現場型導電率計

FEB-102-ECH(高濃度)
FEB-102-ECM(低濃度)
取扱説明書

はじめに
このたびは，現場型導電率計[FEB-102-ECH, ECM](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告無しに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，壁面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事
故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
2

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

ご注意
1. 取り付け上の注意

注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が-20～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～95 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

3

2. 配線上の注意

注 意・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付丸形圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・4 極式/2 極式導電率センサは，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・センサケーブルと電源ケーブルは離して配線してください。
同一のケーブルクランプに入れないでください。
4 極式/2 極式導電率センサケーブルの注意点
4 極式/2 極式導電率センサケーブルは，高絶縁ケーブルです。
取り扱いには以下の点に注意してください。
・4 極式/2 極式導電率センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や電極の点検・交換時のために，4 極式/2 極式導電率センサケーブルは余裕をもって配線してください。
・4 極式/2 極式導電率センサケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付近や，それらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
4 極式導電率センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
1
導電率センサ端子2導電率センサ端子3導電率センサ端子4導電率センサ端子
A, B, B
温度補償電極端子(Pt100 または Pt1000)E
シールド線端子2 極式導電率センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
1
導電率センサ端子2導電率センサ端子
A, B, B
温度補償電極端子(Pt100 または Pt1000)E
シールド線端子※温度補償無しの 4 極式/2 極式導電率センサの場合，A, B, B のケーブルはありません。
また，センサの種類によっては，E のケーブルもありません。

4

3. 運転，保守時の注意

注 意・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源スイッチをOFFにして，電源ケーブルを供
給元から外した状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

5

目 次
1. 形 名................................................................................................................................................................ 81.1
形名の説明 .......................................................................................................................................... 81.2形名銘板の表示方法............................................................................................................................ 8
2. 各部の名称とはたらき .................................................................................................................................... 92.1
本 体 ................................................................................................................................................... 9
2.2
カバーの開閉方法 ............................................................................................................................... 9
2.2.1
カバーを開ける............................................................................................................................ 9
2.2.2
カバーを閉める.......................................................................................................................... 10
2.3
表示部および操作パネル ...................................................................................................................11
3. 取り付け ........................................................................................................................................................ 12
3.1
場所の選定(次のような場所でご使用ください。) ........................................................................... 123.2
外形寸法図(単位: mm) ...................................................................................................................... 123.3取り付け............................................................................................................................................ 13
4. 配 線.............................................................................................................................................................. 14
4.1
リード線圧着端子について............................................................................................................... 154.2端子配列図 ........................................................................................................................................ 16
5. キー操作の概要と設定グループの構成......................................................................................................... 17
5.1
キー操作の概要 ................................................................................................................................. 17
5.2
設定グループの構成.......................................................................................................................... 18
6. 仕様設定 ........................................................................................................................................................ 196.1
電源スイッチ ON .............................................................................................................................. 196.2
導電率入力機能設定グループ ........................................................................................................... 20
6.3
温度入力設定グループ ...................................................................................................................... 23
6.4
EVT1 動作設定グループ ................................................................................................................... 25
6.5
EVT2 動作設定グループ ................................................................................................................... 30
6.6
EVT3 動作設定グループ ................................................................................................................... 35
6.7
EVT4 動作設定グループ ................................................................................................................... 40
6.8
通信機能設定グループ ...................................................................................................................... 45
6.9
伝送出力機能設定グループ............................................................................................................... 46
6.10 固有機能設定グループ ...................................................................................................................... 49
7. 校 正.............................................................................................................................................................. 50
7.1
導電率校正モード ............................................................................................................................. 50
7.2
温度校正モード ................................................................................................................................. 52
7.3
校正中のエラーコード ...................................................................................................................... 527.4
伝送出力 1 調整モード...................................................................................................................... 53
7.5
伝送出力 2 調整モード...................................................................................................................... 54
8. 測 定.............................................................................................................................................................. 55
8.1
測定を開始する ................................................................................................................................. 55
8.2
測定中のエラーコード ...................................................................................................................... 55
8.3
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 を設定する............................................................................................. 56
8.4
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 出力について ......................................................................................... 57
8.5
Err 出力について............................................................................................................................... 58
8.6
Fail 出力について.............................................................................................................................. 588.7
導電率入力異常警報について ........................................................................................................... 58
8.8
周期自動可変機能について............................................................................................................... 598.9
伝送出力について ............................................................................................................................. 60
9. 仕 様.............................................................................................................................................................. 61
9.1
標準仕様............................................................................................................................................ 61
9.2
オプション仕様 ................................................................................................................................. 68
10. 故障かな?と思ったら .................................................................................................................................. 69
10.1 表示について..................................................................................................................................... 69
6

10.2 キー操作について ............................................................................................................................. 70
11. キャラクタ一覧表 ........................................................................................................................................ 71
11.1
設定グループ一覧 ............................................................................................................................. 71
11.2
温度校正モード ................................................................................................................................. 71
11.3
導電率校正モード ............................................................................................................................. 71
11.4
伝送出力 1 調整モード...................................................................................................................... 72
11.5
伝送出力 2 調整モード...................................................................................................................... 72
11.6
簡易設定モード ................................................................................................................................. 7311.7
導電率入力機能設定グループ ........................................................................................................... 73
11.8
温度入力設定グループ ...................................................................................................................... 75
11.9
EVT1 動作設定グループ ................................................................................................................... 76
11.10 EVT2 動作設定グループ ................................................................................................................... 77
11.11 EVT3 動作設定グループ ................................................................................................................... 79
11.12 EVT4 動作設定グループ ................................................................................................................... 80
11.13 通信機能設定グループ ...................................................................................................................... 82
11.14 伝送出力機能設定グループ............................................................................................................... 82
11.15 固有機能設定グループ ...................................................................................................................... 83
12. キー操作フローチャート............................................................................................................................. 84

7

1. 形 名1.1

形名の説明
F E B - 1 0 2入力点数
2

EC

入力

EC

,

H
M

濃度
電源電圧

C5
EVT3
EVT4

オプション

2点
4 極式導電率センサ(温度素子: Pt100 または Pt1000)
2 極式導電率センサ(温度素子: Pt100 または Pt1000)
高濃度
低濃度
100～240 V AC
シリアル通信 RS-485(*1)
EVT3 出力(接点出力 3)(*2)
EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)(*1)(*1): C5 または EVT4 を付加した場合，伝送出力 1 および 2 はありません。
(*2): EVT3 を付加した場合，伝送出力 1 はありません。

1.2
形名銘板の表示方法
形名銘板は，本器のカバーの裏側に貼っています。
形名により，以下のように形名銘板が異なります。
FEB-102-ECH
形名表示
オプション記号表示
入力 1 表示
入力 2 表示

電源電圧，消費電力表示
計器番号表示社名表示
生産工場 ID 表示
RoHS 指令対策品表示(図 1.2-1)
FEB-102-ECM
形名表示
オプション記号表示
入力 1 表示
入力 2 表示

電源電圧，消費電力表示
計器番号表示社名表示
生産工場 ID 表示
RoHS 指令対策品表示(図 1.2-2)8

2. 各部の名称とはたらき
2.1

本 体
カバー

ロックレバー

鍵フック

ケーブルクランプ(図 2.1-1)
2.2

カバーの開閉方法

2.2.1
カバーを開ける① ロックレバーを上げ，ロックを解除してください。

(図 2.2.1-1)② カバーを手前に引き，開けてください。

(図 2.2.1-2)
9

2.2.2
カバーを閉める① カバーを押さえ，本体との間にすきまが無くなるまで閉めてください。

(図 2.2.2-1)② ロックレバーを本体のロック箇所まで確実に下げ，ロックしてください。

注 意・ロックレバーが確実にロックされていることを確認してください。
ロックされていない場合，防塵・防滴 IP65 仕様を満たしません。

ロック箇所(図 2.2.2-2)

10

2.3

表示部および操作パネル

導電率表示部(上段)
温度表示部(下段中央)

動作表示部(下段右)形名表示部(下段左)アップキー

電源スイッチ

ダウンキー

モードキー

セットキー

CAL キー(図 2.3-1)
導電率表示部(上段)
温度表示部(下段中央): 導電率/温度表示モード時，導電率表示部に導電率，温度表示部に温度を表示します。
設定モードまたは校正モード時，導電率表示部に設定項目または校正項目を，
温度表示部に設定値または校正値を表示します。
[表示器選択および温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，表示が異なります。
形名表示部(下段左) : 形名を表示します。
FEB-102-ECH の場合[]，FEB-102-ECM の場合[]と表示します。
動作表示部(下段右)EV1: EVT1 出力(接点出力 1)が ON の時，表示します。
EV2: EVT2 出力(接点出力 2)が ON の時，表示します。
EV3: EVT3 出力(接点出力 3)が ON の時，表示します。(オプション: EVT3 または EVT4
付加時)
EV4
: EVT4 出力(接点出力 4)が ON の時，表示します。(オプション: EVT4 付加時)
T/R
: シリアル通信 TX 出力(送信)時，表示します。(オプション: C5 付加時)
キー
アップキー
ダウンキー
モードキー
セットキー
CAL キースイッチ
電源スイッチ: 設定値の数値を増加させます。
: 設定値の数値を減少させます。また，グループ選択を行います。
: グループ選択に移行します。また，設定項目から導電率/温度表示モードに戻ります。
: 設定モードの切替え，設定値の登録を行います。
: 導電率校正モードに移行します。
キーを押しながら キーを押すと，温度校正モードに移行します。

: 本器への通電を ON/OFF する電源スイッチです。
で ON， で OFF します。

11

3. 取り付け
3.1

場所の選定(次のような場所でご使用ください。)

注 意
温度: -20～50 ，湿度: 35～95 %RH(ただし，氷結および結露のないところ)
本器の周囲温度が 50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度 2[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が-20～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度は 35～95 %RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
外形寸法図(単位: mm)

2

3.2

4-

9 取り付け穴

125

161.5

(190 max)

21.2

186

16

34
7 鍵穴

38

34

34
220

75

239.5

(図 3.2-1)

12

34

3.3

取り付け

① 取付金具を壁面に取り付けてください。

注 意
40 mm 以上

・取り付け面に突出物がある場合，取付金具の上部取り付け穴まで 40 mm 以上離してください。

(図 3.3-1)② 本器を，取付金具の突起部分に引っ掛けてください。
③ カバーおよび端子カバーを開け，付属のネジで取り付けてください。
② 突起部分
① 取付金具

③ 端子カバー

③ 付属のネジ③ カバー(図 3.3-2)
13

4. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器の電源スイッチを OFF にして，電源ケーブルを供給元から外した状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

注 意・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付丸形圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじを破損する恐れがあります。
・本器は，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・4 極式/2 極式導電率センサは，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・センサケーブルと電源ケーブルは離して配線してください。
同一のケーブルクランプに入れないでください。
4 極式/2 極式導電率センサケーブルの注意点
4 極式/2 極式導電率センサケーブルは，高絶縁ケーブルです。
取り扱いには以下の点に注意してください。
・4 極式/2 極式導電率センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり，手垢や油で汚したりして，絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると，表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
・校正や電極の点検・交換時のために，4 極式/2 極式導電率センサケーブルは余裕をもって配線してください。
・4 極式/2 極式導電率センサケーブル，中継ケーブルは，モータなどの誘導を与える機器の付近や，それらの電源ケーブルとは離して配線してください。
接 続
4 極式導電率センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
1
導電率センサ端子2導電率センサ端子3導電率センサ端子4導電率センサ端子
A, B, B
温度補償電極端子(Pt100 または Pt1000)E
シールド線端子2 極式導電率センサケーブルには，以下の端子があります。
記 号
端 子
1
導電率センサ端子2導電率センサ端子
A, B, B
温度補償電極端子(Pt100 または Pt1000)E
シールド線端子※温度補償無しの 4 極式/2 極式導電率センサの場合，A, B, B のケーブルはありません。
また，センサの種類によっては，E のケーブルもありません。

14

4.1
リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付丸形圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.5 N･m を指定してください。
圧着端子
丸形

メーカ
ニチフ端子
日本圧着端子形 名
TMEV1.25-3
V1.25-3(図 4.1-1)

15

4.2
端子配列図
形名により，以下のように端子配列が異なります。
4.2.1

FEB-102-ECH(図 4.2.1-1)

E: 4 極式導電率センサ シールド線端子(①)
1, 2, 3, 4 : 4 極式導電率センサ センサ端子(② - ③ - ④ - ⑤)
A, B
: 温度素子 Pt100(2 線方式)，Pt1000(2 線方式) 温度補償センサ端子(⑥ - ⑦)
A, B, B
: 温度素子 Pt100(3 線方式) 温度補償センサ端子(⑥ - ⑦ - ⑧)
TRANSMIT OUTPUT1: 伝送出力 1 端子(⑩ - ⑪)(オプション C5 または EVT3, EVT4 付加時は働きません)
TRANSMIT OUTPUT2: 伝送出力 2 端子(⑫ - ⑬)(オプション C5 または EVT4 付加時は働きません)
EVT1: EVT1 出力(接点出力 1)端子(⑭ - ⑮)
EVT2
: EVT2 出力(接点出力 2)端子(⑯ - ⑰)
EVT3
: EVT3 出力(接点出力 3)端子(⑩ - ⑪)(オプション EVT3 または EVT4 付加時)
EVT4
: EVT4 出力(接点出力 4)端子(⑩ - ⑪)(オプション EVT4 付加時)
RS-485 : シリアル通信端子(⑩ - ⑪ - ⑫)(オプション C5 付加時)
POWER SUPPLY: 電源端子(⑱ - ⑲)
FG
: 接地端子(⑳)
4.2.2

FEB-102-ECM(図 4.2.2-1)

E: 2 極式導電率センサ シールド線端子(①)
1, 2: 2 極式導電率センサ センサ端子(③ - ④)
A, B
: 温度素子 Pt100(2 線方式)，Pt1000(2 線方式) 温度補償センサ端子(⑥ - ⑦)
A, B, B
: 温度素子 Pt100(3 線方式) 温度補償センサ端子(⑥ - ⑦ - ⑧)
TRANSMIT OUTPUT1: 伝送出力 1 端子(⑩ - ⑪)(オプション C5 または EVT3, EVT4 付加時は働きません)
TRANSMIT OUTPUT2: 伝送出力 2 端子(⑫ - ⑬)(オプション C5 または EVT4 付加時は働きません)
EVT1: EVT1 出力(接点出力 1)端子(⑭ - ⑮)
EVT2
: EVT2 出力(接点出力 2)端子(⑯ - ⑰)
EVT3
: EVT3 出力(接点出力 3)端子(⑩ - ⑪)(オプション EVT3 または EVT4 付加時)
EVT4
: EVT4 出力(接点出力 4)端子(⑩ - ⑪)(オプション EVT4 付加時)
RS-485 : シリアル通信端子(⑩ - ⑪ - ⑫)(オプション C5 付加時)
POWER SUPPLY: 電源端子(⑱ - ⑲)
FG
: 接地端子(⑳)
165. キー操作の概要と設定グループの構成
5.1

キー操作の概要

本器のキー操作は，簡易設定モードと設定項目をグループ分けしたグループ選択モードの構成になっています。
導電率/温度表示モードの時，キーを押すと，簡易設定モードに移行します。

導電率/温度表示モードの時，キーを押すと，グループ選択モードに移行します。

キーでグループを選択し，各設定項目の設定は，キーを押すと，各設定項目に移行します。

キーまたはキーで行い，設定値の登録は，簡易設定モード，グループ選択モードおよび各設定項目において，モードに戻ります。

17

キーで行います。

キーを押すと，導電率/温度表示

5.2

設定グループの構成

設定グループの構成を下図に示します。

各モードおよび設定項目について(*1): 導電率/温度表示モード時，[表示器選択および温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]で選択した項目を表示します。
(*2): [温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度校正モードへは移行しません。

(*3): オプション C5, EVT3 または EVT4 を付加した場合，伝送出力 1 調整モードへは移行しません。
(*4): オプション C5 または EVT4 を付加した場合，伝送出力 2 調整モードへは移行しません。
: オプションを付加していない場合，表示しません。
キー操作について
・

，

，

・

は，

または

は，

，

，

キーまたは

キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。

キーを数回押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。

・

+

は，

・

+

(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

キーを押しながら・各設定項目においてキーを押すと，矢印のモードに移行することを表しています。

キーを押すと，導電率/温度表示モードに戻ります。

18

6. 仕様設定
本器をお使いになる前に，導電率入力，温度入力，EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 動作，通信，伝送出力および表示設定などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。
これを仕様設定といいます。
仕様設定は，下記設定グループで行います。
・導電率入力機能設定グループ
・温度入力機能設定グループ
・EVT1 動作設定グループ
・EVT2 動作設定グループ
・EVT3 動作設定グループ(オプション: EVT3, EVT4)
・EVT4 動作設定グループ(オプション: EVT4)・通信機能設定グループ(オプション: C5)・伝送出力機能設定グループ
・固有機能設定グループ
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。[7. 校 正(P.50)]に進んでください。
6.1
電源スイッチ ON
電源スイッチ ON 後，約 4 秒間は導電率表示部，温度表示部に入力の種類を表示します。
形名により，以下のように表示が異なります。
FEB-102-ECH
導電率表示部[単位選択(P.20)]で選択した項目
温度表示部
導電率(mS/cm)
または
導電率(S/m, mS/m)
海水塩分換算(%)
NaCl 塩分換算(%)
TDS 換算(g/L)
FEB-102-ECM
導電率表示部[単位選択(P.20)]で選択した項目
導電率( S/cm)
導電率(mS/m)
TDS 換算(mg/L)

温度表示部
または

その後，[表示器選択および温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]で選択した項目を表示し，測定を開始します。
この状態を，導電率/温度表示モードといいます。

19

6.2
導電率入力機能設定グループ
導電率入力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
キーを押してください。
導電率入力機能設定グループに移行し，センサのセル定数選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
センサのセル定数選択

工場出荷初期値
FEB-102-ECH : 1.0/cm
FEB-102-ECM : 0.01/cm

・センサのセル定数を選択します。
セル定数を変更した場合，導電率ゼロ調整値，スパン調整値およびセル定数補正係
数設定値はクリアされます。
セル定数補正係数の再設定および導電率ゼロ調整，スパン調整の再校正を行ってください。
・形名により，以下のように選択項目が異なります。
FEB-102-ECH: 1.0/cm: 10.0/cm
FEB-102-ECM: 0.01/cm: 0.1/cm: 1.0/cm
セル定数補正係数設定
・センサのセル定数の補正係数を設定します。
と導電率を交互に表示します。
・0.001～5.000
単位選択

1.000

FEB-102-ECH : 導電率(mS/cm)
FEB-102-ECM : 導電率( S/cm)

・導電率の単位を選択します。
単位を変更した場合，導電率ゼロ調整値，スパン調整値およびセル定数補正係数設
定値はクリアされます。
セル定数補正係数の再設定および導電率ゼロ調整，スパン調整の再校正を行ってください。
ただし，以下の変更を行った場合，導電率スパン調整およびセル定数補正係数はク
リアされません。
導電率ゼロ調整のみ再校正を行ってください。
・導電率(mS/cm, S/m)から海水塩分換算(%)または NaCl 塩分換算(%)に変更。
・海水塩分換算(%)または NaCl 塩分換算(%)から導電率(mS/cm, S/m)に変更。
・海水塩分換算(%)から NaCl 塩分換算(%)に変更。
・形名により，以下のように選択項目が異なります。
FEB-102-ECH: 導電率(mS/cm): 導電率(S/m, mS/m): 海水塩分換算(%): NaCl 塩分換算(%): TDS 換算(g/L)
FEB-102-ECM: 導電率( S/cm): 導電率(mS/m): TDS 換算(mg/L)

20

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
測定レンジ選択

工場出荷初期値
FEB-102-ECH : 0.00～20.00 mS/cm
FEB-102-ECM : 0.00～20.00 S/cm(固定)・導電率の測定レンジを選択します。
測定レンジを変更した場合，導電率ゼロ調整値，スパン調整値およびセル定数補正
係数設定値はクリアされます。
セル定数補正係数の再設定および導電率ゼロ調整，スパン調整の再校正を行ってください。
・形名により，以下のように選択項目が異なります。
FEB-102-ECH
センサのセル定数選択および単位選択により，選択項目が異なります。
センサのセル定数1.0/cmを選択した場合
単位選択
選択項目
測定レンジ
0.00～20.00 mS/cm
0.0～200.0 mS/cm
導電率(mS/cm)
0.0～500.0 mS/cm
0～500 mS/cm
0.000～2.000 S/m
0.00～20.00 S/m
導電率(S/m, mS/m)
0.00～50.00 S/m
0.0～50.0 S/m
0～2000 mS/m
海水塩分換算(%)
0.00～4.00 %NaCl塩分換算(%)
0.00～20.00 %0.0～20.0 g/L
TDS換算(g/L)
0～200 g/L
0～500 g/L
センサのセル定数 10.0/cm を選択した場合
単位選択
選択項目
測定レンジ
0.0～200.0 mS/cm
導電率(mS/cm)
0.0～500.0 mS/cm
0～2000 mS/cm
0.00～20.00 S/m
導電率(S/m)
0.00～50.00 S/m
0.0～200.0 S/m
海水塩分換算(%)
0.00～4.00 %NaCl塩分換算(%)
0.00～20.00 %0～200 g/L
TDS 換算(g/L)
0～500 g/L
0～2000 g/L
FEB-102-ECM
センサのセル定数選択および単位選択により，測定レンジが固定されます。
単位選択
セル定数
項 目
測定レンジ
0.01/cm
0.00～20.00 S/cm
導電率( S/cm)
0.1/cm0.0～200.0 S/cm
1.0/cm0～2000 S/cm
0.01/cm
0.000～2.000 mS/m
導電率(mS/m)
0.1/cm
0.00～20.00 mS/m
1.0/cm0.0～200.0 mS/m
0.01/cm
0.0～20.0 mg/L
TDS 換算(mg/L)
0.1/cm0～200 mg/L
1.0/cm0～2000 mg/L
21

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
TDS 換算係数設定
0.50
・TDS 換算係数を設定します。
[単位選択(P.20)]で，[TDS 換算(g/L)または(mg/L)]以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0.30～1.00
導電率入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
・導電率入力のフィルタ時定数を設定します。
(図 6.2-1)のように，ステップ状にフィルタ処理前の導電率測定値が変化した場合でも，フィルタ時定数 T を設定すれば，(図 6.2-2)のように T 秒後にフィルタ処理後の導電率測定値が 63 %に達するように変化します。
フィルタ時定数が大きすぎると，応答の遅れにより EVT 動作に悪い影響を与えることがあります。
(例) フィルタ処理前の導電率測定値の最下位桁がふらつく場合，フィルタ時定数を使用することにより最下位桁のふらつきを抑えます。
導電率測定値

導電率測定値時間(秒)(図 6.2-1)

時間(秒)

T

(図 6.2-2)

・0.0～10.0 秒
導電率入力センサ補正設定
0.00
・導電率入力のセンサ補正値を設定します。
測定したい箇所に導電率センサを設置できない時，導電率センサが測定した導電率と測定箇所の導電率が異なることがあります。
このような時にセンサ補正値を設定して，測定箇所の導電率を希望する導電率に合わせることができます。
ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効です。
センサ補正後の導電率 = 現在の導電率 + (センサ補正設定値)
・ 測定レンジスパンの 10%(*)(*): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

22

6.3
温度入力設定グループ
温度入力設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
導電率入力機能設定グループで， キーを押してください。
③
キーを押してください。
温度入力設定グループに移行し，測温抵抗体選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
測温抵抗体選択・導電率センサの測温抵抗体を選択します。
・: Pt100: Pt1000
温度補償演算方式選択

工場出荷初期値
Pt100

FEB-102-ECH : NaCl
FEB-102-ECM : NaCl

・温度補償演算方式を選択します。
・形名により，以下のように選択項目が異なります。
FEB-102-ECH: NaCl の温度特性で温度補償を行います。
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウムの場合，選択してください。
: 温度係数 %/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
: 温度補償無し。
FEB-102-ECM: NaCl の温度特性で温度補償を行います。
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウムの場合，選択してください。
: 温度係数 %/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
: 純水の温度特性で温度補償を行います。
: 温度補償無し。
温度係数設定2.00 %/
・温度係数を設定します。
温度係数を 2.00 %/ に設定すると，ほとんどの水溶液に対応できます。
水溶液の温度係数がわかっている場合は，その値を設定してください。
温度係数を 0.00 %/ に設定すると，温度補償しない導電率を表示します。
・[温度補償演算方式選択]で，(NaCl)または(温度補償無し)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・-5.00～5.00 %/ (*)
基準温度設定25.0・温度補償の基準温度を設定します。
・5.0～95.0 (*)
小数点位置選択
小数点以下 1 桁
・小数点の位置を選択します。
・: 小数点無し: 小数点以下 1 桁
Pt100 入力配線方式選択
3 線方式
・[測温抵抗体選択]で，(Pt100)を選択した場合，入力配線方式を選択します。
・[測温抵抗体選択]で，(Pt1000)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 2 線方式: 3 線方式(*): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

23

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
ケーブル長補正値設定
0.0 m
・ケーブル長の補正値を設定します。
・[Pt100 入力配線方式選択(P.23)]で，(3 線方式)を選択した場合，この設定項目
は表示しません。
・0.0～100.0 m
ケーブル断面積設定
0.30 mm2・ケーブルの断面積を設定します。
・[Pt100 入力配線方式選択(P.23)]で，(3 線方式)を選択した場合，この設定項目
は表示しません。
・0.10～2.00 mm2
温度入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
・温度入力のフィルタ時定数を設定します。
(図 6.3-1)のように，ステップ状にフィルタ処理前の温度測定値が変化した場合でも，フィルタ時定数 T を設定すれば，(図 6.3-2)のように T 秒後にフィルタ処理後の温度測定値が 63 %に達するように変化します。
フィルタ時定数が大きすぎると，応答の遅れにより EVT 動作に悪い影響を与えることがあります。
(例) フィルタ処理前の温度測定値の最下位桁がふらつく場合，フィルタ時定数を使用
することにより最下位桁のふらつきを抑えます。
温度測定値

温度測定値

時間(秒)

(図 6.3-1)

時間(秒)

T

(図 6.3-2)

・0.0～10.0 秒

24

6.4
EVT1 動作設定グループ
EVT1 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
導電率入力機能設定グループで， キーを 2 回押してください。
③
キーを押してください。
EVT1 動作設定グループに移行し，EVT1 動作選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作選択
動作無し
・EVT1 出力(接点出力 1)の動作を選択します。(図 6.4-1)(P.29)[注 意] EVT1 の動作を変更した場合，EVT1 設定値は 0.00 または 0.0 に戻ります。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度
入力下限動作)または(温度入力上限動作)を選択した場合，[温度補償無し時
温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，EVT1 動作が異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値を基に動作します。
(測定値)を選択した場合，測定値を基に動作します。
・: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力[(表 6.4-1)のエラー種別が Err 時，出力が ON]: Fail 出力[(表 6.4-1)のエラー種別が Fail 時，出力が ON]: 導電率入力異常警報出力・Err 出力，Fail 出力(表 6.4-1)
エラー種別
エラー内容
内容説明
Fail
温度センサ断線 温度センサのリードが断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリードが短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満。
Err
温度補償外
EVT1 設定

導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0

・EVT1 の設定値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT1 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT1 の比例帯を設定します。
設定値を 0.00 または 0.0 にすると，ON/OFF 動作になります。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジスパン(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

25

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 リセット設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0
温度入力
: 0.0

・EVT1 のリセット値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %(*1)
温度入力 : 100.0 (*2)
EVT1 動作幅選択
基準値
・EVT1 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 6.4-1)(P.29)
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・P 動作の場合，この選択項目は表示しません。
・: 中間値
EVT1 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。
上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT1 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
EVT1 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT1 の上方側動作幅を設定します。(図 6.4-1)(P.29)[EVT1 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT1 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT1 の下方側動作幅を設定します。(図 6.4-1)(P.29)
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合または[EVT1 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作遅延時間を設定します。
EVT1 が ON になる条件で，EVT1 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
EVT1 出力が ON しない機能です。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

26

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT1 の動作遅延時間を設定します。
EVT1 が OFF になる条件で，EVT1 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT1 出力が OFF しない機能です。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT1 比例周期設定
30 秒
・EVT1 の比例周期を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1～300 秒
EVT1 出力上限設定
100 %・EVT1 出力の上限値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・EVT1 出力下限値～100 %EVT1 出力下限設定
0%
・EVT1 出力の下限値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～EVT1 出力上限値
EVT1 出力 ON 時 出力 ON 時間設定
0秒
・EVT1 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.4-2)(P.29)
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT1 出力 ON 時 出力 OFF 時間設定
0秒
・EVT1 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT1 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.4-2)(P.29)
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択
動作無し
・EVT1 導電率入力異常を判断するため，EVT1 以外の EVT 動作を選択します。
・[EVT1 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 動作無し: EVT2 動作: EVT3 動作(*1): EVT4 動作(*2)(*1): オプション EVT3 または EVT4 を付加していない場合，この選択項目はありません。
(*2): オプション EVT4 を付加していない場合，この選択項目はありません。

27

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力 ON 時
測定レンジ下限値
EVT1 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT1
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 ON 時
0秒
EVT1 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT1
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
測定レンジ下限値
EVT1 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT1
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
0秒
EVT1 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT1 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT1
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT1 周期可変範囲設定
50.0 %
・EVT1 の周期可変範囲を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1.0～100.0 %EVT1 周期延長時間設定
0秒
・EVT1 の周期延長時間を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～300 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

28

・EVT1 動作図
EVT1 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT1 比例帯

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定

ON
ON
OFF
EVT1 設定OFF
EVT1 設定

導電率入力下限動作
温度入力下限動作

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 上方側
EVT1 下方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT1 設定
EVT1 比例帯

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF

EVT1 設定OFF
EVT1 設定

導電率入力上限動作
温度入力上限動作

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 下方側
EVT1 上方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT1 設定(図 6.4-1)
・EVT1 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT1 出
力に連動してON 時間の途中で OFF します。

実際の EVT1 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時のEVT1 出力
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 6.4-2)

29

OFF
時間

ON
時間

6.5
EVT2 動作設定グループ
EVT2 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
導電率入力機能設定グループで， キーを 3 回押してください。
③
キーを押してください。
EVT2 動作設定グループに移行し，EVT2 動作選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT2 動作選択
動作無し
・EVT2 出力(接点出力 2)の動作を選択します。(図 6.5-1)(P.34)[注 意] EVT2 の動作を変更した場合，EVT2 設定値は 0.00 または 0.0 に戻ります。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度
入力下限動作)または(温度入力上限動作)を選択した場合，[温度補償無し時
温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，EVT2 動作が異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値を基に動作します。
(測定値)を選択した場合，測定値を基に動作します。
・: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力[(表 6.5-1)のエラー種別が Err 時，出力が ON]: Fail 出力[(表 6.5-1)のエラー種別が Fail 時，出力が ON]: 導電率入力異常警報出力・Err 出力，Fail 出力(表 6.5-1)
エラー種別
エラー内容
内容説明
Fail
温度センサ断線 温度センサのリードが断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリードが短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満。
Err
温度補償外
EVT2 設定

導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0

・EVT2 の設定値を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT2 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT2 の比例帯を設定します。
設定値を 0.00 または 0.0 にすると，ON/OFF 動作になります。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジスパン(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

30

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT2 リセット設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0
温度入力
: 0.0

・EVT2 のリセット値を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %(*1)
温度入力 : 100.0 (*2)
EVT2 動作幅選択
基準値
・EVT2 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 6.5-1)(P.34)
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・P 動作の場合，この選択項目は表示しません。
・: 中間値
EVT2 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。
上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT2 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
EVT2 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT2 の上方側動作幅を設定します。(図 6.5-1)(P.34)[EVT2 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT2 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT2 の下方側動作幅を設定します。(図 6.5-1)(P.34)
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合または[EVT2 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT2 の動作遅延時間を設定します。
EVT2 が ON になる条件で，EVT2 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
EVT2 出力が ON しない機能です。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

31

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT2 の動作遅延時間を設定します。
EVT2 が OFF になる条件で，EVT2 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT2 出力が OFF しない機能です。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT2 比例周期設定
30 秒
・EVT2 の比例周期を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1～300 秒
EVT2 出力上限設定
100 %・EVT2 出力の上限値を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・EVT2 出力下限値～100 %EVT2 出力下限設定
0%
・EVT2 出力の下限値を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～EVT2 出力上限値
EVT2 出力 ON 時 出力 ON 時間設定
0秒
・EVT2 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT2 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.5-2)(P.34)
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT2 出力 ON 時 出力 OFF 時間設定
0秒
・EVT2 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT2 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.5-2)(P.34)
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT2 導電率入力異常警報 EVT 動作選択
動作無し
・EVT2 導電率入力異常を判断するため，EVT2 以外の EVT 動作を選択します。
・[EVT2 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: EVT1 動作: 動作無し: EVT3 動作(*1): EVT4 動作(*2)(*1): オプション EVT3 または EVT4 を付加していない場合，この選択項目はありません。
(*2): オプション EVT4 を付加していない場合，この選択項目はありません。

32

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力 ON 時
測定レンジ下限値
EVT2 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT2 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT2
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 ON 時
0秒
EVT2 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT2 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT2
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
測定レンジ下限値
EVT2 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT2 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT2
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
0秒
EVT2 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT2 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT2
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT2 周期可変範囲設定
50.0 %
・EVT2 の周期可変範囲を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1.0～100.0 %EVT2 周期延長時間設定
0秒
・EVT2 の周期延長時間を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～300 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

33

・EVT2 動作図
EVT2 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT2 比例帯

EVT2 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT2 上方側動作幅設定

ON
ON
OFF
EVT2 設定OFF
EVT2 設定

導電率入力下限動作
温度入力下限動作

EVT2 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT2 上方側
EVT2 下方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT2 設定
EVT2 比例帯

EVT2 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT2 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF

EVT2 設定OFF
EVT2 設定

導電率入力上限動作
温度入力上限動作

EVT2 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT2 下方側
EVT2 上方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT2 設定(図 6.5-1)
・EVT2 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT2 出
力に連動してON 時間の途中で OFF します。

実際の EVT2 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時の
EVT2 出力
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 6.5-2)

34

OFF
時間

ON
時間

6.6
EVT3 動作設定グループ
オプション EVT3 または EVT4 を付加していない場合，このグループはありません。
EVT3 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
導電率入力機能設定グループで， キーを 4 回押してください。
③
キーを押してください。
EVT3 動作設定グループに移行し，EVT3 動作選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT3 動作選択
動作無し
・EVT3 出力(接点出力 3)の動作を選択します。(図 6.6-1)(P.39)[注 意] EVT3 の動作を変更した場合，EVT3 設定値は 0.00 または 0.0 に戻ります。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度
入力下限動作)または(温度入力上限動作)を選択した場合，[温度補償無し時
温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，EVT3 動作が異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値を基に動作します。
(測定値)を選択した場合，測定値を基に動作します。
・: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力[(表 6.6-1)のエラー種別が Err 時，出力が ON]: Fail 出力[(表 6.6-1)のエラー種別が Fail 時，出力が ON]: 導電率入力異常警報出力・Err 出力，Fail 出力(表 6.6-1)
エラー種別
エラー内容
内容説明
Fail
温度センサ断線 温度センサのリードが断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリードが短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満。
Err
温度補償外
EVT3 設定

導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0

・EVT3 の設定値を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT3 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT3 の比例帯を設定します。
設定値を 0.00 または 0.0 にすると，ON/OFF 動作になります。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジスパン(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

35

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT3 リセット設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0
温度入力
: 0.0

・EVT3 のリセット値を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %(*1)
温度入力 : 100.0 (*2)
EVT3 動作幅選択
基準値
・EVT3 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 6.6-1)(P.39)
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・P 動作の場合，この選択項目は表示しません。
・: 中間値
EVT3 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。
上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT3 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
EVT3 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT3 の上方側動作幅を設定します。(図 6.6-1)(P.39)[EVT3 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT3 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT3 の下方側動作幅を設定します。(図 6.6-1)(P.39)
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合または[EVT3 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT3 の動作遅延時間を設定します。
EVT3 が ON になる条件で，EVT3 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
EVT3 出力が ON しない機能です。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

36

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT3 の動作遅延時間を設定します。
EVT3 が OFF になる条件で，EVT3 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT3 出力が OFF しない機能です。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT3 比例周期設定
30 秒
・EVT3 の比例周期を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1～300 秒
EVT3 出力上限設定
100 %・EVT3 出力の上限値を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・EVT3 出力下限値～100 %EVT3 出力下限設定
0%
・EVT3 出力の下限値を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～EVT3 出力上限値
EVT3 出力 ON 時 出力 ON 時間設定
0秒
・EVT3 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT3 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.6-2)(P.39)
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT3 出力 ON 時 出力 OFF 時間設定
0秒
・EVT3 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT3 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.6-2)(P.39)
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT3 導電率入力異常警報 EVT 動作選択
動作無し
・EVT3 導電率入力異常を判断するため，EVT3 以外の EVT 動作を選択します。
・[EVT3 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: EVT1 動作: EVT2 動作: 動作無し: EVT4 動作(*1)(*1): オプション EVT4 を付加していない場合，この選択項目はありません。

37

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力 ON 時
測定レンジ下限値
EVT3 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT3 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT3
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 ON 時
0秒
EVT3 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT3 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT3
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
測定レンジ下限値
EVT3 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT3 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT3
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
0秒
EVT3 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT3 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT3
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT3 周期可変範囲設定
50.0 %
・EVT3 の周期可変範囲を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1.0～100.0 %EVT3 周期延長時間設定
0秒
・EVT3 の周期延長時間を設定します。
・[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～300 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

38

・EVT3 動作図
EVT3 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT3 比例帯

EVT3 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT3 上方側動作幅設定

ON
ON
OFF
EVT3 設定OFF
EVT3 設定

導電率入力下限動作
温度入力下限動作

EVT3 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT3 上方側
EVT3 下方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT3 設定
EVT3 比例帯

EVT3 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT3 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF

EVT3 設定OFF
EVT3 設定

導電率入力上限動作
温度入力上限動作

EVT3 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT3 下方側
EVT3 上方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT3 設定(図 6.6-1)
・EVT3 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT3 出
力に連動してON 時間の途中で OFF します。

実際の EVT3 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時のEVT3 出力
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 6.6-2)

39

OFF
時間

ON
時間

6.7
EVT4 動作設定グループ
オプション EVT4 を付加していない場合，このグループはありません。
EVT4 動作設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
導電率入力機能設定グループで， キーを 5 回押してください。
③
キーを押してください。
EVT4 動作設定グループに移行し，EVT4 動作選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT4 動作選択
動作無し
・EVT4 出力(接点出力 4)の動作を選択します。(図 6.7-1)(P.44)[注 意] EVT4 の動作を変更した場合，EVT4 設定値は 0.00 または 0.0 に戻ります。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度
入力下限動作)または(温度入力上限動作)を選択した場合，[温度補償無し時
温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，EVT4 動作が異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値を基に動作します。
(測定値)を選択した場合，測定値を基に動作します。
・: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力[(表 6.7-1)のエラー種別が Err 時，出力が ON]: Fail 出力[(表 6.7-1)のエラー種別が Fail 時，出力が ON]: 導電率入力異常警報出力・Err 出力，Fail 出力(表 6.7-1)
エラー種別
エラー内容
内容説明
Fail
温度センサ断線 温度センサのリードが断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリードが短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満。
Err
温度補償外
EVT4 設定

導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0

・EVT4 の設定値を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT4 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT4 の比例帯を設定します。
設定値を 0.00 または 0.0 にすると，ON/OFF 動作になります。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジスパン(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

40

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
EVT4 リセット設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0
温度入力
: 0.0

・EVT4 のリセット値を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %(*1)
温度入力 : 100.0 (*2)
EVT4 動作幅選択
基準値
・EVT4 出力の動作幅設定方法を選択します。(図 6.7-1)(P.44)
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・P 動作の場合，この選択項目は表示しません。
・: 中間値
EVT4 設定を中心として上方，下方に同じ値を設定します。
上方側動作幅のみ設定してください。
: 基準値
EVT4 設定を基準に上方，下方を個別に設定します。
上方側，下方側動作幅を個別に設定してください。
EVT4 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT4 の上方側動作幅を設定します。(図 6.7-1)(P.44)[EVT4 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，上方，下方共通の動作幅設定になります。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT4 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力
: 1.0
・EVT4 の下方側動作幅を設定します。(図 6.7-1)(P.44)
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合または[EVT4 動作幅選択]で，(中間値)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %(*1)
温度入力 : 0.0～10.0 (*2)
EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
・EVT4 の動作遅延時間を設定します。
EVT4 が ON になる条件で，EVT4 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで
EVT4 出力が ON しない機能です。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

41

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
・EVT4 の動作遅延時間を設定します。
EVT4 が OFF になる条件で，EVT4 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで EVT4 出力が OFF しない機能です。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT4 比例周期設定
30 秒
・EVT4 の比例周期を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1～300 秒
EVT4 出力上限設定
100 %・EVT4 出力の上限値を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・EVT4 出力下限値～100 %EVT4 出力下限設定
0%
・EVT4 出力の下限値を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～EVT4 出力上限値
EVT4 出力 ON 時 出力 ON 時間設定
0秒
・EVT4 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT4 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.7-2)(P.44)
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT4 出力 ON 時 出力 OFF 時間設定
0秒
・EVT4 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。
ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT4 出力が ON になった時，一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 6.7-2)(P.44)
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒
EVT4 導電率入力異常警報 EVT 動作選択
動作無し
・EVT4 導電率入力異常を判断するため，EVT4 以外の EVT 動作を選択します。
・[EVT4 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: EVT1 動作: EVT2 動作: EVT3 動作: 動作無し42

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT 出力 ON 時
測定レンジ下限値
EVT4 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT4 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT4
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 ON 時
0秒
EVT4 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT4 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が ON 時，EVT4
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
測定レンジ下限値
EVT4 導電率入力異常警報動作幅設定
・[EVT4 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT4
導電率入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
0.00 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT 出力 OFF 時
0秒
EVT4 導電率入力異常警報時間設定
・[EVT4 導電率入力異常警報 EVT 動作選択]で選択した EVT 出力が OFF 時，EVT4
導電率入力異常警報を判断するための時間を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(導電率入力異常警報出力)以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～10000 秒または分(時間単位は，導電率入力異常警報時間単位選択に依存します。)
0 を設定すると，導電率入力異常警報は働きません。
EVT4 周期可変範囲設定
50.0 %
・EVT4 の周期可変範囲を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・1.0～100.0 %EVT4 周期延長時間設定
0秒
・EVT4 の周期延長時間を設定します。
・[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または
(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～300 秒(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。

43

・EVT4 動作図
EVT4 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT4 比例帯

EVT4 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT4 上方側動作幅設定

ON
ON
OFF
EVT4 設定OFF
EVT4 設定

導電率入力下限動作
温度入力下限動作

EVT4 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT4 上方側
EVT4 下方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT4 設定
EVT4 比例帯

EVT4 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT4 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF

EVT4 設定OFF
EVT4 設定

導電率入力上限動作
温度入力上限動作

EVT4 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT4 下方側
EVT4 上方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT4 設定(図 6.7-1)
・EVT4 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT4 出
力に連動してON 時間の途中で OFF します。

実際の EVT4 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時のEVT4 出力
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 6.7-2)

44

OFF
時間

ON
時間

6.8
通信機能設定グループ
オプション C5 を付加していない場合，このグループはありません。
通信機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
左記のキャラクタを表示するまで， キーを数回押してください。
③
キーを押してください。
通信機能設定グループに移行し，通信プロトコル選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準・通信プロトコルを選択します。
・: 神港標準: Modbus ASCII モード: Modbus RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
・0～95
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数
・データビットおよびパリティを選択します。
・: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1・ストップビットを選択します。
・: ストップビット1: ストップビット2

45

6.9
伝送出力機能設定グループ
伝送出力機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
左記のキャラクタを表示するまで， キーを数回押してください。
③
キーを押してください。
伝送出力機能設定グループに移行し，伝送出力 1 モード選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
伝送出力 1 モード選択
導電率伝送・伝送出力 1 の種類を選択します。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，伝送出力の値が異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値になります。
(測定値)を選択した場合，測定値になります。
・: 導電率伝送: 温度伝送: EVT1 MV 伝送: EVT2 MV 伝送
伝送出力 1 上限設定
導電率伝送 : 20.00
温度伝送: 100.0
MV 伝送: 100.0 %・伝送出力 1 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA
DC 固定になります。
・導電率伝送 : 伝送出力 1 下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0 (*2)
MV 伝送
: 伝送出力 1 下限値～100.0 %
伝送出力 1 下限設定
導電率伝送 : 0.00
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
・伝送出力 1 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA
DC 固定になります。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 1 上限値(*1)
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 1 上限値(*2)
MV 伝送: 0.0 %～伝送出力 1 上限値
校正時伝送出力 1 状態選択
直前値ホールド
・導電率校正時の伝送出力 1 の状態を選択します。
・: 直前値ホールド(導電率校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(導電率校正時の測定値を出力します。)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

46

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
伝送出力 1 設定値ホールド設定

工場出荷初期値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %

・伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。
[校正時伝送出力 1 状態選択]で，(設定値ホールド)以外を選択した場合，
この設定項目は表示しません。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 0.0～100.0 (*2)
MV 伝送
: 0.0～100.0 %
伝送出力 2 モード選択
導電率伝送・伝送出力 2 の種類を選択します。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，伝送出力の値が異なります。
(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値になります。
(測定値)を選択した場合，測定値になります。
・: 導電率伝送: 温度伝送: EVT1 MV 伝送: EVT2 MV 伝送: EVT3 MV 伝送
伝送出力 2 上限設定
導電率伝送 : 20.00
温度伝送: 100.0
MV 伝送: 100.0 %・伝送出力 2 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA
DC 固定になります。
・導電率伝送 : 伝送出力 2 下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 伝送出力 2 下限値～100.0 (*2)
MV 伝送
: 伝送出力 2 下限値～100.0 %
伝送出力 2 下限設定
導電率伝送 : 0.00
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
・伝送出力 2 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA
DC 固定になります。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 2 上限値(*1)
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 2 上限値(*2)
MV 伝送: 0.0 %～伝送出力 2 上限値
校正時伝送出力 2 状態選択
直前値ホールド
・導電率校正時の伝送出力 2 の状態を選択します。
・: 直前値ホールド(導電率校正を行う直前の値を保持し，出力します。): 設定値ホールド([伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。): 測定値(導電率校正時の測定値を出力します。)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

47

キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
伝送出力 2 設定値ホールド設定

工場出荷初期値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %

・伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。
[校正時伝送出力 2 状態選択]で，(設定値ホールド)以外を選択した場合，
この設定項目は表示しません。
・導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度伝送 : 0.0～100.0 (*2)
MV 伝送
: 0.0～100.0 %(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

48

6.10 固有機能設定グループ
固有機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
②
左記のキャラクタを表示するまで， キーを数回押してください。
③
キーを押してください。
固有機能設定グループに移行し，設定値ロック選択項目を表示します。
キャラクタ

名 称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能を選択します。
・(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック 1) : 全設定値の変更ができません。
(ロック 2) : EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 設定値以外の全設定値の変更ができません。
(ロック 3) : センサのセル定数選択，単位選択，測定レンジ選択，測温抵
抗体選択，導電率ゼロ調整係数，導電率スパン調整係数，温度校正値，伝送出力 1 ゼロ調整係数，伝送出力 1 スパン調
整係数，伝送出力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン
調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 動作選択項目は，変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する場合，必ずロック3 を選択してください。(通信機能で設定した値が，設定する前の値と同じ場合，不揮発性メモリに書き込みません。)
表示器選択
入力値表示(導電率，温度)・導電率表示部および温度表示部に表示する項目を選択します。
・: 入力値表示(導電率，温度): 導電率表示: 温度表示入力異常時 EVT 出力動作選択
無効
・導電率センサの断線または短絡などの入力異常時，EVT 動作の有効/無効を選択します。
有効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
無効を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
・
: 有効
: 無効
温度補償無し時温度表示器選択
消灯
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度表示部に表示する項目を選択します。
・[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)以外を選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: 消灯: 基準温度: 測定値
導電率入力異常警報時間単位選択
秒
・導電率入力異常警報時間の単位を選択します。
・
:秒
:分

49

7. 校 正ここでは，導電率校正モード，温度校正モードおよび伝送出力調整モードについて説明します。
7.1

導電率校正モード

4 極式/2 極式導電率センサの劣化により，セル定数が変化する場合があります。
その変化したセル定数を補正するため校正を行います。
導電率ゼロ調整，導電率スパン調整の順に校正します。
ただし，[設定値ロック選択(P.49)]で，(ロック 1)，(ロック 2)，
選択した場合，導電率校正モードに移行できません。

(ロック 3)を導電率校正手順を以下に示します。
① [校正時伝送出力 1 状態選択(P.46)]または[校正時伝送出力 2 状態選択(P.47)]で，(直前値ホールド)を選択する場合，現在測定している溶液に 4 極式/2 極式導電率センサを浸した状態で選択してください。
② 4 極式/2 極式導電率センサを標準液につけない状態にしてください。
③ 導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
。
導電率校正モード 導電率ゼロ調整に移行し，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部と導電率を交互に表示
温度表示部
導電率ゼロ調整係数を表示④ 導電率が 0 になるように， キーまたは キーで導電率ゼロ調整係数を設定してください。
導電率が 0 になっている場合は，調整する必要がありません。
測定レンジにより，導電率ゼロ調整係数の設定範囲が異なります。(表 7.1-1)
ただし，導電率ゼロ調整係数にかかわらず，測定レンジ内で有効です。
(表 7.1-1)
FEB-102-ECH

セル定数1.0/cm測定レンジ
0.00～20.00 mS/cm
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～500 mS/cm
0.000～2.000 S/m
0.00～20.00 S/m
0.00～50.00 S/m
0.0～50.0 S/m
0～2000 mS/m
0.0～20.0 g/L
0～200 g/L
0～500 g/L

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-2.00～2.00-20.0～20.0-50.0～50.0-50～50-0.200～0.200-2.00～2.00-5.00～5.00-5.0～5.0-200～200-2.0～2.0-20～20-50～5050

測定レンジ
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～2000 mS/cm
0.00～20.00 S/m
セル定数
0.00～50.00 S/m
10.0/cm
0.0～200.0 S/m
0～200 g/L
0～500 g/L
0～2000 g/L
SEA 0.00～4.00 %SALT 0.00～20.00 %FEB-102-ECM
セル定数0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm⑤

測定レンジ
0.00～20.00 S/cm
0.0～200.0 S/cm
0～2000 S/cm
0.000～2.000 mS/m
0.00～20.00 mS/m
0.0～200.0 mS/m
0.0～20.0 mg/L
0～200 mg/L
0～2000 mg/L

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-20.0～20.0-50.0～50.0-200～200-2.00～2.00-5.00～5.00-20.0～20.0-20～20-50～50-200～200-0.40～0.40-2.00～2.00

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-2.00～2.00-20.0～20.0-200～200-0.200～0.200-2.00～2.00-20.0～20.0-2.0～2.0-20～20-200～200

キーを押してください。
導電率ゼロ調整係数を登録し，導電率校正モード スパン調整に移行します。
導電率校正モード スパン調整では，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部と導電率を交互に表示
温度表示部
導電率スパン調整係数を表示⑥ 標準液に 4 極式/2 極式導電率センサを浸してください。
⑦ 導電率を確認しながら， キーまたはください。
導電率スパン調整係数: 0.700～1.300⑧

キーで導電率スパン調整係数を設定してキーを押してください。
導電率スパン調整係数を登録し，導電率/温度表示モードに戻ります。

51

7.2

温度校正モード

温度校正は，温度校正値を設定することにより行います。
[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度校正モードはありません。
以下の場合，温度校正モードには移行できません。
・[設定値ロック選択(P.49)]で，(ロック 1)，
した場合。

(ロック 2)または(ロック 3)を選択

測定したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがあります。このような時に温度校正値を設定して，測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。ただし，温度校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
温度校正後の温度=現在の温度+(温度校正値)(例) 現在の温度が 23.5 の場合
温度校正値を 1.5 に設定すると，23.5+(1.5)=25.0 になります。
温度校正値を-1.5 に設定すると，23.5+(-1.5)=22.0 になります。
温度校正手順を以下に示します。
① 導電率/温度表示モードで， キーを押しながら キーを押してください。
温度校正モードに移行し，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部と温度を交互に表示
温度表示部
温度校正値
② 温度を確認しながら， キーまたは キーで温度校正値を設定してください。
設定範囲: -10.0～10.0 (小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。)③

7.3

キーを押してください。
温度校正を終了し，導電率/温度表示モードに戻ります。
校正中のエラーコード

校正中に温度センサ異常や温度補償外の場合，(表 7.3-1)のように温度表示部にエラーコードを点滅表示します。
(表 7.3-1)
エラー
コード

エラー
種別
Fail
Fail
Err
Err

エラー内容
温度センサ断線
温度センサ短絡
温度補償外
温度補償外

内容説明
温度センサのリード線が断線している。
温度センサのリード線が短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
温度測定値が 0.0 未満の場合。

52

7.4

伝送出力 1 調整モード

伝送出力 1 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力 1 調整モードには移行できません。
・導電率校正モード中または温度校正モード中の場合。
・[設定値ロック選択(P.49)]で，(ロック 1)，(ロック 2)またはした場合。

(ロック 3)を選択

伝送出力調整手順を以下に示します。
① 導電率/温度表示モードで， キーを押しながら キーを約 3 秒押し続けてください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部
を表示
温度表示部
伝送出力 1 ゼロ調整係数を表示② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，定してください。
設定範囲 : 伝送出力スパンの 5.00 %③

キーで伝送出力 1 ゼロ調整係数を設

キーを押してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部
を表示
温度表示部
伝送出力 1 スパン調整係数を表示④ 接続機器(記録計等)表示値を確認しながら，定してください。
設定範囲 : 伝送出力スパンの 5.00 %
⑤

キーまたは

キーまたは

キーで伝送出力 1 スパン調整係数を設

キーを押してください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて②～⑤を繰り返してください。

⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには，伝送出力 1 スパン調整モードで
導電率/温度表示モードに戻ります。

53

キーを押してください。

7.5

伝送出力 2 調整モード

伝送出力 2 の微調整を行います。
本器は，工場出荷時に調整をしておりますが，接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。
このような場合，伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。
以下の場合，伝送出力 2 調整モードには移行できません。
・導電率校正モード中または温度校正モード中の場合。
・[設定値ロック選択(P.49)]で，(ロック 1)，(ロック 2)またはした場合。

(ロック 3)を選択

伝送出力調整手順を以下に示します。
① 導電率/温度表示モードで， キーを押しながら キーを約 3 秒押し続けてください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部
を表示
温度表示部
伝送出力 2 ゼロ調整係数を表示② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら，定してください。
設定範囲 : 伝送出力スパンの 5.00 %③

キーで伝送出力 2 ゼロ調整係数を設

キーを押してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行し，以下のように表示します。
表示部
表 示
導電率表示部
を表示
温度表示部
伝送出力 2 スパン調整係数を表示④ 接続機器(記録計等)表示値を確認しながら，定してください。
設定範囲 : 伝送出力スパンの 5.00 %
⑤

キーまたは

キーまたは

キーで伝送出力 2 スパン調整係数を設

キーを押してください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに戻ります。
必要に応じて②～⑤を繰り返してください。

⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには，伝送出力 2 スパン調整モードで
導電率/温度表示モードに戻ります。

54

キーを押してください。

8. 測 定8.1
測定を開始する取付け，配線，仕様設定および校正が完了しましたら，本器の電源スイッチを ON してください。
電源スイッチ ON 後，約 4 秒間は導電率表示部，温度表示部に入力の種類を表示します。
形名により，以下のように表示が異なります。
FEB-102-ECH
導電率表示部

FEB-102-ECM
導電率表示部[単位選択(P.20)]で選択した項目
導電率(mS/cm)
導電率(S/m, mS/m)
海水塩分換算(%)
NaCl 塩分換算(%)
TDS 換算(g/L)[単位選択(P.20)]で選択した項目
導電率( S/cm)
導電率(mS/m)
TDS 換算(mg/L)

温度表示部
または

温度表示部
または

その後，[表示器選択または温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]で選択した項目を表示し，測定を開
始します。
8.2

測定中のエラーコード

測定中に温度センサ異常や温度補償外の場合，(表 8.2-1)のように温度表示部にエラーコードを点滅表示します。
(表 8.2-1)
エラー
コード

エラー
種別
Fail
Fail
Err
Err

エラー内容
温度センサ断線
温度センサ短絡
温度補償外
温度補償外

内容説明
温度センサのリード線が断線している。
温度センサのリード線が短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
温度測定値が 0.0 未満の場合。

55

8.3
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 を設定する
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 の設定は，簡易設定モードで行います。
この設定項目は，EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 動作設定グループ内の EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 設定項
目と同じです。
簡易設定モードに移行するには，以下の手順で行ってください。
①

導電率/温度表示モードで， キーを押してください。
EVT1 設定項目を表示します。

② 各設定項目を設定してください。(
キャラクタ

キーまたは

キーで行い，設定値の登録は

名 称，機能説明，設定範囲
EVT1 設定キーで行います。)

工場出荷初期値
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0

・EVT1 の設定値を設定します。
・[EVT1 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT2 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT2 の設定値を設定します。
・[EVT2 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT3 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT3 の設定値を設定します。
・オプション EVT3 または EVT4 を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
[EVT3 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)
EVT4 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力
: 0.0
・EVT4 の設定値を設定します。
・オプション EVT4 を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
[EVT4 動作選択]で，(動作無し)，(Err 出力)，(Fail 出力)または(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値(*1)
温度入力 : 0.0～100.0 (*2)(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存します。
(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定です。

③

キーを押してください。導電率/温度表示モードに戻ります。
56

8.4
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 出力について[EVT1 動作選択(P.25)]で，(導電率入力下限動作)，(導電率入力上限動作)，度入力下限動作)または(温度入力上限動作)を選択した場合，下記のように動作します。
EVT2, EVT3, EVT4 出力も同様です。
・EVT1 動作図
EVT1 動作選択

P 動作

ON/OFF 動作

EVT1 比例帯

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合(温

EVT1 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF
EVT1 設定OFF
EVT1 設定

導電率入力下限動作
温度入力下限動作

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 上方側
EVT1 下方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT1 設定
EVT1 比例帯

EVT1 動作幅選択で中間値を選択した場合
EVT1 上方側動作幅設定
ON
ON
OFF

EVT1 設定OFF
EVT1 設定

導電率入力上限動作
温度入力上限動作

EVT1 動作幅選択で基準値を選択した場合
EVT1 下方側
EVT1 上方側
動作幅設定
動作幅設定
ON
OFF
EVT1 設定(図8.4-1)
・P 動作
比例帯内で，EVT1 設定値と測定値の偏差に比例した操作量を出力します。
EVT1 動作選択
動作説明
測定値が(EVT1 設定値 - EVT1 比例帯)よりも低い場合，EVT1 出力を ON。
導電率入力下限動作
測定値が比例帯内に入ると，EVT1 比例周期で EVT1 出力が ON/OFF。
温度入力下限動作
EVT1 設定値を超えると，EVT1 出力を OFF。
導電率入力上限動作
測定値が(EVT1 設定値 + EVT1 比例帯)よりも高い場合，
EVT1 出力を ON。
温度入力上限動作
測定値が比例帯内に入ると，EVT1 比例周期で EVT1 出力が ON/OFF。
EVT1 設定値を下回ると，EVT1 出力を OFF。

57

・ON/OFF 動作
EVT1 動作選択
導電率入力下限動作
温度入力下限動作
導電率入力上限動作
温度入力上限動作

動作説明
測定値が EVT1 設定値よりも低い場合，EVT1 出力を ON。
測定値が EVT1 設定値を超えた場合，EVT1 出力を OFF。
測定値が EVT1 設定値よりも高い場合，EVT1 出力を ON。
測定値が EVT1 設定値を下回った場合，EVT1 出力を OFF。

[EVT1 出力 ON 時 ON 時間/OFF 時間設定(P.27)]で，ON 時間，OFF 時間を設定した場合，EVT1 出
力が ON になった時，一定の周期で出力が ON/OFF します。
EVT1 出力 ON 時間，OFF 時間を設定した時のタイミングチャート
ON
実際の EVT1 出
力に連動してON 時間の途中で OFF します。

実際の EVT1 出力
OFF
ON 時間，OFF 時 ON間を設定した時のEVT1 出力
OFF
ON
時間

OFF
時間

ON
時間

OFF
時間

ON
時間

(図 8.4-2)[入力異常時 EVT 出力動作選択(P.49)]の内容により，入力異常時の EVT 出力状態が異なります。
・(有効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を保持します。
・(無効)を選択した場合，入力異常時，EVT 出力を OFF します。
8.5
Err 出力について[EVT1 動作選択(P.25)]で，(Err 出力)を選択した場合，(表 8.5-1)のエラー種別が Err 時，EVT1
出力を ON します。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
(表 8.5-1)
エラー
コード

エラー
種別
Fail
Fail
Err
Err

エラー内容
温度センサ断線
温度センサ短絡
温度補償外
温度補償外

内容説明
温度センサのリード線が断線している。
温度センサのリード線が短絡している。
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
温度測定値が 0.0 未満の場合。

8.6
Fail 出力について[EVT1 動作選択(P.25)]で，(Fail 出力)を選択した場合，(表 8.5-1)のエラー種別が Fail 時，EVT1
出力を ON します。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
8.7

導電率入力異常警報について

導電率入力異常警報は，操作端異常の検知に使用します。
導電率入力が，導電率入力異常警報時間を経過しても，導電率入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合，操作端異常と判断し，状態フラグ 2 をセットします。
シリアル通信で，状態フラグ 2(EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 出力フラグ)を読み取ることで状態を判断できます。
58

[EVT1 動作選択(P.25)]で，(導電率入力異常警報出力)を選択した場合，EVT1 出力が ON しま
す。EVT2, EVT3, EVT4 も同様です。
以下の場合，導電率入力異常警報は働きません。
・導電率校正モード中または温度校正モード中の場合。
・導電率入力異常警報時間を 0 秒(分)または導電率入力異常警報動作幅を 0.00 に設定した場合。
8.8

周期自動可変機能について

周期自動可変機能は，EVT 設定値と測定値の偏差が EVT 周期可変範囲に入ると，比例周期が偏差に応じて自動的に延長する機能です。
比例動作の OFF 時間を延長し，ON/OFF の比率を調整します。ただし，EVT 周期延長時間を 0 秒に設定した場合，この機能は働きません。
制御方向
大

偏差

時間(秒)

小

EVT□比例帯
周期一定範囲EVT□周期可変範囲
周期遅延時間(Ctf1, Ctf2)
通常のP動作の比例周期(C)

EVT□周期延長時間

OFF時間
OFF時間
EVT□比例周期
ON時間
ON時間

△
EVT□設定通常のP動作
EVT□出力
ON
OFF
C

C

C

C

C

C

周期は常に一定

EVT□周期可変範囲を設定した場合の動作
通常のP動作

EVT□出力ON

EVT□周期可変範囲

OFF
C

C

C

ON

OFF

Ctf1

C: EVT□比例周期
tf1, tf2: 延長されたOFF時間
Ctf1, Ctf2: 周期遅延時間(図 8.8-1)
59

tf1 ON

OFF

Ctf2

tf2

0秒

8.9

伝送出力について

導電率，温度または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し，電流で出力します。
[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出力 1 モード選択(P.46)]で，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，伝送出
力 1 の値が異なります。
・(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値を出力します。
・(測定値)を選択した場合，測定値を出力します。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定となります。
伝送出力 2 も同様です。
分解能
電流
出力精度

12000
4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 550
伝送出力スパンの 0.3 %以内

60)

9. 仕 様
9.1

標準仕様

定 格
定格目盛

FEB-102-ECH
入 力

セル定数
1.0/cm

導電率
マルチ

セル定数
10.0/cm

温度補償(*)

海水塩分換算NaCl 塩分換算
Pt100
Pt1000目盛範囲
0.00～20.00 mS/cm
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～500 mS/cm
0.000～2.000 S/m
0.00～20.00 S/m
0.00～50.00 S/m
0.0～50.0 S/m
0～2000 mS/m
0.0～20.0 g/L
0～200 g/L
0～500 g/L
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～2000 mS/cm
0.00～20.00 S/m
0.00～50.00 S/m
0.0～200.0 S/m
0～200 g/L
0～500 g/L
0～2000 g/L
0.00～4.00 %0.00～20.00 %

分解能
0.01 mS/cm
0.1 mS/cm
0.1 mS/cm
1 mS/cm
0.001 S/m
0.01 S/m
0.01 S/m
0.1 S/m
1 mS/m
0.1 g/L
1 g/L
1 g/L
0.1 mS/cm
0.1 mS/cm
1 mS/cm
0.01 S/m
0.01 S/m
0.1 S/m
1 g/L
1 g/L
1 g/L
0.01 %
0.01 %

0.0～100.0

0.1(*): 温度補償表示において，小数点位置選択可能

FEB-102-ECM
入 力

マルチ

導電率

温度補償

Pt100
Pt1000(*)

セル定数0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm

目盛範囲
0.00～20.00 S/cm
0.0～200.0 S/cm
0～2000 S/cm
0.000～2.000 mS/m
0.00～20.00 mS/m
0.0～200.0 mS/m
0.0～20.0 mg/L
0～200 mg/L
0～2000 mg/L

分解能0.01 S/cm
0.1 S/cm
0.1 S/cm
0.001 mS/m
0.01 mS/m
0.1 mS/m
0.1 mg/L
1 mg/L
1 mg/L

0.0～100.0

0.1(*): 温度補償表示において，小数点位置選択可能

入 力

電源電圧

FEB-102-ECH
4 極式導電率センサ(温度素子 Pt100 または Pt1000)
FEB-102-ECM
2 極式導電率センサ(温度素子 Pt100 または Pt1000)
100～240 V AC 50/60Hz
許容電圧変動範囲: 85～264 V AC
61

一般構造
外形寸法
取り付け方式
ケース
パネル
防塵・防滴構造
指示機構

設定機構

指示性能
繰り返し性

直線性

温度指示精度
入力サンプリング周期
時間精度

239.5×190×75 mm(W×H×D)
壁面取り付け方式
ポリカーボネート，色: メタリックグレー
メンブレンシート
IP65
LCD 表示器
導電率表示部
導電率を表示
設定モードまたは校正モード時，設定項目または校正項目を表示
温度表示部
温度を表示
設定モードまたは校正モード時，設定値または校正
値を表示
形名表示部
形名を表示
動作表示部
EV1
EVT1 出力(接点出力 1)が ON の時，表示
EV2
EVT2 出力(接点出力 2)が ON の時，表示
EV3
EVT3 出力(接点出力 3)が ON の時，表示(オプション: EVT3 または EVT4 付加時)
EV4
EVT4 出力(接点出力 4)が ON の時，表示(オプション: EVT4 付加時)
T/R
シリアル通信 TX 出力(送信)時，表示(オプション: C5 付加時)
設定方式
メンブレンシートキーによる入力方式

FEB-102-ECH
導電率: 測定レンジスパンの塩分換算 : 測定レンジスパンのTDS 換算 : 測定レンジスパンのFEB-102-ECM
導電率: 測定レンジスパンのTDS 換算 : 測定レンジスパンのFEB-102-ECH
導電率: 測定レンジスパンの塩分換算 : 測定レンジスパンのTDS 換算 : 測定レンジスパンのFEB-102-ECM
導電率: 測定レンジスパンのTDS 換算 : 測定レンジスパンの1
250 ms(2 入力)
設定時間に対して 1 %以内

62

0.5 %
1%
1.5 %
0.5 %
1.5 %
0.5 %
1%
1.5 %
0.5 %
1.5 %

標準機能
導電率校正

温度校正

TDS 換算

導電率ゼロ調整，導電率スパン調整の順に校正する。
ただし，[設定値ロック選択(P.49)]で，(ロック 1)，(ロック
2)，(ロック 3)を選択した場合，導電率校正モードに移行できない。
導電率ゼロ調整は，標準液に 4 極式/2 極式導電率センサをつけない状態にして，導電率が 0 になるように調整する。
導電率スパン調整は，標準液に 4 極式/2 極式導電率センサを浸した状態にして，導電率を確認しながら調整する。
ただし，調整値にかかわらず，測定レンジ内で有効。
測定したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがある。
このような時に温度校正値を設定して，測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができる。
ただし，温度校正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効。
TDS とは，Total Dissolved Solids の略で，全溶存固形物量を意味する。
溶液の導電率は，塩分や鉱物，溶存ガスの量に起因する。
導電率は，溶液の全ての物質を示す指標となり，TDS はそのうちの全溶存固形物量だけを示すものです。
TDS は，NaCl のような単一成分からなる物質の状態を比較するのに正確に用いることができますが，異なる種類の溶液を比較するときは誤差が大きく異なる。
TDS と導電率は，以下の式で表される。
FEB-102-ECH
導電率 SI 単位(S/m)の場合
TDS(g/L) = L(S/m) × K × 10
TDS(g/L) = L(mS/m) × K / 100
導電率旧単位(mS/cm)の場合
TDS(g/L) = L(mS/cm) × K
K: TDS 換算係数
L: 導電率FEB-102-ECM
導電率 SI 単位(mS/m)の場合
TDS(mg/L) = L(mS/m) × K × 10
導電率旧単位( S/cm)の場合
TDS(mg/L) = L( S/cm) × K
K: TDS 換算係数
L: 導電率63

EVT 出力設定精度
出力動作指示精度と同じ
P 動作:
比例帯を 0 以外に設定した場合
ON/OFF 動作: 比例帯を 0 に設定した場合
EVT 比例帯
導電率入力0～測定レンジスパン(*1)
温度入力
0.0～100.0 (*2)
EVT 比例周期1～300 秒
EVT 上方側，下方側動作幅 導電率入力0～測定レンジ上限値の20 %(*1)
温度入力
0.0～10.0 (*2)
出力上限，下限
0～100 %(*1): 単位および小数点位置は，測定レンジに依存(*2): 小数点位置は，小数点位置選択に依存せず固定

動作選択

下記の中からキー操作で選択
・動作無し
・導電率入力下限動作・導電率入力上限動作
・温度入力下限動作
・温度入力上限動作
・Err 出力・Fail 出力・導電率入力異常警報出力
出 力
リレー接点 1a
制御容量
3A 250 V AC(抵抗負荷)
1A 250 V AC(誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命
10 万回
動作 ON 遅延タイマ 0～10000 秒
動作 OFF 遅延タイマ 0～10000 秒
出力 ON 時 出力 ON ON 時間，OFF 時間を設定すると，EVT 出力が ON になった時，一定の周時間/OFF 時間設定
期で出力を ON/OFF させることができる。
周期自動可変機能
EVT 設定値と測定値の偏差が EVT 周期可変範囲に入ると，比例周期が偏差に応じて自動的に延長する機能で，比例動作の OFF 時間を延長し，ON/OFF の比率を調整する。ただし，EVT 周期延長時間を 0 秒に設定した
場合，この機能は働かない。
導電率入力異常警報
操作端異常の検知する。
導電率入力が，導電率入力異常警報時間を経過しても，導電率入力異常警
報動作幅の設定以上に変化が無い場合，操作端異常と判断し，状態フラグ 2をセットする。
シリアル通信で，状態フラグ 2(EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 出力フラグ)を読み取ることで状態を判断できる。
[EVT1 動作選択(P.25)]で，(導電率入力異常警報出力)を選択した場
合，EVT1 出力が ON する。
EVT2, EVT3, EVT4 も同様。
以下の場合，導電率入力異常警報は働かない。
・導電率校正モード中または温度校正モード中の場合。
・導電率入力異常警報時間を 0 秒(分)または導電率入力異常警報動作幅を0.00 に設定した場合。

64

伝送出力 1, 2

伝送出力調整校正時伝送出力状態
選択

導電率，温度または MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択し，[伝送出力 1 モード選択(P.46)]で，(温度伝送)を選択した場合，[温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]の選択内容により，伝送出力 1 の値が異なる。
・(消灯)または(基準温度)を選択した場合，[基準温度設定(P.23)]で設定した値を出力する。
・(測定値)を選択した場合，測定値を出力する。
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1は 4 mA DC 固定となる。
伝送出力 2 も同様。
分解能
12000
電 流
4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 )
出力精度
伝送出力スパンの±0.3 %以内
伝送出力 1, 2 それぞれ，伝送出力ゼロ調整および伝送出力スパン調整で，伝送出力の微調整を行うことができる。
伝送出力 1, 2 それぞれ，導電率校正時の伝送出力の出力状態を選択することができる。
直前値ホールド
導電率校正を行う直前の値を保持し出力する。
設定値ホールド
設定値ホールド設定で設定した値を出力する。
測定値
導電率校正時の測定値を出力する。

絶縁・耐電圧
回路絶縁構成電 源

EVT1 出力

シリアル通信絶 縁

EVT2 出力

伝送出力 1

EVT3 出力

伝送出力 2

EVT4 出力

入 力

GND: オプション付加時

耐電圧

絶縁抵抗 500 V DC 10 M 以上
電源端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 接地(GND)間
1.5 kV AC 1 分間
入力端子 - 電源端子間
1.5 kV AC 1 分間

65

付属機能
設定値ロック

導電率入力センサ補正

測定レンジ外ロック 1 : 全設定値を変更できないようロックする。
ロック 2 : EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 設定値以外の全設定値を変更できな
いようロックする。
ロック 3 : センサのセル定数選択，単位選択，測定レンジ選択，測温抵抗体
選択，導電率ゼロ調整係数，導電率スパン調整係数，温度校正値，伝送出力 1 ゼロ調整係数，伝送出力 1 スパン調整係数，伝送出
力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く全設
定値を一時的に変更できる。
変更したデータは不揮発性メモリに書き込まないため，計器電源を切ると前の値に戻る。
導電率センサが測定した導電率と測定箇所の導電率が異なる場合，導電率
入力値をシフトして補正する。
ただし，センサ補正値にかかわらず，測定レンジ内で有効。
FEB-102-ECH
・導電率測定値，塩分換算または TDS 換算が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
導電率表示部
温度表示部
導電率，塩分換算上限値または 温度測定値
TDS 換算上限値を点滅表示
・温度測定値が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
導電率表示部
温度表示部
導電率測定値
110.0 を超えた :導電率測定値
0.0 未満:FEB-102-ECM
・導電率測定値または TDS 換算が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
導電率表示部
温度表示部
導電率または TDS 換算上限値 温度測定値
を点滅表示

停電対策
自己診断

・温度測定値が測定レンジ外の場合，下記のように表示する。
導電率表示部
温度表示部
導電率測定値
110.0 を超えた :導電率測定値
0.0 未満:不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
ウォッチドックタイマで CPU を監視し，異常時は計器を初期状態にする。

66

ウォームアップ表示

電源投入後，約 4 秒間は導電率表示部，温度表示部に入力の種類を表示する。
FEB-102-ECH
導電率表示部[単位選択(P.20)]で選択した項目
温度表示部
導電率(mS/cm)
または
導電率(S/m, mS/m)
海水塩分換算(%)
NaCl 塩分換算(%)
TDS 換算(g/L)
FEB-102-ECM
導電率表示部

表示器選択機能

温度補償無し時
温度表示器選択

ケーブル長補正機能[単位選択(P.20)]で選択した項目
温度表示部
導電率( S/cm)
または
導電率(mS/m)
TDS 換算(mg/L)
導電率表示部および温度表示部に表示する項目を選択する。
・入力値表示(導電率，温度)・導電率表示・温度表示[温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択した場合，
温度表示部に表示する項目を選択する。
・消灯: 温度表示部を消灯する。
・基準温度 : 温度表示部に[基準温度設定(P.23)]で設定した値を表示する。
・測定値: 温度表示部に測定値を表示する。
[Pt100 入力配線方式選択(P.23)]で，(2 線方式)を選択した場合，センサのケーブル長が長いと，線路抵抗の影響により温度測定誤差となるため，ケーブル長補正値およびケーブル断面積を設定することにより補正する。

エラーコードエラーコード

その他
消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
環境仕様

測定中および校正中に温度センサ異常や温度補償外の場合，下記のように
温度表示部にエラーコードを点滅表示する。
エラーコード エラー種別
エラー内容
内容説明
Fail
温度センサ断線 温度センサのリード線が断線している。
Fail
温度センサ短絡 温度センサのリード線が短絡している。
Err
温度補償外
温度測定値が 110.0 を超えた場合。
Err
温度補償外
温度測定値が 0.0 未満の場合。

約 10 VA-20～50 (ただし，0～50 で指示精度適応，また直射日光を避けること)
35～95 %RH(ただし，結露しないこと)
約 950 gRoHS 指令対応

67

9.2
オプション仕様シリアル通信(オプション記号: C5)
シリアル通信
外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) 各種設定値の読み取りおよび設定。
(2) 導電率，塩分換算，温度または状態の読み取り。
(3) 機能の変更，調整。
(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
ケーブル長
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 以内(終端抵抗: なしまたは片側に 120 以上)
通信回線
EIA RS-485 準拠
通信方式
半二重通信
通信速度
9600, 19200, 38400 bps をキー操作で選択
同期方式
調歩同期式
符号形式
ASCII，バイナリ
通信プロトコル
神港標準，Modbus ASCII，Modbus RTU をキー操作により選択
データビット/8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/偶数，8 ビット/奇
パリティ
数，7 ビット/奇数 をキー操作により選択
ストップビット
1 ビット，2 ビット をキー操作により選択
エラー訂正
コマンド再送エラー検出
パリティチェック
チェックサム(神港標準プロトコル)
LRC(Modbus プロトコル ASCII)
CRC-16(Modbus プロトコル RTU)
データの構成通信プロトコル
神港標準Modbus ASCII
Modbus RTU
スタートビット
1 ビット
1 ビット
1 ビット
データビット
7 ビット
7 ビット
8 ビット
偶数(無し，奇数)
無し(偶数，奇数)
パリティ
偶数
選択可能
選択可能
1 ビット(2 ビット) 1 ビット(2 ビット)
ストップビット
1 ビット
選択可能
選択可能
EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)(オプション記号: EVT3 または EVT4)
EVT3, EVT4 出力(接点 EVT 出力(P.64)同様
出力 3, 4)68

10. 故障かな?と思ったらお客様がご使用になっている本器の電源スイッチが ON になっているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
10.1

表示について現象・本器の状態など
推定故障個所
導電率表示部または温度表 電極センサの端子ねじがゆるん
示部の表示が異常または不 でいませんか?
安定。
電極センサ端子の絶縁が低下していませんか?
電極が汚れていませんか?
電極に気泡が付着していません
か?
電極が測定液に浸かっていますか?
近くに誘導障害，ノイズを出す機器がありませんか?
導電率校正および温度校正は完了していますか?
測温抵抗体の選択を間違えていませんか?
温度補償演算方式の選択を間違えていませんか?
導電率センサの仕様は合っていますか?
温 度 表 示 部 が 消 灯 し て い [温度補償無し時温度表示器選択る。
(P.49)]で(消灯)を選択していませんか?
温度表示部に温度センサのリード線が断線して[]が点滅している。 いる場合に表示します。
温度表示部に温度センサのリード線が短絡して[]が点滅している。 いる場合に表示します。
温度表示部に温度測定値が110.0 を超えた場[]が点滅している。 合に表示します。
温度表示部に温度測定値が0.0 未満の場合に[]が点滅している。 表示します。
導電率表示部に内部メモリの異常です。
[]を表示している。

69

対 策
端子ねじを確実に締めてください。
端子の汚れを，アルコールなどで拭き，よく乾燥させてください。
電極を洗浄してください。
測定液に気泡が発生しないようにしてください。
測定液のレベル変動が無いように電極を設置してください。
誘導傷害，ノイズを出す機器より離してください。
導電率校正および温度校正を行ってください。
正しい測温抵抗体を選択してください。
正しい温度補償演算方式を選択してください。
適切な仕様の導電率センサに交換してください。
(基準温度)または(測定値)を選択してください。
導電率センサを交換してください。
導電率センサを交換してください。
測定箇所の環境を確認してください。
測定箇所の環境を確認してください。
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡ください。

10.2

キー操作について現象・本器の状態など
全設定値が変更できない。
， キーで値が変わらない。
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4
設定以外の設定ができない。
， キーで値が変わらない。
導電率校正モードに移行できない。

推定故障個所対 策[ 設 定 値 ロ ッ ク 選 択 (P.49)] で ，(ロック解除)を選択してく(ロック 1)を選択していま ださい。
せんか?
[ 設 定 値 ロ ッ ク 選 択 (P.49)] で ，(ロック解除)を選択してく(ロック 2)を選択していま ださい。
せんか?

[ 設 定 値 ロ ッ ク 選 択 (P.49)] で ，(ロック解除)を選択してく(ロック 1)，(ロッ ださい。
ク 2)または(ロック 3)を選択していませんか?
温度校正モードに移行でき [温度補償演算方式選択(P.23)]で(温度補償無し)以外を選択ない。
(温度補償無し)を選択し してください。
ていませんか?
[ 設 定 値 ロ ッ ク 選 択 (P.49)] で ，(ロック解除)を選択してく(ロック 1)，(ロッ ださい。
ク 2)または(ロック 3)を選択していませんか?

7011. キャラクタ一覧表
下記にキャラクタ一覧を示します。データの控えにお使いください。
形名や設定内容により，表示しない項目があります。
11.1

設定グループ一覧

キャラクタ

11.2

設定グループ
導電率入力機能設定グループ
温度入力機能設定グループ
EVT1 動作設定グループ
EVT2 動作設定グループ
EVT3 動作設定グループ
EVT4 動作設定グループ
通信機能設定グループ
伝送出力機能設定グループ
固有機能設定グループ

温度校正モード

キャラクタ

設定項目
温度校正値設定-10.0～10.0

(*)
(*):

11.3

工場出荷初期値

データ

工場出荷初期の値

データ

0.0と温度を交互に表示します。

導電率校正モード

キャラクタ

設定項目
導電率ゼロ調整係数設定(表 11.3-1, 11.3-2, 11.3-3)参照
導電率スパン調整係数設定
0.700～1.300

(*1)
(*2)
(*1):

と導電率を交互に表示します。

(*2):と導電率を交互に表示します。

0.00
1.000

FEB-102-ECH(表 11.3-1)

セル定数
1.0/cm測定レンジ
0.00～20.00 mS/cm
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～500 mS/cm
0.000～2.000 S/m
0.00～20.00 S/m
0.00～50.00 S/m
0.0～50.0 S/m
0～2000 mS/m
0.0～20.0 g/L
0～200 g/L
0～500 g/L

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-2.00～2.00-20.0～20.0-50.0～50.0-50～50-0.200～0.200-2.00～2.00-5.00～5.00-5.0～5.0-200～200-2.0～2.0-20～20-50～5071

(表 11.3-2)
測定レンジ
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～2000 mS/cm
0.00～20.00 S/m
セル定数
0.00～50.00 S/m
10.0/cm
0.0～200.0 S/m
0～200 g/L
0～500 g/L
0～2000 g/L
SEA 0.00～4.00 %SALT 0.00～20.00 %FEB-102-ECM(表 11.3-3)
セル定数0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm0.01/cm
0.1/cm
1.0/cm11.4

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-2.00～2.00-20.0～20.0-200～200-0.200～0.200-2.00～2.00-20.0～20.0-2.0～2.0-20～20-200～200

伝送出力 1 調整モード

キャラクタ

11.5

測定レンジ
0.00～20.00 S/cm
0.0～200.0 S/cm
0～2000 S/cm
0.000～2.000 mS/m
0.00～20.00 mS/m
0.0～200.0 mS/m
0.0～20.0 mg/L
0～200 mg/L
0～2000 mg/L

導電率ゼロ調整係数の設定範囲-20.0～20.0-50.0～50.0-200～200-2.00～2.00-5.00～5.00-20.0～20.0-20～20-50～50-200～200-0.40～0.40-2.00～2.00

設定項目
伝送出力 1 ゼロ調整係数設定
伝送出力スパンの 5.00 %伝送出力 1 スパン調整係数設定
伝送出力スパンの 5.00 %工場出荷初期の値

データ

工場出荷初期の値

データ

0.00 %
0.00 %

伝送出力 2 調整モード

キャラクタ

設定項目
伝送出力 2 ゼロ調整係数設定
伝送出力スパンの 5.00 %伝送出力 2 スパン調整係数設定
伝送出力スパンの 5.00 %0.00 %
0.00 %

7211.6

簡易設定モード

キャラクタ

11.7

設定項目

工場出荷初期の値
EVT1 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0

データ

導電率入力機能設定グループ

キャラクタ

設定項目
センサのセル定数選択

工場出荷初期値
FEB-102-ECH : 1.0/cm
FEB-102-ECM : 0.01/cm

FEB-102-ECH: 1.0/cm: 10.0/cm
FEB-102-ECM: 0.01/cm: 0.1/cm: 1.0/cm
セル定数補正係数設定
0.001～5.000
単位選択

1.000
FEB-102-ECH : 導電率(mS/cm)
FEB-102-ECM : 導電率( S/cm)

FEB-102-ECH: 導電率(mS/cm): 導電率(S/m, mS/m): 海水塩分換算(%): NaCl 塩分換算(%): TDS 換算(g/L)
FEB-102-ECM: 導電率( S/cm): 導電率(mS/m): TDS 換算(mg/L)

73

データ

キャラクタ

設定項目
測定レンジ選択

工場出荷初期値
FEB-102-ECH : 0.00～20.00 mS/cm
FEB-102-ECM : 0.00～20.00 S/cm(固定)FEB-102-ECH
センサのセル定数選択および単位選択により，選択項目が異なります。
センサのセル定数1.0/cmを選択した場合
単位選択
選択項目
測定レンジ
0.00～20.00 mS/cm
0.0～200.0 mS/cm
導電率(mS/cm)
0.0～500.0 mS/cm
0～500 mS/cm
0.000～2.000 S/m
0.00～20.00 S/m
導電率(S/m)
0.00～50.00 S/m
0.0～50.0 S/m
0～2000 mS/m
0.0～20.0 g/L
TDS換算(g/L)
0～200 g/L
0～500 g/L
海水塩分換算(%)
0.00～4.00 %NaCl塩分換算(%)
0.00～20.00 %センサのセル定数 10.0/cm を選択した場合
単位選択
選択項目
測定レンジ
0.0～200.0 mS/cm
導電率(mS/cm)
0.0～500.0 mS/cm
0～2000 mS/cm
0.00～20.00 S/m
導電率(S/m)
0.00～50.00 S/m
0.0～200.0 S/m
0～200 g/L
TDS 換算(g/L)
0～500 g/L
0～2000 g/L
海水塩分換算(%)
0.00～4.00 %NaCl塩分換算(%)
0.00～20.00 %FEB-102-ECM
センサのセル定数選択および単位選択により，測定レンジが固定さ
れます。
単位選択
セル定数
項 目
測定レンジ
0.01/cm
0.00～20.00 S/cm
導電率0.1/cm0.0～200.0 S/cm
( S/cm)1.0/cm0～2000 S/cm
0.01/cm
0.000～2.000 mS/m
導電率0.1/cm
0.00～20.00 mS/m
(mS/m)
1.0/cm0.0～200.0 mS/m
0.01/cm
0.0～20.0 mg/L
TDS 換算0.1/cm0～200 mg/L
(mg/L)
1.0/cm0～2000 mg/L

74

データ

キャラクタ11.8

設定項目
TDS 換算係数設定
0.30～1.00
導電率入力フィルタ時定数設定
0.0～10.0 秒
導電率入力センサ補正設定
測定レンジスパンの 10%

工場出荷初期値

データ

工場出荷初期値

データ

0.50
0.0 秒
0.00

温度入力設定グループ

キャラクタ

設定項目
測温抵抗体選択: Pt100: Pt1000
温度補償演算方式選択

Pt100

FEB-102-ECH : NaCl
FEB-102-ECM : NaCl

FEB-102-ECH: NaCl の温度特性で温度補償を行います。
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウムの場
合，選択してください。
: 温度係数 %/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
: 温度補償無し。
FEB-102-ECM: NaCl の温度特性で温度補償を行います。
サンプルに含まれる塩の主成分が塩化ナトリウムの場
合，選択してください。
: 温度係数 %/ と任意の基準温度で温度補償を行います。
: 純水の温度特性で温度補償を行います。
: 温度補償無し。
温度係数設定2.00 %/-5.00～5.00 %/
基準温度設定25.0
5.0～95.0
小数点位置選択
小数点以下 1 桁
: 小数点無し: 小数点以下 1 桁
Pt100 入力配線方式選択
3 線方式: 2 線方式: 3 線方式
ケーブル長補正値設定
0.0 m
0.0～100.0 m
ケーブル断面積設定
0.30 mm20.10～2.00 mm2
温度入力フィルタ時定数設定
0.0 秒
0.0～10.0 秒

75

11.9

EVT1 動作設定グループ

キャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
EVT1 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力
EVT1 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT1 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 0～測定レンジスパン
温度入力 : 0.0～100.0
EVT1 リセット設定
導電率入力 : 0
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 100.0
EVT1 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT1 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT1 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT1 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT1 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT1 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT1 出力上限設定
100 %EVT1 出力下限値～100 %EVT1 出力下限設定
0%0 %～EVT1 出力上限値
EVT1 出力 ON 時 出力 ON 時間0秒
設定
0～10000 秒
EVT1 出力 ON 時 出力 OFF 時間0秒
設定
0～10000 秒

76

データキャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
EVT1 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: 動作無し: EVT2 動作: EVT3 動作: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時 EVT1 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT1 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT 出力 OFF 時 EVT1 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT1 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT1 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT1 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒データ

11.10 EVT2 動作設定グループ
キャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
EVT2 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力
EVT2 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 0～測定レンジスパン
温度入力 : 0.0～100.0
EVT2 リセット設定
導電率入力 : 0
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 100.0
EVT2 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値

77

データ

キャラクタ

設定項目
EVT2 上方側動作幅設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT2 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT2 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT2 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT2 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT2 出力上限設定
100 %EVT2 出力下限値～100 %EVT2 出力下限設定
0%0 %～EVT2 出力上限値
EVT2 出力 ON 時 出力 ON 時間0秒
設定
0～10000 秒
EVT2 出力 ON 時 出力 OFF 時間0秒
設定
0～10000 秒
EVT2 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: EVT1 動作: 動作無し: EVT3 動作: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時 EVT2 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT2 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT 出力 OFF 時 EVT2 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT2 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT2 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT2 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒78

データ

11.11 EVT3 動作設定グループ
キャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
EVT3 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力
EVT3 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 0～測定レンジスパン
温度入力 : 0.0～100.0
EVT3 リセット設定
導電率入力 : 0
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 100.0
EVT3 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値
EVT3 上方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT3 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT3 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT3 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT3 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT3 出力上限設定
100 %EVT3 出力下限値～100 %EVT3 出力下限設定
0%0 %～EVT3 出力上限値
EVT3 出力 ON 時 出力 ON 時間0秒
設定
0～10000 秒
EVT3 出力 ON 時 出力 OFF 時間0秒
設定
0～10000 秒

79

データキャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
EVT3 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: EVT1 動作: EVT2 動作: 動作無し: EVT4 動作
EVT 出力 ON 時 EVT3 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT3 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT 出力 OFF 時 EVT3 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT3 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT3 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT3 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒データ

11.12 EVT4 動作設定グループ
キャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
EVT4 動作選択
動作無し: 動作無し: 導電率入力下限動作: 導電率入力上限動作: 温度入力下限動作: 温度入力上限動作: Err 出力
: Fail 出力: 導電率入力異常警報出力
EVT4 設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 比例帯設定
導電率入力 : 測定レンジ下限値
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 0～測定レンジスパン
温度入力 : 0.0～100.0
EVT4 リセット設定
導電率入力 : 0
温度入力 : 0.0
導電率入力 : 測定レンジスパンの 10 %温度入力 : 100.0
EVT4 動作幅選択
基準値
: 中間値
: 基準値

80

データ

キャラクタ

設定項目
EVT4 上方側動作幅設定

工場出荷初期値
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT4 下方側動作幅設定
導電率入力 : 0.01
温度入力 : 1.0
導電率入力 : 0～測定レンジ上限値の 20 %温度入力 : 0.0～10.0
EVT4 動作 ON 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT4 動作 OFF 遅延タイマ設定
0秒
0～10000 秒
EVT4 比例周期設定
30 秒
1～300 秒
EVT4 出力上限設定
100 %EVT4 出力下限値～100 %EVT4 出力下限設定
0%0 %～EVT4 出力上限値
EVT4 出力 ON 時 出力 ON 時間0秒
設定
0～10000 秒
EVT4 出力 ON 時 出力 OFF 時間0秒
設定
0～10000 秒
EVT4 導電率入力異常警報
動作無し
EVT 動作選択: EVT1 動作: EVT2 動作: EVT3 動作: 動作無しEVT 出力 ON 時 EVT4 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 ON 時 EVT4 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT 出力 OFF 時 EVT4 導電率
測定レンジ下限値
入力異常警報動作幅設定
測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
EVT 出力 OFF 時 EVT4 導電率0秒
入力異常警報時間設定
0～10000 秒または分
EVT4 周期可変範囲設定
50.0 %
1.0～100.0 %EVT4 周期延長時間設定
0秒
0～300 秒81

データ

11.13 通信機能設定グループ
キャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準: 神港標準: Modbus ASCII モード: Modbus RTU モード
機器番号設定00～95
通信速度選択9600 bps: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数: 8 ビット/無し: 7 ビット/無し: 8 ビット/偶数: 7 ビット/偶数: 8 ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1: ストップビット 1: ストップビット 2

データ11.14 伝送出力機能設定グループ
キャラクタ

設定項目
伝送出力 1 モード選択: 導電率伝送: 温度伝送: EVT1 MV 伝送: EVT2 MV 伝送
伝送出力 1 上限設定

工場出荷初期値
導電率伝送

導電率伝送 : 20.00
温度伝送 : 100.0
MV 伝送: 100.0 %
導電率伝送 : 伝送出力 1 下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0
MV 伝送: 伝送出力 1 下限値～100.0 %
導電率伝送 : 0.00
伝送出力 1 下限設定
温度伝送 : 0.0
MV 伝送: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 1 上限値
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 1 上限値
MV 伝送: 0.0 %～伝送出力 1 上限値
校正時伝送出力 1 状態選択
直前値ホールド: 直前値ホールド: 設定値ホールド: 測定値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
伝送出力 1 設定値ホールド設定
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 0.0～100.0
MV 伝送: 0.0～100.0 %82

データキャラクタ

設定項目
伝送出力 2 モード選択: 導電率伝送: 温度伝送: EVT1 MV 伝送: EVT2 MV 伝送: EVT3 MV 伝送
伝送出力 2 上限設定

工場出荷初期値
導電率伝送

データ

導電率伝送 : 20.00
温度伝送 : 100.0
MV 伝送: 100.0 %
導電率伝送 : 伝送出力 2 下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 伝送出力 2 下限値～100.0
MV 伝送: 伝送出力 2 下限値～100.0 %
導電率伝送 : 0.00
伝送出力 2 下限設定
温度伝送 : 0.0
MV 伝送: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～伝送出力 2 上限値
温度伝送 : 0.0 ～伝送出力 2 上限値
MV 伝送: 0.0 %～伝送出力 2 上限値
校正時伝送出力 2 状態選択
直前値ホールド: 直前値ホールド: 設定値ホールド: 測定値
導電率伝送 : 測定レンジ下限値
伝送出力 2 設定値ホールド設定
温度伝送
: 0.0
MV 伝送
: 0.0 %
導電率伝送 : 測定レンジ下限値～測定レンジ上限値
温度伝送 : 0.0～100.0
MV 伝送: 0.0～100.0 %11.15 固有機能設定グループ
キャラクタ

設定項目
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除: ロック解除: ロック 1: ロック 2: ロック 3
表示器選択
入力値表示(導電率，温度): 入力値表示(導電率，温度): 導電率表示: 温度表示入力異常時 EVT 出力動作選択
無効
: 有効
: 無効
温度補償無し時温度表示器選択消灯: 消灯: 基準温度: 測定値
導電率入力異常警報時間単位選択
: 秒
: 分
83

秒

データ

12. キー操作フローチャート
電源スイッチ ON
導電率/温度表示モード(*1)
導電率/温度
表示モード

簡易設定モード
EVT1 設定

導電率校正モード
導電率ゼロ
調整

導電率スパン
調整

+

(*2)

+

(3 秒)(*3)

伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1
ゼロ調整

伝送出力 1
スパン調整+(3 秒)(*4)

伝送出力 2 調整モード
伝送出力 2
ゼロ調整

伝送出力 2
スパン調整

温度校正モード

グループ選択モード
導電率入力機能
設定グループ

温度入力機能設定グループEVT2 設定
センサのセル定数
選択

測温抵抗体選択

セル定数補正係数
設定

温度補償演算方式
選択

単位選択

温度係数設定測定レンジ選択

基準温度設定TDS 換算係数設定

小数点位置選択

導電率入力フィルタ時定数設定

Pt100 入力配線方式
選択

導電率入力センサ
補正設定

ケーブル長補正値
設定

EVT3 設定

EVT4 設定

導電率/温度表示モードに戻ります。

ケーブル断面積設定
導電率/温度表示モードに戻ります。
温度入力フィルタ
時定数設定

導電率/温度表示モードに戻りま
す。

84

①

EVT1 動作
設定グループEVT2 動作
設定グループEVT1 動作選択

設定(選択)項目は，EVT1 動作設定

EVT1 設定

グループと同じです。
EVT2(キャラクタ を )に置き換
えてご覧ください。

設定(選択)項目は，EVT1 動作設定
グループと同じです。
EVT3(キャラクタ を )に置き換
えてご覧ください。

導電率/温度表示モードに戻ります。

導電率/温度表示モードに戻ります。

EVT1 比例帯設定

EVT1 リセット設定

EVT1 動作幅選択

EVT1 上方側動作幅
設定①

EVT3 動作
設定グループEVT1 下方側動作幅
設定
EVT1 動作ON 遅延タイマ設定
EVT1 動作OFF 遅延タイマ設定

EVT1
導電率入力異常警報
EVT 動作選択

EVT1 比例周期設定
EVT 出力 ON 時
EVT1 出力上限設定

EVT1 出力下限設定

EVT1 出力 ON 時
ON 時間設定
EVT1 出力 ON 時
OFF 時間設定

EVT1 導電率入力
異常警報動作幅設定
EVT 出力 ON 時
EVT1 導電率入力
異常警報時間設定
EVT 出力 OFF 時
EVT1 導電率入力
異常警報動作幅設定
EVT 出力 OFF 時
EVT1 導電率入力
異常警報時間設定
EVT1 周期可変範囲
設定
EVT1 周期延長時間設定

導電率/温度表示モードに戻りま
す。

85

②

②

EVT4 動作
設定グループ

通信機能
設定グループ

伝送出力機能設定グループ設定(選択)項目は，EVT1 動作設定
グループと同じです。
EVT4(キャラクタ を )に置き換
えてご覧ください。

通信プロトコル選択

伝送出力 1 モード
選択

機器番号設定伝送出力 1 上限設定

導電率/温度表示モードに戻ります。

通信速度選択

伝送出力 1 下限設定

データビット/
パリティ選択校正時伝送出力 1
状態選択

ストップビット選択

伝送出力 1 設定値
ホールド設定導電率/温度表示モードに戻ります。

伝送出力 2 モード選択
伝送出力 2 上限設定

伝送出力 2 下限設定

校正時伝送出力 2状態選択
伝送出力 2 設定値
ホールド設定導電率/温度表示モードに戻りま
す。

86

③

導電率入力機能設定グループに戻
ります。

固有機能
設定グループ③

キーを押すと，導電率/温度表示
モードに戻ります。
設定値ロック選択

表示器選択

入力異常時 EVT 出力
動作選択
温度補償無し時
温度表示器選択
導電率入力異常警報
時間単位選択

導電率/温度表示モードに戻ります。

[各モードおよび設定項目について]
EVT1 設定・左側上段は導電率表示部で設定項目キャラクタを，左側下段は温度表示部で工場出荷初期値を表しています。右側は設定項目名を表しています。
(*1): 導電率/温度表示モード時，[表示器選択および温度補償無し時温度表示器選択(P.49)]で選択した項目を表示します。
(*2): [温度補償演算方式選択(P.23)]で，(温度補償無し)を選択した場合，温度校正モードへは移行しません。

(*3): オプション C5, EVT3 または EVT4 を付加した場合，伝送出力 1 調整モードへは移行しません。
(*4): オプション C5 または EVT4 を付加した場合，伝送出力 2 調整モードへは移行しません。
: オプションを付加していない場合，表示しません。

[キー操作について]
・

，

，

および

・

+

は，

キーを押しながら・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

・+(3 秒)は，キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けると，矢印のモードに移行することを表しています。

・各設定項目において

は，

，

，

キーおよび

キーを押すと，矢印の設定項目に移行することを表しています。

キーを押すと，矢印のモードに移行することを表しています。

キーを押すと，導電率/温度表示モードに戻ります。

87

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
(例)
・形 名
・計器番号

FEB-102-ECH
No. 142F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本

社

大阪営業所

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp

神奈川

TEL: (045)361-8270 FAX: (045)361-8271

北 陸TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

京 滋

TEL: (077)543-2882 FAX: (077)543-2882〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991
FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

兵 庫

TEL: (079)439-1863 FAX: (079)439-1863

広 島

TEL: (082)231-7060 FAX: (082)234-4334

福 岡

TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

東京営業所〒332-0006 埼玉県川口市末広 1 丁目 13 番 17 号
TEL: (048)223-7121
FAX: (048)223-7120

名古屋営業所〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津 1 丁目 7 番 2 号
TEL: (052)331-1106
FAX: (052)331-1109

No. FEB11ECJ2 2015.08