CSPシリーズ

熱電温度変換器、抵抗温度変換器、絶縁変換器（アイソレータ）
ディストリビュータ、PT変換器、CT変換器
CSPシリーズは、小形、軽量、高精度の変換器で、熱電温度変換器、抵抗温度変換器や、絶縁変換器（アイソレータ）など9機種を揃えています。
各種センサ出力の計装信号への変換や絶縁に最適です。

■特 長
●コンパク
トサイズ
（変換器部 H84×W22×D70mm）。
軽量（約130〜150g）● 密着取付が可能で、省スペース化が図れる。
● 本体部と端子部はプラグイン式で取外しが簡単。
● DINレール取付と壁面取付の両方に対応。
● 定格電源電圧は100−240V AC 50/60Hz、許容電源電圧変動は定格電源電圧の90〜110%のフリー電源。
絶縁変換器（アイソレータ）の場合

■機種一覧
機種

熱電温度変換器

抵抗温度変換器形式

CSP-THSCSP-RTSCSP-DS

CSP-DSW

CSP-DB

CSP-DBZ

外観

精度定格±0.2％ fs±0.1％ fs±0.1％ fs

±0.1％ fs

−

応答時間

25ms

25ms

25ms

25ms

入力信号

Ｋ熱電対
Ｒ熱電対
Ｔ熱電対

出力信号

4〜20mA DC

アイソレー
ション

入力−出力−電源端子間相互備

ポテンショメータ
絶縁変換器
2出力絶縁絶縁ディストリビュータ
ディストリビュータ
変換器（アイソレータ） 変換器（アイソレータ）

PT変換器

CT変換器

CSP-MS

CSP-PTECSP-CTE±0.1％ fs

±0.1％ fs

±0.2％ fs

±0.2％ fs

−25ms

25ms

500ms

500ms

Pt100
4〜20mA DC 4〜20mA DC（3線式） （入力抵抗50Ω）（入力抵抗50Ω）−−−

4〜20mA DC

4〜20mA DC

4〜20mA DC

1〜5V DC
4〜20mA DC

4〜20mA DC

4〜20mA DC

4〜20mA DC

4〜20mA DC

入力−出力−電源端子間相互入力−出力−電源端子間相互入力−第１出力−第２出力−電源端子間相互入出力−電源端子間

入力−出力−電源端子間相互入力−出力−電源端子間相互入力−出力−電源端子間相互入力−出力−電源端子
間相互第１出力の許容負荷抵抗
750Ω
第２出力の許容負荷抵抗350Ω

2線式伝送器と 2線式伝送器と スパン調整範組合せて使用
組合せて使用囲は定格入力の50〜100%
ゼロ調整範囲は定格入力の0〜50%

真の実効値
変換器

真の実効値
変換器

基準接点補償 測定電流2mA
バーンアウト考 （上限振切れ）−

0〜100V AC
0〜5A AC（入力抵抗約1MΩ）（入力抵抗約0.0068Ω）

PS-83-4

■熱電温度変換器
形式：CSP-THS■抵抗温度変換器
形式：CSP-ＲＴＳ

本器は、JIS準拠の熱電対と組合せて使用できる小形プラグイン式の温度信号変換器です。
リニアライザ、基準接点補償回路、バーンアウト回路を標準装備し、アイソレータ内蔵など、温度測定に必要な機能を備えています。

本器は、測温抵抗体と組合せて使用できる小形プラグイン式の温度信号変換器です。
リニアライザおよびバーンアウト回路を標準装備しており、導線抵抗の影響を受けにくい回路方式を採用するなど、温度計測に必要な機能を備えています。

■特■特長●周囲温度の影響を補償する電子式基準接点回路を標準装備。
●センサ断線を検知するバーンアウト回路を標準装備。
●センサの非直線性を補正するリニアライザ内蔵。
●高感度アンプ採用で低レンジの温度測定に対応可能。

■形式

長●導線の長さ、太さの影響少ない回路方式を採用。
●センサ断線を検知するバーンアウト回路を装備。
●センサの非直線性を補正するリニアライザ内蔵。

■形式

ＣＳＰ-ＲＴＳ-Ｆ□ □Ａ-Ａ□

ＣＳＰ-ＴＨＳ- □ □ □Ａ-Ａ□
入力信号
Ｋ：Ｋ熱電対
Ｔ：Ｔ熱電対
熱電対別
Ｒ：Ｒ熱電対製作可能範囲ＫＴＲ
温度範囲○○
10：0〜200℃○○
12：0〜300℃○
13：0〜400℃○○
17：0〜1000℃
出力信号
Ａ：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
定格電源電圧Ａ：100−240V AC
試験成績書
X：なし
T：付き

■仕様

（23℃にて）精度 ：±0.2%fs（最終値の90%に達する時間）
応 答 時 間 ：25ms
許 容 負 荷 ：出力端子15V以下。
（15回転トリマ）
ゼロ・スパン調整 ：±10%fs（R熱電対は±1℃以下）
基準接点補償精度 ：±0.5℃以下
10〜40℃の範囲内でアイソレーション：入力−出力−電源端子間相互
絶 縁 抵 抗 ：100MΩ以上 500V DCメガーにて入力−出力−電源端子間相互耐電圧 ：3000V AC 1分間 電源・入力／出力端子間
2000V AC 1分間 入力・出力端子間
消 費 電 力：最大約4.4VA
電源電圧の影響 ：±0.1%f.s. 定格電圧内90%RH以下（結露なきこと）
使用温湿度範囲 ：−5〜＋55℃、±0.15%fs
周囲温度の影響 ：10℃の温度変化に対して、
外 形 寸 法 ：H84×W23×D106.5mm※外形寸法図は6ページ
質量 ：約130g付 属 機 能 ：基準点補償…−5〜＋55℃
リニアライザ（R熱電対のリニアライズ処理は30〜100%f.s.の範囲になります。）
バーンアウト（上方振切）10秒以内
端 子 配 列：

No.
記 号
内 容
1 ＩＮＰＵＴ＋
入力信号
4 ＩＮＰＵＴ−
5ＣＪＣ
基準接点温度補償
8ＮＣ
空端子
9 ＯＵＴＰＵＴ ＋
出力信号
12 ＯＵＴＰＵＴ −13 ＰＯＷＥＲ U（＋）
電 源
14 ＰＯＷＥＲ V（ー）PS-83-4

測定温度範囲
10：0〜50℃
11：0〜100℃
12：0〜150℃
13：0〜200℃
14：−20〜80℃
16：−50〜100℃
出力信号
Ａ：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
定格電源電圧Ａ：100−240V AC
試験成績書
X：なし
T：付き

■仕様ｓ（23℃にて）
精度 ：±0.1％ｆ
応 答 時 間 ：25ms（最終値の90%に達する時間）
入力 ：Pt100Ω３線式（スパン50℃以上）
許容導線抵抗１線当り1００Ω以下
２線式は、
要ゼロ調整
測定電流2mA
許 容 負 荷 ：出力端子間の電圧降下15V以下
ゼロ・スパン調整 ：±10%fs（15回転トリマ）
アイソレーション ：入力−出力−電源端子間相互
絶 縁 抵 抗 ：100MΩ以上 500V DCメガ−にて入力−出力−電源端子間相互耐電圧 ：3000V AC 1分間 電源・入力／出力端子間
2000V AC 1分間 入力・出力端子間

消 費 電 力 ：最大約4.5VA
電源電圧の影響 ：±0.1%fs 定格電圧内90%RH以下（結露なきこと）
使用温湿度範囲 ：−5〜＋55℃、±0.15%fs
周囲温度の影響 ：10℃の温度変化に対して、
外 形 寸 法 ：H84×W23×D106.5mm※外形寸法図は6ページ
質量 ：約130g
バーンアウト（上方振切）付 属 機 能 ：リニアライザ、
端 子 配 列：
記 号
内 容
No.
1 ＩＮＰＵＴＡ
4 ＩＮＰＵＴＢ
5 ＩＮＰＵＴＢ
8ＮＣ
9 ＯＵＴＰＵＴ ＋
12 ＯＵＴＰＵＴ −13 ＰＯＷＥＲ U（＋）
14 ＰＯＷＥＲ V（ー）

入力信号
空端子
出力信号
電源

■絶縁変換器(アイソレータ)
形式：CSP-ＤＳ■2出力絶縁変換器(アイソレータ)
形式：CSP-ＤＳＷ

本器は、入力−出力−電源間を相互に絶縁する、小形プラグイン式のアイソレータです。他の回路から絶縁し、ノイズ対策に威力を発揮します。

本器は、入力−出力−電源間を相互に絶縁した出力を２点持った、小形プラグイン式のアイソレータです。他の回路から絶縁し、ノイズ対策に威力を発揮します。

■特■特長長●入力−出力間は耐圧2000VAC、電源−入／出力間は耐圧3000VAC。
●高精度±0.1%、応答時間25ms。

●既設ループとコンピュータの両方へ信号出力可能。
●入力−出力間は耐圧2000VAC、電源−入／出力間は耐圧3000VAC。
●高精度：±0.1%ｆｓ 応答時間：25ms。

■形■形式

式

ＣＳＰ-ＤＳＷ-36ＡＡ-Ａ□

ＣＳＰ-ＤＳ- 3 6Ａ-Ａ□

入力信号
36：4〜20mA DC（入力抵抗50Ω）
第1出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
第2出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗350Ω以下）
定格電源電圧A：100−240V AC
試験成績書
X：なし
T：付き

入力信号
36：4〜20mA DC（入力抵抗50Ω）
出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
定格電源電圧A：100−240V AC
試験成績書
X：なし
T：付き

■仕様

精度
応 答 時 間許 容 負 荷ゼロ・スパン調整
アイソレーション
絶 縁 抵 抗耐電■仕ゼロ・スパン調整
アイソレーション
絶 縁 抵 抗圧

消 費 電 力
電源電圧の影響
使用温湿度範囲
周囲温度の影響
外 形 寸 法質量
端 子 配 列様精度
応 答 時 間許 容 負 荷耐No.
記 号
1 ＩＮＰＵＴ＋
4 ＩＮＰＵＴ−
5ＮＣ
8ＮＣ
9 ＯＵＴＰＵＴ ＋
12 ＯＵＴＰＵＴ −13 ＰＯＷＥＲ U（＋）
14 ＰＯＷＥＲ V（−）

圧

消 費 電 力
電源電圧の影響
使用温湿度範囲
周囲温度の影響
外 形 寸 法内 容質
量
端 子 配 列

入力信号
空端子
空端子
出力信号
電電源!

No.
記 号内 容
1 ＩＮＰＵＴ＋入力信号
2 No.2 ＯＵＴＰＵＴ ＋ 第2出力信号
3 ＩＮＰＵＴ−
入力信号
4空端子
ＮＣ
5 No.2 ＯＵＴＰＵＴ − 第2出力信号
6空端子
ＮＣ
7 No.1 ＯＵＴＰＵＴ ＋ 第1出力信号
8空端子
ＮＣ
9 No.1 ＯＵＴＰＵＴ − 第1出力信号10 ＰＯＷＥＲ U（＋）
電 源
11 ＰＯＷＥＲ V（−）

PS-83-4

■ディストリビュータ
形式：CSP-DB■絶縁ディストリビュータ
形式：CSP-DBZ

本器は、2線式伝送器と組み合わせて使用できる小形プラグイン式ディストリビュータです。
フィールドの伝送器に24VDCの電源を供給し、伝送器が発信する4〜20mA DC信号を、監視・制御機器への入力に適した信号に変換するものです。

本器は、2線式伝送器と組み合わせて使用できる小形プラグイン式ディストリビュータです。
フィールドの伝送器に24VDCの電源を供給し、伝送器が発信する4〜20mA DC信号を、監視・制御機器への入力に適した信号に変換するものです。なお入出力信号間を絶縁するアイソレータを内蔵しています。

■特長■特●出力端子を2組持っています。

長●入力・出力間は2000V AC、電源・入／出力間は3000V AC。
●高精度±0.1%、応答時間は25ms■形式■形

ＣＳＰ-ＤＢ-ＡＡ-Ｃ□
定格電源電圧A：100−240V AC
トランスミッタ電圧
A：24V ±1V（25mA）
出力信号
C：1〜5V DC/4〜20mA DC（⑦-⑨端子間）（②-⑤端子間）
試験成績書
X：なし
T：付き

■仕定格電源電圧
A：100−240V AC
トランスミッタ電圧
A：24V ±1V（25mA）
出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
試験成績書
X：なし
T：付き様
■仕許 容 負 荷：伝送器の仕様によるトランスミッタ電圧：24V ±1V 最大25mA
負荷変動の影響：出力電圧の変動は2%以下
絶 縁 抵 抗：入出力−電源端子間相互
100MΩ以上 500V DCメガ−にて
耐
電圧：2000VAC １分間
入出力−電源端子間
消 費 電 力：最大約5.0VA
90%RH以下（結露なきこと）
使用温湿度範囲：−5〜＋55℃、
外 形 寸 法：H84×W29.5×D106.5mm※外形寸法図は6ページ
質量：約150g
端 子 配 列：
No.
記 号
内 容
1 Ｔｒａｎｓｍｉ
伝送器
ｔ
ｔｅｒ ＋
2 ＯＵＴＰＵＴ-2 ＋出力信号-2
伝送器
3 Ｔｒａｎｓｍｉ
ｔ
ｔｅｒ −
4空端子
ＮＣ
5 ＯＵＴＰＵＴ-2 −出力信号-26空端子
ＮＣ
7 ＯＵＴＰＵＴ-1 ＋出力信号-1
8空端子
ＮＣ
9 ＯＵＴＰＵＴ-1 −出力信号-1
10 ＰＯＷＥＲ U（＋）
電源11 ＰＯＷＥＲ V（ー）PS-83-4

式

ＣＳＰ-ＤＢＺ-ＡＡ-Ａ□様ｓ（23℃にて）
精度：±0.1％ｆ
応 答 時 間：25ms（最終値の90%に達する時間）
許 容 負 荷：出力端子間の電圧降下15V以下
ゼロ・スパン調整：±10%fs（15回転トリマ）
出 力リップ ル：0.25%（p-p）fs以下
トランスミッタ電圧：24V ±1V 最大25mA
アイソレーション：入力−出力−電源端子間相互
500V DCメガ−にて
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上、入力−出力−電源端子間相互耐電圧：3000V AC 1分間 電源・入力／出力端子間
2000V AC 1分間 入力・出力端子間
消 費 電 力：最大約5.4VA
電源電圧の影響：±0.1%fs定格電圧内90%RH以下（結露なきこと）
使用温湿度範囲：−5〜＋55℃、±0.15%fs
周囲温度の影響：10℃の温度変化に対して、
外 形 寸 法：H84×W29.5×D106.5mm※外形寸法図は6ページ
質量：約150g
端 子 配 列：No.
内 容記 号
1 Ｔｒａｎｓｍｉ
伝送器
ｔｔｅｒ ＋
2空端子
ＮＣ
伝送器
3 Ｔｒａｎｓｍｉ
ｔｔｅｒ −
4空端子
ＮＣ
5空端子
ＮＣ
6空端子
ＮＣ
7 ＯＵＴＰＵＴ ＋
出力信号
8空端子
ＮＣ
9 ＯＵＴＰＵＴ −出力信号10 ＰＯＷＥＲ U（＋）
電源
11 ＰＯＷＥＲ V（ー）"

■ポテンショメータ変換器
形式：CＳＰ-ＭＳ■PT変換器
CT変換器

本器は、ポテンショメータの抵抗値で取り出される回転角や、直線移動量などを、電流または電圧信号に変換する小形プラグイン式の信号変換器です。計測制御機器の入力信号として広く御活用いただけます。

本器は、受変電設備、動力回路などに配置されたPT（VT）またはCTの2次側出力を計装信号に変換するもので、真の実効値回路を採用し、ひずみ波に高い信頼性を発揮します。

■特■PT変換器形式

長ＣＳＰ-ＰＴＥ-55Ａ-Ａ□●ゼロとスパンの調整幅が広く，干渉をほとんどしません。
●高精度±0.1%、応答時間は25ms。

■形

形式：CSP-PTE
形式：CSP-CTE

入力信号55：0〜100V AC（入力抵抗約1MΩ）
出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
定格電源電圧 A：100−240V AC
試験成績書
X：なし T：付き式

ＣＳＰ-ＭＳ- □ □Ａ-Ａ□
定格入力
30：50〜500Ωfs
31：501Ω〜10kΩfs
出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
定格電源電圧A：100−240V AC
試験成績書
X：なし
T：付き■仕■CT変換器形式
ＣＳＰ-ＣＴＥ-25Ａ-Ａ□
入力信号
25：0〜5A AC（入力抵抗約0.0068Ω）
出力信号
A：4〜20mA DC（許容負荷抵抗750Ω以下）
定格電源電圧 A：100−240V AC
試験成績書
X：なし T：付き様■仕ｓ（23℃にて）精度：±0.1％ｆ
応 答 時 間：25ms（最終値の90%に達する時間）
許 容 負 荷：電圧降下15V以下
スパン調整範囲：定格入力の50〜100%（25回転トリマ）
ゼ ロ 調 整 範 囲：定格入力の0〜50％（25回転トリマ）
アイソレーション：入力−出力−電源端子間相互
500V DCメガ−にて
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上、入力−出力−電源端子間相互耐電圧：2000V AC １分間
入力−出力−電源端子間相互消 費 電 力：最大約4.4VA
電源電圧の影響：±0.1%fs 定格電圧内90%RH以下（結露なきこと）
使用温湿度範囲：−5〜＋55℃、±0.15%fs
周囲温度の影響：10℃の温度変化に対して、
外 形 寸 法：H84×W23×D106.5mm※外形寸法図は6ページ
質量：約130g
端 子 配 列：No.
記 号
内 容1Ｈ4Ｓ
入力信号
5Ｌ8ＮＣ
空端子9 ＯＵＴＰＵＴ ＋
出力信号
12 ＯＵＴＰＵＴ −13 ＰＯＷＥＲ U（＋）
電 源
14 ＰＯＷＥＲ V（ー）

様（共通）

ｓ
（23℃にて）精度：±0.2％ｆ
応 答 時 間：500ms（最終値の90%に達する時間）
許 容 負 荷：出力端子間の電圧降下15V以下
ゼロ・スパン調整：±5%fs（1回転トリマ）
出 力リップ ル：0.25%（p-p）fs以下
入 力 条 件：定格周波数20〜500Hz
波形・周波数成分 20Hz〜20kHz
90%RH以下（結露なきこと）
使用温湿度範囲：−5〜＋55℃、±0.15%fs
周囲温度の影響：10℃の温度変化に対して、
アイソレーション：入力−出力−電源端子間相互
絶 縁 抵 抗：100MΩ以上 500V DCメガ−にて入力−出力−電源端子間相互耐電圧：2000V AC １分間
入力−出力−電源端子間相互消 費 電 力：最大約4.5VA
電源電圧の影響：±0.1%fs 定格電圧内外 形 寸 法：H100×W29.5×D106.5mm ＊PT変換器はH84※外形寸法図は6ページ
質量：約150g
プ ロ テ ク タ：標準装備（CT変換器のみ）
端 子 配 列：
No.
内 容
記 号
1 ＩＮＰＵＴ
〜
入力信号
入力
2空端子
ＮＣ
接続入力信号
3〜
ＩＮ
ＰＵＴ
端子
4空端子
︵ＮＣＣ
Ｔ
5
空端子
ＮＣ
変6空端子
換
ＮＣ器
7 ＯＵＴＰＵＴ ＋の出力信号み︶
空端子
8ＮＣ
9 ＯＵＴＰＵＴ −出力信号10 ＰＯＷＥＲ U（＋）
電源
11 ＰＯＷＥＲ V（ー）#PS-83-4■外形寸法●熱電温度変換器
CSP-THS

（取付穴寸法図）

59±0.32-M3またはM4
またはφ4.515±0.2（取付穴寸法図）
2-M3またはM4またはφ4.559±0.3●抵抗温度変換器
CSP-RTS●絶縁変換器（1入力）
CSP-DS●ポテンショメータ変換器
CSP-MS

15±0.2●2出力絶縁変換器
CSP-DSW●ディストリビュータ
CSP-DB●絶縁ディストリビュータ
CSP-DBZ●PT変換器CSP-PTE（取付穴寸法図）

59±0.32-M3またはM4
またはφ4.522±0.2●CT変換器CSP-CTE（取付穴寸法図）

59±0.32-M3またはM4
またはφ4.522±0.2

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PS-83-4

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮

千東立
横厚静葉
京川浜
木岡

安全に関するご注意
広 島
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 阪
大 津
姫 路
岡 山

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2020年3月現在のものです。

6

発行2020.3

2,.
初版2003.11