案
１年間の無償保証
・ 自然故障が対象
・ 故意、過失による故障、および紛失は対象外
・ 補聴器ボディケース及び電池 / 耳せんなどの消耗品、付属品は対象外
・ シェルの再作期間は４ヶ月※ 安心保証は購入されたお店でのみ、そのサービスを受けることができます。

補聴器
総合支援法カタログ◆お耳の治療をされている方は耳鼻咽喉科専門医にご相談のうえ、お使いください。

◆ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

202404オS※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
また、フィッティング調整は、器種選定、購入されたお店で行うことが前提となります。
※装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

※聞こえに関する詳しい検査は耳鼻科にご相談ください。保守部品の保有期間は製造販売終了より 5 年間です。製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
掲示の補聴器は非課税です。当カタログの価格はメーカー希望小売価格です。当カタログと補聴器および周辺機器等の色や形状は、印刷の状態により実際と異なる場合があります。
許可番号：13B2X00173

登録番号：13BZ005028 ／ 27BZ200116 ／ 40BZ200032

印刷：2024 年 4 月

案
総合支援法による補聴器支給とその手順

１「身体障害者手帳」の取得

総合支援法には、国が定める身体障害者障害支援等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続をすると補聴器など補装具費用の支給を受けられる制度があります。
総合支援法による補聴器支給までの手順は右ページ １ 2 の通りです。

【 補聴器購入基準価格表 】
名称級別

令和 6 年４月より

基本構造① JIS-C-5512-2000 による。 90 デシベル最大出力音圧のピーク値の表
重度難聴用¥ 59,000
示値が 140 デシベル以上のもの。
ポケット型 ２級
その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。
・② JIS-C-5512-2015 による。 90 デシベル入力最大出力音圧レベルの最重度難聴用 ３級
大値 （ピーク） の公称値が 130 デシベル以上のもの。
¥ 71,200
耳かけ型
その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。

高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。
ただし、 オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。

耳あな型【 障害等級と障害の状態 】
重度
難聴

耳鼻咽喉科判定医へ

お住まいの市区町村、役所の「福祉課窓口」に相談、障害者判定医を紹介してもらう。

指定の耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受け「手帳交付の意見書」を交付してもらう。

3.所定の書類を提出

4.身体障害者手帳の交付

役所の福祉課窓口へ

役所の福祉課窓口へ「手帳交付の意見書」「申請書」など、所定の書類を福祉課窓口に提出。
身体障害者手帳の交付を申請する。

障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳を受け取る。

¥ 144,900※当カタログは JIS-C-5512-2015 の規準により高度重度の製品を掲載しています

２「補聴器支給の意見書」交付と「見積書」の依頼
1.「補聴器支給の意見書」の受取指定の耳鼻咽喉科判定医へ

任意の補聴器取扱店へ総合支援法取扱の補聴器販売店に見積書の作成を依頼する。

3.補聴器の支給申請

役所の福祉課窓口から補聴器支給の適否について判定後、「補聴具（補聴器）費支給券」を受け取る。

２級
３級

両耳の聴力レベルがそれぞれ 90 デシベル以上のもの （耳介に接しなければ大音語を理解し得ないもの）
1. 両耳の聴力レベルがそれぞれ 80 デシベル以上のもの （耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの）

5.補聴器の受取高度
難聴
６級

1. 両耳の聴力レベルが 70 デシベル以上のもの （40 センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの）
2. 一側耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、 他側の聴力レベルが 50 デシベル以上のもの

4.補聴具（補聴器）費支給券」 受取

役所の福祉課窓口へ

両耳の聴力レベルが、 それぞれ 100 デシベル以上のもの （両耳全ろう）

2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50％以下のもの

2.見積書の依頼「補聴器支給の意見書」の交付をお願いする。

「身体障害者手帳」「補聴器支給の意見書」「見積書」を提出、補聴器の支給を申請する。

４級

1

役所の福祉課窓口へ価格① JIS-C-5512-2000 による。 90 デシベル最大出力音圧のピーク値の表
高度難聴用
示値が 140 デシベル未満のもの。
¥ 44,000
ポケット型 ４級
90 デシベル最大出力音圧のピーク値が 125 デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること
・② JIS-C-5512-2015 による。 90 デシベル入力最大出力音圧レベルの最６級
大値 （ピーク） の公称値が 130 デシベル未満のもの。
高度難聴用
90 デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値 （ピーク） の公称値が ¥ 46,400
耳かけ型
120 デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。

オ ーダーメイド

2.「手帳交付の意見書」の受取手帳★原則として２級 /３級に重度難聴用、 ４級 /６級に高度難聴用が支給されますが例外もありますのでご注意ください。
★自己負担額は、 原則１割負担となります。 ただし、 所得によっては例外もあります。
〔備 考〕
・価格は、電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。
・身体の障害状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・ダンパー入りフックとした場合は、240 円増しとすること。
・重度難聴用耳かけ型で FM 型受信機、オーディオシュー、FM 型用ワイヤレスを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は 2,000 円を加算すること。

1.ご相談とお申込み

任意の補聴器取扱店へ「補聴具（補聴器）費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。

※以上は基本的な手順であり、各市区町村により異なる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」
でご確認をお願いします。

2

案

総合支援法カタログ
オーダーメイド 耳あな型 デジタル

耳かけ型 デジタルカナル DW

アライ ３

カスタムDW

リライ １ - 76DW

医療機器認証番号：227ADBZX00174000

医療機器認証番号：303ADBZX00068000

3121313MP/HP/UP 選択

UP 標準

音質

８チャンネル３メモリー

防水防塵

HPF80 ナノブロック

雑音抑制

サウンドクリーナー、風切音マネージャー

電話対応

オートフォン

誘導コイル

無ハウリング抑制
会話強調

高度

逆位相フィードバックイレーサー
スピーチスポッター

音質

４チャンネル２メモリー

防水防塵

HPF80 ナノブロック

雑音抑制

サウンドクリーナー PRO

電話対応

オートフォン

逆位相フィードバックイレーサー

誘導コイル

搭載

ハウリング抑制
会話強調

環境適応型指向性電池

13 電池★その他の特長 リモコン対応、アプリ対応

0★その他の特長 ワイヤレス対応
適応範囲MPHP
UP

102030405060708090100110
dB 125 250 500 1000 2000 4000 8000Hz

レシーバー分離 耳かけ型 デジタル

高度

リライ ２ - 64DW
＊ イヤモールド不可＊ オープンモールドは別途１万円（非課税）

医療機器認証番号：303ADBZX00068000※再作期間３ヶ月

音質

６チャンネル４メモリー

防水防塵

HPF80 ナノブロック

雑音抑制

サウンドクリーナー PRO

電話対応

オートフォン

逆位相フィードバックイレーサー 2

誘導コイル

搭載

ハウリング抑制
会話強調

スピーチスポッター

電池

13 電池

★その他の特長 ワイヤレス対応、アプリ対応
0

適応範囲

MP：
（標準）
HP：（選択）31020304050
6070
80
90
100110dB 125 250 500 1000 2000 4000 8000Hz

4

案

総合支援法カタログ
耳かけ型 デジタル重度

耳かけ型 アナログ

リライ １ - 86DW

S90-SP

医療機器認証番号：303ADBZX00068000

医療機器認証番号：22200BZX0037000

防水防塵

HPF80 ナノブロック

サウンドクリーナー PRO

電話対応

オートフォン

逆位相フィードバックイレーサー

誘導コイル

搭載

音質

４チャンネル２メモリー

雑音抑制
ハウリング抑制
会話強調★その他の特長

環境適応型指向性電池

音質

13 電池

重度

アナログ

防水防塵

HPF80 ナノブロック

ＬＦＣ ・ ＨＦＣ ・ ＭＯＰ

電話対応

無ハウリング抑制

無誘導コイル

搭載

会話強調

無電池

675 電池★その他の特長 アナログ式ボリューム

リモコン対応、アプリ対応

2.4GHz ワイヤレスオプション（ 税込 ） １年 保 証

リモコンテレビリンク２

ボイスリンク

フォンリンク２

お手元で聞こえを調整

テレビ音声を無線送信

人の声を無線送信

スマートフォンの音声を無線送信

ミニリモコン

リモコン２￥16,500￥33,000

ボイスリンク・プロ

ボイスリンク・マイクロ￥55,000￥44,000

リライ 2 - 95DW
医療機器認証番号：303ADBZX00068000￥38,500￥44,000※心臓ペースメーカーをご使用されている場合、必ず 15cm 以上離してお使いください。
※ワイヤレス機器をご使用の場合、途中で通常のマイクモードになることがありますが、その場合は新しい電池に交換が必要となります。
（通常のマイクモードでは使用可能な場合があります）※ワイヤレス機器をご使用の場合は、使用しない場合よりも電池寿命が短くなります。
（連続使用での電池寿命：312 電池＝約 30 時間前後、13 電池＝約 60 時間前後）

音質

６チャンネル４メモリー

防水防塵

HPF80 ナノブロック

雑音抑制

サウンドクリーナー PRO

電話対応

オートフォン

逆位相フィードバックイレーサー

誘導コイル

搭載

ハウリング抑制
会話強調★その他の特長

スピーチスポッター
ワイヤレス対応、アプリ対応

電池

675 電池補聴器性能表90dB 最大出力音圧レベル

最大音響利得 (dB)

最大 OSPL90
HFA-OSPL90
ピーク
HFA-FOG（+3dB 以下） （±4dB 以下） （+3dB 以下） (±5dB)

アライ 3 カナル（MP/HP/UP）119/121/130 113/120/125 50/60/70 45/54/63

誘導コイル
入力の最大感度 (±6dB)使用電池 /電池寿命時間 ( h )−160〜271/144〜245/160〜271

130

125

7063

−

13/271

116/120

113/117

58/65

50/57

81/89

235/237

リライ１ - 76DW

126

122

57

528313/217

リライ１ - 86DW

134

13073

6792

13/200

リライ 2 - 95DW

141

130

83

6798

675/500

S90-SP

142

132

75

67123675/225

アライ 3 カスタム
リライ２ - 64DW（MP/HP）● 本仕様は改良のため断りなく変更する場合があります。
● 実際の電池寿命は使用環境に影響されます。
● 本データは JIS Ｃ5512-2015 の 2cc カプラに基づいて測定表示されています。
● 補聴器は適切なフィッティング調整によりその効果が発揮されます。しかし装用者のきこえの状態によってはその効果が異なる場合があります。

56