トランスブロット Turbo システム
取扱説明書
カタログ番号 1704150

使用上の注意
安全上の警告ラベル
警告：トランスブロット®Turbo™の装置とカセットを修理しようとしたり、分解しようとしたりする
ことはおやめください。
装置の外装を開けてしまうと製品の保証が無効になり、さらにあなたが感電する危険性が生じます。
修理が必要な場合はバイオ·ラッドラボラトリーズ、または正規販売代理店へトランスブロット
Turbo の装置とカセットを送付してください。

通常の使用条件下においても、トランスブロット Turbo のカセットは、転写中に熱くなることがあります。

法律上の注意本マニュアルの全てまたは一部をバイオ·ラッドラボラトリーズからの書面による許可なしに複製、編集、再配布、することを禁じます。
ここで言う複製には電子的コピーおよびハードウェアコピー、録画、撮影、その他あらゆるメディアへの保存を含みます。
バイオ·ラッドラボラトリーズは、その製品やサービスをいつでも変更する権利を所有します。この取り扱い説明書も予告なしに内容を変更することがあります。
正確性を確保するために万全を期していますがバイオ·ラッドラボラトリーズでは、この情報やアプリ
ケーションに起因するいかなる失敗、発生した損害について、法的責任を負いません。

Tween は ICI アメリカ社の商標です。

iSafety ComplianceThis instrument has been tested and found to be in compliance with all applicablerequirements of the following safety and electromagnetic standards:
•
•
•
•
•

EN61010-1 Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
UL STD No. 61010A-1 Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory
Use, Part 1:General Requirements
CAN/CSAC22.2 No. 61010-1-04 Safety Requirements for Measurement, Control, andLaboratory
Use, Part 1: General Requirements (includes Amendment 1)
IEC 61010-1 Safety Requirements for Measurement, Control, and Laboratory Use,
Part 1 General Requirements

Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN61326 Class A Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use,
General Require-ments

FCC Warning and Notes
Warning: Changes or modifcation to this unit not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This Bio-Rad instrument is designed and certifed to meet EN61010* and the EMC
requirements of EN61326 (for class A) safety standards. Certifed products are safe to use
when operated in accordance with the in-struction manual. This instrument should not be
modfed or altered in any way.
Alteration of this instrument will:• Void the manufacturer’s warranty• Void the EN61010 safety certifcation
Create a potential safety hazard* EN 61010 is an internationally accepted electrical safety standard for laboratory instruments.

Bio-Rad Laboratories is not responsible for any injury or damage caused by the use of this
instrument for purposes other than those for which it is intended, or by modifcations of the
instrument not performed by Bio-Rad Laborato-ries or an authorized agent.
We strongly recommend that you follow the safety specif cations listed in this section andthroughout this manual. Use only the supplied power cord with the instrument, making sure tochoose the plug adaptor that corresponds to the electrical outlets in your region.

ii

仕様一覧
本体仕様
機器サイズ（cm）
機器重量 カセット含む（kg）
機器重量 カセット含まず（kg）
入力電圧
ヒューズ
電源スイッチの有無
USB ポートの有無
冷却ファン
操作範囲
出力電力
使用温度域
使用湿度域
インターフェイス
キーパッド
ディスプレイ
プログラム保存数
プリセットプログラム数
アラームの有無
カセット仕様カセットサイズ（cm）
陽極
陰極
重量（kg）
ゲルサイズ

26.0（長さ）×21.1（幅）×20.4（高さ）3.5
2.0
100-240VAC, 276AV, 50-60Hz, 175W max
6.3A, 250V, 2 個使用（電源コード接続口の上に設置）有り有り （ファームウェアアップデート専用、入力のみ）有り
0-26VAC （電圧 1V 刻み）
0-2.6A DC（電流 0.1A 刻み）
室温 15-31℃
0-95％ （結露なきこと）
18 ボタンキーパッド
128ｘ64 ピクセル モノクロディスプレイ
カスタムプログラム 25 個
6個有り
20.2（長さ）×16.0（幅）×4.5（高さ）
白金コーティングチタン
ステンレス
0.7
カセット１つにつき、ミニゲル 2 枚またはミディゲル 1 枚（その他の大きさのゲルを使う場合は、転写パックの大きさに合うようにゲルの端を切り落とすことで使用することが可能）

•
•
•
•
•

感知機能

転写パック仕様
転写トレイサイズ（cm）
スタックサイズ （cm）
フィルターパッド素材
バッファー組成
メンブレンポアサイズ
メンブレン材質
RTA キット仕様
転写トレイ
スタックサイズ （cm）
フィルターパッド素材
バッファー組成
メンブレンポアサイズ
メンブレン材質

Power fail during run
No load detection
No cassette detection
End of run
Watt/hr limit

18.0（長さ）×14.5（幅）ミニゲル （7.0x8.5）, ミディゲル (13.5x8.5）
非公開
非公開
0.2um
ニトロセルロースまたは PVDF
2 個入り, 湿潤と平衡化用, 繰り返し利用可能
ミニゲル （7.0x8.5）, ミディゲル (13.5x8.5）
非公開
非公開
0.2um
ニトロセルロースまたは PVDF

iii

目次
使用上の注意.......................................................................................................................... i
安全上の警告ラベル ........................................................................................................................i
法律上の注意 ..................................................................................................................................i
Safety Compliance......................................................................................................................... ii
仕様一覧........................................................................................................................................ iii

セクション 1 ：イントロダクション ............................................................................................... 1
1.1 開梱とセットアップ手順 ............................................................................................................ 3
1.2 化学耐性 ................................................................................................................................. 3
1.3 安全性 / 警告 / 注意 ............................................................................................................ 4セクション 2 ：機器および試薬の概要 ...................................................................................... 6
2.1 概要 ........................................................................................................................................ 6
2.2 ユーザーインターフェイス ......................................................................................................... 8セクション 3 ：トランスブロット®Turbo™転写システムの使用方法 ............................................. 9
3.1 転写パックを使用しての転写 ................................................................................................... 9
3.2 転写パックのカセットへの設置 ................................................................................................ 11
3.3 RTA 転写キットを用いた転写.................................................................................................. 15
3.4 TURBO プロトコルを使用した転写 ......................................................................................... 16
3.5 メンブレンの回収 ................................................................................................................... 18
3.6 プリセットプロトコルを使用した転写 ........................................................................................ 19
3.7 新規作成プロトコルを利用しての転写 .................................................................................... 21
3.8 従来法のセミドライ消耗品を使用した転写.............................................................................. 22
3.9 転写条件の最適化 ................................................................................................................ 23

セクション 4 :付記 .................................................................................................................24
4.1 メンテナンス .......................................................................................................................... 24
4.2 トラブルシューティング ........................................................................................................... 25
4.3 モード別プロトコル選択の概要 ............................................................................................... 28
4.4 消耗品に関する情報 ............................................................................................................. 31

セクション 1 ：イントロダクション

図 1 トランスブロット Turbo 転写システム
セミドライウェスタンブロッティングは、多くの研究や診断研究所で使用されている汎用的実験手法です。従来のセミドライブロッティングのプロトコルでは、試薬の調製に多くの時間を必要とし、また実際の転写時間も 1 時間以上かかるという悩みがありました。
バイオ•ラッドのトランスブロット Turbo 転写システムは、パフォーマンスを犠牲にすることなく転写の所要時間のみを短縮しました。
トランスブロット Turbo システムを使用すれば、転写時間はわずか 3 分に短縮されます。
あらかじめ調製された試薬類で構成される転写パックは、優れた転写効率を短時間で再現性よく提供します。
トランスブロット Turbo システムは、装置本体、2 つの転写用カセットと転写パックで構成されています。転写パックは、ブロッティングバッファーがしみこんだメンブレンとイオン供給源の役割をもつスタック（フィルターパッドの束）があらかじめセットされているディスポーザブルのキットです。
各転写カセットには、1 対の陽極電極板と陰極電極板が組み込まれています。このカセットには 1 枚または 2 枚のミニサイズ（7.0×8.5 cm）のゲル、または１枚のミディサイズ（13.5×8.5cm）のゲルを設置することができます。
イオン供給源の役割をもつ 2 つのスタックの間にメンブレンとゲルを挟みこんで、それらが密着するようにカセットのフタをロックします。
メンブレンを入れたカセットを、トランスブロット Turbo 本体に挿し込み、電源ケーブルをつなげば転写の準備は終了です。

1

ユーザー自身があらかじめ保存しておいたプロトコルも簡単に使用できます。画面に出るナビ
ゲーションに従い、キーボタンを押していくだけです。
転写実行時には、選択中の転写条件と実際の転写の進行状況が液晶画面に表示されます。
転写パックに含まれるスタックおよび転写用メンブレンは、あらかじめ転写用バッファーで平衡化されています。そのためパッケージから出して、そのまま転写に使用することができます。
ディスポーザブルでバッファー平衡化の手間はかかりません。
1 枚のミニゲルを転写できるミニサイズ（7.0×8.5 cm）、１枚のミディゲルまたは 2 枚のミニゲルを転写できるミディサイズ（13.5×8.5 cm）、２種類の大きさのキットをご用意しています。
メンブレンの種類はニトロセルロースと PVDF から選ぶことができます。
この転写パックを使用する場合、電気泳動後にゲルを転写バッファーで平衡化する必要もありません。わずか 3 分で効率よく転写を行うことができます。
転写パックに含まれている試薬及び消耗品はトランスブロット Turbo RTA 転写キットとしても販売しています。この RTA は Ready to Assembly の略で、転写パックに使われている試薬と消耗品が個別に箱に入っており、組み上げるだけで転写パックの同等品が作成できます。
また Turbo システムは従来法で使用していた、ろ紙とメンブレン Towbin バッファーなどを使用した一般的なセミドライウェスタンブロッティングの消耗品を使うことも可能です。この場合は転写に必要な時間は 30〜60 分間です。
転写プロトコルの選択は簡単なだけでなく、連続転写に対応できるように設計されています。2
つのカセットを個別に制御できるため、ユーザーはカセットを差し替える時間を除き、連続的に転写を行うことができます。

2

1.1 開梱とセットアップ手順
トランスブロット Turbo 転写システム：カタログ番号：170-4150 は装置本体、2 つのカセット（カセットベースとフタ）、ブロッティング用ローラー、電源コード、クイックスタートガイド、取扱説明書（本書）、および転写パック（種類はシステムにより異なる）から構成されます。
適切な排気を行うために、本体の背面に少なくとも 6 cm のスペースをとり、水平な面にシステムを設置します。
機器の背面に電源コードを差し込み、次に標準アース付きコンセントに接続します。
装置本体とカセットの間に入っている梱包剤を取り外します。
ユニットの右側にあるスイッチを使用して、本体の電源をオンにします。
注意：トランスブロット Turbo システムの上にものを置かないでください。

1.2 化学耐性
トランスブロット Turbo システムとカセットは以下の溶媒への耐性はありません。
・

強酸または強塩基

・

塩素化炭化水素（例えば、クロロホルム）

・

芳香族炭化水素類（例、トルエン、ベンゼン）

・

アセトン

カセットと本体外装は水と中性洗剤で洗浄することができますが、研磨剤や有機溶剤は使用しないでください。カセットのフタに収納されているステンレス鋼の陰極電極板は 7％酢酸で処理した後、水で十分にすすぐことで洗浄可能です。

3

1.3 安全性 / 警告 / 注意
トランスブロット Turbo を使用する場合は、以下のガイドラインに従ってください。
トランスブロット Turbo は、室温 15℃から 31℃、相対湿度 0％から 95 ％（結露しないこと）で動作確認しています。これらの条件外で装置を稼働させることは、お勧めいたしません。
•

十分な排気効率と冷却効果を確保するために、少なくとも装置の背面に 6cm 以上の空間を確保し、装置背面にあるファンの排気口がふさがれていないことを確認してください。

•

必ず付属の電源コードを使用して、アースした AC 電源コンセントに装置を接続してください。

•

転写後に本体からカセットを取り外すときは注意が必要です。カセットは発熱している可能性があります。

•

過度の高湿度条件下（95％以上）で使用しないでください。結露がユニットの内部の電気回路に影響を与える可能性があります。

•

トランスブロット Turbo システムは室温 15℃以下で使用することは推奨されていません。
装置は寒冷な環境でも動作し、すぐに転写することも可能ですが、正常な状態で装置を使用したいのであれば装置を使用前に推奨温度（15℃から 31℃）にしてください。

•

安全と装置の保護のため、日常的にメンテナンスを行ってください。メンテナンスに関してはセクション 4 に詳細に記載されています。同封の説明書に従って装置内部の一番奥にあるコンタクトピンの状態を確認し、清掃することを強く推奨します。

•

カセット（ベース、フタ共）は使用後に毎回、流水で洗浄してからイオン交換水ですすぎ、残留バッファーを除去してください。これにより塩の析出を防ぐことができます。洗浄後は自然乾燥するか、ペーパータオルを使用して装置を乾燥させてください。

•

転写カセットへ過剰量のバッファーを添加しないでください。転写パック使用時にはバッファーを追加することはできません。

4

重要：この機器は実験室以外での使用はできません。
この製品は実験機器として “ Class A Standard for electromagnetic emission”に適合しています。それは、この製品からの電磁波排出が、近くまたは同じ配線上にある敏感な電化製品に干渉する可能性があることを意味します。使用者は、この潜在的な可能性を念頭におき、干渉を避けるために適切な措置をとる必要があります。この製品は、EN61010* 安全基準に適合するように設計及び保証されています。保証されている製品は、取扱説明書に従って操作することで安全に使用することができます。本製品のアクセサリ類が EN61010 に非対応であった場合、本体の安全保証がそれらアクセサリ類にまで拡大適用されることはありません。
この装置は、使用者がいかなる改造または修理を行うことはできません。装置への改造は製造元の保証と、EN 61010 安全保障を無効にし、使用者に潜在的な危険性が生じます。本装
置を実験以外の目的で使用したことに起因する傷害や損害、またはバイオ・ラッドラボラトリー
ズおよび正規代理店以外によって行われた装置の改造や修理によって起きた傷害や損害について、バイオ・ラッドラボラトリーズは責任を負いません。
* EN 61010 は、実験器具のための国際的に認められた電気的な安全規格です。
保証
トランスブロット Turbo 転写システムおよび関連アクセサリはバイオ·ラッドラボラトリーズの標
準保証によってカバーされています。保証の詳細については、お近くのバイオ·ラッドラボラトリーズ株式会社担当者にお問い合わせください。

5セクション 2 ：機器および試薬の概要
2.1 概要トランスブロット Turbo 転写装置および試薬は、わずか 3 分でゲル中のタンパク質を転写することが可能です。早く、転写効率が高く、再現性の高いウェスタンブロットを提供するように設計されています。

テンキー

LCD ディスプレイ
ナビゲーションボタン

転写カセット A（上部）転写カセット B（下部）図 2 トランスブロット Turbo 本体

ロック位置の記載

ハザードシンボル

図 3 転写カセット：ベースとフタ
便利な転写パックは 1 枚のミニゲル用（7.0×8.5 cm）と、1 枚のミディゲルまたは 2 つのミニ
ゲル用（13.5×8.5 cm）の 2 つの大きさがあります。転写パックには効率よく転写するために必要な試薬消耗品が全て含まれています。
転写パックは、ニトロセルロースまたは PVDF メンブレンのいずれかと、バッファーで平衡化した 2 組のスタック（フィルターパッドの束）から構成されます。メンブレンは使用前に前処理を必要としません。スタックはバッファー貯蓄槽およびイオン供給源として作用します。

6

転写パックの中に入っている試薬、及び消耗品はトランスブロット Turbo RTA 転写キットとしても購入可能です。RTA 転写キットは各構成品を自分で組み立てて使うキットです。このキットには、転写パックで使用している物と同一の、特別な転写用バッファーと消耗品を提供していますが使用前にメンブレンとスタックの湿潤を必要とします。
注：従来法で使用していたセミドライウェスタンブロッティングの消耗品も使用できます。詳しくは、3.8 項（22 ページ）をご参照ください。

転写を行う際には、ゲルをイオン供給源である 2 つのスタックの間に挟んで、カセットに設置します。各カセットには 1 枚または 2 枚のミニゲル（7.0×8.5 cm）か、1 枚のミディゲル（13.5×
8.5 cm）を収納することができます。
2 つのカセットのうち一方だけを使用して転写することも、両方のカセットで平行して転写を実行することもできます。2 つのカセットを同時に使用する場合は、表 1 に示すような組み合わせ（上下のカセット間で転写面積が同一となる組み合わせ）で転写する必要があります。
カセットは同じプロトコルを使用していれば、２つ同時に転写を始めることも、また開始時間をずらして実行することもできます。これにより、ユーザーはカセットを差し替える時間を除き、連続的に転写を行うことができます。
イオン供給源であるスタックは再利用ができないため、転写終了後に破棄します。
メンブレンは（必要であればゲルも）次のアプリケーションですぐに使用することが可能であり、後で使用するために保存することもできます。
カセット挿入口には便宜上 A と B のラベルがありますが、カセット自体は A と B の区別なく自由に交換可能です。 1 枚のミディゲルと 2 枚のミニゲルをセットして転写するときも、どのカセ
ットをどちらの挿入口にさしても構いません。また、一つのカセット（A または B のいずれか）で転写を実行している間、もう片方を空のままにすることもできます。

実行可能

実行不可

パターン1

パターン2

パターン1

パターン2

上部挿入口 A

ミニゲル1枚ミニゲル2枚 又はミディゲル1枚

ミニゲル1枚ミニゲル2枚 又はミディゲル1枚

下部挿入口 B

ミニゲル1枚ミニゲル2枚 又はミディゲル1枚

ミニゲル2枚 又はミディゲル1枚

ミニゲル1枚7

2.2 ユーザーインターフェイス
ユーザーインターフェイスは、システムの前面にある LCD ディスプレイに集約されています。
画面下の 3 つのボタンはメニュー選択時に使用します。画面の右側の 3 つのボタンは条件やファイル選択時に使用します。アルファベットと数字が入力可能なテンキーパッドはテキストや数値の入力に使用されます。

図 4 ユーザーインターフェイス

ホームメニューから、次の 3 つのプロトコルモードを選択することができます。
• NEW：

特殊な転写条件を必要とするタンパク質のために新しいプロトコルを作成、保存します。

• LIST：

すでに保存されているプロトコルを選択します。保存済みプロトコルにはバイオ・ラッドがプリセットしたもの、およびユーザーがカスタム作成したものの両方が含まれます。

• TURBO：

幅広い分子量範囲に対応できる汎用性の高い Turbo プロトコルへのクイッ
クアクセスモードです。
いろいろな分子量が混在している（5-150 kD）のタンパク質を効率的に転写できるように設計されています。

8セクション 3 ：トランスブロット®Turbo™転写システムの使用方法
トランスブロット Turbo システムで転写パックを使用し、Turbo プロトコルで転写すると、多種多様なタンパク質を非常に効率よく転写することができます。ただし、一部のタンパク質について
は転写条件を調整する必要があるかもしれません。特徴のあるタンパク質やゲルに最適化したプロトコルもバイオ・ラッドがあらかじめ作成しており、List モードから選択可能です。
このトランスブロット Turbo システムは RTA 転写キットを使うと、転写パックと同じ速度、同じ効率でタンパク質を転写することができます。極厚ろ紙と Towbin バッファーなど、従来のセミドラ
イブロッティングの消耗品を使うことも可能です。ただし、転写速度と効率は従来のセミドライ
システムと同等となります。
タンパク質の電気的転写に関する一般的な手法についてはバイオ・ラッドのプロテインブロッ
ティングガイドをご参照ください。英文のブロッティングガイド（Bulletin 2895）は PDF ファイル
として、ウェブサイト：www.bio-rad.com からダウンロードすることができます。

3.1 転写パックを使用しての転写
推奨条件•

ゲルまたはメンブレンの汚染を防止するために、ブロッティングの実験中は常に手袋を着用してください。

•

ゲルは平衡化せずに電気泳動した直後の状態で、そのままセットしてください。

•

転写パックのメンブレンとスタックはあらかじめ転写バッファーで平衡化されており、それ以上の前処理を必要としません。メンブレンの乾燥を避けるために転写パックは開封後、速やかに使用してください•

表 1 に示すように、カセットに載せるゲルの枚数と大きさに注意をしてください。

•

万が一、設置したメンブレンを移動する必要がある場合は、先太のピンセットまたは鉗子を使用して慎重に行ってください。

表 2 にあるように、ゲルの大きさに適した転写パックを選択します。これらの転写パックは室温で数ヶ月間保存可能です。ただし 4℃で保存したほうが、より製品寿命を延ばすことができます。転写パックのメンブレンとスタックはあらかじめ平衡化されており、それ以上の前処理を必要としません。従来法で行っていた PVDF メンブレンの前処理（親水化）も必要ありません。
表 2 転写パックの選択
ゲルサイズ / メンブレンの種類

ニトロセルロース(0.2 um)

PVDF（0.2 um）

ミニゲル1枚 （7.0x8.5 cm）

1704158

1704156

ミニゲル2枚またはミディゲル1枚 （13.5x8.5 cm）

1704159

17041579ミニ転写パック（ミニゲル 1 枚）のセットアップ
ミニゲル用転写パックには、2 つのイオン供給用スタックがトレイの左右のくぼみに入っています。右側が陽極用のスタックで、ゲルの下側に敷かれます。こちらには転写メンブレン（ニトロセルロースまたは PVDF）が載せられています。左側は陰極用のスタックでゲルの上に置かれます。スタックを取り出す場合には、専用の隙間（Finger Well）から指を入れることで、簡単にスタックを持ち上げることができます（図 5）。
Finger Well の上部には、どちらの電極用のスタックなのかが表示されています。
右側には BOTTOM（+）と表示され、陽極カセットベース上（ゲルの下）に配置されます。左側には TOP（ - ）と表示され、転写するゲルの上部に配置されます。

Finger Well
陰極用スタック

陽極用スタック

（左側）

（右側）

図 5 ミニ転写パックの配置

ミディ転写パック（ミディゲル 1 枚または、ミニゲル 2 枚）のセットアップ
ミディゲル用転写パック用には、2 つのイオン供給用スタックが重なった状態でトレイのくぼみに入っています。上に載っているイオン供給用スタックは陽極用（ゲルの下）で、右側のFinger Well にタブがついています。このスタックには、転写用メンブレンが載っています。陰極用（ゲル上）のイオン供給用スタックは陽極用スタックの下にあり、左側（図 6）の Finger
Well にタブがついています。
トレイから必要なスタックを取り出すときには、Finger Well に指を入れタブをつかんで持ち上げます。上述のミニゲル用トレイと同様に Finger Well の上側には、スタックの種類が表示されています。
上段にあるスタックとメンブレンは右側にタブがついており、そのタブの上には BOTTOM（+）と表示されています。こちらは、陽極カセットベース上（ゲルの下）に配置されます。下段にあるスタックは左側にタブがあり、そのタブの上は TOP（ - ）と表示されています。こちらは転写するゲルの上部に配置されます。

10同時に 2 枚のミニゲルを転写する場合は、ゲルの出口側（低分子量側）がメンブレン上で向かい合うようにゲルを配置します。この場合、ゲルは図 11c （14 ページ）のように横向きにスタッ
クの上に設置する必要があります。

陰極用タブ

陽極用タブ

（左側）

（右側）

図 6 ミディ転写パックの配置

転写パックは減圧密封されています。転写パックのフタ（ホイル）をはがすときにメンブレンがホイルにくっ付いて一緒に持ち上がることがあるので注意してください。
万が一、メンブレンが一緒に持ち上がっていた場合は、必要に応じてメンブレンの端を押さえた状態でホイルをはがすようにしてください。
付記：トレイベースのプラスチックの材質は PETG です。地域の規則に従ってリサイクルすることができます。

3.2 転写パックのカセットへの設置
図 7 に転写カセットの図を掲載します。

陰極 兼 フタ

陽極 兼 ベース

（左側）

（右側）

図 7 転写カセット
11カセットへの転写パックの設置の注意事項•

メンブレンとスタックはトレイから取り出した状態で、そのままカセットに配置できるようにデザインされています。トレイからスタックを取り出す時にスタックを裏表反転させな
いでください。

•

転写パックは、カセットベース（陽極板）の中央付近に設置すると効率的です。

•

一度設置したスタックを動かすと間に空気が入り込む可能性があるため、スタックを移動することはお避けください。もしスタックを再移動した場合は、移動後に再度ブロッティングローラーを使用してトラップされた気泡を排出してください。

•

各スタックは転写効率を上げるために多層構造となっています。取り出すときにはス
タックをバラバラにせずに全てのスタックをまとめて取り出すようにしてください。

•

スタックが保持している分量で転写に十分なバッファー量が供給されます。カセットに後から転写バッファーを追加しないでください。

図 9 と図 10 （次ページ）に、カセットに転写パックを設置するための手順図が示されています。
図 8 はスタック、ゲル、メンブレン（＝ブロッティングサンドイッチ）の組み立て完成図です。これは、すべての転写パックで共通の構造です。
ブロッティングサンドイッチの組み立て中にゲルとメンブレン、スタックの順番を間違えてしまった場合は、メンブレンに損傷を与えないように慎重にサンドイッチを分解します。再度スタックを組み立てなおした後、ブロッティングローラーを使用して気泡を抜きなおします。

上部陰極電極（カセットフタ）上部イオン供給用スタック
ゲル
メンブレン
下部イオン供給用スタック
下部陽極電極（カセットベース）
図 8 転写パックの組み立て完成図

12

カセットへの転写パックの設置手順
a：メンブレン付きの陽極用スタッ
クをカセットの陽極板の中央にセットします。スタックが緑色のパッキンと重ならないように注意します。

b：泳動後のゲルをメンブレンの上に慎重にセットします。ずれな
いように注意しながら、ブロッティ
ングローラーで気泡を除きます。
2 枚のミニゲルをカセットに入れる場合は重ならないように、ゲルの出口が向かい合うよう（図 11c参照）にセットします。

c：ゲルの上に陰極用スタックをセットします。

d：ブロッティングローラーで気泡を除きます。強い力でローラーを押し付けるとブロッティングサン
ドイッチがずれることがありますので力加減にご注意ください。
図 9 ミニ転写パックの
組み立て

13

図 10 ミディ転写パックの組み立てカセットへの転写パックの設置位置
カセットの中心に陽極用スタックを設置します。 ミディゲル用スタックはカセットの長辺とゲルの長辺の向きを合わせて設置します（図 11a）。スタックがカセット内の中心から少しだけ外れたくらいであればスタックを移動させる必要はありません。2 枚のミニゲルをカセットに入れる
場合は重ならないように、ゲルの出口が向かい合うよう（図 11c）にセットします。

図 11 推奨される転写パックの配置図
ブロッティングサンドイッチの組み立てが完了した後は、カセットのフタを乗せます。フタに前後はなく、180 度回転させても使用可能です。フタをして本体の挿入口に差し込んだとき、フタ背面にある電気接点が、本体の奥まで密着すること確認してください。フタを強く下に押こみな
がら、フタについているダイヤルを時計回りに廻すとロックがかかります。
トランスブロット Turbo 本体へのカセットの挿入
トランスブロット Turbo 本体の挿入口に、ダイヤルがある面が上になるようにしてカセットをゆっくりと挿し込みます。勢いよくいれるとカセットからバッファーがこぼれる可能性がありますのでご注意ください。
本体奥にあるマグネットのインターロックがカセットと接触してカチッと音がするまで差し込みます。カセットを差し込むタイミングは本体の電源を入れる前でも、入れた後でも構いません。
カセット挿入口には上段に A と下段に B とラベルがありますが、カセット自体は A と B の区別なく自由に交換可能です。
また、一つのカセット（A または B のいずれか）で転写を実行している間、もう片方を空のままにすることもできます。例えば先に 1 つめのカセットの転写を開始し、転写中に 2 つめのカセッ
トを組み立てることができます。完成した 2 つ目のカセットもあとから独立に転写を実行することができます。ただし、このとき実行する 2 つのプログラムは表 1 に記載のある、正しい組み合わせである必要があります。
この装置は転写のプロトコルがあらかじめインストールされています。プリセットプロトコルやユーザー作成プロトコルの使用方法詳細については、これ以降の章で解説していきます。

14

3.3 RTA 転写キットを用いた転写
トランスブロット Turbo RTA 転写キットは、転写パックで使用している物と同じ試薬・消耗品が含まれており、あとはそれらを組み上げるだけの状態になっています。
RTA 転写キットの使い方はほぼ転写パックと同様ですが、メンブレンと転写用スタックをバッフ
ァーに浸潤する作業が入ります。
注意：ゲルは転写用バッファーで平衡化しないようにしてください。
RTA キットの使用方法
1. トランスブロット Turbo 転写バッファー(x5)のボトルに記載されている手順でバッファーを調製します。
2. メンブレンと転写用スタックを転写バッファー（x1） に入れ平衡化します。
•

ニトロセルロースメンブレンの場合

1x 転写バッファー30 ml（ミニ用）または 60 ml（ミディ用）にメンブレンをいれて 2〜3 分間平衡化します。
•

PVDF および LF-PVDF メンブレンの場合

100 ％エタノール （またはメタノール） 分子生物学グレード（純度 95 ％～98 ％以上）に入れ、メンブレンが半透明になるまで平衡化します。
1X 転写バッファー30 ml（ミニ用）または 60 ml（ミディ用）にメンブレンを入れて、メンブレ
ンがバッファーに馴染むことを確認した後、2〜3 分間平衡化します。
•

転写用スタック☆ ミディ用スタック
青いシートで区切られている 2 組のスタックを 1 つずつ取り出します。
転写バッファーを約 100 ml 入れた 2 つのトレイに、1 枚ずつスタックを入れ、2〜3分間平衡化します。
☆ ミニ用スタック
転写バッファーを約 50 ml 入れたトレイに、2 組のスタックを横に並べて入れ、2〜3分間平衡化します。

3. 図 8～10 に示されている手順に従い、ブロッティングサンドイッチを転写カセットの上に設置します。その際に、余分な転写バッファーを以下の方法で取り除きます。
カセットにブロッティングサンドイッチを設置した後、注意深くカセットを傾け、こぼれてくる
過剰の転写バッファーを廃液入れに流しこみます。
過剰なバッファーを取り除いたあとに、カセットの上にフタを乗せ、3.4 項（次ページ）の転写操作に進みます。

15

3.4 TURBO プロトコルを使用した転写
トランスブロット Turbo には、幅色い分子量のタンパク質を効率的に転写できるように設計された MIXED MW プロトコルが、あらかじめインストールされています。Home 画面にある
TURBO ボタンを押すことで簡単に MIXED MW プロトコルを呼び出すことができます。
TURBO（MIXED MW） プロトコルの選択
1. 本体右奥にある主電源を入れ初期化を行います。
2. ホーム画面（図 12）が起動したら 画面下にある”TURBO” ボタンを押します。

セレクションボタン

ナビゲーションボタン
図 12 Home 画面
3. TURBO を押すと、ゲルの大きさや枚数を設定する画面が表示されます。画面右側にあるボタンから設置したゲル枚数を選択します。ここでの設定は転写時に流れる電流を決定します（ミニゲル 1 枚なら 1.3A、ミニゲル 2 枚またはミディゲル 1 枚なら 2.5A）。
ミニプロティアン TGX ゲルを使用した場合、“1 MINI TGX” または“1Mini gel”のプロ
トコルを選ぶことで、3 分間で転写を行うことが可能です。
4. 画面下にある A: RUN ボタンを押すと、上段の転写カセットが通電します。B: RUN
ボタンを押すと下段の転写カセットが通電します（図 13）。転写がスタートするとビープ
音がなります。もし両方のカセット共に転写を実行したい場合は、片方の転写開始ボタンを押した後にもう一つのボタンを押せば、直ちに２つのカセットで転写が行われます。
ただしこの場合は、2 つのカセットで同じプロトコルを実行することになります。
プロトコル名

ゲルサイズ

設定条件* 選択カセットの識別
実際の出力（リアルタイム）

図 13 実行中の画面

16

5. プログラムは自動的に進行し、スクリーンに転写中の電気条件が表示されます。
付記：転写中に画面下にある A:STOP ボタンまたは B:STOP ボタンを押すことで、カセッ
トごとに転写を一時停止することができます。一時停止した後は、画面右にあるボタンで
CONTINUE（再開）、RESTART（やり直し）、TERMINATE（中止）の３つから１つを選択します（図 14）。

図 14 一時停止画面

6. 転写が終了するとスクリーンに RUN COMPLETE と表示され、アラームがなります（図 15）。

図 15 転写終了画面

付記：汎用性の高い MIXED MW プロトコルは Home 画面上の TURBO ボタンを押す以外にも、LIST> BIO-RAD>MIXED MW からも呼び出すことができます。

17

3.5 メンブレンの回収
注意：転写後に本体からカセットを取り外すときは注意してください。カセットは熱を持っている可能性があります。
メンブレンの回収方法
1.

本体挿入口からカセットをまっすぐに引いて取り外します。 LCD メニュー画面が自動的に使用したプロトコル画面に戻ります。この状態でシステムは次の転写への準備ができています。プロトコルを変更する、またはゲルの大きさを変える場合は表 1（7 ページ）を参照してください。そして Home メニューに戻って適切なプロトコルを再度選択します。

2.

取り出したカセットのロックを反時計回りに Unlock の位置まで回して、カセットのロックを解除します。

3.

ブロッティングサンドイッチを分解して、適切な大きさの容器にメンブレンを移します。
PVDF メンブレンを使用している場合は、メンブレンが乾くまえにすばやく保存用溶液（例えば、脱イオン水、TBS またはブロッキング溶液など）に入れます。
万が一、PVDF メンブレンが乾いてしまった場合は再湿潤が必要です。メンブレン
が半透明状態になるまでメタノール又はエタノールに浸し、イオン交換水で洗浄します。

4.

使用後のイオン供給用スタックを廃棄します。スタックは再利用できません。

5.

カセットに残ったバッファーを捨てます。それ以上の転写を行わない場合は流水でカセットの底とフタを洗い、イオン交換水ですすいだ後にペーパータオルでそれらを乾燥させます。

6.

実験が終了したらトランスブロット Turbo システムの電源を切ります。

18

3.6 プリセットプロトコルを使用した転写
プリセットプロトコルを使う場合の手順も、3.4 TURBO プロトコルを使用した転写 で説明している内容とほぼ同一です。ただし、3.4 のステップ 2 のところで TURBO ボタンではなく LIST
ボタンを選択する点が異なります。
Home スクリーン上（図 12）で画面下側にある LIST のボタンを押すと、本体内部に保存されているバイオ・ラッドのプリセットプロトコル、およびユーザー定義のカスタムプロトコルの選択画面が表示されます（図 16）。

図 16 Home 画面
バイ・ラッドのプリセットプロトコル
Bio-Rad を選択すると、表 3（次ページ）に記載されているプリセットプロトコルの選択画面に移動します。
•

Standard SD：従来のセミドライウェスタンブロッティングの消耗品で転写を行うための典型的なセミドライ転写条件です（3.8 項を参照）。
•

1.5mmGel：厚いゲルから効率的に転写するために転写時間を 10 分と長めに設定している条件です。
•

HIGH MW：分子量の大きなタンパク質（> 150 kDa）をより効率的に転写するため最適化されている条件です。
•

LOW MW：分子量が小さいタンパク質（< 30 kDa）をより効率的に転写するために最適化されている条件です。
•

MIXED MW

：幅広い分子量（5～150 kDa）のタンパク質を同時に転写するための条件です。このプロトコルは、HOME 画面で TURBO ボタンを押したときに選択されるものと同一です。
•

Mini-TGX：1 枚のミニサイズの TGX ゲルから、いろいろな分子量のタンパク質（5～150 kDa）を超高速＝3 分で効率的に転写する条件です。
19

表 3 Bio-Rad プリセットプロトコル一覧

プロトコル名

分子量
(kDa)

転写時間
(min)

Standard SD

全範囲

30

1.5 mm GEL

全範囲

10

High MW

150以上

10

Low MW
Mixed MW
(Turbo)

30未満

5

5–150

7

1 Mini-TGX

5–150

3

電気条件（1カセットあたり）
ミニゲル2枚 またはミディゲル1枚

ミニゲル1枚25 V定電圧,1.0 Aリミット

2.5 A定電流,
25 Vリミット

1.3 A定電流,
25 Vリミット–

2.5 A定電流,
25 Vリミット

USER DEFINED プロトコル
USER DEFINED プロトコルを選択すると、以前にユーザーが作成し、保存しておいたプロト
コルを使うことができます（図 17）。必要なプロトコルを表示させるために画面右側にある上下の矢印ボタンを押します。望むプロトコルが表示されたら、画面下の RUN を押します。転写が始まるとシステムは転写実行画面に切り替わります。

図 17 Home 画面20

3.7 新規作成プロトコルを利用しての転写
本節では、転写プロトコルの作成方法について記載しています。
プロトコルを作成する前に、3.1 節, 3.2 節の方法でブロッティングサンドイッチを組み立ててください。
プロトコルを作成するために、HOME 画面（図 12）で NEW と記載されているボタンを押します。
NEW を押すと、プロトコル編集画面が表示されます（図 18）。ここではユーザーが 3 つのパラ
メータ、電流値（～2.5A）、電圧（～25 V）、転写時間（～90 分）をテンキーで設定します。
電圧は１V 単位、電流は 0.1A 単位、時間は 1 分単位で設定が可能です。
また画面下側にあるボタンで、定電圧（CONST V）または定電流（CONST A）を選択することができます。
設定終了後、入力カーソルはファイル名入力欄に移動します。必要であればプロトコルに名前を付けて保存することができます。保存したプロトコルはいつでも、ユーザー作成プロトコル（USER-DEFINED）として呼び出すことができます。また必要なくなったときに保存されているプロトコルを削除することもできます。

設定項目選択ボタン

定電圧（CONST V）と定電流（CONST A）の切り替えボタン

図 18 プロトコル編集画面

カセットや装置本体の損傷を防止するために、トランスブロット Turbo システムは出力が30W/h を超過した場合、転写を中断します。
理論上、出力が 30W/h を越えると思われるときはユーザー作成プロトコル実行時に出力超過の可能性があることを警告するメッセージが表示される場合があります。

21

3.8 従来法のセミドライ消耗品を使用した転写
従来法のセミドライウェスタンブロッティングの試薬・消耗品を使用して、トランスブロット Turboシステムで転写を行うこともできます。典型的な手順を以下に記載します。

1.

泳動後のゲルを Towbin 転写バッファー（25mM トリス、192mM グリシン pH 8.3,
20％の MeOH）で 10 分間、平衡化します。

2.

極厚（2.4 mm）のろ紙を 2 枚、転写バッファーに入れ湿潤します。極厚ろ紙がない場
合、中厚（0.8 mm）のろ紙 6 枚で代用することもできます。

3.

ゲルを平衡化しながら、転写用メンブレンの準備をします。ニトロセルロースメンブレ
ンは転写バッファーに入れるだけです。PVDF メンブレンの場合は、30 秒間、メタノー
ルまたはエタノールに入れて親水化処理を行った後、水で 1～2 分間すすぎます。さらにその後、撹拌しながら少なくとも 10 分間転写バッファーで平衡化します。

4.

カセットベース上（陽極板上）でブロッティングサンドイッチを組み立てます。バッファーで平衡化した極厚ろ紙を一番下に置き、その上にメンブレン、その上にゲル、最後にバッファーで平衡化したろ紙を乗せます（図 19）。組み立てた後、ブロッティングローラーを使用しサンドイッチ中の空気を除去します。

5.

ブロッティングサンドイッチの上からフタを乗せます。フタには前後がなく、180 度回転させても使用可能です。フタがベースと密着することを確認しながら、しっかりとフタをを押し下げて、ロック用ダイヤルを時計回りに回して固定します。

6.

必要に応じて 2 つ目のカセットをセットします。2 つのカセットで同時に転写可能なゲルの組み合わせについては表 1 を参照してください

7.

ダイヤルのついている面を上にしてカセットを装置本体に差し込みます。マグネットイ
ンターロックの手ごたえがあるまでしっかりと奥まで押し込みます。カセットは本体の電源を入れる前に差し込んでも、本体の電源を入れた後に差し込んでも構いません。

8.

Home メニューから LIST ボタンを押して、BIO-RAD のプリセットプロトコルからStandard SD プロトコルを選択します。USER－DEFEINED のプロトコルからユーザ
ーがカスタムで作成したプロトコルを選ぶこともできます。

9.

転写を開始するために、LCD ディスプレイの下にあるナビゲーションボタンを押します。
上部のカセット A と下部のカセット B はそれぞれ独立に転写を開始することができます。

22上部陰極電極（カセットフタ）上部イオン供給用スタック
ゲル
メンブレン
下部イオン供給用スタック
下部陽極電極（カセットベース）
図 19 従来法の消耗品を使用した場合の組み立て図

3.9 転写条件の最適化
以下にあげる項目を１つずつ、または複数組み合わせて使うことで、転写効率を上げることができます。またバイオ・ラッドが推奨する転写条件を表 4 に掲載します。
•

低濃度のゲル、またはグラジェントゲルを使用する。
高濃度のゲルを使用すると、特に高分子量のタンパク質は転写に時間がかかります。

•

高分子量のタンパク質は転写時間を長めに設定する。
特に厚いゲルを使用する場合は、転写時間を延ばすか電気条件をより強力なものに変更します。

•

低分子量のタンパク質は転写時間を短く設定するか、電気条件を弱くする。
長時間または高い電気条件で転写を行うと、いくつかの低分子のタンパク質はメンブ
レンを通過し、下部スタックまで達する可能性があります。

•

ブロッティングサンドイッチを組み立てる時に、ブロッティングローラーを使用して気泡を必ず抜く。
サンドイッチの間に入り込んだ気泡は、転写を妨げ、メンブレン上に空白のスポットを作り出します。

表 4 トランスブロット Turbo システムで推奨される電気条件

転写パック使用時

ミニゲル1枚ミニゲル2枚, ミディゲル1枚

25 V, 1.3 A, 7 min

25 V, 2.5 A , 7min

従来のセミドライ消耗品使用時

25 V, 1.0 A, 30 min

23セクション 4 :付記
4.1 メンテナンス
トランスブロット Turbo システムは、若干のメンテナンスを必要とします。
カセットとトランスブロット Turbo 本体の外装部分は、水と中性洗剤で洗浄することができます。
研磨剤や有機溶剤は使用しないでください。
使用後の清掃トランスブロット Turbo システムで転写を行った後、残留バッファーを除去し塩の析出を防ぐために、各カセットベースとフタをイオン交換水ですすぎます。
洗浄後、カセットは自然乾燥するかペーパータオルを使用して水をふき取ります。
もしも不測の事態でバッファーが装置にかかったり装置内部にこぼれたりした場合、乾いたペーパータオルや布でそれらをふき取ります。
定期メンテナンス（重要）定期メンテナンスとして月に 1 回、以下の作業を行う必要があります。
塩類の析出を防ぐため、カセットの電極面を中性洗剤で洗浄しイオン交換水ですすぎます。
陰極板の上に大量の塩類の析出があった場合は、7%の酢酸を使いそれを取り除きます。
酢酸使用後は、イオン交換水で十分にすすぎを行います。
装置本体から電源ケーブルを抜き、濡らした布やペーパータオルで装置の外側を清掃します。
また装置の排気ファンにホコリやゴミのつまりがないことを確認します。
次ページ：本体の内部コネクションピンの洗浄、を参照しながら装置内部にあるコネクションピ
ンの洗浄を行います。

24

本体の内部コネクションピンの洗浄
トランスブロット Turbo 本体の装置の奥には、転写カセットと接続するための 4 本のピンが 2組あります（図 20）。

コネクションピン

図 20 本体内部のコネクションピン
このピンにはカセットからこぼれたバッファーやその他のコンタミネーション成分が付着する可能性があります。バッファーの付着はピンが正常に機能しなくなる（装置内に入ったまま出てこなくなる）原因となります。以下の方法でピンを洗浄してください。
1. 電源ケーブルをトランスブロット Turbo 本体から外します。
2. ケーブルを抜いた後、イオン交換水をしみこませた綿棒かペーパータオルでピンを拭き取ります。
3. イソプロパノールをしみこませた綿棒かペーパータオルでピンを拭き取ります。
4. 清掃後にピンを手で押し込んで、元の位置に戻ることを確認します。
コネクションピンの清掃は定期メンテナンスとして月に 1 回以上行う必要があります。

4.2 トラブルシューティング
典型的なトラブルと解決策の例を次ページ以降に記載します。
なおタンパク質の転写に関する手法の詳細については、バイオ・ラッドのプロテインブロッティ
ングガイドをご参照ください。英文のブロッティングガイド（Bulletin 2895）は PDF ファイルとして、ウェブサイト：www.bio-rad.com からダウンロードすることができます。

25

トラブルシューティング例

症状/問題

解決方法
・

転写効率が悪い、または全く転写されない。
かつ転写後のゲルを染色すると多く転写時間が短すぎる可能性があります。高分子量のタンパク質（> 150 kDa）は、より長い転写時間が必要な場合があります。

・ゲルのアクリルアミド濃度を検討します。通常は濃度を下げることで転写しやすくなります。

のタンパク質の残存が確認される。
・

2つのカセット間でゲルの大きさや枚数が異なっている可能性があります。同時に転写できるゲルの組み合わせを再確認します（表1）。

・

ゲル上にあるタンパク質量が多すぎる可能性があります。アプライ
するタンパク質の量を減らします。

・

プリセットプログラムは多くのタンパク質に有効ですが、一部のタン
パク質ではカスタマイズが必要かもしれません。1分単位で転写時間を調整してください。必要であれば電圧や電流も変更します。

・
転写効率が悪い、または全く転写されない。
かつ転写後のゲルを染色してもタンブロッティングサンドイッチの組み立て順番が間違っている可能性があります。図8を見ながら正しい順番で組み立てます。

・

転写の問題ではなく、検出がうまく行っていない、又は感度が足りない可能性がります。検出キットの感度を調べたり、メンブレン上のパク質が検出されない。

総タンパク質を検出したりして転写がうまく行っていることを確認します。総タンパク質の検出にはStainfreeゲルを使用します。

・

2つのカセット間でゲルの大きさや枚数が異なっている可能性があ

ブロットサンドイッチが転写後にります。同時に転写できるゲルの組み合わせを再確認します（表70℃を超えている。

1）。
・

電気条件が高すぎる可能性があります。電流、電圧、または転写時間を削減します。

・

カセットのロック状態と挿入の向きを確認します。フタがしっかりか

カセットが上手く装置本体に入らなみ合っている状態でカセットのフタのダイヤルがLockの位置にある

い。

ことを確認します。またカセットはダイヤルを上に向けて本体に挿入

カセットを差し込んでもロックがかか

します。

らない。
・

本体の奥にあるマグネットインターロックが破損しているか故障している可能性があります。バイオ・ラッドまでご連絡ください。

POWER FAILURE! PRESS ANY KEY・

転写中に電源の供給が止まった可能性があります。電源供給が止TO CONTINUE というエラーが表示

まると、転写は中断されます。再開には装置を再起動する必要がされる。

あるため一度電源を切りケーブル類の接続を再確認した上で装置の電源を入れなおします。

26

症状/問題

解決方法
・

メンブレンとゲルの密着があまい、又は気泡が入っている可能性がバンドがゆがむ、消える、拡散すあります。従来のセミドライ消耗品を利用している場合はバッファーる。

量が多すぎる可能性があります。ブロッティングローラー使って気泡や余分なバッファーを取り除きます。
・

ブロッティングサンドイッチと電極の密着があまい可能性があります。従来のセミドライ消耗品を利用している場合はろ紙が薄い可能性があります。極厚ろ紙を使用するか、ろ紙の枚数を増やします。

・転写前にメンブレンを乾燥させてしまった可能性があります。メンブ
レン上に白いスポットがある場合、その部分が乾いていてタンパク質が結合しなかった可能性があります。

・

そのゲルに対しては電気条件が強すぎる可能性があります。電圧と電流を調整します。

・

電気泳動（PAGE）そのものがうまく行っていない可能性があります。泳動がうまくいかない原因としては、アクリルアミドの重合不十分、バッファーへのコンタミネーション、電気条件の設定ミス、サンプ
ルアプライ量が多すぎるなど様々です。お持ちの泳動槽のマニュア
ルもご参照ください。

・

ミニゲル用の転写パックを1セットのみ使用している場合は、設置位置が端に寄りすぎている可能性があります。できるだけカセットの中央に設置します。

・

ミディゲル用の転写パックで、ミニゲル2枚を同時に転写する場合
は、ゲルの向きを確認します。ゲルの出口（低分子側）が向き合うよ
うに設置（図11c）します。

・

カセットは認識されているが、電極間で電気が流れていない状態で

NO LOAD DETECTEDのエラーが表す。転写サンドイッチが適切に配置され、陽極と陰極板の両方に接示される。

触するのに十分な厚みがあることを確認します。
・

自作バッファーを使用する場合は、バッファーの組成を確認します。

・

カセットや本体の電気接点が汚れている可能性があります。装置の電源ケーブルを抜いて、イソプロピルアルコールで湿らせた綿棒やペーパータオルで接点を清掃します。

27

4.3 モード別プロトコル選択の概要
TURBO モード：クイックアクセスプロトコルの選択

1 MINI GEL：7 分
1 MINI TGX GEL：3 分
2 MINI OR 1 MIDI GEL：7 分

28

LIST モード：バイオ・ラッドのプリセットプロトコルおよびユーザー作成プロトコルの選択

29

NEW モード：既存の条件の変更、新規条件の作成、保存30

4.4 消耗品に関する情報
トランスブロット Turbo 用転写パック
1704156

トランスブロット Turbo 転写パック PVDF（ミニ）： 7x8.4 cm（10 枚）

1704156B03

トランスブロット Turbo 転写パック PVDF（ミニ）： 7x8.4 cm（30 枚）

1704157

トランスブロット Turbo 転写パック PVDF（ミディ）： 8.5x13.5 cm（10 枚）

1704157B03

トランスブロット Turbo 転写パック PVDF（ミディ）： 8.5x13.5 cm（30 枚）

1704158

トランスブロット Turbo 転写パック ニトロセルロース（ミニ）： 7x8.4 cm（10 枚）

1704158B03

トランスブロット Turbo 転写パック ニトロセルロース（ミニ）： 7x8.4 cm（30 枚）

1704159

トランスブロット Turbo 転写パック ニトロセルロース（ミディ）： 8.5x13.5 cm（10 枚）

1704159B03

トランスブロット Turbo 転写パック ニトロセルロース（ミディ）： 8.5x13.5 cm（30 枚）

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット
1704270

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット ニトロセルロース（ミニ）：40 枚分

1704271

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット ニトロセルロース（ミディ）：40 枚分

1704272

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット PVDF（ミニ）：40 枚分

1704273

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット PVDF（ミディ）：40 枚分

1704274

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット 低蛍光 PVDF（ミニ）：40 枚分

1704275

トランスブロット Turbo 用 RTA 転写キット 低蛍光 PVDF（ミディ）：40 枚分

関連製品
1705060

Clarity Western ECL substrate：200 ml

1705061

Clarity Western ECL substrate：500 ml

1706537

EIA グレードゼラチン ：200 g

1700781

EIA グレード 10% Tween-20 ：1 L

1700782

プレミックスバッファー1ｘTBS/ 1%カゼイン ：1 L

12010020

EveryBlot ブロッキングバッファー :500 ml

1706515

ヤギ抗ウサギ IgG(H+L) HRP, 2 ml (ブロッティンググレード)

1706516

ヤギ抗マウス IgG(H+L) HRP, 2 ml (ブロッティンググレード)31

○ 製品の学術的なお問い合わせは
Tel : 03-6404-0331 Mail : life_ps_jp@bio-rad.com○ 修理・メンテナンスのご依頼は
Tel : 03-6404-0330 Mail : life_service_jp@bio-rad.com

バイオ･ラッド ラボラトリーズ株式会社
本社〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
Tel : 03-6361-7000

大阪

Fax : 03-5463-8480〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11
Tel : 06-6308-6568

Fax : 06-6308-3064

M10536 2105B