KEシリーズ

ネットワークロガー（USBモデル、イーサネットモデル）
KEシリーズは、高速・多点のデータ集録に適したネットワーク対応のロガーです。各機能はユニット化されており、必要なユニットを組み合わせることで用途に応じたシステムを構築できます。
主通信として、イーサネットまたはUSBを用意しており、USBには、シリアル通信としてMODBUSプロトコルのRS-422A、RS-485を装備しております。
イーサネットモデルは、インターネットやイントラネット環境を利用し、遠隔データ集録、データの一元管理などに、USBモデルは、高速性を生かした同時多点データ計測などに対応できます。
■システム構成■特長●イーサネットモデル●60チャンネルのデータを0.05秒でメモリーカードへ記録
イーサネットモデルは、12チャンネル単位の入力ユニットを5台まで接続し、最大60チャンネルのデータを最速0.05秒で取込み、記録することができる。記録したデータは、ATAメモリーカードに保存可能。

パソコン

さらにブラウザソフトまたは弊社のアプリケーションソフトでパソコンとパソコン
10BASE-T／100BASE-TX Ethernet

データ・設定値を送受信可能。
＊イーサネットの通信混雑状態によっては、通信側に処理が偏るため、記録データに抜けが生じる場合があります。

●60チャンネルの警報演算を0.05秒ごとに実行
各チャンネル4レベルの警報演算を0.05秒以内で処理。
●アプリケーションソフトを用意（別売）
弊社のアプリケーションソフト（CISAS、トルウィン、KIDS、PASS）
により、USB、イーサネット、RS-422A、RS-485で使用可能（KIDSはイーサ

LANが敷設されていれば設置・距離は自由

ネット、RS-422A、RS-485のみ）。
●メンテナンス性を向上
12チャンネル単位の入力ユニットは、現場での増設が容易。
また、端子台は着脱可能で配線やメンテナンスが容易にできる。

●USBモデル※USBハブは、省略して記載●便利なDINレール取付、省スペース■形式●入力ユニットKE3 3 1 L−0 0 0

パソコン

USBの場合パソコンからの距離総延長30m

入力種類 1：アナログ入力●通信ユニットKE3 2 0 0−□ 0 0
通信種類

E：イーサネット
U：USB（シリアル通信）

表示器

0：なし
1：あり

●電源ユニットKE3 1 0 □−0 0 0

USBは設定のみ可能
データ収録はシリアル通信になります
RS-422A/RS-485の場合パソコンからの距離総延長1.5km

シリアル通信RS-422A/RS-485



パソコン

PS-86-3

■仕様●入力仕様〔入力ユニット〕
測定チャンネル数：60チャンネル/1式
12チャンネル単位のユニット構造で12チャンネルから60チャンネル増設
入 力 種 類：フルマルチレンジ
直流電圧 ±10mV、±20mV、±40mV、±80mV±1.25V、±2.5V、±5V、±10V
直流電流 受信抵抗を外付することにより対応（別売）
熱電対
B、S、R、N、K、E、J、T、
WRe5-WRe26、W-WRe26、
PtRh40-PtRh20、
PlatinelⅡ、U、
L
測温抵抗体（測定電流400μA）Pt100、JPt100
接点入力（リレー、オープンコレクタ受け）
精 度 定 格：測定レンジ・精度定格の表参照
温 度ド リ フト：±0.01%FS/℃（測温抵抗体入力以外は基準レンジ換算）
測 定 周 期：約50ミリ秒／／チャンネル（約50ミリ秒／60チャンネル）基準点補償精度：K、E、J、T、N、
PlatinelⅡ……………… ±0.5℃以下
R、
S、
WRe5-WRe26、W-WRe26、U、
L…±1℃以下
ただしB、PtRh40-PtRh20は除く（基準点補償が内部の場合は、上記誤差を精度に加算）
バ ー ン ア ウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において、入力信号／なしの選択可能の断線を判定。入力ごとに、判定あり／
入 力 抵 抗：直流電圧、熱電対入力 1MΩ以上
許容信号源抵抗：熱電対入力（バーンアウトなし）
・
直流電圧入力（測定レンジ±80mV以下）1kΩ以下
熱電対入力（バーンアウトあり）
・
直流電圧入力（測定レンジ±1.25V以上）100Ω以下
測温抵抗体
1線当り 10Ω以下
デジタルフィルタ：なし、弱、中、強の選択、チャンネル単位で設定
最大入力印加電圧：±20VDC、±6V DC（測温抵抗体入力）
最大コモンモード電圧：30VAC（安全規格適合値）
240VAC（正常動作保証値）
コモンモード除去比：130dB以上（50Hzまたは60Hz）
シリーズモード除去比：50dB以上（50Hzまたは60Hz）●ネットワーク仕様〔イーサネット通信ユニット〕
通 信 種 類：イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T自動切換
記録ファイル、F T P サ ー バ：クライアントからの要求により、入力パラメータファイルを転送
MODBUSサーバ：MODBUSコマンドをイーサネット上で送受信（専用アプリケーションによる）＊イーサネット用MODBUSとは異なる入力パラメータの設定・確認などをW e b サ ー バ：瞬時データの確認、ブラウザソフトで可能／月／／日／／時／／分／／秒の設定・確認可能
カ レ ン ダ：年／●Web仕様〔イーサネット通信ユニット〕
ゲートウエイ、通信速度などの設定
基 本 設 定：IPアドレス、更新周期1秒
簡 易 表 示：ユニット内の瞬時データ表示、レンジ、入力パラメータ設定：ユニット内の各入力チャンネルの入力種類、スケール、イベントなどの設定・確認
入力パラメータファイル設定：ユニット内の全入力パラメータなどのファイル
保存・読出し時 刻 設 定：内蔵カレンダの設定（ATAカード）のドライブ番号割付け
ATAカード設定：外部メモリーカード
集 録 設 定：集録方法および集録チャンネルなどの設定
タイムアウトなどの設定
MODBUS設定：ポート番号、パスワードの設定（1ユーザのみ）
パスワード設定：アクセスユーザ名、
ファー ム 更 新：イーサネット通信ユニットのプログラムバージョンアップ
リ セ ッ ト：イーサネット通信ユニットのみリセット実行

PS-86-3●記録仕様〔イーサネット通信ユニット〕（容量 約426Kバイト）
内 部 メモリー：RAMディスク
外 部 メモリー：ATAメモリーカード実装（容量はメモリーカードの容量による）推奨 アペイサーテクノロジー株式会社殿製TDK株式会社殿製
記録時間算出方法 ：1ファイルのバイト数 425984バイト
ヘッダ部のバイト数 48バイト
1レコードのバイト数 8バイト＋2バイト×記録チャンネル数（1チャンネル〜80チャンネル）記録時間＝（1ファイルバイト数−ヘッダ部バイト数）
÷1レコードバイト数×サンプル周期
記 録 方 法 ：トリガ要因による記録
トリガ要因…時刻、イベント、上位通信、ラインより1種選択記 憶 ディレ イ：0〜100%設定可記 録 周 期 ：50ミリ秒〜
記録チャンネル数 ：入力60チャンネル＋イベント20チャンネル／入力ユニット）
×5入力ユニット）（（4レベル／記録ファイル数 ：最大255ファイル同時書込みファイル数 ：1ファイルのみ
ファイル 形 式 ：バイナリ形式●表示仕様（表示器付の場合）〔電源ユニット〕
緑色4桁
表 示 素 子 ：7セグメントLED… チャンネル部
データ部
赤色4桁
粒LED………… ステータス表示用
緑色5個
表 示 内 容 ：チャンネル2桁＋データ4桁
イベント発生時データ部にデータと交互に発生レベル表示
ステータス表示として、データ表示モード、警報発生中、エンジニアリング通信中を表示
表 示 モ ー ド：1チャンネル連続表示モードとチャンネル更新をキー操作
で切換
更 新 周 期 ：データ更新 0.5秒、チャンネル更新 4秒
操 作 キ ー：4個（MODE、UP、DOWN、SET）
操 作 内 容 ：表示モードの切換
表示チャンネル選択…エンジニアリング通信切換※エンジニアリング通信中にはデータ表示はできません●イベント仕様設
定数 ：各チャンネル最大4設定
下限、待機あり／／なし選択
イ ベ ント 種 類 ：上限、
イ ベ ント 出 力：USB通信ユニットに1チャンネル、a接点、発生時ON、未発生時OFF
出 力 内 容 ：システムエラー出力とイベントOR出力を設定で選択可能
システムエラー内容…入力異常、CPU WDT
出力接 点 容 量 ：250V AC 3A、30V DC 3A（抵抗負荷）＊イーサネット通信ユニットは、イベント演算のみで出力機能はありません。

■専用アプリケーションソフト対応表
ソフト名称
CISAS（別売）
トルウィン（別売）
KIDS（別売）
PASS（別売）

通信方法
イーサネット

U SB

シリアル○
○
○
○

−
○−○

○
○
○
○

●一般仕様■測定レンジ・精度定格

定 格 電 源 電 圧 ：100−240VAC 50/60Hz
消 費 電 力：最大60VA（60チャンネルの場合）
基 準 動 作 条 件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃ 45〜65%RH
電源電圧
100VAC±1%
電源周波数50/60Hz±0.5%
姿勢
前後左右0°
ウォームアップ時間 1時間以上
正 常 動 作 条 件 ：周囲温湿度範囲 0〜50℃ 20〜80%RH
電源電圧90〜264VAC
電源周波数50/60Hz±2%
姿勢
前後3°以内輸 送 条 件 ：工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 −20〜60℃ 5〜90%RH（ただし結露しないこと）
2
振動
10〜60Hz 4.9m/s（0.5G）
以下
2
衝撃
392m/s（約40G）以下
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲 −20〜60℃ 5〜90%RH（ただし結露しないこと）
停 電 対 策 ：EEPROMにより設定内容・校正データを保持
絶 縁 抵 抗 ：2次端子と保護導体端子間 500V DC 20MΩ以上
1次端子と保護導体端子間 500V DC 20MΩ以上
1次端子と2次端子間500V DC 20MΩ以上
ただし、各ユニットごとに規定
1次端子は電源端子（L、N）、出力リレー端子
2次端子は測定入力端子、通信端子
絶 縁 耐 圧 ：2次端子と保護導体端子間 500VAC 1分間
1次端子と保護導体端子間 1500VAC 1分間
1次端子と2次端子間2300VAC 1分間
ただし、各ユニットごとに規定
1次端子は電源端子（L、N）、出力リレー端子
2次端子は測定入力端子、通信端子
材 質 と 色 ：ケース前面 ABS樹脂、マンセルN3.0相当
入力端子台 PC樹脂、マンセルN1.0相当
取 付 方 法 ：35mm幅DINレール取付け＊精度を保つために鉛直方向に取付けてください
端 子 ね じ：入力端子 M3.5、端子台着脱可能
電源端子、その他の端子 M4.0
質量 ：電源ユニット 約600g
通信ユニット 約300g
入力ユニット 約700g

入力種類直流電圧

K

E

J

主通信

イーサネットモデル

USB 1.1
仕様 フルスピード12Mbps
バルク転送、コントロール転送

イーサネット10BASE-T/100BASE-TX
TCP／IP
HTTP、FTP、
UDP

専用アプリケーション
機能 （別売）によるデータ表示、パラメータ設定

副通信

シリアル通信（RS-422A、RS-485）
通信プロトコル
MODBUS ASCII／RTU
仕様
通信条件
9600／19200bps、
7E1／8N2

TTLレベル RS-232C MODBUS−RTU、9600bps、8N1
専用アプリケーション（PASS：別売）によるパラメータ設定±10.0mV−20.0 〜 20.0mV±20.0mV

1μV−40.0 〜 40.0mV±40.0mV

10μV−80.0 〜 80.0mV±80.0mV−1.25 〜 1.25V± 1.25V

1mV−2.5 〜 2.5V

± 2.5V

1mV−5 〜 5V± 5V1mV−10 〜 10V

±10V

1mV

−200 〜 500℃

±20.0mV−200 〜 900℃

±40.0mV−200〜1370℃±80.0mV−200 〜 250℃

±20.0mV−200 〜 500℃

±40.0mV−200 〜 900℃

±80.0mV−200 〜 350℃

±20.0mV−200 〜 700℃

±40.0mV−200〜1200℃±80.0mV−200 〜 400℃

±20.0mV

R

0〜1760℃±20.0mV

S

0〜1760℃±20.0mV

熱B

0〜1820℃±20.0mV

電N

0〜 600℃±20.0mV

0〜1000℃±40.0mV

0〜1300℃±80.0mVW-WRe260〜2315℃±80.0mVWRe5−WRe26

0〜2315℃±80.0mV

PtRh40−PtRh20

0〜1888℃±20.0mV

PlatinelⅡ0〜 500℃±20.0mV

0〜 950℃±40.0mV

0〜1395℃±80.0mV−200 〜 350℃

±20.0mV−200 〜 600℃

±40.0mV−200 〜 350℃

±20.0mV−200 〜 700℃

±40.0mV−200 〜 900℃

±80.0mV

対U
L

Pt100

測温
抵
抗体

JPt100− 50 〜 50℃

50Ω

−100 〜 130℃

100Ω−200 〜 250℃

200Ω−200 〜 550℃

300Ω− 50 〜 50℃

50Ω

−100 〜 130℃

100Ω−200 〜 250℃

200Ω−200 〜 550℃

300ΩPt100：IEC751（ 1995）、JIS C1604−1997

精度定格

分解能
1μV

±0.1%±1digit

10μV±0.1%±1digit±0.15%±1digit

0.1℃±0.2% ±1digit±0.15%±1digit±0.1% ±1digit±0.15%±1digit±0.1%±1digit±0.15%±1digit±0.1%±1digit

JPt100：JIS C1604−1981、JIS C1606−1986●精度定格の例外
入力種類

測定レンジ

精度定格

0℃

±0.2%±1digit

R、S

0〜 400℃±0.2%±1digitB

0〜 400℃

K、
E、J、T、
L−200〜

400〜 800℃
N、
U
W-WRe26

PtRh40−PtRh20

専用アプリケーション（別売）に機能よるデータ表示、パラメータ設定
エンジニアリング 仕様
通信機能

基準レンジ

T

■通信仕様
USB（シリアル通信）
モデル

測定レンジ
−10.0 〜 10.0mV

規定外±0.15%±1digit

0℃±0.3%±1digit

0〜 100℃±4%±1digit

100〜 300℃±0.5%±1digit

0〜 300℃±1.5%±1digit

300〜 800℃±0.8%±1digit−200〜注）基準動作条件における基準レンジ換算精度。熱電対入力（基準点補償内部）
は、基準点補償精度は含まない。
K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584、JIS C1602-1995
W-WRe26、WRe5-WRe26、PtRh40-PtRh20、PlatineⅡ：ASTM
U、L：DIN43710※EMC指令要求のテスト環境下で最大2mVまたは±10%に相当する指示が変動する場合があります。

!

PS-86-3■外形寸法■取付参考図●組合せ図（60チャンネルの場合）

鉛
直方
向通信ユニット 電源ユニット

鉛直方向149

入力ユニット64.564.5

64.5

451.5

●側面図電源ユニット

入力ユニットイーサネット通信ユニット

USB通信ユニット

136.1144127129
単位：mm

■端子板図

●電源ユニット●入力ユニット（表示器なし）（表示器付き）CH1
CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8CH9CH10CH11CH12直流電圧・電流
熱電対
測温抵抗体
B
接点入力−

表示部

操作キー−−
B

電源スイッチ

電源スイッチ＋＋A＋＊直流電流の場合は受信抵抗（別売）を外付することにより対応

L N 接地端子
電源端子

L N 接地端子
電源端子●USB（シリアル）通信ユニット●イーサネット通信ユニット

出力リレー端子RS-422A RS-485

メモリーカードスロット

SDASASDB

SB

RDA
RDB

メモリーカードイジェクトボタン

SG
イーサネットコネクタ

USBコネクタ（Bタイプ）URL : http://www.chino.co.jp〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PS-86-3

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
前 橋
大 宮

SG

＊RS-485で使用する場合RDAとSDA、RDBとSDBを短絡してください。

千東立
横厚静葉京川浜
木岡

安全に関するご注意
安全
高 松
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪岡 山広 島※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2014年3月現在のものです。

4

発行 2014.3

古紙配合率100％
再生紙を使用しています

初版 2004.11