, WW" 対応品のプロトコル(形式4)
オムロン株式会社製
上位リンクユニット
2
RD/WRコマンド
C200Hのプロトコル
富士電機株式会社製
上位リンクユニット
3
MICREX-F70のプロトコル
三菱電機株式会社製
AnA, AnUCPU共通コマ
上位リンクユニット
4
MELSEC
ンド "QR, QW" 対応品のプロトコル(形式4)
三菱電機株式会社製
AnA, AnUCPU共通コマ
上位リンクユニット
5
MELSEC
ンド "QR, QW" 対応品のプロトコル(形式4)
－8－

レジスタ
Rレジスタ
Dレジスタ
DM
SI, W30
Rレジスタ
Dレジスタ

スイッチNo.
6

PLCメーカと機種形名
横河電機株式会社製
FA-M3

通信コマンドWRD/WWR

通信プロトコルレジスタ
上 位 リ ン ク ユ ニ ット
Dのプロトコル

7～F
PLCメーカ対応上位リンクユニット
PLCメーカ
機種形名
三菱電機株式会社製
AJ71UC24, A1SJ71UC24-R2/R4, QJ71C24
オムロン株式会社製
LK201-V1, LK202-V1
富士電機株式会社製
NC1L-RS2, NC1L-RS4
F3LC11-1F, F3LC11-1N, F3LC12-1F, F3LC11-2N
横河電機株式会社製
・図4-1② 通信設定用ディップスイッチ(工場出荷時: 全てOFF)・利用するPLCの仕様に合わせて，スイッチを選択してください。
・ディップスイッチ6～8は，OFFでご使用ください。
ON
OFF
スイッチNo.
内 容
119,200bps
9,600bps
通信速度
2
データ長
7ビット
8ビット
3
パリティビット有り無し
4
パリティビット
奇数
偶数
5ストップビット
2ビット
1ビット
6～8
・図4-1③ 通信方式選択用ディップスイッチ(工場出荷時: RS-422A)
下記以外のスイッチの組合せにしないでください。
スイッチNo.1
スイッチNo.2
通信方式
ON
OFF
RS-422A
OFF
ON
RS-232C※参 考
上記①～③のスイッチの設定は，全て電源投入時の状態が有効となります。
電源投入後に変更した場合，一度電源を切り，再度電源を入れてください。
●CPT-20Aの仕様設定
スイッチNo.2以外は，下記のように設定してください。

ON
OFF
スイッチNo.
内容
1
19,200bps
9,600bps
通信速度
2
終端抵抗(※)有り
無し
3～6通信プロトコル
神港標準プロトコル※参 考
終端抵抗の設定は，CPT-20Aを複数台接続している場合，端末のCPT-20Aのみ“有り”に設定し，その他のCPT-20Aは“無し”に設定してください。
詳しくは，Cシリーズ取扱説明書“4. 仕様設定”の項を参照してください。
●各 PLC の仕様設定
各PLCの仕様設定は，各PLCの取扱説明書または下記を参照してください。
・三菱電機株式会社製PLCとの仕様設定は，“7.1 仕様設定”を参照してください。( P.17～20)
・オムロン株式会社製PLCとの仕様設定は，“8.1 仕様設定”を参照してください。( P.36)
・富士電機株式会社製PLCとの仕様設定は，“9.1 仕様設定”を参照してください。( P.44)
・横河電機株式会社製PLCとの仕様設定は，“10.1 仕様設定”を参照してください。( P.51)－9－

5. 取付け
5.1

場所の選定
下記のような場所でご使用ください。
(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスのないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿度が35～85％RHで，結露の可能性がないところ。
(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

5.2

外形寸法図

2

48

4

96

DINレール94

64(図5.2-1)

5.3

DIN レールへの取付け，取外し
DINレールへの取付け，取外しは，Cシリーズ取扱説明書“5.3 取付け”を参照してください。

－10－

6. 配 線
6.1

端子配列

警

告

配線作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず第三種接地を本器に施してください。

TX/RX

TX/RX

POWER

POWER

5

5

TX

6

RX

7

COM

8

TXA (-)

9

TXB (+)

10

RXA (-)

1

11

RXB (+)

2

12

COM

3

13

4

14

6
7

通信ｹｰﾌﾞﾙ(CPP)8

CPT-20A

9

CIT-20010

AC 100～240V
50/60Hz
接地

1

11

2

12

3

13

4

14

AC 100～240V
50/60Hz接地

電源用端子台 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力端子台

電源用端子台 通信用端子台(図6.1-1)

6.2

通信インタフェース(1) RS-232C
信 号 名 称
送信データ
受信データ
信号用接地または共通帰線

略称
TX
RX
COM

信号方向
出 力
入 力

端子番号
⑤
⑥
⑦

略称
TXA(-)TXB(+)RXA(-)
RXB(+)
COM

信号方向

端子番号
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

ケーブル長: 最大 10m(2) RS-422A
信 号 名 称
送信データ
受信データ
信号用接地または共通帰線

出 力
入 力

ケーブル長: 最大 1km

－11－

終端抵抗

内蔵

RS-232C

PLCへ
RS-422A

6.3

配線例

注

意

・PLCと本器を接続するケーブルは，推奨ケーブルをご使用ください。
・PLCと本器を接続するD subコネクタは，推奨D subコネクタをご使用ください。
・接地線は，太い電線(1.25～2.0mm2)を使用してください。
・通信方式がRS-422Aの場合，各PLCの取扱説明書を参照し終端抵抗を付加してください。
●端子推奨品下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。

3.2mmφ5.8mm以下

5.8mm以下

3.2mm(図6.3-1)
圧着端子
Y形
丸形

メーカ名
ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子形 名
1.25-Y3
VD1.25-B3A
1.25-3
V1.25-3

締付トルク0.6N･m MAX 1.0N･m●推奨ケーブル
形 名
OTSC-2PVB-7/0.32TA
OTSC-3PVB-7/0.32TA

メーカ名
オーナンバ株式会社
オーナンバ株式会社

通信方式
RS-232C
RS-422A●推奨 D sub コネクタ
形 名
DE-9PF-N
DE-C1-J6
DB-25PF-N
DB-C2-J9

メーカ名
日本航空電子株式会社
日本航空電子株式会社
日本航空電子株式会社
日本航空電子株式会社

部品名
D sub9ピンコネクタ
D sub9ピンコネクタカバー
D sub25ピンコネクタ
D sub25ピンコネクタカバー－12－6.3.1 三菱電機株式会社製 計算機リンクユニット，シリアルコミュニケーションユニットとの配線
・RS-232Cの場合(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R2, QJ71C24)
ケーブル長: 最大 10m

計算機ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ(AJ71UC24)

CIT-200

CIT-200

計算機ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ(A1SJ71UC24-R2)
ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ(QJ71C24)

TX

⑤

SD

2

TX

⑤

RD

2

RX

⑥

RD

3

RX

⑥

SD

3

COM ⑦

SG

7

COM ⑦

SG

5

GND ④

シールド線

D sub25ﾋﾟﾝ(凸)GND ④(図6.3.1-1)
・RS-422Aの場合(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4, QJ71C24)
ケーブル長: 最大 1km

計算機ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ

CIT-200
TXA(-)⑧SDA

TXB(+)⑨SDB

RXA(-)⑩

RDA

RXB(+)

⑪

RDB

COM

⑫

SG

GND

④

シールド線
(図6.3.1-2)

6.3.2 三菱電機株式会社製 マイクロシーケンサとの配線
・RS-232Cの場合(FX2N-XXMR)
ケーブル長: 最大 10m

ﾏｲｸﾛｼｰｹﾝｻ(FX2N-XXMR)

CIT-200
TX

⑤

RD

2

RX

⑥

SD

3

COM ⑦

SG

5

GND ④

シールド線

D sub9ﾋﾟﾝ(凸)(図6.3.2-1)
－13－

シールド線

D sub9ﾋﾟﾝ(凸)・RS-422Aの場合(FX2N-XXMR)
ケーブル長: 最大 1km

ﾏｲｸﾛｼｰｹﾝｻ(FX2N-XXMR)

CIT-200
TXA(-)⑧RDA

TXB(+)⑨

RDB

RXA(-)⑩

SDA

RXB(+) ⑪

SDB

COM

⑫

SG

GND

④

シールド線
(図6.3.2-2)

6.3.3 オムロン株式会社製 上位リンクユニットとの配線
・RS-232C(C200H-LK201-V1)
ケーブル長: 最大 10m

上位ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ(C200H-LK201-V1)

CIT-200
TX

⑤

SD

2

RX

⑥

RD

3

COM ⑦

SG

7

GND ④

シールド線

D sub25ﾋﾟﾝ(凸)(図6.3.3-1)
・RS-422A(C200H-LK202-V1)
ケーブル長: 最大 1km

上位ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ(C200H-LK202-V1)

CIT-200
TXA(-)⑧

RDB 1

TXB(+)⑨

RDA 6

RXA(-)⑩

SDB

5

RXB(+)

⑪

SDA

9

COM

⑫

SG

3

GND

④

シールド線

D sub9ﾋﾟﾝ(凸)(図6.3.3-2)－14－

6.3.4 富士電機株式会社製 汎用インタフェースモジュールとの配線
・RS-232C(NC1L-RS2)
ケーブル長: 最大 10m

ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ(NC1L-RS2)

CIT-200
TX

⑤

SD

2

RX

⑥

RD

3

COM ⑦

SG

7

GND ④

シールド線

D sub25ﾋﾟﾝ(凸)(図6.3.4-1)
・RS-422A(NC1L-RS4)
ケーブル長: 最大 1km

ｲﾝﾀﾌｪｰｽﾓｼﾞｭｰﾙ(NC1L-RS4)

CIT-200
TXA(-)⑧RDA

TXB(+)⑨

RDB

RXA(-)⑩

SDA

RXB(+)

⑪

SDB

COM

⑫

SG

GND

④

シールド線
(図6.3.4-2)

6.3.5 横河電機株式会社製 パソコンリンクモジュールとの配線
・RS-232Cの場合(F3LC11-1F, F3LC12-1F, F3LC11-1N)
ケーブル長: 最大 10m

ﾊﾟｿｺﾝﾘﾝｸﾓｼﾞｭｰﾙ(F3LC11-1F) (*)

CIT-200
TX

⑤

RD

2

RX

⑥

SD

3
(*) F3LC12-1F, F3LC11-1Nのコネクタ

COM ⑦
GND ④

SG
シールド線

5

D sub9ﾋﾟﾝ(凸)(図6.3.5-1)－15－

仕様もF3LC11-1Fと同様です。

・RS-422Aの場合(F3LC11-2N)
ケーブル長: 最大 1km

ﾊﾟｿｺﾝﾘﾝｸﾓｼﾞｭｰﾙ
F3LC11-2N

CIT-200
TXA(-)⑧SDA

TXB(+)⑨SDB

RXA(-)⑩

RDA

RXB(+)

⑪

RDB

COM

⑫

SG

GND

④

シールド線
(図6.3.5-2)－16－

7. 三菱電機株式会社製 PLC と通信する
7.1

仕様設定

7.1.1 計算機リンクユニット(AJ71UC24)の仕様設定

MODE

①

① 伝送制御手順(プロトコル)およびRS-422A/RS-232Cの制御手順を設定します。
8(形式4)に設定してください。

STATION NO.
×10②

STATION NO.
×1

③

SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW21
SW22
SW23
SW24

② 機器番号(10位)を設定します。
0に設定してください。
③ 機器番号(1位)を設定します。

ON0に設定してください。
④ 伝送仕様を設定します。
(表7.1.1-1)を参照してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

④
ON(図7.1.1-1)(表7.1.1-1)
設定スイッチ
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW21
SW22
SW23
SW24

設定項目
主チャネル設定
データビット設定
ボーレート
伝送速度設定
パリティの有無設定
偶数ﾊﾟﾘﾃｨ／奇数ﾊﾟﾘﾃｨの設定
ストップビット設定
サムチェックの有無設定
RUN中書込み可／否設定
計算機ﾘﾝｸ／ﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ選択
未使用

－17－

設定スイッチON
RS-422A
8ビット
9,600bps
ON
OFF
ON
あり
偶数
2ビット
あり
可能
計算機ﾘﾝｸ

設定スイッチOFF
RS-232C
7ビット
19,200bps
OFF
ON
ON
なし
奇数
1ビット
なし
不可
ﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ

7.1.2 計算機リンクユニット(A1SJ71UC24-R4)の仕様設定

SW01① 機器番号(10位)を設定します。

ON0に設定してください。

SW02
STATION NO.

SW03
SW04
SW05

④

② 機器番号(1位)を設定します。
①

×10
ON

0に設定してください。
③ 伝送制御手順(プロトコル)およびRS-422A/RS-232Cの

SW06

制御手順を設定します。

SW07

②

×1

SW08

8(形式4)に設定してください。
④ 伝送仕様を設定します。

SW09
SW10

③

MODE

SW11
SW12

(表7.1.2-1)を参照してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

(図7.1.2-1)(表7.1.2-1)
設定スイッチ

設定項目

SW01
SW02
SW03
SW04

未使用
計算機ﾘﾝｸ／ﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ選択
未使用
RUN中書込み可／否設定
ボーレート

SW05
SW06
SW07
SW08
SW09
SW10
SW11
SW12

設定スイッチON

設定スイッチ
OFF

計算機ﾘﾝｸﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ可能
9,600bps
ON
OFF
ON
8ビット
あり
偶数
2ビット
あり

不可
19,200bps
OFF
ON
ON
7ビット
なし
奇数
1ビット
なし

伝送速度設定データビット設定
パリティの有無設定
偶数ﾊﾟﾘﾃｨ／奇数ﾊﾟﾘﾃｨの設定
ストップビット設定
サムチェックの有無設定

7.1.3 マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)の仕様設定
無手順の通信や専用プロトコルを用いた計算機リンクの通信設定(通信フォーマット[D8120])および局番(0)の設定をプログラムで設定してください。
・通信フォーマット(D8120)の仕様
ボーレート以外は，に設定してください。

(表7.1.3-1)
ビット
番号
b0
b1
b2

名
データ長
パリティ

称

内 容
0(ビットがOFF)
7bit
b2，b1
( 1， 1)：偶数(EVEN)－18－1(ビットがON)
8bit

ビット
番号
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15

名

内 容

称

ストップビット
ボーレート(bps)
ヘッダ
ターミネータ
制御線使用不可
サムチェックプロトコル
制御手順

0(ビットがOFF)
1bit
b7，b6，b5，b4( 1， 0， 0， 0)： 9,600bps( 1， 0， 0， 1)：19,200bps

1(ビットがON)
2bit
いずれか指定なし
なし
b11，b10( 0， 0)：RS-485ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

あり
あり

付加しない
使用しない
形式1

付加する
使用する
形式4

※参 考
通信フォーマットとは，上記(表7.1.3-1)の設定を決めるもので，PLCの特殊データレジスタ(D8120)にプログラムすることにより設定できます。
なお，設定を変更した場合，必ずPLCの電源をOFF → ONしてください。
PLCの電源をOFF → ONしないと変更したデータは有効になりません。
●通信フォーマット(D8120)の設定の仕方(表7.1.3-1)の設定内容を設定する場合，PLCの特殊データレジスタ(D8120)に，下記内容をプ
ログラムしてください。
・ボーレートが9,600bpsの場合

・ボーレートが19,200bpsの場合

b15

b0

D8120 ＝［ 1110 0000 1000 0110 ］
E

0

8

b15

D8120 ＝［ 1110 0000 1001 0110 ］

6

M8002

b0

E

0

9

M8002
MOV HE086 D8120

MOV HE096 D8120(図7.1.3-1)(図7.1.3-2)●局番設定(D8121)の仕方
局番は，必ず0に設定してください。
PLCの特殊データレジスタ(D8121)に，下記のようにプログラムしてください。

M8002
MOV H0000 D8121(図7.1.3-3)

－19－

6

7.1.4 シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の仕様設定
GX Developerをインストールしたパソコンを接続し，通信速度や伝送仕様，交信プロトコルなどの各種設定後，PC書込み機能で仕様設定を行ってください。
・GX Developerからの設定
I/O割付設定(図7.1.4-1)
種別: "インテリ"，形名: 装着するユニット形名(QJ71C24)，点数: 32点をそれぞれ設定。
I/Oユニット，インテリジェント機能ユニットスイッチ設定(図7.1.4-2)
伝送設定(動作設定: 独立，データビット: 7，パリティビット: あり/偶数，ストップビット: 1，
サムチェックコード: あり，RUN中書込み: 許可，設定変更: 許可)，通信速度設定(9600bps,
19200bpsいずれか[例は9600bps])，交信プロトコル設定(形式4)をそれぞれ設定。
設定方法は，シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(基本編)を参照してください。
－20－

7.2

初期設定

7.2.1 計算機リンクユニット(AJ71UC24，A1SJ71UC24-R4)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入後，Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するア
ドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
サンプルプログラム(図7.2.1-1)を参考にして，作成してください。(最初の1スキャンのみ，サンプ
ルプログラムを実行するようにしてください)※参 考
PLCのファイルレジスタのアドレス(R0000～R0002)は，温度制御に使用する先頭アドレスを設定する為，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム

M9038
MOV K1000 R0000①

MOV H000A R1000②

MOV HAAAA R1001
MOV HAAAA R1002
MOV H00AA R1003③

MOV H0000 R1004
MOV HFFFF R1005④

MOV HFFFF R1006⑤

MOV H007F R1007⑥

MOV H1234 R0001⑦

MOV H5678 R0002⑧

END(図7.2.1-1)
・サンプルプログラムの説明
M9038は，"RUN後，1スキャンのみON" する特殊リレーです。
① R0000のアドレスに，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレス(R1000)を設定。
② R1000のアドレスに，本器と接続するCPT-20Aの接続台数(10台)を設定。
③ R1001～R1004のアドレスに，各CPT-20Aに接続されるCCT-235の接続台数(10台)を設定。
④ R1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.26)⑤ R1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.26)⑥ R1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.26)⑦ R0001のアドレスに，固定値 4660(10進数)を設定。
⑧ R0002のアドレスに，固定値22136(10進数)を設定。

－21－

7.2.2 マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入後，Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するア
ドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
サンプルプログラム(図7.2.2-1)を参考にして，作成してください。(最初の1スキャンのみ，サンプ
ルプログラムを実行するようにしてください)※参 考
PLCのファイルレジスタのアドレス(D0000～D0002)は，温度制御に使用する先頭アドレスを設定する為，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム

M8002
MOV K1000 D0000①

MOV H000A D1000②

MOV HAAAA D1001
MOV HAAAA D1002
MOV H00AA D1003③

MOV H0000 D1004
MOV HFFFF D1005④

MOV HFFFF D1006⑤

MOV H007F D1007⑥

MOV H1234 D0001⑦

MOV H5678 D0002⑧

MOV HE086 D8120⑨

MOV H0000 D8121⑩

END(図7.2.2-1)
・サンプルプログラムの説明
M8002は，"RUN後，1スキャンのみON" する特殊リレーです。
① D0000のアドレスに，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレス(D1000)を設定。
② D1000のアドレスに，本器に接続するCPT-20Aの接続台数(10台)を設定。
③ D1001～D1004のアドレスに，各CPT-20Aに接続するCCT-235の接続台数(10台)を設定。
④ D1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.31～32)⑤ D1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.31～32)⑥ D1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.31～32)⑦ D0001のアドレスに，固定値 4660(10進数)を設定。
⑧ D0002のアドレスに，固定値22136(10進数)を設定。
⑨ D8120のアドレスに，通信フォーマットを設定。
⑩ D8121のアドレスに，局番を設定。
※詳しくは，三菱マイクロシーケンサ(MELSEC-F)ユーザーズマニュアル(FX通信RS232C, RS485)
を参照してください。
－22－

7.2.3 シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入後，Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するア
ドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
下記サンプルプログラム(図7.2.3-1)を参考にプログラムを作成してください。(最初の1スキャン
のみプログラムを実行してください)※参 考
温度制御に使用するアドレスの先頭を設定するため，PLCのレジスタのアドレス(D0000～D0002)
は，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム(Dレジスタを使用する場合)

SM403
MOV K1000 D0000①

MOV H000A D1000②

MOV HAAAA D1001
MOV HAAAA D1002
MOV H00AA D1003③

MOV H0000 D1004
MOV HFFFF D1005④

MOV HFFFF D1006⑤

MOV H007F D1007⑥

MOV H1234 D0001⑦

MOV H5678 D0002⑧

END(図7.2.3-1)
・サンプルプログラムの説明
SM403は，"RUN後，1スキャンのみON" する特殊リレーです。
① D0000のアドレスに，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレス(D1000)を設定。
② D1000のアドレスに，本器に接続するCPT-20Aの接続台数(10台)を設定。
③ D1001～D1004のアドレスに，各CPT-20Aに接続するCCT-235の接続台数(10台)を設定。
④ D1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.31～32)⑤ D1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.31～32)⑥ D1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目( P.31～32)⑦ D0001のアドレスに，固定値 4660(10進数)を設定。
⑧ D0002のアドレスに，固定値22136(10進数)を設定。

－23－

7.3

通信詳細

●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス0に本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)に本器に接続されるCPT-20Aの台数，各CPT20Aに接続されるCCT-235の台数，通信に使用する項目を設定します。
その後，アドレス1に4660(10進数)，アドレス2に22136(10進数)を設定します。
本器は電源投入後，PLCのアドレス(0～2)を読み続け，アドレス1の値が4660(10進数)，アドレス2の値が22136(10進数)になったのを確認し，アドレス0に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス＋19)のデータを読み取ります。
※参 考・ロータリースイッチで選択したPLC( P.8～9)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。
その既定レジスタの0番地に，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを，設定してください。
・本器は，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC(CPU)が通信手順を管理する必要が無くプログラムを簡素化することができます。
・PLCへの書込み／読込みは，1対象項目につき20ch分のデータを一括に行います。
・通信プロトコルは，形式4，ワード単位(コマンドW)です。
●PLCのデータメモリ構成
・計算機リンクユニット(AJ71UC24，A1SJ71UC24-R4)，シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の場合
レジスタ領域の先頭アドレスをR1000番地に設定，本器に接続されているCPT-20Aの数を5台，各CPT-20Aに接続されているCCT-235を10台，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
PLC

CIT-200 CPT-20A + CCT-235(10台)
機器番号0のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号1のCPT-20AにCCT-235を10台
R1001にAAAAHを設定
機器番号2のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号3のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台

R1002に000AHを設定

機器番号5以降のCPT-20Aは接続されていないので，R1002の161，162，163
およびR1003，R1004は0を設定します。
－24－

R1000番地の160(下位4bit)に本器に接続されているCPT-20Aの台数を設定します。
R1001～R1004番地にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
R1005番地～R1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
R1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
R1009番地～R1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
R1020番地以降は，R1005番地～R1007番地で設定した通信項目(主設定値から順)毎に，必要な点数
分を連続してアドレスに設定します。
ただし，R1005番地～R1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス
R0000
R0001
R0002

アドレス
R1000

R1001

R1002

R1003

内
容
通信で使用するレジスタ領域
アドレスを設定
通信パラメータ設定完了
フラグ1
通信パラメータ設定完了
フラグ2

設定範囲，情報1000(10進数)
固定値 4660(10進数)
固定値22136(10進数)

内
容
本器に接続するCPT-20Aの台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

設定範囲，情報
16 ：CPT-20Aの台数(1～10H)
161：無視する
162：無視する
163：無視する(例)CPT-20Aを5台接続する
ので0005Hとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 0のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 1のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 2のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 3のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号0～3のCPT-20AにCCT-235を10台接続するのでAAAAHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 4のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 5のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 6のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 7のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台接続する
ので000AHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 8のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 9のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号10のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号11のCPT-20A (1～AH)(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなりま
す。
－25－

0

アドレス
R1004

R1005

内
容
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

R1006

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

R1007

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)－26－

設定範囲，情報
160：機器番号12のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号13のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号14のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号15のCPT-20A (1～AH)

20 ：主設定値
21 ：主比例帯
22 ：積分時間
23 ：微分時間
24 ：警報1(上限)設定
25 ：警報2(下限)設定
26 ：主比例周期
27 ：ヒータ断線警報
28 ：制御動作の状態
29 ：オートチューニング指定
210：警報1(上限)動作すきま
211：警報2(下限)動作すきま
212：制御出力ON/OFF動作すきま
213：制御出力上限
214：制御出力下限
215：PV(入力)フィルタ
20 ：温度単位
21 ：制御動作(加熱／冷却)
22 ：警報1動作
23 ：警報2動作
24 ：ループ異常警報1動作巾
25 ：ループ異常警報1動作時間
26 ：アンチリセットワインドアップ
27 ：PD(手動)リセット
28 ：センサ補正
29 ：ループ異常警報2動作巾
210：ループ異常警報2動作時間
211：冷却比例帯
212：冷却比例周期
213：オーバラップ／デッドバンド
214：冷却動作モード
215：冷却出力ON/OFF動作すきま
20：PV(入力)値読取り
21：MV(操作量)値読取り
22：ヒータ電流値読取り
23：現在の状態1読取り
24：現在の状態2読取り
25：ソフトバージョン情報読取り
26：機種情報読取り
27～15：無視する

アドレス
R1008

内
容
設定値変更フラグを指定しますR1009～R1019
R1020～R1119

将来の機能拡張用
主設定値(SV)設定

R1120～R1219

主比例帯設定R1220～R1319

積分時間設定R1320～R1419

微分時間設定R1420～R1519

警報1(上限)設定

R1520～R1619

警報2(下限)設定

R1620～R1719

主出力比例周期設定

R1720～R1819

ヒータ断線警報設定

R1820～R1919

制御動作実行／停止

R1920～R2019

オートチューニング動作指定

R2020～R2119

警報1(上限)動作すきま設定

R2120～R2219

警報2(下限)動作すきま設定

R2220～R2319

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

R2320～R2419

制御出力上限設定

R2420～R2519

制御出力下限設定－27－

設定範囲，情報
0：変更無し1：全設定項目変更
2：主設定値変更
3：警報1,2，ヒータ断線警報設定値変更
4：主比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5：オートチューニング変更
6：制御動作(実行／停止)変更
7：警報1,2動作，主比例周期，冷却比例周期変更8：制御出力上限，下限変更
Ch1～Ch100の主設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の定格目盛の項を参照
Ch1～Ch100の主比例帯設定値
設定範囲：0.0～100.0％
Ch1～Ch100の積分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の微分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の警報1(上限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
Ch1～Ch100の警報2(下限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
Ch1～Ch100の主出力比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
Ch1～Ch100のヒータ断線警報設定値
設定範囲：0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]
Ch1～Ch100の制御動作実行／停止指定
0：制御停止 1：制御実行
Ch1～Ch100のオートチューニング動作指定
0：AT解除
1：AT実行
Ch1～Ch100の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000[直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000[直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000[直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力上限設定値
設定範囲：制御出力下限値～105％
Ch1～Ch100の制御出力下限設定値
設定範囲：-5％～制御出力上限値

アドレス
R2520～R2619
R2620～R2719
R2720～R2819
R2820～R2919

R2920～R3019
R3020～R3119

R3120～R3219

R3220～R3319

R3320～R3419

R3420～R3519

R3520～R3619

R3620～R3719

R3720～R3819

R3820～R3919

内容
PV(入力)フィルタ設定

設定範囲，情報
Ch1～Ch100のPV(入力)フィルタ設定値
設定範囲：0.0～10.0秒
温度単位設定Ch1～Ch100の温度単位設定値
0：1：
制御動作設定Ch1～Ch100の制御動作設定値
0：加熱動作 1：冷却動作
警報1動作選択
Ch1～Ch100の警報1動作選択値
0：無動作
1：上限
2：待機付上限
3：下限
4：待機付下限
5：上下限
6：待機付上下限
7：上下限範囲内
8：待機付上下限範囲内
9：絶対値上限
10：待機付絶対値上限
11：絶対値下限
12：待機付絶対値下限
警報2動作選択
Ch1～Ch100の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ
ループ異常警報1動作巾設定
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000[直流電圧，直流電流]
ループ異常警報1動作時間設
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作時間設定
定値
設定範囲：200分
アンチリセットワインドアッ Ch1～Ch100のアンチリセットワインドアッ
プ設定
プ設定値
設定範囲：0～100％
PD(手動)リセット
Ch1～Ch100のPD(手動)リセット値
設定範囲：±比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲
センサ補正
Ch1～Ch100のセンサ補正値
設定範囲：-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000[直流電圧，直流電流]
ループ異常警報2動作巾設定
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000[直流電圧，直流電流]
ループ異常警報2動作時間設 Ch1～Ch100のループ異常警報2動作時間設定
定値
設定範囲：200分
冷却比例帯設定
Ch1～Ch100の冷却比例帯設定値
設定範囲：加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)
冷却比例周期設定
Ch1～Ch100の冷却比例周期設定値
設定範囲：1～120秒

－28－

アドレス
R3920～R4019

内容
オーバラップ／デッドバンド
設定

R4020～R4119

冷却動作モード選択

R4120～R4219

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

R4220～R4319
R4320～R4419
R4420～R4519
R4520～R4619
R4620～R4719
R4720～R4819
R4820～R4919

PV(入力)値読取り
MV(操作量)値読取り
ヒータ電流値読取り
現在の状態1読取り
現在の状態2読取り
ソフトバージョン情報読取り
機種情報読取り設定範囲，情報
Ch1～Ch100のオーバラップ／デッドバンド
設定値
設定範囲：±(加熱側比例帯換算値)
Ch1～Ch100の冷却動作モード選択
0：空冷(リニア特性)
1：油冷(1.5乗特性)
2：水冷(2乗特性)
Ch1～Ch100の冷却出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000[直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のPV(入力)値読取り
Ch1～Ch100のMV(操作量)値読取り
Ch1～Ch100のヒータ電流値読取り
Ch1～Ch100の現在の状態1読取り
Ch1～Ch100の現在の状態2読取り
Ch1～Ch100のソフトバージョン情報
Ch1～Ch100の機種情報

例1: データメモリアドレスR1120には，Ch1の主比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスR1819には，Ch100のヒータ断線警報値を設定します。

－29－

・マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)，シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24)の場合
レジスタ領域の先頭アドレスをD1000番地に設定，本器に接続されているCPT-20Aの数を5台，各CPT-20Aに接続されているCCT-235を10台，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
PLC

CIT-200 CPT-20A + CCT-235(10台)
機器番号0のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号1のCPT-20AにCCT-235を10台
D1001にAAAAHを設定
機器番号2のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号3のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台

D1002に000AHを設定

機器番号5以降のCPT-20Aは接続されていないので，D1002の161，162，163
およびD1003，D1004は0を設定します。
D1000番地の160(下位4bit)に本器に接続されているCPT-20Aの台数を設定します。
D1001～D1004番地にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
D1005番地～D1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
D1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
D1009番地～D1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
D1020番地以降は，D1005番地～D1007番地で設定した通信項目(主設定値から順)毎に，必要な点数
分を連続してアドレスに設定します。
ただし，D1005番地～D1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス
D0000
D0001
D0002
D1000

内
容
通信で使用するレジスタ領域
アドレスを設定
通信パラメータ設定完了
フラグ1
通信パラメータ設定完了
フラグ2
本器に接続するCPT-20Aの台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)(例)CPT-20Aを5台接続する
ので0005Hとなります。

－30－

設定範囲，情報1000(10進数)
固定値 4660(10進数)
固定値22136(10進数)
160：CPT-20Aの台数(1～10H)
161：無視する
162：無視する
163：無視する

アドレス
D1001

内
容
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

設定範囲，情報
160：機器番号 0のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 1のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 2のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 3のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号0～3のCPT-20AにCCT-235を10台接続するのでAAAAHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 4のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 5のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 6のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 7のCPT-20A (1～AH)

D1003(例)機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台接続する
ので000AHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 8のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 9のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号10のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号11のCPT-20A (1～AH)

D1004(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号12のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号13のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号14のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号15のCPT-20A (1～AH)

D1005(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

D1002

－31－

20 ：主設定値
21 ：主比例帯
22 ：積分時間
23 ：微分時間
24 ：警報1(上限)設定
25 ：警報2(下限)設定
26 ：主比例周期
27 ：ヒータ断線警報
28 ：制御動作の状態
29 ：オートチューニング指定
210：警報1(上限)動作すきま
211：警報2(下限)動作すきま
212：制御出力ON/OFF動作すきま
213：制御出力上限
214：制御出力下限
215：PV(入力)フィルタ

アドレス
D1006

内
容
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

D1007

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

D1008

設定値変更フラグを指定しますD1009～D1019
D1020～D1119

将来の機能拡張用
主設定値(SV)設定

D1120～D1219

主比例帯設定D1220～D1319

積分時間設定D1320～D1419

微分時間設定D1420～D1519

警報1(上限)設定

D1520～D1619

警報2(下限)設定

設定範囲，情報
20 ：温度単位
21 ：制御動作(加熱／冷却)
22 ：警報1動作
23 ：警報2動作
24 ：ループ異常警報1動作巾
25 ：ループ異常警報1動作時間
26 ：アンチリセットワインドアップ
27 ：PD(手動)リセット
28 ：センサ補正
29 ：ループ異常警報2動作巾
210：ループ異常警報2動作時間
211：冷却比例帯
212：冷却比例周期
213：オーバラップ／デッドバンド
214：冷却動作モード
215：冷却出力ON/OFF動作すきま
20：PV(入力)値読取り
21：MV(操作量)値読取り
22：ヒータ電流値読取り
23：現在の状態1読取り
24：現在の状態2読取り
25：ソフトバージョン情報読取り
26：機種情報読取り
27～15：無視する
0：変更無し1：全設定項目変更
2：主設定値変更
3：警報1,2，ヒータ断線警報設定値変更
4：主比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5：オートチューニング変更
6：制御動作(実行／停止)変更
7：警報1,2動作，主比例周期，冷却比例周期変更8：制御出力上限，下限変更
Ch1～Ch100の主設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の定格目盛の項を参照
Ch1～Ch100の主比例帯設定値
設定範囲：0.0～100.0％
Ch1～Ch100の積分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の微分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の警報1(上限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
Ch1～Ch100の警報2(下限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照

－32－

アドレス
D1620～D1719

内容
主出力比例周期設定

D1720～D1819

ヒータ断線警報設定

D1820～D1919

制御動作実行／停止

D1920～D2019

オートチューニング動作指定

D2020～D2119

警報1(上限)動作すきま設定

D2120～D2219

警報2(下限)動作すきま設定

D2220～D2319

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

D2320～D2419

制御出力上限設定

D2420～D2519

制御出力下限設定

D2520～D2619

PV(入力)フィルタ設定

D2620～D2719

温度単位設定D2720～D2819

制御動作設定D2820～D2919

警報1動作選択D2920～D3019

警報2動作選択D3020～D3119

ループ異常警報1動作巾設定－33－

設定範囲，情報
Ch1～Ch100の主出力比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
Ch1～Ch100のヒータ断線警報設定値
設定範囲：0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]
Ch1～Ch100の制御動作実行／停止指定
0：制御停止 1：制御実行
Ch1～Ch100のオートチューニング動作指定
0：AT解除
1：AT実行
Ch1～Ch100の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力上限設定値
設定範囲：制御出力下限値～105％
Ch1～Ch100の制御出力下限設定値
設定範囲：-5％～制御出力上限値
Ch1～Ch100のPV(入力)フィルタ設定値
設定範囲：0.0～10.0秒
Ch1～Ch100の温度単位設定値
0：1：
Ch1～Ch100の制御動作設定値
0：加熱動作 1：冷却動作
Ch1～Ch100の警報1動作選択値
0：無動作
1：上限
2：待機付上限
3：下限
4：待機付下限
5：上下限
6：待機付上下限
7：上下限範囲内
8：待機付上下限範囲内
9：絶対値上限
10：待機付絶対値上限
11：絶対値下限
12：待機付絶対値下限
Ch1～Ch100の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

アドレス
D3120～D3219

内容
ループ異常警報1動作時間設定D3220～D3319

アンチリセットワインドアップ設定

D3320～D3419

PD(手動)リセット

D3420～D3519

センサ補正

D3520～D3619

ループ異常警報2動作巾設定

D3620～D3719

ループ異常警報2動作時間設定D3720～D3819

冷却比例帯設定

D3820～D3919

冷却比例周期設定

D3920～D4019

オーバラップ／デッドバンド
設定

D4020～D4119

冷却動作モード選択

D4120～D4219

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

D4220～D4319
D4320～D4419
D4420～D4519
D4520～D4619
D4620～D4719
D4720～D4819
D4820～D4919

PV(入力)値読取り
MV(操作量)値読取り
ヒータ電流値読取り
現在の状態1読取り
現在の状態2読取り
ソフトバージョン情報読取り
機種情報読取り設定範囲，情報
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲：200分
Ch1～Ch100のアンチリセットワインドアッ
プ設定値
設定範囲：0～100％
Ch1～Ch100のPD(手動)リセット値
設定範囲：±比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲
Ch1～Ch100のセンサ補正値
設定範囲：-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲：200分
Ch1～Ch100の冷却比例帯設定値
設定範囲：加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)
Ch1～Ch100の冷却比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
Ch1～Ch100のオーバラップ／デッドバンド
設定値
設定範囲：±(加熱側比例帯換算値)
Ch1～Ch100の冷却動作モード選択
0：空冷(リニア特性)
1：油冷(1.5乗特性)
2：水冷(2乗特性)
Ch1～Ch100の冷却出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のPV(入力)値読取り
Ch1～Ch100のMV(操作量)値読取り
Ch1～Ch100のヒータ電流値読取り
Ch1～Ch100の現在の状態1読取り
Ch1～Ch100の現在の状態2読取り
Ch1～Ch100のソフトバージョン情報
Ch1～Ch100の機種情報

例1: データメモリアドレスD1120には，Ch1の主比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスD1819には，Ch100のヒータ断線警報値を設定します。

－34－

●PLCでの処理
・設定値変更フラグの設定
PLCからの設定値変更は以下の手順で行います。(図7.3-1)①CCT-235の設定値等を変更する場合，変更したい項目が割付けられているデータメモリの値を変更し，設定値変更フラグに下記値(1～8)を設定します。
1: 全設定2: 主設定3: 警報1, 2，ヒータ断線警報設定
4: 主比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ/デッドバンド
5: オートチューニング
6: 制御動作(実行/停止)
7: 警報1,2動作指定，主比例周期，冷却比例周期8: 制御出力上限，下限②本器は，設定値変更フラグのデータ項目に書込まれた値によってPLCのレジスタ領域から変更された設定値を読取り(③)，CPT-20Aを介してCCT-235に設定します(④)。
⑤読み取り終了後，本器が設定値変更フラグの値を0に設定します。
※本器は，データの設定許容範囲を調べないので，データメモリ上の設定データは，CCT-235の各種設定範囲内の設定値を設定してください。

PLC

CIT-200①設定値変更フラグに値(1～8)を設定する②設定値変更フラグの値(1～8)を読取る③PLCより各設定値を読取る④読取った設定値を各CPT-20Aに設定⑥設定値変更フラグ
が0になる

CPT-20A

CCT-235設定された設定値を
各CCT-235に設定

設定変更を行う⑤設定値変更フラグに0を設定する(図7.3-1)
・PV値の読み取り
CIT-200は，CCT-235のPV値を読み取り，「PV(入力)値読み取り」が割付けられたPLCのレジスタ
領域にPV値を書き込みます。

注

意

本器は，最大16ブロック(320点)の温度モニタができますが，PLCのデータメモリ容量を超えるデータ数を格納しようとすると，通信エラーが発生し正常に動作しなくなります。
本器のデータ数は，PLCのデータメモリ容量以下にしてください。
PLCのデータメモリ容量は，各PLCのマニュアルを参照してください。

－35－

8. オムロン株式会社製 PLC と通信する
8.1 上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)の仕様設定
LK202-V1
RUN
RCV

CH
XMT
ERROR

①
SW1

SW2

SW3

SW4

③

②

⑤

ＯＮ

⑥

④

ＯＦＦ

計器正面

計器内部

(図8.1-1)① 機器番号(10位)を設定します。
0に設定してください② 機器番号( 1位)を設定します。
0に設定してください③ 通信速度の設定をします。
スイッチNo.5[9,600bps]または6[19,200bps]に設定してください④ コマンドレベル／パリティ／伝送コードの設定をします。
スイッチNo.2に設定してください⑤ 終端抵抗接続有無の設定をします。
接続有り[ON]に設定してください⑥ 1:1，1:N手順の設定をします。
1:N手順[OFF]に設定してください

8.2 上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入後，Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
サンプルプログラム(図8.2-1)を参考にして，作成してください。(最初の1スキャンのみサンプルプ
ログラムを実行するようにしてください)※参 考
PLCのファイルレジスタのアドレス(DM0000～DM0002)は，温度制御に使用する先頭アドレスを設定する為，必ず空けておいてください。

－36－

・サンプルプログラム

25315

サンプルプログラムの説明

MOV
#03E8
DM0000

①

MOV
#000A
DM1000②① DM0000のアドレスに，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレス(DM1000)を設定。
② DM1000のアドレスに，本器に接続するCCT-235の接続台数(10台)を設

MOV
#AAAA
DM1001定。
③ DM1001～DM1004のアドレスに，

MOV
#AAAA
DM1002

各CPT-20A に接続するCCT-235の
③

MOV
#00AA
DM1003

接続台数(10台)を設定。
④ DM1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。
通信項目は( P.42)を参照。

MOV
#0000
DM1004⑤ DM1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。

MOV
#FFFF
DM1005④

通信項目は( P.42)を参照。
⑥ DM1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。

MOV
#FFFF
DM1006

⑤

MOV
#007F
DM1007⑥

通信項目は( P.42)を参照。
⑦ DM0001のアドレスに，固定値4660(10進数)を設定。
⑧ DM0002のアドレスに，固定値

MOV
#1234
DM0001

⑦

MOV
#5678
DM0002⑧22136(10進数)を設定。

END(図8.2-1)－37－

8.3 通信詳細●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス0に本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)に本器入力接続されるCPT-20Aの台数，各CPT-20Aに接続されるCCT-235の台数，通信に使用する項目を設定します。
その後，アドレス1に4660(10進数)，アドレス2に22136(10進数)を設定します。
本器は電源投入後，PLCのアドレス(0～2)を読み続け，アドレス1の値が4660(10進数)，アドレス2の値が22136(10進数)になったのを確認し，アドレス0に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス＋19)のデータを読み取ります。
※参 考・ロータリースイッチで選択したPLC( P. 8～9)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。
その既定レジスタの0番地に，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを，設定してください。
・本器は，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC(CPU)が通信手順を管理する必要が無くプログラムを簡素化することができます。
・PLCへの書込み／読込みは，1対象項目につき20ch分のデータを一括に行います。
●PLCのデータメモリ構成
・上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)の場合
レジスタ領域の先頭アドレスをDM1000番地に設定，本器に接続されているCPT-20Aの台数を5台，各CPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を10台，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
PLC

CIT-200 CPT-20A + CCT-235(10台)
機器番号0のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号1のCPT-20AにCCT-235を10台
DM1001にAAAAHを設定
機器番号2のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号3のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台

DM1002に000AHを設定

機器番号5以降のCPT-20Aは接続されていないので，DM1002の161，162，163
およびDM1003，DM1004は0を設定します。

－38－

DM1000番地の160(下位4bit)に本器に接続されているCPT-20Aの台数を設定します。
DM1001～DM1004番地にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
DM1005番地～DM1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
DM1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
DM1009番地～DM1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
DM1020番地以降は，DM1005番地～DM1007番地で設定した通信項目(主設定値から順)毎に，必要な点数分を連続してアドレスに設定します。
ただし，DM1005番地～DM1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス
DM0000DM0001DM0002

アドレス
DM1000DM1001DM1002

DM1003内容通信で使用するレジスタ領域
アドレスを設定
通信パラメータ設定完了
フラグ1
通信パラメータ設定完了
フラグ2

設定範囲，情報1000(10進数)
固定値 4660(10進数)
固定値22136(10進数)

内
容
本器に接続するCPT-20Aの台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

設定範囲，情報
16 ：CPT-20Aの台数(1～10H)
161：無視する
162：無視する
163：無視する(例)CPT-20Aを5台接続する
ので0005Hとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 0のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 1のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 2のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 3のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号0～3のCPT-20AにCCT-235を10台接続するのでAAAAHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 4のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 5のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 6のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 7のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台接続する
ので000AHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 8のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 9のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号10のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号11のCPT-20A (1～AH)(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなりま
す。
－39－

0

アドレス
DM1004

DM1005

内容
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

DM1006

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

DM1007

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)－40－

設定範囲，情報
160：機器番号12のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号13のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号14のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号15のCPT-20A (1～AH)

20 ：主設定値
21 ：主比例帯
22 ：積分時間
23 ：微分時間
24 ：警報1(上限)設定
25 ：警報2(下限)設定
26 ：主比例周期
27 ：ヒータ断線警報
28 ：制御動作の状態
29 ：オートチューニング指定
210：警報1(上限)動作すきま
211：警報2(下限)動作すきま
212：制御出力ON/OFF動作すきま
213：制御出力上限
214：制御出力下限
215：PV(入力)フィルタ
20 ：温度単位
21 ：制御動作(加熱／冷却)
22 ：警報1動作
23 ：警報2動作
24 ：ループ異常警報1動作巾
25 ：ループ異常警報1動作時間
26 ：アンチリセットワインドアップ
27 ：PD(手動)リセット
28 ：センサ補正
29 ：ループ異常警報2動作巾
210：ループ異常警報2動作時間
211：冷却比例帯
212：冷却比例周期
213：オーバラップ／デッドバンド
214：冷却動作モード
215：冷却出力ON/OFF動作すきま
20：PV(入力)値読取り
21：MV(操作量)値読取り
22：ヒータ電流値読取り
23：現在の状態1読取り
24：現在の状態2読取り
25：ソフトバージョン情報読取り
26：機種情報読取り
27～15：無視するアドレス
DM1008内容
設定値変更フラグを指定しますDM1009～DM1019DM1020～DM1119将来の機能拡張用

DM1120～DM1219DM1220～DM1319DM1320～DM1419DM1420～DM1519DM1520～DM1619DM1620～DM1719DM1720～DM1819DM1820～DM1919
DM1920～DM2019DM2020～DM2119DM2120～DM2219DM2220～DM2319DM2320～DM2419DM2420～DM2519

主設定値(SV)設定

設定範囲，情報
0：変更無し1：全設定項目変更
2：主設定値変更
3：警報1,2，ヒータ断線警報設定値変更
4：主比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5：オートチューニング変更
6：制御動作(実行／停止)変更
7：警報1,2動作，主比例周期，冷却比例周期変更8：制御出力上限，下限変更

Ch1～Ch100の主設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の定格目盛の項を参照
主比例帯設定Ch1～Ch100の主比例帯設定値
設定範囲：0.0～100.0％
積分時間設定Ch1～Ch100の積分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
微分時間設定Ch1～Ch100の微分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
警報1(上限)設定
Ch1～Ch100の警報1(上限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
警報2(下限)設定
Ch1～Ch100の警報2(下限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
主出力比例周期設定
Ch1～Ch100の主出力比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
ヒータ断線警報設定
Ch1～Ch100のヒータ断線警報設定値
設定範囲：0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]
制御動作実行／停止
Ch1～Ch100の制御動作実行／停止指定
0：制御停止 1：制御実行
オートチューニング動作指定 Ch1～Ch100のオートチューニング動作指定
0：AT解除
1：AT実行
警報1(上限)動作すきま設定
Ch1～Ch100の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
警報2(下限)動作すきま設定
Ch1～Ch100の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
制御出力ON/OFF動作すきま Ch1～Ch100の制御出力ON/OFF動作すきま設
設定
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
制御出力上限設定
Ch1～Ch100の制御出力上限設定値
設定範囲：制御出力下限値～105％
制御出力下限設定
Ch1～Ch100の制御出力下限設定値
設定範囲：-5％～制御出力上限値
－41－

アドレス
DM2520～DM2619DM2620～DM2719DM2720～DM2819DM2820～DM2919内容PV(入力)フィルタ設定

DM2920～DM3019DM3020～DM3119警報2動作選択DM3120～DM3219ループ異常警報1動作時間設
定DM3220～DM3319アンチリセットワインドアップ設定

DM3320～DM3419PD(手動)リセット

DM3420～DM3519センサ補正

DM3520～DM3619ループ異常警報2動作巾設定

DM3620～DM3719ループ異常警報2動作時間設
定DM3720～DM3819冷却比例帯設定

DM3820～DM3919冷却比例周期設定

温度単位設定制御動作設定警報1動作選択ループ異常警報1動作巾設定－42－

設定範囲，情報
Ch1～Ch100のPV(入力)フィルタ設定値
設定範囲：0.0～10.0秒
Ch1～Ch100の温度単位設定値
0：1：
Ch1～Ch100の制御動作設定値
0：加熱動作 1：冷却動作
Ch1～Ch100の警報1動作選択値
0：無動作
1：上限
2：待機付上限
3：下限
4：待機付下限
5：上下限
6：待機付上下限
7：上下限範囲内
8：待機付上下限範囲内
9：絶対値上限
10：待機付絶対値上限
11：絶対値下限
12：待機付絶対値下限
Ch1～Ch100の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲：200分
Ch1～Ch100のアンチリセットワインドアッ
プ設定値
設定範囲：0～100％
Ch1～Ch100のPD(手動)リセット値
設定範囲：±比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲
Ch1～Ch100のセンサ補正値
設定範囲：-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲：200分
Ch1～Ch100の冷却比例帯設定値
設定範囲：加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)
Ch1～Ch100の冷却比例周期設定値
設定範囲：1～120秒

アドレス
DM3920～DM4019内容
オーバラップ／デッドバンド
設定

DM4020～DM4119冷却動作モード選択

DM4120～DM4219冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

DM4220～DM4319DM4320～DM4419DM4420～DM4519DM4520～DM4619DM4620～DM4719DM4720～DM4819DM4820～DM4919PV(入力)値読取り

設定範囲，情報
Ch1～Ch100のオーバラップ／デッドバンド
設定値
設定範囲：±(加熱側比例帯換算値)
Ch1～Ch100の冷却動作モード選択
0：空冷(リニア特性)
1：油冷(1.5乗特性)
2：水冷(2乗特性)
Ch1～Ch100の冷却出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のPV(入力)値読取り

MV(操作量)値読取り

Ch1～Ch100のMV(操作量)値読取り

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch100のヒータ電流値読取り

現在の状態1読取り

Ch1～Ch100の現在の状態1読取り

現在の状態2読取り

Ch1～Ch100の現在の状態2読取り

ソフトバージョン情報読取り

Ch1～Ch100のソフトバージョン情報

機種情報読取り

Ch1～Ch100の機種情報

例1: データメモリアドレスDM1120には，Ch1の比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスDM1819には，Ch100のヒータ断線警報値を設定します。
●PLCでの処理
PLCでの処理は，( P.35)を参照してください。

－43－

9. 富士電機株式会社製 PLC と通信する
9.1 汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の仕様設定
O
N

RS4

①
×10
ADDRESS
×1

SDA

②
⑤

③

SDB

1 2 3 4 5 6 7 8

RUN
SND
RCV
DVE

ＯＮ

RDA
RDB

ＯＦＦ

SG

④

2

7 8 9A

E

F0 1

FG

3 4 56

B C D

計器正面

計器内部

(図9.1-1)① 機器番号(10 位)を設定します。
0 に設定してください。
② 機器番号(1 位)を設定します。
0 に設定してください。
③ 伝送仕様を設定します。(表 9.1-1)を参照してください。
ボーレートの設定は，9,600bps または 19,200bps のどちらか 1 つに設定してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

④ 伝送モードを設定します。
スイッチ No.3 に設定してください。
⑤ 終端抵抗接続の有無を設定します。
接続有り(ON)に設定してください。

(表9.1-1)
ﾎﾞｰﾚｰﾄ(bps)

300

600

1,200

2,400

4,800

9,600

19,200 未使用

1
2
3

OFF
OFF
OFF

ON
OFF
OFF

OFF
ON
OFF

ON
ON
OFF

OFF
OFF
ON

ON
OFF
ON

OFF
ON
ON

SW No.

SW No.
4
5
6
7
8

設定項目
ストップビット
データ長
偶数ﾊﾟﾘﾃｨ／奇数ﾊﾟﾘﾃｨ
パリティビット
初期設定－44－

設定スイッチ ON
1 ビット
7 ビット
偶数
あり
スイッチ設定有効ON
ON
ON

設定スイッチ OFF
2 ビット
8 ビット
奇数
なし
イニシャルファイル9.2 汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の初期設定① ユーザファイル領域を，システム定義で定義(ファイル番号：W30，ファイル範囲：通信に必要なデータ数，データ形式：SI)してください。
詳しくは，富士プログラムコントローラ(MICREX-F)，ユーザーズマニュアル＜命令編＞を参照してください。
② Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入後，1スキャンのみ必ず初期設定(Cシリーズ各種設定
項目等のデータを格納するアドレス)を行うプログラムを，PLCに設定してください。
初期設定(Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレス)を設定しないと通信できません。
※参 考
PLCのファイルレジスタのアドレス(W30.0000～W30.0002)は，温度制御に使用する先頭アドレスを設定する為，必ず空けておいてください。

9.3 通信詳細●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス0に本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)に本器に接続されるCPT-20Aの台数，各CPT20Aに接続されるCCT-235の台数，通信に使用する項目を設定します。
その後，アドレス1に4660(10進数)，アドレス2に22136(10進数)を設定します。
本器は電源投入後，PLCのアドレス(0～2)を読み続け，アドレス1の値が4660(10進数)，アドレス2の値が22136(10進数)になったのを確認し，アドレス0に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス＋19)のデータを読み取ります。
データの書込み／読込み先はファイルメモリ“W30～”領域を使用します。(PLC側よりファイルメ
モリの領域設定が必要)
詳しくは，富士プログラムコントローラ(MICREX-F)，ユーザーズマニュアル＜命令編＞を参照して
ください。
※参 考
・ロータリースイッチで選択したPLC( P. 8～9)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。
その既定レジスタの0番地に，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを，設定してください。
・本器は，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC(CPU)が通信手順を管理する必要が無くプログラムを簡素化することができます。
・PLCへの書込み／読込みは，1対象項目につき20ch分のデータを一括に行います。

－45－

●PLCのデータメモリ構成
・汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の場合
レジスタ領域の先頭アドレスをW30.1000番地に設定，本器に接続されるCPT-20Aの台数を5台，各CPT-20Aに接続されるCCT-235の台数を10台，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
PLC

CIT-200 CPT-20A + CCT-235(10台)
機器番号0のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号1のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号2のCPT-20AにCCT-235を10台

W30.1001にAAAAHを設定

機器番号3のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台

W30.1002に000AHを設定

機器番号5以降のCPT-20Aは接続されていないので，W30.1002の161，162，
163およびW30.1003，W30.1004は0を設定します。
W30.1000番地の160(下位4bit)に本器に接続されているCPT-20Aの台数を設定します。
W30.1001～W30.1004番地にCPT-20Aに接続しているCCT-235の台数を設定します。
W30.1005番地～W30.1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
W30.1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
W30.1009番地～W30.1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
W30.1020番地以降は，W30.1005番地～W30.1007番地で設定した通信項目(主設定値から順)毎に，必要な点数分を連続してアドレスに設定します。
ただし，W30.1005番地～W30.1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てら
れません。
アドレス
W30.0000
W30.0001
W30.0002
W30.1000

内容
通信で使用するレジスタ領域
アドレスを設定
通信パラメータ設定完了
フラグ1
通信パラメータ設定完了
フラグ2
本器に接続するCPT-20Aの台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)(例)CPT-20Aを5台接続する
ので0005Hとなります。
－46－

設定範囲，情報1000(10進数)
固定値 4660(10進数)
固定値22136(10進数)
160：CPT-20Aの台数(1～10H)
161：無視する
162：無視する
163：無視するアドレス
W30.1001

内容
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

設定範囲，情報
160：機器番号 0のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 1のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 2のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 3のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号0～3のCPT-20AにCCT-235を10台接続するのでAAAAHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 4のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 5のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 6のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 7のCPT-20A (1～AH)

W30.1003(例)機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台接続する
ので000AHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 8のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 9のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号10のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号11のCPT-20A (1～AH)

W30.1004(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号12のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号13のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号14のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号15のCPT-20A (1～AH)

W30.1005(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

W30.1002－47－

20 ：主設定値
21 ：主比例帯
22 ：積分時間
23 ：微分時間
24 ：警報1(上限)設定
25 ：警報2(下限)設定
26 ：主比例周期
27 ：ヒータ断線警報
28 ：制御動作の状態
29 ：オートチューニング指定
210：警報1(上限)動作すきま
211：警報2(下限)動作すきま
212：制御出力ON/OFF動作すきま
213：制御出力上限
214：制御出力下限
215：PV(入力)フィルタ

アドレス
W30.1006

内容
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

W30.1007

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

W30.1008

設定値変更フラグを指定しますW30.1009～
W30.1019
W30.1020～
W30.1119

将来の機能拡張用

W30.1120～
W30.1219
W30.1220～
W30.1319
W30.1320～
W30.1419
W30.1420～
W30.1519

主比例帯設定W30.1520～
W30.1619

警報2(下限)設定

主設定値(SV)設定

設定範囲，情報
20 ：温度単位
21 ：制御動作(加熱／冷却)
22 ：警報1動作
23 ：警報2動作
24 ：ループ異常警報1動作巾
25 ：ループ異常警報1動作時間
26 ：アンチリセットワインドアップ
27 ：PD(手動)リセット
28 ：センサ補正
29 ：ループ異常警報2動作巾
210：ループ異常警報2動作時間
211：冷却比例帯
212：冷却比例周期
213：オーバラップ／デッドバンド
214：冷却動作モード
215：冷却出力ON/OFF動作すきま
20：PV(入力)値読取り
21：MV(操作量)値読取り
22：ヒータ電流値読取り
23：現在の状態1読取り
24：現在の状態2読取り
25：ソフトバージョン情報読取り
26：機種情報読取り
27～15：無視する
0：変更無し1：全設定項目変更
2：主設定値変更
3：警報1,2，ヒータ断線警報設定値変更
4：主比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5：オートチューニング変更
6：制御動作(実行／停止)変更
7：警報1,2動作，主比例周期，冷却比例周期変更8：制御出力上限，下限変更

Ch1～Ch100の主設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の定格目盛の項を参照
Ch1～Ch100の主比例帯設定値
設定範囲：0.0～100.0％
Ch1～Ch100の積分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の微分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の警報1(上限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
Ch1～Ch100の警報2(下限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照

積分時間設定微分時間設定警報1(上限)設定

－48－

アドレス
W30.1620～
W30.1719
W30.1720～
W30.1819

内容
主出力比例周期設定

W30.1820～
W30.1919
W30.1920～
W30.2019
W30.2020～
W30.2119

制御動作実行／停止

W30.2120～
W30.2219

警報2(下限)動作すきま設定

W30.2220～
W30.2319

制御出力ON/OFF動作すきま設定

W30.2320～
W03.2419
W30.2420～
W30.2519
W30.2520～
W30.2619
W30.2620～
W30.2719
W30.2720～
W30.2819
W30.2820～
W30.2919

制御出力上限設定

W30.2920～
W30.3019
W30.3020～
W30.3119警報2動作選択

W30.3120～
W30.3219

ループ異常警報1動作時間設
定

ヒータ断線警報設定

オートチューニング動作指定
警報1(上限)動作すきま設定

制御出力下限設定
PV(入力)フィルタ設定
温度単位設定制御動作設定警報1動作選択ループ異常警報1動作巾設定－49－

設定範囲，情報
Ch1～Ch100の主出力比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
Ch1～Ch100のヒータ断線警報設定値
設定範囲：0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]
Ch1～Ch100の制御動作実行／停止指定
0：制御停止 1：制御実行
Ch1～Ch100のオートチューニング動作指定
0：AT解除
1：AT実行
Ch1～Ch100の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力上限設定値
設定範囲：制御出力下限値～105％
Ch1～Ch100の制御出力下限設定値
設定範囲：-5％～制御出力上限値
Ch1～Ch100のPV(入力)フィルタ設定値
設定範囲：0.0～10.0秒
Ch1～Ch100の温度単位設定値
0：1：
Ch1～Ch100の制御動作設定値
0：加熱動作 1：冷却動作
Ch1～Ch100の警報1動作選択値
0：無動作
1：上限
2：待機付上限
3：下限
4：待機付下限
5：上下限
6：待機付上下限
7：上下限範囲内
8：待機付上下限範囲内
9：絶対値上限
10：待機付絶対値上限
11：絶対値下限
12：待機付絶対値下限
Ch1～Ch100の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲：200分

アドレス
W30.3220～
W30.3319
W30.3320～
W30.3419
W30.3420～
W30.3519

W30.3520～
W30.3619
W30.3620～
W30.3719
W30.3720～
W30.3819
W30.3820～
W30.3919
W30.3920～
W30.4019
W30.4020～
W30.4119

W30.4120～
W30.4219

W30.4220～
W30.4319
W30.4320～
W30.4419
W30.4420～
W30.4519
W30.4520～
W30.4619
W30.4620～
W30.4719
W30.4720～
W30.4819
W30.4820～
W30.4919

内
容
設定範囲，情報アンチリセットワインドアッ Ch1～Ch100のアンチリセットワインドアッ
プ設定値
プ設定
設定範囲：0～100％
Ch1～Ch100のPD(手動)リセット値
PD(手動)リセット
設定範囲：±比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲
Ch1～Ch100のセンサ補正値
センサ補正
設定範囲：
-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作巾設定値
ループ異常警報2動作巾設定
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作時間設定
ループ異常警報2動作時間設
値
定
設定範囲：200分
Ch1～Ch100の冷却比例帯設定値
冷却比例帯設定
設定範囲：加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)
Ch1～Ch100の冷却比例周期設定値
冷却比例周期設定
設定範囲：1～120秒
オーバラップ／デッドバンド Ch1～Ch100のオーバラップ／デッドバンド
設定値
設定
設定範囲：±(加熱側比例帯換算値)
Ch1～Ch100の冷却動作モード選択
冷却動作モード選択
0：空冷(リニア特性)
1：油冷(1.5乗特性)
2：水冷(2乗特性)
冷却出力ON/OFF動作すきま Ch1～Ch100の冷却出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
PV(入力)値読取り
Ch1～Ch100のPV(入力)値読取り
MV(操作量)値読取り

Ch1～Ch100のMV(操作量)値読取り

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch100のヒータ電流値読取り

現在の状態1読取り

Ch1～Ch100の現在の状態1読取り

現在の状態2読取り

Ch1～Ch100の現在の状態2読取り

ソフトバージョン情報読取り

Ch1～Ch100のソフトバージョン情報

機種情報読取り

Ch1～Ch100の機種情報

例1: データメモリアドレスW30.1120には，Ch1の比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスW30.1819には，Ch100のヒータ断線警報値を設定します。
●PLCでの処理
PLCでの処理は，( P.35)を参照してください。
－50－

10. 横河電機株式会社製 PLC と通信する
10.1 パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の仕様設定
仕様設定および配線は，パソコンリンクモジュール取扱説明書を参照してください。
① ステーション番号設定スイッチ(10位)を設定します。0に設定してください。
② ステーション番号設定スイッチ(1位)を設定します。1に設定してください。
③ 終端抵抗スイッチを設定します。4-WIRE(4線式)を選択してください。
④ 伝送速度設定スイッチを設定します。
ボーレートの設定は，9,600bpsまたは19,200bpsのどちらかに設定してください。
⑤ データ形式設定スイッチを設定します。(表10.1-1)を参照してください。
に設定してください。
(表10.1-1)
番号
1
2
3
4
5
6
7
8

機能
データ長
パリティビット
奇数パリティ／偶数パリティ
ストップビット
チェックサム
終端文字指定プロテクト機能OFF で使用してください。

設定スイッチ OFF
7 ビット
なし
奇数
1 ビット
なし
なし
なし

設定スイッチ ON
8 ビット
あり
偶数
2 ビット
あり
あり
あり

10.2 パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入時に，1スキャンのみ必ず初期設定(Cシリーズ各種設定項目
等のデータを格納するアドレス)を行うプログラムを，PLCに設定してください。
初期設定(Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレス)を設定しないと通信できません。

10.3 通信詳細●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス1に本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)に本器に接続されるCPT-20Aの台数，各CPT20Aに接続されるCCT-235の台数，通信に使用する項目を設定します。
その後，アドレス2に4660(10進数)，アドレス3に22136(10進数)を設定します。
本器は電源投入後，PLCのアドレス(1～3)を読み続け，アドレス2の値が4660(10進数)，アドレス3の値が22136(10進数)になったのを確認し，アドレス1に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス＋19)のデータを読み取ります。
※参 考・ロータリースイッチで選択したPLC( P. 8～9)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。
その既定レジスタの1番地に，本器と通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを，設定してください。
・本器は，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC(CPU)が通信手順を管理する必要が無くプログラムを簡素化することができます。
・PLCへの書込み／読込みは，1対象項目につき20ch分のデータを一括に行います。
－51－

●PLCのデータメモリ構成
レジスタ領域の先頭アドレスをD1000番地に設定，本器に接続されているCPT-20Aの数を5台，各CPT-20Aに接続されているCCT-235を10台，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
PLC

CIT-200 CPT-20A + CCT-235(10台)
機器番号0のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号1のCPT-20AにCCT-235を10台
D1001にAAAAHを設定
機器番号2のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号3のCPT-20AにCCT-235を10台
機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台

D1002に000AHを設定

機器番号5以降のCPT-20Aは接続されていないので，D1002の161，162，163
およびD1003，D1004は0を設定します。
D1000番地の160(下位4bit)に本器に接続されているCPT-20Aの台数を設定します。
D1001～D1004番地にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
D1005番地～D1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
D1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
D1009番地～D1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
D1020番地以降は，D1005番地～D1007番地で設定した通信項目(主設定値から順)毎に，必要な点数
分を連続してアドレスに設定します。
ただし，D1005番地～D1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス
D0001
D0002
D0003
D1000

内
容
通信で使用するレジスタ領域
アドレスを設定
通信パラメータ設定完了
フラグ1
通信パラメータ設定完了
フラグ2
本器に接続するCPT-20Aの台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)(例)CPT-20Aを5台接続する
ので0005Hとなります。

－52－

設定範囲，情報1000(10進数)
固定値 4660(10進数)
固定値22136(10進数)
160：CPT-20Aの台数(1～10H)
161：無視する
162：無視する
163：無視する

アドレス
D1001

内
容
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

設定範囲，情報
160：機器番号 0のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 1のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 2のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 3のCPT-20A (1～AH)(例)機器番号0～3のCPT-20AにCCT-235を10台接続するのでAAAAHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 4のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 5のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号 6のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号 7のCPT-20A (1～AH)

D1003(例)機器番号4のCPT-20AにCCT-235を10台接続する
ので000AHとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号 8のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号 9のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号10のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号11のCPT-20A (1～AH)

D1004(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台とします)

160：機器番号12のCPT-20A (1～AH)
161：機器番号13のCPT-20A (1～AH)
162：機器番号14のCPT-20A (1～AH)
163：機器番号15のCPT-20A (1～AH)

D1005(例)CPT-20Aは接続していな
いので0000Hとなります。
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

D1002

－53－

20 ：主設定値
21 ：主比例帯
22 ：積分時間
23 ：微分時間
24 ：警報1(上限)設定
25 ：警報2(下限)設定
26 ：主比例周期
27 ：ヒータ断線警報
28 ：制御動作の状態
29 ：オートチューニング指定
210：警報1(上限)動作すきま
211：警報2(下限)動作すきま
212：制御出力ON/OFF動作すきま
213：制御出力上限
214：制御出力下限
215：PV(入力)フィルタ

アドレス
D1006

内
容
通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

D1007

通信項目の有効／無効選択フ
ラグを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1で有効，0で無効)

D1008

設定値変更フラグを指定しますD1009～D1019
D1020～D1119

将来の機能拡張用
主設定値(SV)設定

D1120～D1219

主比例帯設定D1220～D1319

積分時間設定D1320～D1419

微分時間設定D1420～D1519

警報1(上限)設定

D1520～D1619

警報2(下限)設定

設定範囲，情報
20 ：温度単位
21 ：制御動作(加熱／冷却)
22 ：警報1動作
23 ：警報2動作
24 ：ループ異常警報1動作巾
25 ：ループ異常警報1動作時間
26 ：アンチリセットワインドアップ
27 ：PD(手動)リセット
28 ：センサ補正
29 ：ループ異常警報2動作巾
210：ループ異常警報2動作時間
211：冷却比例帯
212：冷却比例周期
213：オーバラップ／デッドバンド
214：冷却動作モード
215：冷却出力ON/OFF動作すきま
20：PV(入力)値読取り
21：MV(操作量)値読取り
22：ヒータ電流値読取り
23：現在の状態1読取り
24：現在の状態2読取り
25：ソフトバージョン情報読取り
26：機種情報読取り
27～15：無視する
0：変更無し1：全設定項目変更
2：主設定値変更
3：警報1,2，ヒータ断線警報設定値変更
4：主比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5：オートチューニング変更
6：制御動作(実行／停止)変更
7：警報1,2動作，主比例周期，冷却比例周期変更8：制御出力上限，下限変更
Ch1～Ch100の主設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の定格目盛の項を参照
Ch1～Ch100の主比例帯設定値
設定範囲：0.0～100.0％
Ch1～Ch100の積分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の微分時間設定値
設定範囲：0～3600秒
Ch1～Ch100の警報1(上限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照
Ch1～Ch100の警報2(下限)設定値
設定範囲：Cシリーズ取扱説明書“11.2 温度調節ユニット”の温度警報の項を参照

－54－

アドレス
D1620～D1719

内容
主出力比例周期設定

D1720～D1819

ヒータ断線警報設定

D1820～D1919

制御動作実行／停止

D1920～D2019

オートチューニング動作指定

D2020～D2119

警報1(上限)動作すきま設定

D2120～D2219

警報2(下限)動作すきま設定

D2220～D2319

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

D2320～D2419

制御出力上限設定

D2420～D2519

制御出力下限設定

D2520～D2619

PV(入力)フィルタ設定

D2620～D2719

温度単位設定D2720～D2819

制御動作設定D2820～D2919

警報1動作選択D2920～D3019

警報2動作選択D3020～D3119

ループ異常警報1動作巾設定－55－

設定範囲，情報
Ch1～Ch100の主出力比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
Ch1～Ch100のヒータ断線警報設定値
設定範囲：0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]
Ch1～Ch100の制御動作実行／停止指定
0：制御停止 1：制御実行
Ch1～Ch100のオートチューニング動作指定
0：AT解除
1：AT実行
Ch1～Ch100の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100の制御出力上限設定値
設定範囲：制御出力下限値～105％
Ch1～Ch100の制御出力下限設定値
設定範囲：-5％～制御出力上限値
Ch1～Ch100のPV(入力)フィルタ設定値
設定範囲：0.0～10.0秒
Ch1～Ch100の温度単位設定値
0：1：
Ch1～Ch100の制御動作設定値
0：加熱動作 1：冷却動作
Ch1～Ch100の警報1動作選択値
0：無動作
1：上限
2：待機付上限
3：下限
4：待機付下限
5：上下限
6：待機付上下限
7：上下限範囲内
8：待機付上下限範囲内
9：絶対値上限
10：待機付絶対値上限
11：絶対値下限
12：待機付絶対値下限
Ch1～Ch100の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

アドレス
D3120～D3219

内容
ループ異常警報1動作時間設定D3220～D3319

アンチリセットワインドアップ設定

D3320～D3419

PD(手動)リセット

D3420～D3519

センサ補正

D3520～D3619

ループ異常警報2動作巾設定

D3620～D3719

ループ異常警報2動作時間設定D3720～D3819

冷却比例帯設定

D3820～D3919

冷却比例周期設定

D3920～D4019

オーバラップ／デッドバンド
設定

D4020～D4119

冷却動作モード選択

D4120～D4219

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

D4220～D4319
D4320～D4419
D4420～D4519
D4520～D4619
D4620～D4719
D4720～D4819
D4820～D4919

PV(入力)値読取り
MV(操作量)値読取り
ヒータ電流値読取り
現在の状態1読取り
現在の状態2読取り
ソフトバージョン情報読取り
機種情報読取り設定範囲，情報
Ch1～Ch100のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲：200分
Ch1～Ch100のアンチリセットワインドアッ
プ設定値
設定範囲：0～100％
Ch1～Ch100のPD(手動)リセット値
設定範囲：±比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲
Ch1～Ch100のセンサ補正値
設定範囲：-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲：0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲：200分
Ch1～Ch100の冷却比例帯設定値
設定範囲：加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)
Ch1～Ch100の冷却比例周期設定値
設定範囲：1～120秒
Ch1～Ch100のオーバラップ／デッドバンド
設定値
設定範囲：±(加熱側比例帯換算値)
Ch1～Ch100の冷却動作モード選択
0：空冷(リニア特性)
1：油冷(1.5乗特性)
2：水冷(2乗特性)
Ch1～Ch100の冷却出力ON/OFF動作すきま設
定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]
Ch1～Ch100のPV(入力)値読取り
Ch1～Ch100のMV(操作量)値読取り
Ch1～Ch100のヒータ電流値読取り
Ch1～Ch100の現在の状態1読取り
Ch1～Ch100の現在の状態2読取り
Ch1～Ch100のソフトバージョン情報
Ch1～Ch100の機種情報

例1: データメモリアドレスD1120には，Ch1の主比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスD1819には，Ch100のヒータ断線警報値を設定します。
●PLCでの処理
PLCでの処理は，( P.35)を参照してください。

－56－

11. 仕 様
11.1

標準仕様
品

名

PLCインタフェースユニット

形

名CIT-200

電源電圧

AC 100～240V 50/60Hz

許容電圧変動範囲 AC 85～264V
通信回線

PLC間: RS-232C/RS-422A(RS-485)準拠(ディップスイッチでいずれか選択)
CPT-20A間: RS-422A準拠

外形寸法

48×96×100mm(W×H×D)

取付方式

DINレール取付ケ ー ス

難燃性樹脂，黒色

動作表示灯

計器通電時: 計器電源表示灯(POWER) 緑色LED 点灯
PLC間通信時: 通信確認表示灯(TX/RX) 黄色LED 点滅

設定

PLCの種類設定: ロータリースイッチ(

P.8～9)

PLC間の通信設定: ディップスイッチ(

P.9)

PLC間の通信方式選択: ディップスイッチ(
機

能

P.9)

PLC間の通信機能
通信回路: RS-232C/RS-422A(RS-485)準拠
RS-422Aの場合，RXA(-)，RXB(+)間に終端抵抗(120Ω)を内蔵
通信方式: 半二重調歩同期
通信速度: 19,200bps，9,600bps(ディップスイッチで選択)
データ構成: スタートビット

1ビット

データ長

7，8ビット(ディップスイッチで選択)

パリティビット無し，偶数，奇数(ディップスイッチで選択)

ストップビット

1，2ビット

CPT-20A間の通信機能
通信回路: RS-422A準拠
RXA(-)，RXB(+)間に終端抵抗(120Ω)を内蔵
通信速度: 19,200bps固定
データ構成: スタートビット

1ビット

データ長

7ビット

パリティビット

偶数

ストップビット

1ビット

プロトコル: CPT-20A用神港プロトコル－57－

回路絶縁構成

電 源
絶 縁
絶 縁

CPU部

DC 5V電源絶 縁

CPT 通信用DC12V電源絶 縁

PLC 通信用絶 縁
PWM 電源

絶縁抵抗

電源端子－接地端子間 DC 500V 10MΩ以上

耐 電 圧

電源端子－接地端子間 AC 1.5kV 1分間

そ の 他

消費電力: 約5VA
周囲温度: 0～50
周囲湿度: 35～85%RH(ただし，結露しない事)
質

量: 約300g

付 属 品: 取扱説明書 1部
オプション: TCの時，感電防止用端子カバー 2個

11.2

オプション仕様
端子カバー "TC"

感電防止用端子カバー－58－

12. 故障かな？と思ったら
本器，PLCおよびCシリーズに，電源が供給されているか確認してください。
本器およびCシリーズに電源が入っていれば，計器電源表示灯(POWER)が緑色に点灯します。
それでも動かない場合は，Cシリーズ取扱説明書“12. 故障かな?と思ったら”および下表に示す
内容の確認を行ってください。

警

告点検などの作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
●現象：通信できない
推測される原因
通信ケーブルの断線または配線している端子部の接触不良がある
本器の仕様設定が間違っている
CPT-20Aの仕様設定が間違っている
通信ケーブルの配線を間違えている
PLCの仕様設定が間違っている

PLCの初期設定が間違っている

通信方式がRS-422Aの場合，PLCのユニ
ットに終端抵抗が接続されていない

処
置
通信ケーブルの交換または配線している端子部のねじを確実に締めつけてください
本器の仕様設定( P. 8～9)
CPT-20Aの仕様設定( P.9)
正しく配線してください( P.11～16)
三菱電機株式会社製PLCの仕様設定( P.17～20)
オムロン株式会社製PLCの仕様設定( P.36)
富士電機株式会社製PLCの仕様設定( P.44)
横河電機株式会社製PLCの仕様設定( P.51)
三菱電機株式会社製PLCの初期設定( P.21～23)
オムロン株式会社製PLCの初期設定( P.36～37)
富士電機株式会社製PLCの初期設定( P.45)
横河電機株式会社製PLCの初期設定( P.51)
各PLCの取扱説明書を参照して，終端抵抗を接続してください《上記以外の計器の状態》
上記以外の計器の状態でお困りの場合は，弊社営業所または出張所までお問い合わせください。

－59－

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げ
いただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
例・形

名..........................CIT-200

・オプション......................TC・計器番号..........................No.○○○○○○

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

神奈川出張所TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静岡出張所TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4088

広島出張所TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島出張所TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

福岡出張所TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446

No.CIT21J4 2005.11