Sistemas de oxígeno PSA de AirSep

Para aplicaciones médicas

AirSep® Corporation: una organización con presencia mundial

La calidad y el valor a largo plazo están incorporados en cada producto AirSep para la satisfacción total del cliente. El compromiso de
AirSep con su liderazgo mundial en experiencia, capacidades y productos inspira soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas
para cada aspecto de las necesidades de suministro de oxígeno.

Sistemas de adsorción por oscilación de presión (PSA)

AirSep es líder mundial en tecnología para la generación de oxígeno mediante adsorción por oscilación de presión (PSA, por sus siglas
en inglés). Los generadores de oxígeno y las plantas de oxígeno de AirSep utilizan al menos dos recipientes rellenos de tamiz molecularcomo adsorbedores. A medida que el aire comprimido pasa a través de uno de los adsorbedores, el tamiz molecular adsorbe el nitrógeno.
Esto permite que el oxígeno restante pase y salga del adsorbedor como gas producto. Antes de que el adsorbedor se sature con
nitrógeno, el flujo de aire que ingresa se dirige hacia el segundo adsorbedor. El primer adsorbedor se regenera entonces desorbiendo elnitrógeno mediante despresurización y purgándolo con oxígeno. A continuación, se repite el ciclo completo. En condiciones normales defuncionamiento, el tamiz molecular es totalmente regenerativo y dura para siempre.
Características de los sistemas de oxígeno PSA de AirSep para uso medicinal
presentan lo siguiente:
Componentes compatibles con el oxígeno
Producción de oxígeno a partir de una fuente independiente de aire comprimido
Control del proceso mediante PLC (controlador lógico programable)Óptima eficacia en el proceso y bajo costo operativo
Operación automática y no supervisada
Panel de control en pantalla táctil con monitor de pureza en estado sólido que no necesita 		mantenimiento, incluida la opción de alarma y apagado■ Suministro de oxígeno de reserva automático y seguro

■
■
■
■
■
			■

■ Facilidad de instalación y mantenimiento

Sistemas de control PSA de AirSep

Los modelos de generadores estándar de AirSep, desde el AS-D+ hasta el AS-P, pueden estar equipados con un panel de control depantalla táctil NEMA 4 opcional con un monitor de oxígeno integrado. En el equipo estándar de los modelos AS-Q a AS-Z, la pantalla
táctil proporciona un sistema de arranque normal, monitorea/controla el funcionamiento de las válvulas de proceso, monitorea las señales
provenientes de los transductores de presión y proporciona un sistema de alarma, así como un modo de apagado a prueba de fallas.
Este panel de control también cuenta con capacidades de diagnóstico y acceso Ethernet para el monitoreo remoto de los parámetros delproceso. Las distintas pantallas a color son fáciles de seguir, ya que la interfaz fácil de usar mantiene un diseño de plantilla uniforme.
Funciones y controles avanzados:
Control y monitoreo■ Interfaz de operación con pantalla táctil multicolor de 5,7"
■ Concentración de oxígeno medida por tecnología ultrasónica,
que elimina la calibración periódica o el reemplazo de celdas■ Registro de datos■ Capacidad de monitoreo remoto■ Acceso seguro de varios niveles para control de supervisión■ Opción de elección de varios idiomas■ Notificaciones de alarma y parámetros de proceso por correo electrónico
■ Recordatorios visuales de servicio de mantenimiento recomendado■ Parámetros en unidades métricas o imperiales■ Tendencias en tiempo real de los parámetros del proceso■ Pautas generales de mantenimiento2

Principales componentes del sistema PSA

Compresor de aire con secadora refrigerada y
receptor de aire

Generador de oxígeno

Receptor de oxígeno

Equipamiento opcional

Analizador de oxígeno
Enfriador/posenfriador

Compresor de oxígeno

Esquema típico de una planta de PSAMÓDULO DECOMPRESOR DE AIRE

MÓDULO DE COMPRESORDE OXÍGENO (OPCIONAL)

AIREMÓDULO DE PSACOMPRESOR DE AIREADSORBEDORADSORBEDORCOMPRESOR DE OXÍGENO
RECEPTOR
DEOXÍGENO

RECEPTOR
DEOXÍGENODE ALTAPRESIÓN

RECEPTOR
DE AIREENFRIADOR DEOXÍGENOOXÍGENOSECADORAREFRIGERADA

3

Aplicaciones típicas yclientes que reciben el servicio
4■ Suministro de oxígeno para uso medicinal■ Hospitales y establecimientos médicos■ Clínicas militares o médicas móviles■ Establecimientos veterinarios

Instalaciones en todo el mundo: respuesta a las necesidades de los clientes a nivel mundial

Más de 4,500 hospitales en casi 50 países del mundo confían en los sistemas de oxígeno PSA de AirSep para uso medicinal a fin desatisfacer las necesidades de oxígeno de la tubería central, entre otras. Estos generadores y estas plantas operan automáticamente para
abastecer a pacientes, unidades quirúrgicas y de cuidados intensivos en instalaciones médicas, hospitales militares de campaña, centros depreparación ante emergencias en el terreno y equipos de socorro para catástrofes.
AirSep suministra generadores de oxígeno para uso medicinal portátiles y de pared para clínicas más pequeñas, que tienen una capacidad
de entre 8 LPM y 15 LPM. Para hospitales más grandes con tubería central, AirSep ofrece generadores fijos con capacidad de hasta
5500 SCFH (144,6 Nm³/h o 2596 lpm) a 72,5 psig (500 kPa o 5,0 barg) en la forma de sistemas llave en mano de una sola línea, dúplex
o transportables. Todos los sistemas de la serie HM están diseñados para suministrar oxígeno que cumple con la monografía de la
Farmacopea europea y estadounidense para oxígeno al 93 % (93 % ±3 %) y se arman y prueban en las instalaciones de AirSep. A solicituddel cliente, también se proveen opciones no montadas sobre plataforma, de alta pureza (99 % ±0,5 %), en contenedor y con rellenado decilindros.
Los sistemas de oxígeno AirSep para uso medicinal pueden fabricarse de conformidad con todos los códigos locales pertinentes (p. ej.
ejemplo, ASME, ANSI, NEMA, CSA, CRN, CE/PED, TSG R0004-2009, HTM2022, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10083 y las normas USP XXII
sobre oxígeno para uso medicinal).

Planta dúplex de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-Q2600-HM - Nicaragua

Planta de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-G300-HM - Uruguay

Planta dúplex de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-J450-HMFM - Kenia

Planta de oxígeno PSA prefabricada de alta pureza
en contenedor AS-J250-HPCR para las Fuerzas
Armadas - España

Planta de oxígeno PSA prefabricada de alta pureza
en contenedor AS-J250-HPCR para las Fuerzasde la OTAN - Afganistán

Planta de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-L1000-HM - Uruguay

Planta tríplex de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-K900-HM - China

Planta de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-K750-HM - Brasil

Planta dúplex de oxígeno PSA para uso medicinal
AS-Z5500-HM - Paraguay

5Generadores autónomosPara aplicaciones únicas, AirSep ofrece una gama de generadores deoxígeno completamente autónomos, equipados con compresores de aire.
Con la excepción del modelo Centrox, estos generadores no requieren una
instalación especial. Simplemente conecte la salida de oxígeno a su sistema
de distribución y el cable de alimentación a un a toma de corriente conconexión a tierra. Encienda la unidad y configure el caudal de oxígeno.
Centrox

Reliant

Nota: L as configuraciones de 220 V ~ ±10 %, 50 Hz para Centrox
y Reliant están disponibles para aplicaciones médicas para
exportación solamente fuera de los EE. UU.

Tanto el modelo Centrox como el Reliant son ideales para usar donde senecesitan pequeñas cantidades de oxígeno. Estos modelos suministranel oxígeno suficiente para la medicina veterinaria y otras aplicaciones
médicas. Los modelos Centrox y Reliant tienen un diseño específico para
aplicaciones que requieren presiones de oxígeno más elevadas, de hasta
50 psig (345 kPa o 3,4 barg).

Generadores estándar

Los generadores de oxígeno AirSep eliminan los gastos, losinconvenientes, la manipulación peligrosa y los problemas dealmacenamiento que frecuentemente se asocian con la compra deoxígeno líquido o en cilindros de alta presión. Los modelos estándar
que ofrece AirSep son los generadores más eficientes y confiables
disponibles en la actualidad. Con sus silenciadores patentados, estas
unidades también alcanzan los niveles de sonido más bajos de laindustria.
Totalmente automáticos, los generadores no requieren personal
operativo especializado. Simplemente conecte un compresor de aireo un suministro de aire central al generador y su aplicación o sistema
de distribución de oxígeno al receptor de oxígeno del generador.
A continuación, conecte el cable de alimentación a una toma decorriente con conexión a tierra, encienda la unidad y configure lapresión de suministro de oxígeno. Eso es todo lo que hay que hacer.
Un simple interruptor de encendido y apagado suministra oxígeno
siempre que lo necesite.

Generadores
ATF, AS-J y AS-K
Nota: Las configuraciones de 220 V ~ ±10 %, 50 Hz para AS-D
+ – AS-L están disponibles para aplicaciones médicas para
exportación solamente fuera de los EE. UU.

Sistemas prefabricados

Los sistemas de oxígeno prefabricados llave en mano, montados sobre
plataforma o en contenedores, son ideales para lugares donde el suministro deaire comprimido es limitado o no está disponible. Las unidades en contenedores
que se utilizan para aplicaciones militares se construyen según los estándaresde construcción ISO 1-C. Todos los generadores de oxígeno estándar AirSep
se pueden prefabricar utilizando componentes especificados por el cliente orecomendados por AirSep.
El generador de oxígeno que está dentro de una unidad armada en un contenedor
produce oxígeno a partir de un compresor de aire que está incluido en el sistema
prefabricado. Estos sistemas robustos funcionan en temperaturas extremas,
condiciones de humedad elevada y a grandes alturas. Entre las aplicaciones se
incluyen clínicas militares o médicas móviles, hospitales de campaña y equipos e
iniciativas de respuesta y recuperación ante catástrofes.
Planta empaquetada en contenedor

6

La unidad AS-D+ - PC-10 puede abastecer a las instalaciones sanitarias Rol 2
reforzado (R2E) y Rol 3 un suministro constante de 45 lpm de oxígeno que
cumple con la monografía de la Farmacopea europea y estadounidense paraoxígeno al 93 % (93 % ±3 %) para usar en salas de emergencias, quirófanos,
unidades de cuidados posoperatorios, unidades de cuidados intensivos y salas dehospitalización.

Sistemas de rellenado de cilindros

Las plantas de rellenado de cilindros de oxígeno AirSep permiten a losclientes llenar cilindros de oxígeno para satisfacer sus necesidades
existentes o para abastecer a otros. AirSep fabrica una línea completa
de plantas de rellenado de cilindros de oxígeno llave en mano con
capacidades de ocho a cientos de cilindros por día. Las plantas
completas incluyen un compresor de aire de alimentación, un enfriador
o secadora refrigerada, un generador de oxígeno, un compresor deoxígeno y un bastidor de llenado de los cilindros. El compresor deoxígeno suministra oxígeno hasta un máximo de 2200 psig (15 169 kPao 151,6 barg), como, a un colector de alta presión con capacidad parallenar hasta 10 cilindros a la vez.
Estas plantas de rellenado de cilindros operan automáticamente y generan oxígeno que
cumple con la monografía de la Farmacopea europea y estadounidense para oxígeno
al 93 % (93 % ±3 %). Para aplicaciones especiales, se puede agregar a la planta unmódulo opcional de alta pureza, para aumentar la concentración de oxígeno al 99 %±0,5 %.
ModeloPlanta de rellenado de cilindros

Especificaciones de los sistemas de oxígeno típicos para uso medicinal
Capacidad1

Presión

Dimensiones

Peso

AS-D+-HM

80 – 100 SCFH
(2,1 – 2,6 Nm³/h)(37 – 47 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

96 x 88 x 66 in(244 x 224 x 168 cm)

3400 lb(1542 kg)

AS-E-HM

160 – 195 SCFH
(4,2 – 5,1 Nm³/h)(75 – 92 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

96 x 88 x 74 in(244 x 224 x 188 cm)

4200 lb(1905 kg)

AS-G-HM

250 – 320 SCFH
(6,6 – 8,4 Nm³/h)(117 – 151 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

120 x 88 x 85 in(305 x 224 x 216 cm)

5600 lb(2540 kg)

AS-J-HM

450 – 600 SCFH
(11,8 – 15,8 Nm³/h)(212 – 283 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

120 x 88 x 85 in(305 x 224 x 216 cm)

6700 lb(3039 kg)

AS-K-HM

750 – 900 SCFH
(19,7 – 23,7 Nm³/h)(353 – 424 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

168 x 88 x 104 in(427 x 224 x 264 cm)

8500 lb(3856 kg)

AS-L-HM

1000 – 1300 SCFH
(26,3 – 34,2 Nm³/h)(471 – 613 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

168 x 88 x 118 in(427 x 224 x 300 cm)

11 050 lb(5012 kg)

AS-N-HM

1500 – 1800 SCFH
(39,4 – 47,3 Nm³/h)(707 – 849 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

216 x 152 x 121 in(549 x 386 x 307 cm)

15 800 lb(7167 kg)

AS-P-HM

2000 – 2300 SCFH
(52,6 – 60,5 Nm³/h)(943 – 1085 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

219 x 152 x 123 in(556 x 386 x 312 cm)

17 000 lb(7711 kg)

AS-Q-HM

2500 – 2800 SCFH
(65,7 – 73,6 Nm³/h)(1179 – 1321 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

230 x 152 x 147 in(584 x 386 x 373 cm)

18 300 lb(8301 kg)

AS-R-HM

3000 – 3700 SCFH
(78,9 – 97,3 Nm³/h)(1415 – 1746 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

240 x 163 x 164 in(610 x 414 x 417 cm)

26 800 lb(12 156 kg)

AS-W-HM

4000 – 4600 SCFH
(105,2 – 120,9 Nm³/h)(1887 – 2170 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

240 x 190 x 204 in(610 x 483 x 518 cm)

31 800 lb(14 425 kg)

AS-Z-HM

5000 – 5500 SCFH
(131,4 – 144,6 Nm³/h)(2359 – 2595 lpm)

65 psig(448 kPa)(4,5 barg)

250 x 250 x 227 in(635 x 635 x 577 cm)

38 800 lb(17 600 kg)

Nota: Todas las configuraciones son para exportar únicamente fuera de los EE. UU.
1
SCF (pie cúbico estándar) gas medido a 1 atmósfera y 70 ºF Nm3 (metro cúbico normal) gas medido a 1 atmósfera y 0 ºC. Especificar flujo de oxígeno y presión en el momento de hacer el pedido.
El consumo previsto de energía de todos los sistemas de oxígeno PSA de AirSep es:
3,2 kWh ±5 % cada 100 SCFH del flujo total, oxígeno nominal del 93 % a 65 psig de presión del producto a la capacidad máxima de la planta
7
1,22 kWh ±5 % por Nm³ del flujo total, oxígeno nominal del 93 % a 4,5 barg de presión del producto a la capacidad máxima de la planta

AirSep Corporation se distingue como el proveedor líder de sistemas de oxígeno PSA para uso medicinal — en todo elmundo — y ofrece las fuentes de oxígeno más rentables, eficientes y seguras para las diversas aplicaciones de oxígeno de la
actualidad.

© 2020 AirSep Corporation. Todos los derechos reservados.
AirSep se reserva el derecho de discontinuar sus productos o cambiar los precios, materiales, equipos, calidad, descripciones,
especificaciones o procesos de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso y sin más obligación o consecuencia.
Quedan reservados todos los derechos expresamente indicados en este documento, según corresponda.

260 Creekside Drive
Buffalo, NY 14228-2075 EE. UU.
Tel. (716) 691-0202 ■ Fax: (716) 691-1255
www.airsep.com ■ info@airsep.com
ML-IND0035-3 D