クリーン・研究用設備機器カタログ
CLEAN ROOM & LABORATORY EQUIPMENTS CATALOG

デシケーター

PURE WATER, CLEAN AIR, NATURAL SPACE.

DESICCATORS

デシケーター

Desiccators

DESICCATORS
デ シ ケ ー タ ー

デシケーターは、湿気を嫌う物を乾燥した環境で保管するために用いる容器です。
低湿度や特殊な空気組成の環境で、貴重な試料や精密機器などを保管できます。

用■除湿・乾燥保管

途■光学製品の保管

外気を遮断し乾燥状態を維持したい場合に用います。乾燥

カメラのレンズや顕微鏡などの光学製品はカビが生える事

剤はシリカゲルが一般的で、水分の吸着や化学変化を利用で性能が劣化するため、高機能除湿器を搭載したデシケー

するため、除湿性能はさほど高くありません。吸湿したシ

ターでの保管が推奨されます。小型デシケーターの場合はリカゲルは加熱処理により再生利用が可能です。極端に湿シリカゲルでも対応できます。また、簡易な方法としては、った試料は、あらかじめ通風乾燥などを行ったのち、デシ密閉容器に防カビ用除湿剤などを入れて保管することもあ

ケーター内で保管するのが一般的です。

ります。（※除湿・乾燥だけでカビを完全に防ぐことはで【具体的な用途】

きません。）

ガラス器具の保管■物質の酸化防止

試薬・試料の保管より強力な除湿が必要な場合、もしくは酸素を嫌う物を保吸湿性の高い物の保管（粉体材料、ろ紙など）管する場合は、湿度と合わせて空気組成も管理します。デ

潮解性を示す試料の保管（NaOH、CaCl2など）

シケーター内の空気を窒素やアルゴンなどの不活性ガスと酸化を防止したい製品の保管置き換える方法、デシケーター内の空気を抜くことで真空

標本・種子の保管環境にする方法が一般的です。真空デシケーターは、減圧

カメラや顕微鏡などの光学製品の保管を利用した真空乾燥・脱気・脱泡などの実験操作にも使用します。

1デシケーターの基本仕様
日本初のアルミフレーム式デシケーターを開発した技術とノウハウを詰め込んだ高品質な製品です。
特大サイズの特注品にも対応しますので、お気軽にご相談ください。
温湿度計※

扉

ソケット※
パージ流量計※（N2ガス・
ドライエアー用モニター）

4

フレーム

Desiccators

2

デシケーター

1

材質

蝶番（全機種ステンレス製）

コーナー（ガラス繊維入り合成樹脂）
取手
通常：グレー
帯電防止：黒シリカゲル容器3

棚板

ガス封入バルブ※

底面（アクリル白）中柱

架台（アルミフレーム、
アルミ複合板）キャスター（ナイロン φ65 ストッパー付）

強力型除湿器DEHUMER

1 扉

3 棚板

マグネットパッキン扉

任意の位置に調整できます。

棚板（SUS430 φ20mmパンチング36穴）

片手で簡単に開閉できるマグネットパッキ
ン扉は、本体側に着磁性ステンレスを嵌め込み、気密性にも優れています。高気密性を重視した密閉ハンドル、パチン錠もお選
びいただけます。

強度、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
マグネット
パッキン
パチン錠式

2 オリジナルフレーム
アルミニウムアルマイト処理（オリジナル成型）

着磁性ステンレス

レール固定溝・スケール
レール固定溝に角ナットを嵌め込み、スケールを見ながらレールを任意の位置に調整できます。保管する物のサイズに合わせて、庫内の空間を有効に活用できます。

棚板
スケール
レール固定溝

4 材質（窓・側面・天面・背面）

シンプルなデザインで機能性を追及した
アルミフレームは、オリジナルの押し出し成型品です。

標準の板材は透明アクリルになります。
また、下記の板材からお選びいただけます。

嵌合溝

アクリル：透明／遮光／その他カラー板
帯電防止塩ビ：透明／遮光PET樹脂
ステンレス複合板
アルミ複合板

フレーム溝と板材の嵌合強度を高めてシール性を増すとともに、シリコンのはみ出
しを最小限に抑える形状になっています。

レール

棚板は強度のあるステンレス製で、清潔感のある表面研磨加工を施しています。庫内の空気の対流を良くするように、20mm径のパンチングが36穴開いています。

レール（SUS430）

密閉ハンドル式

MK-780CU※アクセサリー※材質により価格が変わります。

2

デシケーターのタイプについて
除湿タイプ

容

除湿性能



デシケーター

大

量

型

780ℓ

中
360ℓ

型

250ℓ

180ℓ

標準タイプ
シリカゲルなどの乾燥剤により庫内の水分を吸着します。乾燥剤の交換・再生といった管理が必要となりますが、最も一般的で安価なタイプです。

Desiccators

MK-780C

MK-360C▶P5

大MB-180

▶P7

型

780ℓ

高機能除湿器タイプ

MB-250

▶P6

中
360ℓ

▶P7

型

250ℓ

庫内の空気を循環しながら乾燥剤で除湿を行なう除湿器を搭載したタイプです。乾燥剤の再生を自動的に行うため、メンテナンス性と経済性に優れています。
MK-780CU

MK-360CU

▶P10

大

メンブレン
ドライヤータイプ

MB-250CU

▶P11

▶P12

型

780ℓ

360ℓ

圧縮空気を中空糸膜に通して除湿を行
なうメンブレンドライヤーを搭載したタ
イプです。
乾燥剤は不要で除湿性能に優れています。
※エアー配管の設備が必要です。
MK-780CM

MK-360CM

▶P13

▶P13

大
780ℓ

ガス置換タイプ

360ℓ

型
180ℓ×4室

180ℓ×2室

高い

庫内の空気を窒素やアルゴンなどの不活性ガスで置換するタイプです。湿度だけでなく酸素も除去することで酸化を防止します。不安定な試料・試薬、半導体材料・部品などの保管に適しています。
NC-780C

NC-360C▶P14

大N-1802C

▶P15

型

110ℓ

真空タイプ

N-1804CX

▶P14

▶P15

中
48ℓ

型

30ℓ

真空ポンプで減圧することで除湿するタイプです。ガス置換と同様に不安定な試料・材料などの保管に適しています。また、真空乾燥・脱気・脱泡などの実験操作にも適しています。
V-110

V-48

▶P16

▶P16

セミオーダー

多彩なラインナップ
当社のデシケーターは、容積780ℓの大型タイプから90ℓの小型タイプ
まで多種多様なサイズをラインナッ
プしています。遮光板による紫外線対策、静電気対策、振動吸収キャスタ
ーなどのセミオーダーも承ります。

3

扉
棚板

前後両面扉
スライドレール棚板
耐荷重補強棚板

材質変更（紫外線対策・静電気対策）
振動吸収キャスター など

V-30

▶P17

特

注

ご希望の仕様や特殊機能をプラスした「特注品」をオーダーメ 特注
可能
イドいたします。お気軽にお問合せください。
＜デシケーターの特注事例＞◦クリーン搬送ワゴン ◦レチクル保管庫◦エージング装置◦紫外線照射装置◦マスク保管庫◦グローブボックスなど

当社のデシケーターは除湿方式により「標準タイプ」「高機能除湿器タイプ」「メンブレンドライヤータイプ」「ガス置換タイプ」「真空タイプ」の5種類に大別されます。

容
型

110ℓ

ML-110▶P7

300ℓ

MF-110▶P8ステンレス製

90ℓ

MF-90

▶P8

400ℓ

MW-300C▶P8▶P9Desiccators

ML-140ワゴンタイプ110ℓ

デシケーター

小140ℓ

量

耐薬品性・耐久性が必要な場合はステンレス製デシケーターをお選びください。
クリーンルームでの使用に対応した製品のオーダーメイドも可能です。

小

型

40ℓ

標 準
タイプ

S-40

▶P9

大

型

中

100ℓ

型

45ℓ

真 空
タイプ

VS-100

VS-45

組立て式

カタログあり
（転売品）

▶P19

▶P19

小 型
12ℓ

7ℓ

V-12

V-7

▶P17

▶P17

新商品

ピクト説明

NEW 今回新しく掲載した新商品

受注生産（自社商品）です。

ご注文に応じて生産する商品です。納期はお問合せく
ださい。

特注品

オプションあり特注で製作する商品です。
ご要望のヒアリングからフル
オーダーメイドいたします。

オプション・アクセサリーの取付けが可能な商品です。

ご使用の際に組立て作業が必要となる商品です。組立て作業時には必ず取扱説明書をお読みください。

詳細カタログを別途ご用意している商品です。お問合せください。

デモ機貸出

運賃別途

ご要望に応じてデモ機貸出しが可能な商品です。

運送費が必要な商品です。
別途お見積いたしますのでお問合せください。

特注
可能

特注可能

ご要望に合わせた特注が可能な商品です。お問合せ
ください。

工賃別途

施工に費用が必要な商品です。別途お見積いたしま
すのでお問合せください。

4

MK-780C

標準型デシケーター

標準タイプ/大型

特殊フレーム構造で高気密性を実現。シリカゲルで庫内の水分を吸着する標準タイプの大型デシケーターです。
扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性の密閉ハンドル式からお選びいただけます。

780シリーズ

特注

デシケーター可能

Desiccators

MK-780CS

MK-780CA

ステンレス複合板

アルミ複合板

導電性、耐薬品性、耐食性に優れたステンレス複合板を使用。電子部品や薬品の保管に最適です。

導電性の良いアルミニウム複合板を使用。静電気対策に最適です。

MK-780CE

PET樹脂

ペットボトルを再利用したPET樹脂を使用。ゴミの減量化など地球環境を考えた製品です。

1104
30 537

525
490

86

230

750

1846

30

750

537

MK-780C

マグネットパッキン式 キャスター

仕 様

5

外 形 寸 法：W1104×D525×H1846㎜
有 効 内 寸：W1064×D470×H1490㎜
容
積：780ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：8枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：2枚
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：62㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板､シリカゲル､パージ流量計､ガス封入バルブ､温湿度計

01-02001 MK-780C
01-02002 MK-780CN
01-02003 MK-780CB
01-25001 MK-780CS
01-44001 MK-780CA
01-47002 MK-780CE
01-02004 HK-780C
01-02005 HK-780CN
01-02006 HK-780CB
01-25002 HK-780CS
01-44002 HK-780CA
01-47014 HK-780CE

アクリル 透明アクリル 白￥253,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥356,000
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 白￥328,000
マグネット アクリル 遮光パッキン式 ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥405,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥283,000
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥278,000
アクリル 透明アクリル 白￥253,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥356,000
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光
アクリル 白￥328,000
密閉ハンドル式 ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥405,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥283,000
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥278,000

アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

01-36001 T-1

予備棚板 レール付

コード

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

底面

価格

￥

5,500

MK-360C

標準型デシケーター

標準タイプ/大型

特殊フレーム構造で高気密性を実現。シリカゲルで庫内の水分を吸着する標準タイプの大型デシケーターです。
扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性のパチン錠式からお選びいただけます。

360シリーズ

特注

MK-360CA

アルミ複合板

導電性、耐薬品性、耐食性に優れたステンレス複合板を使用。電子部品や薬品の保管に最適です。

Desiccators

MK-360CS

ステンレス複合板

デシケーター

可能

導電性の良いアルミニウム複合板を使用。静電気対策に最適です。

MK-360CE

PET樹脂

ペットボトルを再 利 用したPET樹脂を使用。ゴミの減量化など
地球環境を考えた製品です。

525
490

86

230

750

1846

30

750

537

仕

MK-360C

マグネットパッキン式 キャスター様

外 形 寸 法：W537×D525×H1846㎜
有 効 内 寸：W497×D470×H1490㎜
容
積：360ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：4枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：35㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板､シリカゲル､パージ流量計､ガス封入バルブ､温湿度計

01-04001 MK-360C
01-04002 MK-360CN
01-04003 MK-360CB
01-27001 MK-360CS
01-44016 MK-360CA
01-47004 MK-360CE
01-04004 PK-360C
01-04005 PK-360CN
01-04006 PK-360CB
01-27002 PK-360CS
01-44017 PK-360CA
01-47013 PK-360CE

アクリル 透明アクリル 白￥145,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥203,000
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 白￥188,000
マグネット アクリル 遮光パッキン式 ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥232,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥162,000
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥159,000
アクリル 透明アクリル 白￥145,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥203,000
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光
アクリル 白￥188,000
パチン錠式
ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥232,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥162,000
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥159,000

アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

01-36001 T-1

予備棚板 レール付

コード

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

底面

価格

￥

5,500

6

MB-250250シリーズ

標準型デシケーター

特殊フレーム構造で高気密性を実現。シリカゲルで庫内の水分を吸着する標準タイプの中型デシケーターです。
扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性のパチン錠式からお選びいただけます。

仕デシケーター

特注様

外 形 寸 法：W537×D525×H1050㎜ シリカゲル容器：1枚：
W537×D525×H1116㎜ 本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
有 効 内 寸：W497×D470×H990㎜
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
容
積：250ℓ足/キャスター：ゴム足/ナイロン φ65 ストッパー付
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
全 体 耐 荷 重：120㎏
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
本 体 重 量：26㎏
棚 板 間 隔：任意
ア ク セ サリー：予備棚板､シリカゲル､パージ流量計､
ガス封入バルブ､温湿度計､天板
棚 板 枚 数：4枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

可能

Desiccators

コードMB-250

マグネットパッキン式 ゴム足MB-180180シリーズ

特注
可能

MB-180

マグネットパッキン式 ゴム足

ML-140140シリーズ

特注
可能

マグネットパッキン式 ゴム足扉タイプ・足窓・側・天・背 面

アクリル 透明マグネット
帯電防止塩ビ 透明
パッキン式
アクリル 遮光ゴム足
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明
アクリル 透明マグネット
帯電防止塩ビ 透明
パッキン式
アクリル 遮光
キャスター
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明
アクリル 透明
パチン錠式 帯電防止塩ビ 透明
ゴム足
アクリル 遮光
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明
アクリル 透明
パチン錠式 帯電防止塩ビ 透明
キャスター アクリル 遮光
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明

01-36001 T-1
01-36016 TO-5

予備棚板 レール付
天板

仕

型番

扉タイプ

様

アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。
窓・側・天・背 面

アクリル 透明
マグネット 帯電防止塩ビ 透明
パッキン式 アクリル 遮光
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明
アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明
パチン錠式
アクリル 遮光
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明

01-36001 T-1
01-36016 TO-5

予備棚板 レール付
天板

扉タイプ

底面

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アルミ複合板
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アルミ複合板価格￥ 83,000￥116,000￥108,000￥ 93,000￥ 83,000￥116,000￥108,000￥ 93,000￥ 5,500￥ 11,500

仕

型番

価格

￥ 98,000￥137,000￥127,000￥110,000￥104,000￥145,000￥135,000￥116,000￥ 98,000￥137,000￥127,000￥110,000￥104,000￥145,000￥135,000￥116,000

本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
足：ゴム足
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：20㎏
ア ク セ サリー：予備棚板､シリカゲル､パージ流量計､
ガス封入バルブ､温湿度計､天板

01-08001 MB-180
01-08002 MB-180N
01-08003 MB-180B
01-22001 MB-180A
01-08004 PB-180
01-08005 PB-180N
01-08006 PB-180B
01-22002 PB-180A

外 形 寸 法：W447×D525×H740㎜
有 効 内 寸：W407×D470×H680㎜
容
積：140ℓ
棚 板 寸 法：W403×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：3枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚

底面

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アルミ複合板
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アルミ複合板
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アルミ複合板
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アルミ複合板￥ 5,500￥ 11,500

外 形 寸 法：W537×D525×H825㎜
有 効 内 寸：W497×D470×H765㎜
容
積：180ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：2枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚

コードML-140型番

01-43001 MB-250
01-43002 MB-250N
01-43003 MB-250B
01-46001 MB-250A
01-43004 MB-250C
01-43005 MB-250CN
01-43006 MB-250CB
01-46002 MB-250CA
01-43007 PB-250
01-43008 PB-250N
01-43009 PB-250B
01-46003 PB-250A
01-43010 PB-250C
01-43011 PB-250CN
01-43012 PB-250CB
01-46004 PB-250CA

コード7

標準タイプ/中型様
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
足：ゴム足
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：16㎏
ア ク セ サリー：予備棚板､シリカゲル､温湿度計､天板
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

窓・側・天・背 面

01-09001 ML-140
01-09002 ML-140N
01-09003 ML-140B
01-09004 PL-140
01-09005 PL-140N
01-09006 PL-140B

アクリル 透明マグネット
帯電防止塩ビ 透明
パッキン式
アクリル 遮光
アクリル 透明
パチン錠式 帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光

01-36002 T-2
01-36017 TO-4

予備棚板 レール付
天板

底面

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光価格￥70,000￥98,000￥91,000￥70,000￥98,000￥91,000￥ 5,500￥10,400

ML-110110シリーズ

標準型デシケーター

標準タイプ/小型

特殊フレーム構造で高気密性を実現。シリカゲルで庫内の水分を吸着する標準タイプの小型デシケーターです。
扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性のパチン錠式からお選びいただけます。

仕

コードML-110

マグネットパッキン式 ゴム足MF-110110シリーズ

特注
可能

マグネットパッキン式 ゴム足

MF-90
90シリーズ

特注
可能

マグネットパッキン式 ゴム足

窓・側・天・背 面

アクリル 透明マグネット
帯電防止塩ビ 透明
パッキン式
アクリル 遮光
アクリル 透明
パチン錠式 帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光

01-36002 T-2
01-36017 TO-4

予備棚板 レール付
天板

仕

型番

扉タイプ

様

アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

窓・側・天・背 面

アクリル 透明マグネット
帯電防止塩ビ 透明
パッキン式
アクリル 遮光
アクリル 透明
パチン錠式 帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光

01-36003 T-3

予備棚板 レール付

扉タイプ

底面

価格

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光￥66,000￥95,000￥85,000￥66,000￥95,000￥85,000￥ 8,500

仕型番

価格￥63,000￥90,000￥82,000￥63,000￥90,000￥82,000

本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
足：ゴム足
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：14㎏
ア ク セ サリー：予備棚板､シリカゲル､温湿度計

01-11001 MF-110
01-11002 MF-110N
01-11003 MF-110B
01-11004 PF-110
01-11005 PF-110N
01-11006 PF-110B

外 形 寸 法：W447×D422×H580㎜
有 効 内 寸：W407×D367×H520㎜
容
積：90ℓ
棚 板 寸 法：W403×D357㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：2枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚

底面

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光￥ 5,500￥10,400

外 形 寸 法：W447×D422×H740㎜
有 効 内 寸：W407×D367×H680㎜
容
積：110ℓ
棚 板 寸 法：W403×D357㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：3枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚

コード

MF-90

扉タイプ

アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

01-10001 ML-110
01-10002 ML-110N
01-10003 ML-110B
01-10004 PL-110
01-10005 PL-110N
01-10006 PL-110B

コード

MF-110

型番様
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
足：ゴム足
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：12㎏
ア ク セ サリー：予備棚板､シリカゲル､温湿度計､
天板

Desiccators

外 形 寸 法：W447×D525×H580㎜
有 効 内 寸：W407×D470×H520㎜
容
積：110ℓ
棚 板 寸 法：W403×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：2枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚可能

デシケーター

特注様
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
足：ゴム足
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：10㎏
ア ク セ サリー：予備棚板、シリカゲル、温湿度計
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

窓・側・天・背 面

01-12001 MF-90
01-12002 MF-90N
01-12003 MF-90B
01-12004 PF-90
01-12005 PF-90N
01-12006 PF-90B

アクリル 透明マグネット
帯電防止塩ビ 透明
パッキン式
アクリル 遮光
アクリル 透明
パチン錠式 帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光

01-36003 T-3

予備棚板 レール付

底面

価格

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 遮光￥59,000￥86,000￥76,000￥59,000￥86,000￥76,000￥ 8,5008

MW-400C
400シリーズ

ワゴンデシケーター

標準タイプ/ワゴン型

搬送ワゴンとして使用するためにハンドルを取り付けたデシケーターです。
扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性の密閉ハンドル式からお選びいただけます。

仕特注

デシケーター

外 形 寸 法：W1104×D525×H1041㎜
有 効 内 寸：W1064×D470×H765㎜
容
積：400ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：6枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：2枚可能

様

Desiccators

本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
押手：SUS304 φ25
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
全 体 耐 荷 重：100㎏
本 体 重 量：40㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板､シリカゲル､温湿度計､天板
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

コード

MW-400C

マグネットパッキン式 キャスター

MW-300C
300シリーズ

特注
可能

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

底面

01-16001 MW-400C
01-16002 MW-400CN
01-16003 MW-400CB
01-45001 MW-400CA
01-16004 HW-400C
01-16005 HW-400CN
01-16006 HW-400CB
01-45002 HW-400CA

アクリル 透明アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
マグネット 帯電防止塩ビ 透明
パッキン式 アクリル 遮光アクリル 白アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板
アクリル 透明アクリル 白帯電防止塩ビ 透明
帯電防止塩ビ アイボリー
密閉ハンドル式 アクリル 遮光アクリル 白アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板

01-36001 T-1
01-36014 TO-11

予備棚板 レール付
天板

価格￥189,000￥274,000￥220,000￥213,000￥189,000￥274,000￥220,000￥213,000￥ 5,500￥ 16,100

仕
外 形 寸 法：W924×D525×H956㎜
有 効 内 寸：W884×D470×H680㎜
容
積：300ℓ
棚 板 寸 法：W403×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：6枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：2枚様
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
押手：SUS304 φ25
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
全 体 耐 荷 重：60㎏
全 体 重 量：34㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板､シリカゲル､温湿度計､天板
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

コード

MW-300C

マグネットパッキン式 キャスター

S-40

ステンレスシリーズ

窓・側・天・背 面

価格

01-36002 T-2
01-36015 TO-9

予備棚板 レール付
天板￥ 5,500￥ 15,000

ステンレスデシケーター

標準タイプ/ステンレス製/小型

耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。
省スペースな小型タイプで、多用途にご利用いただけます。

コード
ゴム足

底面

アクリル 透明アクリル 白￥178,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥252,000
マグネット 帯電防止塩ビ 透明
パッキン式 アクリル 遮光アクリル 白￥195,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥198,000
アクリル 透明アクリル 白￥178,000
帯電防止塩ビ 透明
帯電防止塩ビ アイボリー ￥252,000
密閉ハンドル式 アクリル 遮光アクリル 白￥195,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥198,000

有 効 内 寸：W310×D320×H420㎜
容
積：40ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 パ ッキ ン：ネオプレンゴム
本 体 材 質：SUS430
窓
材
質：アクリル 透明
棚 板 寸 法：W309×D304×H12㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×25穴
棚 板 間 隔：70㎜ピッチ

可能

9

扉タイプ

仕

特注

パチン錠式

型番

01-16007 MW-300C
01-16008 MW-300CN
01-16009 MW-300CB
01-45003 MW-300CA
01-16010 HW-300C
01-16011 HW-300CN
01-16012 HW-300CB
01-45004 HW-300CA

型番

様
棚 板 枚 数：2枚
棚 板 荷 重：20㎏ 等分布
シリカゲル容器：SUS430 1枚
全 体 耐 荷 重：40㎏
本 体 重 量：10㎏
ア ク セ サリー：予備棚板、シリカゲル、温湿度計※窓材質はガラス仕様もございます。
※但 し、ガラス仕様の場合は、温湿度計は取り付け出来ません。
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

外形寸法

価格

01-28002 S-40

W 364×D 338×H 465 ㎜￥85,000

01-36005 T-9

予備棚板￥ 8,000

MK-780CU 高機能除湿器付デシケーター（設定値10％RH～周囲湿度）

高機能除湿器タイプ/大型

除湿能力がパワーアップしました。設定値10％RH～周囲湿度の低湿度用です。フレームの特殊構造で高気密性を保ちます。扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性の密閉ハンドル式からお選びいただけます。

780シリーズ

高機能除湿器 DO-3000

デシケーターNEW 特注可能

Desiccators

詳細はP.23よりご確認ください。

除湿剤カートリッジ JZC-1

除湿剤（シリカゲル）を交換可能な構造にしました。
詳細はP.23よりご確認ください。

1104
30 537

525
490

86

230

750

1846

30

750

537

MK-780CU

マグネットパッキン式 キャスター

仕 様
外 形 寸 法：W1104×D525×H1846㎜
有 効 内 寸：W1064×D470×H1490㎜
容
積：780ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：8枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
湿度コントロール：強制対流式で庫内への吸排気バ
ルブを開-閉して制御
湿 度 設 定：10％RH～周囲湿度
湿 度 表 示：デシケーター内の湿度は緑
設定湿度は赤で表示
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏（吸湿剤の再生時）
電 気 容 量：AC100V 1.5A
消 費 電 力：100W
本 体 重 量：約68㎏
ア ク セ サリー：予備棚板､温湿度計
除湿器の詳細はP.23をご参照ください｡
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

コード

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

底面

価格

01-01101 MK-780CU
アクリル 透明アクリル 白￥366,000
01-01102 MK-780CNU
帯電防止塩ビ アイボリー ￥469,000
帯電防止塩ビ 透明
01-01103 MK-780CBU マグネット アクリル 遮光アクリル 白￥441,000
01-24101 MK-780CSU パッキン式 ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥518,000
01-44111 MK-780CAU￥396,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板
01-47101 MK-780CEU
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥391,000
01-01104 HK-780CU
アクリル 透明アクリル 白￥366,000
01-01105 HK-780CNU
帯電防止塩ビ アイボリー ￥469,000
帯電防止塩ビ 透明
01-01106 HK-780CBU 密閉アクリル 遮光
アクリル 白￥441,000
01-24102 HK-780CSU ハンドル式 ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥518,000
01-44112 HK-780CAU￥396,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板
01-47111 HK-780CEU
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥391,000
01-36001 T-1

予備棚板 レール付

￥

5,500

10

MK-360CU 高機能除湿器付デシケーター（設定値10％RH～周囲湿度）

高機能除湿器タイプ/大型

除湿能力がパワーアップしました。設定値10％RH～周囲湿度の低湿度用です。フレームの特殊構造で高気密性を保ちます。扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性のパチン錠式からお選びいただけます。

360シリーズ

高機能除湿器 DO-3000
デシケーターNEW 特注可能

Desiccators

詳細はP.23よりご確認ください。

除湿剤カートリッジ JZC-1

除湿剤（シリカゲル）を交換可能な構造にしました。
詳細はP.23よりご確認ください。

525
490

30
86

230

750

1846

750

537

MK-360CU

マグネットパッキン式 キャスター

仕 様
外 形 寸 法：W537×D525×H1846㎜
有 効 内 寸：W497×D470×H1490㎜
容
積：360ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：4枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
湿度コントロール：強制対流式で庫内への吸排気バ
ルブを開-閉して制御
湿 度 設 定：10％RH～周囲湿度
湿 度 表 示：デシケーター内の湿度は緑
設定湿度は赤で表示
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏（吸湿剤の再生時）
電 気 容 量：AC100V 1.5A
消 費 電 力：100W
本 体 重 量：約41㎏
ア ク セ サリー：予備棚板､温湿度計

01-03101 MK-360CU
アクリル 透明アクリル 白￥247,000
01-03102 MK-360CNU
帯電防止塩ビ アイボリー ￥305,000
帯電防止塩ビ 透明
01-03103 MK-360CBU マグネット アクリル 遮光アクリル 白￥290,000
01-26101 MK-360CSU パッキン式 ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥334,000

除湿器の詳細はP.23をご参照ください｡
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

01-36001 T-1

11

コード

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

底面

価格01-44121 MK-360CAU￥264,000
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板
01-47103 MK-360CEU
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥261,000
01-03104 PK-360CU
アクリル 透明アクリル 白￥247,000
01-03105 PK-360CNU
帯電防止塩ビ アイボリー ￥305,000
帯電防止塩ビ 透明
01-03106 PK-360CBU
アクリル 遮光
アクリル 白￥290,000
パチン錠式
01-26102 PK-360CSU
ステンレス複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 ステンレス複合板￥334,000
01-44122 PK-360CAU
アルミ複合板 ※窓：帯電防止塩ビ 透明 アルミ複合板￥264,000
01-47112 PK-360CEU
PET樹脂 透明
PET樹脂 白￥261,000
予備棚板 レール付

￥

5,500

MB-250CU 高機能除湿器付デシケーター（設定値10％RH～周囲湿度）

高機能除湿器タイプ/中型

除湿能力がパワーアップしました。設定値10％RH～周囲湿度の低湿度用です。
扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と高気密性のパチン錠式からお選びいただけます。

250シリーズ

高機能除湿器 DO-3000

デシケーターNEW 特注可能

Desiccators

詳細はP.23よりご確認ください。

除湿剤カートリッジ JZC-1

除湿剤（シリカゲル）を交換可能な構造にしました。
詳細はP.23よりご確認ください。

525
490

86 230

1346

1030

537

仕

MB-250CU

マグネットパッキン式 キャスター様

外 形 寸 法：W537×D525×H1280㎜：
W537×D525×H1346㎜
有 効 内 寸：W497×D470×H990㎜
容
積：250ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：4枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
湿度コントロール：強制対流式で庫内への吸排気バ
ルブを開-閉して制御
湿 度 設 定：10％RH～周囲湿度
湿 度 表 示：デシケーター内の湿度は緑
設定湿度は赤で表示
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
足/キャスター：ゴム足/ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏（吸湿材の再生時）
電 気 容 量：AC100V 1.5A
消 費 電 力：100W
本 体 重 量：約32㎏
ア ク セ サリー 予備棚板､温湿度計、天板
除湿器の詳細はP.23をご参照ください｡
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

コード

型番

扉タイプ・足01-41101 MB-250U
マグネット
01-41102 MB-250NU パッキン式
01-41103 MB-250BU ゴム足
01-41104 MB-250CU マグネット
01-41105 MB-250CNU パッキン式
01-41106 MB-250CBU キャスター
01-41107 PB-250U
01-41108 PB-250NU
01-41109 PB-250BU
01-41110 PB-250CU
01-41111 PB-250CNU
01-41112 PB-250CBU
01-36001 T-1
01-36016 TO-5

パチン錠式
ゴム足
パチン錠式
キャスター

窓・側・天・背 面

アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光
アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光
アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光
アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 遮光予備棚板 レール付
天板

底面

価格

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 白アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 白アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 白アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 白￥228,000￥267,000￥257,000￥234,000￥275,000￥265,000￥228,000￥267,000￥257,000￥234,000￥275,000￥265,000￥ 5,500￥ 11,50012

MK-780CM メンブレンドライヤーデシケーター

メンブレンドライヤータイプ/大型

圧縮空気を中空糸膜に通して除湿を行なうメンブレンドライヤーを搭載したタイプです。
強力な除湿性能で大容量の保管が可能です。

360・780シリーズ

メンブレンドライヤーユニットD-25

特注

デシケーター可能

Desiccators

詳細はP.23よりご確認ください。

■原理
圧縮エアーを中空糸膜装置に通すことにより、乾燥エアーを発生させる原理を応用しています。

■ 模式図

水分

外気圧縮

0.3〜0.85MPa

中空糸膜

庫内
乾燥エアー

MK-360CM※MK-360CMは仕 様が異なります。お問い合わせください。

仕 様
外 形 寸 法：W1104×D525×H1846㎜
有 効 内 寸：W1064×D470×H1490㎜
容
積：780ℓ
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：8枚
使 用 空 気：圧縮空気
ガ ス I N 側：φ6チューブ用ジョイント
入 口 空 気 圧 力：0.3〜0.85MPa
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：65㎏
エアドライヤー：ミストセパレータ・マイクロミストセパ
ユニット
レータ付 レギュレーター付
ア ク セ サリー：予備棚板､温湿度計
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

13

MK-780CM

コード

マグネットパッキン式 キャスター

扉タイプ

窓・側・天・背 面

底面

価格01-52001 MK-780CM マグネット
01-52002 MK-780CNM パッキン式
01-52011 HK-780CM 密閉01-52012 HK-780CNM ハンドル式

アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明
アクリル 透明
帯電防止塩ビ 透明

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー￥341,000￥445,000￥341,000￥445,000

01-52013 MK-360CM マグネット アクリル 透明
01-52014 MK-360CNM パッキン式 帯電防止塩ビ 透明
01-52015 PK-360CM
アクリル 透明パチン錠式
01-52016 PK-360CNM
帯電防止塩ビ 透明

アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー
アクリル 白帯電防止塩ビ アイボリー￥231,000￥300,000￥231,000￥300,000

01-36001 T-1

型番

予備棚板 レール付

￥

5,500

NC-780C
780シリーズ

ガス制御デシケーター

ガス置換タイプ/大型

庫内の空気を窒素やアルゴンなどの不活性ガスで置換できるデシケーターです。
ガス流量をタイマーで時間制御するため効率的です。
特注

仕デシケーター

可能

様形 寸 法：W1104×D525×H1846㎜
効 内 寸：W1064×D470×H1490㎜
積：780ℓ板 寸 法：W494×D460㎜
板 材 質：SUS430 φ20×36穴
板 間 隔：任意
板 枚 数：8枚
量
計：0〜5L/min 流量調整バルブ付
ス I N 側：φ6チューブ用ジョイント
イ マ ー：0〜30分 扉閉時の不活性ガス供給時間
不 活 性 ガ ス：扉/開時の供給OFF､閉時の供給
コ ント ロ ール ONの後、ONタイマー設定時間経過後OFF、OFFタイマー設定時間
経過後ONの繰り返し
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：68㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板、温湿度計※わずかな発塵があるため、クリーン仕様はお問い合
わせください。
※ガスは別途ご用意ください。
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

NC-360C

Desiccators

外
有
容
棚
棚
棚
棚
流
ガ
タ

NC-780C

マグネットパッキン式 キャスター

コード

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

01-50001 NC-780C
01-50002 NC-780CN

マグネット アクリル 透明
パッキン式 帯電防止塩ビ 透明

01-36001 T-1

予備棚板 レール付

底面

価格

アクリル 白￥350,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥470,000
￥

5,500

特注
可能

360シリーズ

仕様

形 寸 法：W537×D525×H1846㎜
効 内 寸：W497×D470×H1490㎜
積：360ℓ板 寸 法：W494×D460㎜
板 材 質：SUS430 φ20×36穴
板 間 隔：任意
板 枚 数：4枚
量
計：0〜5L/min 流量調整バルブ付
ス I N 側：φ6チューブ用ジョイント
イ マ ー：0〜30分 扉閉時の不活性ガス供給時間
不 活 性 ガ ス：扉/開時の供給OFF､閉時の供給
コ ント ロ ール ONの後、ONタイマー設定時間経過後OFF、OFFタイマー設定時間
経過後ONの繰り返し
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
全 体 耐 荷 重：120㎏
本 体 重 量：40㎏
ア ク セ サ リ ー：予備棚板、温湿度計
外
有
容
棚
棚
棚
棚
流
ガ
タ

※わずかな発塵があるため、クリーン仕様はお問い合
わせください。
※ガスは別途ご用意ください。
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

NC-360C

マグネットパッキン式 キャスター

コード

型番

扉タイプ

窓・側・天・背 面

01-50003 NC-360C
01-50004 NC-360CN

マグネット アクリル 透明
パッキン式 帯電防止塩ビ 透明

01-36001 T-1

予備棚板 レール付

底面

価格

アクリル 白￥210,000
帯電防止塩ビ アイボリー ￥286,000
￥

5,500

14

N-1804C
180×4シリーズ

ガス置換デシケーター

ガス置換タイプ/大型

庫内の空気を窒素やアルゴンなどの不活性ガスで置換できるデシケーターです。
各部屋が独立しており扉開閉時の影響を最小限に留めます。
特注

デシケーター可能

Desiccators

仕 様
有 効 内 寸：W497×D470×H765㎜×4室
容
積：180ℓ×4室
扉 タ イ プ：マグネットパッキン式
窓･側･天･背面：アクリル 透明
底面：アクリル 白
棚 板 寸 法：W494×D460㎜※シリカゲル容器各室1枚付
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：8枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：4枚
流量
計：0〜5L/min バルブ付×4個 独立配管
φ6チューブ用ジョイント付（CXタイプのみ）
ガス封入バルブ：接続口径 φ8×4個（CXタイプのみ）
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
N-1804CX マグネットパッキン式 キャスター
4室独立
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
コード
型番
外形寸法
価格
全 体 耐 荷 重：120㎏
01-51001 N-1804C
W1104×D525×H1856㎜￥300,000
本 体 重 量：80㎏
W1104×D525×H1856㎜（流量計付：4個）￥394,000
ア ク セ サ リ ー：予備棚板､温湿度計､レール付棚板 01-51002 N-1804CX
01-36001 T-1
予備棚板 レール付￥ 5,500
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

N-1802C

特注
可能

180×2シリーズ

仕 様
有 効 内 寸：W497×D470×H765㎜×2室
容
積：180ℓ×2室
扉 タ イ プ：マグネットパッキン式
窓･側･天･背面：アクリル 透明
底面：アクリル 白
棚 板 寸 法：W494×D460㎜
棚 板 材 質：SUS430 φ20×36穴
棚 板 間 隔：任意
棚 板 枚 数：4枚
棚 板 荷 重：12㎏ 等分布
シリカゲル容器：2枚
流量
計：0〜5L/min バルブ付×2個 独立配管
φ6チューブ用ジョイント付（CXタイプのみ）
ガス封入バルブ：接続口径 φ8×2個（CXタイプのみ）
キ ャ ス タ ー ：ナイロン φ65 ストッパー付
本 体 枠 材 質：アルミニウム アルマイト処理
コー ナ ー 材 質：ガラス繊維入り合成樹脂
N-1802C マグネットパッキン式 キャスター
架 台 材 質：アルミフレーム アルミ複合板
シルバー
コード
型番
外形寸法
全 体 耐 荷 重：120㎏
01-51003 N-1802C
W537×D525×H1856㎜
本 体 重 量：40㎏
W537×D525×H1856㎜（流量計付：2個）
ア ク セ サ リ ー：予備棚板､温湿度計､レール付棚板 01-51004 N-1802CX
01-36001 T-1
予備棚板 レール付
アクセサリーの詳細はP.20〜23をご参照ください。

15※シリカゲル容器各室1枚付

2室独立

価格

￥165,000￥216,000￥

5,500

V-48 /V-110 真空デシケーター

真空タイプ/大型

真空ポンプで減圧し、湿気と酸素を除去するデシケーターです。
乾燥保管、酸化防止はもちろん、真空乾燥・脱気・脱泡などの実験操作にも使用できます。

真空シリーズ

特注

535

400

デシケーター

可能

275
422

Desiccators

25

400
520

V-48
コ

ー ド

型

番

外形寸法
有効内寸
容

積

扉タイプ
本体材質
棚板寸法
棚板材質
棚板間隔
棚板枚数
棚板荷重
シリカゲル容器
パッキ ン
バ

ル ブ

減 圧

計

到達真空度
本体重量
価

格

コ

ー ド

01-29001
V-48

01-29006
V-110

W520×D422×H535㎜ W720×D617×H810㎜
W400×D275×H400㎜ W520×D400×H600㎜
48ℓ
110ℓ
パチン錠式
アクリル透明 25t
W395×D260×5t
W515×D360×5t
アクリル透明 φ10×12穴 アクリル透明 φ10×18穴
3段 固定式 90㎜ピッチ 4段 固定式 133㎜ピッチ
2枚
5kg 等分布1枚
シリコーンゴム φ8
吸排気 各1個 口径φ80〜-0.1MPa
約133Pa（1Torr）
約40kg
約80kg￥258,000￥680,000

予備棚板型番

01-36030
T-48

01-36034T-110

価￥3,500￥5,300

格

V-48

パチン錠式

V-110

パチン錠式

減圧計

特注製作事例

大型真空デシケーター（紫外線カット仕様

外寸：W1200×D700×H1102㎜）

大型真空デシケーター（外寸：W670×D717×H940㎜）

16

V-30

真空シリーズ

真空デシケーター

真空タイプ/中型・小型

真空ポンプで減圧し、湿気と酸素を除去するデシケーターです。
乾燥保管、酸化防止はもちろん、真空乾燥・脱気・脱泡などの実験操作にも使用できます。
特注

デシケーター可能500

88 88 88
60 30 81

235

パチン錠式

コード

60

565

Desiccators

V-12

95 30

仕 様
有 効 内 寸：W260×D235×H440㎜
容
積：30ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 30t
棚 板 寸 法：W257×D220×5t
棚 板 材 質：アクリル 透明 φ10×10穴
棚 板 間 隔：4段 固定式 88㎜ピッチ
棚 板 枚 数：3枚
棚 板 荷 重：5㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ
ル
ブ：吸排気 各1個 口径 φ8減圧
計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
本 体 重 量：32㎏

260
330

322

型番

外形寸法

価格

01-29002 V-30

W330×D322×H565㎜￥190,000

01-36031 T-30

予備棚板

￥

1,900

特注
可能

真空シリーズ

V-7

コード

型番

60 20 50

300
180
222

60

365

パチン錠式

110

100 20仕 様
有 効 内 寸：W260×D180×H260㎜
容
積：12ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 20t
棚 板 寸 法：W257×D170×5t
棚 板 材 質：アクリル 透明 φ10×8穴
棚 板 間 隔：2段 固定式 110㎜ピッチ
棚 板 枚 数：2枚
棚 板 荷 重：5㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ
ル
ブ：吸排気 各1個 口径 φ8減圧
計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
本 体 重 量：12㎏

260
310

外形寸法

価格

01-29003 V-12

W310×D222×H365㎜￥108,000

01-36032 T-12

予備棚板

￥

1,900

特注
可能

真空シリーズ

17

310
260

仕 様

310
260

パチン錠式

ゴム足

コード

型番

160
100

有 効 内 寸：W260×D260×H100㎜
容
積：7ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 20t
棚 板 寸 法：W257×D257×5t
棚 板 材 質：アクリル 透明 φ10×8穴
棚 板 間 隔：1段 固定式
棚 板 枚 数：1枚
棚 板 荷 重：5㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ
ル
ブ：吸排気 各1個 口径 φ8減圧
計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
本 体 重 量：9㎏

外形寸法

価格

01-29004 V-7

W310×D310×H160㎜￥95,000

01-36033 T-7

予備棚板￥ 1,900

VT-12

縦型真空デシケーター

真空タイプ/小型

蓋が上方向に開くタイプの真空デシケーターです。

真空シリーズ

特注
可能

様

260

有 効 内 寸：W260×D260×H180㎜
容
積：12ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 20t
棚 板 寸 法：W257×D257×5t
棚 板 材 質：アクリル φ10×8穴
棚 板 間 隔：1段固定式
棚 板 枚 数：1枚
棚 板 荷 重：5㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ
ル
ブ：吸排気 各1個 口径φ8減圧計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
本 体 重 量：10.5㎏

310

ゴム足

コード

型番

310

外形寸法

価格

01-29005 VT-12

W310×D310×H240㎜￥148,000

01-36033 T-7

予備棚板

￥

95 30
500
60

565
260
310

235
322

仕 様

仕

有 効 内 寸：W260×D180×H260㎜
容
積：12ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 20t
棚 板 寸 法：W257×D170×5t
棚 板 材 質：アクリル 透明 φ10×8穴
棚 板 間 隔：2段 固定式 110㎜ピッチ
棚 板 枚 数：2枚
棚 板 荷 重：5㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ ル ブ：吸排気 各1個 口径φ8減 圧 計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
コ ン セ ント：AC100V 15A 2コ口
コード 2P（E付）3m
本 体 重 量：13㎏
型番

特注
可能

88 88 88可能

60 30 81

100 20300

真空タイプ/中型・小型

特注

110
60 20 50

60

365

1,900

庫内にコンセントを設置し、電気が使用できる真空デシケーターです。

真空シリーズ

コード

180

240

パチン錠式

Desiccators

260

VC-12/VC-30 コンセント付真空デシケーター

180
222

デシケーター

仕

260
330

様

有 効 内 寸：W260×D235×H440㎜
容
積：30ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 30t
棚 板 寸 法：W257×D220×5t
棚 板 材 質：アクリル 透明 φ10×10穴
棚 板 間 隔：4段 固定式 88㎜ピッチ
棚 板 枚 数：3枚
棚 板 荷 重：5㎏ 等分布
シリカゲル容器：1枚
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ ル ブ：吸排気 各1個 口径φ8減 圧 計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
コ ン セ ント：AC100V 15A 2コ口
コード 2P（E付）3m
本 体 重 量：33㎏

パチン錠式

外形寸法

価格

コード

型番

パチン錠式

外形寸法

価格

01-30002 VC-12

Ｗ310×D222×H365㎜￥113,000

01-30001 VC-30

W310×D322×H565㎜￥195,000

01-36032 T-12

予備棚板

￥

01-36031 T-30

予備棚板

￥

■ コンセント付真空デシケーター使用例

1,900■ 撹拌・真空脱泡用デシケーター使用例
減圧計

試験液

スターラー

1,900

真空ゴム管
VT-8
逆流防止弁
GO-N
オイルミストトラップ
FDT-50真空ポンプ

コンセント
AC100V 15A 2コ口
コード2P（E付）3m

作業台
エアーシリンダー

撹拌機
撹拌シール
減圧計
減圧調整弁
吸引弁
エアーチューブ
制御弁
エアー調整弁

18

VD-12/VD-30 撹拌・真空脱泡用デシケーター

真空タイプ/中型・小型

デシケーター内に攪拌子を取り付けることで、攪拌機を使用した真空脱泡操作が可能です。
盲栓をすることで通常の真空デシケーターとしても使用できます。

真空シリーズ

特注

Desiccators

仕 様

コード

様

有 効 内 寸：W260×D235×H440㎜
容
積：30ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 30t
棚 板 間 隔：4段固定式 88㎜ピッチ
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ ル ブ：吸排気各1個 口径φ8減 圧 計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
ス タ ンド 棒：φ16×L400 Crメッキ
本 体 重 量：31㎏
オ プ シ ョン：棚板：W257×D220×5t
アクリル透明φ10×10穴

スタンド棒付 φ16

外形寸法

価格

コード

型番

スタンド棒付 φ16

外形寸法

価格

01-31002 VD-12

Ｗ310×D222×H365㎜￥152,000

01-31001 VD-30

W330×D322×H565㎜￥223,000

01-36032 T-12

予備棚板

￥

01-36031 T-30

予備棚板

￥

1,900

VS-45/VS-100 ステンレス真空デシケーター

耐久性・耐食性に優れたステンレス製の真空デシケーターです。

真空シリーズ

特注
可能

仕 様
有 効 内 寸：W292×D451×H302㎜
容積：45ℓ
本 体 材 質：SUS304
窓
材
質：アクリル 25t
パ ッ キ ン：シリコーンゴム（エッジ巻きタイプ）
バル
ブ：吸排気 各1個 口径φ8減圧計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
本 体 重 量：20㎏
コード

型番01-32001 VS-45

外形寸法

W440×D525×H430㎜

価格￥420,000

特注
可能

仕 様
有 効 内 寸：W310×D555×H442㎜
容
積：100ℓ本 体 材 質：SUS304
窓
材
質：アクリル 25t 補強付
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ
ル
ブ：吸排気 各1個 口径φ8減圧計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
本 体 重 量：50㎏
コード

型番01-32002 VS-100

19

260
330

仕

型番

88 88 88

500
60
235
322

260
310

有 効 内 寸：W260×D180×H260㎜
容
積：12ℓ
扉 タ イ プ：パチン錠式
本 体 材 質：アクリル 透明 20t
棚 板 間 隔：2段固定式 110㎜ピッチ
パ ッ キ ン：シリコーンゴム φ8
バ ル ブ：吸排気各1個 口径φ8減 圧 計：0〜-0.1MPa
到 達 真 空 度：約133Pa（1Torr）
ス タ ンド 棒：φ16×L400 Crメッキ
本 体 重 量：12㎏
オ プ シ ョン：棚板：W257×D170×5t
アクリル透明φ10×8穴60 30 81565

100 20300

110
60 20 50

60

180
222

可能

95 30

可能

365

デシケーター

特注

外形寸法

W500×D676×H550㎜

価格￥740,000

1,900

真空タイプ/ステンレス製/大型・中型

アクセサリー
棚板

棚板
デシケーター

Desiccators

コード

型番

材質：SUS430

外形寸法

コード

型番

外形寸法

価格

￥ 8,000

W309×D304×H12㎜

01-36005 T-9
材質：SUS430

レール付

スライドレール付棚板

コード

価格

￥5,500￥5,500￥8,500

W494×D460×H10㎜
W403×D460×H10㎜
W403×D357×H10㎜

01-36001 T-1
01-36002 T-2
01-36003 T-3

型番

外形寸法

トレー

価格

コード

天板（実験･記帳用テーブルに）

型番01-36006 ST-1 W463×D460×H25㎜ ￥18,500
01-36007 ST-2 W372×D460×H25㎜ ￥18,500

01-36008 ST-6
01-36009 ST-7

材質：SUS430
レール幅：30t

材質：SUS430
レール幅：25t

スライドレール付

外形寸法

価格

W480×D335㎜
W355×D445㎜￥9,900￥9,200

レール付

コード

型番

外形寸法

価格

01-36014 TO-11 W1104×D490㎜ ￥16,100
01-36015 TO-9 W924×D490㎜ ￥15,000
01-36016 TO-5 W537×D490㎜ ￥11,500
01-36017 TO-4 W447×D490㎜ ￥10,400
材質：メラミン合板 20t

温湿度計

クリーン蝶番

型番

外形寸法33-01020 CH-1

コード

W50×L65㎜

低発塵タイプ価格￥2,500コード

デジタル温湿度計

型番

外径01-36018 DM-42 φ68×H23㎜
アクリルブラケット付
最小目盛 2℃ 5%

価格￥4,500

コード

型番

外形寸法

価格

01-36039 CTH-230 W80×D21×H70㎜ お問い合わせください。
アクリルブラケット付
測定範囲：−10〜＋50℃／10〜90％RH、±2℃（それ以外）
測定精度：温度±1℃（0〜+40℃）
湿度±5％RH（25℃、40〜80％RH）、±8％RH（それ以外）

20

アクセサリー
陽圧安全器

ソケット

パージ流量計（モニター用）・ワンタッチジョイント付

デシケーター

Desiccators

ZL-062コード

価格￥25,000

01-36020 GF-11

5L/min±10％、ブラケット付、φ6チューブジョイン
ト2個付 N2用
コード

型番

価格

￥12,000

01-36019 SD-31
耐圧約30Pa

型番

コード

型番

価格

￥1,800

接続φ8、ニッケルメッキ￥1,000外形寸法

01-36025 FC-619 W19×L60㎜
クロームメッキ

RC1/4

コード

価格

型番

価格

￥3,20001-36023 BVL-06

コード

型番

価格

￥340
RC1/4

コード

型番

外形寸法

価格

￥4,00001-36027 L-1
材質：SUS304
入数：2個

01-36026 CC-83 W28×L45㎜
クロームメッキ

型番

壁取付金具（耐震用）

鍵付パチン錠（保安用）￥4,000コード

01-36021 ZL-062
L型 φ6チューブ用ジョイント

φ6チューブ用

ダブルロック（保安用）

型番

価格/2個

ガス封入バルブ

01-36024 GV-01

コード

コード

01-36022 SO-1
大・中型デシケーターには標準付属

ガス封入バルブ

21

型番

タッピングビス付

ドアロック（耐震用）

価格￥1,500

コード

型番

外形寸法

01-36029 BLL-45 W40×L45㎜
材質：SUS304

価格￥2,000※｢PUSH｣を押して外します。

アクセサリー
耐震マット・金具
デシケーター

敷くだけの簡単設置で震度7クラスの揺れにも対応するゲル状耐震マットです。前後・左右・上下どの方向の揺れにも対応します。適用温度-20℃〜75℃で、幅広い環境下で使用可能です。水洗いで粘着力が復活しますので、繰
り返し使用可能です。

Desiccators

入数

価格

01-53101 P-N30L

コード

型番

30×30×5t

外形寸法

4枚￥1,80001-53102 P-N40L

40×40×5t

4枚￥2,50001-53103 P-N50L

50×50×5t

4枚￥3,00001-53104 P-N2016L

20×20×5t

16枚￥2,600P-N40L■ 耐震マットを活用したBCPへのご提案
アンカー工事不要、無荷重タイプの差込型耐震金具（中・小重量設備向け）●床に穴を空けない地震対策●移設してもあと残り無し●取り付け時の騒音・ほこり無し

シリカゲル
PINK

（通常）

（吸湿）

150〜200℃

シリカゲルの目安使用量
1500

シリカゲル量BLUE

初期湿度60%を30〜40%に安全率10倍（高湿度域）

1000
500

安全率3倍（低湿度域）
100

200

加熱

400

500

600

700

デシケーター容量（ℓ）

再生法

ステンレスバットに入れて150〜200℃で加熱す
ると、検温用シリカゲルはピンク色から青色に変わり性能が回復します。

コード

300

型番

吸湿状態

検湿 用シリカゲル青は吸 湿するとピンク色に変
わり、吸湿効果が低下したことがわかります。その場合、新しいシリカゲルと取り替えるか、再生してください。

内容量

価格

01-53201 SA1G

小分け袋1g 5600個入￥18,500

01-53202 SA2G

小分け袋2g 3000個入￥13,800

01-53203 SA3G

小分け袋3g 2500個入￥14,500

01-53204 SA5G

小分け袋5g 2000個入￥15,600

01-53209 PQ3-5B

500gラミジップ袋 1袋入￥1,800

ラミジップ袋入り PQ3-5B

小分け袋入り SA

22アクセサリーデシケーター

メンブレンドライヤーユニット
圧縮空気だけで電源不要の除湿方式です。
強力な除湿能力を持つので、大容量の保管に最適です。
庫内をクリーンな状態で除湿します。
吸湿剤を再生する必要がないため、連続して庫内を除湿することができます。
お手持ちのデシケーターに接続してご使用いただけます。
仕様

Desiccators

圧力計

流

OUT

量
計

レギュレーター

メンブレンフィルター価格
お問い合わせください

マイクロミストセパレーター

型番

ミストセパレーター

コード01-34006 D-25

IN

供給調整バルブ外形
寸法：W410×D240×H220㎜
本体材
質：鋼板焼付塗装（グレー）
供 給 調 整 バ ル ブ：ニードルバルブ
接
続：φ6 チューブ用ワンタッチジョイント
入口
圧
力：0.3 〜 0.7MPa
入 口 空 気 温 度 範 囲：10 〜 50℃
流量：MAX25L/min（圧力 0.7MPa 温度 25℃時）
流量
計：ニードルバルブ付
ド ラ イ エ ア ー ユ ニ ッ ト：メンブレンフィルター、ミストセパレーター・
マイクロミストセパレーター、レギュレーター付本体
重量：約 5 ㎏

高機能除湿器 DEHUMER
強制対流式で高い除湿能力です。
扉の開閉の影響を受けにくく、多量の保管物にも対応できます。
70

庫内湿度の測定例

60

シリカゲルの目安使用量

湿度
︵％RH︶

デシケーターMK-780CU
容
積：780 L
設定湿度：15％RH

5040

初期湿度60％を30〜40％に安全率10倍（高湿度域）

周囲温度：約28℃
周囲湿度：約70%RH

30
20

安全率3倍（低湿度域

10
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
経過時間
（h）

仕

︵

様

コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト：W225×D54×H125㎜
除 湿 ユ ニ ッ ト：W260×D247×H113㎜
デシケーターの底面に取付
湿 度 コ ン ト ロ ー ル：強制対流式で庫内への吸排気バルブを開 - 閉して制御
湿度
設
定：10％〜周囲湿度
湿度
表
示：デシケーター内の湿度は緑、設定湿度は赤で表示
安
全装
置：バルブの過熱防止機構付
電気容量：AC100V 1.5A（吸湿剤の再生時）

コード

型番

価格
￥165,000

01-34013 DO-3000

除湿剤カートリッジ
カートリッジとシリカゲルのセットです。
デシケーターの底面より簡単に取り外すことができるため、除湿能力が低下し始めたらすぐに交換できます。

仕
外
本
内

形
体

容

寸
材

コード

01-32021 JZC-1

23

様法：W97×D57×H 約 93 ㎜
質：アルミフレーム アルマイト処理 無し
量：シリカゲル 約260g

型番

価格￥25,000︶%RH

特注製作事例

特注製作事例※特別仕様での製作を承ります

大型メンブレンドライヤー式デシケーター

ステンレス製で高気密性を重視したガス置換デシケーターです。

外寸：W2000×D500×H2190㎜ スライド式大型ステンレス製棚板6枚内蔵

デシケーター

ガス置換ステンレスデシケーター

Desiccators

大型6連式デシケーター
外寸：W1671×D1050×H1976㎜

両面扉（合計12枚）、遮光アクリル24

特注製作事例

特注製作事例※特別仕様での製作を承ります

デシケーター

パネルストッカー

内部を加湿することができる保管庫です。
前面扉が2重構造になっており結露を防ぐ仕様です。

棚板に超高分子ポリエチレンを使用することで塵埃の発生を防ぎます。
スライドレールにより棚板を出入れすることができます。

8"ウェハ保管用デシケーター

バッテリー式クリーンワゴン

外寸：W1720×D350×H900㎜（架台含む）
8"ウェハを保管するための大型デシケーターです。

上部にバッテリー式のクリーンモジュールユニットを搭載した搬送ワゴンです。（充電機能付きAC100V）

Desiccators

加湿保管庫

25

特注製作事例

特注製作事例※特別仕様での製作を承ります

カセット保管庫上部にクリーンモジュールユニットを搭載したパネルストッカーです。
庫内をクリーンに保つことができます。

超重量のガラスカセットケースを保管します。
クリーンモジュールユニット搭載で庫内をクリーンに保ちます。

デシケーター

パネルクリーンストッカー

Desiccators

大型真空デシケーター

大型真空デシケーター（ステンレス製）

大型真空デシケーター（アクリル製）

外寸：W400×D300×H400㎜
コンセントと熱電対用電流導入端子を設置した大型真空デシケーターです。

ステンレス製の超大型真空デシケーターです。前面は透明アクリルなので内部の状態を確認できます。

アクリル製の大型真空デシケーターです。架台はオリジナルのアルミフレームで製作しました。

26

TDC

超低湿度（1%RH以下）

ドライ・キャビシリーズ

NEW

NEW

TDC-160-HYP2

TDC-1300-HYP2

超高速除湿型・HYP

デシケーター

高速除湿型・DUS● 高信頼性・安定性のある超低湿度保持が可能です。
● ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。

● 使いやすい全面ドア（マグネットパッキン式）仕様です。

● 左右 2 扉式は中央支柱がないため、横長のものも出

Desiccators

出し入れが簡単です。

コ

ー

型
除

湿

装

ド

01-51434

01-51435

01-51436

01-51437

01-51438

01-51439

01-51440

番

TDC-500-HYP2

TDC-300-HYP2

TDC-160-HYP2

TDC-1300-HYP2

TDC-1400-HYP2

TDC-1300-DUS2

TDC-1400-DUS2

置

大型除湿装置１基

大型除湿装置2基

大型除湿装置外 形 寸 法（㎜） W880×D756×H988

W880×D499×H988

W440×D499×H988

W1200×D756×H1830

有 効 内 寸（㎜） W878×D650×H855

W878×D390×H855

W438×D390×H855

W1198×D650×H1620

291ℓ

145ℓ

有 効 内 容 量485ℓ

キャビネット材質

1261ℓ

スチール、粉体塗装、グレー

スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装

扉

スチール、
ガラス、マグネットパッキン、
ロック、取手付

AC100V（50/60Hz）

電 源･消 費 電 力

平均 12〜26W（MAX350W）

本 体 重 量（kg）

68

付

１基

属

52

品

価

平均 10〜17W（MAX180W）

平均 24〜52W（MAX350W）

平均 12〜26W（MAX350W）

220

210

26

棚板5枚、キー2、キャスター4（前輪ストッパー付）、
アース端子（アース線2m）、水平器

棚板3枚、キー2、アース線2ｍ

格

お問い合わせください

中〜高湿度用（50〜75%RH）
ウエット・キャビ

WET

ウエット・キャビシリーズ

NEW

NEW

WET-300-AHU2

WET-1400-AHU2● 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。

● 進化した高性能小型ドライユニットを単〜複数使用しており、高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現します。
● 常温、無音、無振動で長期連続運転が可能です。
● ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
● 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）仕様です。
● 左右 2 扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。
コード

01-51441

01-51442

01-51443

01-51444

01-51445

番

WET-500-AHU2

WET-300-AHU2

WET-160-AHU2

WET-1300-AHU2

WET-1400-AHU2

有 効 内 寸（㎜）W880×D745×H988
W878×D650×H855

W880×D488×H988
W878×D390×H855

W440×D488×H988
W438×D390×H855

有 効 内 容 量

485ℓ

291ℓ

145ℓ

型

除 湿・湿 度調 節
外 形 寸 法（㎜）

本

体

材

質

扉/湿

度

計

電源・消費電力
本体重量
（kg）
付
価

27

属

品
格

ドライユニット・デジタル湿度計自動調節式

乾燥剤吸湿システム

W1200×D745×H1830
W1198×D650×H1620

W1200×D745×H1830
W1198×D650×H1620
1261ℓ

スチール、粉体塗装、シルバーメタリック

スチール、粉体塗装、
グレー

スチール、
ガラス、マグネットパッキン（PVC）、
デジタル湿度計2、ロック、取手付

AC100V（50/60Hz）

0〜10.8W（MAX360W）

0〜7.2W（MAX240W）

0〜3.6W（MAX120W）

68

52

26

棚板3枚、キー2

0〜21.6W（MAX720W）

0〜21.6W（MAX720W）

220
棚板5枚、キー2、キャスター4個（前輪ストッパー付2）、水平器

お問い合わせくださいTDC

ドライ・キャビシリーズ

中湿度用（25〜50%RH）
NEW
デシケーター● 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もありません。
● 進化した高性能小型ドライユニットを単〜複数使用で高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現します。

● 常温、無音、無振動で長期連続運転が可能です。
● ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的で通常は交換不要です。
● ユニットの小型化により、庫内をフルに活用できます。
● 使いやすい全面ワイドドア（マグネットパッキン式）仕様です。
● 左右2扉式は中央支柱がないため、横長のものも出し入れが簡単です。

Desiccators

TDC-160-DX

NEW

NEW

TDC-500-DX

TDC-1300-DX

コ

ー

ド

01-51446
TDC-160-DX

01-51447
TDC-300-DX

01-51448
TDC-500-DX

外 形 寸 法（㎜）

W440×D448×H988

W880×D448×H988

W880×D705×H988

W1200×D705×H1830

有 効 内 寸（㎜）

W438×D390×H855

W878×D390×H855

W878×D650×H855

W1198×D650×H1620

有 効 内 容 量

145ℓ

291ℓ

485ℓ

型

番

除 湿･湿 度 調 節/ 湿

度本 体 重 量
（kg）
付
価

属

スチール、粉体塗装、グレー

計

電 源･消 費 電 力品

01-51450
TDC-1400-DX

ドライユニット・デジタルコントローラ

キ ャビ ネ ット 材 質
扉01-51449
TDC-1300-DX

W1200×D705×H1830
W1198×D650×H1620
1261ℓ

スチール製、
メタリックシルバー、
メラミン焼付塗装

スチール、ガラス、マグネットパッキン、
コントローラ付デジタル湿度計、ロック、取手付

AC100V（50/60Hz）

0〜3.6 W（MAX120W）

0〜7.2 W（MAX240W）

0〜10.8W（MAX360W）

0〜18W（MAX600W）

26

52

68

210
棚板5枚、キー2、キャスター4個（前輪ストッパー付）

棚板 3 枚、キー2

格

お問い合わせください※TDC-1300-DX、TDC-1400-DXの粉体塗装はオプションです。

28

特注デシケーター お問い合わせフォーム
FAX送信方向□ お問い合わせ□ お見積ご依頼【貴社名】【所属部署】【お名前・ふりがな】【E-mail】

【TEL】

【FAX】

□ カタログご請求

月

日

@

【ご住所】 〒を入れ、その他は○で囲んでください。
（

□には
設置場所

□ 一般環境

外形寸法

Ｗ
（

） Ｄ
（

） Ｈ
（

）

一室間口

Ｗ
（

） Ｄ
（

） Ｈ
（

）

扉仕様・枚数□ 前面

扉タイプ□ マグネットパッキン □ ネオプレンスポンジパッキン □ パチン錠

扉構造

□ 片開き □ 観音開き □ 両面開き □ その他：
（

板材質／色

□ クリーンルーム内

□ 前後面

□ 1枚

(クラス：

□ ２枚

）
			

□ ３枚

□ ４枚

□ その他：（）□ 密閉ハンドル）□ アクリル／透明・遮光・その他

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ 帯電防止塩ビ／透明・遮光・その他

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ アルミ複合板／シルバー・ホワイト・その他

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ ステンレス複合板

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ ＰＥＴ樹脂／透明・その他

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ 帯電防止ＰＥＴ樹脂／透明・その他

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ サンバレックス／黄色透明・その他

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

□ その他：

□窓

□ 側面

□ 天面

□ 背面

□ 底面

架台

□有

□無

アジャスター□有□無アンカー固定□有□ 無 （径・材質等：

キャスター

□有

□無

（径・材質等：

）

ゴム足

□有

□無

（径・材質等：）

転倒・地震対策

□有

□無

枚数（

）枚

棚板

）
には数値などをご記入ください。

耐荷重（標準＝１２kg・特注＝（材質（ＳＵＳ４３０・その他：
（

）
）

ストッパー

）
□有

□無

）
kg）
形状
（標準・スライドレール式・その他：（））

バルブ用ソケット

□有

□無

数＝

□ 右側面

□ 左側面

□ 背面

□ その他：（）

ガス封入バルブ

□有

□無

数＝

□ 右側面

□ 左側面

□ 背面

□ その他：（）

パージ流量計

□有

□無

数＝

□ 右側面

□ 左側面

□ 背面

□ その他：
（

）

温湿度計

□有

□無

数＝

□ 右側面

□ 左側面

□ 背面

□ その他：
（

）

湿度管理

□有

□無

およそ

％ （±

％）

温度管理

□有

□無

およそ

度 （±

度）

□ クリーンモジュールユニット （

付属機能

□ 除湿器

搬入口寸法

（

現地工事

□有

□ 温風機

□その他：
（
）


）
台 メーカー・型番
（

・

）

）
搬入方法
（エレベーター・手運び・その他：
（

））

□無
●略図・イメージ図等（ワーク（内容物）寸法、設置位置、
レイアウト等）

特記事項

072-806-7801

FAX送信先：E-mail：info@s-shin-ei.co.jp

クリーン・研究用設備機器カタログ

デシケーター
2021年 9月 発行

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

ISO9001：2015・JISQ9001：2015
ISO14001：2015・JISQ14001：2015の認証を取得しています。

https://www.s-shin-ei.co.jp

本社 〒574-0057 大阪府大東市新田西町1番10号

TEL（072）806-7800 FAX（072）806-7801

関東営業所 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4番3号 TEL（048）747-7300 FAX（048）747-7880
URL : https://www.s-shin-ei.co.jp／E-mail : info@s-shin-ei.co.jp
製品改良のため、予告なく写真・仕様が変わることがあります。あらかじめご了承お願いします。

営業品目■ デシケーター□ プラスチックデシケーター□ ステンレスデシケーター□ ガス置換デシケーター□ 真空デシケーター□ 高機能除湿ユニット□ メンブレンドライヤーユニット□ シリカゲル■ クリーン設備関連機器□ クリーンブース／クリーンベンチ□ クリーンモジュールユニット□ クリーンルーム掃除機□ パーティクルカウンター□ 静電気対策商品□ 精密空調装置□ クリーンルーム設備□ レチクル保管庫□ バッテリー式クリーンワゴン□ ステンレス製品■ 理化学研究機器□ グローブボックス□ ガス置換グローブボックス□ 真空グローブボックス□ アイソレーター□ ドラフトチャンバー□ 排気フード□ 実験器具保管庫□ カート／ワゴン□ 実験台／シェルフ□ 実験器具洗浄器・乾燥器

SHIN-EI SANGYO CO.,LTD● 詳細については担当者または下記までお問い合わせください。

本社〒574-0057 大阪府大東市新田西町1番10号
TEL
（072）
806-7800 FAX（072）
806-7801

関東営業所〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4番3号
TEL
（048）
747-7300 FAX（048）
747-7880

E-mail : info@s-shin-ei.co.jp
U R L : https://www.s-shin-ei.co.jp
202109