プログラム指示調節計

PCB1
取扱説明書

はじめに
このたびは，プログラム指示調節計[PCB1](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。
本書の本文，図および表の中では，用語を以下のような略語で記述しています。
略 語

用 語

PV

現在値(PV)

SV

目標値(SV)MV

出力操作量(MV)

OUT1

制御出力 OUT1OUT2制御出力 OUT2

AT

オートチューニング

本書および本器に使用している数字，記号およびアルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
/は，無表示を表しています。
キャラクタ対応表
表示

!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

数字，記号

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

表示

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

アルファベット

A

B

C

D

E

F

G

H

I

表示

n

o

p

q

r

s

t

u

アルファベット

N

O

P

Q

R

S

T

U

C

f

k

l

m

J

K

L

M

v

w

x

y

z

V

W

X

Y

Z

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
使用範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが P.164 に記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，屋内のパネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2 -安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

形名銘板上の警告表示の意味

注 意
正しい取扱いをしなければ，火災，故障，誤動作または感電などの危険のために，時に軽傷・中程度の障害をおったり，あるいは物的障害を受ける恐れがあります。お使いになる前に本書をお読みになり，十分にご理解ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

- 3 -

ご注意
1. 取付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が-10～55 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が55 を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
・配線作業時や配線後，端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。
動作不良などの原因となる可能性があります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・熱電対，補償導線は，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は，3 導線式のもので本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は，0～1 V DC の+側と入力端子が異なりますので注意してください。
21 : 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側
22 : 0～1 V DC の+側・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。

- 4 -3. 運転，保守時の注意

注 意・ATの実行は，試運転時に行うことをおすすめします。
・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

4. 安全規格対応について

注 意・取扱説明書記載の推奨ヒューズを必ず外部に取り付けて使用してください。
・製造者が指定しない方法で機器を使用すると，機器が備える保護を損なう場合があります。
・本器に接続する外部回路には，1 次側電源より強化絶縁もしくは二重絶縁された機器を使用してください。
・本器を UL 認証品として使用する場合，接続する外部回路には Class 2 もしくは LIM に適合した電源を使用してください。

- 5 -

目 次
1.

形 名 ............................................................................................................................................................. 81.1
形名の説明 ............................................................................................................................................ 81.2形名銘板の表示方法.............................................................................................................................. 9
2. 各部の名称とはたらき ................................................................................................................................ 10
3. 制御盤への取り付け ................................................................................................................................... 133.1
外形寸法図(単位: mm) ........................................................................................................................ 13
3.2
パネルカット図(単位: mm) ................................................................................................................. 13
3.3
カレントトランス(CT)外形寸法図(単位: mm) .................................................................................... 143.4
本器の取り付け，取り外し ................................................................................................................. 15
3.4.1
本器の取り付け ........................................................................................................................... 15
3.4.2
本器の取り外し ........................................................................................................................... 16
4. 配 線 ........................................................................................................................................................... 174.1
端子配列 .............................................................................................................................................. 184.2
リード線圧着端子について ................................................................................................................. 19
4.3
端子カバー使用時の注意 .................................................................................................................... 194.4
配 線 ................................................................................................................................................... 204.4.1
電源電圧 ...................................................................................................................................... 20
4.4.2制御出力 OUT1, 制御出力 OUT2................................................................................................ 20
4.4.3
入 力 ............................................................................................................................................ 21
4.4.4
イベント出力 EV1, イベント出力 EV2, イベント出力 EV3 ...................................................... 214.4.5
絶縁電源出力 ............................................................................................................................... 21
4.4.6
シリアル通信 ............................................................................................................................... 22
4.4.7
カレントトランス(CT)入力 1, カレントトランス(CT)入力 2..................................................... 244.4.8
伝送出力 ...................................................................................................................................... 25
4.4.9
イベント入力 DI1, イベント入力 DI2 ......................................................................................... 25
5. キー操作の概要と各モードの説明 ............................................................................................................. 27
5.1
キー操作の概要 ................................................................................................................................... 275.2
設定値(数値)または選択項目の登録について ..................................................................................... 29
5.3
設定項目の見方について .................................................................................................................... 29
6. 初期設定 ...................................................................................................................................................... 30
7. 基本的な設定および運転 ............................................................................................................................ 39
7.1
基本的な設定および運転の流れ ......................................................................................................... 39
7.2
プログラム・パターンの設定 ............................................................................................................. 40
8. 設定項目の説明 ........................................................................................................................................... 45
8.1
パターン設定モードの設定項目 ......................................................................................................... 45
8.2
イベント設定モードの設定項目 ......................................................................................................... 50
8.3
制御パラメータ設定モードの設定項目 .............................................................................................. 56
8.4
ウエイトパラメータ設定モードの設定項目 ....................................................................................... 66
8.5
エンジニアリング設定モード 1 の設定項目 ....................................................................................... 70
8.6
エンジニアリング設定モード 2 の設定項目 ....................................................................................... 74
8.7
データクリア....................................................................................................................................... 91
9. 運 転 ........................................................................................................................................................... 92
9.1
プログラム制御の実行 ........................................................................................................................ 92
9.1.1
プログラム制御を実行する ......................................................................................................... 92
9.1.2
プログラム制御を停止する ......................................................................................................... 97
9.1.3
プログラム制御を一時停止する(ホールド機能) ......................................................................... 98
9.1.4
プログラムのステップを進める(アドバンス機能) ...................................................................... 99
9.1.5
プログラムのステップ時間の進行を早める(ステップ時間早送り機能) ..................................... 99- 6 -9.1.6
プログラムのステップ SV またはステップ時間を変更する..................................................... 100
9.1.7
プログラムの終了(パターンエンド機能) .................................................................................. 100
9.2定値制御の実行 ................................................................................................................................. 101
9.2.1
定値制御を実行する .................................................................................................................. 101
9.2.2
定値制御を終了する .................................................................................................................. 103
9.3
SV 表示器の表示を切り替える ......................................................................................................... 104
9.4
AT を実行する ................................................................................................................................... 105
9.4.1
AT 実行時の注意........................................................................................................................ 105
9.4.2
AT の動作................................................................................................................................... 106
9.4.3
AT を実行する ........................................................................................................................... 107
9.5
入力値を補正する ............................................................................................................................. 108
9.6
設定変更による初期化項目について ................................................................................................ 110
10. 動作説明 .....................................................................................................................................................111
10.1 OUT1 動作図 ...................................................................................................................................... 111
10.2 OUT1 ON/OFF 動作図 ....................................................................................................................... 111
10.3
ヒータ断線警報動作図 .................................................................................................................. 112
10.4
警報動作図 .................................................................................................................................... 113
10.5 OUT2(加熱冷却制御)動作図 ............................................................................................................. 115
10.6 OUT2(加熱冷却制御)動作図(デッドバンドを設定した場合)............................................................ 116
10.7 OUT2(加熱冷却制御)動作図(オーバラップを設定した場合)............................................................ 117
11. 仕 様 ......................................................................................................................................................... 118
11.1
標準仕様 ........................................................................................................................................ 118
11.2
オプション仕様 ............................................................................................................................. 132
12. 故障かな?と思ったら ............................................................................................................................... 135
12.1
表示について ................................................................................................................................. 135
12.2
キー操作について ......................................................................................................................... 137
12.3
制御について ................................................................................................................................. 138
13. キャラクタ一覧表 ..................................................................................................................................... 139
13.1
エラーコード ................................................................................................................................. 139
13.2
パターン設定モード ...................................................................................................................... 140
13.3
イベント設定モード ...................................................................................................................... 144
13.4
制御パラメータ設定モード ........................................................................................................... 146
13.5
ウエイトパラメータ設定モード.................................................................................................... 149
13.6
エンジニアリング設定モード 1 .................................................................................................... 151
13.7
エンジニアリング設定モード 2 .................................................................................................... 153
13.8
データクリア ................................................................................................................................. 159
14. プログラム・パターン表，データ表の作成 ............................................................................................. 160
14.1
プログラム・パターン表の作成.................................................................................................... 160
14.2
データ表の作成 ............................................................................................................................. 161
15. キー操作フローチャート .......................................................................................................................... 164- 7 -1. 形 名
1.1

形名の説明
PCB1
制御出力
OUT1

0R
S
A

電源電圧
入 力

0
1
0
0
1
2
3

オプション 1

4
5
6
7
0
1
2

オプション 2

3
4
5
6
7
8
9

リレー接点出力
無接点電圧出力
直流電流出力100～240 V AC (標準)24 V AC/DC
マルチレンジ
オプション 1 無し
イベント出力 EV2 または加熱冷却制御
EV2(DR)(*1)
制御出力 OUT2 リレー接点出力
加熱冷却制御 制御出力 OUT2DS無接点電圧出力
加熱冷却制御 制御出力 OUT2DA
直流電流出力P24
絶縁電源出力イベント出力 EV3+イベント出力
EV3(DR)
EV2 または加熱冷却制御制御出力 OUT2(*1), (*2)
リレー接点出力
イベント出力 EV3+加熱冷却制御
EV3DS(*2)
制御出力 OUT2 無接点電圧出力
イベント出力 EV3+加熱冷却制御
EV3DA(*2)
制御出力 OUT2 直流電流出力
オプション 2 無し
シリアル通信+ヒータ断線警報出力+イベ
C5W(20A)(*3)
ント入力(*4)
シリアル通信+ヒータ断線警報出力+イベ
C5W(100A)(*3)
ント入力(*4)
EIW(20A)(*3)
イベント入力+ヒータ断線警報出力
EIW(100A)(*3)
イベント入力+ヒータ断線警報出力
EIT(*2)
イベント入力+伝送出力(4～20 mA DC)
C5
シリアル通信 RS-485+イベント入力(*4)
W(20A)(*3)
ヒータ断線警報出力
W(100A)(*3)
ヒータ断線警報出力
EI
イベント入力+イベント出力 EV3(*1): イベント出力 EV2 割付選択で加熱冷却制御リレー接点を選択すると，オプション: DR として働きます。
(*2): オプション: EV3D とオプション: EIT は同時に付加できません。
(*3): 制御出力 OUT1 がリレー接点出力または無接点電圧出力の場合，
オプション: C5W, EIW または W を付加できます。
(*4): 通信プロトコル選択で，設定値デジタル伝送または設定値デジタル受信器を選択できます。

- 8 -

1.2

形名銘板の表示方法

形名銘板は，ケース右側面に貼ってあります。

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦

(図 1.2-1)
記 号
①
②
③

説 明
端子配列図
形 名
オプション

④
⑤

入 力
制御出力，イベント出力⑥⑦

電源電圧，消費電力
計器番号

(*1):

表示例
PCB1R00-52 の端子配列図(*1)
PCB1R00-52
EV3DR(イベント出力 EV3 およびイベント出力 EV2 または加熱冷却制御制御出力 OUT2 リレー接点出力)
C5W(100A)[シリアル通信+ヒータ断線警報出力(100 A)+
イベント入力](*2)
MULTI-RANGE(マルチレンジ入力)
O1: 3 A 250 V AC(制御出力 OUT1)
EV1: 3 A 250 V AC(イベント出力 EV1)
O2: 3 A 250 V AC(制御出力 OUT2)
EV3: 3 A 250 V AC(イベント出力 EV3)
100to240 V AC 50/60 Hz, 11 VA
No. 173F05000

形名により，端子配列図は異なります。

(*2)： ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W)の場合，CT 入力定格値は(- 9 -)内に記述しています。

2. 各部の名称とはたらき
①
②

③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑯

⑨

⑮
⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

(図 2-1)
表示器・表示灯記 号①

名 称
PV 表示器(赤色)②SV 表示器(緑色)③

PTN/STEP 表示器(橙色)④⑤⑥PTN 表示灯(橙色)
STEP 表示灯(橙色)
PTN/STEP 表示灯(緑色)

はたらき
運転モード時，PV を表示します。
設定モード時，設定キャラクタを表示します。
プログラム制御でウエイト動作中またはホールド中，点滅します。
運転モード時，SV/MV/残時間(TIME)のいずれかを表示します。
電源 OFF 時の表示状態を保持します。
設定モード時，設定値を表示します。
パターン番号またはステップ番号を表示します。
DISP キーを押す毎に，パターン番号またはステップ番号の表示が，PTN/STEP 表示器と PTN/STEP 表示灯で交互に切り替わります。
ステップ番号を表示時，ウエイト動作中，点滅します。
通信プロトコル選択で設定値デジタル受信器を選択した場合，r を表示します。
PTN/STEP 表示器にパターン番号を表示時，点灯します。
PTN/STEP 表示器にステップ番号を表示時，点灯します。
パターン番号またはステップ番号の LED が点灯します。
PTN/STEP 表示器がパターン番号を表示している場合，ステップ番
号の LED が点灯します。
PTN/STEP 表示器がステップ番号を表示している場合，パターン番
号の LED が点灯します。
DISP キーを押す毎に，パターン番号またはステップ番号の表示が，PTN/STEP 表示灯と PTN/STEP 表示器で交互に切り替わります。

- 10 -

動作表示灯記 号⑦

名 称
OUT(緑色)RUN(橙色)EV1(赤色)EV2(赤色)EV3(赤色)AT(橙色)
T/R(橙色)

はたらき
制御出力 OUT1 が ON の時，点灯します。
直流電流出力の場合，125 ms 周期で MV に応じて点滅します。
プログラム制御実行中，点灯します。
プログラム制御ホールド中または定値制御実行中，点滅します。
イベント出力 EV1 が ON の時，点灯します。
イベント出力 EV2[オプション: EV2, EV3(DR)]が ON の時，点灯します。
制御出力 OUT2[冷却出力(オプション: EV2, DS, DA または EV3D )]がON 時，点灯します。
直流電流出力(オプション: DA または EV3DA)の場合，125 ms 周期で MVに応じて点滅します。
イベント出力 EV3(オプション: EV3D , EI)が ON の時，点灯します。
AT 実行中，点滅します。
シリアル通信(オプション: C5W, C5)で TX(送信)出力時，点灯します。

キー
記 号
⑧

名 称
アップキー

⑨
⑩

ダウンキー
パターンキー⑪

ファストキー⑫

ディスプレイキー

⑬

ランキー

⑭

ストップキー⑮⑯

リセットキー
モードキー

はたらき
設定モード時，数値を増加させます。
プログラム制御実行中に約 1 秒間押し続けると，時間の進行を一時停止
し，その時点のステップ SV で定値制御を行います(ホールド機能)。
設定モード時，数値を減少させます。
プログラム制御停止(スタンバイ)中，設定または実行するプログラムパ
ターン番号を選択します。
プログラム制御実行中に押すと，モニタモードに移行します。
モニタモード時，表示項目を切り替えます。
設定モード時，数値設定の増減速度を速くします。
プログラム制御実行中，ステップ時間の進行を 60 倍にします。
運転モード時，パターン番号またはステップ番号の表示を，PTN/STEP
表示器と PTN/STEP 表示灯で交互に切り替えます。
設定モード時，設定値を登録し，前の設定項目に移行します。
プログラム制御の実行またはホールド時ホールドを解除します。
プログラム制御実行中に約 1 秒間押し続けると，実行中のステップを中断し，次のステップへ移行します(アドバンス機能)。
プログラム制御実行中に約 1 秒間押し続けると，プログラム制御を停止
します。
また，パターンエンド出力を解除します。
設定モード時，設定値を登録し，運転モードに移行します。
設定モード時，設定値を登録し，次の設定項目に移行します。

- 11 -

ツールケーブル
CMD-001

ケース上面⑰(図 2-2)
コネクタ
記 号
⑰

名 称
ツールケーブル用コ
ネクタ

はたらき
別売りのツールケーブル(CMD-001)を接続するコネクタです。
コネクタは，本器のケース上面にあります。
モニタソフト(SWM-PCB101M)を使用して，外部コンピュータよりステップ SV，ステップ時間，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行います。

- 12 -

3. 制御盤への取り付け3.1

外形寸法図(単位: mm)
ガスケット

取付具

端子カバー(別売品)( ): 取付具または端子カバー(別売品)取り付け時の寸法です。
(図 3.1-1)
3.2

パネルカット図(単位: mm)

注 意

130

92＋0.80

横方向密接取り付けの場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

n×96-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数

□92＋0.80(図 3.2-1)- 13 -

3.3

カレントトランス(CT)外形寸法図(単位: mm)
CTL-6-S-H(20 A 用)

CTL-12-S36-10L1U(100 A 用)

(図 3.3-1)- 14 -

3.4

本器の取り付け，取り外し

警 告
ケースは樹脂製ですので，取付具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付具やケースが変形するおそれがあります。
締め付けトルクは，0.1 N･m を指定してください。
3.4.1

本器の取り付け防塵防滴 IP66 仕様を満たすため，本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
横方向密接取付の場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。
取り付け可能なパネルの厚さ: 1～7 mm(1) 本器を制御盤のパネル前面から挿入してください。(図 3.4.1-1)
防塵防滴 IP66 仕様が不要な場合，ガスケットは不要です。

ガスケット(図 3.4.1-1)- 15 -

(2) ケース上下の穴に取付具を引っ掛け，ねじを締め付けて固定してください。(図 3.4.1-2)
締め付けトルクは，0.1 N･m を指定してください。

ねじ式取り付け具(図 3.4.1-2)
3.4.2

本器の取り外し(1) 本器の供給電源を切り，配線を全て外してください。
(2) 取付具のねじを緩め，取付具を外してください。
(3) 本器をパネル前面から引き抜いてください。

- 16 -

4. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
・配線作業時や配線後，端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。
動作不良などの原因となる可能性があります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・熱電対，補償導線は，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は，3 導線式のもので本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は，0～1 V DC の+側と入力端子が異なりま すので注意してください。
21 : 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側
22 : 0～1 V DC の+側・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。

- 17 -

4.1

端子配列(図 4.1-1)
端子記号
PWR
O1
EV1
EV2
O2
P24
TC
RTD
DC
CT1
CT2
RS-485EVENT INPUT
EV3
TRANSMIT OUTPUT

説 明
電源電圧 100～240 V AC または 24 V AC/DC(24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 OUT1
イベント出力 EV1
イベント出力 EV2[オプション: EV2, EV3(DR)]
制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV3D )絶縁電源出力 24 V DC(オプション: P24)
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電流・直流電圧入力
カレントトランス(CT)入力 1(オプション: C5W, EIW, W)
カレントトランス(CT)入力 2(オプション: C5W, EIW, W)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5W, C5)
イベント入力 DI1(オプション: C5W, EIW, EIT, C5, EI)
イベント入力 DI2(オプション: C5W, EIW, EIT, C5, EI)
イベント出力 EV3(オプション: EV3D , EI)
伝送出力(オプション: EIT)

- 18 -

4.2

リード線圧着端子について3.2mmΦ

5.8mm 以下

5.8mm 以下

下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.63 N･m を指定してください。
圧着端子
メーカ
形 名
締付トルク
ニチフ端子
TMEX 1.25Y-3
Y形
日本圧着端子VD1.25-B3A
0.63 N･m
ニチフ端子
TMEX 1.25-3
丸形
日本圧着端子V1.25-33.2mm(図 4.2-1)
4.3端子カバー使用時の注意

端子カバーの長い方が，それぞれケースの側面になるよう取り付けてください。
端子番号 13～24 の配線は，端子カバーの間を通してください。

PCB1 上面

端子カバー

端 子 カ バ ー の 長い方が，それぞれケー
ス の 側 面 に な るよう 取 り 付 け て くだ
さい。

(図 4.3-1)(図 4.3-2)- 19 -

4.4

配 線

端子配列は，4.1 端子配列(P.18)を参照してください。
4.4.1

電源電圧

電源電圧は，100～240 V AC または 24 V AC/DC です。
24 V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
100～240 V AC, 24 V AC

4.4.2

24 V DC

制御出力 OUT1, 制御出力 OUT2制御出力 OUT2 は，制御出力 OUT2(オプション: EV2, DS, DA, EV3D )の機種に対応しています。
制御出力 OUT1, 制御出力 OUT2 の仕様は，以下の通りです。
リレー接点
1a
制御容量
3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
無接点電圧(SSR 駆動用)
12 V DC 15 %最大 40 mA(短絡保護回路付き)
直流電流
4～20 mA DC
負荷抵抗 最大 550
リレー接点

無接点電圧，直流電流

無接点電圧で当社の SSR を使用した場合，並列接続可能台数は以下のとおりです。
・SA-400 シリーズ: 5 台・SA-500 シリーズ: 2 台- 20 -

4.4.3

入 力

各入力の配線は，以下の通りです。
直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は，0～1 V DC の+側と入力端子が異なりますので注意してください。

熱電対

4.4.4

測温抵抗体

直流電流
直流電圧(0～1 V)

直流電圧(0～5 V, 1～5 V,
0～10 V)

イベント出力 EV1, イベント出力 EV2, イベント出力 EV3

イベント出力 EV1 は，標準機能です。
イベント出力 EV2 は，イベント出力 EV2[オプション: EV2, EV3(DR)]の機種に対応しています。
イベント出力 EV3 は，イベント出力 EV3(オプション: EV3D , EI)の機種に対応しています。
イベント出力 EV1, EV2, EV3 の仕様は，以下の通りです。
リレー接点
1a
制御容量
3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
イベント出力 EV1

4.4.5

イベント出力 EV2

イベント出力 EV3

絶縁電源出力絶縁電源出力は，絶縁電源出力(オプション: P24)の機種に対応しています。
絶縁電源出力の仕様は，以下の通りです。
出力電圧
24 V 3 V DC(負荷電流 30 mA DC 時)
リップル電圧200 mV DC 以内(負荷電流 30 mA DC 時)
最大負荷電流30 mA DC
絶縁電源出力- 21 -

4.4.6 シリアル通信
シリアル通信は，シリアル通信(オプション: C5W, C5)の機種に対応しています。
シリアル通信(1) シリアル通信
USB通信ケーブルCMC-001-1(別売り)を使用した場合の配線例
USB 通信ケーブル
CMC-001-1(別売り)

PCB1
YA(-)
YB(+)
COM

⑩ YA(-)⑪ YB(+)⑫ SG

ホストコンピュータ
USB ポート
シールド線

FG⑩ YA(-)⑪ YB(+)
⑫ SG

シールド線

FG

⑩ YA(-)⑪ YB(+)⑫ SG(図 4.4.6-1)
通信変換器IF-400(別売り)を使用した場合の配線例

TXD

3

RXD

2

通信変換器 IF-400(別売り)
RS-232C
RS-485

GND 5
DCD

1

DTR

4

DSR

6

RTS

7

CTS

8

RI

9

PCA1

⑩ YA(-)⑪ YB(+)
⑫ SG

4
3
1
6

シールド線
シールド線

FG

FG

ホストコンピュータ
D サブ 9 ピンコネクタ⑩ YA(-)⑪ YB(+)
⑫ SG

シールド線

CDM

(図 4.4.6-2)- 22 -FG⑩ YA(-)⑪ YB(+)⑫ SG

(2) 設定値デジタル伝送
通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送(神港標準プロトコル)を選択すると，弊社製通信機能付調節計(オプション: C5 付き)と組み合わせて，ステップ SV をデジタル伝送することができます。
また，通信プロトコル選択で設定値デジタル受信器(神港標準プロトコル)を選択すると，弊社製プログラムコントローラ[PCA1 または PCB1(通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択)]と組み合わせて，ステップ SV を受信できます。
更新周期: 250 ms
接 続
通信機能付調節計と本器の SG および YA(-)，YB(+)どうしをそれぞれ接続してください。
最大 31 台接続できます。
通信機能付調節計と本器の配線例
PCB1
YA(-)
YB(+)
SG

YA(-) ⑩
YB(+) ⑪
SG ⑫
シールド線
FG

シールド線

FG

YA(-)
YB(+)
SG

通信機能付調節計(最大 31 台)

シールド線

FG

YA(-)
YB(+)
SG

(図 4.4.6-3)
シールド線について
シールド部に電流が流れないように，シールド線の片側のみFGに接続してください。
シールド部の両側をFGに接続すると，シールド線と大地の間で閉回路ができ，シールド線に電流が流れて，ノイズの影響を受けやすくなります。
FGは，必ず接地処理を行ってください。
推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQ または同等品(ツイストペアシールド
線をご使用ください)。

- 23 -

4.4.7

カレントトランス(CT)入力 1, カレントトランス(CT)入力 2

CT 入力は，ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W)の機種に対応しています。
位相制御されているヒータ電流の検出には使用できません。
カレントトランス(CT)入力 1
カレントトランス(CT)入力 2

CT は付属のものを使用し，ヒータ回路の導線 1 本を CT の穴へ通してください。(図 4.4.7-1)
外部からの干渉を避けるため，CT の導線と電源線，負荷線は離して配線してください。
①②

CT1 入力端子

CT
ヒータ

電 源

(図 4.4.7-1)
三相の場合，R, S, T の内いずれかの 2 線に CT を挿入し，CT1(①-②), CT2(②-③)端子へ接続
してください。(図 4.4.7-2)
①
②
ガ
ス
③
ケ
ガ
ッ
ス
ヒータ

CT1
R

ト
ケ
ッ
ト

S

CT2
T

(図 4.4.7-2)- 24 -

電 源

CT1 入力端子
CT2 入力端子

4.4.8

伝送出力

伝送出力は，伝送出力(オプション: EIT)の機種に対応しています。
伝送出力の仕様は，以下の通りです。
分解能
12000
4～20 mA DC
出 力
負荷抵抗 最大 550
出力精度
伝送出力スパンの 0.3 %以内
応答時間
400 ms + 入力サンプリング周期(0 %→90 %)伝送出力

PV 伝送，SV 伝送，MV 伝送のいずれかを 125 ms 毎にアナログ量に変換し，電流で出力します。(工場出荷時: PV 伝送)
伝送出力上限値設定と伝送出力下限値設定が同じ場合，伝送出力下限値を出力します｡
SV 伝送または MV 伝送を選択した場合，プログラム制御停止(スタンバイ)時，4 mA を出力します。
4.4.9

イベント入力 DI1, イベント入力 DI2

イベント入力 DI1, イベント入力 DI2 は，イベント入力(オプション: C5W, EIW, EIT, C5, EI)の機種に対応しています。
イベント入力の仕様は，以下の通りです。
閉時回路電流約 16 mA
イベント入力 DI1
イベント入力 DI2

動作の判定は，エッジ動作です。ただし，電源投入時，プログラム制御 アドバンス機能以外はレベ
ル動作による判定を行います。
イベント入力 DI1 割付選択，イベント入力 DI2 割付選択で，パターン番号選択機能以外の同じ機能を選択した場合，OR 判定を行います。
イベント入力 DI による動作変更が優先となります。

- 25 -

イベント入力 DI 割付選択で，パターン番号選択機能を選択した場合，イベント入力 DI1，イベント入力 DI2 の ON(閉)または OFF(開)状態により，実行パターン番号 2～4 を選択できます。
イベント入力で選択した実行パターン番号が，キー操作で選択した実行パターン番号より優先されます。
イベント入力が全て OFF(開)状態の場合のみ，キー操作による実行パターン番号の選択が有効になります。
・イベント入力 DI1 のみパターン番号選択機能を選択した場合
パターン番号※2

イベント入力 DI1

OFF(開)

ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
・イベント入力 DI1，イベント入力 DI2 共にパターン番号選択機能を選択した場合
パターン番号※2

3

4

イベント入力 DI1

OFF(開)

ON(閉)OFF(開)

ON(閉)

イベント入力 DI2

OFF(開)

OFF(開)

ON(閉)

ON(閉)

※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。

- 26 -

5. キー操作の概要と各モードの説明
5.1

キー操作の概要

キー操作の概要を以下に示します。
運転モード
プログラム制御停止(スタンバイ)

RUN キー(*1)

プログラム制御実行

STOP キー
(1 秒)
モニタモード(*2)

PTN キーPTN キー

MV 表示

設定モード
MODE キー

残時間表示

PTN キー

RST キーパターン
設定モード(*3)

MODE キー
RST キー

MODE キー(3 秒)

イベント
設定モード(*3)

MODE キー

RST キー+ MODE キー+

制御パラメータ
設定モード(*3)

MODE キー
RST キーキー
ウエイトパラメー
タ設定モード(*3)(3 秒)

MODE キー
RST キー+ MODE キー(3 秒)

エンジニアリング設定モード 1(*3)++

RST キー+ MODE キー

(3 秒)

(3 秒)

MODE キーエンジニアリング設定モード 2(*3)

MODE キー

データクリア(*4)

データクリア後，自動的に運転モードに戻ります+ STOP キー(*1):

PTN キーで実行したいパターン番号を選択し，RUN キーを押すと，プログラム制御を実行します。

(*2):
(*3):

プログラム制御実行中，有効です。
MODE キーを押すと，設定値を登録し，次の設定項目に移行します。各設定モードの最終の設定項目
で MODE キーを押すと，最初の設定項目に戻ります。
DISP キーを押すと，設定値を登録し，前の項目に移行します。各設定モードの最初の設定項目で(*4):

DISP キーを押すと，最後の設定項目に移行します。
プログラム制御停止(スタンバイ)中，有効です。

(図 5.1-1)- 27 -

モードの説明
モードの種類運転モード

モニタモード設定モード

データクリアモードの説明電源 ON すると，運転モードになります。
電源 OFF 時の状態により，プログラム制御停止(スタンバイ)またはプログラム
制御実行のいずれかで復帰します。
表示は，状態により下記のように異なります。
プログラム制御停止 PV 表示器に PV を表示します。
(スタンバイ)
PTN 表示灯および PTN/STEP 表示灯の STEP が点灯している場合，PTN/STEP 表示器にパターン番号を表示します。
PTN/STEP 表示灯の PTN が点灯している場合，PTN 表
示灯，
STEP 表示灯および PTN/STEP 表示器は消灯です。
他の表示器および表示灯は消灯です。
プログラム制御実行 PV 表示器に PV，SV 表示器に SV，MV または残時間を表示します。
PTN 表示灯または STEP 表示灯が点灯。
PTN 表示灯が点灯している場合，PTN/STEP 表示器にパターン番号を表示します。また，PTN/STEP 表示灯のSTEP が点灯します。
STEP 表示灯が点灯している場合，PTN/STEP 表示器にステップ番号を表示します。また，PTN/STEP 表示灯のPTN が点灯します。
運転状態により，動作表示灯が点灯します。
プログラム制御実行中，PTN キーを押すと，モニタモードになります。PV 表示
器に PV，SV 表示器に MV を表示します。
PTN キーを押す毎に，SV，MV または残時間を表示します。
パターン
ステップ SV，ステップ時間，PID ブロック番号，リピー
設定モード
ト回数およびパターン連結を設定します。
イベント
EV 警報動作点またはタイムシグナル TS1 出力 OFF 時
設定モード
間，タイムシグナル TS1 出力 ON 時間を設定します。
制御パラメータ
AT 実行/解除選択，OUT1 比例帯，積分時間，微分時間，
設定モード
ARW，OUT2 比例帯(オプション: EV2, DS, DA または
EV3D 付加時)，正/逆動作選択，ループ異常警報などを設定します。
ウエイトパラメータ ウエイト値およびステップ毎のウエイト機能有効/無効
設定モードを設定します。
エンジニアリング
設定値ロック，センサ補正，PV フィルタ時定数，通信パ
設定モード 1
ラメータ(オプション: C5W, C5 付加時)などを設定します。
エンジニアリング
入力種類，スケーリング上限，スケーリング下限，イベ
設定モード 2ント出力 EV 割付，ステップ時間単位，停電復帰後状態などを設定します。
プログラム制御停止(スタンバイ)時，
キー，
キーと STOP キーを同時に
約 3 秒間押し続けると，データクリア実行/中止選択項目を表示します。実行を選択し MODE キーを押すと，PV 表示器に init を約 3 秒間表示し，全デー
タを工場出荷初期値に戻します。

- 28 -

5.2

設定値(数値)または選択項目の登録について

・設定値(数値)の増減
設定値(数値)の増減は，
キーまたは

キーまたは

キーを使用します。

キーと同時に FAST キーを押すと，設定値(数値)の増減速度が速くなります。

選択項目の切り替え時にも，キーまたはキーを使用します。

・設定値(数値)または選択項目の登録
設定値(数値)または選択項目の登録は，MODE キーまたは DISP キーを使用します。
MODE キーを押すと，設定値(数値)または選択項目を登録し，次の設定項目に移行します。
最終の設定項目で MODE キーを押すと，最初の設定項目に戻ります。
DISP キーを押すと，設定値(数値)または選択項目を登録し，前の設定項目に移項します。
最初の設定項目で DISP キーを押すと，最後の設定項目に移行します。
・運転モードに戻るには運転モードに戻るには，RST キーを使用します。
RST キーを押すと，設定値(数値)または選択項目を登録し，運転モードに戻ります。
5.3

設定項目の見方について

ステップ番号 1 ステップ SV 設定を例に説明します。
左側上段は，PV 表示器です。
設定項目キャラクタまたは選択項目キャラクタを表しています。
左側下段は，PTN/STEP 表示器および SV 表示器です。
PTN/STEP 表示器は選択したパターン番号またはステップ番号を表しています。設定項目により表示が異なります。
SV 表示器は工場出荷初期値を表しています。
右側は，設定項目名または選択項目名，説明および設定範囲または選択項目を表しています。

PV 表示器temp

1 ///0PTN/STEP 表示器

設定(選択)項目名，説明および設定範囲(選択項目)

ステップ番号 1 ステップ SV 設定
・ステップ番号 1 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値

SV 表示器- 29 -

6. 初期設定
本器をお使いになる前に，入力種類，スケーリング上限，スケーリング下限，イベント出力 EV1 割付，
ステップ時間単位，停電復帰後状態，正/逆動作などの初期設定を行ってください。
初期設定は，エンジニアリング設定モード 2 および制御パラメータ設定モードで行います。
初期設定項目の工場出荷初期値を，下表(表 6-1)に示します。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ初期設定が完了している場合，初期設定は必要ありません。
「7. 基本的な設定および運転」(P.39)に進んでください。
(表 6-1)
初期設定項目エンジニアリング設定モード 2
入力種類選択スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
小数点位置選択
イベント出力 EV1 割付選択
ステップ時間単位選択
停電復帰後状態選択
プログラム制御開始時のステップ SV 設定
プログラム制御開始方式選択
制御パラメータ設定モード
OUT1 比例周期設定

工場出荷初期値
K -200～1370
1370
-200
小数点無し
動作無し
時：分
停電復帰後停止0
PV スタート
リレー接点出力: 30 秒
無接点電圧出力: 3 秒
逆動作

正/逆動作選択
初期設定の手順を，以下に示します。

①エンジニアリング設定モード 2 へ移行する
運転モードからキー，
キーと MODE キーを同時に約 3 秒間押し続けると，エンジニアリン
グ設定モード 2 に移行します。
キャラクタ
工場出荷初期値

sens/ k//C

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
入力種類選択・熱電対(10 種類)，測温抵抗体(2 種類)，直流電流(2 種類)，直流電圧(4 種類)の中から入力， / を選択します。
・直流電圧入力から他の入力に変更する場合，本器に接続されているセンサを外してから他の入力に変更してください。
センサを接続したまま他の入力に変更すると，入力回路が故障します。
・入力種類を変更した場合に初期化される項目については，「9.6 設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目
k//C K-200～1370
k//.C K
-200.0～400.0- 30 -

キャラクタ
工場出荷初期値

stlh/ 1370stll/ -200

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
j//C J-200～1000
r//C R
0～1760s//C S
0～1760b//C B
0～1820e//C E-200～800
T//.C T
-200.0～400.0
n//C N-200～1300
pl2C PL0～1390
c//C C(W/Re5-26) 0～2315
Pt/.C Pt100-200.0～850.0
jpt.C JPt100-200.0～500.0
pt/C Pt100-200～850
jptC JPt100-200～500k//F K-328～2498
k//.f K
-328.0～752.0
j//f J-328～1832r//f R
32～3200
s//f S32～3200
b//f B
32～3308
e//f E-328～1472
t//.f T
-328.0～752.0
n//f N-328～2372
pl2f PL32～2534
c//f C(W/Re5-26) 32～4199
pt/.f Pt100-328.0～1562.0
jpt.f JPt100-328.0～932.0
pt/f Pt100-328～1562
jptf JPt100-328～932
420a 4～20 mA-2000～10000
020a 0～20 mA-2000～10000
0/1v 0～1 V-2000～10000
0/5v 0～5 V-2000～10000
1/5v 1～5 V-2000～10000
010v 0～10 V-2000～10000
スケーリング上限設定
・スケーリング上限値を設定します。
・設定範囲
スケーリング下限値～入力レンジ上限値
直流電流・直流電圧入力の場合: -2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
スケーリング下限設定
・スケーリング下限値を設定します。
・設定範囲
入力レンジ下限値～スケーリング上限値
直流電流・直流電圧入力の場合: -2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)- 31 -

キャラクタ
工場出荷初期値dp/// ///0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
小数点位置選択・小数点位置を選択します。
・選択項目///0 小数点無し//0.0 小数点以下 1 桁/0.00 小数点以下 2 桁
0.000 小数点以下 3 桁
入力種類選択で，直流電流・直流電圧入力を選択した場合に表示します。

evo1/ /000

イベント出力 EV1 割付選択
・イベント出力 EV1 割付を選択します。
・イベント出力 EV1 割付を変更した場合に初期化される項目については，「9.6
設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目/000 動作無し/001 警報出力 上限警報
/002 警報出力 下限警報/003 警報出力 上下限警報/004 警報出力 上下限警報個別設定/005 警報出力 上下限範囲警報/006 警報出力 上下限範囲警報個別設定/007 警報出力 絶対値上限警報/008 警報出力 絶対値下限警報/009 警報出力 待機付き上限警報/010 警報出力 待機付き下限警報/011 警報出力 待機付き上下限警報/012 警報出力 待機付き上下限警報個別設定/013 ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
カレントトランス(CT)で負荷電流値を検出し，ヒータ断線警報
設定値を下回った時，出力を ON します。
/014 ループ異常警報出力
ループ異常警報時間とループ異常警報動作幅を設定します。
・ループ異常警報について
制御動作が逆動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PVがループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
- 32 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)

/015

/016
/017

/018

/019

・オプション:EV2[イベント出力 EV2 割付選択で, /020(加熱冷却制御出力)を選択した場合]または DS,DA,EV3D 付加時制御動作が逆動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
タイムシグナル出力
1 パターン内の合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシグナル出力 ON 時間を設定し，プログラム制御実行中に出力を ON します。
AT 中出力AT 実行中，出力を ON します。
パターンエンド出力
プログラム制御終了後，パターンエンド出力時間設定で設定した時間，出力を ON します。
通信コマンドによる出力
通信コマンド 8004H B0 EV1 出力
0 : OFF, 1 : ON
B1 EV2 出力
0 : OFF, 1 : ON
B2 EV3 出力
0 : OFF, 1 : ON
RUN 出力プログラム制御実行中，出力を ON します。

/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル
出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。
/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中出力)以降を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。

- 33 -

・警報出力について
EV1 警報出力の動作図を，以下に示します。
 上限警報 下限警報EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
-EV1 動作点

SV+EV1 動作点-EV1 動作点(図 6-1)

SV +EV1 動作点(図 6-2)

 上下限警報

 上下限警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

EV1 動作点

SV

EV1 動作点

EV1 下限動作点(図 6-3)SV

EV1 上限動作点(図 6-4)

 上下限範囲警報

 上下限範囲警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
EV1 動作点

SV EV1 動作点

EV1 下限動作点(図 6-5)SV

EV1 上限動作点(図 6-6)

 絶対値上限警報

 絶対値下限警報

EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
EV1 動作点

EV1 動作点(図 6-7)(図 6-8)- 34 -

 待機付上限警報

 待機付下限警報
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
-EV1 動作点

SV+EV1 動作点-EV1 動作点

SV+EV1 動作点

斜線部分において待機機能が働きます。

斜線部分において待機機能が働きます。

(図 6-9)(図 6-10)

 待機付上下限警報

 待機付上下限警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
EV1 動作点

SV

EV1 動作点

EV1 下限動作点

斜線部分において待機機能が働きます。

(図 6-11)SV

EV1 上限動作点

斜線部分において待機機能が働きます。

(図 6-12)・タイムシグナル出力について
タイムシグナル出力は，1 パターンの合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシグナ
ル出力 ON 時間を設定し，プログラム制御実行開始後，タイムシグナル出力 OFF 時間経ってからタイムシグナル ON 時間の間，タイムシグナル出力を出す機能です。
ウエイト動作中またはホールド中は，タイムシグナル出力の進行時間を停止します。
また，プログラム制御実行中にステップ時間を変更した場合，変更後のパターン時間でタイムシグ
ナルの出力タイミングを再計算します。

- 35 -

プログラム・パターン設定例
パターン番号 1
ステップ番号

1

2

3

4

5

500
0:30

500
1:00

1000
0:40

1000
1:00

0
2:00

1000

500

0
ステップ SV
ステップ時間タイムシグナル出力

ON
OFF

プログラム制御実行

1 時間後 ON

50 分後 OFF

タイムシグナル出力設定例
タイムシグナル出力 OFF 時間: 1 時間
タイムシグナル出力 ON 時間: 50 分
(図 6-13)
タイムシグナル出力の説明
上記プログラム・パターン例では，プログラム制御実行開始してから 1 時間後(ステップ番号 2に移行してから 30 分後)にタイムシグナル出力が ON します。
タイムシグナル出力が ON してから 50 分後(ステップ番号 3 に移行してから 20 分後)にタイムシ
グナル出力を OFF します。
キャラクタ
設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
工場出荷初期値
下記のキャラクタを表示するまで，MODE キーを数回押してください。
ステップ時間単位選択
m_s/・ステップ時間の単位を選択します。
/ min/
・選択項目
min/ 時：分
sec/ 分：秒- 36 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)

pret

停電復帰後状態選択
・プログラム制御実行中に停電し，その後復帰した時のプログラム制御の状態/ stopを選択します。
・選択項目
stop 停電復帰後停止
停電復帰後，実行していたプログラム制御を停止して，プログラ
ム制御停止(スタンバイ)状態で復帰します。
cont 停電復帰後継続
停電復帰後，実行していたプログラム制御の続きを実行します。
hold 停電復帰後一時停止
停電復帰後，実行していたプログラム制御を一時停止(ホールド機能)した状態で復帰し，一時停止した時点のステップ SV で定値制御を行います。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行します。
プログラム制御開始時のステップ SV 設定
s_sv
・プログラム制御開始時のステップ SV を設定します。
/ ///0・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
プログラム制御開始方式選択
s_sl
・プログラム制御の開始方式を選択します。
/ pv//
・選択項目
pv// PV スタート
プログラム制御開始時のみ，ステップ SV とステップ時間を PVまで早送りし，プログラム制御をスタートする方式です。
pvr/ PVR スタート
プログラム制御開始時およびリピート動作時，ステップ SV とス
テップ時間を PV まで早送りし，プログラム制御をスタートする方式です。
sv// SV スタート
プログラム制御開始時，プログラム制御開始時のステップ SV 設
定で設定した値より，プログラム制御をスタートする方式です。
RST キーを押してください。運転モードに戻ります。
②制御パラメータ設定モードへ移行する
運転モードから
キーと MODE キーを同時に押すと，制御パラメータ設定モードに移行します。
キャラクタ
工場出荷初期値

at/// ----

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
AT 実行/解除選択
初期設定では操作しません。

- 37 -

キャラクタ
設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
工場出荷初期値
下記のキャラクタを表示するまで，MODE キーを数回押してください。
OUT1 比例周期設定
c///・OUT1 比例周期を設定します。
/ ///3リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
工場出荷初期値は，出力形式により異なります。
リレー接点出力形 : 30 秒
無接点電圧出力形 : 3 秒
直流電流出力形 : この設定項目はありません
・設定範囲
0.5, 1～120 秒
OUT1 がリレー接点出力形または無接点電圧出力形の場合に表示します。

下記のキャラクタを表示するまで，MODE キーを数回押してください。
正/逆動作選択cont・正動作または逆動作を選択します。
/ heat正動作
正動作は，PV が SV より高い場合(正の偏差)に対して MV を増やすように動作します。冷蔵庫がこの動作にあたります。
MV

低い

高い

PV

SV

(図 6-14)
逆動作
逆動作は，PV が SV より低い場合(負の偏差)に対して MV を増やすように動作します。電気炉がこの動作にあたります。
MV

低い

SV

高い

PV

(図 6-15)
・選択項目
heat 逆動作
cool 正動作
RST キーを押してください。運転モードに戻ります。
以上で初期設定が終了しました。
「7. 基本的な設定および運転」(P.39)や「8. 設定項目の説明」(P.45)を参考に設定してください。

- 38 -

7. 基本的な設定および運転
基本的な設定および運転について説明します。
7.1

基本的な設定および運転の流れ

基本的な設定および運転の流れを，以下に示します。
電源投入
プログラム・パターンの設定
パターン設定(P.45～49)

プログラム・パターンを設定します。

PID ブロック，
ウエイト値の設定
制御パラメータ設定(P.56～65)

PID，ARW などを設定します。

ウエイトパラメータ
設定(P.66～69)

ウエイト値，ステップ毎のウエイト機能有効/無効を設定します。

試運転

AT 実行
(P.105～107)

負荷の電源を ON し，試運転を行います。

AT を実行します。

運 転(図 7.1-1)- 39 -

7.2

プログラム・パターンの設定

プログラム・パターンの設定例を，以下に示します。
・プログラム・パターンの設定例
パターン番号 1
ステップ番号

1

2

3

4

5

500
0:30
2
有効

500
1:00
2
無効

1000
0:40
3
有効

1000
1:00
3
無効

0
2:00
2
無効

1000

500

0
ステップ SV
ステップ時間PID ブロック番号
ウエイト機能有効/無効(図 7.2-1)
プログラム・パターンの説明
ステップ 1: プログラム制御実行後，30 分で SV を 0→500 まで変化させて制御を行います。
ステップ 2: 1 時間，SV を 500 に保つよう制御を行います。
ステップ 3: 40 分で 500→1000 まで変化させて制御を行います。
ステップ 4: 1 時間，SV を 1000 に保つよう制御を行います。
ステップ 5: 2 時間で 1000→0 まで変化させて制御を行います。
・PID ブロックの設定例
プログラム・パターンを設定していないステップの PID ブロック番号の工場出荷初期値は 1 のため，
PID ブロック番号 1 は工場出荷初期値のままにしておき，ブロック番号 2 から設定した方がわかりやすく便利です。
PID，ARW などの制御パラメータは，全パターンで共通です。
ブロック番号 OUT1 比例帯
積分時間
微分時間
ARW
OUT2 比例帯
1
10
200 秒
50 秒
50 %
10
2
10 (*)
200 秒(*)
50 秒(*)
50 %(*)
10 (*)
3
10 (*)
200 秒(*)
50 秒(*)
50 %(*)
10 (*)(*): PID ブロックの各設定項目は，AT を実行して PID 定数を求めるため，工場出荷初期値のままにしています。

・ウエイト値の設定例
ウエイト値: 10
ウエイト値は，各パターンの全ステップで共通です。

- 40 -

プログラム・パターンの設定例，PID ブロックの設定例およびウエイト値の設定例を基に，操作方法を説明します。

電源投入

電源投入

運転モード

//25

運転モード
プログラム制御停止(スタンバイ)状態

1 ////

MODE キープログラム・パターンの設定
パターン設定temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
1 点灯

パターン設定モード
ステップ番号 1
ステップ SV 設定

キーまたは

temp

キー

500

1 /500PTN/STEP 表示灯
1 点灯

MODE キーtime

ステップ番号 1
ステップ時間設定

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

キーまたは

time

キー

00:30

1 00:30
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

MODE キー_pid

ステップ番号 1
PID ブロック番号選択

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

キーまたは

_pid

PID ブロック番号 2

1 ///2
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

MODE キー- 41 -

キー

temp

ステップ番号 2
ステップ SV 設定

1 ///0PTN/STEP 表示灯
2 点灯

キーまたは

temp

キー

500

1 /500PTN/STEP 表示灯
2 点灯

MODE キーtime

ステップ番号 2
ステップ時間設定

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

キーまたは

time

キー

01:00

1 01:00
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

MODE キー_pid

ステップ番号 2
PID ブロック番号選択

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

キーまたは

_pid

キー

PID ブロック番号 2

1 ///2
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

MODE キー
以降，ステップ番号 5 PID ブロック番
号選択まで同様に設定してください。

_pid

1 ///2
PTN/STEP 表示灯
5 点灯

RST キー- 42 -

ステップ番号 5
PID ブロック番号選択
PID ブロック番号 2

運転モード//25

運転モード
プログラム制御停止(スタンバイ)状態

1 ////キー +キー(3 秒)

ウエイト値の設定
ウエイトパラメータ
設定(P.xx)

wait

ウエイトパラメータ設定モード
ウエイト値設定

1 ///0

キーまたは

wait

キー

10

1 //10
MODE キーwait

ステップ番号 1
ウエイト機能有効/無効選択

1 ---PTN/STEP 表示灯
1 点灯

キーまたは

wait

キー

ウエイト機能有効

1 use/
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

MODE キー
以降，ステップ番号 5 ウエイト機能
有効/無効選択まで同様に設定してく
ださい。

wait

1 use/
PTN/STEP 表示灯
5 点灯

ステップ番号 5
ウエイト機能有効/無効選択
ウエイト機能有効

RST キー
以上で，ひと通りの設定が終了しまし
た。
運転モード

//25

1 ////

PTN キー- 43 -

運転モード
プログラム制御停止(スタンバイ)状態

//25

実行パターン番号選択
PTN キーで実行するパターン番号を
1 ////
選択してください。
RUN キー 負荷の電源を ON し，RUN キーを押して試運転を行ってください。
試運転

//25

1 //25
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

試運転開始(プログラム制御実行)
例として，ステップ SV が一定のステッ
プ番号 2 で AT を実行します。
RUN キーを約1秒間押し続けてください。

RUN キー(1 秒)/500

ステップ番号 2 に移行します。

1 /500PTN/STEP 表示灯
2 点灯

キー + MODE キー
AT 実行

at//

AT 実行/解除選択

1 ---PTN/STEP 表示灯
2 点灯

キーまたは

at//

キー

AT 実行

1 at//
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

RST キー/500

1 /500PTN/STEP 表示灯
2 点灯

運転モード

//25

1 ////
RUN キー
運 転//25

1 //25
PTN/STEP 表示灯
1 点灯- 44 -

運転モード
AT 実行中，AT 表示灯が点滅します。
AT 終了後，AT 表示灯が消灯します。
PID ブロック番号 3 を選択したステッ
プ番号 4 も同様に AT を実行してくだ
さい。
プログラム制御終了
運転モード[プログラム制御停止(スタンバイ)状態]に戻ります。
運転開始(プログラム制御実行)

8. 設定項目の説明
パターン設定モード，イベント設定モード，制御パラメータ設定モード，ウエイトパラメータ設定モード，エンジニアリング設定モード 1 およびエンジニアリング設定モード 2 の各設定項目について説明します。
8.1

パターン設定モードの設定項目

パターン設定モードは，ステップ SV，ステップ時間，PID ブロック番号，リピート回数およびパターン連結を設定します。
パターン設定モードに移行した時に選択されているパターン番号に対して設定を行います。
プログラム制御実行中，実行中のパターン以外の設定はできません。
パターン連結選択で，連結有りを選択した場合，パターン設定モード中に実行パターンが 1 から 2 に切り替わってもパターン番号は 1 のままとなり，運転モードに戻るまでパターン番号は更新されません。
・パターン設定モードへ移行する前にパターン設定モードへ移行する前に，PTN キーを押して，設定したいパターン番号を選択してください。
・パターン設定モードへ移行するには運転モードから MODE キーを押すと，パターン設定モードに移行します。
パターン設定モードの設定項目を，パターン番号 1 を例として以下に示します。
キャラクタ
工場出荷初期値

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
1 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
2 点灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 1 ステップ SV 設定
・ステップ番号 1 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 1 ステップ時間設定
・ステップ番号 1 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 1 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 1 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 1 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 2 ステップ SV 設定
・ステップ番号 2 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値- 45 -

キャラクタ
工場出荷初期値

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
3 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
3 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
3 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
4 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
4 点灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 2 ステップ時間設定
・ステップ番号 2 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 2 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 2 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 2 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 3 ステップ SV 設定
・ステップ番号 3 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 3 ステップ時間設定
・ステップ番号 3 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 3 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 3 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 3 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 4 ステップ SV 設定
・ステップ番号 4 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 4 ステップ時間設定
・ステップ番号 4 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 4 のステップ SV で定値制御を行います。

- 46 -

キャラクタ
工場出荷初期値_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
4 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
5 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
5 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
5 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
6 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
6 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
6 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
7 点灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 4 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 4 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 5 ステップ SV 設定
・ステップ番号 5 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 5 ステップ時間設定
・ステップ番号 5 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 5 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 5 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 5 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 6 ステップ SV 設定
・ステップ番号 6 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 6 ステップ時間設定
・ステップ番号 6 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 6 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 6 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 6 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 7 ステップ SV 設定
・ステップ番号 7 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値- 47 -

キャラクタ
工場出荷初期値

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
7 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
7 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
8 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
8 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
8 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
9 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
9 点灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 7 ステップ時間設定
・ステップ番号 7 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 7 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 7 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 7 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 8 ステップ SV 設定
・ステップ番号 8 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 8 ステップ時間設定
・ステップ番号 8 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 8 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 8 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 8 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 9 ステップ SV 設定
・ステップ番号 9 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 9 ステップ時間設定
・ステップ番号 9 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 9 のステップ SV で定値制御を行います。

- 48 -

キャラクタ
工場出荷初期値_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
9 点灯

temp

1 ///0PTN/STEP 表示灯
10 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
10 点灯

_pid

1 ///1
PTN/STEP 表示灯
10 点灯

rept

1 ///0PTN/STEP 表示灯
消灯

chin

1 ---PTN/STEP 表示灯
消灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 9 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 9 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
ステップ番号 10 ステップ SV 設定
・ステップ番号 10 のステップ SV を設定します。
ステップ SV は，ステップが終了した時の SV です。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ番号 10 ステップ時間設定
・ステップ番号 10 のステップ時間を設定します。
ステップ時間は，ステップの工程時間です。
・設定範囲----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 10 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 10 PID ブロック番号選択
・ステップ番号 10 に使用する PID ブロック番号を選択します。
・選択項目
1～10
リピート回数設定・選択されているパターン番号 1 のリピート回数を設定します。
・設定範囲
0～10000
パターン連結選択
・選択されているパターン番号 1 とパターン番号 2 を連結するかしないかを選択します。
選択されているパターン番号が 10 の場合，パターン番号 1 と連結するかしないかを選択します。
任意のパターン番号(パターン番号 1 とパターン番号 5)は連結できません。
連結したパターンのリピートは，連結全体のパターンを，スタートしたパターンのリピート回数分繰り返します。
(例) パターン番号 1 と 2 を連結し，パターン番号 1 のリピート回数を 2 回に設定した場合，連結全体のパターン(パターン番号 1 と 2)を 2 回繰り
返します。
・選択項目
---- 連結無し
chin 連結有り

以上でパターン設定モードの設定が終了しました。
RST キーを押すと，運転モードに戻ります。

- 49 -

8.2

イベント設定モードの設定項目

イベント設定モードは，イベント出力 EV 割付選択で選択した項目により設定項目が異なります。
イベント出力 EV 割付選択で，001(上限警報)～012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合，
EV 警報動作点を設定します。
イベント出力 EV 割付選択で，015(タイムシグナル出力)を選択した場合，タイムシグナル TS 出力
OFF 時間およびタイムシグナル TS 出力 ON 時間を設定します。
イベント設定モードに移行した時に選択されているパターン番号に対して設定を行います。
設定値は，各パターン内の全ステップで共通です。
プログラム制御実行中，実行中のパターン以外の設定はできません。
パターン連結選択で，連結有りを選択した場合，イベント設定モード中に実行パターンが 1 から 2 に切り替わってもパターン番号は 1 のままとなり，運転モードに戻るまでパターン番号は更新されません。
・警報出力について
EV1 警報出力の動作図を，以下に示します。
EV2 警報出力，EV3 警報出力の場合，動作図の EV1 をそれぞれ置き換えてご覧ください。
 上限警報 下限警報EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
-EV1 動作点

SV+EV1 動作点-EV1 動作点(図 8.2-1)

SV +EV1 動作点(図 8.2-2)

 上下限警報

 上下限警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
EV1 動作点

SV

EV1 動作点

EV1 下限動作点(図 8.2-3)

SV(図 8.2-4)- 50 -

EV1 上限動作点

 上下限範囲警報

 上下限範囲警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
EV1 動作点

SV EV1 動作点

EV1 下限動作点(図 8.2-5)

EV1 上限動作点

SV(図 8.2-6)

 絶対値上限警報

 絶対値下限警報

EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
EV1 動作点

EV1 動作点(図 8.2-7)(図 8.2-8)

 待機付上限警報

 待機付下限警報
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
-EV1 動作点

SV+EV1 動作点-EV1 動作点

SV+EV1 動作点

斜線部分において待機機能が働きます。

斜線部分において待機機能が働きます。

(図 8.2-9)(図 8.2-10)

 待機付上下限警報

 待機付上下限警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

EV1 動作点

SV

EV1 動作点

斜線部分において待機機能が働きます。

(図 8.2-11)

EV1 下限動作点

SV

斜線部分において待機機能が働きます。

(図 8.2-12)- 51 -

EV1 上限動作点

・タイムシグナル出力について
タイムシグナル出力は，1 パターンの合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシグナ
ル出力 ON 時間を設定し，プログラム制御実行開始後，タイムシグナル出力 OFF 時間経ってからタイムシグナル ON 時間の間，タイムシグナル出力を出す機能です。
ウエイト動作中またはホールド中は，タイムシグナル出力の進行時間を停止します。
また，プログラム制御実行中にステップ時間を変更した場合，変更後のパターン時間でタイムシグ
ナルの出力タイミングを再計算します。
プログラム・パターン設定例
パターン番号 1
ステップ番号

1

2

3

4

5

500
0:30

500
1:00

1000
0:40

1000
1:00

0
2:00

1000

500

0
ステップ SV
ステップ時間タイムシグナル出力

ON
OFF

プログラム制御実行

1 時間後 ON

50 分後 OFF

タイムシグナル出力設定例
タイムシグナル出力 OFF 時間: 1 時間
タイムシグナル出力 ON 時間: 50 分
(図 8.2-13)
タイムシグナル出力の説明
上記プログラム・パターン例では，プログラム制御実行開始してから 1 時間後(ステップ番号 2に移行してから 30 分後)にタイムシグナル出力が ON します。
タイムシグナル出力が ON してから 50 分後(ステップ番号 3 に移行してから 20 分後)にタイムシ
グナル出力を OFF します。

- 52 -

・イベント設定モードへ移行する前にイベント設定モードへ移行する前に，PTN キーを押して，設定したいパターン番号を選択してください。
・イベント設定モードへ移行するには運転モードから MODE キーを約 3 秒間押し続けると，イベント設定モードに移行します。
イベント設定モードの設定項目を，以下に示します。
キャラクタ
工場出荷初期値

a1//

1 ///0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
EV1 警報動作点設定
・EV1 警報の動作点を設定します。
イベント出力 EV1 割付選択で，004(上下限警報個別設定)，006(上下限範囲
警報個別設定)または 012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合，
EV1 下限警報の動作点設定になります。
・設定範囲
上限警報
-(入力スパン)～入力スパン(*1)
下限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
上下限警報
0～入力スパン(*1)
上下限警報個別設定
0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別設定
0～入力スパン(*1)
絶対値上限警報
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き下限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報
0～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別設定
0～入力スパン(*1)(*1): 直流電流・直流電圧入力の場合，入力スパンはスケーリング幅となります。(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)(*2): 直流電流・直流電圧入力の場合，入力レンジ下限値はスケーリング下限値，入力レ
ンジ上限値はスケーリング上限値となります。(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設
定)を選択した場合に表示します。

a1h/

1 ///0EV1 上限警報動作点設定
・EV1 上限警報の動作点を設定します。
・設定範囲
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV1 割付選択で，/004(上下限警報個別設定)，/006(上下限範囲警報個別設定)または/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

t1of

1 00:00

TS1 出力 OFF 時間設定
・TS1 出力の OFF 時間を設定します。
・設定範囲
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

- 53 -

キャラクタ
工場出荷初期値

t1on

1 00:00

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
TS1 出力 ON 時間設定
・TS1 出力の ON 時間を設定します。
・設定範囲
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

a2//

1 ///0EV2 警報動作点設定
・EV2 警報の動作点を設定します。
イベント出力 EV2 割付選択で，004(上下限警報個別設定)，006(上下限範囲
警報個別設定)または 012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合，
EV2 下限警報の動作点設定になります。
・設定範囲
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設
定)を選択した場合に表示します。

a2h/

1 ///0EV2 上限警報動作点設定
・EV2 上限警報の動作点を設定します。
・設定範囲
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV2 割付選択で，/004(上下限警報個別設定)，/006(上下限範囲警報個別設定)または/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

t2of

1 00:00

TS2 出力 OFF 時間設定
・TS2 出力の OFF 時間を設定します。
・設定範囲
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
イベント出力 EV2 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

t2on

1 00:00

TS2 出力 ON 時間設定
・TS2 出力の ON 時間を設定します。
・設定範囲
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
イベント出力 EV2 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

a3//

1 ///0EV3 警報動作点設定
・EV3 警報の動作点を設定します。
イベント出力 EV3 割付選択で，004(上下限警報個別設定)，006(上下限範囲
警報個別設定)または 012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合，
EV3 下限警報の動作点設定になります。
・設定範囲
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設
定)を選択した場合に表示します。

a3h/

1 ///0EV3 上限警報動作点設定
・EV3 上限警報の動作点を設定します。
・設定範囲
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV3 割付選択で，/004(上下限警報個別設定)，/006(上下限範囲警報個別設定)または/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

- 54 -

キャラクタ
工場出荷初期値

t3of

1 00:00

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
TS3 出力 OFF 時間設定
・TS3 出力の OFF 時間を設定します。
・設定範囲
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
イベント出力 EV3 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

t3on

1 00:00

TS3 出力 ON 時間設定
・TS3 出力の ON 時間を設定します。
・設定範囲
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
イベント出力 EV3 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

以上でイベント設定モードの設定が終了しました。
RST キーを押すと，運転モードに戻ります。

- 55 -

8.3

制御パラメータ設定モードの設定項目

制御パラメータ設定モードは，AT 実行/解除選択，OUT1 比例帯，積分時間，微分時間，ARW，OUT2
比例帯(オプション: EV2, DS, DA または EV3D 付加時)，正/逆動作選択，ループ異常警報などを設定します。
設定値は，全パターンで共通です。
・制御パラメータ設定モードへ移行するには運転モードから

キーと MODE キーを同時に押すと，制御パラメータ設定モードに移行します。

制御パラメータ設定モードの設定項目を，以下に示します。
キャラクタ
工場出荷初期値

at/// ----

pblk/ ///1

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
AT 実行/解除選択
・AT を実行するか解除するかを選択します。
プログラム制御実行中のみ働きます。
AT 開始後，4 時間経過しても AT が終了しない場合または入力異常になった
場合，PV 表示器に er20 と表示し，AT を強制終了します。
・選択項目---- AT 解除
AT// AT 実行
PID ブロック番号選択
・PID ブロック番号 1～10 の内，OUT1 比例帯，積分時間，微分時間，ARW
および OUT2 比例帯[オプション: EV2(DR), DS, DA, EV3D ]の設定を行う
ブロック番号を選択します。
ブロック番号は，下記のように分けて使用すると便利です。
ブロック番号 1: 定値制御用
ブロック番号 2: プログラム制御 低温用
ブロック番号 3: プログラム制御 中温用
ブロック番号 4: プログラム制御 高温用
・選択項目
1～10

- 56 -

キャラクタ
工場出荷初期値p///1 //10

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
OUT1 比例帯設定
・PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号の OUT1 比例帯を設定します。
PTN/STEP 表示器は，PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号を表示します。
0 または 0.0 を設定すると，OUT1 は ON/OFF 動作になります。
OUT1 比例帯
ON

OFF
SV

(図 8.3-1)i///

1 /200d///

1 //50arw/

1 //50・設定範囲
熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～入力スパン ( )熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点付きの場合0.0～入力スパン ( )直流電流・直流電圧入力の場合
0.0～1000.0 %積分時間設定・PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号の積分時間を設定します。
PTN/STEP 表示器は，PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号を表示します。
・設定範囲
0～3600 秒
微分時間設定・PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号の微分時間を設定します。
PTN/STEP 表示器は，PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号を表示します。
・設定範囲
0～1800 秒
ARW 設定・PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号のアンチリセットワイン
ドアップ(ARW)値を設定します。
PTN/STEP 表示器は，PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号を表示します。
・設定範囲
0～100 %

- 57 -

キャラクタ
工場出荷初期値c//// ///3

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
OUT1 比例周期設定
・OUT1 比例周期を設定します。
リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
工場出荷初期値は，出力形式により異なります。
リレー接点出力形 : 30 秒
無接点電圧出力形 : 3 秒
直流電流出力形 : この設定項目はありません
・設定範囲
0.5，1～120 秒
OUT1 がリレー接点出力形または無接点電圧出力形の時に表示します。

hys// //1.0

OUT1 ON/OFF 動作すきま設定
・OUT1 ON/OFF 動作すきまを設定します。
動作すきま
ON

OFF
OUT1
動作すきま設定

SV(図 8.3-2)olh// /100oll// ///0・設定範囲
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
OUT1 上限設定
・OUT1 上限値を設定します。
・設定範囲
OUT1 下限値～100 %
直流電流出力形の場合
OUT1 下限値～105 %OUT1 下限設定
・OUT1 下限値を設定します。
・設定範囲
0 %～OUT1 上限値
直流電流出力形の場合-5 %～OUT1 上限値- 58 -

キャラクタ
工場出荷初期値

orat/ ///0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
OUT1 変化率リミット設定
・OUT1 MV の変化率リミットを設定します。
1 秒間に変化する OUT1 MV を設定します。
0 を設定すると，OUT1 変化率リミットは働きません。
・OUT1 変化率リミットについて
加熱制御で，SV に対して PV が低い場合，OUT1 MV は(図 8.3-3)のように変化しますが，OUT1 変化率リミットを設定すると，(図 8.3-4)のように OUT1
MV の変化率を変えることができます。
急激に通電すると，ヒータが切れてしまうような高温用ヒータ(約 1500～1800
で使用するもの)を徐々に加熱したい場合に適しています。
ON(100 %)OFF(0 %)

(図 8.3-3)
100 %/秒

20 %/秒10 %/秒

ON(100 %)OFF(0 %)
1秒

5秒

(図 8.3-4)
・設定範囲
0～100 %/秒

- 59 -10 秒

キャラクタ
工場出荷初期値

cact/ air/

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
OUT2 動作選択
・OUT2 の動作を選択します。
OUT2 比例帯
空冷
油冷
水冷

SV

(図 8.3-5)
・選択項目
air/ 空冷(リニア特性)
oil/ 油冷(1.5 乗特性)
wat/ 水冷(2 乗特性)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

p_b/

1 //10

OUT2 比例帯設定
・PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号の OUT2 比例帯を設定します。
PTN/STEP 表示器は，PID ブロック番号選択で選択した PID ブロック番号を表示します。
0 または 0.0 を設定すると，OUT2 は ON/OFF 動作になり，OUT2 動作選択
で選択した動作は無効になります。
・設定範囲
熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～入力スパン ( )熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点付きの場合0.0～入力スパン ( )直流電流・直流電圧入力の場合
0.0～1000.0 %オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

c_b// ///3

OUT2 比例周期設定
・OUT2 比例周期を設定します。
リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
工場出荷初期値は，出力形式により異なります。
リレー接点出力形[EV2, EV3(DR)] : 30 秒
無接点電圧出力形(DS, EV3DS): 3秒
直流電流出力形(DA, EV3DA): この設定項目はありません
・設定範囲
0.5，1～120 秒
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, EV3(DR), EV3DS 付加時に表示します。

- 60 -

キャラクタ
工場出荷初期値

hysb/ //1.0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
OUT2 ON/OFF 動作すきま設定
・OUT2 ON/OFF 動作すきまを設定します。
動作すきま
ON

OFF
SV

OUT2
動作すきま設定(図 8.3-6)
・設定範囲
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

olhb/ /100

OUT2 上限設定
・OUT2 上限値を設定します。
・設定範囲
OUT2 下限値～100 %
直流電流出力形(オプション: DA, EV3DA)
OUT2 下限値～105 %オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

ollb/ ///0

OUT2 下限設定
・OUT2 下限値を設定します。
・設定範囲
0 %～OUT2 上限値
直流電流出力形(オプション: DA, EV3DA)-5 %～OUT2 上限値
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

- 61 -

キャラクタ
工場出荷初期値db/// //0.0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
オーバラップ/デッドバンド設定
・オーバラップ，デッドバンドを設定します。
+設定値でデッドバンド，-設定値でオーバラップです。
オーバラップ(OUT1，OUT2 が共に PID 動作の場合)
OUT1 比例帯
OUT2 比例帯

オーバラップ
ON

ON
OUT1

OUT2

OFF

OFF
SV

(図 8.3-7)
デッドバンド(OUT1，OUT2 が共に PID 動作の場合)
OUT1 比例帯

OUT2 比例帯

デッドバンド
ON

ON
OUT1

OUT2

OFF

OFF
SV

(図 8.3-8)
オーバラップ(OUT1 が PID 動作，OUT2 が ON/OFF 動作の場合)
OUT1 比例帯
動作すきまオーバラップ
ON

ON
OUT1

OUT2

OFF

OFF
SV

(図 8.3-9)- 62 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
デッドバンド(OUT1 が PID 動作，OUT2 が ON/OFF 動作の場合)
OUT1 比例帯
動作すきまデッドバンド
ON

ON
OUT1

OUT2

OFF

OFF
SV

(図 8.3-10)・設定範囲-200.0～200.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合-2000～2000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場
合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

cont/ heath1/// //0.0h1//と CT1 電
流値を交互に表示
します

正/逆動作選択・正(冷却)動作，逆(加熱)動作を選択します。
・選択項目
heat 逆動作
cool 正動作
ヒータ断線警報 1 設定
・ヒータ断線警報 1 の検出電流値を設定します。
0.0 を設定すると，ヒータ断線警報 1 は働きません。
PV 表示器に，ヒータ断線警報 1 設定キャラクタと CT1 電流値を交互に表示します。
CT1 電流値は，OUT1 が ON の時更新します。
OUT1 が OFF の時は，前回 OUT1 が ON の時の値を記憶しています。
警報出力は自己保持しません。
・設定範囲
20 A の場合
0.0～20.0 A
100 A の場合
0.0～100.0 A
オプション: C5W, EIW, W 付加時および OUT1 がリレー接点出力形または無接点電圧出力形の時に表示します。

h2/// //0.0h2//と CT2 電
流値を交互に表示します

ヒータ断線警報 2 設定
・三相の場合に使用し，ヒータ断線警報 2 の検出電流値を設定します。
0.0 を設定すると，ヒータ断線警報 2 は働きません。
PV 表示器に，ヒータ断線警報 2 設定キャラクタと CT2 電流値を交互に表示します。
CT2 電流値は，OUT1 が ON の時更新します。
OUT1 が OFF の時は，前回 OUT1 が ON の時の値を記憶しています。

- 63 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
警報出力は自己保持しません。
・設定範囲
20 A の場合
0.0～20.0 A
100 A の場合
0.0～100.0 A
オプション: C5W, EIW, W 付加時および OUT1 がリレー接点出力形または無接点電圧出力形の時に表示します。

lp_t/ ///0ループ異常警報時間設定
・ループ異常警報を判断するための時間を設定します。
0 を設定すると，ループ異常警報は働きません。
・ループ異常警報について
制御動作が逆動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場
合，ループ異常警報を出力します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がル
ープ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場
合，ループ異常警報を出力します。
制御動作が正動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場
合，ループ異常警報を出力します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がル
ープ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場
合，ループ異常警報を出力します。
・オプション:EV2[イベント出力 EV2 割付選択で, /020(加熱冷却制御出力)を選択した場合]または DS,DA,EV3D 付加時制御動作が逆動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が 0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，ループ異常警報を出力します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MV が-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，ループ異常警報を出力します。
制御動作が正動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が 0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，ループ異常警報を出力します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MV が-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，ループ異常警報を出力します。
・設定範囲
0～200 分- 64 -

キャラクタ
工場出荷初期値

lp_h/ ///0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ループ異常警報動作幅設定
・ループ異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・設定範囲
熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～150 ( )熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点付きの場合
0.0～150.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
0～1500(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)

以上で制御パラメータ設定モードの設定が終了しました。
RST キーを押すと，運転モードに戻ります。

- 65 -

8.4

ウエイトパラメータ設定モードの設定項目

ウエイトパラメータ設定モードは，ウエイト値およびステップ毎のウエイト機能有効/無効を設定します。
ウエイトパラメータ設定モードに移行した時に選択されているパターン番号に対して設定を行います。
プログラム制御実行中，実行中のパターン以外の設定はできません。
パターン連結選択で，連結有りを選択した場合，ウエイトパラメータ設定モード中に実行パターンが 1
から 2 に切り替わってもパターン番号は 1 のままとなり，運転モードに戻るまでパターン番号は更新されません。
・ウエイト機能について
ウエイト機能は，プログラム制御実行中，ステップ終了時に PV と SV の偏差がウエイト設定値以内に入っていない場合，次のステップに進まず，PV と SV の偏差がウエイト設定値以内に入るまで次のステップに移行しない機能です。
ウエイト機能が働くと，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅します。
・ウエイト機能の説明図
・プログラム・パターンが上昇ステップの場合
SV

ウエイト値 10
T

T

500
490

時間
PV が 490になると，ウエイト機能が解除され，次のステップに進みます。

PV が SV－ウエイト値の範囲内でないため，ウエイト機能が働き，次のステップに進みません。ウエイト機能が働くと，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅します。

プログラム・パターン
PV
ウエイト機能により，時間 T 遅れたプログラム・パターン(図 8.4-1)- 66 -

・プログラム・パターンが下降ステップの場合
SV

ウエイト値 10

T

T

510
500

時間

PV が 510になると，ウエイト機能が解除され，次のステップに進みます。

PV が SV+ウエイト値の範囲内でないため，ウエイト機能が働き，次のステップに進みません。ウエイト機能が働くと，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅します。

プログラム・パターン
PV
ウエイト機能により，時間 T 遅れたプログラム・パターン(図 8.4-2)
・ウエイト機能の解除方法
RUN キーを約 1 秒間押し続けると，ウエイト機能を解除できます。
・ウエイトパラメータ設定モードへ移行する前にウエイトパラメータ設定モードへ移行する前に，PTN キーを押して，設定したいパターン番号を選択してください。
・ウエイトパラメータ設定モードへ移行するには運転モードからキーとキーを同時に約 3 秒間押し続けると，ウエイトパラメータ設定モードに移行します。
ウエイトパラメータ設定モードの設定項目を，以下に示します。
キャラクタ
工場出荷初期値

wait

1 ///0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ウエイト値設定
・ウエイト値を設定します。
各パターンの全ステップで共通です。
0 または 0.0 を設定すると，ウエイト機能は働きません。
・設定範囲
0～入力スパン(*)の 20 %相当の換算値(*): 直流電流・直流電圧入力の場合，入力スパンはスケーリング幅となります。(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)- 67 -

キャラクタ
工場出荷初期値

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
1 点灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 1 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 1 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
2 点灯

ステップ番号 2 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 2 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
3 点灯

ステップ番号 3 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 3 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
4 点灯

ステップ番号 4 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 4 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
5 点灯

ステップ番号 5 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 5 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
6 点灯

ステップ番号 6 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 6 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

- 68 -

キャラクタ
工場出荷初期値

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
7 点灯

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 7 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 7 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
8 点灯

ステップ番号 8 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 8 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
9 点灯

ステップ番号 9 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 9 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエイ
ト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
10 点灯

ステップ番号 10 ウエイト機能有効/無効選択・ステップ番号 10 において，ウエイト値設定で設定したウエイト値でのウエ
イト機能の有効/無効を選択します。
・選択項目---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

以上でウエイトパラメータ設定モードの設定が終了しました。
RST キーを押すと，運転モードに戻ります。

- 69 -

8.5

エンジニアリング設定モード 1 の設定項目

エンジニアリング設定モード 1 は，設定値ロック，センサ補正，PV フィルタ時定数，通信パラメータ(オプション: C5W, C5 付加時)などを設定します。
設定値は，全パターンで共通です。
・エンジニアリング設定モード 1 へ移行するには運転モードから

キーと MODE キーを同時に約 3 秒間押し続けると，エンジニアリング設定モード 1 に移行します。
エンジニアリング設定モード 1 の設定項目を，以下に示します。
キャラクタ
工場出荷初期値

lock/ ----

lose/ sv//

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
設定値ロック選択
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能で，選択内容によりロックされる
設定項目が異なります。
・選択項目
キーによる設定変更
通信による設定変更---- ロック無し 設定変更できます。
設定変更できます。
loc1 ロック 1
設定値ロック選択を除
く，全設定項目が変更できません。
loc2 ロック 2
設定値ロック時変更可能
項目選択で選択した設定項目が変更できます。
設定値ロック選択を除く，その他の設定項目は変更できません。
loc3 ロック 3
設定変更できます。
シリアル通信経由での設
定変更は，入力種類選択
loc4 ロック 4
設定値ロック選択を除
く，全設定項目が変更で 以外は一時的に設定変更できます。ただし，電源きません。
loc5 ロック 5
設定値ロック時変更可能 投入時，ロック 3，ロッ
項目選択で選択した設定 ク 4 またはロック 5 を選択する前の値に戻りま項目が変更できます。
す。
設定値ロック選択を除く，その他の設定項目は変更できません。
設定値ロック時変更可能項目選択
・設定値ロック選択で，loc2(ロック 2)または loc5(ロック 5)を選択時，変更可能な項目を選択します。
・選択項目
sv// ステップ SV 設定およびステップ時間設定が変更できます。
svev ステップ SV 設定，ステップ時間設定および EV 警報動作点設定が変更できます。

- 70 -

キャラクタ
工場出荷初期値

sok// 1.000

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
センサ補正係数設定
・センサ補正係数を設定します。
センサの入力値の傾きを設定します。

Y

750
700

Y'

750

を 700

に補正
340
300

X'
X
300

を 340

に補正
300

750

補正前の傾き補正後の傾きY '−X '
= センサ補正係数設定
Y −X(図 8.5-1)

so/// //0.0

センサ補正後の PV=現在の PV×センサ補正係数設定値+(センサ補正設定値)となります。
「9.5 入力値を補正する」(P.108, 109)を参照してください。
・設定範囲-10.000～10.000
センサ補正設定
・センサ補正値を設定します。
制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と制御箇
所の温度が異なることがあります。
また，複数の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等で同一 SV でも測定温度が一致しないことがあります。
このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。ただし，センサ補正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
センサ補正後の PV=現在の PV×センサ補正係数設定値+(センサ補正設定値)となります。
「9.5 入力値を補正する」(P.108, 109)を参照してください。
・設定範囲-1000.0～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合-10000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)- 71 -

キャラクタ
工場出荷初期値

filt/ //0.0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
PV フィルタ時定数設定
・PV フィルタ時定数を設定します。
設定値が大きすぎると，応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えることがあります。
・PV フィルタ時定数について
PV の一次遅れ演算を行い，CR フィルタと同じ効果を持たせたソフト上のフィルタ機能で，入力の不安定を抑えます。
(図 8.5-2)のように入力がステップ状に変化した場合，(図 8.5-3)のように遅れて変化します。
PV フィルタ時定数 T は，入力の変化が 63 %に達する時間です。

(図 8.5-2)
100 %
63 %

T

(図 8.5-3)

cmsl/ noml・設定範囲
0.0～10.0 秒
通信プロトコル選択
・通信プロトコルの種類を選択します。
・選択項目
noml 神港標準
svt/ 設定値デジタル伝送(神港標準プロトコル)
svtr 設定値デジタル受信器(神港標準プロトコル)
moda MODBUS ASCII モード
modr MODBUS RTU モード
オプション: C5W, C5 付加時，表示します。

cmno/ ///0

機器番号設定・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定しま
す。
・設定範囲
0～95
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

- 72 -

キャラクタ
工場出荷初期値

cmsp/ //96

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
通信速度選択・ホスト側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・選択項目//96 9600 bps/192 19200 bps/384 38400 bps
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

cmft/ 7evn

データビット/パリティ選択
・ホスト側のデータビットおよびパリティに合わせて，データビットおよびパ
リティを選択します。
・選択項目
8non 8 ビット/無し
7non 7 ビット/無し
8evn 8 ビット/偶数
7evn 7 ビット/偶数
8odd 8 ビット/奇数
7odd 7 ビット/奇数
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

cmst/ ///1

ストップビット選択
・ホスト側のストップビットに合わせて，ストップビットを選択します。
・選択項目///1 ストップビット 1///2 ストップビット 2
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

cmdy/ //10

応答時間遅延設定
・ホストからのコマンドを受信後，応答を返す時間を遅延することができます。
通信で応答時間遅延設定を変更した場合，その応答データから応答遅延時間が反映されます。
・設定範囲
0～1000 ms
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

sv_b/ ///0SVTC バイアス設定
・SVTC コマンドで受け取った値に SVTC バイアス値を加算した値を SV とし
ます。
・設定範囲
入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電流・直流電圧入力の場合
スケーリング幅の 20 %相当の換算値(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
オプション: C5W, C5 付加時および通信プロトコル選択で svtr[設定値デジタル受信器(神港標準プロトコル)]を選択時に表示します。

以上でエンジニアリング設定モード 1 の設定が終了しました。
RST キーを押すと，運転モードに戻ります。

- 73 -

8.6

エンジニアリング設定モード 2 の設定項目

エンジニアリング設定モード 2 は，入力種類，スケーリング上限，スケーリング下限，イベント出力
EV 割付，ステップ時間単位，停電復帰後状態などを設定します。
設定値は，全パターンで共通です。
・エンジニアリング設定モード 2 へ移行するには運転モードからキー，

キーと MODE キーを同時に約 3 秒間押し続けると，エンジニアリング

設定モード 2 に移行します。
エンジニアリング設定モード 2 の設定項目を，以下に示します。
キャラクタ
工場出荷初期値

sens/ k//C

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
入力種類選択・熱電対(10 種類)，測温抵抗体(2 種類)，直流電流(2 種類)，直流電圧(4 種類)の中から入力および / を選択します。
・直流電圧入力から他の入力に変更する場合，本器に接続されているセンサを外してから他の入力に変更してください。
センサを接続したまま他の入力に変更すると，入力回路が故障します。
・入力種類を変更した場合に初期化される項目については，「9.6 設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目
k//C K-200～1370
k//.CK-200.0～400.0

j//.C

J

-200～1000

r//C

R

0～1760s//C

S

0～1760b//C

B

0～1820e//C

E-200～800

t//.C

T-200.0～400.0

n//C

N

-200～1300

pl2C

PL-

0～1390c//C

C(W/Re5-26)

0～2315

pt/.C

Pt100

-200.0～850.0

jpt.C

JPt100-200.0～500.0

pt/C

Pt100

-200～850

jptC

JPt100-200～500

k//f
k//.f
j//f
r//f
s//f
b//f
e//f

K
K
J
R
S
B
E

-328～2498-328.0～752.0-328～183232～3200
32～3200
32～3308-328～1472- 74 -

キャラクタ
工場出荷初期値

stlh/ 1370stll/ -200dp/// ///0

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
t//.f T
-328.0～752.0
n//f N-328～2372
pl2f PL32～2534
c//f C(W/Re5-26) 32～4199
pt/.f Pt100-328.0～1562.0
jpt.f JPt100-328.0～932.0
pt/f Pt100-328～1562
jptf JPt100-328～932
420a 4～20 mA-2000～10000
020a 0～20 mA-2000～10000
0/1v 0～1 V-2000～10000
0/5v 0～5 V-2000～10000
1/5v 1～5 V-2000～10000
010v 0～10 V-2000～10000
スケーリング上限設定
・スケーリング上限値を設定します。
・設定範囲
スケーリング下限値～入力レンジの上限値
直流電流・直流電圧入力の場合-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
スケーリング下限設定
・スケーリング下限値を設定します。
・設定範囲
入力レンジの下限値～スケーリング上限値
直流電流・直流電圧入力の場合-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
小数点位置選択・小数点の位置を選択します。
・選択項目///0 小数点無し//0.0 小数点以下 1 桁/0.00 小数点以下 2 桁
0.000 小数点以下 3 桁
入力種類選択で，直流電流・直流電圧入力を選択した場合に表示します。

evo1/ /000

イベント出力 EV1 割付選択
・イベント出力 EV1 割付を選択します。
・イベント出力 EV1 割付を変更した場合に初期化される項目については，「9.6
設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目/000 動作無し/001 警報出力 上限警報
/002 警報出力 下限警報/003 警報出力 上下限警報/004 警報出力 上下限警報個別設定/005 警報出力 上下限範囲警報- 75 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
/006
/007
/008
/009
/010
/011
/012
/013

/014

警報出力 上下限範囲警報個別設定
警報出力 絶対値上限警報
警報出力 絶対値下限警報
警報出力 待機付き上限警報
警報出力 待機付き下限警報
警報出力 待機付き上下限警報
警報出力 待機付き上下限警報個別設定
ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
カレントトランス(CT)で負荷電流値を検出し，ヒータ断線警報
設定値を下回った時，出力を ON します。
ループ異常警報出力
ループ異常警報時間とループ異常警報動作幅を設定します。
・ループ異常警報について
制御動作が逆動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PVがループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
・オプション:EV2[イベント出力 EV2 割付選択で, /020(加熱冷却制御出力)を選択した場合]または DS,DA,EV3D 付加時制御動作が逆動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。

- 76 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
/015

/016
/017

/018

/019

タイムシグナル出力
1 パターン内の合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシグナル出力 ON 時間を設定し，プログラム制御実行中に出力を ON します。
AT 中出力AT 実行中，出力を ON します。
パターンエンド出力
プログラム制御終了後，パターンエンド出力時間設定で設定した時間，出力を ON します。
通信コマンドによる出力
通信コマンド 8004H B0 EV1 出力
0 : OFF, 1 : ON
B1 EV2 出力
0 : OFF, 1 : ON
B2 EV3 出力
0 : OFF, 1 : ON
RUN 出力プログラム制御実行中，出力を ON します。

/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル
出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。
/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中出力)以降を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。

a1za/ no//

EV1 警報 0 設定有効/無効選択・EV1 警報動作点設定値が 0 の場合，警報動作を有効にするか，無効にするかを選択します。
・選択項目
no// 無効
yes/ 有効
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)[/007(絶対値上限警報)，/008(絶対値下限警報)を除く]を選択した場合に表示します。

a1hy/ //1.0

EV1 警報動作すきま設定
・EV1 警報の動作すきまを設定します。
・設定範囲
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a1dy/ ///0EV1 警報動作遅延タイマ設定
・EV1 警報の動作遅延時間を設定します。
PV が警報動作範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が働きます。
・設定範囲
0～10000 秒
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

- 77 -

キャラクタ
工場出荷初期値

a1lm/ noml設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
EV1 警報動作励磁/非励磁選択・EV1 警報の励磁または非励磁を選択します。
励磁を選択した場合，EV1 表示灯が点灯時，イベント出力 EV1 が導通状態(ON)になり，EV1 表示灯が消灯時，イベント出力 EV1 が非導通状態(OFF)になります。
非励磁を選択した場合，EV1 表示灯が点灯時，イベント出力 EV1 が非導通状態(OFF)になり，EV1 表示灯が消灯時，イベント出力 EV1 が導通状態(ON)になります。
上限警報(励磁)の時

上限警報(非励磁)の時
EV1 動作すきまEV1 動作すきま
ON

ON

OFF

OFF
SV

+EV1 動作点(図 8.6-1)

SV+EV1 動作点(図 8.6-2)

・選択項目
noml 励磁
revs 非励磁
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

evo2/ /000

イベント出力 EV2 割付選択
・イベント出力 EV2 割付を選択します。
・イベント出力 EV2 割付を変更した場合に初期化される項目については，「9.6
設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目/000 動作無し/001

警報出力 上限警報/002

警報出力 下限警報/003

警報出力 上下限警報/004

警報出力 上下限警報個別設定/005

警報出力 上下限範囲警報/006

警報出力 上下限範囲警報個別設定/007

警報出力 絶対値上限警報/008

警報出力 絶対値下限警報/009

警報出力 待機付き上限警報/010

警報出力 待機付き下限警報/011

警報出力 待機付き上下限警報/012

警報出力 待機付き上下限警報個別設定- 78 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
/013

/014

/015

/016

ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
カレントトランス(CT)で負荷電流値を検出し，ヒータ断線警報
設定値を下回った時，出力を ON します。
ループ異常警報出力
ループ異常警報時間とループ異常警報動作幅を設定します。
・ループ異常警報について
制御動作が逆動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PVがループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
・オプション:EV2[イベント出力 EV2 割付選択で, /020(加熱冷却制御出力)を選択した場合]または DS,DA,EV3D 付加時制御動作が逆動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力 ON をします。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
タイムシグナル出力
1 パターン内の合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシグナル出力 ON 時間を設定し，プログラム制御実行中に出力を ON します。
AT 中出力AT 実行中，出力を ON します。

- 79 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
/017

/018

/019
/020

パターンエンド出力
プログラム制御終了後，パターンエンド出力時間設定で設定した時間，出力を ON します。
通信コマンドによる出力
通信コマンド 8004H B0 EV1 出力
0 : OFF, 1 : ON
B1 EV2 出力
0 : OFF, 1 : ON
B2 EV3 出力
0 : OFF, 1 : ON
RUN 出力プログラム制御実行中，出力を ON します。
加熱冷却制御出力
加熱冷却制御の制御出力 OUT2 として働きます。

/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル
出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。
/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中出力)～/019(RUN 出力)を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。
オプション: EV2 または EV3(DR)付加時に表示します。

a2za/ no//

EV2 警報 0 設定有効/無効選択・EV2 警報動作点設定値が 0 の場合，警報動作を有効にするか，無効にするかを選択します。
・選択項目
no// 無効
yes/ 有効
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)[/007(絶対値上限警報)，/008(絶対値下限警報)を除く]を選択した場合に表示します。

a2hy/ //1.0

EV2 警報動作すきま設定
・EV2 警報の動作すきまを設定します。
・設定範囲
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a2dy/ ///0EV2 警報動作遅延タイマ設定
・EV2 警報の動作遅延時間を設定します。
PV が警報動作範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が働きます。
・設定範囲
0～10000 秒
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

- 80 -

キャラクタ
工場出荷初期値

a2lm/ noml設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
EV2 警報動作励磁/非励磁選択
・EV2 警報の励磁または非励磁を選択します。
励磁を選択した場合，EV2 表示灯が点灯時，イベント出力 EV2 が導通状態(ON)になり，EV2 表示灯が消灯時，イベント出力 EV2 が非導通状態(OFF)になります。
非励磁を選択した場合，EV2 表示灯が点灯時，イベント出力 EV2 が非導通状態(OFF)になり，EV2 表示灯が消灯時，イベント出力 EV2 が導通状態(ON)になります。
上限警報(励磁)の時

上限警報(非励磁)の時
EV2 動作すきまEV2 動作すきま
ON

ON

OFF

OFF
SV

+EV2 動作点(図 8.6-3)

SV+EV2 動作点(図 8.6-4)

・選択項目
noml 励磁
revs 非励磁
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

evo3/ /000

イベント出力 EV3 割付選択
・イベント出力 EV3 割付を選択します。
・イベント出力 EV3 割付を変更した場合に初期化される項目については，「9.6
設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目/000 動作無し/001

警報出力 上限警報/002

警報出力 下限警報/003

警報出力 上下限警報/004

警報出力 上下限警報個別設定/005

警報出力 上下限範囲警報/006

警報出力 上下限範囲警報個別設定/007

警報出力 絶対値上限警報/008

警報出力 絶対値下限警報/009

警報出力 待機付き上限警報/010

警報出力 待機付き下限警報/011

警報出力 待機付き上下限警報/012

警報出力 待機付き上下限警報個別設定- 81 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
/013

/014

/015

/016

ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
カレントトランス(CT)で負荷電流値を検出し，ヒータ断線警報
設定値を下回った時，出力を ON します。
ループ異常警報出力
ループ異常警報時間とループ異常警報動作幅を設定します。
・ループ異常警報について
制御動作が逆動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
MV が 100 %または OUT1 上限値に達したにもかかわらず，PVがループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，MV が 0 %または OUT1 下限値に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
・オプション:EV2[イベント出力 EV2 割付選択で, /020(加熱冷却制御出力)を選択した場合]または DS,DA,EV3D 付加時制御動作が逆動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
制御動作が正動作の場合
OUT1 MV が 100 %または OUT1 上限値もしくは OUT2 MV が0%または-(OUT2 下限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に下降しない場合，出力を ON します。
また，OUT1 MV が 0 %または OUT1 下限値もしくは OUT2 MVが-100%または-(OUT2 上限値)に達したにもかかわらず，PV がループ異常警報時間内にループ異常警報動作幅の設定以上に上昇しない場合，出力を ON します。
タイムシグナル出力
1 パターン内の合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシグナル出力 ON 時間を設定し，プログラム制御実行中に出力を ON します。
AT 中出力AT 実行中，出力を ON します。

- 82 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
/017

/018

/019

パターンエンド出力
プログラム制御終了後，パターンエンド出力時間設定で設定した時間，出力を ON します。
通信コマンドによる出力
通信コマンド 8004H B0 EV1 出力
0 : OFF, 1 : ON
B1 EV2 出力
0 : OFF, 1 : ON
B2 EV3 出力
0 : OFF, 1 : ON
RUN 出力プログラム制御実行中，出力を ON します。

/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル
出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。
/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中出力)以降を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。
オプション: EV3D または EI 付加時に表示します。

a3za/ no//

EV3 警報 0 設定有効/無効選択・EV3 警報動作点設定値が 0 の場合，警報動作を有効にするか，無効にするかを選択します。
・選択項目
no// 無効
yes/ 有効
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)[/007(絶対値上限警報)，/008(絶対値下限警報)を除く]を選択した場合に表示します。

a3hy/ //1.0

EV3 警報動作すきま設定
・EV3 警報の動作すきまを設定します。
・設定範囲
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a3dy/ ///0EV3 警報動作遅延タイマ設定
・EV3 警報の動作遅延時間を設定します。
PV が警報動作範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が働きます。
・設定範囲
0～10000 秒
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

- 83 -

キャラクタ
工場出荷初期値

a3lm/ noml設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
EV3 警報動作励磁/非励磁選択
・EV3 警報の励磁または非励磁を選択します。
励磁を選択した場合，EV3 表示灯が点灯時，イベント出力 EV3 が導通状態(ON)になり，EV3 表示灯が消灯時，イベント出力 EV3 が非導通状態(OFF)になります。
非励磁を選択した場合，EV3 表示灯が点灯時，イベント出力 EV3 が非導通状態(OFF)になり，EV3 表示灯が消灯時，イベント出力 EV3 が導通状態(ON)になります。
上限警報(励磁)の時

上限警報(非励磁)の時
EV3 動作すきまEV3 動作すきま
ON

ON

OFF

OFF
SV

+EV3 動作点(図 8.6-5)

SV+EV3 動作点(図 8.6-6)

・選択項目
noml 励磁
revs 非励磁
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

- 84 -

キャラクタ
工場出荷初期値

evi1/ /000

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
イベント入力 DI1 割付選択
・イベント入力 DI1 割付を選択します。
・選択項目
イベント入力機能/000 動作無し/001 パターン番号選択機能
/002
/003
/004
/005

正動作/逆動作切り替え
プログラム制御 実行(RUN)/停止(STOP)切り替え
プログラム制御 ホールド/ホール
ド解除切り替えプログラム制御 アドバンス機能

入力 ON(閉)入力 OFF(開)[イベント入力について]を参照
してください。
正動作
逆動作
実行(RUN)
停止(STOP)
ホールド

ホールド解除

アドバンス

通常制御

オプション: C5W, EIW, EIT, C5 または EI 付加時に表示します。

・イベント入力について動作の判定は，エッジ動作です。ただし，電源投入時，/005(プログラム制
御 アドバンス機能)以外はレベル動作による判定を行います。
イベント入力 DI1, DI2 割付選択で，/001(パターン番号選択機能)以外の同じ機能を選択した場合，OR 判定を行います。
イベント入力 DI による動作変更が優先となります。
/001(パターン番号選択機能)を選択した場合，イベント入力 DI1，イベント
入力 DI2 の ON(閉)または OFF(開)状態により，実行パターン番号 1～4 を切り替えることができます。
イベント入力で選択した実行パターン番号が，キー操作で選択した実行パターン番号より優先されます。
イベント入力が全て OFF(開)状態の場合のみ，キー操作による実行パターン
選択が有効になります。
イベント入力 DI1 のみ，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合
パターン番号※2
イベント入力 DI1
OFF(開)
ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
イベント入力 DI2 のみ，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合
パターン番号※2
イベント入力 DI2
OFF(開)
ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
イベント入力 DI1, DI2 で，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合
パターン番号※2
3
4
イベント入力 DI1
OFF(開)
ON(閉)OFF(開)
ON(閉)
イベント入力 DI2
OFF(開)
OFF(開)ON(閉)ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。

- 85 -

キャラクタ
工場出荷初期値

evi2/ /000

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
イベント入力 DI2 割付選択
・イベント入力 DI2 割付を選択します。
・選択項目
イベント入力機能/000 動作無し/001 パターン番号選択機能
/002
/003
/004
/005

正動作/逆動作切り替え
プログラム制御 実行(RUN)/停止(STOP)切り替え
プログラム制御 ホールド/ホール
ド解除切り替えプログラム制御 アドバンス機能

入力 ON(閉)入力 OFF(開)[イベント入力について]を参照
してください。
正動作
逆動作
実行(RUN)
停止(STOP)
ホールド

ホールド解除

アドバンス

通常制御

オプション: C5W, EIW, EIT, C5 または EI 付加時に表示します。

・イベント入力について動作の判定は，エッジ動作です。ただし，電源投入時，/005(プログラム制
御 アドバンス機能)以外はレベル動作による判定を行います。
イベント入力 DI1, DI2 割付選択で，/001(パターン番号選択機能)以外の同じ機能を選択した場合，OR 判定を行います。
イベント入力 DI による動作変更が優先となります。
/001(パターン番号選択機能)を選択した場合，イベント入力 DI1，イベント
入力 DI2 の ON(閉)または OFF(開)状態により，実行パターン番号 1～4 を切り替えることができます。
イベント入力で選択した実行パターン番号が，キー操作で選択した実行パターン番号より優先されます。
イベント入力が全て OFF(開)状態の場合のみ，キー操作による実行パターン
選択が有効になります。
イベント入力 DI1 のみ，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合
パターン番号※2
イベント入力 DI1
OFF(開)
ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
イベント入力 DI2 のみ，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合
パターン番号※2
イベント入力 DI2
OFF(開)
ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
イベント入力 DI1, DI2 で，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合
パターン番号※2
3
4
イベント入力 DI1
OFF(開)
ON(閉)OFF(開)
ON(閉)
イベント入力 DI2
OFF(開)
OFF(開)ON(閉)ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。

- 86 -

キャラクタ
工場出荷初期値

tros/ pv//

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
伝送出力選択・伝送出力の種類を選択します。
PV 伝送，SV 伝送または MV 伝送のいずれかを 125 ms 毎にアナログ量に変換し，電流で出力します。
・伝送出力を変更した場合に初期化される項目については，「9.6 設定変更による初期化項目について」(P.110)を参照してください。
・選択項目
pv// PV 伝送
sv// SV 伝送
mv// MV 伝送
オプション: EIT 付加時に表示します。

trlh/ 1370伝送出力上限設定
・伝送出力の上限値(20 mA DC を出力した時の値)を設定します。
伝送出力上限設定と伝送出力下限設定が同じ場合，伝送出力下限値を出力します。
SV 伝送または MV 伝送を選択した場合，プログラム制御停止(スタンバイ)時，
4 mA を出力します。
・設定範囲
PV 伝送・SV 伝送 伝送出力下限設定値～入力レンジの上限値
直流電流・直流電圧入力の場合:-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)MV 伝送
伝送出力下限値～105.0 %オプション: EIT 付加時に表示します。

trll/ -200伝送出力下限設定
・伝送出力の下限値(4 mA DC を出力した時の値)を設定します。
伝送出力上限設定と伝送出力下限設定が同じ場合，伝送出力下限値を出力します。
SV 伝送または MV 伝送を選択した場合，プログラム制御停止(スタンバイ)時，
4 mA を出力します。
・設定範囲
PV 伝送・SV 伝送 入力レンジの下限値～伝送出力上限設定値
直流電流・直流電圧入力の場合:-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)MV 伝送-5.0 %～伝送出力上限設定
オプション: EIT 付加時に表示します。

m_s// min/

ステップ時間単位選択
・ステップ時間の単位を選択します。
・選択項目
min/ 時：分
sec/ 分：秒- 87 -

キャラクタ
工場出荷初期値

pret/ stops_sv/ ///0s_sl/ pv//

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
停電復帰後状態選択
・プログラム制御実行中に停電し，その後復帰した時のプログラム制御の状態を選択します。
・選択項目
stop 停電復帰後停止
停電復帰後，実行していたプログラム制御を停止して，プログラ
ム制御停止(スタンバイ)状態で復帰します。
cont 停電復帰後継続
停電復帰後，実行していたプログラム制御の続きを実行します。
hold 停電復帰後一時停止
停電復帰後，実行していたプログラム制御を一時停止(ホールド機能)した状態で復帰し，一時停止した時点の SV で定値制御を行います。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行します。
プログラム制御開始時のステップ SV 設定
・プログラム制御開始時のステップ SV を設定します。
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
プログラム制御開始方式選択
・プログラム制御の開始方式を選択します。
PV スタート，PVR スタート
100

25
時間

1:00
0:45
PV スタート地点
プログラム制御を実行開始すると，ステップ SV を PV(25 )まで早送りしてスタートします。

(図 8.6-7)- 88 -

キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
SV スタート
100

時間
1:00
プログラム制御実行開始
プログラム制御実行開始時のステップ SV
設定で設定した値よりスタートします。

(図 8.6-8)

petm/ ///0・選択項目
pv// PV スタート
プログラム制御開始時のみ，ステップ SV とステップ時間を PVまで早送りし，プログラム制御をスタートする方式です。
pvr/ PVR スタート
プログラム制御開始時およびリピート動作時，ステップ SV とス
テップ時間を PV まで早送りし，プログラム制御をスタートする方式です。
sv// SV スタート
プログラム制御開始時，プログラム制御開始時のステップ SV 設
定で設定した値より，プログラム制御をスタートする方式です。
パターンエンド出力時間設定
・プログラム制御終了時，パターンエンド出力の保持時間を設定します。
イベント出力 EV 割付選択で，パターンエンド出力を選択した場合，プログラム制御終了後，パターンエンド出力が ON し，SV 表示器に p.end を点滅表示します。
0 秒を設定した場合，STOP キーを約 1 秒間押し続けるかまたは計器の電源
を OFF するまで，パターンエンド出力を保持します。
STOP キーを約 1 秒間押し続けると，パターンエンド出力を OFF し，プログ
ラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
1～10000 秒を設定した場合，パターンエンド出力時間経過後，自動的にパターンエンド出力を OFF し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
ONOFF

パターンエンド
出力時間設定値プログラム制御終了(図 8.6-9)・設定範囲
0～10000 秒- 89 -時間

キャラクタ
工場出荷初期値

at_b/ //20

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
AT バイアス設定
・AT 時のバイアス値を設定します。
PV と SV の偏差により，自動的に決定する AT ポイントのバイアス値を設定します。
AT バイアス設定は，定値制御時のみ働きます。
・設定範囲
熱電対，測温抵抗体入力で小数点なしの場合
0～50 (0～100 )熱電対，測温抵抗体入力で小数点付きの場合
0.0～50.0 (0.0～100.0 )入力種類選択で，熱電対，測温抵抗体入力を選択した場合に表示します。

eout/ off/

入力異常時出力状態選択
・入力異常(オーバスケール，アンダスケール)時の出力状態を選択します。
・選択項目
off/ 出力 OFF
on// 出力 ON
直流電流・直流電圧入力で，直流電流出力の場合に表示します。

time/ 00:00

edif/ no//

表示時間設定・無操作の状態から，表示器が消灯するまでの時間を設定します。
表示時間経過後，表示器が消灯している時に何れかのキーを押すと，再点灯します。
入力異常(オーバスケール，アンダスケール)またはバーンアウトになった場合
表示器が点灯し，エラーコードを表示します。
エラーが解除された場合，再度表示時間経過後，表示器が消灯します。
・設定範囲
00:00～60:00(分:秒)
00:00 を設定すると，表示器は消灯しません。
Err 表示機能選択
・入力異常時のエラーコード表示を有効にするか無効にするかを選択します。
有効を選択した場合，入力異常時のエラーコードは以下の通りです。
エラーコードは，PV 表示器に表示します。
エラーコードエラー内容
入力レンジ上限(直流電流，直流電圧入力の場合，スケ
er05
ーリング上限設定値)を超えた場合
入力レンジ下限(直流電流，直流電圧入力の場合，スケ
er06
ーリング下限設定値)を超えた場合
入力断線および表示・制御範囲外(P.130, 131)

er07

・選択項目
no// 無効
yes/ 有効以上でエンジニアリング設定モード 2 の設定が終了しました。
RST キーを押すと，運転モードに戻ります。

- 90 -

8.7

データクリア

データクリアは，全データを工場出荷初期値に戻します。
プログラム制御停止(スタンバイ)時のみ有効で，プログラム制御実行中は実行できません。

注 意
データクリアを実行した場合，再度，初期設定および各設定を行う必要がありますのでご注意ください。(データの復元はできません)
誤ってデータクリアを実行した時のために，巻末のデータシートを使用して，初期設定および各設定値を控えておいてください。

・データクリアへ移行するには運転モードでプログラム制御停止(スタンバイ)時，

キー，

キーと STOP キーを同時に約 3 秒

間押し続けると，データクリア実行/中止選択項目に移行します。
キャラクタ
工場出荷初期値

clr// no//

設定(選択)項目名，説明，設定範囲(選択項目)
データクリア実行/中止選択
・データクリアを実行するか中止するかを選択します。
データクリア中止を選択し MODE キーを押すと，データクリアを中止し，運転モードに戻ります。
データクリア実行を選択し MODE キーを押すと，PV 表示器に init を約 3秒間表示し，全データを工場出荷初期値に戻します。
その後，自動的に運転モードに戻ります。
・選択項目
no// データクリア中止
yes/ データクリア実行- 91 -

9. 運 転9.1

プログラム制御の実行

9.1.1

プログラム制御を実行する(1) 電源投入前にすること
本器へ電源投入する前に，「3. 制御盤への取り付け」(P.13～16)，「4. 配 線」(P.17～26)を確認してください。
(2) 電源投入後にすること
本器へ電源投入した後，「5. キー操作の概要と各モードの説明」(P.27～29)，「6. 初期設定」(P.30～38)，「7. 基本的な設定および運転」(P.39～44)および「8. 設定項目の説明」(P.45～91)を参考に，必要な設定項目を設定してください。
(3) 実行パターン番号の選択
実行パターン番号の選択は，PTN キーで選択する方法とイベント入力で選択する方法の 2 通り有ります。
イベント入力で選択した実行パターン番号が，PTN キーで選択した実行パターン番号より優先されます。
イベント入力が全て OFF(開)状態の場合のみ，キー操作による実行パターン選択が有効になります。
・PTN キーで選択するプログラム制御停止(待機)状態で，PTN キーを押して，実行パターン番号 1～10 を選択してください。
・イベント入力で選択する
イベント入力 DI1 割付選択，イベント入力 DI2 割付選択で，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合，イベント入力 DI1，イベント入力 DI2 の各端子と SG 端子間を ON(閉)または
OFF(開)することにより，実行パターン番号 2～4 を選択できます。
実行パターン番号 1 または 5～10 を選択したい場合，PTN キーを押してください。
動作の判定は，エッジ動作です。ただし，電源投入時はレベル動作です。
イベント入力 DI1 のみ/001(パターン番号選択機能)を選択した場合(例) 実行パターン番号 2 を選択する場合， 9 - 12 間を ON(閉)してください。
(表 9.1.1-1)
パターン番号
端子番号9

イベント入力 DI1※

2

OFF(開)

ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
イベント入力 DI2 のみ/001(パターン番号選択機能)を選択した場合(例) 実行パターン番号 2 を選択する場合， 8 - 12 間を ON(閉)してください。
(表 9.1.1-2)
パターン番号
端子番号8

イベント入力 DI2※

2

OFF(開)

ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。

- 92 -

イベント入力 DI1，イベント入力 DI2 共に/001(パターン番号選択機能)を選択した場合(例) 実行パターン番号 4 を選択する場合， 9 - 12 間および 8 - 12 間を ON(閉)してください。
(表 9.1.1-3)
パターン番号
端子番号

※

2

3

4

9

イベント入力 DI1

OFF(開)

ON(閉)OFF(開)

ON(閉)8

イベント入力 DI2

OFF(開)

OFF(開)

ON(閉)

ON(閉)

※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
(4) プログラム制御の実行
プログラム制御の実行は，RUN キーで実行する方法とイベント入力で実行する方法の 2 通り有ります。
・RUN キーで実行するプログラム制御停止(スタンバイ)状態で，RUN キーを押してください。
プログラム制御を実行します。
・イベント入力で実行する
イベント入力 DI 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合，イベント入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)または OFF(開)することにより，プログラ
ム制御 実行(RUN)/停止(STOP)を切り替えることができます。
イベント入力 DI1 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合，
9 - 12 間を ON(閉)してください。
プログラム制御を実行します。
0.1 秒以内

計器の動作-

間を ON(閉)-間を OFF(開)プログラム制御停止(スタンバイ)

プログラム制御実行

0.1 秒以上- 間の OFF(開)から ON(閉)への立ち上がりエッジを検出し，プログラム制御を実行します。

(図 9.1.1-1)- 93 -

[プログラム制御の開始方式について]プログラム制御の開始方式は，プログラム制御開始方式選択の選択内容により，下記のようになります。
PV スタート:

プログラム制御開始時のみ，ステップ SV とステップ時間を PV まで早送りし，プログラム制御をスタートさせる方式です。ただし，プログラム制御開始時のス
テップ SV 設定が PV スタートした時の PV より大きい場合，プログラム制御開
始時のステップ SV 設定で設定した SV よりプログラム制御を開始します。

100

25
時間
1:00
0:45
PV スタート地点
プログラム制御を実行開始すると，ステップ SV を PV(25 )まで早送りしてスタートします。

(図 9.1.1-2)
PVR スタート: プログラム制御開始時およびリピート動作時，ステップ SV とステップ時間を PVまで早送りし，プログラム制御をスタートさせる方式です。
動作図は，PV スタートと同様です。
SV スタート:

プログラム制御開始時，プログラム制御開始時のステップ SV 設定で設定した値より，プログラム制御をスタートさせる方式です。

100

時間
1:00
プログラム制御実行開始
プログラム制御実行開始時のステップ SV
設定で設定した値よりスタートします。

(図 9.1.1-3)- 94 -

[停電復帰後の動作について]プログラム制御実行中に停電した場合，停電復帰後の動作は，停電復帰後状態選択の選択内容により，下記のようになります。
停電復帰時の進行時間誤差は，1 分または 1 秒です。
停電復帰後停止:

停電復帰後，実行していたプログラム制御を停止して，プログラム制御停止(スタンバイ)状態で復帰します。

停電復帰後継続:

停電復帰後，実行していたプログラム制御の続きを実行します。

停電復帰後一時停止: 停電復帰後，実行していたプログラム制御を一時停止(ホールド機能)した状態で復帰し，一時停止した時点のステップ SV で定値制御を行います。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行します。

- 95 -

[ウエイト機能について]
ウエイト機能は，プログラム制御実行中，ステップ終了時に PV と SV の偏差がウエイト設定値以内に入っていない場合，次のステップに進まず，PV と SV の偏差がウエイト設定値以内に入るまで次のステップに移行しない機能です。
ウエイト機能が働くと，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅します。
ウエイト機能の説明図
・プログラム・パターンが上昇ステップの場合

SV
ウエイト値 10

T

T

500
490

時間
PV が 490になると，ウエイト機能が解除され，次のステップに進みます。

PV が SV－ウエイト値の範囲内でないため，ウエイト機能が働き，次のステップに進みません。ウエイト機能が働くと，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅します。

(図 9.1.1-4)
・プログラム・パターンが下降ステップの場合

SV

ウエイト値 10

T

T

510
500

時間
PV が 510になると，ウエイト機能が解除され，次のステップに進みます。

PV が SV+ウエイト値の範囲内でないため，ウエイト機能が働き，次のステップに進みません。ウエイト機能が働くと，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅します。
プログラム・パターン
PV
ウエイト機能により，時間 T 遅れたプログラム・パターン(図 9.1.1-5)
・ウエイト機能の解除方法
RUN キーを約 1 秒間押し続けると，ウエイト機能を解除できます。
また，イベント入力 DI 割付選択で，/005(プログラム制御 アドバンス機能)を選択し，イベン
ト入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)することでもウエイト機能を解除できます。
- 96 -

9.1.2

プログラム制御を停止する

プログラム制御の停止は，STOP キーで停止する方法とイベント入力で停止する方法の 2 通り有ります。
・STOP キーで停止する
プログラム制御実行中，STOP キーを約 1 秒間押し続けてください。
プログラム制御を停止し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
・イベント入力で停止する
イベント入力 DI 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合，イ
ベント入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)または OFF(開)することにより，プログラム制御
実行(RUN)/停止(STOP)を切り替えることができます。
イベント入力 DI1 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合， 9 12 間を OFF(開)してください。
プログラム制御を停止し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
0.1 秒以内

計器の動作-

間を ON(閉)-間を OFF(開)プログラム制御実行

プログラム制御停止(スタンバイ)

0.1 秒以上- 間の ON(閉)から OFF(開)への立ち下がりエッジを検出し，プログラム制御を停止します。

(図 9.1.2-1)- 97 -

9.1.3

プログラム制御を一時停止する(ホールド機能)

ホールド機能は，プログラム制御実行中，現在実行中のステップを一時停止させる機能です。
一時停止した時点での SV で定値制御を行います。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行します。
プログラム制御の一時停止は，
通り有ります。
・キーで一時停止する方法とイベント入力で一時停止する方法の 2

キーで一時停止する
プログラム制御実行中，
キー約 1 秒間押し続けてください。
現在実行中のステップの進行を一時停止し，停止した時点の SV で定値制御を行います。
PV 表示器および RUN 表示灯が点滅します。

・イベント入力で一時停止する
イベント入力 DI 割付選択で，/004(プログラム制御 ホールド/解除切り替え)を選択した場合，イベント入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)または OFF(開)することにより，プログラム制
御 ホールド/ホールド解除を切り替えることができます。
イベント入力 DI1 割付選択で，/004(プログラム制御 ホールド/解除切り替え)を選択した場合，
12
9 - 間を ON(閉)してください。
現在実行中のステップの進行を一時停止し，停止した時点の SV で定値制御を行います。
PV 表示器および RUN 表示灯が点滅します。
0.1 秒以内

計器の動作-

間を ON(閉)-間を OFF(開)プログラム制御実行

プログラム制御一時停止

0.1 秒以上- 間の OFF(開)から ON(閉)への立ち上がりエッジを検出し，プログラム制御を一時停止します。

(図 9.1.3-1)- 98 -

9.1.4

プログラムのステップを進める(アドバンス機能)

アドバンス機能は，プログラム制御実行中，現在実行中のステップを中断し，次のステップの先頭に移行する機能です。
ウエイト機能が働いている場合，ウエイト機能を解除し，次のステップの先頭に移行します。
プログラムのステップを進めるには，RUN キーで進める方法とイベント入力で進める方法の 2 通り有ります。
・RUN キーで進める
プログラム制御実行中，RUN キーを約 1 秒間押し続けてください。
現在実行中のステップを中断し，次のステップの先頭に移行します。
RUN キーを約 1 秒間押し続ける毎に，次のステップに進みます。
・イベント入力で進める
イベント入力 DI 割付選択で，/005(プログラム制御 アドバンス機能)を選択した場合，イベン
ト入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)または OFF(開)することにより，プログラム制御 ア
ドバンス/通常制御を切り替えることができます。
イベント入力 DI1 割付選択で，/005(プログラム制御 アドバンス機能)を選択した場合， 9 - 12間を ON(閉)してください。
現在実行中のステップを中断し，次のステップの先頭に移行します。
9 - 12 間を OFF(開)から ON(閉)する毎に，次のステップに進みます。
0.1 秒以内

計器の動作-

間を ON(閉)-間を OFF(開)プログラム制御実行(ステップ番号 1)

プログラム制御実行(ステップ番号 2)

0.1 秒以上- 間の OFF(開)から ON(閉)への立ち上がりエッジを検出し，プログラムのステップを進めます。

(図 9.1.4-1)
9.1.5

プログラムのステップ時間の進行を早める(ステップ時間早送り機能)

ステップ時間早送り機能は，プログラム制御実行中，FAST キーを押している間，ステップ時間の進行を 60 倍にして早送りする機能です。
プログラムのステップ時間の進行を早めるには，FAST キーを押してください。
FAST キーを押している間，ステップ時間の進行を 60 倍にして早送りします。
ウエイト動作を設定している場合，ウエイト動作が優先され，ステップ早送り機能は働きません。

- 99 -

9.1.6

プログラムのステップ SV またはステップ時間を変更するプログラム制御実行中，ステップ SV またはステップ時間を変更した場合，下図のようになります。
・ステップ SV を 500 から 700 に変更した場合
SV
700
500

変更点
時間
0

ステップ番号

1

2: 変更前のパターン: 変更後のパターン(図 9.1.6-1)
・ステップ時間を 0:30 から 0:50 に変更した場合
SV
0:50
0:30
変更点

時間
ステップ番号

1

0

2: 変更前のパターン: 変更後のパターン(図 9.1.6-2)
9.1.7

プログラムの終了(パターンエンド機能)

イベント出力 EV 割付選択で/017(パターンエンド出力)を選択した場合，プログラム制御終了後，パターンエンド出力が ON し，SV 表示器に p.end を点滅表示します。
STOP キーを約 1 秒間押し続けると，パターンエンド出力を OFF し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
パターンエンド出力時間を設定している場合，パターンエンド出力時間経過後，自動的にパターンエ
ンド出力を OFF し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。

- 100 -

9.2

定値制御の実行

9.2.1 定値制御を実行する
設定したステップ SV で，定値制御(指示調節計と同様の制御)を行います。
定値制御の実行は，定値制御を行いたいステップ SV のステップ時間を----に設定します。
(例) パターン番号 1，ステップ番号 1 のステップ SV を 500
RUN キーを押すと，500 で定値制御を行います。

，ステップ時間を----に設定し，(1) 電源投入前にすること
本器へ電源投入する前に，「3. 制御盤への取り付け」(P.13～16)，「4. 配 線」(P.17～26)を確認してください。
(2) 電源投入後にすること
本器へ電源投入した後，「5. キー操作の概要と各モードの説明」(P.27～29)，「6. 初期設定」(P.30～38)，「7. 基本的な設定および運転」(P.39～44)および「8. 設定項目の説明」(P.45～91)を参考に，必要な設定項目を設定してください。
定値制御を行いたいパターンのステップ SV，ステップ時間を設定してください。
ステップ時間は，00:00 からキーを押してください。----になります。
PID ブロック番号を選択してください。
(3) 実行パターン番号の選択
実行パターン番号の選択は，PTN キーで選択する方法とイベント入力で選択する方法の 2 通り有ります。
イベント入力で選択した実行パターン番号が，PTN キーで選択したパターン番号より優先されます。
イベント入力が全て OFF(開)状態の場合のみ，キー操作による実行パターン選択が有効になります・PTN キーで選択するプログラム制御停止(スタンバイ)状態で，PTN キーを押して，(2)でステップ時間を----に設定したパターン番号(1～10)を選択してください。
・イベント入力で選択する
イベント入力 DI1 割付選択，イベント入力 DI2 割付選択で，/001(パターン番号選択機能)を選択した場合，イベント入力 DI1，イベント入力 DI2 の各端子と SG 端子間を ON(閉)または
OFF(開)することにより，実行パターン番号 2～4 を選択できます。
実行パターン番号 1 または 5～10 を選択したい場合，PTN キーを押してください。
動作の判定は，エッジ動作です。ただし，電源投入時はレベル動作です。
イベント入力 DI1 のみ/001(パターン番号選択機能)を選択した場合(例) 実行パターン番号 2 を選択する場合， 9 - 12 間を ON(閉)してください。
(表 9.2.1-1)
パターン番号
端子番号9

イベント入力 DI1※

2

OFF(開)

ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。

- 101 -

イベント入力 DI2 のみ/001(パターン番号選択機能)を選択した場合(例) 実行パターン番号 2 を選択する場合， 8 - 12 間を ON(閉)してください。
(表 9.2.1-2)
パターン番号
端子番号8

イベント入力 DI2※

2

OFF(開)

ON(閉)※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
イベント入力 DI1，イベント入力 DI2 共に/001(パターン番号選択機能)を選択した場合(例) 実行パターン番号 4 を選択する場合， 9 - 12 間および 8 - 12 間を ON(閉)してください。
(表 9.2.1-3)
パターン番号
端子番号

※

2

3

4

9

イベント入力 DI1

OFF(開)

ON(閉)OFF(開)

ON(閉)8

イベント入力 DI2

OFF(開)

OFF(開)

ON(閉)

ON(閉)

※ キー操作で選択した実行パターン番号になります。
(4) 定値制御の実行
定値制御の実行は，RUN キーで実行する方法とイベント入力で実行する方法の 2 通り有ります。
・RUN キーで実行するプログラム制御停止(スタンバイ)状態で，RUN キーを押してください。
(2)でステップ時間を----に設定したステップをホールドして，ステップ SV で定値制御を行います。
定値制御実行中は，RUN 表示灯が点滅します。
・イベント入力で実行する
イベント入力 DI 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合，イベント入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)または OFF(開)することにより，プログラ
ム制御 実行(RUN)/停止(STOP)を切り替えることができます。
イベント入力 DI1 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合，
9 - 12 間を ON(閉)してください。
(2)でステップ時間を----に設定したステップをホールドして，ステップ SV で定値制御を行います。
定値制御実行中は，RUN 表示灯が点滅します。

- 102 -

0.1 秒以内

計器の動作-

間を ON(閉)-間を OFF(開)プログラム制御停止(スタンバイ)

定値制御実行

0.1 秒以上- 間の OFF(開)から ON(閉)への立ち上がりエッジを検出し，定値制御を実行します。

(図 9.2.1-1)
9.2.2

定値制御を終了する

定値制御を終了するには，STOP キーで終了する方法とイベント入力で終了する方法の 2 通り有ります。
・STOP キーで終了する
定値制御実行中，STOP キーを約 1 秒間押し続けてください。
定値制御を終了し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
・イベント入力で終了する
イベント入力 DI 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合，イ
ベント入力 DI の各端子と SG 端子間を ON(閉)または OFF(開)することにより，プログラム制御
実行(RUN)/停止(STOP)を切り替えることができます。
イベント入力 DI1 割付選択で，/003(プログラム制御 実行/停止切り替え)を選択した場合， 9 12 間を OFF(開)してください。
定値制御を終了し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻ります。
0.1 秒以内

計器の動作-

間を ON(閉)-間を OFF(開)定値制御終了

定値制御実行

0.1 秒以上- 間の ON(閉)から OFF(開)への立ち下がりエッジを検出し，定値制御を終了します。

(図 9.2.2-1)- 103 -

9.3

SV 表示器の表示を切り替える

SV 表示器の表示を切り替えるには，PTN キーを押してください。
PTN キーを押す毎に，以下のように切り替わります。

/500

1 /500運転モード
ステップ SV 表示

PTN キー/500

1 //7.2
PTN キー/500

1 00:30
PTN キー

モニタモード
操作量(MV)表示(例) 7.2 %(小数点が点滅します。)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時，OUT1 MV は正数(0.0～
100.0 %)，OUT2 MV は負数(0.0～-100.0 %)を表示します。
モニタモード
残時間表示(例) 00:30(時:分または分:秒の : が点滅します。)
定値制御の場合，----を表示します。

- 104 -

9.4

AT を実行する

9.4.1

AT 実行時の注意

注 意・AT の実行は，試運転時に行ってください。
・AT 実行中は，全設定項目の設定ができません。
・AT 実行中に停電すると，AT を中止します。
・AT を途中で解除すると，P, I, D, ARW の各設定値は AT 実行前の値に戻ります。
・AT 開始後，約 4 時間経過しても AT が終了しない場合，自動的に AT を中止します。
・常温付近で AT を実行した場合，温度変動を与えることができないため，AT が正常に終了しない
場合があります。
[プログラム制御実行中，AT 実行時の注意]
・AT を実行すると，実行した時点から AT を行い，終了するまでステップ時間は進みません。
AT 終了後，残りのステップを実行します。

SV

T
T

T

T

T

時間
AT 終了
AT 実行
T : AT により遅れた時間: AT 実行前のプログラム・パターン: AT 実行後のプログラム・パターン(図 9.4.1-1)- 105 -

9.4.2 AT の動作
AT の動作について説明します。
AT はプロセスに強制的に変動を与えて P, I, D, ARW 各設定値の最適値を自動的に算出する機能です。
直流電流，直流電圧入力の場合，立ち上がり時，安定時，立ち下がり時に関係なく SV で変動を与えます。
SV と PV の偏差により，以下の 3 通りの中から自動的に AT を実行します。
[SV と PV の偏差が大きい立ち上がりの場合]
AT バイアス設定を 20 ( )に設定した場合，SV より 20
温度

SV より，
20SV( )低い温度で変動を与えます。

( ) 低い温度④①: PID 定数計測中②: PID 定数算出点③: AT で設定された PID 定数で制御④: AT バイアス設定値(初期値 20 )
時間

AT
①

②

AT: AT 開始点③(図 9.4.2-1)[制御が安定している場合]
SV で変動を与えます。
温度①: PID 定数計測中②: PID 定数算出点③: AT で設定された PID 定数で制御

SV

AT: AT 開始点
時間

AT
①

②

③

(図 9.4.2-2)[SV と PV の偏差が大きい立ち下がりの場合]
AT バイアス設定を 20 ( )に設定した場合， SV より 20
温度

SV より，20( )高い温度で変動を与えます。

( )高い温度①: PID 定数計測中②: PID 定数算出点③: AT で設定された PID 定数で制御④: AT バイアス設定値(初期値 20
)

④
SV

時間

AT
①

②

③

(図 9.4.2-3)- 106 -

AT: AT 開始点

9.4.3

AT を実行する

AT の実行は，制御パラメータ設定モードの AT 実行/解除選択で行います。
AT を実行するには，AT 実行/解除選択で，at//[AT 実行]を選択し，RST キーを押してください。
基本手順

設定詳細

運転モード

/500

プログラム制御実行中

1 /500
キー + MODE キー
制御パラメータ
設定モード

at//

制御パラメータ設定モード
AT 実行/解除選択

1 ---キーat//

1 at//

AT 実行/解除選択
AT 実行

RST キー
運転モード/500

1 /500- 107 -

運転モード(AT 実行)
AT 実行中は，AT 表示灯が点滅します。

9.5

入力値を補正する

入力値の補正は，エンジニアリング設定モード 1 のセンサ補正係数設定とセンサ補正設定で行います。
センサ補正係数は傾きを，センサ補正は補正後と補正前の差を設定します。
入力補正後の PV は，以下の式で表されます。
入力補正後の PV=現在の PV×センサ補正係数設定値+(センサ補正設定値)
センサ補正係数とセンサ補正値を組み合わせた入力値の補正例を，下記に示します。

補正後
Y

750
700

Y'
750

340
300

を 700

に補正

X'
X
300

を 340

300

に補正

750

補正前

補正前の傾き補正後の傾き(図 9.5-1)(1) 補正したい 2 点抽出し，補正後の PV を決めてください。
補正前の PV: 300→ 補正後の PV: 340
補正前の PV: 750→ 補正後の PV: 700(2) (1)より，センサ補正係数設定値を求めてください。
(Y' - X') / (Y - X) = (700 - 340) / (750 - 300) = 0.8(3) mV 発生器やダイヤル抵抗器などを使用して，PV が 300 になるよう入力してください。
(4) (2)で求めた値を，センサ補正係数に設定してください。
(5) PV を読み取ってください。
240 と表示します。
(6) センサ補正設定値を求めてください。
入力補正後の PV と(5)で読み取った PV の差を求めます。
340
- 240
= 100
(7) (6)で求めた値を，センサ補正に設定してください。
(8) mV 発生器やダイヤル抵抗器などを使用して，750 相当の起電力または抵抗値を入力してくだ
さい。
(9) PV を読み取り，700 と表示することを確認してください。

- 108 -

設定例 センサ補正係数 0.800，センサ補正 100.0
基本手順

設定詳細

運転モード

/500

を設定する場合

運転モード
プログラム制御実行中

1 /500

キー + MODE キー(3 秒)
エンジニアリング設定モード 1lock

エンジニアリング設定モード 1
設定値ロック選択/ ----

MODE キー(2 回)sok/

センサ補正係数設定/ 1.000
キーまたは

sok/

キー

センサ補正係数設定
0.800 を設定してください。

/ 0.800

MODE キーso//

センサ補正設定/ //0.0
キーまたは

so//

/ 100.0キー

センサ補正設定
100.0 を設定してください。

RST キー
運転モード/500

1 /500- 109 -

運転モード
プログラム制御実行中

9.6

設定変更による初期化項目について

設定変更により，初期化される項目について下記に示します。
: 初期化します－: 初期化しません
設定変更項目

入力種類
選択

イベント
出力 EV1
割付選択
－
－
－
－
－
－
－
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

イベント
出力 EV2
割付選択
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
○
○
○
○
－
－
－
－
－
－

イベント
出力 EV3
割付選択
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
○
○
○
○
－
－

伝送出力
選択

初期化される項目
ループ異常警報時間設定○－
ループ異常警報動作幅設定○－
センサ補正係数設定○－
センサ補正設定○－
SVTC バイアス設定○－
スケーリング上限設定○－
スケーリング下限設定○－
EV1 警報 0 設定有効/無効選択－－
EV1 警報動作すきま設定－－
EV1 警報動作遅延タイマ設定－－
EV1 警報動作励磁/非励磁選択－－
EV2 警報 0 設定有効/無効選択－－
EV2 警報動作すきま設定－－
EV2 警報動作遅延タイマ設定－－
EV2 警報動作励磁/非励磁選択－－
EV3 警報 0 設定有効/無効選択－－
EV3 警報動作すきま設定－－
EV3 警報動作遅延タイマ設定－－
EV3 警報動作励磁/非励磁選択－－
伝送出力上限設定 *○○
伝送出力下限設定 *○○プログラム制御開始時の
○
－
－
－
－
ステップ SV 設定
AT バイアス設定○－－－－*: 伝送出力選択が PV 伝送または SV 伝送で，入力種類選択を変更した場合，初期化する。

- 110 -

10. 動作説明
10.1 OUT1 動作図
動 作

逆(加熱)動作

正(冷却)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制 御 動 作SV

SV

リレー接点出力

⑮

⑮

⑮

⑮

⑮

⑮

⑯

⑯

⑯

⑯

⑯

⑯

偏差に応じて周期動作

偏差に応じて周期動作

無接点電圧出力

+⑮

+⑮

+⑮

+⑮

+⑮

+⑮

12 V DC

12/0 V DC

0 V DC

0 V DC

12 V DC

-⑯

-⑯

-⑯

-⑯

0/12 V DC-⑯-⑯

偏差に応じて周期動作+⑮
直流電流出力+⑮

偏差に応じて周期動作+⑮+⑮

20 mA DC 20~4 mA DC 4 mA DC

-⑯

-⑯

+⑮

+⑮

4 mA DC 4~20 mA DC 20 mA DC-⑯-⑯

偏差に応じて連続的に変化-⑯-⑯

偏差に応じて連続的に変化

表示(OUT) 緑
点灯

点灯

消灯

消灯

部分は ON または OFF 動作します。

C

10.2 OUT1 ON/OFF 動作図
動 作

制 御 動 作逆(加熱)動作

正(冷却)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
SV

SV

⑮

⑮

⑮

⑮

⑯

⑯

⑯

⑯

+⑮

+⑮

+⑮

+⑮

12 V DC

0 V DC

0 V DC

12 V DC-⑯-⑯リレー接点出力

無接点電圧出力-⑯直流電流出力

-⑯

+⑮

+⑮

+⑮

+⑮

20 mA DC

4 mA DC

4 mA DC

20 mA DC

-⑯

-⑯

-⑯

-⑯
表示(OUT) 緑
点灯

消灯

消灯

L

部分は ON または OFF 動作します。

C- 111 -

点灯

10.3 ヒータ断線警報動作図
ON
ヒータ断線

OFF

警報動作

ヒータ断線警報設定
小

大

負荷電流

⑰

⑰

⑱

⑱

点灯

消灯

出 力
表 示

イベント出力 EV1 端子番号は⑰－⑱，イベント出力 EV2 端子番号は⑲－⑳，イベント出力 EV3 端子番号は⑥－⑦です。

- 112 -

10.4 警報動作図
下限警報

上限警報
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

警報動作

-EV1 動作点

SV+EV1 動作点-EV1 動作点

＋側

＋側

－側

－側

SV +EV1 動作点

警報出力

上下限警報

上下限警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま
ON

ON

OFF

OFF

警報動作

EV1 動作点

EV1 動作点

SV

EV1 下限動作点

SV EV1 上限動作点

警報出力

上下限範囲警報

上下限範囲警報個別設定

EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

警報動作

EV1 動作点 SV

EV1 動作点

EV1 下限動作点

SV EV1 上限動作点

警報出力
絶対値上限警報

絶対値下限警報

EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

警報動作

EV1 動作点
警報出力- 113 -

EV1 動作点

待機付下限警報

待機付上限警報
EV1 動作すきまEV1 動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

警報動作

-EV1 動作点

SV+EV1 動作点-EV1 動作点

＋側

＋側

－側

－側

SV +EV1 動作点

警報出力

待機付上下限警報

待機付上下限警報個別設定
EV1 動作すきまEV1 動作すきま
ON

ON

OFF

OFF

警報動作

EV1 動作点

SV

EV1 動作点

EV1 下限動作点

SV EV1 上限動作点

警報出力：イベント出力 EV1 端子⑰－⑱間 ON。
：イベント出力 EV1 端子⑰ｰ⑱間 ON または OFF。
：イベント出力 EV1 端子⑰－⑱間 OFF。
：この部分において待機機能がはたらきます。

・EV1 動作点，EV1 上限動作点，EV1 動作すきまは，それぞれ EV1 警報動作点設定，EV1 上限警報動作点設定，EV1
警報動作すきま設定を表しています。
EV2/EV3 警報の場合，EV1 を EV2/EV3 と置き換えてご覧ください。
・EV1 表示灯は，イベント出力 EV1 端子⑰－⑱間が ON の時点灯，OFF の時消灯します。
EV2 表示灯は，イベント出力 EV2 端子⑲－⑳間が ON の時点灯，OFF の時消灯します。
EV3 表示灯は，イベント出力 EV3 端子⑥－⑦間が ON の時点灯，OFF の時消灯します。

- 114 -

10.5 OUT2(加熱冷却制御)動作図
加熱側比例帯(冷却側比例帯)

ON
制御動作

ON

加熱動作

(冷却動作)

OFF

OFF
SV

リレー接点出力(OUT1)

⑮

⑮

⑮

⑯

⑯

⑯

偏差に応じて周期動作

無接点電圧出力(OUT1)

+⑮

+⑮

+⑮

12/0 V DC

12 V DC

0 V DC-⑯-⑯-⑯

偏差に応じて周期動作

直流電流出力(OUT1)+⑮+⑮

20 mA DC

20~4 mA DC+
4 mA DC-⑯-⑯-

偏差に応じて連続的に変化

リレー接点出力(OUT2)

⑲

⑲

⑲

⑳

⑳

⑳

偏差に応じて周期動作++⑲
0 V DC

無接点電圧出力(OUT2)-⑳

0/12 V DC-+
12 V DC-

偏差に応じて周期動作

直流電流出力(OUT2)

+⑲

+⑲

+⑲

4 mA DC

4~20 mA DC

20 mA DC

-⑳

-⑳

-⑳

偏差に応じて連続的に変化
表示(OUT)
消灯

点灯

L
表示(EV2)
消灯

点灯

L

L

部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
Cは冷却制御動作を表しています。
CC- 115 -

10.6 OUT2(加熱冷却制御)動作図(デッドバンドを設定した場合)
加熱側比例帯デッドバンド(冷却側比例帯)

ON
制御動作

ON
(冷却動作)

加熱動作

OFF

OFF
SV

リレー接点出力(OUT1)

⑮

⑮

⑮

⑯

⑯

⑯

偏差に応じて周期動作+⑮+⑮
無接点電圧出力(OUT1)

12/0 V DC

12 V DC-⑯-⑯+⑮
0 V DC-⑯

偏差に応じて周期動作

直流電流出力(OUT1)

+⑮

+⑮

+

20 mA DC

20~4 mA DC

4 mA DC-⑯-⑯-

偏差に応じて連続的に変化

リレー接点出力(OUT2)

⑲

⑲

⑲

⑳

⑳

⑳

偏差に応じて周期動作+⑲
0 V DC

無接点電圧出力(OUT2)

-⑳

+

+
12 V DC

0/12 V DC--

偏差に応じて周期動作

直流電流出力(OUT2)+⑲+⑲

4 mA DC

4~20 mA DC

20 mA DC

-⑳

-⑳

-⑳

+⑲

偏差に応じて連続的に変化
表示(OUT)
点灯

消灯

消灯

点灯

表示(EV2)部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。
Cは加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。
CC- 116 -

L

10.7 OUT2(加熱冷却制御)動作図(オーバラップを設定した場合)
*1
*2

ON
制御動作

ON

*3

加熱動作

(冷却動作)
OFF

OFF
SV

リレー接点出力(OUT1)

⑮

⑮

⑮

⑯

⑯

⑯

偏差に応じて周期動作+⑮
無接点電圧出力(OUT1)+⑮+⑮

12 V DC-⑯

0 V DC

12/0 V DC-⑯-⑯

偏差に応じて周期動作

直流電流出力(OUT1)

+

+⑮

+⑮

20 mA DC

20~4 mA DC

4 mA DC-⑯-⑯-

偏差に応じて連続的に変化

リレー接点出力(OUT2)

⑲

⑲

⑲

⑳

⑳

⑳

偏差に応じて周期動作+⑲+

0 V DC

無接点電圧出力(OUT2)-⑳+

0/12 V DC-

12 V DC-

偏差に応じて周期動作+⑲+⑲
4 mA DC

直流電流出力(OUT2)-⑳

4~20 mA DC-⑳+⑲
20 mA DC-⑳

偏差に応じて連続的に変化

表示(OUT)
点灯

消灯

L

L

消灯

点灯

L

L

表示(EV2)*1: 加熱側比例帯*2: 冷却側比例帯*3: オーバラップ

部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。
は加熱制御動作をしています。

は冷却制御動作をしています。

- 117 -

11. 仕 様
11.1 標準仕様
定 格
定格目盛

入 力
K
J
R
S
B
E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
4～20 mA
0～20 mA
0～1 V
0～5 V
1～5 V
0～10 V

目盛範囲-200～1370-328～2498-200.0～400.0-328.0～752.0-200～1000-328～18320～176032～3200
0～176032～3200
0～182032～3308-200～800-328～1472-200.0～400.0-328.0～752.0-200～1300-328～2372
0～139032～25340～231532～4199-200.0～850.0-328.0～1562.0-200～850-328～1562-200.0～500.0-328.0～932.0-200～500-328～932-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)-2000～10000(*)

分解能
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )1 ( )
0.1 ( )
1 ( )
1
1
1
1
1
1

(*): スケーリングおよび小数点位置選択可能

入 力
入 力

熱電対
測温抵抗体
直流電流

直流電圧

K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C(W/Re5-26)
外部抵抗 100 以下。ただし，B 入力の場合，外部抵抗 40
Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗 1 線当たりの抵抗値 10 以下
0～20 mA DC, 4～20 mA DC
入力インピーダンス 50
許容入力電流 50 mA DC 以下
0～1 V DC
入力インピーダンス 1 M 以上
許容入力電圧5 V DC 以下
2 k 以下許容信号源抵抗0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
入力インピーダンス 100 k 以上
許容入力電圧15 V DC 以下
100 以下許容信号源抵抗

イベント入力(オプション: C5W, EIW, EIT, C5, EI)

入力点数
閉時回路電流動作の判定

2点
約 16 mA
エッジ動作
電源投入時，レベル動作で判定- 118 -

以下

出 力
制御出力
OUT1

リレー接点
1a

無接点電圧
(SSR 駆動用)
直流電流
イベント出力 EV1
リレー接点 1a3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
12 V DC 15 %最大 40 mA(短絡保護回路付)
4～20 mA DC(分解能 12000)
負荷抵抗 最大 550
制御容量

3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
制御容量

イベント出力 EV2[オプション: EV2, EV3(DR)]

リレー接点 1a3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
制御容量

イベント出力 EV3(オプション: EV3D , EI)

リレー接点 1a3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
制御容量

制御出力 OUT2(オプション: EV2, EV3D )リレー接点 1a
[オプション: EV2, EV3(DR)]

無接点電圧(SSR 駆動用)
(オプション: DS, EV3DS)

直流電流(オプション: DA, EV3DA)

3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
最小適用負荷 10 mA 5 V DC
12 V DC 15 %最大 40 mA(短絡保護回路付)
4～20 mA DC(分解能 12000)
負荷抵抗 最大 550
制御容量

伝送出力
(オプション: EIT)

分解能
出 力
出力精度
応答時間
絶縁電源出力12000
4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 550)

伝送出力スパンの 0.3 %以内
400 ms+入力サンプリング周期(0 %→90 %)(オプション: P24)

出力電圧
リップル電圧
最大負荷電流24 V 3 V DC(負荷電流 30 mA DC 時)
200 mV DC 以内(負荷電流 30 mA DC 時)
30 mA DC- 119 -

電 源
電源電圧

消費電力

突入電流

回路絶縁構成PCB1 00PCB1 10形 名
電源電圧
100～240 V AC，50/60 Hz 24 V AC/DC，50/60 Hz
許容変動範囲85～264 V AC
20～28 V AC/DC
電源電圧
消費電力
100～240 V AC 約 8 VA 以下(オプション最大付加時，約 11 VA 以下)
24 V AC
約 5 VA 以下(オプション最大付加時，約 8 VA 以下)
24 V DC
約 5 W 以下(オプション最大付加時，約 8 W 以下)
電源電圧
突入電流
100～240 V AC 最大 14～34 A
24 V AC
最大 34 A
24 V DC
最大 34 A
オプション: C5W, C5 付加時
8

9

10

11

12

DI1
DI2
RS-4851314POWER
SUPPLY
(電 源)

絶 縁
1
CT1
CT2

15

2

OUT1
3

16
CPU

17
EV1

TC
RTD
DC
(入 力)

18

19
20

21

EV2
OUT2

22

23
24

19

オプション: C5W 付加時

P24

オプション: C5 付加時

20(図 11.1-1)※

制御出力 OUT1，制御出力 OUT2 共に，無接点電圧出力または直流電流出力の場合，制御出力 OUT1-制御出力 OUT2 間は非絶縁となる。

絶縁抵抗

500 V DC 10 MΩ以上

- 120 -

オプション: EIW, W 付加時
8

9

12

DI1
DI2

13
14

絶 縁

POWER
SUPPLY
(電 源)

1
CT1
CT2

15

2

OUT1
3

16
CPU

17
EV1

TC
RTD
DC
(入 力)

18
19
20

21

EV2
OUT2

22
23
24

19

オプション: EIW 付加時

P24

オプション: W 付加時

20(図 11.1-2)※

制御出力 OUT1，制御出力 OUT2 共に，無接点電圧出力または直流電流出力の場合，制御出力 OUT1-制御出力 OUT2 間は非絶縁となる。

絶縁抵抗

500 V DC 10 MΩ以上

- 121 -

オプション: EIT, EI 付加時
8

9

12

6

TA
または
EV3

DI1
DI2

13
14

絶 縁

POWER
SUPPLY
(電 源)

15
OUT1
16
CPU

17

21

EV1

TC
RTD
DC
(入 力)

18
19
20

EV2
OUT2

22
23
24

19
オプション: EIT 付加時，TA
オプション: EI 付加時，EV3

P2420(図 11.1-3)※

制御出力 OUT1，制御出力 OUT2 共に，無接点電圧出力または直流電流出力の場合，制御出力 OUT1-制御出力 OUT2 間は非絶縁となる。

絶縁抵抗
耐電圧

500 V DC 10 MΩ以上
入力端子－電源端子間
出力端子－電源端子間
出力端子(P24)－電源端子間- 122 -

7

1.5 kV AC 1 分間
1.5 kV AC 1 分間
500 V AC 1 分間

環境条件
周囲温度
周囲湿度
環境仕様
高 度

-10～55(ただし，結露または氷結しないこと)

35～85 %RH(ただし，結露しない事)
RoHS 指令対応
2,000m 以下

性 能
基準精度
熱電対

測温抵抗体
直流電流
直流電圧
周囲温度の影響
入力サンプリング周期
時間指示精度
設定
温度
分解能
時間
一般構造
質 量
外形寸法
取付方式
ケース
パネル
防滴・防塵構造表示器
PV 表示器

SV
表示器

周囲温度 23 (パネル面個別取り付けにおいて)
各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内。ただし，R，S 入力 0～200(32～392 )は 6 (12 )以内
B 入力 0～300 (32～572 )は，精度保証範囲外
K，J，E，T，N 入力 0 (32 )未満は入力スパンの 0.4 % 1 デジ
ット以内
各入力スパンの 0.1 % 1 デジット以内。
各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内。
各入力スパンの 50 ppm/ 以内
125 ms
設定時間の 0.5%以内
熱電対，測温抵抗体入力の小数点無しの場合: 1 ( )熱電対，測温抵抗体入力の小数点付きの場合: 0.1 ( )直流電流，直流電圧入力の場合: 1
1 分または 1 秒

約 220 g96×96×68(首下 60) mm(横×縦×奥行)
制御盤埋込方式(適合パネル厚み 1～7 mm)
難燃性樹脂，色 黒
メンブレンシート
前面部 IP66
運転モード時，現在値(PV)を表示する。
設定モード時，設定キャラクタを表示する。
プログラム制御でウエイト動作中またはホールド中，点滅する。
7 セグメント赤色 LED ディスプレイ 4.5 桁
文字寸法 24.0×11.0 mm(高さ×幅)
運転モード時，目標値(SV)/出力操作量(MV)/残時間(TIME)のいずれかを表示する。
電源 OFF 時の表示状態を保持する。
設定モード時，設定値を表示する。
7 セグメント緑色 LED ディスプレイ 4.5 桁
文字寸法 14.0×7.0 mm(高さ×幅)- 123 -

PTN/STEP
表示器

表示灯

PTN 表示灯
STEP 表示灯
PTN/STEP
表示灯

動作
表示灯

OUT(緑色)RUN(橙色)EV1(赤色)EV2(赤色)EV3(赤色)AT(橙色)
T/R(橙色)パターン番号またはステップ番号を表示する。
DISP キーを押す毎に，パターン番号またはステップ番号の表示が，PTN/STEP 表示器と PTN/STEP 表示灯で交互に切り替わる。
ステップ番号を表示時ウエイト動作中，点滅する。
通信プロトコル選択で，設定値デジタル受信器を選択した場合，r を表示する。
7 セグメント橙色 LED ディスプレイ 1.5 桁
文字寸法 14.0×7.0 mm(高さ×幅)
PTN/STEP 表示器にパターン番号を表示時，点灯する。
橙色 LED
PTN/STEP 表示器にステップ番号を表示時，点灯する。
橙色 LED
パターン番号またはステップ番号の LED が点灯する。
DISP キーを押す毎に，パターン番号またはステップ番号の表示が，PTN/STEP 表示器と PTN/STEP 表示灯で交互に切り替わる。
緑色 LED 12 個(PTN, STEP, 1～10)制御出力 OUT1 ON 時または加熱出力[オプション: DS, DA, EV2(イベント出力 EV2 割付選択で/020 を選択した場合), EV3D ] ON 時，点灯する。
直流電流出力の場合，125 ms 周期で MV に対応して点滅する。
プログラム制御実行中，点灯する。
プログラム制御ホールド中または定値制御実行中，点滅する。
イベント出力 EV1 ON 時，点灯する。
イベント出力 EV2 [オプション: EV2, EV3(DR)] ON 時，点灯する。
制御出力 OUT2[冷却出力(オプション: DS, DA, EV2(イベント出力 EV2
割付選択で/020 を選択した場合), EV3D )] ON 時，点灯する。
直流電流出力(オプション: DA, EV3DA)の場合，125 ms 周期で MV に対応して点滅する。
イベント出力 EV3 (オプション: EV3D , EI) ON 時，点灯する。
AT 実行中，点滅する。
シリアル通信(オプション: C5W, C5)で TX(送信)出力時，点灯する。

- 124 -

設定機構
ファンクション
キー

プログラム性能
パターン数
ステップ数
リピート回数プログラム時間範囲
ウエイト値

アップキー

FAST

ダウンキー
ファストキー

RST

リセットキー

MODE

モードキー

PTN

パターンキー

DISP

ディスプレイキー

RUN

ランキー

STOP

ストップキー

設定モード時，数値を増加する。
プログラム制御実行中に約 1 秒間押し続けると，ホールド機能が働く。
設定モード時，数値を減少する。
設定モード時，数値設定の増減速度を速くする。
プログラム制御実行中，ステップ時間の進行を 60倍にする。
設定モード時，設定値を登録し，運転モードへ移行する。
設定モード時，設定値を登録し，次の設定項目に移行する。
プログラム制御停止(スタンバイ)中，設定または実行するプログラムパターン番号を選択する。
プログラム制御実行中に押すと，モニタモードに移行する。
モニタモード時，表示項目を切り替える。
運転モード時，パターン番号またはステップ番号の表示を，PTN/STEP 表示器と PTN/STEP 表示
灯で交互に切り替える。
設定モード時，設定値を登録し，前の設定項目に移行する。
プログラム制御の実行またはホールド時ホールドを解除する。
プログラム制御実行中に約 1 秒間押し続けると，アドバンス機能が働く。
プログラム制御実行中に約 1 秒間押し続けると，プログラム制御を停止する。
また，パターンエンド出力を解除する。

10 パターン(連結可能)100(10 ステップ/パターン)0～10000 回(0 に設定すると，リピート動作しない)
0～99 時間 59 分/ステップまたは 0～99 分 59 秒/ステップ(を設定すると，ステップ SV で定値制御を行う)
熱電対，測温抵抗体入力の場合0～入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電流，直流電圧入力の場合
0～スケーリング幅の 20 %相当の換算値(小数点位置は小数点位置選
択に従う)(0 または 0.0 に設定すると，ウエイト動作しない)- 125 -

制御性能
制御動作

OUT1 比例帯(P)

積分時間(I)
微分時間(D)
OUT1 比例周期
ARW
OUT1
ON/OFF 動作すきま
OUT1 上限，OUT1 下限
標準機能
ウエイト機能ホールド機能アドバンス機能

パターン連結・リピート
機能プログラム制御開始時のステップ SV 設定

・PID 動作(AT 機能付)
・PI 動作(微分時間の設定を 0 にした場合)
・PD 動作(積分時間の設定を 0 にした場合)
・P 動作(積分時間，微分時間の設定を 0 にした場合)
・ON/OFF 動作(比例帯の設定を 0 または 0.0 にした場合)
熱電対，測温抵抗体入力が小数点無しの場合
0～入力スパン ( )熱電対，測温抵抗体入力が小数点付きの場合0.0～入力スパン ( )直流電流，直流電圧入力の場合
0.0～1000.0 %(0 または 0.0 に設定すると ON/OFF 動作になる)
0～3600 秒(0 に設定すると積分動作無し)
0～1800 秒(0 に設定すると微分動作無し)
0.5, 1～120 秒
0～100 %
0.1～1000.0 ℃( )直流電流，直流電圧入力の場合
1～10000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
0～100 %(直流電流出力の場合，-5～105 %)プログラム制御実行中，ステップ終了時に PV と SV の偏差がウエイト
設定値以内に入っていない場合，次のステップに進まず，PV と SV の偏差がウエイト設定値以内に入るまで次のステップに移行しない機能。
ウエイト動作中は，PV 表示器および PTN/STEP 表示器が点滅する。
プログラム制御実行中，現在実行中のステップの進行を一時停止させる機能。
プログラム制御実行中に キーを約 1 秒間押し続けると，ホールド機
能が働く。
ホールド中は，PV 表示器および RUN 表示灯が点滅する。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行する。
プログラム制御実行中，現在実行中のステップを中断し，次のステップの先頭に移行させる機能。
プログラム制御実行中，RUN キーを約 1 秒間押し続けると，アドバン
ス機能が働く。
パターン番号 1～10 に，それぞれ次のパターンを連結できる。
パターン番号 10 の場合，パターン番号 1 に連結される。
また，リピートはパターン番号 1～10 それぞれに 0～10000 回まで設定できる。
連結したパターンのリピートは，連結全体のパターンを，スタートしたパターンのリピート回数分リピートする。
プログラム制御開始時に設定したステップ SV よりプログラム制御を開始する。

- 126 -

プログラム制御開始方式
選択

停電復帰動作選択

ステップ時間早送り機能

イベント出力 EV1

警報動作

設定値
動 作
警報動作すきま設定

出 力

プログラム制御の開始方式を選択する。
PV スタート
プログラム制御開始時のみ PV に対応した値まで SV を早送りしてスタートする方式。
PVR スタート
PV スタートでリピート動作時も PV に対応した値まで SV を早送りしてスタートする方式。
SV スタート
プログラム制御開始時，プログラム制御開始時の SV 設定にて設定した値よりスタートする方式。
プログラム制御実行中に停電し，その後停電復帰した時のプログラム
制御状態を選択する。
停電復帰後停止
プログラム制御停止(スタンバイ)状態で復帰する。
停電復帰後継続プログラム制御実行状態で復帰する。
停電復帰後一時停止
現在実行中のステップの進行を一時停止した状態(ホールド機能)で復帰し，一時停止した時点の SV で定値制御を行う。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行する。
停電復帰時の進行時間誤差 1 分または 1 秒
プログラム制御実行中，FAST キーを押している間，ステップ時間の進行を 60 倍にして早送りさせる機能。
ウエイト動作を設定している場合，ウエイト動作が優先される。
イベント出力 EV1 割付選択で割付られたイベント条件によって出力がON または OFF になる。
警報動作，ヒータ断線警報出力，ループ異常警報出力，タイムシグナル
出力，AT 中出力，パターンエンド出力，通信コマンドによる出力および RUN 出力のいずれかを選択できる。
イベント出力 EV 割付選択で上限警報，下限警報，上下限警報，上下限警報個別設定，上下限範囲警報，上下限範囲警報個別設定，絶対値上
限警報，絶対値下限警報，待機付き上限警報，待機付き下限警報，待機付き上下限警報または待機付き上下限警報個別設定に励磁，非励磁選択を含めた 24 種類と動作無しの中から選択が出来る。
初期値 0
ON/OFF 動作
0.1～1000.0 ( )直流電流，直流電圧入力の場合
1～10000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
イベント出力 EV 割付選択で警報出力に割付られた EV 出力- 127 -

ループ異常警報
ループ異常警報時間設定
ループ異常警報動作幅設定

出 力
タイムシグナル出力

AT 中出力パターンエンド出力

RUN 出力
データクリア機能

イベント出力 EV 割付選択でループ異常警報を選択した場合，操作端異常(ヒータ断線，ヒータ溶着)，センサ断線を検知する。
0～200 分熱電対，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～150 ( )熱電対，測温抵抗体入力で小数点付の場合
0.0～150.0 ( )直流電流，直流電圧入力の場合
0～1500(小数点位置は小数点位置選択に従う)
イベント出力 EV 割付選択でループ異常警報に割付られた EV 出力
イベント出力 EV 割付選択でタイムシグナル出力を選択した場合，
1 パターンの合計時間内で，タイムシグナル出力 OFF 時間とタイムシ
グナル ON 時間を設定し，プログラム制御実行中にタイムシグナル出
力を出す機能。
ウエイト動作中またはホールド中はタイムシグナル進行時間を止める。
プログラム制御実行中にステップ時間を変更した場合，変更後のパターン時間でタイムシグナルの出力タイミングを再計算する。
イベント出力 EV 割付選択で AT 中出力を選択した場合，AT 実行中，
出力を ON にする。
イベント出力 EV 割付選択でパターンエンド出力を選択した場合，プ
ログラム制御終了後，パターンエンド出力時間の間出力を ON にし，
SV 表示器に p.end と点滅表示する｡
STOP キーを約 1 秒間押し続けると，パターンエンド出力を OFF し，
プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻る。
パターンエンド出力時間を設定した場合，パターンエンド出力時間経過後，自動的にパターンエンド出力を OFF し，プログラム制御停止(スタンバイ)状態に戻る。
イベント出力 EV 割付選択で RUN 出力を選択した場合，プログラム
制御実行中，出力を ON にする。
プログラム制御停止(スタンバイ)時， キー， キーと STOP キーを同時に約 3 秒間押し続けると，PV 表示器に clr/を表示し，データ
クリア実行/中止選択項目に移行する。
yes/(データクリア実行)を選択し，MODE キーを押すと，PV 表示器に init を約 3 秒間表示し，全データを工場出荷初期値に戻す｡- 128 -

付属機能
センサ補正係数
センサ補正
設定値ロック
停電対策
自己診断
自動冷接点温度補償
表示範囲・制御範囲

入力異常

入力値の傾きを設定する。
入力値をシフトして補正する。
設定値をロックし，誤設定を防止する。
不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
ウォッチドッグタイマで CPU を監視し，異常時，全出力を OFF にして計器を初期状態にする。
熱電対と計器との接続端子部の温度を検出し，常時基準接点を 0 (32)に置いているのと同じ状態にする。
熱電対入力
入力レンジ下限値-50 (100 )～入力レンジ上限値＋50 (100 )
測温抵抗体入力
入力レンジ下限値-(入力スパン×1 %)～入力レンジ上限値＋50 (100 )
直流電流，直流電圧入力
スケーリング下限設定値-(スケーリング幅×1 %)～スケーリング上限設定値+(スケーリング幅×10 %)入力異常(オーバスケール，アンダスケール)の場合，Err 表示機能選択の選択内容により以下のように動作する。
Err 表示機能選択で，無効を選択した場合
PV が，入力レンジ上限値(直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリ
ング上限値)を超えた場合，オーバスケールとなりますが，PV 表示器に PV を表示する。
PV が，入力レンジ下限値(直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリ
ング下限値)を下回った場合，アンダスケールとなりますが，PV 表示
器に PV を表示する。
Err 表示機能選択で，有効を選択した場合
PV が，入力レンジ上限値(直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリ
ング上限値)を超えた場合，オーバスケールとなり，PV 表示器に PVとエラーコード er05 を交互に表示する。
PV が，入力レンジ下限値(直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリ
ング下限値)を下回った場合，アンダスケールとなり，PV 表示器に PVとエラーコード er06 を交互に表示する。

- 129 -

バーンアウト
バーンアウトの場合，Err 表示機能選択の選択内容により，以下のように動作する。
Err 表示機能選択で，無効を選択した場合
PV が，表示範囲・制御範囲を超えた場合，PV 表示器に~~~~を点滅表示し，OUT1，OUT2 をOFF(直流電流出力形の場合 OUT1 下限値，DA, EV3DA の場合 OUT2 下限値)にする。
PV が，表示範囲・制御範囲を下回った場合，PV 表示器に____を点滅表示し，OUT1，OUT2 をOFF(直流電流出力形の場合 OUT1 下限値，DA, EV3DA の場合 OUT2 下限値)にする。
熱電対，測温抵抗体または直流電圧入力 0～1 V DC 断線時，PV 表示器に~~~~を点滅表示する。
その他の直流電流，直流電圧入力断線時，4～20 mA DC および 1～5 V DC の場合，PV 表示器に____を点滅表示する。
0～20 mA DC，0～5 V DC および 0～10 V DC の場合，0 mA DC および 0 V DC 入力時の指示を表示する。
また，イベント出力 EV 割付選択で，警報，ヒータ断線警報またはループ異常警報を選択した場
合，それぞれの警報動作が働く条件の時に割り付けられたイベント出力が ON する。
プログラム制御停止(スタンバイ)状態においてもバーンアウトは働く。
ただし，イベント出力は ONしない。
直流電流，直流電圧入力で直流電流出力形の場合のみ入力異常時出力状態選択が可能。
入力異常時出力状態選択内容により，以下のように出力する。
出力状態
入力異常時
出力状態
内容・表示
OUT1
OUT2
選択
正(冷却)動作
逆(加熱)動作
正(冷却)動作
逆(加熱)動作ON(20mA)
ON
または OUT1
または OUT2
OFF(4mA)
OFF
上限設定値(*)
上限設定値(*)~~~~をまたは OUT1 または OUT2
OFF(4mA)
OFF
点滅表示
下限設定値
下限設定値
または OUT1
または OUT2
下限設定値
下限設定値
ON(20mA)
ON
または OUT1 または OUT2
OFF(4mA)
OFF____を上限設定値(*) 上限設定値(*)
または OUT1
または OUT2
OFF(4mA)
OFF
点滅表示
下限設定値
下限設定値
または OUT1 または OUT2
下限設定値
下限設定値
(*): 偏差に応じて OFF(4mA)または OUT1(OUT2)下限値から ON(20mA)または OUT1(OUT2)上限値の間で出力する。

Err 表示機能選択で，有効を選択した場合
PV が，表示範囲・制御範囲を超えた場合，PV 表示器に~~~~と er07 を交互に表示し，OUT1，
OUT2 を OFF(直流電流出力形の場合 OUT1 下限値，DA, EV3DA の場合 OUT2 下限値)にする。
PV が，表示範囲・制御範囲を下回った場合，PV 表示器に____と er07 を交互に表示し，OUT1，OUT2 を OFF(直流電流出力形の場合 OUT1 下限値，DA, EV3DA の場合 OUT2 下限値)にする。
熱電対，測温抵抗体または直流電圧入力 0～1 V DC 断線時，PV 表示器に~~~~と er07 を交互に表示する。
その他の直流電流，直流電圧入力断線時，4～20 mA DC および 1～5 V DC の場合，PV 表示器に____と er07 を交互に表示する。
0～20 mA DC，0～5 V DC および 0～10 V DC の場合，0 mA DC および 0 V DC 入力時の指示を表示する。

- 130 -

また，イベント出力 EV 割付選択で，警報，ヒータ断線警報またはループ異常警報を選択した場
合，それぞれの警報動作が働く条件の時に割り付けられたイベント出力が ON する。
プログラム制御停止(スタンバイ)状態においてもバーンアウトは働く。
ただし，イベント出力は ONしない。
直流電流，直流電圧入力で直流電流出力形の場合のみ入力異常時出力状態選択が可能。
入力異常時出力状態選択内容により，以下のように出力する。
出力状態
入力異常時
内容・表示
OUT1
OUT2
出力選択
正(冷却)動作
逆(加熱)動作
正(冷却)動作
逆(加熱)動作ON(20mA)
ON
または OUT1
または OUT2~~~~とOFF(4mA)
OFF
上限設定値(*)
上限設定値(*)
または OUT1 または OUT2
er07 をOFF(4mA)
OFF
下限設定値
下限設定値
交互に表示
または OUT1
または OUT2
下限設定値
下限設定値
ON(20mA)
ON
または OUT1 または OUT2____とOFF(4mA)
OFF
上限設定値(*) 上限設定値(*)
または OUT1
または OUT2
er07 をOFF(4mA)
OFF
下限設定値
下限設定値
交互に表示
または OUT1 または OUT2
下限設定値
下限設定値
(*): 偏差に応じて OFF(4mA)または OUT1(OUT2)下限値から ON(20mA)または OUT1(OUT2)上限値の間で出力する。

ウォームアップ表示

コンソール通信

その他
付属品
別売品

電源投入後，約 3 秒間は PV 表示器に入力の種類を，SV 表示器に熱電対，測温抵抗体入力の場合，入力レンジ上限値を，直流電流，直流電圧入力の場合，スケーリング上限値を表示する。
制御出力は OFF(直流電流出力の場合，0 mA)，伝送出力は 0 mA となる。
別売りのツールケーブル(CMD-001)をツールケーブル用コネクタに接続し，コンソールソフト(SWC-PCB101M)を使用して外部コンピュータ
より次の操作を行う。
シリアル通信(オプション: C5W, C5)と同時に使用できない。
(1) ステップ SV，ステップ時間，PID，各種設定値の読み出しおよび書き込み(2) PV，動作状態の読み出し(3) 機能の変更
通信インタフェース: TTL レベル

取付具 1 組簡易版取扱説明書 1 部
端子カバー
ヒータ断線警報出力 20 A 用 CT(CTL-6-S-H)
ヒータ断線警報出力 100 A 用 CT(CTL-12-S36-10L1U)
ツールケーブル(CMD-001)- 131 -

11.2 オプション仕様
イベント出力 EV2[オプション: EV2, EV3(DR)]

加熱冷却制御出力

イベント出力 EV2 割付選択で割付られたイベント条件によって出力がON または OFF になる。
警報動作，ヒータ断線警報出力，ループ異常警報出力，タイムシグナル
出力，AT 中出力，パターンエンド出力，通信コマンドによる出力，RUN
出力および加熱冷却制御リレー接点出力のいずれかを選択できる。
加熱冷却制御を行う。

[オプション: EV2(DR), DS, DA,
EV3D ]

OUT2 比例帯

積分時間(I)
微分時間(D)
OUT2 比例周期
オーバラップ/デッドバ
ンド

OUT2 ON/OFF 動作すきまOUT2 上限，OUT2 下限
OUT2 動作選択

熱電対，測温抵抗体入力が小数点無しの場合
0～入力スパン ( )熱電対，測温抵抗体入力が小数点付きの場合0.0～入力スパン ( )直流電流，直流電圧入力の場合
0.0～1000.0 %(0.0 に設定すると ON/OFF 制御になる)
0～3600 秒(0 に設定すると積分動作無し)(OUT1 動作の設定値と同じ。)
0～1800 秒(0 に設定すると微分動作無し)(OUT1 動作の設定値と同じ。)
0.5, 1～120 秒
熱電対，測温抵抗体入力の場合-200.0～200.0 ( )直流電流，直流電圧入力の場合-2000～2000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
熱電対，測温抵抗体入力の場合
0.1～1000.0 ( )直流電流，直流電圧入力の場合
1～10000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
0～100 %(DA, EV3DA の場合，-5～105 %)(1) 空冷 リニア特性(2) 油冷 1.5 乗特性(3) 水冷 2 乗特性

絶縁電源出力(オプション: P24)

出力電圧
リップル電圧
最大負荷電流
イベント出力 EV3(オプション: EV3D , EI)

シリアル通信(オプション: C5W, C5)

通信回線
通信方式
通信速度
同期方式

24 V 3 V DC(負荷電流 30 mA DC 時)
200 mV DC 以内(負荷電流 30 mA DC 時)
30 mA DC
イベント出力 EV3 割付選択で割付られたイベント条件によって出力がON または OFF になる。
警報動作，ヒータ断線警報出力，ループ異常警報出力，タイムシグナル
出力，AT 中出力，パターンエンド出力，通信コマンドによる出力および RUN 出力のいずれかを選択できる。
外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) ステップ SV，ステップ時間，PID，各種設定値の読み出しおよび書
き込み(2) PV，動作状態の読み出し(3) 機能の変更
EIA RS-485 準拠
半二重通信
9600，19200，38400 bps をキー操作にて選択
調歩同期式- 132 -

通信プロトコル

データビット/パリティ
ストップビット
データ 通信プロトコルの構成 スタートビット
データビットパリティ
ストップビット
応答時間遅延設定

神港標準，設定値デジタル伝送，設定値デジタル受信器または
MODBUS 準拠(ASCII モードまたは RTU モード)をキー操作にて選択。
通信変換器 IF-400 は神港標準と MODBUS プロトコルに対応。
データビット: 7 ビットまたは 8 ビットをキー操作にて選択
パリティ: 偶数，奇数，パリティ無しをキー操作にて選択
1 ビットまたは 2 ビットをキー操作にて選択
神港標準
MODBUS ASCIIMODBUS RTU
1 ビット
1 ビット
1 ビット
7 ビット(8 ビット)
7 ビット(8 ビット)
8 ビット
選択可能
選択可能
偶数(無し，奇数)
偶数(無し，奇数)
無し(偶数，奇数)
選択可能
選択可能
選択可能
1 ビット(2 ビット)
1 ビット(2 ビット)
1 ビット(2 ビット)
選択可能
選択可能
選択可能
ホストからのコマンド受信後，プログラム指示調節計から応答を返す
時間を遅延することができる。
通信で設定を変更した場合，応答の遅延は応答時間遅延設定の設定値を変更する受信コマンドを受信し，その応答から反映される。

設定値デジタル伝送

0～1000 ms
通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送(神港標準プロトコル)を選択すると，弊社製通信機能付調節計(オプション: C5 付き)と組み合わせて，ステップ SV をデジタル伝送できる。
また，通信プロトコル選択で設定値デジタル受信器(神港標準プロトコル )を選 択す ると ，弊 社製 プロ グラ ムコ ント ロー ラ [PCA1 また はPCB1(通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択)]と組み合わせて，ステップ SV を受信できる。

PCB1

通信機能付調節計(最大 31 台)

YA(-)

YA(-)

YA(-)

YA(-)

YB(+)

YB(+)

YB(+)

YB(+)

SG

SG

SG

SG

(図 11.2-1)- 133 -

ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W)

定 格

設定精度
伝送出力
(オプション: EIT)

イベント入力(オプション: C5W, EIW, EIT, C5,EI)

ヒータ電流を CT(カレントトランス)で監視し，ヒータ断線を検出する。
イベント出力 EV 割付選択で，ヒータ断線警報出力に割り付けられた
出力が ON または OFF する。
入力バーンアウト時にも，この警報が出力する。
20 A, 100 A(注文時に指定)
単相: CT1 入力で検出
三相: CT1, CT2 入力で検出
定格値の 5 %PV 伝送，SV 伝送，MV 伝送のいずれかを 125 ms 毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
伝送出力上限値設定と伝送出力下限値設定が同じ場合，伝送出力下限値を出力とする｡
SV 伝送または MV 伝送を選択した場合，プログラム制御停止(スタンバイ)時，4 mA を出力する。
イベント入力 DI 割付選択で割り付けられたイベント条件によって動作を切り替える。
パターン番号選択，正動作/逆動作切り替え，プログラム制御 実行/停止切
り替え，プログラム制御 ホールド/解除切り替えまたはプログラム制御
アドバンス機能のいずれかを選択できる。
動作の判定は，エッジ動作。ただし，電源投入時，プログラム制御 ア
ドバンス機能以外はレベル動作となる。

- 134 -

12. 故障かな?と思ったら
警 告
配線，点検などの作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，供給電源を入れる前に，必ず本器の接地配線を行ってください。
ご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
12.1 表示について
現象・本器の状態など
PV 表示器に er01 を表示している。

PV 表示器に er02 を表示している。
PV 表示器に PV とエラー
コード er05(*) を交互に表示している。
PV 表示器に PV とエラー
コード er06(*) を交互に表示している。
PV 表示器に~~~~を点滅表示している。
PV 表 示 器 に ~~~~ とer07(*) を 交 互 に 表 示している。

推定故障箇所
不揮発性 IC メモリの異常です。

対 策
MODE キーを押してエラーコードを解除し，データクリアを実行してください。(P.91)
本器の電源を再投入しても同様の現象の場合，お手数ですが P.164 に記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
停電時，不揮発性 IC メモリーへの MODE キーを押してエラーコードを解除し，データクリアを実行してデータ書き込みエラーです。
ください。(P.91)
オーバスケール表示です。
入力信号源の異常がないかをご確
PV が，
入力レンジ上限値(直流電圧， 認ください。
直流電流入力の場合，スケーリング上限値)を超えていませんか?
アンダスケール表示です。
入力端子の配線および入力信号源
PV が，
入力レンジ下限値(直流電圧， の異常がないかをご確認ください。
直流電流入力の場合，スケーリング下限値)を下回っていませんか?
PV が，表示範囲・制御範囲を超え 入力信号源の異常がないかをご確ていませんか?
認ください。
熱電対，測温抵抗体または直流電圧 各種センサを交換してください。
(0～1 V DC)入力のセンサが断線し [各種センサの断線確認方法]ていませんか?
熱電対の場合本器の入力端子を短絡して室温付近を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
測温抵抗体の場合
本器の入力端子(A-B間)に100程度の抵抗を接続し，(B-B間)を短絡して0 (32 )付近を示す
ようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電圧(0～1 V DC)の場合
本器の入力端子を短絡してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。

(*): Err 表示機能有効/無効選択で有効を選択した場合，表示します。

- 135 -

現象・本器の状態など

PV 表示器に____を点滅表示している。
PV 表 示 器 に ____ とer07(*) を 交 互 に 表 示している。

PV 表示器に er10 を表示している。
PV 表示器の表示が異常または不安定。

推定故障箇所
熱電対，測温抵抗体または直流電圧(0～1 V DC)入力の端子が，本器の入力端子に確実に取り付けられていますか?
PV が，表示範囲・制御範囲を下回っていませんか?
直流電流(4～20 mA DC)，直流電圧(1～5 V DC)入力信号源の異常はありませんか?

対 策
センサ端子を，確実に本器の入力端子に取り付けてください。

入力端子の配線および入力信号源の異常がないかをご確認ください。
直流電流(4～20 mA DC)，直流電圧(1～5 V DC)入力信号源の異常がな
いかをご確認ください。
[各種信号線の異常確認方法]
直流電流(4～20 mA DC)の場合
本器の入力端子に 4 mA DC を入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電圧(1～5 V DC)の場合
本器の入力端子に1 V DCを入力してスケーリング下限値を示す
ようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
信号線の導線を確実に本器端子に取付けてください。

直流電流(4～20 mA DC)，直流電圧(1～5 V DC)入力信号線が本器の入力端子に確実に取り付けられていますか?
熱電対，補償導線の場合，入力端子の 正しく配線してください。
配線を逆に配線していませんか?
また，測温抵抗体の記号(A, B, B)と計器端子は合っていますか?
ハードウェアの故障または異常で お手数ですがP.164に記載の弊社営す。
業所または出張所までご連絡ください。
入力種類および単位( / )の選択 正しい入力種類および単位( / )を，間違えていませんか?
を，選択してください。
不適切なセンサ補正係数およびセ 適切なセンサ補正係数およびセン
ンサ補正値を設定していませんか? サ補正値を設定してください。
センサの仕様が合っていますか?
適切な仕様のセンサにしてください。
センサに交流が漏洩していません センサを非接地形にしてください。
か?
近くに誘導障害，ノイズを出す機器 誘導傷害，ノイズを出す機器より離がありませんか?
してください。

(*): Err 表示機能有効/無効選択で有効を選択した場合，表示します。

- 136 -

現象・本器の状態など
PV 表示器に，スケーリン
グ下限値で設定した値を表示したままになる。

推定故障箇所
直流電流(0～20 mA DC)，直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)入力信号源の異常はありませんか?

直流電流(0～20 mA DC)，直流電圧(0～5 V DC, 0～10 V DC)入力の端子が，本器の入力端子に確実に取付けられていますか?

対 策
直流電流(0～20 mA DC)，直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)入力信号源の異常がないかをご確認ください。
[各種信号線の異常確認方法]
直流電流(0～20 mA DC)の場合
本器の入力端子に 4 mA DC を入力し，その入力が入った時に表示される値(スケーリング上限および下限設定により換算した値)を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)の場合本器の入力端子に1 V DCを入力し，その入力が入った時に表示される値(スケーリング上限および下限設定により換算した値)を示
すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
センサ端子を，確実に本器の入力端子に取り付けてください。

12.2 キー操作について
現象・本器の状態など
ステップ SV，ステップ時
間，OUT1 比例帯，EV
警報動作点などの設定ができない。
ステップ SV，ステップ時
間，EV 警報動作点以外の設定ができない。
入力レンジ範囲内で設定
表示が止まり，それ以上またはそれ以下の設定ができない。
PTN キーで実行するパターン番号が選択できない。

推定故障箇所
設定値ロック選択でロック 1 または
ロック 4 のどちらかを選択していませんか?
AT 実行中ではありませんか?
設定値ロック選択でロック 2 または
ロック 5 のどちらかを選択していませんか?
スケーリング上限値，スケーリング
下限値が，止まった値に設定されていませんか?

対 策
ロックを解除してください。

AT を解除してください。
ロックを解除してください。

適切な値を設定してください。

イベント入力で実行するパターン イベント入力 DI1, イベント DI2 の番号を選択していませんか?
端子と SG 端子間を OFF(開)してく
イベント入力で選択した実行パタ ださい。
ーン番号が，PTN キーで選択した実行パターン番号より優先されます。

- 137 -

12.3 制御について
現象・本器の状態など
プログラム制御を実行しても，早送りされてプログラムが終了してしまう。
ステップが進まない。

PV が変化しない。

制御出力 OUT1 または制
御出力 OUT2 が ON になったままになる。
制御出力 OUT1 または制
御出力 OUT2 が OFF になったままになる。
PV 表示器に er20 を表示している。

推定故障箇所
実行するパターン番号のステップ
時間が 00:00 に設定されていません
か?

対 策
適切なステップ時間を設定してください。

プログラム制御が一時停止(ホールド機能)していませんか?
プログラム制御が一時停止(ホールド)時，PV 表示器および RUN 動作
表示灯が点滅します。
ウエイト機能が働いていませんか?
ウエイト機能が働くと，PV 表示器
および PTN/STEP 表示器が点滅します。
センサが故障していませんか?
センサまたは制御出力端子が，確実に本器の入力端子に取り付けられていますか?
センサまたは制御出力端子の配線が，間違っていませんか?
OUT1 下限値または OUT2 下限値
が，100 %以上に設定されていませんか?
OUT1 上限値または OUT2 上限値
が，0 %以下に設定されていません
か?
AT 開始後，約 4 時間経過しても AT
が終了しない場合の表示です。

RUN キーを押してください。

- 138 -

一時停止を解除し，プログラム制御を継続して実行します。

RUN キーを約 1 秒間押し続けてください。
ウエイト機能を解除，プログラム制
御を継続して実行します。
センサを交換してください。
センサまたは制御出力端子を，確実に本器の入力端子に取り付けてください。
正しく配線してください。
適切な OUT1 下限値または OUT2
下限値を設定してください。
適切な OUT1 上限値または OUT2
上限値を設定してください。
P, I, D および ARW の各値を手動で設定してください。

13. キャラクタ一覧表
キャラクタ一覧を以下に示します。
・設定項目の見方について
ステップ番号 1 ステップ SV 設定を例に説明します。
左側上段は，PV 表示器です。
設定項目キャラクタまたは選択項目キャラクタを表しています。
左側下段は，PTN/STEP 表示器および SV 表示器です。
PTN/STEP 表示器は選択したパターン番号またはステップ番号を表しています。設定項目により表示が異なります。
SV 表示器は工場出荷初期値を表しています。
右側は，設定項目名または選択項目名および設定範囲または選択項目を表しています。
PV 表示器設定(選択)項目名，説明および設定範囲(選択項目)

temp

1 ///0PTN/STEP 表示器

ステップ番号 1 ステップ SV 設定
・設定範囲
スケーリング下限値～スケーリング上限値

SV 表示器13.1 エラーコード
エラーコードは，PV 表示器に表示します。
エラーコード

エラー内容
不揮発性 IC メモリ(EEPROM)が異常状態

発生状態
電源投入時

er02

停電時データ書き込みエラー

電源投入時

er05

入力レンジ上限(直流電流，直流電圧入力の場合，スケーリング上限設定値)を超えた場合

通常時

er06

入力レンジ下限(直流電流，直流電圧入力の場合，スケーリング下限設定値)を超えた場合

通常時

er07

入力断線および表示・制御範囲外

通常時

er10

ハードウェア故障または異常状態(このときエラー解除できない。)

通常時

er20

AT 実行後 4 時間経過しても AT が終了しない場合または入力異常になった場合。

AT 実行後er01

1 /500(*1)
1 /500(*1)
1 /500(*2)
1 /500(*2)
1 /500(*2)
1 /500
1 /500(*1)(*1): MODE キーで解除可能(*2): Err 表示機能選択で有効を選択した場合, エラーコードを表示する- 139 -

13.2 パターン設定モード
キャラクタ
工場出荷初期値

temp

1 ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 1 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
1 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
1 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 1 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 1 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 1 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
1 点灯

temp

1 ///0ステップ番号 2 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
2 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
2 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 2 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 2 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 2 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
2 点灯

temp

1 ///0ステップ番号 3 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
3 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
3 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 3 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 3 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 3 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
3 点灯- 140 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

temp

1 ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 4 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
4 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
4 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 4 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 4 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 4 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
4 点灯

temp

1 ///0ステップ番号 5 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
5 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
5 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 5 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 5 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 5 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
5 点灯

temp

1 ///0ステップ番号 6 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
6 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
6 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 6 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 6 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 6 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
6 点灯- 141 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

temp

1 ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 7 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
7 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
7 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 7 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 7 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 7 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
7 点灯

temp

1 ///0ステップ番号 8 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
8 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
8 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 8 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 8 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 8 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
8 点灯

temp

1 ///0ステップ番号 9 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
9 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
9 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 9 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 9 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 9 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
9 点灯- 142 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

temp

1 ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 10 ステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

PTN/STEP 表示灯
10 点灯

time

1 00:00
PTN/STEP 表示灯
10 点灯

_pid

1 ///1ステップ番号 10 ステップ時間設定----，00:00～99.59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位になります)
00:00 からキーを押すと，----になります。
----を設定すると，ステップ番号 10 のステップ SV で定値制御を行います。
ステップ番号 10 PID ブロック番号選択
1～10

PTN/STEP 表示灯
10 点灯

rept

1 ///0

リピート回数設定
0～10000

PTN/STEP 表示灯
消灯

chin

1 ---PTN/STEP 表示灯

パターン連結選択---- 連結無し
chin 連結有り

消灯- 143 -

データ

13.3 イベント設定モード
キャラクタ
工場出荷初期値

a1//

1 ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
EV1 警報動作点設定
上限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
下限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
上下限警報
0～入力スパン(*1)
上下限警報個別設定
0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別設定 0～入力スパン(*1)
絶対値上限警報
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き下限警報-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報
0～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別設定 0～入力スパン(*1)(*1): 直流電流・直流電圧入力の場合，入力スパンはスケーリング幅となります。
(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)(*2): 直流電流・直流電圧入力の場合，入力レンジ下限値はスケーリング下限値，
入力レンジ上限値はスケーリング上限値となります。(小数点は小数点位置
選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a1h/

1 ///0EV1 上限警報動作点設定
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV1 割付選択で，/004(上下限警報個別設定)，/006(上下限範
囲警報個別設定)または/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

t1of

1 00:00

TS1 出力 OFF 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位にな
ります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示
します。

t1on

1 00:00

TS1 出力 ON 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位にな
ります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示
します。

a2//

1 ///0EV2 警報動作点設定
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a2h/

1 ///0EV2 上限警報動作点設定
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV2 割付選択で，/004(上下限警報個別設定)，/006(上下限範
囲警報個別設定)または/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

- 144 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

t2of

1 00:00

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
TS2 出力 OFF 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位にな
ります)
イベント出力 EV2 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示
します。

t2on

1 00:00

TS2 出力 ON 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位にな
ります)
イベント出力 EV2 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示
します。

a3//

1 ///0EV3 警報動作点設定
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a3h/

1 ///0EV3 上限警報動作点設定
EV1 警報動作点設定と同じです。
イベント出力 EV3 割付選択で，/004(上下限警報個別設定)，/006(上下限範
囲警報個別設定)または/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

t3of

1 00:00

TS3 出力 OFF 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位にな
ります)
イベント出力 EV3 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示
します。

t3on

1 00:00

TS3 出力 ON 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，ステップ時間単位選択で選択した単位にな
ります)
イベント出力 EV3 割付選択で，/015(タイムシグナル出力)を選択した場合に表示します。

- 145 -

データ

13.4 制御パラメータ設定モード
キャラクタ
工場出荷初期値

at/// ----

pblk/ ///1p///

1 //10i///

1 /200

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
AT 実行/解除選択---- AT 解除
AT// AT 実行
PID ブロック番号選択
1～10
OUT1 比例帯設定
熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～入力スパン ( )熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点付きの場合0.0～入力スパン ( )直流電流・直流電圧入力の場合
0.0～1000.0 %積分時間設定0～3600 秒d///

微分時間設定0～1800 秒

arw/

ARW 設定0～100 %c///

OUT1 比例周期設定
0.5，1～120 秒

1 //50
1 //50/ ///3hys// //1.0

olh// /100oll// ///0orat/ ///0cact/ air/

OUT1 がリレー接点出力形または無接点電圧出力形の時に表示します。

OUT1 ON/OFF 動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
OUT1 上限設定
OUT1 下限値～100 %
直流電流出力形の場合 : OUT1 下限値～105 %OUT1 下限設定
0 %～OUT1 上限値
直流電流出力形の場合 : -5 %～OUT1 上限値
OUT1 変化率リミット設定
0～100 %/秒
OUT2 動作選択
air/ 空冷(リニア特性)
oil/ 油冷(1.5 乗特性)
wat/ 水冷(2 乗特性)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

- 146 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

p_b/

1 //10

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
OUT2 比例帯設定
熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～入力スパン ( )熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点付きの場合0.0～入力スパン ( )直流電流・直流電圧入力の場合
0.0～1000.0 %オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

c_b// ///3

OUT2 比例周期設定
0.5，1～120 秒
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, EV3(DR), EV3DS 付加時に表示します。

hysb/ //1.0

OUT2 ON/OFF 動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

olhb/ /100

OUT2 上限設定
OUT2 下限値～100 %
直流電流出力形(オプション: DA, EV3DA)
OUT2 下限値～105 %オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

ollb/ ///0

OUT2 下限設定
0 %～OUT2 上限値
直流電流出力形(オプション: DA, EV3DA)-5 %～OUT2 上限値
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

db/// //0.0

オーバラップ/デッドバンド設定-200.0～200.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合-2000～2000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
オプション: EV2[イベント出力 EV2 割付選択で，/020(加熱冷却制御出力)を選択した場合], DS, DA, EV3D 付加時に表示します。

cont/ heat正/逆動作選択
heat 逆動作
cool 正動作- 147 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

h1/// //0.0h1//と CT1 電
流値を交互に表示
します

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ヒータ断線警報 1 設定
20 A の場合
0.0～20.0 A
100 A の場合
0.0～100.0 A
オプション: C5W, EIW, W 付加時および OUT1 がリレー接点出力形または無接点
電圧出力形の時に表示します。

h2/// //0.0h2//と CT2 電
流値を交互に表示します

ヒータ断線警報 2 設定
20 A の場合
0.0～20.0 A
100 A の場合
0.0～100.0 A
オプション: C5W, EIW, W 付加時および OUT1 がリレー接点出力形または無接点
電圧出力形の時に表示します。

lp_t/ ///0ループ異常警報時間設定
0～200 分
イベント出力 EV 割付選択で，/014(ループ異常警報出力)を選択した場合に表示
します。

lp_h

/ ///0ループ異常警報動作幅設定
熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点無しの場合
0～150 ( )熱電対入力，測温抵抗体入力で小数点付きの場合
0.0～150.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
0～1500(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV 割付選択で，/014(ループ異常警報出力)を選択した場合に表示します。

- 148 -

データ

13.5 ウエイトパラメータ設定モード
キャラクタ
工場出荷初期値

wait

1 ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ウエイト値設定
0～入力スパン(*)の 20 %相当の換算値(*): 直流電流・直流電圧入力の場合，入力スパンはスケーリング幅となります。(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
1 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
2 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
3 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
4 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
5 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
6 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
7 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
8 点灯

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
9 点灯

ステップ番号 1 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 2 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 3 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 4 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 5 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 6 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 7 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 8 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

ステップ番号 9 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

- 149 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

wact

1 ---PTN/STEP 表示灯
10 点灯

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
ステップ番号 10 ウエイト機能有効/無効選択---- ウエイト機能無効
use/ ウエイト機能有効
ウエイト値設定で，0 または 0.0 以外を設定した場合に表示します。

- 150 -

データ

13.6 エンジニアリング設定モード 1
キャラクタ
工場出荷初期値

lock/ ----

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
設定値ロック選択---loc1lose/ sv//

sok// 1.000so/// //0.0

filt/ //0.0

cmsl/ noml

ロック
無し
ロック 1

キーによる設定変更
設定変更できます。

通信による設定変更
設定変更できます。

設定値ロック選択を除
く，全設定項目が変更できません。
loc2 ロック 2 設定値ロック時変更可能
項目選択で選択した設定項目が変更できます。
設定値ロック選択を除く，その他の設定項目は変更できません。
loc3 ロック 3 設定変更できます。
シリアル通信経由での設定変更は，入力
loc4 ロック 4 設定値ロック選択を除
く，全設定項目が変更で 種類選択以外は一時的に設定変更できまきません。
loc5 ロック 5 設定値ロック時変更可能 す。ただし，電源投項目選択で選択した設定 入時，ロック 3，ロ
ック 4 またはロック
項目が変更できます。
5 を選択する前の値
設定値ロック選択を除く，その他の設定項目は に戻ります。
変更できません。
設定値ロック時変更可能項目選択
sv// ステップ SV 設定およびステップ時間設定が変更できます。
svev ステップ SV 設定，ステップ時間設定および EV 警報動作
点設定が変更できます。
センサ補正係数設定-10.000～10.000
センサ補正設定-1000.0～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合-10000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
PV フィルタ時定数設定
0.0～10.0 秒
通信プロトコル選択
noml 神港標準
svt/ 設定値デジタル伝送(神港標準プロトコル)
svtr 設定値デジタル受信器(神港標準プロトコル)
moda MODBUS ASCII モード
modr MODBUS RTU モード
オプション: C5W, C5 付加時，表示します。

- 151 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

cmno/ ///0cmsp/ //96

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
機器番号設定0～95
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

通信速度選択//96 9600 bps/192 19200 bps/384 38400 bps
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

cmft/ 7evn

データビット/パリティ選択
8non 8 ビット/無し
7non 7 ビット/無し
8evn 8 ビット/偶数
7evn 7 ビット/偶数
8odd 8 ビット/奇数
7odd 7 ビット/奇数
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

cmst/ ///1

ストップビット選択///1 ストップビット 1///2 ストップビット 2
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

cmdy/ //10sv_b/ ///0

応答時間遅延設定
0～1000 ms
オプション: C5W, C5 付加時に表示します。

SVTC バイアス設定
入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電流・直流電圧入力の場合
スケーリング幅の 20 %相当の換算値(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
オプション: C5W, C5 付加時および通信プロトコル選択で svtr[設定値デジタ
ル受信器(神港標準プロトコル)]を選択時に表示します。

- 152 -

データ

13.7 エンジニアリング設定モード 2
キャラクタ
工場出荷初期値

sens/ k//Cstlh/ 1370

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
入力種類選択k//C K-200～1370

k//.C

K

-200.0～400.0

j//.C

J

-200～1000

r//C

R

0～1760s//C

S

0～1760b//C

B

0～1820e//C

E-200～800

t//.C

T-200.0～400.0

n//C

N

-200～1300

pl2C

PL-

0～1390c//C

C(W/Re5-26)

0～2315

pt/.C

Pt100

-200.0～850.0

jpt.C

JPt100-200.0～500.0

pt/C

Pt100

-200～850

jptC

JPt100-200～500k//f K-328～2498
k//.f K
-328.0～752.0
j//f J-328～1832r//f R
32～3200
s//f S32～3200
b//f B
32～3308
e//f E-328～1472
t//.f T
-328.0～752.0
n//f N-328～2372
pl2f PL32～2534
c//f C(W/Re5-26) 32～4199
pt/.f Pt100-328.0～1562.0
jpt.f JPt100-328.0～932.0
pt/f Pt100-328～1562
jptf JPt100-328～932
420a 4～20 mA-2000～10000
020a 0～20 mA-2000～10000
0/1v 0～1 V-2000～10000
0/5v 0～5 V-2000～10000
1/5v 1～5 V-2000～10000
010v 0～10 V-2000～10000
スケーリング上限設定
スケーリング下限値～入力レンジの上限値
直流電流・直流電圧入力の場合-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)- 153 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

stll/ -200dp/// ///0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
スケーリング下限設定
入力レンジの下限値～スケーリング上限値
直流電流・直流電圧入力の場合-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
小数点位置選択///0 小数点無し//0.0 小数点以下 1 桁/0.00 小数点以下 2 桁
0.000 小数点以下 3 桁
入力種類選択で，直流電流・直流電圧入力を選択した場合に表示します。

evo1/ /000

イベント出力 EV1 割付選択/000 動作無し/001 警報出力 上限警報
/002 警報出力 下限警報/003 警報出力 上下限警報/004 警報出力 上下限警報個別設定/005 警報出力 上下限範囲警報/006 警報出力 上下限範囲警報個別設定/007 警報出力 絶対値上限警報/008 警報出力 絶対値下限警報/009 警報出力 待機付き上限警報/010 警報出力 待機付き下限警報/011 警報出力 待機付き上下限警報/012 警報出力 待機付き上下限警報個別設定/013 ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
/014 ループ異常警報出力/015 タイムシグナル出力/016 AT 中出力/017 パターンエンド出力/018 通信コマンドによる出力/019 RUN 出力/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。
/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中
出力)以降を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。

a1za/ no//

EV1 警報 0 設定有効/無効選択
no// 無効
yes/ 有効
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)[/007(絶対値上限警報)，/008(絶対値下限警報)を除く]を選択した場合に表示します。

- 154 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

a1hy/ //1.0

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
EV1 警報動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a1dy/ ///0EV1 警報動作遅延タイマ設定
0～10000 秒
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a1lm/ nomlEV1 警報動作励磁/非励磁選択
noml 励磁
revs 非励磁
イベント出力 EV1 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

evo2/ /000

イベント出力 EV2 割付選択/000 動作無し/001 警報出力 上限警報
/002 警報出力 下限警報/003 警報出力 上下限警報/004 警報出力 上下限警報個別設定/005 警報出力 上下限範囲警報/006 警報出力 上下限範囲警報個別設定/007 警報出力 絶対値上限警報/008 警報出力 絶対値下限警報/009 警報出力 待機付き上限警報/010 警報出力 待機付き下限警報/011 警報出力 待機付き上下限警報/012 警報出力 待機付き上下限警報個別設定/013 ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
/014 ループ異常警報出力/015 タイムシグナル出力/016 AT 中出力/017 パターンエンド出力/018 通信コマンドによる出力/019 RUN 出力/020 加熱冷却制御出力/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。

/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中

出力)～/019(RUN 出力)を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。
オプション: EV2 または EV3(DR)付加時に表示します。

- 155 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

a2za/ no//

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)
EV2 警報 0 設定有効/無効選択
no// 無効
yes/ 有効
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)[/007(絶対値上限警報)，/008(絶対値下限警報)を除く]を選択した場合に表示します。

a2hy/ //1.0

EV2 警報動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a2dy/ ///0EV2 警報動作遅延タイマ設定
0～10000 秒
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a2lm/ nomlEV2 警報動作励磁/非励磁選択
noml 励磁
revs 非励磁
イベント出力 EV2 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

evo3/ /000

イベント出力 EV3 割付選択/000 動作無し/001 警報出力 上限警報
/002 警報出力 下限警報/003 警報出力 上下限警報/004 警報出力 上下限警報個別設定/005 警報出力 上下限範囲警報/006 警報出力 上下限範囲警報個別設定/007 警報出力 絶対値上限警報/008 警報出力 絶対値下限警報/009 警報出力 待機付き上限警報/010 警報出力 待機付き下限警報/011 警報出力 待機付き上下限警報/012 警報出力 待機付き上下限警報個別設定/013 ヒータ断線警報出力(オプション: C5W, EIW, W 付加時)
/014 ループ異常警報出力/015 タイムシグナル出力/016 AT 中出力/017 パターンエンド出力/018 通信コマンドによる出力/019 RUN 出力/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)または/015(タイムシグナル出力)を選択した場合，イベント出力に対してそれぞれ個別設定です。
/013(ヒータ断線警報出力)，/014(ループ異常警報出力)または/016(AT 中
出力)以降を選択した場合，複数のイベント出力に対して共通設定です。
オプション: EV3D または EI 付加時に表示します。

- 156 -

データ

キャラクタ
工場出荷初期値

a3za/ no//

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)

データ

EV3 警報 0 設定有効/無効選択
no// 無効
yes/ 有効
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)[/007(絶対値上限警報)，/008(絶対値下限警報)を除く]を選択した場合に表示します。

a3hy/ //1.0

EV3 警報動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電流・直流電圧入力の場合
1～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a3dy/ ///0EV3 警報動作遅延タイマ設定
0～10000 秒
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

a3lm/ nomlEV3 警報動作励磁/非励磁選択
noml 励磁
revs 非励磁
イベント出力 EV3 割付選択で，/001(上限警報)～/012(待機付き上下限警報個別設定)を選択した場合に表示します。

evi1/ /000

イベント入力 DI1 割付選択
イベント入力機能/000 動作無し/001 パターン番号選択機能/002 正動作/逆動作切り替え/003 プログラム制御
実行(RUN)/停止(STOP)
切り替え/004 プログラム制御
ホールド/ホールド解除
切り替え/005 プログラム制御
アドバンス機能

入力 ON(閉)入力 OFF(開)正動作
実行(RUN)

逆動作
停止(STOP)

ホールド

ホールド解除

アドバンス

通常制御

オプション: C5W, EIW, EIT, C5 または EI 付加時に表示します。

evi2/ /000

イベント入力 DI2 割付選択
イベント入力機能/000 動作無し/001 パターン番号選択機能/002 正動作/逆動作切り替え/003 プログラム制御
実行(RUN)/停止(STOP)
切り替え- 157 -

入力 ON(閉)入力 OFF(開)正動作
実行(RUN)

逆動作
停止(STOP)キャラクタ
工場出荷初期値

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)

/004

/005

イベント入力機能プログラム制御
ホールド/ホールド解除
切り替えプログラム制御
アドバンス機能データ

入力 ON(閉)ホールド

入力 OFF(開)ホールド解除

アドバンス

通常制御

オプション: C5W, EIW, EIT, C5 または EI 付加時に表示します。

tros/ pv//

伝送出力選択
pv// PV 伝送
sv// SV 伝送
mv// MV 伝送

trlh

伝送出力上限設定
PV 伝送・SV 伝送

オプション: EIT 付加時に表示します。

/ 1370MV 伝送

伝送出力下限設定値～入力レンジの上限値
直流電流・直流電圧入力の場合:-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
伝送出力下限値～105.0 %オプション: EIT 付加時に表示します。

trll/ -200伝送出力下限設定
PV 伝送・SV 伝送

MV 伝送

入力レンジの下限値～伝送出力上限設定値
直流電流・直流電圧入力の場合:-2000～10000(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)-5.0 %～伝送出力上限設定

オプション: EIT 付加時に表示します。

m_s// min/

pret/ stopステップ時間単位選択
min/ 時：分
sec/ 分：秒
停電復帰後状態選択
stop 停電復帰後停止
停電復帰後，実行していたプログラム制御を停止して，プログラム制御停止(スタンバイ)状態で復帰します。
cont 停電復帰後継続
停電復帰後，実行していたプログラム制御の続きを実行します。
hold 停電復帰後一時停止
停電復帰後，実行していたプログラム制御を一時停止(ホールド機能)した状態で復帰し，一時停止した時点の SV
で制御を行います。
RUN キーを押すと，一時停止を解除し，プログラム制
御を継続して実行します。

- 158 -

キャラクタ
工場出荷初期値

s_sv/ ///0s_sl/ pv//

petm/ ///0at_b/ //20

設定(選択)項目名，設定範囲(選択項目)

データ

プログラム制御開始時のステップ SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値(小数点は小数点位置選択で選択した位置になります)
プログラム制御開始方式選択
pv// PV スタート
プログラム制御開始時のみ，ステップ SV とステップ時
間を PV まで早送りし，プログラム制御をスタートする方式です。
pvr/ PVR スタート
プログラム制御開始時およびリピート動作時，ステップ
SV とステップ時間を PV まで早送りし，プログラム制御をスタートする方式です。
sv// SV スタート
プログラム制御開始時，プログラム制御開始時のステッ
プ SV 設定で設定した値より，プログラム制御をスタートする方式です。
パターンエンド出力時間設定
0～10000 秒
AT バイアス設定
熱電対，測温抵抗体入力で小数点なしの場合
0～50 (0～100 )熱電対，測温抵抗体入力で小数点付きの場合
0.0～50.0 (0.0～100.0 )入力種類選択で，熱電対，測温抵抗体入力を選択した場合に表示します。

eout/ off/

入力異常時出力状態選択
off/ 出力 OFF
on// 出力 ON
直流電流・直流電圧入力で，直流電流出力の場合に表示します。

time/ 00:00

edif/ no//

表示時間設定00:00～60:00(分:秒)
00:00 を設定すると，表示器は消灯しません。
Err 表示機能選択
no// 無効
yes/ 有効13.8 データクリア
キャラクタ
工場出荷初期値

clr// no//

選択項目名，選択項目
データクリア実行/中止選択
no// データクリア中止
yes/ データクリア実行- 159 -

データ

14. プログラム・パターン表，データ表の作成
プログラム設定を始める前に，プログラム・パターン表，データ表の作成を行います｡
14.1 プログラム・パターン表の作成
プログラム・パターン表(P.162)をコピーして，以下の手順で作業してください｡(1) ステップ 1 から順に各ステップのステップ SV，ステップ時間，使用する PID ブロック番号およびウエイト機能有効/無効を記入してください。
(同じブロック番号を使用する場合もステップ毎に記入してください。)(2) ステップ SV を線で結んでください。
プログラム・パターン表の作成例
パターン番号 1
ステップ番号

1

2

3

4

5

500
0:30
2
有効

500
1:00
2
無効

1000
0:40
3
有効

1000
1:00
3
無効

0
2:00
2
無効

1000

500

0
ステップ SV
ステップ時間PID ブロック番号
ウエイト機能有効/無効(図 14.1-1)
プログラム・パターン表の説明
プログラム・パターン表は，縦軸がステップ SV( , など)，横軸がステップ時間(時：分または分：秒)になっています。
ステップ SV に設定する値は，各ステップの終了 SV，ステップ時間に設定する値は，各ステップの工程時間です。
・ステップ SV とステップ時間の関係を作成例で説明すると，下記のようになります。
ステップ 1: プログラム制御実行後，30 分で SV を 0→500 まで変化させて制御を行います。
プログラム制御開始方式選択の選択内容により，以下のように動作します。
・SV スタートを選択した場合，プログラム制御開始時のステップ SV 設定で設定した値から 500 まで変化させて制御を行います。
・PV スタートまたは PVR スタートを選択した場合，PV までステップ SV と時間を早送りし，500 まで変化させて制御を行います。

- 160 -

ステップ 2: 1 時間，SV を 500 に保つよう制御を行います。
ステップ 3: 40 分で 500→1000 まで変化させて制御を行います。
ステップ 4: 1 時間，SV を 1000に保つよう制御を行います。
ステップ 5: 2 時間で 1000→0 まで変化させて制御を行います。
・PIDブロックは，OUT1比例帯，積分時間，微分時間，ARW，OUT2比例帯の各設定値をまとめたものです。
PIDブロック番号1～10(10種類)のPIDブロックを設定できます。
・ウエイト機能有効/無効は，ステップ毎にウエイト機能を有効にするか無効にするかを設定できます。
14.2 データ表の作成
データ表(P.163)をコピーして，以下の手順で作業してください｡(1) プログラム・パターン表で設定した PID ブロック番号を参考にして，制御パラメータ設定モードのブロック番号の設定項目に設定値を記入してください。
(2) ウエイト値およびその他の設定項目を，必要に応じて記入してください。
PID ブロックの設定について
プログラム・パターンを設定していないステップの PID ブロック番号の工場出荷初期値は 1 のため，
PID ブロック番号 1 はそのままにしておき，ブロック番号 2 から設定した方がわかりやすく便利です。
・PID ブロック設定の作成例
ブロック番号 OUT1 比例帯
1
10
2
30
3
50

積分時間
200 秒
240 秒
340 秒

微分時間
50 秒
60 秒
85 秒

・ウエイト値の設定例
ウエイト値
10
ウエイト値は，各パターンの全ステップで共通です。
・その他の設定項目の設定例
設定項目
OUT1 比例周期
OUT2 比例周期
リピート回数
パターン連結通信プロトコル
機器番号
通信速度
データビット/パリティ
ストップビット
応答時間遅延

データ
15 秒
15 秒
1回
連結無し
神港標準
1
38400 bps
7 ビット/偶数
ストップビット 1 ビット
10 ms- 161 -

ARW
50 %
35 %
40 %

OUT2 比例帯
10
10
10

プログラム・パターン表
お手数ですが，コピーしてお使いください。
パターン番号
ステップ番号

1

2

3

4

ステップ SV
ステップ時間PID ブロック番号
ウエイト機能有効/無効- 162 -

5

6

7

8

9

10

データ表
お手数ですが，コピーしてお使いください。
・PID ブロック設定
ブロック番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OUT1 比例帯

積分時間
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒

微分時間
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒

・ウエイト値の設定
ウエイト値
ウエイト値は，各パターンの全ステップで共通です。
・その他の設定項目の設定(空欄は，ご自由にお使いください)
設定項目
データ
OUT1 比例周期秒
OUT2 比例周期秒
リピート回数回
パターン連結通信プロトコル
機器番号
通信速度
bps
データビット/パリティ
ストップビット
応答時間遅延ms- 163 -ARW

OUT2 比例帯
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

15. キー操作フローチャート- 164 -

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げ
いただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
(例)・形 名・オプション・計器番号

PCB1R00-52
EV3(DR), C5W(100A)
No. 173F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL: (03)5117-2021
FAX: (052)957-2562

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991
FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561
FAX: (052)957-2562

福TEL: (0942)77-0403

岡FAX: (0942)77-3446

No. PCB12J7 2024.07