DINレール取付形指示調節計■通信ケーブル（別売品）
CDD：［DCL-33A］と ［DCL-33A］間を 接続す る通信ケー ブ ルです 。通信ケー ブ ルの長さは約60mmです 。
CDH ：［DCL-33A］と ［発紘電機（株）製タ ッチパネル］間を接続す る通信ケー ブ ルです 。
通信ケ ーブルの長さは標準で約0.5mです 。（0.5 m毎に延長できます 。）
CDM：［DCL-33A］と ［タ ッチパネ ル, プ ログラムコントロー ラ等］間を 接続す る通信ケー ブ ルです 。
通信ケ ーブルの長さは標準で約3mです 。（1m毎に延長できます 。）

形名説明

CDD

61 6

盤内取り付け

CD M

60mm
01DCL-33A

6 1203m

外形寸法 (単位: mm )

75

CDH

60 .5m118●構成例

通信変換器
IF-400

複数台をPC（パソコン）でモニタリングする場合
当 社 通信 変 換 器 を使 用 し ，パソ コンに接続すれば制御点数31点までの温度制 御 をモニタ でき ま す 。(パソ コンの通信仕様がRS-485仕様であれば，通 信 変換 器 を使 用 する必 要はありま せん。)
モニタソフトは ［ S WM- J C001M］を用意してま す。

表示付き調節計

RS-232C
パソコン

RS-485
通信ケーブル（形名：CDD）

複数台をタッチパネルでモニタリングする場合

タッチパネルタ ッチパ ネル に接 続 すれ ば簡単に制御点数31点までの温度制御とモニタでき ます 。
タ ッチパ ネル は ，下 記 の メーカの製品に対応し てます。
( 株 ) デ ジタ ル 製 ： S P シリーズ ，G P シリーズ ，LT シリーズ
発 紘 電 機 （ 株 ） 製 ： V 9 シリーズ ，V8 シリーズ ，TS シリー ズ( 通 信 ケ ー ブ ル は ，弊 社 の専用ケ ーブルを使用し ま す。)

通信ケーブル（形名：CDH）

通信ケーブル（形名：CDD）

プログラムコントローラとして使用する場合

プログラムコントローラ

当 社 プログラ ム コ ントロー ラPCA1 ま たはPCB1( オプショ ン： C5付)を
プ ログラ ム設 定 器 と し て，DCL-33A（オプシ ョ ン： C5付) と 組合わせて使 用す れ ば ，最 多 3 1 箇 所 の プ ログラムコントローラとして使用でき ま す。
( 設 定 値 デ ジタ ル 伝 送 が でき ま す。)

通信ケーブル（形名：CDM）

通信ケーブル（形名：CDD）

小形，省スペース
マルチ入力で各種プロセスに対応

PLCインタフェースユニット
SIF-600

最多95台をPLCと使用する場合

ＰＬＣ

当 社 PLCインタフェー スユニットを介し てPLCに接続する と ，最多95台迄
接 続 でき ま す。
対 応 PLCについては 当 社 営業所， 出張所ま でお問 い合わせく ださい。

RS-232CまたはRS-422（RS-485）

通信ケーブル（形名：CDD）

安全に関するご注意

輸出貿易管理令に関するご注意75● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・ このカタログの内容は 2024年 4月現在のものです。 尚、 品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・ 掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
・ ご注文 , お問い合わせ等ございましたら , 最寄りの営業所 ( 出張所 ) または販売店までお気軽にご連絡ください。

97
22.5

本社

[URL] https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

大阪営業所

TEL: (072)727-3991

東京営業所〒171-0021

東京都豊島区西池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
FAX: (052)957-2562
TEL: (03)5117-2021

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
FAX: (052)957-2562
TEL: (052)957-2561

福TEL: (0942)77-0403

岡FAX: (072)727-2991

FAX: (0942)77-3446

技術的なご相談はお客様相談室までどうぞTEL (072)727-3491

100

計測制御点数に合わせ拡張可能
取り付けが簡単！

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993

202404 J12

-200～1000 ℃-320～1800 ℉

S

無接点電圧（SSR駆動用）：12V DC ±15%

R0～1760 ℃

0～3200 ℉A

直流電流: 4～20mA DC

S0～1760 ℃

0～3200 ℉

B0～1820 ℃

0～3300 ℉

熱電対

マルチレンジ（*2）
1100～240V AC（標準）E-200～800 ℃-320～1500 ℉24V AC/DC（*3）

T-199.9 ～400.0 ℃-199.9～750.0℉

ヒータ断線警報出力（5A）（*4）

N-200～1300 ℃-320～2300 ℉

W（10A） ヒータ断線警報出力（10A）（*4）

PL-Ⅱ

0～1390 ℃

0～2500 ℉

W（20A） ヒータ断線警報出力（20A）（*4）

C（W/Re5-26）

0～2315 ℃

0～42 00 ℉-199.9 ～850.0 ℃-199.9～999 .9℉-200～850 ℃-300 ～1500 ℉-199.9 ～500.0 ℃-199.9～900 .0℉-200～500 ℃-300 ～900 ℉

W（5A）

W（50A） ヒータ断線警報出力（50A）（*4）

オプション

DC

加熱冷却制御 制御出力 OUT2

C5

シリアル通信 EIA RS-485 準拠

EA

外部設定入力

EI

設定値メモリ外部切替機能

Pt100測温抵抗体
JPt1004〜20mA DC［外付け受信抵抗器（50Ω）］（*1）：警報動作（12 種類と動作なし）と励磁/非励磁の選択を，キー操作で選択することができます。
（*2）：熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧を，キー操作で選択することができます。
（*3）：電源電圧は100～240V AC が標準です。24V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の次に［1］を記入します。
（*4）：直流電流出力形には，ヒータ断線警報出力を付加することはできません。
オプション組合せ ※W，EA およびEI は同時付加できません。

直流電流

オプション組合せ ※W，EA およびEI は同時付加できません。
WW

DC
○

C5○

DC

○

C5○○

○

EAー○○

EIー○

○

EAーEIー○○○○ーー-1999～9999 （*1）（*2）

4〜20mA DC-1999～9999 （*1）（*3）

0〜20mA DC［外付け受信抵抗器（50Ω）］-1999～9999 （*1）（*3）

0～1V D C-1999～9999 （*1）

0～5V DC-1999～9999 （*1）

［外付け受信抵抗器（50Ω）］

直流電圧

シリアル通信 ［C5］通信回線： EIA RS-485準拠
通信方式：半二重通信
同期方式：調歩同期式
通信速度： 2400/4800/9600/19200/38400 bps キー操作にて選択（工場出荷時： 9600 bps）
データビット： 7 または 8（工場出荷時： 7 ビット）
パリティ：偶数，奇数，パリティ無しをキー操作にて選択（工場出荷時：偶数）
ストップビット： 1 ビットまたは2 ビットをキー操作にて選択（工場出荷時： 1 ビット）
データの構成：
神港標準
MODBUS ASC IIMODBUS RTU
スタートビット
1ビット
1ビット
1ビット
データビット
7ビット
7ビット（8ビット）選択可能
8ビット
パリティ偶数
偶数（無し，奇数）選択可能
無し（偶数，奇数）選択可能
ストップビット
1ビット1ビット（2ビット）選択可能
1ビット（2ビット）選択可能

加熱冷却制御出力（オプションDC）

空冷（リニア特性），油冷（1.5乗特性），水冷（2乗特性）のいずれかをキー操作で選択できます。
出力：オープンコレクタ 制御容量 0.1 A 24V DC

設定値メモリ外部切替機能（（オプションEI）

SV1，SV2 を外部接点により切り替えできます。
閉時回路電流：約2mA

外部設定入力（（オプションEA）

設定信号：直流電流 4～20mA
許容入力： 50mA DC 以下
入力インピーダンス： 50Ω 以下
入力サンプリング： 125msec-1999～9999 （*1）（*2）

0〜20mA DC［外付け受信抵抗器（50Ω）］

ヒータ電流をCT（カレントトランス）で監視し，ヒータ断線を検出します。
定格： 5 A［W（5 A）］，10 A［W（10 A）］，20 A［W（20 A）］，50 A［W（50 A）］（いずれか指定）
出力：オープンコレクタ 制御容量 0.1 A 24V DC■ 外形寸法（単位：mm）■ ＣＴ寸法（単位：mm）
CTL-6-S-H（5A，10A，20A用）
l

1～5V DC-1999～9999 （*1）

0～10V DC

-1999～9999 （*1）

15CTL-12-S36-10L1U（50A用）

kφ5.830lk

2 .80.5（*1）：スケーリングおよび小数点の位置変更ができます。
（*2）：別売りの受信抵抗器（50Ω）を，入力端子間に接続する必要があります。
（*3）：受信抵抗器（50Ω）を内蔵しています。

CTL -6S

100-199.9～750.0℉

J

ヒータ断線 警報出力
（オプションW）

LK

21

1040

40-199.9 ～400.0 ℃

リレー接点： 1a

電源電圧

オプション記号-320～2500 ℉

R

警報動作はキー操作で選択（*1）

M

力-200～1370 ℃

7.5入盛

10.5

制御出力（OUT）

K

目

25PIDA報

入力の種類

33 A -□/ □ □, □□□ シリーズ名: DCL-300（W22.5×H75×D100mm）
3制御動作
警■ オプション

■ 定格目盛DCL-375■形名■ 標準仕様表 示 器

入力

PV［赤色4桁，文字寸法：7.4×4.0mm（高さ×巾）］，SV［ 緑色4桁，文字寸法：7.4×4.0mm（高さ×巾）］
熱電対： K，J，R，S，B，E，T，N，PL-Ⅱ，C（W/Re5-26）
外部抵抗 : 100Ω以下（但し，B入力の場合，外部抵抗は40Ω以下）
測温抵抗体 ： Pt100，JPt100 3導線式（1線当たりの許容入力導線抵抗: 10Ω以下）
直流電流 ： 0～20mA DC，4～20mA DC 受信抵抗: 50Ω［直流電流入力（外付け受信抵抗器）を選択した場合，受信抵抗器50Ωを入力端子間に接続します。］，許容入力電流：100mA以下
直流電圧 ： 0～1V DC 入力インピーダンス: 1MΩ以上，許容入力電圧: 5V以下，許容信号源抵抗: 2kΩ以下
0～5V DC，1～5V DC，0～10V DC 入力インピーダンス: 100kΩ以上，許容入力電圧: 15V 以下，許容信号源抵抗: 100Ω以下

97302--φ 3.540φ1230

2 -M31510022.5■ 端子配列PWR

電源電圧 100～240 V AC または24 V AC/DC（24 V AC/DC でDC の場合，極性O1

制御出力 OUT1：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内，または±2℃（4℉）以内のどちらか大きい値
但し，R，またはS入力で0～200℃（32～392℉）の範囲は，±6℃（12℉）以内
B入力で0～300℃（32～572℉）の範囲は，精度保証範囲外
K，J，E，T，N入力で0℃（32℉）未満は入力スパンの±0.4％±1デジット以内または±4 ℃(8 ℉)のどちらか大きい値：各入力スパンの±0.1％±1デジット以内，または±1℃（2℉）以内のどちらか大きい値
測温抵抗体
直流電流，直流電圧 ：各入力スパンの±0.2％±1デジット以内

TC

熱電対入力

RTD

測温抵抗体入力DC

直流電流入力または直流電圧入力（*）

EV

イベント出力［警報出力，ループ異常警報出力またはヒータ断線警報出力（オプションW）がONになると，出力します。

入力サンプリング周期

125ms

O2

制御出力 OUT2［加熱冷却制御出力（オプションDC）］

RS-485

シリアル通信（オプションC5 ）CT

カレントトランス入力［ヒータ断線警報出力（オプションW）］

制御出力（OUT）

リレー接点1a：制御容量 3 A 250 V AC（抵抗負荷），1 A 250 V AC（誘導負荷 COSφ=0.4）
電気的寿命 10万回
無接点電圧（SSR駆動用）： 12 V DC ±15 ％最大 40 mA DC（短絡保護回路付）
直流電流 ： 4～20 mA DC，負荷抵抗 最大 550 Ω
出力精度 出力スパンの±0.3 ％以内，分解能 12000

EA

外部設定入力（オプションEA）

EI

イベント入力DI［設定値メモリ外部切替機能（オプションEI）］

熱電対
精 度（ 設定・指示 ）イベント出力（EVT）

安全規格

警報出力

ループ異常警報出力，ヒータ断線警報出力（オプション: W）と共通出力
出力: オープンコレクタ 制御容量 0.1 A 24 V DC

ループ異常警報
出力

ヒータ断線，センサ断線，操作端異常を検知します。
ループ異常警報時間設定： 0～200分
ループ異常警報動作幅設定: 熱電対，測温抵抗体入力の場合，0～150℃（℉）または0.0～150.0℃（℉）
直流電圧，電流入力の場合，0～1500（小数点の位置は，小数点位置選択に従う）
出力：オープンコレクタ 制御容量 0.1 A 24 V DC（*）：直流電流入力（外付け受信抵抗器）をご指定の場合，入力端子間に別売りの受信抵抗器（50Ω）を接続してください。

本体下部■ 推奨棒端子およびカシメ工具端子
番号端子
ねじUL認証：入力定格100～240V AC，24V AC/DC ファイルNo.E159038

環境仕様

RoHS 指令対応

付属品

簡易版取扱説明書： 1部
ヒータ断線警報出力(オプション: W)付加時: コネクタハーネスW 3 m 1式
ヒータ断線警報出力[オプション: W(5 A, 10 A, 20 A)]付加時: CT(CTL-6-S-H) 1個
ヒータ断線警報出力[オプション: W(50 A)付加時: CT(CTL-12-S36-10L1U) 1個
設定値メモリ外部切替機能(オプション: EI)付加時: コネクタハーネスAOJ 3 m 1式
外部設定入力(オプション: EA)付加時： コネクタハーネスAOJ 3 m 1式

別売品を間違わないようにしてください。）

直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)

通信C5（RS -485 ）

CTEA
EI

①～④⑤～⑨M 2. 6M 2. 0

絶縁スリーブ付
棒端子形名

適合電線

AI 0.25-8 YE

0.2 ～0.2 5 mm 2AI 0.34-8 TQ

0.2 5～0.34 mm 2

AI 0.5-8 WH

0.34～0.5 mm 2

AI 0.75-8 GY

0.5～0.7 5 mm 2

AI 1.0-8 RD

0.7 5～1. 0 mm

AI 1.5-8 BK

1. 0～1. 5 mm 2

AI 0.25-8 YE

0.2 ～0.2 5 mm 2

AI 0.34-8 TQ

0.2 5～0.34 mm 2

AI 0.5-8 WH

0.34～0.5 mm 2

締付トルク

カシメ工具

0.5～0.6N･m
CRIMPFOX ZA 3
CRIMPFOX U D 620.22 ～0.2 5N･m

フェニックス・コンタクト株式会社製のものをお勧めいたします。