1.2

最初にお読み下さい
ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上，正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので，必ず守ってください。
安全注意事項のランクを「警告」と「注意」に区分してあります。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

注

意

誤った取扱いをしたときに、使用者が障害を負ったり物的損害の可能性があるもの。

1.

警告

1.1

設置について・ 本機器は以下の条件に設置されることを意図していま
す。
周囲温度

周囲湿度
設置カテゴリー汚染度

0 〜 50℃（パネル取付タイプ）
0 〜 40℃（ポータブルタイプまたは
イーサネット機能付き）
20〜80%RH（結露なきこと）
2

IEC1010-1による・ IP：50（前面）／ 20（端子面）
・ 本機器の故障や異常が重大な事故や他の機器への障害となる恐れがある場合には，外部に適切な非常停止回路・保護回路を設置して事故防止を図ってください。
・ 本品にはヒューズが付いておりますが，お客様が交換することができない場所にありますので，外部に別途設置頂くことをお薦めします。（定格：250V, 1A。尚，機器内部のヒューズの詳細は，以下の通りです）
機器内部のヒューズ
型名：TR-5 19372 3.15A（メーカ：Wickmann-Werke GmbH）
定格：250V, 3.15A Type: T（遅断性）
・ 機器破損防止および故障防止のため，定格にあった電源電圧を供給してください。
・ 感電防止・誤動作防止および機器故障防止のため，すべての取付け・配線が終了するまで電源を ON しないでください。
・ 本質安全防爆対応ではありませんので，可燃性，爆発性ガスの場所では使用しないでください。
・ 本機器は絶対に分解したり加工・改造・修理は行わな
いでください。異常動作・感電・火災の危険性があります。
・ 通電中は端子に触れないでください。感電・誤動作の恐れがあります。

–2–

保守について・ モジュール・ユニットの着脱は電源を OFF にして行ってください。感電・誤動作・故障の原因となります。
・ 本機器を継続的かつ安全にご使用いただくために，定期的なメンテナンスをおすすめします。本機器の搭載部品には寿命があるものや，経年変化するものがあります。
・ 本体上下部の通気口をふさがないでください。故障・
異常動作・寿命の低下・火災の危険性があります。

2.

注意

2.1

設置上の注意2.3 結線上の注意

・ 開梱時に，損傷・変形しているものは使用しないでください。火災・誤動作・故障の恐れがあります。
・ 製品が目的の仕様のものであることを確認してから使用してください。製品の破損・故障の原因になります。
・ 製品を落下・転倒などで衝撃を与えないでください。
製品の破損・故障の原因になります。
・ 本機器を取付ける際は下記条件の場所を避けるよう注
意してください。
周囲温度が０〜 50℃の範囲を超える場所（左右密着取付時またはポータブル（卓上）タイプまたはイー
サネット機能付の場合は０〜 40℃）
周囲湿度が 20 〜 80％ RH の範囲を超える場所
結露が生じる場所
腐食性ガス（特に硫化ガス，アンモニア等）や可燃性ガスのある場所
本体に振動・衝撃が加わる場所（許容連続振動条件：
4.9m/s2 以下）
水・油・薬品・蒸気・湯気のかかる場所
じんあい・塩分・鉄分の多い場所
誘導障害が大きく・静電気・磁気・ノイズが発生しやすい場所
輻射熱などによる熱蓄積の生じるような場所
他のエレクトロニクス機器の近く，特に近くにテレビ等がある場合，雑音が入ることがあります。このような場合は，次のようにしてみて下さい。
・テレビやラジオからできるだけ離す（1m 以上）
・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
・コンセントを別にする。
無線機や携帯電話の電磁波による障害のある場所

2.2

パネル取付け上の注意

・ 本機器を取付ける際はパネルに対し，ケースに応力がかからない様に注意して取り付けてください。ケースを破損する恐れがあります。
・ 付属の取付金具にて上側と下側をねじで締めて固定します。
・ パネル厚さは 2mm 以上のものをご使用ください。
・ 適正締付トルク以上で締め付けると，ケースの変形，前面枠の破壊を生じるおそれがあります。
締付トルク：0.2N・m・ パネル前面に水がかかるような場所で使用する場合，本体とパネルの間にパネルパッキンを入れてください。
・ 取付け時の傾斜は左右いずれにも傾かず，水平になるようにしてください。
（前傾０度，後方０〜 30 度以内）

∠α∠α＝60〜90°–3–・ 配線作業は資格のある専門家が行ってください。配線を誤ると，火災・故障・感電の原因となることがあります。
・ 必ず接地を行ってください。接地しない場合，感電・誤動作の原因となります。
・ 本機器に配線されたケーブルに大きな引張り力が働くと，本機器の端子やケーブルを破損するおそれがあります。本機器の端子に引張り力がかからないように配線してください。
・ 電源配線は，600V ビニル絶縁電線（JIS C 3307）と同等以上の性能を持つ電線をご使用ください。また，
電源のケーブルには本機器の電源端子から 20cm 以内（目安）に，添付のノイズフィルタを取付けて配線してください。（電源ケーブルを１〜２ターン巻いてください）
・ 端子への配線は圧着端子２個までにしてください。
（必ず絶縁キャップを使用してください）
注 1）入力端子の配線を行った後は，熱電対入力の場合の基準接点補償を確実にするため必ず背面カバーを元の状態に戻してください。
熱電対入力の場合は，端子部の温度を安定させるよう次のことを行ってください。
・ 入力端子のカバーは必ず付けてください。
・ 放熱効果の大きい太い線は使用しないでください。（0.5mm φ以下推奨）
・ 外気の変化が起きないようファンなどの近くに実装しないでください。
注 2）線を端子へ接続する際は，絶縁スリーブ圧着端子（M3 ねじ用）のご使用を推奨します。
注 3）本器には電源ヒューズが付いておりません。
必要に応じて外部にヒューズを取付けてください。
推奨ヒューズ定格：AC250V，1A
注 4）端子ケースおよび電源の端子を固定している
ねじは緩めないでください。
・ 入力信号線は誘導ノイズの影響を避けるため，できる限り電源ライン，強電ラインから離してください（30cm 以上）
。また，できるだけシールドケーブルを使用し，シールドを一点接地してください。
・ 電源からのノイズが多い場合には絶縁トランスを付加しノイズフィルタを使用してください。
・ ごみ・電線くず・鉄粉など異物が機器内部に入らないよう施工してください。誤動作・故障の恐れがあります。
・ 熱電対入力の結線の場合は所定の補償導線以外の線材を使用しないでください。指示誤差・動作異常の原因となります。
・ 測温抵抗体入力の結線の場合は，線抵抗が小さく３線間の抵抗差のない線材を使用してください。指示誤差・
動作異常の原因となります。

2.4

運転中の注意・ 端子ネジおよび取付けネジは締めつけが確実に行われていることを半年毎に確認してください。
ゆるんだ状態での使用は，火災・誤動作の原因となります。
・ 運転中の設定変更・強制出力・起動・停止などの操作は十分安全を確認して行ってください。操作ミスにより機械の破損や故障の恐れがあります。
・ 運転中，端子台は付属の端子カバーを必ず取り付けた状態にしてください。感電・火災のおそれがあります。
・ 水に浸ったときは，使用を中止してください。漏電・感電・火災の危険性があります。
・ 本体を清掃する際は，アルコール・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。また，直接本体に水をかけないでください。変質・故障・漏電・感電・火災の危険性があります。
本体を清掃する際は，乾いた布で，から拭きしてください。
・ 製品を廃棄するときは，産業廃棄物として取扱ってく
ださい。

2.5

メモリカード（コンパクトフラッシュ）の取扱いについて・ コンパクトフラッシュは，サンディスク社製のものを使用してください。（URL : http://www.sandisk.co.jp)
他社製のコンパクトフラッシュでは，使用できないな
ど不具合が発生する場合があります。
① フォーマットする場合は，必ずご使用になるパソコン
で行ってください。
また，FAT16 または FAT としてフォーマットしてください。そうでない場合，例えば NTFS にてフォーマッ
トすると，本機は認識せず，使用できません。
② 装着の際には正しい向きであること，しっかり差し込
まれていることを確認してください。
③ データのリード／ライト中に電源を切ったり，カードを取出さないでください。データが破損・消去する恐れがあります。
④ カードに保存されているデータは，月に一度はバックアップを取っておかれることをお勧めします。
コンパクトフラッシュが壊れてしまうと大切な記録
データが失われてしまいます。必ずバックアップを取っておいてください。
コンパクトフラッシュアダプタをご使用の際は，アダプタが対応可能な容量をよくお確かめください。
フォーマットしようとされているカードの容量が，対応可能な容量より大きな場合はフォーマットなさ
らないでください。もし，フォーマットした場合，Windows 上ではフォーマットか完了したと表示されることがありますが，本機では認識しません。

–4–⑤ 容量は 8MB 〜 1GB のものが使用できます。
⑥ コンパクトフラッシュに記録されたデータは，データ
ビューワ（添付 CD-ROM に入っています）を使用して，パソコン上で再生することができます。
また，データをアスキー形式で記録した場合，EXCEL
等のスプレッドシートにて直接開くことができます
が，データ量が大きくなると開けません。
（９点入力の場合は約 10MB 以上，18 点入力の場合は約 5MB
以上）
この場合はデータビューワ（添付 CD-ROM に入っています）にてデータを読込み，CSV 変換を行ってファイル分割すると読み込むことができるようになります。
データをバイナリ形式で記録した場合は，EXCEL 等のスプレッドシートにて直接開くことができません。
大容量のコンパクトフラッシュを使用した場合でも，１つのファイルがあまり大きくならないよう（10MB以内）配慮ください。

正しくお使い頂くために

1

外形・パネルカット寸法＜参照項目＞＜内容＞

形名確認

・ご注文の形名と一致した製品が納入されていることの
ご確認

2

結線

パネル

・外形寸法
・パネルカット寸法
・パネルへの取付け方法
外
形
寸
法
図

・端子接続図電源投入

2≦T≦26
T

取付金具

136.5
161

設置・取付け（単位：mm）

144

1

設置・取付け

GR
REC

DISP

SEL

ENT
ACTIVE

160

3

使用方法

4 表示と操作方法について

140
21.6

・各部の名前とはたらき・メモリカードの取扱い方法
・データ表示画面の変更方法
・パラメータ設定画面の変更
方法
・パラメータの設定方法

185

パネルパッキン取付時は24.6になります。

単独取付け時左右密着取付け時

+1.5

6

+2

（160×n−22） 0

・記録の開始と停止方法表示がおかしいとき・異常時の表示について

+1.5

137 0

運転

パ
ネ
ル
カ
ッ
ト
寸
法

+1.5

パラメータ一覧

137 0

5

137 0

※本体が熱的に安定するまで約60分必要ですので、測定などは電源投入後60分以上たってから行ってください。
注1）本体下部に他の計器や床面などがある場合，本体下部とそれらの間に100mm以上の空間を設けてください。
注2）左右密着取付けの場合，パッキンは使用しないでください。

配線時の注意事項
・ 圧着端子は，ネジサイズに適合した物をご使用し，締め付けトルクは約 0.2Nm で行ってください。
・ 未使用端子には何も接続しないでください。
（中継端子に使用しないでください）
AC電源
保護接地
電源ON
電源OFF
二重絶縁
感電に注意

–5–

結線
③，
④
100〜240VAC

インレット（ポータブル）

AC100〜240V
50/60Hz

AC100〜240V
50/60Hz
L
N⑦

TRX1 TRX2

イーサネットRJ45 コネクタ

⑤

②

①

警報出力
（DO）
／DI入力端子
211

231

212

232

213

233

214

234

215

235

216

236

217

237

218

238

219

239

220

240

221

241

222

242

223

243

224

244

225

245

CH15

CH16

−

−

＋

＋

−

−

RCJ

CH17

CH18

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

111
161
112
162
113
163
121
171
122
172
123
173
131
132
133
141
181
142
182
143
183
151
191
152
192
153
193

VPD
DIO(+24V)

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
DO8
DO9
DO10

電圧 熱電対 測温DCT.C. 抵抗体＋＋ R.T.D
CH6

CH7

−

−

＋

＋

−

−

61
62
63
71
72
73

RCJ

CH8

CH9

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

81
82
83
91
92
93

11
12
13
21
22
23
31
32
33
41
42
43
51
52
53

測温 熱電対 電圧
抵抗体 T.C. DC
R.T.D ＋＋−

測温 熱電対 電圧
抵抗体 T.C. DC
R.T.D ＋
＋
−

−

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

−

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

＋

＋

−

−

注）電流入力の場合は別売品のシャント抵抗を
電圧入力の端子へ接続してください。

① 18点入力端子
電圧 熱電対 測温DCT.C. 抵抗体＋＋ R.T.D

入力端子

通信，
警報
（オープンコレクタ）
出力及びDI端子

24Vdc

DIO-ON

ネジ（パネル取付）DIOSHLD A6 DO11 COM 24VDC
IN

LN

電源端子及び
接地端子

PCD

DIO(0V)
DO11

PCD

CH1

DI6
SHLD

（シールド）

TRX2
–
TRX1
+

CH2

（−）
（＋）

CH3

CH4

⑥

警報
（オープンコレクタ）
出力及びDI端子(D-Sub 25ピン）

CH5

1
VPD
14
13
PCD
25
6 DO12
7 DO13
8 DO14
9 DO15
10 DO16
11 DO17
12 DO18
15 DO19
16 DO20
17 DO21
18 DO22
19 DO23
20 DO24
21 DO25
VPD
22 DO26
23 DO27
24 DO28
2 DI7
PCD
3 DI8
4 DI9
5 DI10① 入力端子各チャネルごとに信号線を接続します。
② 警報（DO)/DI
警報信号の出力，DI（外部制御）信号の入力を接続します。
（外部制御ユニット） （警報（DO）
１〜10，DI（外部制御）１〜５用）
L N③ 電源端子端子へ電源線を接続します。
ノイズのない安定した電源を接続してください。
④ 接地端子端子をＤ種接地（100Ω以下）を行ってください。
⑤ 通信，警報（オープンコレクタ）出力およびDI端子
警報出力（DO11）およびDI（外部制御：DI6）信号の入力を接続します。
また，通信信号ケーブルをTRX（＋）とTRX（−）に接続します。
⑥ 警報（オープンコレクタ）出力およびDI入力
警報出力（DO12〜28），DI（外部制御：DI７〜10）信号入力を接続します。
⑦ イーサネット端子–6–

MODBUS
通信

2

VPD

PCD

3

使用方法（ご使用前にお読みください）

各部の名前とはたらき
①

⑤

②

ON
OFF
o
OWER

③

GR
REC

DISP

SEL

ENT
ACTIVES1 S2 S3

名

称

① 表示部

② 電源スイッチ

S5

S4

機

⑦

⑥

④

能

名

トレンド記録画面，
バーグラフ表示画面，
アナログメータ
表示画面，
デジタル表示画面，
積算値表示画面，
ヒストリ
カル表示画面および各種パラメータ設定画面を表示します。

称

S2 DISPキー・表示内容を切り換える場合に使用します。押すごとに，
以下①→②→③→④→⑤→⑥→⑦そして①に戻ります。
① リアルタイムトレンド表示② キーガイダンス表示③ バーグラフ／アナログメータ表示④ デジタル表示⑤ 積算データ表示⑥ イベントサマリ表示⑦ イーサネットログ表示
・パラメータ設定画面からデータ表示画面に移るときに使用します。

S3 SELキー・データ表示画面からパラメータ設定画面へ移るとき使用します。
・パラメータ設定画面で押すと，１つ上の画面に切り換わります。但し，メニュー画面で押しても変化しません。

S4 カーソルキー① 設定項目を選択する時に使います。
② 数値のアップ，
ダウンをする時に使います。
③ リアルタイムトレンド画面表示時に▼キーを押すとヒストリカルトレンド画面（＊1）
を表示します。
また，
このときカーソルキーで画面のスクロールを行うことができます。
④ 測定データのリアルタイムトレンド表示，バーグラフ／
アナログメータ表示，
デジタル表示，積算値表示の各画面にて または キーを押すと，グループ画面が以下のように切り換わります。
キー：グループ １→２→３→４→１→…
キー：グループ …←１←４←３←２←1

S5 ENTキー① 設定画面での選択決定や設定データの登録等に使用します。
② リアルタイムトレンド表示画面，
ヒストリカルトレンド
画面表示
（＊1）
，
記録データの表示画面にて，目盛表示時に押すと，
目盛表示するchを切り換えられます。
（ch1の目盛→ch2の目盛→・・・・→ch9の目盛→
ch1の目盛→ch2の目盛・・・・）電源の「入」「切」時に使用します。

④ メモリカード取り出 メモリカードを取り出すときに押します。 注1
しボタン⑥ 状態表示ランプ⑦ メモリカード

ローダを使用してパラメータの設定変更を行う場合は，
このコネクタに専用ケーブル（別売・型式CGLまたはUSBケーブル［USB（A）
オス−USB（miniB）
オス］
を接
続します。
電源ON/OFF, LCD（画面）
ON/OFF及び記録状態を表示します。
ランプON（点灯）：電源：ON,LCD：ON（記録中または記録停止中）
ランプ点滅（2秒ON/2秒OFF）：電源：ON,LCD：OFF 記録中
ランプ点滅（1秒ON/1秒OFF）：電源：ON,LCD：OFF 記録停止中
ランプOFF（消灯）：電源：OFF能・記録の開始，停止の操作キーです。一度押すと開始し、もう一度押すと停止します。

③ メモリカード挿入口 メモリカードをセットする部分です。右上図の絵の方向で入れてください。斜めに入った場合に力をかけて押したり，縦横を間違えて入れると本体側のピンを曲げて破壊してしまいますので，
絶対に間違えないでください。

⑤ パラメータローダ
通信用コネクタ機

S1 RECキー

SanDisk社製のメモリカードをご使用ください。
それ以外のメーカ製の場合は，動作の保証ができません。

＊1：記録中の過去の画面

注1 ① メモリカードへのデータの書き込み中（メモリカード書き込み状態点灯中）は取り外さないでください。記録中に取出す場合は，別冊の取扱説明書「メモリカード（コンパクトフラッシュ）の取出し方法」
を参照してください。
② メモリカードを挿入した後，記録計が認識する前にメモリカードを取り外さないでください。
③ メモリカード取出しの際は，静電気にご注意ください。

＊1：記録中の過去の画面

–7–

4

表示と操作方法について

データ表示画面リアルタイム

キー

バーグラフ

デジタル

積算

イベント

イーサネット

トレンド

操作

または

表示

データ

サマリ

ログ

（グループ1）ガイド

アナログメータ（グループ2）

ヒストリカル（グループ2）

トレンド（グループ2）（グループ3）（グループ3）（グループ4）（グループ4）（グループ2）（グループ3）（グループ4）（グループ2）（グループ3）（グループ3）（グループ4）（グループ4）（リアルタイムトレンド，
グループ1に）（パラメータ設定画面に）パラメータ設定画面

パラメータ設定画面

各パラメータ画面（例：
レンジ設定画面）パラメータ設定
①

TAG

①
表示色

②

表示範囲

③

表示タイプ

④

表示動作

④

① 文字で入力するタイプ
キーで文字を選択し，キーで文字入力，
これを繰り返し
全ての文字を入力したら，
カーソルを
［登録］
に合わせ， キーで決定されます②メニューから選択するタイプ
キーで選択し，押すと変更されます③ 数値で入力するタイプ
キーで桁を選び，キーを数値を変更後， キーで決定されます④

キーでパラメータを選択しキーで変更するパラメータ（④のタイプ）と，キーを押して設定画面に入って変更する
パラメータ（①〜③のタイプ）があります。

–8–

キーをキーから選択するタイプ
キーで選択し， キーを押すと変更されます5

パラメータ一覧

パラメータ名入力設定

チ ャ ネ ル 設 定

演算設定

F 値演算設定

警報設定

表示記録動作設定

レンジ設定
表示 記 録 設メッセージ設定

定

画面設定

背景色設定
時計合わせ
LCD 消灯時間
単位作成
DI 設定
本
体

警報設定

設
定
記録データ形式
RS-485 通信設定

※
設定 備考
コピー
入力種類 : K 熱電対
スキップ，K，E，J，T，R，S，B，N，W， ○ 2ch 毎に同じ入力
L，U，PN 熱電対，Pt100，JPt100，50mV，種類になるよう設
500mV，1 〜 5V，0 〜 5V レンジ，他チャ
定します。
ネル入力
単位 : ℃℃， F，電圧入力の場合は工業単位○
入力フィルタ : 3 秒
0 〜 900 秒（ 1 秒単位 ）○差演算チャネル : 0
0 〜 30（0 で差演算なしです。）○
PV シフト : 0
工業値△
PV 傾き : 100%
0.00 〜 327.67%△
F 値演算機能 : OFF
OFF，ON○
基準温度 : 0.0℃
− 230.0 〜 3276.7℃
全チャネル共通
設定
Z 値 : 0.0℃
− 230.0 〜 3276.7℃
小数点位置 : 1
0〜4
リセット温度 : 0.0℃
− 230.0 〜 3276.7℃
警報№ : 1
1〜4○
警報動作 : OFF
OFF，H，L
○
DO リレー№ : 無し
無し，1 〜 28○
警報設定値 : 0.0℃
工業値○
表示更新周期 : 1 秒
1 秒〜 12 時間
ファイル分割時間 : 分割無し
分割無し，1 時間，1 日，1 週間，1 ヶ月
ファイル上書き機能 : OFF
OFF，ON
トレンド圧縮 : 1/1
1/1，1/10，1/30，1/60
タグ（上）: TAG01 〜 TAG36 最大 8 文字（半角）○タグ（下）: ブランク
最大 8 文字（半角）○表示色 : 各チャネルによる
14 色から選択
表示範囲 : 0.0 〜 1200.0℃
入力種類により異なる。
○
記録タイプ : 最大最小記録
最大最小記録，瞬時値記録，平均値記録○
記録動作 : 有り
記録動作有り / 表示のみ○
メッセージデータはメッセージ : ブランク
最大 32 文字（半角）
イベントファイルにタイミング : 無し
無し，DI ON，DI OFF，警報 ON，警報 OFFのみ記録されます。
画面名称 : Display Group1 〜 4 最大 16 文字（半角）画面構成内容 : № 1 〜 9=ch1 〜 9 № 1 〜 10 それぞれに ch1 〜 30 迄。
トレンド方向 : 上下
上下，左右
画面分割数 : 10
1 〜 20
トレンドの目盛表示 : OFF
OFF，ON
バーグラフ / アナログメータ選択 : バーグラフ バーグラフ，アナログメータ
カラーバー表示選択 : チャネル№表示 チャネル№，タグ№，単位
トレンド画面背景色 : 白
白，黒ヒストリカル画面背景色 : 黒
白，黒
現時刻
−−−
LCD 消灯時間 : 0 分（常時点灯）0 〜 60 分（ 0 分で常時点灯です。）
ブランク
最大 7 文字（半角）× 12 個
機能無し
機能無し，記録開始 / 停止，
F 値演算リセット，積算開始 / 停止，
積算リセット，画面点灯
警報ヒステリシス : 0.20%
0.00 〜 100.00%
警報ラッチ : OFF
OFF，ON
メモリ FULL 警報 : なし
無し，1 〜 28
バッテリ警報 : なし
無し，1 〜 28
記録データ形式 : アスキー
アスキー，バイナリ
MODBUS ステーション№ : 1
0 〜 255（0 で通信しない。
）
MODBUS 通信速度 : 19200bps 19200bps，9600bps
MODBUS パリティ : 奇数無し，奇数，偶数
フロント通信機能 : ON
OFF，ON
必ず ON にして使用してください。
出荷時の内容（初期値）

設定範囲※設定値のコピーを行った時，○印の項目はコピーされます。△印の項目は初期値となります。

–9–パラメータ名
イーサ
ネット
設定

出荷時の内容（初期値）

設定範囲

※
設定 備考
コピー

イーサネット IP アドレス : 192.168. 1. 1 各桁 0 〜 255
設定 1
サブネットマスク : 255.255.255.0 各桁 0 〜 255
デフォルトゲートウェイ : 0.0.0.0
イーサネット FTP サーバ機能 : OFF
設定 2
FTP アクセス管理 : OFF

本
体 設
定
積 算 設
定
演 算 チ ャ ネ ル 設 定

各桁 0 〜 255
OFF，ON
OFF，ONWeb サーバ機能 : OFF
OFF，ONE − mail 機能 : OFF
OFF，ONMODBUS TCP/IP 機能 : OFF OFF，ON
E-mail 設定 1 SMTP アドレス : 0.0.0.0
各桁 0 〜 255
送信元アドレス : ブランク
最大 64 文字（半角）
送信者名 : ブランク
最大 32 文字（半角）E-mail 設定 2 送信先アドレス 1 〜 8 : 0.0.0.0 最大 64 文字（半角）E-mail
タイトル : ブランク
最大 32 文字（半角）トリガー設定 トリガータイミング : 無し
無し，DI ON，DI OFF，警報発生，警報解除，
本体異常警報，定周期
テキスト 1: ブランク
最大 32 文字（半角）テキスト 2: ブランク
最大 32 文字（半角）測定値添付 : 無し
無し，有り
送信先アドレス№ : 無し
アドレス 1 〜 8 選択可能
E-mail 送信テスト : −−ユーザ
ユーザ名 : ブランク
最大 16 文字（半角）アカウント
パスワード : ブランク
最大 8 文字（半角）設定
ユーザレベル : ゲスト
ゲスト，管理者
0000 〜 9999（0000 にてパスワード無しとなる）
パスワード設定
記録開始 / 停止 : 0000
パラメータ設定 : 0000
0000 〜 9999（0000 にてパスワード無しとなる）
CF マネージャ : 0000
0000 〜 9999（0000 にてパスワード無しとなる）
10，20，30 分 1，2，3，4，6，12，24 時間
日報
積算時間 : 1 時間
年報
基準日 : 1 日
1 〜 31DI1 〜 10，チャネル 1 〜 30，警報 No.1 〜 4
外部入力
外部入力 : DI1
チャネル設定 1
積算演算動作 : 入力値の積算
入力値の積算，カウンタ，時間測定
DI1 〜 10，チャネル 1 〜 30，警報 No.1 〜 4
外部入力 : DI1
積算単位時間 : /h/s，/min，/h，/day
積算リセット動作 : ON
OFF，ON
積算リセット入力 : 無し
無し，
DI1 〜 10，チャネル 1 〜 30，
警報 No.1 〜 4チャネル設定 2
積算タグ : STAG01 〜 STAG72 最大 8 文字（半角）
積算単位 : ブランク
任意に選択可能積算下限カット値 : 0.0℃
工業値
積算除数 : 1
1 〜 32767
演算式設定
演算式 : 式の設定なし○
入力設定
単位 : ℃
工業単位○
測定範囲 : 0.0 〜 500.0− 3276.7 〜 3276.7○
工業値 : 0.0 〜 500.0− 3276.7 〜 3276.7○
開平演算 : OFF
OFF，ON○
対数演算 : OFF
OFF，ON○
演算設定
入力フィルタ : 3 秒
0 〜 900 秒（ 1 秒単位 ）○差演算チャネル : 0
0 〜 30（0 で差演算なしです。）○
PV シフト : 0
工業値△
PV ゲイン : 100%
0.00 〜 327.67△
F 値演算機能 : OFF
OFF，ON○
警報設定
警報№ : 1
1〜4○
警報動作 : OFF
OFF，H，L
○
DO リレー№ : 無し
無し，1 〜 28○
警報設定値 : 0
工業値
○
レンジ設定
タグ（上）: TAG37 〜 TAG72 最大 8 文字（半角）○タグ（下）: ブランク
最大 8 文字（半角）
○
表示色 :
14 色
表示範囲 : 0.0 〜 1200.0℃
工業値○
記録タイプ : 最大−最小記録
最大最小記録，瞬時値記録，平均記録○
記録動作 : 有り
記録動作有り / 表示のみ○
演算タイマー設定
H−P，L−Pタイマー周期設定 : 1 〜 32767 分
1
平均値タイマー周期設定 : 1
1 〜 32767 分
合計値タイマー周期設定 : 1
1 〜 32767 分
定数設定
定数 : 0− 32767 〜 32767※設定値のコピーを行った時，○印の項目はコピーされます。△印の項目は初期値となります。
– 10 –

67

表示がおかしい時にお読みください

異常時の表示

示

様
仕

原

因

オーバー

記録レンジ設定可能範囲（別表1）を超える入力が入った場
合に表示。

アンダー

記録レンジ設定可能範囲を下回る入力が入った場合に表
示。

イジョウ

50mV, 500mV, 5V入力時，以下の場合に表示。
1）
オーバーから更に過大な入力が入った場合
2）
アンダーから更に過小な入力が入った場合

バーンアウトTC, PT入力時，以下の場合に表示。
1）
センサーが断線または結線が外れた場合
2）オーバーから更に過大な入力が入った場合
3）
アンダーから更に過小な入力が入った場合

様（±10%），50/60Hz： 100〜240Vac（240Vac）： 47VA以下（入力レンジ）による： 入力指示精度を保証する範囲。別表1（記録レンジ設定可能範囲）による： 記録可能な範囲。別表1（機能絶縁）： 全チャネル間絶縁： 100msec： 1秒〜12時間／回
瞬時値，
平均値のいずれかから選択： 最大最小値，（記録周期が1分以下の場合）
または記録周期に同期（記録： 1分
周期が2分以上の場合）（Sandisk社製）
記録媒体：コンパクトフラッシュ
最大1GB
フォーマットはFAT16またはFATのみ対応
データ形式： アスキーまたはバイナリからいずれかを選択
測定データの使用容量は＊1を参照ください。
下限警報
警報種類
： 上限警報，
警報出力（リレー）：（DO1）150Vac/3A, 30Vdc/3A：（DO2〜10）240Vac/3A, 30Vdc/3A
警報出力（トランジスタ） ： 30Vdc/0.1A
デジタル入力： 無電圧接点入力（＊2）
通信機能： RS-485インターフェース
通信方式／2線式半二重通信
同期方式／調歩同期式
通信速度／9600bps, 19200bps
通信プロトコル／Modbus RTU準拠
通信距離／最大500m（接続総延長）接続台数／31台（マスターは含まず）
使用環境
： 屋内
（パネル取付）使用温度： 0〜50°C（ポータブルまたはイーサネット機能付き）： 0〜40°C（結露なきこと）
使用湿度： 20〜80%RH
保存温度： −10〜60°C（結露なきこと）
保存湿度： 5〜90%RH
設置カテゴリ
：
汚染度
：2
使用高度
： 2000m以下
1年ごとの校正行ってください。
校正： 測定精度維持の為，校正方法はCD-ROMに内蔵の取扱説明書を参考頂くか，
弊社までお問合せください。
イーサネット： 10Base-T（サーバ）−プロトコル
： Web
FTP
（サーバ）
SMTP
（クライアント）
MODBUS-TCP（スレイブ）
電源電圧
消費VA
入力測定レンジ
記録レンジ
入力回路
測定周期
記録周期
記録タイプ
データ保存周期

本機器には異常を知らせる表示機能があります。異常が発生した場合には速やかに原因を取り除いてください。
取り除く際，結線などを確認される場合は必ず電源をお切りになってからご確認ください。感電するなど，重大な事故につながる可能性があります。
表

仕

＊1

測定データの使用容量
1回のサンプリング当たりの使用容量は以下の通り。
アスキー（最大最小記録）の場合
時刻：21バイト
測定データ ：16バイト×入力点数
より，9chならば21＋16×9＝165バイト
アスキー（瞬時値または平均値）の場合
時刻：21バイト
測定データ ：8バイト×入力点数
より，9chならば21＋8×9＝93バイト
バイナリ（最大最小記録）の場合
時刻：4バイト
測定データ ：4バイト×入力点数
より，9chならば4＋4×9＝40バイト
バイナリ（瞬時値または平均値）の場合
時刻：4バイト
測定データ ：2バイト×入力点数
より，9chならば4＋2×9＝22バイト＊2

パソコンとの接続は通信コンバータが必要です。
推奨品：通信変換器 形名：IF-400（神港テクノス製）– 11 –

8

形名指定確認

入力点数
電源電圧

形

名

仕

様

4 5

6

7

8 9 10 11 12 13 14

15

16 17

□□-

0

□

M0

0-

2

9点

09

18点

18

100〜240V AC

容量１（取り付け
方法/表示言語）A

パネル取り付け/英文表示

B

ポータブル/和文表示

C

ポータブル/英文表示D

マルチレンジ

容量３

無し

容量４

無し

00

00

□

0

0

パネル取り付け/和文表示

容量２オプション (*)

桁

GR2

M0
00
00

無し

0

DI/DO(10)1

DI/DO(18), C5

2

DI/DO(10), DI/DO(18), C5

3

E-net

4

DI/DO(10), E-net

5

DI/DO(18), C5, E-net

6

DI/DO(10), DI/DO(18), C5, E-net

7

特注番号

無し（特注製品の場合，採番します）

取扱説明書

和英（CD-ROM）

0
2

神港ID

0

(*) オプション記号の説明
オプション記号

9

内

容

DI

5点（無電圧接点入力）

DO(10)

10点（1a接点出力）

DO(18)

18点（オープンコレクタ出力）

C5

通信RS-485

E-net

イーサネット保

表 1：表示レンジ設定可能範囲

守

種
熱電対

推奨部品交換時期
フロントパネル ： 5 年（LCD バックライト輝度が低下する為で，引き取り修理になります。パッキンと電池を含みます）
パネルパッキン ： 5 年（引き取り修理）
リチウム電池： 5 年（引き取り修理）
ヒューズ（外部）： 2 年（予防保全の為）： 定格 250Vac 1A
メモリカード： 6 ヶ月： バックアップはそれ以上に頻繁に行ってください。

– 12 –

測 温
抵抗体

類

入力レンジ

記録レンジ設定可能範囲

400〜1760℃
0〜1760℃
0〜1760℃−200〜1370℃−200〜 800℃
−200〜1100℃−200〜 400℃
0〜1300℃
0〜1760℃−200〜 900℃
−200〜 400℃
0〜1300℃

370.0〜1790.0℃− 30.0〜1790.0℃− 30.0〜1790.0℃−230.0〜1400.0℃−230.0〜 830.0℃−230.0〜1130.0℃−230.0〜 430.0℃− 30.0〜1330.0℃− 30.0〜1790.0℃−230.0〜 930.0℃−230.0〜 430.0℃− 30.0〜1330.0℃

JPt100 −200〜 600℃
Pt100 −200〜 600℃

−230.0〜 630.0℃−230.0〜 630.0℃

B
R
S
K
E
J
T
N
W
L
U
PN

直流電圧

0〜＋ 50mV
0〜＋500mV
＋1〜＋
5V
0〜＋
5V

− 10.00〜＋ 55.00mV− 10.0〜＋ 550.0mV＋ 0.500〜＋ 5.500 V− 0.100〜＋ 5.500 V