F2008 コネクタの配線方法
１．電源コネクタ
MOLEX 5559-06P-210 が取り付けてあります。
ケーブル側リセプタクルは MOLEX 5557-06R-210 をご用意下さい。
組み合わせる Female ピンは、使用する電線が AWG18〜AWG24 では MOLEX 57026-5000 を、AWG16 の場合では MOLEX 57027-5000 をお使い下さい。
詳しくはコネクタ部の内部配線図（英文）を参照願います。
図

3PIN

線色

1

白

入力コネクタ Ch1〜Ch8 のピン 1 へ供給する電源を接続して下さい2

赤アース（FG）へ接続して下さい

3

緑本機へ供給する電源の０V を接続して下さい

4

黒入力コネクタ Ch1〜Ch8 のピン 2 へ供給する電源を接続して下さい5

茶アース（FG）へ接続して下さい

6

黄

本機へ供給する電源(DC9〜30V)の＋V を接続して下さい

詳細62514<リセプタクル挿入側から視た図>（線色は弊社標準ケーブルの場合を参考のため記載しました）

２．入力コネクタ
MOLEX 43020-0400 が取り付けてあります。
ケーブル側リセプタクルは MOLEX 43025-0400 をご用意下さい。
組み合わせる Female ピンは MOLEX 43030-0007、使用する電線は AWG20〜AWG24 の範囲で選択して下さい。
詳しくはコネクタ部の内部配線図（英文）を参照願います。
図

42PIN

線色

1

白電源コネクタのピン 1 から供給された電源

2

黒電源コネクタのピン 4 から供給された電源

詳

細

31

赤入力信号（極性なし 3-4 間 max35VDC/ACrms 1.5mA）
3<リセプタクル挿入側から緑入力信号（極性なし 3-4 間 max35VDC/ACrms 1.5mA）
4
視た図>（線色は弊社標準ケーブルの場合を参考のため記載しました）

1/47D7407A

３．COM-1（RS232-C）コネクタ
DB9M（Male）が取り付けてあります。
ケーブル側リセプタクルは DB9F（Female）をご用意下さい。
固定用のネジはインチ規格です。ミリネジは合いませんのでご注意下さい。
PIN

図COM 19651線色

123456789詳

細CD
RXD
TXD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI
FG

ケース

４．COM-2（RS232-C/*RS485）コネクタ
DB9M（Male）が取り付けてあります。
ケーブル側リセプタクルは DB9F（Female）をご用意下さい。
固定用のネジはインチ規格です。ミリネジは合いませんのでご注意下さい。
図

PIN

線色

123456789赤詳

細*RS485 D+RXD
COM 2TXD
96DTR
SG
DSR
51RTS
CTS
白*RS485 Dケース ｼｰﾙﾄﾞ FG（線色は弊社標準 RS485 ケーブルの場合を参考のため記載しました）
RS485 ケーブルは特性インピーダンスが 100Ω〜120Ωのツイストペアケーブルを使用して、終端抵抗（ターミネータ=100Ω〜120Ω）を RS485 ケーブルの遠端に取り付けて下さい。
また、F2008 と RS485 機器間の同相電位差を-7V, +12V 以下に抑えて下さい。

５．VIDEO（BNC）コネクタ
F2008 内部で終端（50Ω）してあります。
図

PIN

線色

詳

細中心

映像信号＋（NTSC または PAL のコンポジットビデオ信号）

外側シグナル グランド（シールド）2/4

7D7407A

入力コネクタの接続例
接続例 1−表示灯から信号を取り出す場合
24V で点灯している表示灯から信号を取り出す場合を例に示します。
Ch X
4

この場合、電圧が 24V であれば AC でも DC でも構いません。
3

ピン 3 を表示灯配線の片側へ接続する

ﾋﾟﾝ 3
表示灯

21

ピン 4 を表示灯配線の残りの一方へ接続する

24V 回路ﾋﾟﾝ 4

ピン 1 とピン 2 へは何も接続しません

接続例 2−リレーコイルから信号を取り出す場合
DC24V で動作しているリレーのコイルから信号を取り出す場合を例に示します。
Ch X
43

ピン 3 をコイル配線の片側へ接続する

ﾋﾟﾝ 3ﾘﾚｰｺｲﾙ

21

ピン 4 をコイル配線の残りの一方へ接続する

DC24V 回路

ﾋﾟﾝ 4

ピン 1 とピン 2 へは何も接続しません

接続例 3−AC100V 回路から直接信号を取り出す場合
AC100V で点灯している表示灯から直接信号を取り出す場合を例に示します。
電圧が高いので配線ミスにより機器を壊したり感電したりする恐れがありますから、Ch X
慎重に作業を行なって下さい
ピン 3 から 27KΩ1W 300V 耐圧の金属皮膜
ﾋﾟﾝ 327KΩ1w
抵抗を通して表示灯配線の片側へ接続する
43
表示灯 AC100V 回路
ピン 4 から 27KΩ1W 300V 耐圧の金属皮膜
21

抵抗を通して表示灯配線の残りの一方へ接続
する

ﾋﾟﾝ 427KΩ1w

ピン 1 とピン 2 へは何も接続しません
27KΩ1W 300V 耐圧の金属皮膜抵抗は、絶縁に十分な注意を払って AC100V 回路の近傍で配線して下さい。
本機の入力コネクタに近い側で抵抗を配線すると AC100V が引き回される事となるので、ショートや思わぬリークの原因になります。
注意： AC100V を超える回路からは上記のように直接信号を取らないで、必ずリレーなどの保安用機器を介して絶縁された信号を取り出して下さい

3/47D7407A

以下の例では電源コネクタに下記の処理を行なって信号を接続します
本機の電源＋側より本機の電源
0V 側より36

ピン 3 とピン 1 をコモン接続し、ピン 1 も本機の電源の 0V へ繋ぐ

25

ピン 6 とピン 4 をコモン接続し、ピン 4 も本機の電源の＋V へ繋ぐ

14

接続例 4−リレー接点から信号を取り出す場合
リレーのドライ接点（無電圧接点）から信号を取り出す場合を例に示します。
Ch X
42

ピン 2 とピン 4 をジャンパーで接続する
31

ピン 3 を接点の片側へ接続する
ピン 1 を接点の残りの一方へ接続する

ﾋﾟﾝ 3
ﾄﾞﾗｲ接点ﾋﾟﾝ 1

この場合はピン 1 が 0V、ピン 3 がプラス側コモン接続の入力となります

接続例 5−光電スイッチから信号を取り出す場合
NPN オープンコレクタ型の光電スイッチから信号を取り出す場合を例に示します。
この例では、光電スイッチの動作電圧が本機の電源電圧と同じとしますCh X

ピン 2 とピン 4 をジャンパーで接続する

4321

光電スイッチ
ﾋﾟﾝ 2

ピン 2 を光電スイッチの電源＋へ接続する
ﾋﾟﾝ 3
ピン 3 を光電スイッチのコレクタ出力へ接続する
ﾋﾟﾝ 1
ピン 1 を光電スイッチの電源 0V へ接続する

+V
OUT
0V

この場合には、F2008 へ電源を供給する電源装置（AC/DC アダプタなど）の容量が、F2008 と光電スイッチ等の外部機器へ同時に電源を供給するのに十分である事が必要です。
F2008 には 12VA が必要です。
必ず光電スイッチ等の外部機器の仕様をご確認いただき、電源装置（AC/DC アダプタなど）が容量不足にならないようご注意下さい。

4/4

7D7407A