Spectrodensitomètre

FD-7 et FD-5
Le must pour la mesure de la Couleur,de la Densité et de la Lumière.

FD-7/FD-5

Spectrodensitomètre ultra performant,l’outil parfait pour le contrôle des impressions et des emballages,
quelle que soit la technologie d’impression.
Pour la première fois, une source de mesure UV en accord avec la norme ISO 13655 M1
Les nouveaux Spectrodensitomètres Konica Minolta FD sont conformes aumode de mesure M1 de la norme ISO 13655:2009. En plus des modes demesure ISO M0, M1, M2 et M3, la technologie brevetée (VFS) de mesure dessources UV, permet à l‘utilisateur de prendre les mesures avec précision quelleque soit la source de lumière.

Au plus proche de l’évaluation visuelleL‘impact des azurants optiques contenus dans le papier, sur l‘impression finale,dépend de la quantité d‘UV émise par la source lumineuse, de l’environnement
de travail/contrôle. Jusqu‘à présent aucun instrument n’était capable de prendre en compte cette quantité d’UV.
Grâce à la technologie VFS de Konica Minolta, la quantité réelle d’UV contenue
dans l‘environnement de visualisation peut être mesurée, quantifiée.
Grace à cetfonction, le résultat permet d’avoir une parfaite corrélation entrel‘évaluation visuelle et la mesure de l‘impact des agents blanchissants (azurants).

Nouvelles perspectives dans la correspondancedes couleursProfitez de l‘expérience du leader mondial dans la mesure dela lumière. Le FD-7 est parfaitement adapté à la mesure dessources lumineuses. Température de lumière, températurede couleur et ∆uv sont affichés sur l‘écran de l‘appareil.
Pour la première fois, une évaluation visuelle et une couleur
mesurée sont étroitement corrélées grâce à la mesure desvaleurs colorimétriques de la source de lumière.

Nous avons pris toutes les précautions
pour assurer
la précision de votre instrument
Avec les instruments du marché, il est nécessaire de corriger régulièrementl’effet de dérive de la mesure. Actuellement, cela ne peut être corrigé que parle fabricant. Konica Minolta a pris en compte cet aléa. Grâce à sa „technologie“FD-5 et FD-7 effectuent une évaluation de la précision de mesure, et, le caséchéant, corrige le décalage, ce à chaque mise en route, lors du calibrage dublanc.
Comme l‘instrument permet aussi de corriger les dérives liées à la température
on peut être assuré de mesures précises et stables entre les périodes de contrôleannuel préventif. Témoignage de l’évolution technologique et de l‘engagement àl‘innovation de Konica Minolta.

Une solution polyvalente pour le secteur del’imprimerie et de l’emballage
Autonome – Mode Scan – Mesure de la Lumière
En plus de pouvoir l’utiliser en mode autonome, ou connecté à un PC, le FD-7 peut être utilisé pour la numérisation de mires, grâce à sa fonction Scan.
En mode Scan une seule mesure sera nécessaire pour visualiser l‘impact des azurants optiques, par la priseen compte des conditions d’éclairages. Il s‘agit d‘une fonction unique sur le marché.
La mesure de la lumière permet à l‘utilisateur de paramétrer les conditions d‘observation de sa cabine de lumière, en simulant les conditions d‘éclairage d‘un point de vente ou d‘une foire commerciale et ainsi, assurer
une reproduction parfaite des couleurs.

Le plus léger de sa catégorie
L’instrument avec sa céramique de calibration pèse seulement 430g, plus léger que n‘importequel instrument comparable actuellement disponible. Assure des mesures faciles et sans fatigue.

Spectrodensitomètre

Atteindre les Normes facilement
Les défis sont résolus grâce à l’expertise

Première mondiale: Conversion fond blanc/ fond noir
Les Spectrodensitomètres Minolta Konica de la série FD résolvent le problème lié au contrôle de la couleur sur
un support fond noir, par rapport aux normes qui ont été établies pour un support fond blanc. Cette fonction decompensation est unique, et est intégrée dans nos Spectrodensitomètre, une première mondiale.

Qualité – pas de compromis
TARGETMATCH affiche la densité d‘impression optimale pour atteindre
les cibles références couleurs, stockées en mémoire. Avec ISOCHECK
ces cibles références peuvent être contrôlées et ainsi permettre de définir la valeur de la couleur primaire et secondaire à ajuster sans avoir
besoin de logiciel supplémentaire. La fonction contrôle de la balancedes gris complète les objectifs de contrôle de la qualité.

Compatibilité
Les Spectrodensitomètres FD-5 et FD-7 sont conçus
sur les mêmes bases matérielles, ce qui permet une
plus grande cohérence de mesure depuis le prépresse,
jusqu‘à la presse en passant par la formulation desencres. Les standards de calibration de Konica Minolta
et leur traçabilité, assurent la compatibilité „state-ofthe-art“ avec les normes de l‘industrie de l‘imprimerie
et del‘emballage.

Pour chaque défi
Les couleurs de référence selon la norme ISO 12647 ou
les couleurs d’une marque peuvent être sauvegardéescomme des jeux de couleurs et téléchargées dansl’appareil, en utilisant le logiciel FD-s1w de gestion desdonnées. Le téléchargement de couleurs de référence
peut être alors utilisé par ISOCHECK pour le contrôle
qualité et avec TARGETMATCH pour le réglage duprocess d’impression, ce à tout moment.

TARGETMATCH M1 2° D50+0.120D
K
Paper
Eab
Black
3.75@ 1.460D
Cyan
2.02@ 1.580D
Magenta
2/ 9 CS01:PT1-AM-BB
Measured BlackAutomatisme,du plus simple au plus complexe
Le ColorScoutA + est une table de mesure automatique en xy avec une surface de travail 460 x 320mm
pour permettre la mesure automatisée de chartes de caractérisations avec un grand nombre de patches decouleurs. Le générateur de chartes „FD chartmaker“ est inclus gratuitement pour permettre aux utilisateursde créer facilement leur propre charte de couleur, de la plus simple à la plus complexe.
En utilisant la combinaison table automatique XY et FD-7, les utilisateurs réalisent des économies de temps
considérables lors de la numérisation de test charte importante.

Construire sa solution
en fonction de ses besoins

Des solutions intelligentes pourdes impressions spécifiques
La combinaison de CSA + et du logiciel basICColor Suite permet
des mesures hautement optimisées, elles peuvent être scindées enplusieurs chartes (par exemple, des étiquettes, des cartes de crédit).

Automatisation pour les Imprimantes Très Grand Format
Les utilisateurs d‘imprimantes numériques grand et très grand format peuvent utiliser différents types de substrats qui
sont difficiles voire impossibles à mesurer avec un instrument traditionnel (ex : mesure de l‘aluminium, céramique, bois,
textile, vinyle).
Grâce au CM-2600d de Konica Minolta (spectrophotomètre à sphère) combiné au ColorScoutA +, nous offrons une
solution de création de profils ICC pour ces supports, une révolution. Cette solution permet un calibrage optimum pourles matériaux à surfaces structurées ou métalliques.

ModèleColorScoutA+

Plage de mesure (Taille maximum de la charte)

320 x 460 mm

Instrument de mesure

Spectrodensitomètre FD-7 / FD-5 & Spectrophotomètre CM-2600d

Taille minimum du point de mesure

6 x 6 mmEpaisseur maximum de l’échantillon à mesurer

FD-7: Standard 1.5 mm (au delà, sur demande)
CM-2600d : 30 mm

Conditions d’utilisation

10 à 35°C, humidité relative 30 à 85% sans condensation

Conditions de stockage-20 à 60°C, humidité relative 0 to 90% sans condensation

Accessoires standards

Monture pour FD-7, Entretoise d’ajustement en hauteur, Logiciel ColorChart, Câble RS-232C, Convertisseur USB à RS-232C, Câble d’alimentation AC via USB,
Plaque de Calibrage Blanche pour table ColorScoutA3+, basICColor Catch

Configuration informatique minimale requise

OS; CPU Windows.XP(32-bits), Windows.Vista(32-bits); 300MHz ou plus Disque dur, mémoire RAM 30Mo ou plus disponibles sur le disque; 64Mo ou plus
Ecran/Carte graphique 1024 x 800 pixels ou plus

ModèleSpectrodensitomètre FD-7

Système d’éclairage/observation

45°a:0° (illumination annulaire)1
Conforme aux recommandations et normes CIE No. 15, ISO 7724/1, DIN5033 partie 7, ASTM E 1164, et JIS Z 8722 (Condition a du mode de mesure en réflexion)*

FD-5

Séparation spectrale

Réseau holographique concave

Gamme spectrale

Mode réflexion: 380 à 730 nm; Mode éclairement: 360 à 730 nm

Résolution spectrale

10 nm

Mi-largeur de bande

Approx. 10 nm

Zone de mesureØ3.5mmSource lumineuse

LED

Gamme photométrique

Densité: 0.0D à 2.5D; Réflectance: 0 à 150%

Répétabilité

Densité: σ0.01D
Colorimétrie : Inférieure à ΔσE00 0.05 (Lorsque l’étalon blanc de calibrage est mesuré 30 fois à des intervalles de 10 secondes après avoir calibré le blanc)

Mode réflexion: 380 à 730 nm

Accord inter instrument

Inférieur à ΔE00 0.3(Moyenne pour les 12 céramiques de couleur BCRA Serie II comparées aux valeurs mesurées par l’instrument de référence dans les conditions standards de test Konica Minolta)

Temps de mesure

Approx. 1.4 s (un seul point de mesure en mode réflexion)

Données affichées

Valeurs colorimétriques et écarts, Densités et écarts, Engraissement, Gain, Evaluation
ACCEPTE/REFUSE, Eclairement, Température de couleur corrélée

Conditions de mesure

En accord avec ISO 13655 Conditions de mesure M0 (CIE Illuminant A), M1 (CIE Illuminant D50), et M2 (illumination avec présence de filtre UV); illuminant personnalisé

Illuminant

A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Illuminant personnaliséObservateur

Observateur 2° (CIE 1931) ou 10° (CIE 1964)

Espaces colorimétriques

L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ et écarts respectifs

Equations d’écarts colorimétriques

ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l:c)

Indices particuliers

WI (ASTM E313-96); Teinte (ASTM E313-96); ISO Brightness (ISO 2470-1); D65 Brightness (ISO 2470-2); Indice de fluorescence

Densité

ISO Status T, ISO Status E, ISO Status A, ISO Status I; DIN16536

Capacité de mémorisation

Références colorimétriques : 30 données ; Références densitométriques : 30 données

LangueAnglais, Français, Allemand, Espagnol, Japonais, Chinois (simplifié)

Mode de mesure Scan

Numérisation (scan) de mires coloréesInterfaceUSB 2.0

2
Sortie des données*

Valeurs affichées ; Données des réflectances spectrales ; Données de l’émission spectrale

Alimentation

Batterie interne rechargeable (lithium-ion), nombre de mesures réalisables par charge: environ 2000 (batterie neuve); Adaptateur secteur; Bus USB

Dimensions (L x P x H)

70 x 165 x 83mm (corps seul); 90 x 172 x 84mm (avec l’embase cible)

Poids

Approx. 350g (corps seul); Approx. 430g (avec l’embase cible)

Conditions d’utilisation

10 à 35°C, 30 à 85% d’humidité relative sans condensation

Conditions de stockage

0 à 45°C, 0 à 85% d’humidité relative sans condensation

Valeurs colorimétriques et écarts, Densités et écarts, Engraissement, Gain, Evaluation
ACCEPTE/REFUSE

Non disponible

Valeurs affichées*1 L’illumination aux longueurs d’onde inférieures à 400nm est unidirectionnelle. *2 Disponible lorsque connecté à un microordinateur

PRECAUTIONS D’EMPLOIPour une utilisation correcte et sûre de l’instrument, veuillez prendre connaissance dumanuel d’utilisation.

< Dimensions en mm >• Toujours connecter l’instrument sur le secteur selon lapuissance spécifiée.
• Une connexion inappropriée peut causer un arc électrique165
ou un incendie.

171.5

Câble USB
IF-A17 (Europe)

90
70

Adaptateur secteur

Spectrodensitomètre
FD-7/FD-59070

Logiciel de gestion des couleursbasICColor

Les représentations sont fournies uniquement à titre d’illustration.
KONICA MINOLTA , le symbole Konica Minolta, «Giving Shape to Ideas»sont des marques enregistrées ou des marques de KONICA MINOLTAHOLDINGS, INC.

Spectra Magic® NX

84.2

•

171.5

•

basICColor est une marque déposée de basiCColor GmbH.

•Les caractéristiques et images fournies sont sujettes à modificationsans préavis.

ColorScoutA+

171.5

84.2

165

25
25

φ6.2

Microordinateur

Verre de protection
FD-A04

84.2

165
•

< Diagramme Système >avec l’embase cible amovible

90
70

Etalon blancde calibrage
FD-A06

Embase cible
FD-A01

Accessoires livrés enstandards avec FD-5 / FD-7

Filtrer polarisations
FD-A08Réglette
FD-A02

Accessoires optionnels
au FD-7

Adaptateurmode éclairement
FD-A03

Valise souple
FD-A05Hard Case
B027-805

Accessoires
optionnels

φ6.2

KONICA MINOLTA, INC
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.
Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Konica Minolta (CHINA) Investment Ltd.

Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.
Konica Minolta Sensing, Inc.

©2013 KONICA MINOLTA

Osaka, JapanNew Jersey, U.S.A.
European Headquarter/BENELUX
German OfficeFrench Office
UK Office
Italian Office
Swiss Office
Polish OfficeBelgium Office
Nordic Office
SE Sales Division
Beijing Office
Guangzhou OfficeChongqing Office
Qingdao OfficeWuhan Office
Optics Company, Korea
Optics Company, Sensing Business
Thailand Represemtative Office

Phone: 888-473-2656 (in USA), 201-236-4300 (outside USA),
Nieuwegein, Netherland
Phone: +31 (0) 30 248 -1193
München, Germany
Phone: +49 (0) 89 4357 156 0
Roissy CDG, France
Phone: +33 (0) 1 80 -11 10 70
Warrington, United Kingdom
Phone: +44 (0) 1925 467300
Cinisello Balsamo, Italy
Phone: +39 028 49488.00
25 Dietikon, φ6.2
Switzerland
Phone: +41 (0) 43 322 - 9800
Wroclaw, Poland
Phone: +48 (0) 71 734 52 -11
Zaventem, Belgium
Phone: +32 (0) 2 7170 - 933
Västra Frölunda, Sweden
Phone: +46 (0) 31 7099464
Shanghai, China
Phone: +86-(0) 21-5489 0202
Beijing, China
Phone: +86-(0) 10-8522 1551
Guangzhou, China
Phone: +86-(0) 20-3826 4220
Chongqing, China
Phone: +86-(0) 23-6773 4988
Shandong, China
Phone: +86-(0) 532-8079 1871
Hubei, China
Phone: +86-(0) 27-8544 9942
Singapore
Phone: +65 6563-5533
Goyang-si, Korea
Phone: +82 (0) 2-523-9726
Bangkok, Thailand
Phone: +66-2361-3730

Fax: 201-785-2482
Fax: +31 (0) 30 248 -1280
Fax: +49 (0) 89 4357 156 99
Fax: +33 (0) 1 80 11 10 82
Fax: +44 (0) 1925 711143
Fax: +39 02849488.30
Fax: +41 (0) 43 322-9809
Fax: +48 (0) 71 734 52 10
Fax: +32(0)2 7170-977
Fax: +86-(0) 21-5489 0005
Fax: +86-(0) 10-8522 1241
Fax: +86-(0) 20-3826 4223
Fax: +86-(0) 23-6773 4799
Fax: +86-(0) 532-8079 1873
Fax: +86-(0) 27- 8544 9991
Fax: +65 6563-9721
Fax: +82 (0) 31-995-6511
Fax: +66 -2361- 3771

www.konicaminolta.eu

Certificate No: YKA 0937 154
Registration Date:
March 3, 1995

Certificate No: JQA-E-80027
Registration Date:
March 12, 1997