ADDO

F2008

Universal Information Terminal

Edition: 1.3.1.b4-a

ユーザーズマニュアル

A
7D7905aご注意１． この取扱説明書が説明している装置のソフトウェアおよびこの取扱説明書の著作権は、
アドー・ジャパン株式会社にあります。
２． この取扱説明書が説明している装置のソフトウェアおよびこの取扱説明書の一部又は全部を無断で使用、複製する事はできません。
３． この取扱説明書が説明している装置のハードウェアの仕様、ソフトウェアの仕様、およびこの取扱説明書に記載されている事柄は、将来予告無しに変更する事があります。

この装置は、第一種情報装置(商工業地域において使用されるべき情報装置)で商工業地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)基準に準拠しております。
従って、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビジョン
受信機等に受信障害を与える事があります。
取り扱い説明書に従って、正しい取り扱いをして下さい。

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions.
(1) This device may not cause harmful interference, and(2) This device must accept any interference received, includinginterference that may cause undesired operation.

RFI Emission:
EN 61000-6-4: 2001 Class A
EN 61000-3-2: 2000 Class A
IEC 61000-3-3: 1995+A1: 2001
Immunity:
EN 50130-4: 1995+A1: 1998

E257562 Listed

7D7905a

目
概

次

要

............................................…………………………....….

1

初 期 設 定............................................…………………………........

2

１ Login ページ.............................................……………………….

２ SYSETEM 設定ページ

3………………………………………….

4

2.1

System Setting ……………………………………….……….

4

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Host ID: …..………………………………………………………
Host Name: ………………………………………………………
Domain Name: .………………………………………………….
Model Number: ………………………………………………….
Firmware Version: ………………………………………………
Ethernet: …………………………………………………………
Up time: ………………………………………………………….

4

2.1.8 Time: ……………………………………………………………..
2.1.8’ Time Setup ……………………………………………………
2.1.8’.1 Sync. with Time Server. ..……………………………………
2.1.8’.2 Time Zone: ………………..…………………………………..
2.1.8’.3 Date: ………………………..………………………………….
2.1.8’.4 Time: …………………………………………………………..
2.1.8’.5 NTP Status ……………………………………………………
2.1.8’.6
ボタン ………………………………………….
2.1.8’.7
ボタン ………………………………………….
2.1.8’.8
ボタン ………………………………………….

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

2.1.9 Admin Password ………………………………………………..
2.1.10 Monitor Setup ………………………………………………….

8

2.2

Web Setting ……………………………………………………

9

2.2.1 Port ………………………………………………………………

9

2.3

9

ボタン ……………………………………………..…

３ NETWORK 設定ページ

7……………………………………….

10

3.1

DHCP …………………………………………………………….

10

3.2

Manual IP ……………………………………………………….

10

3.2.1 IP: …………………………………………………………………

10I3.2.2 Net Mask: ……………………………………………………….. 10
3.2.3 Gateway: ………………………………………………………… 10
3.2.4 DNS Server: …………………………………………………….. 10

3.3

Proxy ……………………………………………………………..

10

3.4

ボタン ………………………………………………...

10

４ PHS 設定ページ(オプション) ……………….…………………

11

Support ………………………………………………………….

11

4.1.1 Not Support ……………………………………………………..
4.1.2 Regular ………………………………………………………….
4.1.3 On-Demand, Disconnect duration[1 ]Minutes ………….

11

4.1

4.2

11

11

Dial-Up …………………………………………………………… 12

4.2.1 Phone …………………………………………………………….
4.2.2 Login ……………………………………………………………..
4.2.3 Password ………………………………………………………..

12

4.3

ボタン ………………………………………………...

12

4.4

PHS Connection Status ……………………………………

12

５ WiFi 設定ページ

12
12(オプション) …………………………………

13

Radio Setting …………………………………………………

13

5.1.1 Radio Support …………………………………………………
5.1.1.1 Disabled ………………………………………………………
5.1.1.2 802.11b (11Mb) ……………………………………………..
5.1.1.3 802.11b/g (54Mb) …………………………………………...

13

5.1

5.1.2 Radio Access Point …………………………………………..
5.1.2.1 Current SSID …………………………………………………
5.1.2.2 Current Freq. ………………………………………………...
5.1.2.3 SSID …………………………………………………………..

13
13
13
14
14
14
14

5.1.3 Radio Encryption ……………………………………………..
5.1.3.1 WEP Enable …………………………………………………
5.1.3.2 Hexadecimal digits, Password Phase …………………….
5.1.3.3 Encryption Key ………………………………………………

14

5.1.4

15

ボタン ……………………………………………
II

14
14
14

5.2

Network Setting ……………………………………………..

15

5.2.1 DHCP ……………………………………………………….

15

5.2.2 Manual IP …………………………………………………..
5.2.2.1 IP ………………………………………………………….
5.2.2.2 Net Mask ……………………………………………………..
5.2.2.3 Gateway ………………………………………………………
5.2.2.4 DNS Server …………………………………………………..

15
15
15
15
15

5.2.3

15

ボタン ……………………………………..….

６ SOAP 設定ページ………………………………………….……

16

6.1

Server URL: ……………………………………………..……

16

6.2

Enable ………………………………………………………….

16

6.3

Retry Interval: ……………………………………………….

16

6.4

Alive Notify Interval: ………………………………………

16

6.5

Counter Notify Interval: ………………………………….

16

6.6

Analog Notify Interval: …………………………………...

16

6.7

ボタン …………………………………………..…

16

７ MAIL 設定ページ…………………………………………………

17

7.1

SMTP Server …………………………………………………..

17

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9

Enable Mail ……………………………………………………..
SMTP Server: …………………………………………………..
SMTP Port: ……………………………………………………..
From Address: …………………………………………………
Auth. SMTP Enable ……………..…………………………….
Username: ……………………………………………………..
Password: ………………………………………………………
Retry Times: ……………………………………………………
Retry Interval (sec.): ………………………………………….

17
17
17
17
17
17
17
18
18

7.2

ボタン ………………………………………………

18

7.3

Email List ……………………………………………………….

18

7.3.1 To: ……………………………………………………………….

18

III

7.3.2 Subject: …………………………………………………………
7.3.3 Condition: ………………………………………………………
7.3.4 Action: …………………………………………………………..

18

7.3.4’ Setup …………………………………………………………..
7.3.4’.1 To: ……………………………………………………………..
7.3.4’.2 Subject: ……………………………………………………….
7.3.4’.3 GPIO: ………………………………………………………….
7.3.4’.4 Period: …………………………………………………………
7.3.4’.5 メール文 ………………………………………………………
7.3.4’.6
ボタン ………………………………………….
7.3.4’.7
ボタン ………………………………………….

19

7.3.5 メールエントリーの追加 …………………………………….
7.3.6 メールエントリーの適用 …………………………………….

８ CHANNEL 設定ページ

18
18

19
19
19
20
20
21
21
21
21

………………………………………..

22

8.1

Channel Setting ………………………………………………

22

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9

No.: ………………………………………………………………
DI: ……………………………………………………………….
Type: ……………………………………………………….……
ON-Attach ………………………………………………………
OFF-Attach …………………………………………………….
Reverse …………………………………………………………
On-Delay (Sec.): ………………………………………………
Off-Delay (Sec.): ………………………………………………
On-Delay と Off-Delay を同時に設定した場合 ………..…

22

8.1.10 State …………………………………………………………..
8.1.11
ボタン …………………………………………..
8.1.12
ボタン …………………………………………..

27
27

8.2

Detail Setting (Counter) …………………………………..
8.2.1 Counter の詳細設定 ………………………………………….

28
28

8.2.2 Counter Factor: ……………………………………………….
8.2.3 Speed Factor: …………………………………………………
8.2.4 Speed Interval (10 Sec.): ……………………………………
8.2.5
ボタン …………………………………………..

28

8.3

22
22
23
23
23
24
25
26

27

28
28
28

Detail Setting (State) ……………………………………….
8.3.1 State の詳細設定 ……………………………………………...

29
29

8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5

29

Reset Count ……………………………………………………
Notify Count ……………………………………………………
Notify Analog ………………………………………………….
On Attach ……………………………………………………...
IV

29
29
30

8.3.5.1 Pre-Trigger Video (Sec.) ……………………………………

30

8.3.5.2 Post-Trigger Video (Sec.) ……..……………………………

30

8.3.6 On Attach ……………………………………………………...
8.3.6.1 Pre-Trigger Video (Sec.) ……………………………………
8.3.6.2 Post-Trigger Video (Sec.) ……..……………………………
8.3.7 Attach Video の注意事項 ……………………………………
8.3.8
ボタン …………………………………………..

30

30

8.4

State View …………………………………………………….

31

8.5

Count View …………………………………………………….

32

8.5.1 Physical Count: ………………………………………………..
8.5.2 Physical Count 値のプリセット …………………………….

32
32

8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7

33

Logical Count: ………………………………………………….
Physical Speed: ……………………………………………….
Logical Speed: …………………………………………………
Reset Line ………………………………………………………
プリセット値の適用 ………………………………………….

９ VIDEO 設定ページ

30
30
30

33
33
33
33

(オプション) …….………………………

34

9.1

Video Parameter …………………………………………….

34

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5

Brightness: …………………………………………………….
Saturation: ……………………………………………………..
Contrast: ……………………………………………………….
Hue: …………………………………………………………….
ボタン …………………………………………..

34

34
34

9.2

Video Format …………………………………………………

35

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

Video Size: …………………………………………………….
Video Signal: ………………………………………………….
Video Pattern: …………………………………………………
Bitrate: ………………………………………………………….
Video Skip: …………………………………………………….
Service Port: …………………………………………………..
ボタン …………………………………………….

35

１０ Motion Detect 設定ページ
10.1
10.1.110.1.210.1.3V(オプション) ………………..

34
34

35
35
35
35
35
35

36

１１ Device 設定ページ………………………………………………

37

11.1 Device List ………………………………………………………

37

11.1.1 Setting ID: ……………………………………………………….
11.1.2 Device Class ………………..…………………………………..
11.1.3 COM Port …………………….………………………………….
11.1.4 Active …………………….………………………………………
11.1.5 Delete …………………….………………………………………

37

38

11.2 Device の追加 ………………………………………………….

38

11.2.1 Maker: ……………………………………………………………
11.2.2 Com Port: ……………………………………………………….
11.2.3 Model No.: ………………………………………………………
11.2.4……………………………………………………

38

11.3 RS485 Device の詳細設定 ………………………………...

39

11.3.1 Setting ID: ….…………………………………………………..
11.3.2 Unit No.: ………………………………………………………..
11.3.3 Channel No.: …………………………………………………..
11.3.4 Factor: ………………………………………………………….
11.3.5 Baud Rate: …………………………………………………….
11.3.6 Data Bits: ………………………………………………………
11.3.7 Stop Bits: ………………………………………………………
11.3.8 Parity: ………………………………………………………….
11.3.9 Command Delay: …………………………………………….
11.3.10 Timeout: …………………..………………………………….
11.3.11 Retry Times: …………………………………………………
11.3.12 RS485 のエラー …………………………………………….

39

37
37
38

38
38
39

39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40

11.4 RS485Decice の詳細設定の例 ……………...…………...

41

11.4.1 OMRON K3HN ……………………………………………….
11.4.2 OMRON K3HB ……………………………………………….
11.4.3 Fuji Electric UM02-AR3 …………….……………………….
11.4.4 Fuji Electric UM03-AR3 …………….……………………….
11.4.5 Weight Meter ………………………………………………….
11.4.6 General RS485 Device ………………………………………
11.4.6.1 CHINO の温度計 LT230 を接続する例 …………………
11.4.6.2 KUBOTA の重量計 FL-EX-D を接続する例 ……………

41

47

11.5 RS232-C Device の詳細設定 ………………………….….

49

11.5.1 Setting ID: …………….………………………………………..
11.5.2 Channel No.: …………………………………………………..
11.5.3 Character Code: ………………………………………………
11.5.4 Baud Rate: …………………………………………………….
11.5.5 Data Bits: ………………………………………………………
11.5.6 Stop Bits: ………………………………………………………

49

VI

41
42
42
43
44
46

49
49
49
49
49

11.5.7 Parity: ………………………………………………………….
11.5.8 Flow Control: ………………………………………………….
11.5.9 Pre-amble code: ……………………………………………..
11.5.10 Post-amble code: …………………………………………..
11.5.11 Remove code: ………………………………………………

50

11.6 RS232-C Device の詳細設定の例 …….…………….….

51

11.6.1『CD#1000R』を接続する例 ……………………………....
11.6.2『Ａ4000』を接続する例 …………………………………...

51

１２ MAINTAIN ページ

49
50
50
50

51

………………………………………………

52

12.1 Ping ……………………………………………………………..

52

12.2 Update ………………………………………………………….

52
53

12.2.1 Update の Login ………………………………………………
12.2.2 Update の確認 ………………..………………………………
12.2.3 Update の中止 …………………….………………………….
12.2.4 Update ファイルの選択 …………………….……………….
12.2.5 Update の開始 …………………….………………………….
12.2.6 Update の完了…………………….…………………………….
12.2.7 Update 後の再起動 …………………….…………………….

55

12.3 Shutdown ……………………………………………………..

55

12.4 Apply ……………………………………………………………

55

12.5 Save Parameter ……………………………………………..

56

12.6 Upload Parameter ………………………………………….

56

１３ LOG ページ

53
53
54
54
55

………………………………………………………

57

13.1 Clear All Log ………………………………………………..

57

13.2 Save Log ……………………………………………………..

57

Appendix-Ⅰ

工場検査時の設定へ戻す操作……………………

59

Appendix-Ⅱ

Data Monitor ページの各部の名称と働き ….

60

VII

VIII

概

要

ADDO-Japan

Universal Information Terminal F2008（以下、UIT-F2008 或いは本機と呼びます）は、簡便なスイッチやリレーの接点、表示灯の電圧をはじめ容易な方法で得られるディジタル信号と、RS485 あるいはRS232-C インターフェースで得られるさまざまなデータを、ｅメールで携帯電話や PCへ送ったり LAN やインターネットを通じて容易にＰＣ上でモニターしたりする事ができる装置です。
また、オプションのビデオモジュールがあれば、家庭用ビデオカメラや防犯カメラから出ている一般的な映像信号を UIT-F2008 へ接続して LAN やブロードバンドインター
ネットを通じて PC 上で見ることができます。
簡単なプログラムで映像を動画ファイル（MPEG1）あるいは静止画ファイル（Jpeg）の形式で PC のハードディスクへ保存する事ができます。
ディジタル信号と連携させて、例えばある信号の状態が変化した瞬間に写真を撮影したり、その前 20 秒・後 10 秒の映像を記録したりして、そのファイルを夫々の形式でPC のハードディスクへ保存する事も、簡易な Web アプリ（PC に Web サーバ機能が必要です）
で可能になります。

専用のプログラムを Web サーバとデータベースで運用すれば、UIT-F2008 に接続してあるディジタル信号の変化の履歴と RS485 あるいは RS232-C インターフェースで得られるさまざまなデータの記録を、オプションのビデオモジュールがあればビデオデータも、収集蓄積する事ができます。
収集蓄積したデータの応用方法は、例えば簡易なセキュリティ管理に或いは設備機械の稼動実績管理になど、お客さまのアイディアで無限に広がります。

1

初 期 設 定
UIT-F2008 の初期設定は LAN ケーブルによる接続でのみ行えます。
無線 LAN モジュール（オプション）或いは PHS モジュール（オプション）が実装されていても、初期設定で必要な設定を行うまでは、これらのモジュールを動作させる事は出来ません。
本機の出荷時設定では、IP アドレスを DHCP サーバから取得するようになっています。本機に割り当てられている IP アドレスは、DHCP サーバの DHCP クライアント一覧でご確認下さい。
DHCP サーバがない場合や DHCP サーバが割り当てた本機の IP アドレスを確認できない場合には、本機へ固定 IP アドレス（IP: 192.168.1.252, Mask: 255.255.255.0）を割り当てる事ができます。
この場合は、本機と PC を必ず 1 対 1 で接続して、Appendix-Ⅰ 工場検査時の設定へ戻す操作 を行って下さい。
なお、工場検査時の設定へ戻す操作を行うと、本機内の全ての設定値は工場で検査する時に使用する状態へ書き換えられ、Log も全て消去されます。
本機と PC を LAN ケーブルで接続して本機の Web 画面を PC のブラウザ（Internet Explore 6.0 以降が必要です。Netscape Navigator には対応していません）へ表示するには、ブラウザのアドレス
バーへ本機の IP アドレスを入力して下さい。
正しく接続されると、下の Data Monitor ページがブラウザに表示されます。
Data Monitor ページの各部の名称と働きは Appendix-Ⅱを参照して下さい。
注意： この例は本機にビデオモジュールが装着されているモデルの場合です。
ビデオモジュール無しのモデルではボタンを表示しません。

設定画面へ移るには、画面左上の１

ボタンをクリックして下さい。

Login ページへ移行します。

本機をリブートした場合にも、この Data Monitor ページが接続時の最初に表示されます。

2

１

Login ページ●●●●●●●●

Login ページでは上の認証画面を表示します。
Version: 本機にインストールされているファームウェアのバージョンを示します。
本機に実装されているオプションモジュールを示します。
Video ビデオモジュールが実装されています
Device:
WiFi 無線 LAN モジュールが実装されています
PHS/CDMA PHS などのモデム CF モジュールが実装されています
Time: 本機内部の RTC の時刻を示します。
Up: ブート後の経過時間を[日、時分秒]で示します。
Account は【admin】に固定ですから Account 欄には admin と表示されます。
誤って admin 以外の文字を入力してしまった場合は、【admin】と正しく入力し直して下さい。
Password の初期値は【password】です。Password 欄へ【password】と入力して下さい。
入力した文字は ●●●●●●●● のように表示されます。
ボタンをクリックして認証を行います。
正しく認証されると、２

SYSTEM 設定ページへ移行します。

認証に失敗すると Data Monitor ページへ戻ってしまいます。

3

２

SYSTEM 設定ページ

2.1

System Setting

2.1.1

Host ID:
本機の製造シリアル番号です。
ユーザーが変更する事は出来ません。

2.1.2

Host Name:
本機の名称です。
通常は【UIT-F2008】となっています。ユーザーは自由に Host Name を変更できますが、0～9の数字、A～Z と a～z のアルファベット、及び-（ハイフン）だけを使用して 15 文字以内に収めて下さい。これら以外の文字を使ったり 15 文字を超える名前にしたりすると、ネットワーク
上で本機を見つけられなくなるなど、障害の原因となる場合があります。

2.1.3

Domain Name:
ドメイン名を入力しますが、通常は空欄で支障ありません。
一般的なドメイン名の規則として、少なくとも一つの”.”(ドット) を含む必要があります。

2.1.4

Model Number:【UIT-F2008】に固定です。
ユーザーが変更する事は出来ません。

2.1.5

Firmware Version:
本機のファームウェア・バージョンを示します。
バグフィックス等の場合に、このバージョンを確認する必要があります。

2.1.6

Ethernet:
本機の MAC アドレスを示します。
ユーザーが変更する事は出来ません。

2.1.7

Up time:
ブート後の経過時間を[日、時間、分、秒]で示します。
電源を切らなくてもリブートするとリセットされますので、電源の投入時間とは一致しません。

4

2.1.8

Time:
本機内部の RTC の時刻を示します。
RTC の調整は、Time Setup:のボタンをクリックして、2.1.8’ Time Setup のページを開いて行う事が出来ます。
NTP サーバの設定も、そのページで行う事が出来ます。

2.1.8’

Time Setup

2.1.8’.1 Sync. with Time Server.
このチェックボックスにチェックを入れると、指定した NTP サーバと本機内の RTC の同期を取る事が出来ます。
同期を取る周期を[Interval]で選択して下さい。周期が短いほど同期を頻繁に取りますので、
NTP サーバ時刻に対する本機内 RTC のトレース精度が上がります。
Internet 公開の NTP サーバを用いる場合は、Server List 内から選択するか、User Define Time
Server を選択して[Time Server]欄へ正しい URL を入力して下さい。
但し Internet 公開の NTP サーバを用いる場合は、トラフィックや公開 NTP サーバへの負荷を考慮してインターバルを決定して下さい。
尚、
Internet 公開の NTP サーバを利用する場合は、本機の接続されている LAN 環境が Internetへ接続でき、且つ NTP プロトコルの通過が許可されている必要があります。
NTP サーバが Intranet にある場合は、User Define Time Server を選択して [Time Server]欄
へ、その URL を入力して下さい。
この場合の Interval 設定は、Intranet への負荷を考慮して適宜決定して下さい。
2.1.8’.2 Time Zone:
本機の RTC に設定する時刻の UTC（Coordinated Universal Time: 協定世界時）に対する時差を設定します。
日本や韓国の場合は、UTC+9 となります。
台湾、中国、マレーシア、シンガポールでは、UTC+8 です。
タイでは、UTC+7 です。
2.1.8’.3 Date:
NTP サーバを使用しない場合に年月日を設定します。
NTP サーバを使用する場合は年月日を自動的に NTP サーバから取得します。
2.1.8’.4 Time:NTP サーバを使用しない場合に時刻を設定します。
NTP サーバを使用する場合は時刻を自動的に NTP サーバから取得します。

5

2.1.8’.5 NTP Status
NTP サーバとの同期状態を示します。
正しく NTP サーバと同期が取れた時には、と表示されます。
同期に失敗したときは、と表示されます。この場合には先ず NTP サーバの URL が正しいか再確認して下さい。
NTP サーバの URL が正しいにも関わらず同期に失敗する場合は、本機のネットワーク接続
環境をご確認下さい。
2.1.8’.6

ボタン
このボタンをクリックすると本機の RTC と NTP サーバの同期を直ちに行います。
10 秒ほど待つと同期の結果が NTP Status 欄に表示されます。

2.1.8’.7

ボタン
このボタンをクリックすると RTC の同期条件を本機へ設定します。
NTP サーバを使用しない場合は、このボタンをクリックした時に本機内の RTC へ Date とTime に表示されている値を設定します。
NTP サーバを使用する場合は、このボタンをクリックした直後に一度 NTP サーバと本機内の RTC を同期させます。その後、Interval に設定された間隔で同期を行います。

2.1.8’.8

ボタン
このボタンをクリックして Time Setup のページを終了します。

6

2.1.9Admin Password
1. Login ページと 12.2 Update で認証に用いる Password は、Admin Password: にあるボタンをクリックし下のページを開いて変更する事が出来ます。

●●●●●●●●●●●●●●

新しいパスワードを New Password: 欄へ入力して下さい。
確認の為に新しいパスワードと同じパスワードを Confirm Password: 欄へ入力して下さい。
入力した文字は●●●●●●●●のように表示されます。
よろしければ
ボタンをクリックして新しいパスワードに変更します。
正しく変更されると New Password:と Confirm Password:欄の●●●●●●●●が消えます。
New Password:と Confirm Password: の二つのパスワード入力が一致しない場合にはと表示されます。
OK をクリックしてこのダイアログを閉じ、二つのパスワードが一致するように入力し直して、もう一度ボタンをクリックして下さい。
正しく変更されたらボタンをクリックして終了して下さい。

ここで変更した新しいパスワードは、次回の Login から適用します。
このまま設定作業を進めても支障ありませんが、一旦 Logoff して新しいパスワードで Login し直す事をお薦めします。

☞ 変更後のパスワードを忘れないよう十分ご注意下さい。
パスワードを忘れてしまうと設定ページへ Login 出来なくなります。
この場合には、Appendix-Ⅰ 工場検査時設定へ戻す操作を実行して、本機のパスワードを
デフォルト（password）へ戻す以外に方法がありません。
詳しくは Appendix-Ⅰ 工場検査時設定へ戻す操作 を参照願います。
なお、工場検査時の設定へ戻す操作を行うと、本機内の全ての設定値は工場で検査する時に使用する状態へ書き換えられ、Log も全て消去されます。

7

2.1.10 Monitor Setup
最初に表示される Data Monitor ページの内容は、Monitor Setup: のクリックし下のページを開いて変更する事が出来ます。
Data Monitor ページの各部の名称と働きは Appendix-Ⅱを参照して下さい。

ボタンを

記述の構造
*4

*1

TS

,

*5

*1

TD

,

ショートデータ領域のタイトル

デジタルデータ領域のタイトル

*6

*1

TL

,

*7

*1

*10

*1

D

,

データ名

*8

*1

S

ロングデータ領域のタイトル
*11

*1

,

State On
の状態名

*10

*1

*2

*1

,

データ名

,

（n/a）

,

*9

*1

*10

*1

*2

*1

L

,

データ名

,

（n/a）

,

bit

,

*12

データの
種類
*12

データの
種類

*11

*1

*2

*1

,

State Off
の状態名

,

（n/a）

,

*1

*2

*1

*3

*1

,

（n/a）

,

（単位）

,

*1

*2

*1

*3

*1

,

（n/a）

,

（単位）

,

*1

*13

対象の
Channel
*14

対象の
データ名
*14

対象の
データ名

*1: 区切り記号は”,”（コンマ）です。”.”（ドット）ではないのでご注意下さい。
*2: 上記の（n/a）部分にはスペースを入れないで ”,,”（前後のコンマのみ） として下さい。
*3: （単位）が不要の場合はスペースを入れないで ”,,” （前後のコンマのみ）として下さい。

8*4: 省略可、ショートデータ領域のタイトルは全角１２文字までに収める事をお奨めします。
全角１２文字（半角 24 文字）を超えるとタイトル行を２行以上で表示しますので、データ表示領域を全体に下方へ押し下げます。
*5: 省略可、デジタルデータ領域のタイトルは全角１２文字までに収める事をお奨めします。
全角１２文字（半角 24 文字）を超えるとタイトル行を２行以上で表示しますので、データ表示領域を全体に下方へ押し下げます。
*6: 省略可、ロングデータ領域のタイトルは全角２４文字までに収める事をお奨めします。
全角２４文字（半角 48 文字）を超えるとタイトル行を２行以上で表示しますので、ロング
データ表示領域を全体に下方へ押し下げます。
*7: D はチャンネル State をデジタルデータ表示領域に表示する事を意味します。
デジタルデータ表示領域には cn, cv, nm, rs 等のデータを表示できません。
上方に記述されたチャンネルから順に、表示欄の上方から下方へ表示します。
*8: S はチャンネル State 以外のデータをショートデータ表示領域に表示します。
指定できるデータは cn, cv, nm, rs 等で、データの文字数が半角 12 文字以内に収まる場合に適します。カウンタ関連データ（cn, cv）や RS485 データ（nm）が良いでしょう。
上方に記述されたデータから順に、表示欄の上方から下方へ表示します。
*9: L はチャンネル State 以外のデータをロングデータ表示領域に表示します。
指定できるデータは cn, cv, nm, rs 等で、データの文字数が半角 12 文字を超え 32 文字以内に収まる場合に適します。バーコードリーダのデータなど文字列が長い場合に最適です。
上方に記述されたデータから順に、表示欄の上方から下方へ表示します。
*10: 省略可、データ名は全角７文字までに収める事をお奨めします。
全角７文字（半角 14 文字）を超えるとデータ名を２行以上で表示します。
*11: 省略可、State On/Off の状態名はチャンネル State の On/Off に対応した名称を表示します。
この表示は State が On の時に欄内の背景色が薄い黄色となります。
この表示は State が Off の時に欄内の背景色が薄い灰色となります。
*12: データの種類は float または string です。
RS485 データ（nm）やカウンタ関連データ（cn, cv）など数値データの場合は float、RS232-C データ（rs）では string と指定して下さい。
*13: 表示する State のチャンネルを ch1～ch8 の範囲で指定して下さい。
*14: 表示するデータの名称（cn1, cv1, nm1, rs1 などのタグ名）を指定して下さい。
Monitor Setup で変更した内容を本機へ登録し Top Page に反映するために、必ずをクリックして下さい。Top Page の次の Refresh で画面に反映されます。
Monitor Setup を閉じるにはボタンをクリックして下さい。
変更後にボタンをクリックしないで機へ登録されず元に戻ってしまいます。

2.2

ボタン

ボタンをクリックすると、変更した内容が本Web Setting

2.2.1 Port:
通常は[80]を設定します。
Port の意味を十分に理解出来ていない場合は、この値を変更してはなりません。
変更した場合は、【Apply】後にリブートする事で適用されます。

2.3

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、他のページへ移動する前に必ず【Apply】ボタンをクリックして下さい。

9

３

NETWORK 設定ページ

3.1

DHCP
DHCP サーバを使用して IP アドレスの割り当てを受ける場合にマークを入れて下さい。
DHCP サーバから取得したネットワークパラメータは下記 Manual IP の各該当するパラメータ欄に表示されます。

3.2

Manual IP
DHCP サーバを使わず、固定 IP アドレスを入力して設定する場合にマークを入れます。

3.2.1 IP:
本機の固定 IP アドレスを入力します。
同じ LAN 上にある他の IP アドレスと絶対に重複しないようにして下さい。
3.2.2 Net Mask:
先に入力した固定 IP アドレスに対するサブネットマスク値を入力します。
3.2.3 Gateway:
本機が接続されている LAN に Router 等があり、それらの機器を越えて Internet 或いは Intranetへ接続する必要がある場合は、Gateway アドレスを設定して下さい。
3.2.4 DNS Server:
DNS サーバの IP アドレスを設定して下さい。

3.3

Proxy
本機が Proxy サーバを利用する必要がある場合に、必要な項目へ入力して下さい。
この設定には専門的な知識が必要です。
ネットワーク管理者から必要な情報を得て、正しく設定して下さい。

3.4

ボタン
設定した値を本機内へ登録し、即座に新たな設定を適用します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、他のページへ移動する前に必ず【Apply】ボタンをクリックして下さい。
【Apply】ボタンをクリックすると直ちに新たな Network 設定が適用され、新たな Network 設定に依る本機の IP アドレスが自動的にブラウザのアドレスバーへ入り、Top Page が表示されます。
10

４

PHS 設定ページ (オプション)
このページは CF タイプの PHS モジュールが本機の CF ソケットに装着され、正しく認識された場
合にのみ表示されます。
使用できる PHS モジュールは、WILLCOM 社の SII AH-S405C または SII CH-S203C/TD です。
（2005 年 8 月 15 日現在）
指定のモジュール以外の PHS モジュールを CF ソケットに装着しないで下さい。
このページが表示されないばかりでなく本機の動作に悪影響を及ぼす恐れがあります。

0570123456##4
abcdefgh

4.1

Support:
PHS のダイヤルアップ接続条件を設定します。この例ではオンデマンドです。

4.1.1 Not Support
PHS モジュールが装着されているにかかわらず、ダイヤルアップ接続を行わない時に設定します。既に PHS でダイヤルアップ接続されている場合には、この設定後に MAINTAIN ページで【Apply】するとダイヤルアップ接続を切断します。
4.1.2 Regular
常時ダイヤルアップ接続モードです。
PHS の契約が常時ダイヤルアップ接続であり且つ ISP との契約も従量制でない事をご確認の上でお使い下さい。
従量制接続契約を結んでいるにもかかわらず、誤って Regular 設定を行いますと予期せぬ高額の通信料や接続料の請求を PHS 会社や ISP 会社から受ける事になります。
当社は、このような誤った設定によるお客様の損害等について一切責任を負いません。
十分ご理解の上でお使い下さい。
途中でダイヤルアップ接続が切れた場合は自動的に再ダイヤルアップ接続動作を行い、常に接続を維持します。リトライの制限は設けていません。
常時ダイヤルアップ接続は、設定後に MAINTAIN ページで【Apply】した時から始まります。

4.1.3 On-Demand, Disconnect duration[1 ]Minutes
イベントが起きてメールを送信する場合や定期的に SOAP 通信を行う場合など、必要がある時だけダイヤルアップ接続するモードです。
一旦接続されると、e メールの送信や SOAP の通信によって PHS 接続が利用されなくなってから設定された時間（分単位）後に自動切断します。この例では[1]分です。
ダイヤルアップに失敗した場合は、メールや SOAP のリトライ設定に従って処理が続行されます。
オンデマンド・ダイヤルアップ接続は、設定後に MAINTAIN ページで【Apply】した時から始ま
ります。
11

4.2

Dial-Up:

4.2.1 Phone
ダイヤルアップするアクセスポイントの電話番号です。
通常は PHS 会社或いは ISP 会社から指定されますから、契約内容に基づいて正しく入力して下さい。ダイヤルする番号に続けて通信モードを選択する記号（##4 など）も入力する必要がありますので、お使いになる PHS モジュールの取扱説明書をよく読んで、間違いのないように入力して下さい。2005 年 8 月現在、WILLCOM 社のアクセスポイントへのダイヤルアップ接続の確認は完了しています。それ以外のアクセスポイントでは弊社までご確認下さい。
誤ったアクセスポイントの電話番号を入力してもダイヤルアップ接続できる場合もありますが、予期せぬ高額の通信料や接続料の請求を PHS 会社や ISP 会社から受ける場合があります。
当社は、このような誤った設定によるお客様の損害等について一切責任を負いません。
十分ご理解の上でお使い下さい。
4.2.2 Login
インターネット接続に利用する ISP のログインアカウントを正しく入力して下さい。
4.2.3 Password
上記の Login 名に対応するパスワードを正しく入力して下さい。
認証プロトコルは、PAP と CHAP を自動的に判別します。
本機は暗号化認証には対応していません。
ISP を選択される場合は、ダイヤルアップ接続に暗号化認証が不要な ISP をお選び下さい。
ご注意： PHS によるダイヤルアップ経由でメールを送信する場合、ISP によっては pop before smtpの手順を要求される場合があります。然し、本機は pop before smtp の手順に対応していませんので、これらの手順が不要な SMTP サービスを提供している ISP を選択して下さい。
なお、ISP が提供している AP に PHS でダイヤルアップ接続する場合は、pop before smtpの手順が不要である場合もありますので、ISP にご確認ください。
或いは、本機は Auth.smtp に対応していますので、Auth.smtp サービスを提供している ISP
を選択して下さい。この方法によれば、ISP への接続経路にかかわらず Auth.smtp 経由でメールを送信する事ができます。

4.3

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、他のページへ移動する前に必ず【Apply】ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

4.4

PHS Connection Status
正常にダイヤルアップ接続すると、以下のような Status を PHS ページの下部に表示します。
ここに表示される IP、Gateway、DNS Server の各アドレスは PHS 経由で割り当てられたものです。IP アドレスはグローバル IP アドレスです。

12

WiFi 設定ページ (オプション)

５

このページは無線 LAN モジュールが本機の Mini-PCI スロットに装着され、正しく認識された場合にのみ表示されます。無線 LAN モジュールは弊社の出荷時オプションとなっています。
弊社がオプションとして装着した以外のモジュールを本機に装着すると、このページが表示されないばかりでなく本機の故障の原因となります。絶対に装着しないで下さい。
これらの原因で本機が故障した場合は、本機の保証期間内であっても有償での修理となります。

TnIoZC)qcdUys

5.1 Radio Setting
5.1.1 Radio Support
5.1.1.1 Disabled
無線 LAN モジュールが装着されているにかかわらず、無線 LAN での接続を行わない時に設定します。
既に本機が無線 LAN アクセスポイントと接続している場合に、この設定後に 5.1.4【Apply】
すると接続中の無線 LAN アクセスポイントとの接続を切断します。
5.1.1.2

802.11b (11Mb)
無線 LAN の伝送速度が最速 11Mbps（11/5.5/2/1Mbps）の IEEE 802.11b 規格で接続を行います。5.1.3 802.11b/g の設定を選択すると 802.11g モード（54/48/36/24/18/12/9/6Mbps）
で接続できるが不安定な場合などに選択して下さい。

5.1.1.3

802.11b/g (54Mb)
通常はこの設定をお使い下さい。
無線 LAN の伝送速度が最速 54Mbps（54/48/36/24/18/12/9/6Mbps）の IEEE 802.11g 規格または最速 11Mbps（11/5.5/2/1Mbps）の IEEE 802.11b 規格の何れかを自動的に選択して接続します。
13

5.1.2 Radio Access Point
5.1.2.1 Current SSID
接続中の無線 LAN アクセスポイントの SSID（Service Set IDentifier）、MAC アドレス、
伝送速度、Associated を表示します。
5.1.1.1 Disabled が選択されている場合や無線 LAN アクセスポイントの電波を全く受信していない場合にはブランクとなり、何も表示しません。
5.1.1.1 Disabled 以外が選択されていて無線 LAN アクセスポイントの電波を受信している
場合には 5.1.2.3 SSID に設定されている SSID と Disconnected を表示します。
5.1.2.2 Current Freq.
接続中の無線 LAN アクセスポイントとの通信周波数を表示します。
5.1.1.1 Disable が選択されている場合や無線 LAN アクセスポイントの電波を全く受信していない場合にはブランクとなり、何も表示しません。
5.1.1.1 Disabled 以外が選択されていて無線 LAN アクセスポイントの電波を受信している
場合には現在使用している周波数を表示します。
5.1.2.3 SSID
右の欄に使用可能な無線 LAN アクセスポイントの SSID の一覧をリストボックスで表示します。
ステルスモードが設定されている無線 LAN アクセスポイントの SSID（ESSID = Extended
Service IDentifier）は表示しません。
接続する無線 LAN アクセスポイントをリストボックスで選択すると SSID（Service Set
Identifier）が自動的に左の欄へ反映されます。
但し ESSID が設定されている無線 LAN アクセスポイントと接続する場合には自動的に SSIDを取得できませんので左の欄へ正しい SSID を手動で入力して下さい。
右の欄のリストボックス表示される無線 LAN アクセスポイントの SSID の先頭に* (ｱｽﾀﾘｽｸ)が付いているものは WEP（Wired Equivalent Privacy）で保護されています。
この無線 LAN アクセスポイントと接続するには、5.1.3.1 WEP Enable を有効にして WEP
Key を正しく設定して下さい。

5.1.3 Radio Encryption
5.1.3.1 WEP Enable
接続する無線 LAN アクセスポイントが WEP（Wired Equivalent Privacy）で保護されている
場合にチェックを入れて有効にします。
本機は自動的に 40 ビット WEP Key と 128 ビット WEP Key に対応しています。
5.1.3.2 Hexadecimal digits, Password Phase
WEP の暗号鍵（WEP Key）が Hexadecimal digits（16 進数）或いは Password Phase（英数字記号）の何れであるかを選択します。
無線 LAN アクセスポイントのメーカーや種類によって WEP の暗号鍵（WEP Key）の設定を
16 進数で行う場合と一般的なパスワードのような英数字記号で行う場合とがあります。
接続する無線 LAN アクセスポイントの WEP Key の仕様に合わせて選択して下さい。
5.1.3.3 Encryption Key
WEP の暗号鍵（WEP Key）を設定します。
無線 LAN アクセスポイントの WEP Key が 40 ビットの場合、Hexadecimal digits（16 進数）の WEP Key は 10 桁の 0～F で表される 16 進数である事が必要です。
Password Phase（英数字記号）では 5 文字の英数字記号である事が必要です。
無線 LAN アクセスポイントの WEP Key が 128 ビットの場合、Hexadecimal digits（16 進数）の WEP Key は 26 桁の 0～F で表される 16 進数である事が必要です。
Password Phase（英数字記号）では 13 文字の英数字記号である事が必要です。

14

5.1.4ボタン
設定した値を本機内へ登録し、即座に新たな設定を適用します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、他のページへ移動する前に必ず【Apply】ボタンをクリックして下さい。
【Apply】ボタンをクリックすると直ちに新たな Radio Setting 設定を適用します。

5.2 Network Setting
5.2.1 DHCP
無線 LAN 経由で DHCP サーバを使用して IP アドレスの割り当てを受ける場合にマークを入れて下さい。
DHCP サーバから取得したネットワークパラメータは下記 Manual IP の各該当するパラメータ欄に表示されます。
5.2.2 Manual IP
DHCP サーバを使わず、固定 IP アドレスを入力して設定する場合にマークを入れます。
5.2.2.1 IP:
本機が無線 LAN 経由で使用する固定 IP アドレスを入力します。
同じ LAN 上にある他の IP アドレスと絶対に重複しないようにして下さい。
5.2.2.2 Net Mask:
先に入力した固定 IP アドレスに対するサブネットマスク値を入力します。
5.2.2.3 Gateway:
本機が接続されている無線 LAN に Router 等があり、それらの機器を越えて Internet 或いはIntranet へ接続する必要がある場合は、Gateway アドレスを設定して下さい。
5.2.2.4 DNS Server:
DNS サーバの IP アドレスを設定して下さい。
5.2.3

ボタン
設定した値を本機内へ登録し、即座に新たな設定を適用します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、他のページへ移動する前に必ず【Apply】ボタンをクリックして下さい。
【Apply】ボタンをクリックすると直ちに新たな Network 設定が適用され、新たな Network 設定に依る本機の IP アドレスが自動的にブラウザのアドレスバーへ入り、Top Page が表示されま
す。

15

６

SOAP 設定ページ

6.1

Server URL:
SOAP サーバ（WebFINDER ではデータプロバイダと呼ぶ）の URL を設定して下さい。
IP アドレスに続けてサーバのポートを指定する場合（省略時の Port は 80）があります。
（例：http://192.168.0.200:8080 の”:”より右の 4 桁 8080 の部分がポート番号です）

6.2

Enableこのチェックボックスにチェックを入れると SOAP が有効になります。
SOAP を使わない場合や一時的に SOAP を停止したい時、このチェックを外します。
メール送信機能だけを使う場合には、このチェックボックスを必ず外しておいて下さい。

6.3

Retry Interval:
秒単位。デフォルト値は[5]秒です。
本機と SOAP サーバの通信が正常に完了しなかった時、リトライするインターバルを設定します。
リトライの回数に制限はありません。

6.4

Alive Notify Interval:
秒単位。デフォルト値は[30]秒です。
本機が正常に動作している事を SOAP サーバへ定期的に通知するインターバルを設定します。
普段の動作では入力状態が変化した時など、本機から SOAP サーバへデータを送信する時にのみ通信を行います。然し、長時間にわたって入力の状態が変化しない場合、SOAP サーバ側では本機が正常に動作していて入力の変化を待っているのか、本機の電源が切られたり何らかの異常が本機に起きていたりするのかを知る術がありません。
この問題を解決する為に、この Alive Notify 機能を使います。

6.5

Counter Notify Interval:
秒単位。デフォルト値は[30]秒です。
本機のカウンタ値を SOAP サーバへ定期的に通知するインターバルを設定します。

6.6

Analog Notify Interval:
秒単位。デフォルト値は[60]秒です。
本機の RS485 で得た計測値を SOAP サーバへ定期的に通知するインターバルを設定します。

6.7

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。 このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、 他のページへ移動する前に必ずこの【Apply】
ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

16

７

MAIL 設定ページ

7.1

SMTP Server

7.1.1 Enable Mail
このチェックボックスにチェックを入れると Mail 機能が有効になります。
Mail 機能を使わない場合や一時的に Mail 機能を停止したい時、このチェックを外します。
7.1.2 SMTP Server:
ここにはメール送信に使用する SMTP サーバの URL または IP アドレスを入力します。
本機は POP before SMTP をサポートしていませんから、ここに使用する SMTP サーバは、それらの認証が不要であるか、或いは 7.1.5 Auth. SMTP をサポートしている事が必要です。
7.1.3 SMTP Port:
通常は[25]を設定します。SMTPA の場合に異なる Port 番号を設定する場合があります。
Port の意味を十分に理解出来ていない場合は、この値を変更してはなりません。
7.1.4 From Address:
本機から送信するメールの送信元アドレスを設定します。
メールが宛先へ送られなかった時のリターンアドレスも兼ねています。
このアドレスには必ず有効なメールアドレスを設定する必要があります。また、お使いの SMTP
サーバによっては設定できる From Address に制限があり、特定の規則に準じていないとメールが送信されない場合があります。
SMTP サーバを管理する ISP 等に確認して正しく設定して下さい。
7.1.5 Auth. SMTP: Enable
認証 SMTP サーバ（Auth. SMTP）を使う場合にチェックを入れます。
Auth. SMTP の認証に使うユーザー名とパスワードは、7.1.6 と 7.1.7 で設定します。
7.1.6 Username:SMTP サーバが Auth. SMTP である場合、ここに認証のためのユーザー名を入力します。
Auth. SMTP を提供する ISP から指定されたユーザー名を正しく入力して下さい。
7.1.7 Password:
SMTP サーバが Auth. SMTP である場合、ここに認証のためのパスワードを入力します。
Auth. SMTP を提供する ISP から指定された 7.1.6 Username に対応するパスワードを正しく入力して下さい。
17

7.1.8 Retry Times:
メールの送信が正常に行われなかった時、ここに設定した回数だけリトライします。
デフォルト値は[3]（回）です。
設定回数だけリトライしてもメールが送信出来なかった時は、そのメールの送信を中止して破棄し、Log（後述）にエラー結果を書き出します。
7.1.9 Retry Interval (sec.):
秒単位。デフォルト値は[30]（秒）です。
本機がメール送信のリトライを行う時のリトライ間隔を設定します。

7.2

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、他のページへ移動する前に必ず【Apply】ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

7.3

Email List
このリストにあるメールアドレスへ、Condition:に設定された条件の時メールを送信します。
メールエントリーは最大 64 まで可能です。
メールエントリーが一杯になると 7.3.5 の入力画面が表示されなくなります。

7.3.1 To:
宛先メールアドレスです。
7.3.2 Subject:
メールのタイトルです。
7.3.3 Condition:
メールを送信する条件です。
全部で 10 項目あって左から右へ State の CH1～CH8 を示し、最後の 2 項目は未使用です。
X が表示されている CH 部分は検出しません。
１が表示されている CH 部分では、State が ON に変化した時メールが送信されます。
０が表示されている CH 部分では、State が OFF に変化した時メールが送信されます。
複数の条件を組み合わせて設定されている場合は、表示されている組み合せ条件が CH State で揃った瞬間にメールを送信します。
State の組み合せ条件が揃った状態が継続しても、何度もメールを送信する事はありません。
上記の例では CH3 の State が ON に変化した時 uit_f2008@addo-japan.com へメールが送信されます。

7.3.4 Action:
ボタンをクリックすると、その項の宛先・タイトル・送信条件を編集できます。
詳しくは 7.3.4’ Setup を参照して下さい。
ボタンをクリックすると、その宛先の行がリストから削除されます。

18

7.3.4’Setup

7.3.4’.1 To:
メールの宛先アドレスです。この例では[uit_f2008@addo-japan.com]です。
7.3.4’.2 Subject:
メールのタイトルです。この例では[CH3 が ON になりました]です。
7.3.4’.3

GPIO:
デジタル入力 CH1~CH8 の、どのチャンネルの State をメールの送信条件にするかを選択します。
送信条件にするチャンネルにチェックを入れて下さい。この例では CH3 です。
次に、そのチャンネルの State が ON 或いは OFF になった時の何れでメールを送信したいかを決め、CH○_ON または CH○_OFF をマークして下さい。
この例では CH3_ON です。
メールの送信条件を複数のチャンネルの AND 条件とする事が出来ます。例えば、CH3 をチェックして CH3_OFF をマーク、CH4 をチェックして CH4_ON をマーク、更に CH7 をチェックして CH7_ON をマークすると、CH3 の State が OFF で且つ CH4 の State が ON で且つCH7 の State が ON の 3 つの条件が揃った時に、メールが送信されます。
OR 条件でメールを送信する場合や同一条件で複数の宛先へメールを送信する場合には、宛
先メールアドレスをリストに複数個登録し、夫々の宛先メールアドレスへ条件を設定する事で実現できます。
同じ条件で複数の宛先へメールを送りたい場合は、必要な宛先を全て本機へ登録する必要があります。
GPIO 欄の末尾にある TMD と TBD は現在使えませんので、設定しないで下さい。

19

7.3.4’.4 Period:
先の 7.2.4’.3 の設定で本機からメールが送信されるのは、チャンネルの State が変化した等イ
ベントが起きた時だけです。長時間に亘って何も State の変化がないとメールは送信されません。このため、本機が正常に動作している事を定期的に通知するメールを送信する事が出来ます。
次の画面のように【Period】へチェックを入れて、Time Interval[120]Minutes へメールの送信
周期を分単位で設定します。この例では 120 分毎にメールを送信します。

7.3.4’.5 メール文:
大きな空欄にはメール文を入力する事が出来ます。
ISO-2022-JP コード対応ですから、日本語でも英語でも入力可能です。
文字化けや不正な表示を避けるために半角ｶﾀｶﾅや特殊文字・記号を避けるなど、メール文を入力する時の一般的な注意事項を遵守して下さい。
メール文は半角 250 文字以内（全角 125 文字以内）の長さに収めて下さい。
[Cut the body string automatically if the length of body is more than buffer length(250 bytes)]のチェックボックスへチェックを入れてボタンをクリックすると、メール文長さの限度を超えた部分が自動的に削除されます。
メール文にはカウンタ値や RS485 で得たデータ、デジタル入力の State 状態などを引用して挿入する事が出来ます。下記の規則に従ってメール文を記述して下さい。
DI Tag name:ch1, ch2, ch3, ch4, ch5, ch6, ch7, ch8
RS485Tag name:
nm1, nm2 など nm で先導される Tag name
RS232-C Tag name: rs1, rs2
カウンタ Tag name: cn1, cv1, cn2, cv2 など cnX はカウンタ値、cvX はスピード値
時刻 Tag name:time, (data tag name).time
引用符:
$( )
【 例 】
0425-0013 正常に動作中
Ver.=V.1.3.0.β2.3
時刻: $(time)
温度: $(nm1)℃
個数: $(cn1)個
現状: CH2=$(ch2), CH3=$(ch3), CH4=$(ch4), CH5=$(ch5), CH6=$(ch6), CH7=$(ch7), CH8=$(ch8)のようにメール文を設定し、このメールを受信した場合は次のようになります。
20

0425-0013 正常に動作中
Ver.=V.1.3.0.β2.3
時刻: 2005-08-10 14:00:14
温度: 27.85℃
個数: 1234567890 個
現状: CH2=0, CH3=1, CH4=0, CH5=0, CH6=0, CH7=1, CH8=0【時刻: 2005-08-10 14:00:14】は、本機がこのメールを生成した日時(time)です。
【温度: 27.85℃】は、RS485 接続した温度計の、この時の計測温度(nm1)です。
【個数: 1234567890 個】は、この時のカウンタ 1(cn1)の計数値です。
【現状: CH2=0, CH3=1, CH4=0, CH5=0, CH6=0, CH7=1, CH8=0】は、この時の各 DI チャネルの State 状態です。
メールを生成した時刻ではなくデータの発生時刻が必要な場合は、$(Tag name.time) の書式
でデータの最新値を取得した時刻を得る事が出来ます。
例えば上記で$(ch3.time)と記述すると CH3 の State が”１”に変化した時刻を得る事が出来ます。
CH3 の State が”１”へ変化したのがこのメールが生成される 10 時間ほど前であれば、$(ch3.time)の値は 2005-08-10 03:59:32 のように得られます。
7.3.4’.6

ボタン
このボタンをクリックして上記の編集結果を本機の内部へ登録しますが、直ぐには適用されません。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

7.3.4’.7

7.3.5

ボタン
このボタンをクリックして Setup のページを終了します。

メールエントリーの追加
メールエントリーを追加したりする場合は、

この入力欄の To: の右の空白へ新たな宛先のメールアドレスを入力します。
宛先メールアドレスの様式をチェックしていますので、メールアドレスのルールを逸脱した入力は[Append]した時にエラーとなります。正しく入力して下さい。
次に、Subject: の右の空欄へメールのタイトルを入力します。
タイトルへ入力できる文字は、日本語、英語を問いません。
入力が終わったら、ボタンをクリックして Email List へ追加します。

Email List へ追加後、7.2.4 のボタンをクリックして、送信条件を編集・設定して下さい。[Append]しただけではメールを送信できません。

7.3.6 メールエントリーの適用
メールエントリーを新設・追加・編集・削除した時は、全ての作業が終了した後に MAINTAIN
ページで必ず【Apply】して下さい。
MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

21

８

CHANNEL 設定ページ

8.1

Channel Setting
このページは、各チャンネルのデジタル入力信号の扱いを設定します。

8.1.1 No.:
チャンネル番号です。CH コネクタ(4P)の CH1～CH8 に対応しています。
8.1.2 DI:
各チャンネルのデジタル入力の状態を表示します。
デジタル入力の入力電圧が OFF 状態のとき、この表示はなります。
ON 状態のとき、ととなります。

デジタル入力の電圧が 5V 以下の場合、必ず OFF 状態となります。
また 10V 以上の場合、必ず ON 状態となります。
5V～10V の間の電圧がデジタル入力に加えられた場合、本機が ON／OFF 何れの状態になるかは保証されません。従って、連続して 5V～10V の入力電圧となる事は避けて下さい。

8.1.3 Typeこのチャンネルを State 入力に用いるか Count に用いるかをリストボックスで選びます。
State を選んだ場合は次章の On-Attach、Off-Attach が設定可能になります。
このチャンネルのタグ名は ch[チャンネル番号]（ch1～ch8）で表されます。
Count を選んだ場合は次章の On-Attach、Off-Attach の設定は出来ません。
このチャンネルのタグ名は cn[チャンネル番号]（cn1～cn8）および cv[チャンネル番号]（cv1～
cv8）で表されます。Count の最大値は 4294967295 です。
Count に選択されたチャンネルは、自動的にイベントには使われなくなります。
従って、このチャンネルの State が変化しても SOAP 送信は起きません。
またメールを送信する設定があってもメールは送信されません。

22

8.1.4 ON-Attach
チャンネルの State が Off ⇒ On に変化した時をトリガとして画像を取り込みます。
DI の状態ではなく、State の状態がトリガの対象である事に注意して下さい。
取り込む画像を Video(動画)とするか Jpeg(静止画)とするかをリストボックスで選択します。
取り込み時間等の設定は、8.3.5 On Attach で行います。
8.1.5 OFF-Attach
チャンネルの State が On ⇒ Off に変化した時をトリガとして画像を取り込みます。
DI の状態ではなく、State の状態がトリガの対象である事に注意して下さい。
取り込む画像を Video(動画)とするか Jpeg(静止画)とするかをリストボックスで選択します。
取り込み時間等の設定は、8.3.6 Off Attach で行います。
8.1.6 Reverse:
チャンネルの論理を反転させる必要があるとき、チェックします。
このチェックが入っていない場合、DI が OFF では State も OFF となります。
また DI が ON では State も ON です。

チェックを入れると、DI が OFF のとき State は ON になります。
DI が ON では State は OFF になります。

Reverse 処理は DI に対して行われます。
処理の順序は、DI ⇒ Reverse/non-Reverse ⇒（論理 DI）⇒ On-Delay/Off-Delay ⇒ State となります。

23

8.1.7 On-Delay (Sec.):00.01 秒単位で設定可能です。0.01～999.99 秒まで可能。
DI ⇒ Reverse 処理（Reverse にチェックが入っていない場合は DI の On./Off が其のまま、チェックが入っている場合は論理が反転）後の論理 DI に対し、On-Delay 処理を行います。
on
on on
論理 DI

off
on

State

off

off
On-Delay 時間

Off 時は同時

論理 DI が On になるとき不安定な期間がある場合、その部分も有効な信号として処理すると不要なデータが多量に発生する事になります。これを防ぐため、論理 DI が短時間 On しただけでは State を On にしない処理が必要となります。
Delay が０の場合、State は 30mS 以内で論理 DI の変化に応答します。
On-Delay を設定すると設定時間に対し±10mS の精度で遅延処理を施します。
設定した On-Delay 時間以上の期間に渡って論理 DI が安定した On 状態を継続すると、State を
On にします。
例えば 5.0(秒)に設定すると、論理 DI が継続して 5 秒以上 On を持続した時に State が On になります。若し論理 DI が一旦 On になってから 4.5 秒後に再び Off になった場合は、State は Offのままです。

24

8.1.8 Off-Delay (Sec.):00.01 秒単位で設定可能です。0.01～999.99 秒まで可能。
DI ⇒ Reverse 処理（Reverse にチェックが入っていない場合は DI の On./Off が其のまま、チェックが入っている場合は論理が反転）後の論理 DI に対し、Off-Delay 処理を行います。
on
on
論理 DI

off
on

on

State

off

Off-Delay 時間

On 時は同時論理 DI が Off になるとき不安定な期間がある場合、その部分も有効な信号として処理すると不要なデータが多量に発生する事になります。これを防ぐため、論理 DI が短時間 Off しただけでは State を Off にしない処理が必要となります。
Delay が０の場合、State は 30mS 以内で論理 DI の変化に応答します。
Off-Delay を設定すると設定時間に対し±10mS の精度で遅延処理を施します。
設定した Off-Delay 時間以上の期間に渡って論理 DI が安定した Off 状態を継続すると、State を
Off にします。
例えば 5.0(秒)に設定すると、論理 DI が継続して 5 秒以上 Off を持続した時に State が Off になります。若し論理 DI が一旦 Off になってから 4.5 秒後に再び On になった場合は、State は Onのままです。

25

8.1.9 On-Delay と Off-Delay を同時に設定した場合

2 種類の Delay を同時に設定する事が出来ます。
下記のように、論理 DI が Off → On 或いは On → Off へ変化する時、移行期間で信号の状態が安定しない場合に有効です。
また、短い信号変化を検出しないものとして、ある程度持続した状態のみ検出したい用途では有用な方法です。
on
論理 DI

off
on

State

off

off
On-Delay 時間

Off-Delay 時間

論理 DI が On になるときも Off になるときも共に不安定な期間がある場合、その部分も有効な信号として処理すると不要なデータが多量に発生する事になります。これを防ぐため、論理 DI
が短時間 On しただけでは State を On にしない、且つ論理 DI が短時間 Off しただけでは Stateを Off にしない処理が必要となります。
Delay が０の場合、State は 30mS 以内で論理 DI の変化に応答します。
On-Delay を設定すると設定時間に対し±10mS の精度で遅延処理を施します。
設定した On-Delay 時間以上の期間に渡って論理 DI が安定した On 状態を継続した時に State を
On にします。
例えば 5.0(秒)に設定すると、論理 DI が継続して 5 秒以上 On を持続した時に State が On になります。若し論理 DI が一旦 On になってから 5 秒未満で再び Off になった場合は、State は Offのままです。
State が一旦 On になった後は、設定した Off-Delay 時間以上の期間に渡って論理 DI が安定した
Off 状態を継続した時に State を Off にします。
例えば 5.0(秒)に設定すると、論理 DI が継続して 5 秒以上 Off を持続した時に State が Off になります。若し論理 DI が一旦 Off になってから 5 秒未満で再び On になった場合は、State は Onのままです。

26

8.1.10 State:
本機が内部で認識している各チャンネルの論理的な状態を表示します。
8.1.2 DI の表示は電気的な入力状態を示していますが、この State 表示は本機内の論理的処理を施した後の、実際にデータとして扱われるチャンネル状態を示します。

左の State 表示は、このチャンネルを ON 状態として扱う事を意味します。

8.1.11

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。 このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、 他のページへ移動する前に必ずこの【Apply】ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

8.1.12ボタン
このボタンをクリックすると DI や State の表示を最新の状態へ更新します。
DI や State は自動的に更新されませんのでご注意下さい。

27

8.2

Detail Setting (Counter)

8.2.1 Counter の詳細設定
Count として使うチャンネルの Detail にある Set をクリックして下さい。
この例では Ch.1 です。
CHANNEL ページの下部に[No.1 Channel Detail Setting]が表示されます。
8.2.2 Count Factor:
カウント値にこの値を掛け算して、論理的なカウント値を計算する事が出来ます。
この例では 1 を設定していますから１カウントが 1 の重みとなり、Physical Count 値が[123456]とすると、この値[1]を掛け算した値の[123456]が、Logical Count へ表示されます。
Count Factor の最小値は 0.00000001、最大値は 9999999999 です。
8.2.3 Speed Factor:
Physical Speed 値へこの値を掛け算して、論理的な値を Logical Speed に表示します。
Speed Factor の最小値は 0.00000001、最大値は 9999999999 です。
8.2.4 Speed Interval (10 Sec.):
設定値に 10 秒を掛けた時間になります。
ここへ設定された時間内にカウント値が幾つ増えたかを Physical Speed へ表示します。
この例では 6 を設定していますから、6 X 10 秒 = 60 秒（1 分）毎のカウント値の増分を表示します。例えば１時間毎を表示したい場合では、360 を設定します。
Physical Speed の詳細については 8.5.4 Physical Speed:を参照願います。
8.2.5

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。 このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、 他のページへ移動する前に必ずこの【Apply】ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

28

8.3

Detail Setting (State)

8.3.1 State の詳細設定
State として使うチャンネルの Detail にある Set をクリックして下さい。
この例では Ch.2 です。
CHANNEL ページの下部に[No.2 Channel Detail Setting]が表示されます。
8.3.2 Reset Count
この State をリセット(Counter の値を０に戻す)として使う Counter のタグ名にチェックを入れて下さい。
Counter のリセットは State が Off から On になる時に行われます。
この例では CN1(カウンタ 1)のリセットにチャンネル 2 の State を使う設定です。
複数のカウンタがある場合には、一つのチャンネルを複数のカウンタの総合リセットに設定することも可能です。
Counter 値のリセット(Counter の値を０に戻す)は、Reset Count に指定した State に依るか、
8.5.2 Physical Count 値のプリセットで０を設定する事でのみ行えます。
本機の電源を切ったり工場検査時の設定へ戻す操作をしたりしても Counter 値はリセットされません。

8.3.3 Notify Count
Count データを SOAP で送信する時に、このチャンネルの State も同時に送信する事を指定します。
8.3.4 Notify Analog
Analog データ(RS485 のデータ)を SOAP で送信する時に、このチャンネルの State も同時に送信する事を指定します。

29

8.3.5 On Attach
このチャンネルの On Attach に Video が選択されている時に設定が可能となります。
Jpeg が選択されている時や何も Attach が選択されていない時は設定できません。
この例ではチャンネル 2 に Video の On Attach が設定してあります。
取り込んだ画像は SOAP でサーバへ送信されます。
Pre-、Post-両方の時間を 0 にすると Video 設定に関わらず Jpeg が取り込まれます。
8.3.5.1 Pre-Trigger Video (Sec.)
トリガされた時点より以前の画像を何秒間取り込むか、秒単位で設定します。
この例では 10 秒です。
Pre と Post の設定時間を合計して 30 秒以内として下さい。
8.3.5.2 Post-Trigger Video (Sec.)
トリガされた時点より以後の画像を何秒間取り込むか、秒単位で設定します。
この例では 20 秒です。
Pre と Post の設定時間を合計して 30 秒以内として下さい。

8.3.6 Off Attach
このチャンネルの Off Attach に Video が選択されている時に設定が可能となります。
Jpeg が選択されている時や何も Attach が選択されていない時は設定できません。
取り込んだ画像は SOAP でサーバへ送信されます。
Pre-、Post-両方の時間を 0 にすると Video 設定に関わらず Jpeg が取り込まれます。
8.3.6.1 Pre-Trigger Video (Sec.)
トリガされた時点より以前の画像を何秒間取り込むか、秒単位で設定します。
Pre と Post の設定時間を合計して 30 秒以内として下さい。
8.3.6.2 Post-Trigger Video (Sec.)
トリガされた時点より以後の画像を何秒間取り込むか、秒単位で設定します。
Pre と Post の設定時間を合計して 30 秒以内として下さい。

8.3.7 Attach Video の注意事項
複数のチャンネルにチェックを入れることも、一つのチャンネルで On Attach と Off Attach の両方へチェックを入れることも可能です。
ただし一つがトリガされた時、その画像処理にある程度の時間がかかりますから、その処理中に別のトリガが入ると、やや遅れて二つ目のトリガが処理されます。
従って、ほぼ同時に二つのトリガが起きたとしても、何れか早く処理を始めたチャンネルの画像は遅れることなく処理されますが、残りのチャンネルの画像は遅れて処理されます。
秒針のある時計を撮影しながらこれを試すと、その影響がよく分かります。
さらに多数のトリガが短時間内に発生する場合にあっては、最初に処理を始めた画像データに比べて、遅れて起きたトリガの画像の処理が順に遅れる事になります。
このような可能性がある設定を行う場合には、実用上の問題が無いか予め確認される事をお薦
めします。

8.3.8

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。 このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいますので、 他のページへ移動する前に必ずこの【Apply】ボタンをクリックして下さい。
全ての設定が終了した後に MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。
30

8.4

State View

DI の状態、ON Attach・OFF Attach の設定、State の状態を一覧で見る事が出来るページです。
Channel Setting 標題の右にある State View をクリックすると上の State Channels 画面が開きます。
State Channels 部の右端にある態に更新されます。
Channel Setting 部の右端の画面から消えてしまいます。

ボタンをクリックすると、DI 及び State が最新の状

ボタンをクリックすると State Channels の表示部分が

31

8.5

Count View

カウンタに関するデータの状態を一覧で見る事が出来るページです。
Channel Setting 標題の右にある Counter View をクリックすると上の Count Channels 画面が開きます。ここで Count 値のプリセットも行います。
Count Channels 部の右端にある態に更新されます。
Channel Setting 部の右端の面から消えてしまいます。

ボタンをクリックすると、カウント値等が最新の状

ボタンをクリックすると Count Channels の表示部分が画8.5.1 Physical Count:
この例では[4294967294]を表示しています。
Count は、そのチャンネルの State が Off ⇒ On に変化する時に一つ増えます。
最大値は 4294967295（2 進数の 32 ビット相当）で、最大値を超えると 0 に戻って計数を続けます。
8.5.2 Physical Count 値のプリセット
Physical Count 値をプリセットする事が出来ます。
プリセットは本機のカウンタが計数を開始する値と、他のカウンタ（例えば機械の制御装置に予め用意されてあるカウンタ）の既計数値を合わせる目的などに用います。
Physical Count の数値（この例では 4294967294）をクリックすると、右のダイアログが開きます。
この空欄へプリセットしたい数値を入力してをクリックして下さい。
プリセットできる値は 0～4294967294 までです。

32

8.5.3 Logical Count:【[Physical Count]の値】X【[Count Factor]の値】を表示します。
このデータが SOAP サーバへ送信されます。Count Factor は 8.2.2 で設定します。
この例では Count Factor が ”1”ですから、Physical Count の値と Logical Count の値は一致しています。
8.5.4 Physical Speed:【[Speed Interval]へ設定された時間毎の Count 値の増分】です。
このデータの更新は次のように 10 秒毎に行われます。
経過時間 0

10

20

30

40

50

60

70

（秒）
0~10 間の増分
0~20 間の増分
0~30 間の増分
0~40 間の増分
0~50 間の増分
0~60 間の増分[Speed Interval]に設定された時間まで、この動作が繰り返される。
この例では 60 秒なので、この段階で正しく
60 秒間の増分となる。
10~70 間の増分
この段階以後は正しく 60 秒毎の増分となる。
次の 10 秒後は 20~80 間の増分である。

8.5.5 Logical Speed:【[Physical Speed]の値】X【[Speed Factor]の値】を表示します。
このデータが SOAP サーバへ送信されます。
Speed Factor は 8.2.3 で設定します。
この例では Speed Factor が ”1”ですから、Physical Speed の値と Logical Speed の値は一致します。
8.5.6 Reset Line:
この Count をリセットするように選択されているチャンネルを表示します。
複数のチャンネルがこの Count のリセットに選択されている場合、選択されているチャンネル全てを表示します。
8.5.7 プリセット値の適用
全てのプリセット作業が終了した後に MAINTAIN ページで必ず【Apply】して下さい。
MAINTAIN ページで【Apply】する事で新たな設定が適用されます。

33

VIDEO 設定ページ (オプション)

９

このページは Video モジュールが本機に装着されていて、正しく認識された場合にのみ表示されます。Video モジュールは弊社の出荷時オプションとなっています。
弊社がオプションとして装着した以外のモジュールを本機に装着すると、このページが表示されないばかりでなく本機の故障の原因となります。絶対に装着しないで下さい。

9.1

Video Parameter

9.1.1 Brightness:
画像の明るさを設定します。
数字を大きくすると画像が明るく、小さくすると暗くなります。
カメラの絞りや電子シャッターを変更しないので、焦点深度に影響しません。
9.1.2 Saturation:
画像の彩度を設定します。
数字を大きくすると彩度が高く、小さくすると低くなります。
9.1.3 Contrast:
画像のコントラストを設定します。
数字を大きくするとコントラストが高くなって、輪郭がはっきりした画像になります。
数字を小さくするとコントラストが低くなって、ぼやけた画像になります。
9.1.4 Hue:
画像の色合いを設定します。
通常は”0”ですが、数字を大きくすると色合いが変わります。
9.1.5

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってし
まいます。
34

9.2

Video Format

9.2.1 Video Size:
CIF サイズ(352x240)に固定です。
9.2.2 Video Signal:
コンポジット・ビデオ信号入力を NTSC 方式と PAL 方式に切り替える事が出来ます。
使用するカメラのビデオ信号の仕様に合わせてお使い下さい。
NTSC 方式は、北米、日本、台湾などの地域で使われているカラー映像の伝送方式です。
輝度信号 Y と 2 つの色差信号 B-Y、R-Y を伝送するシステムで、白黒テレビと互換性のある事が特徴です。
走査線数 525 本/60 フィールド、輝度信号は Y＝0.30R＋0.59G＋0.11B で表わす事が出来ます。
PAL 方式は、ドイツ、イタリアなどヨーロッパや中国で採用されているカラーテレビの方式です。輝度信号 Y と二つの色差信号 B-Y、R-Y を伝送する点では NTSC と同じですが走査線数や輝度信号に違いがあります。走査線数 625 本/50 フィールド、輝度信号は Y＝0.299R＋0.587G＋0.144B で表わす事が出来ます。

9.2.3 Video Pattern:
Frame By Frame と Streaming を切り替える事が出来ます。
Frame By Frame は、フレーム内符号化画像です。元の画像をフレーム毎に元の順序のままで符号化する方式ですので時間軸に対して正確な映像として符号化されますが、綺麗な映像を得ようとするとビットレートを上げる(早くする)必要があり、LAN の輻輳を招く恐れがあります。
4000Kbps 程度のビットレートで実用的な画質が得られます。
Streaming は、フレーム間双方向予測符号化画像です。元の画像をフレーム間で予測符号化するもので、ビットレートが低い(遅い)場合でも画質が保たれるため、LAN の帯域を節約できる特徴があります。ただ、映像を再生する PC 側の能力によって時間軸が正しく復元されない事があるため、再生画像が滑らかに表示されない場合があります。
1000～500Kbps 程度のビットレートで実用的な画質を得る事ができます。

9.2.4 Bitrate:
画像の符号化速度を設定します。
Video Pattern で Frame By Frame を選んだ場合では 4000Kbps 程度を目処に設定して下さい。
同様に Streaming を選んだ場合では 1000～500Kbps 程度を目処に設定して下さい。
設定の際には、画質をモニタしながら必要な画質に設定して頂く事をお薦めします。
9.2.5 Video Skip:
通常は 1 でお使い下さい。
1 では毎フレームが符号化の対象になります。2 とすると、2 フレーム毎(1 フレーム飛び)に符号化されます。3 では 3 フレーム毎(2 フレーム飛び)になります。数字を大きくするほどコマ落としのような映像になりますが、同じビットレートで長い時間の映像を符号化できる事になります。
9.2.6 Service Port:
通常は[8000]を設定します。
Port の意味を十分に理解出来ていない場合は、この値を変更してはなりません。
9.2.7

ボタン
設定した値を本機内へ登録します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいます。【Apply】後にリブートする事で、新たな設定が適用されます。
35

１０

Motion Detect 設定ページ (オプション)【Still under Development】
10.1
10.1.110.1.210.1.310.1.410.1.5ボタン
設定した値を本機内へ登録します。
このボタンをクリックしないで他の設定ページへ移動すると、入力した値が消えて元に戻ってしまいます。【Apply】後にリブートする事で、新たな設定が適用されます。

36

１１

Device 設定ページ

このページでは RS485 及び RS232-C 機器に関する通信パラメータの設定を行います。
RS485 については、係る機器のメーカー毎のみならず同一メーカーであっても機器毎に異なる通信仕様が定められている場合があります。それらを全て本装置に予め用意することは出来ませので、既に本機での接続実績がある機器について[Maker]及び[Model No.]のリストボックスへ掲載し通信仕様（プロトコル）を用意してあります。その他の機器については、汎用プロトコルドライバを用意していますので個別に接続する事が可能です。
また、お客様のご要望によりご希望の RS485 機器の通信仕様を標準として搭載する事も可能です。
弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

11.1 Device List
本機へ 11.2 Device の追加 操作で登録した RS485/RS232-C Device の一覧を表示します。

11.1.1. Setting ID
本機へ 11.2 Device の追加 操作で Device が追加された順に自動的に付与する 1 から始まる連番です。削除によって飛び番となった場合は、次の新しい設定時に飛んでいる若い番号から順に付与されます。
RS485 Device は本機を除いて最大 31 台まで接続することが可能ですので、RS232-C Deviceと合わせて Setting ID: が 33 まで Device を設定することができます。
11.1.2 Device Class
RS485 機器のメーカー及び機器の名称など Device を特定するための呼称を表示します。
また、表示をクリックして詳細設定を行います。
RS232-C 機器の場合は[ RS232-C Device Common RS232 ASCII Device ]となります。
RS485 汎用プロトコルドライバは[ RS485 Device, General RS485 Device ]です。
11.1.3 COM Port
通信に使用するポートを表示します。
RS485 機器の COM ポートは RS485 である必要があります。RS485 通信コネクタは COM2 へ接続しますが、これは COM2 コネクタを RS485 と共用しているためです。
ケーブル配線によって RS485 と COM2 の RS232-C とは同時に使用する事ができます。
RS232-C 機器は COM1 或いは COM2 の何れかである必要があります。
COM1 コネクタは RS232-C 規格を満足していますが、COM2 コネクタは RS485 との共用のた
め 1-pin（CD）と 9-pin（RI）の２本のピンを RS485 の Data＋（1-pin）と Data－（9-pin）へ転用しています。
COM2 コネクタはバーコードリーダを接続するなどの通常の用途には全く支障ありません。

37

11.1.4 Active
各々の Device が RS485 機器と通信開始中(Yes)か通信停止中(No)かを表示します。
また表示をクリックして下のダイアログを開き、通信の開始／停止を設定することができます。

Setting ID: は設定対象機器の ID 番号です。
Active: にチェックを入れてすると表示が”Yes”となって通信開始中になります。
チェックを外してすると表示が”No”となって通信停止中になります。
ダイアログを閉じるにはをクリックして下さい。

11.1.5 Delete
ボタンをクリックして不要な Device を削除します。
Delete すると新たに設定し直すしか復活させる方法がありません。明らかに不要である場合を除いて 11.1.4 Active で一時的に Device との通信を停止する方が安全です。

11.2 Device の追加
11.2.1 Maker:
追加したい機器のメーカー或いはドライバを Maker: のリストボックスから選択します。
Maker:のリストボックスにメーカー名が無い或いは Model No.:に機器名が無い RS485 機器を追加する場合は、リストボックスの RS485 Device を選択して下さい。
RS232-C 機器を追加する場合は必ず RS232-C Device を選択して下さい。
この例ではメーカーに OMRON を選択します。

11.2.2 Com Port:次に Com Port: のリストボックスから使用するポートを選択します。
RS232-C Device 以外を選択した場合は自動的に RS485 が選択されます。
RS232-C Device を選択した場合は必ず COM1 或いは COM2 を選択して下さい。
この例ではポートに COM1 を選択します。

11.2.3 Model No.:
Model No.: のリストボックスから使用する機器を選択します。
この例では機器に K3HB を選択します。

38

11.2.4
このボタンをクリックして Device List へ追加します。

Device List へ追加しても詳細設定を行うまでは機器は正常に動きません。
必ず Device Class 欄に表示されている機器名をクリックして、11.3 詳細設定を行って下さい。

11.3 RS485 Device の詳細設定

11.3.1 Setting ID:
本機へ Device が追加された順に自動的に付与する 1 から始まる連番です。削除によって飛び番となった場合は、次の新しい設定時に飛んでいる若い番号も含めて順に付与されます。
ユーザーが指定することは出来ません。
11.3.2 Unit No.:
1～99 までの数字を設定することが出来ます。
本機に接続する RS485 機器の中で一意である必要があります。
この Device 設定で通信する RS485 機器のアドレスと合わせて下さい。
11.3.3 Channel No.:
1～999 までの数字を設定することが出来ます。
この Device 設定から本機が受け取るデータのタグ名を設定しますが、このタグ名は本機の中で一意である必要があります。
RS485 Device の場合はデータのタグ名を必ず nm で始める必要があり予め nm が入っています
ので、入力するのは数字だけです。
11.3.4 Factor:
通常は 1 です。±0.0000001 から±999999999 まで設定できます。
この Device から受け取ったデータにこの値を掛け算して得られた値をこの Device 設定から受け取るデータとします。
11.3.5 Baud Rate:
伝送速度を通信する機器と合わせ、[ 1200、2400、4800、9600、19200、38400 ] から選択し
て下さい。

39

11.3.6 Data Bits:
伝送データのビット長を通信する Device と合わせ、[ 7、8 ]から選択して下さい。
11.3.7 Stop Bits:
伝送データのスットプビット数を通信する Device と合わせ、[ 1、2 ]から選択して下さい。
11.3.8 Parity:
伝送データのパリティを通信する Device と合わせ、[ None、Odd Parity、Even Parity ]から選択して下さい。
11.3.9 Command Delay:
RS485 機器との送受信が正常に終了した時、次の機器宛のコマンド送信を開始するまでの遅延
時間（Delay Time）です。この時間は RS485 機器が一連の送受信を終了してから次のコマンド受信が可能となるまでの回復時間と言えます。
接続する RS485 機器の通信仕様書を注意深く読んで、必要な値を設定して下さい。
この値が小さ過ぎると正常に RS485 通信が行われなくなります。
また、大き過ぎると不要な待ち時間のため応答時間が遅くなります。
11.3.10 Timeout:
RS485 機器へコマンドを送信した後、応答データの受信を終了するまでの待機時間です。
この時間を待っても応答データの受信が正常に終了しない（コマンドの宛先 RS485 機器から応答がない、Postamble を受信できない等）場合には待機を強制終了（Timeout）します。
この時間は接続する RS485 機器とその通信条件設定によって規定されます。
接続する RS485 機器の通信仕様書を注意深く読んで、必要な値を設定して下さい。
この値が小さ過ぎると正常に RS485 通信が行われなくなります。
また、
大き過ぎると RS485 機器との通信が正常に行われなかった時の待機時間が長くなるので、全体の応答時間が遅くなります。
11.3.11 Retry Times:
Timeout した場合や BCC エラーとなった場合の再試行の回数を設定します。
この値を大きくすると、電源が切れたり故障したりして全く応答を返せない状態の RS485 機器に対しても設定された回数の再試行を行うので、非効率になります。通常の通信では回復可能なエラーである場合が多いので、[2]が適当な値でしょう。値が[0]の場合は再試行しません。
11.3.12 RS485 のエラー
RS485 の通信が異常終了した場合に、係る nm タグで先導されるデータにエラーコードを返します。下記を参考に原因をみつけて対応して下さい。
ERR-1: Timeout した事を示します① RS485 機器の電源が切れていないか② RS485 ケーブルの接続が正しいか③ RS485 機器の Device 設定で Timeout の値が小さ過ぎないか④ RS485 機器の General RS485 Device 設定が適切かなど
ERR-6: Command が正しく送信されなかった事を示します① RS485 ケーブルがショートしたり過負荷になっていないか② RS485 機器の Device 設定で Command Delay の値が小さ過ぎないか③ RS485 機器の General RS485 Device 設定が適切か④ RS485 機器側で応答期間以外に RS485 トランシーバを送信状態としていないかなど

40

11.4 RS485Device の詳細設定の例
11.4.1 OMRON K3HN

この機器の応答データは ASCII コードで、記号、数値、小数点を含んでいます。
Factor:には係数（±0.0000001 から±999999999 まで設定可能）を設定します。通常は 1 です。
通信では Preamble と Postamble 及び BCC のチェックを行っています。

11.4.2 OMRON K3HB

この機器の応答データは ASCII 表記の 16 進数なので小数点を含んでいません。
Decimal Place: のプルダウンメニューでデータの小数点位置を指定します。
機器側の設定によってデータの実際の小数点位置が変わりますので、機器側の設定に合わせて［ none, 0, 1, 2, 3, 4 ］から選んで下さい。
この例では小数点位置が XXX.XX のように下 2 桁なので 2 です。
Factor:には係数（±0.0000001 から±999999999 まで設定可能）を設定します。通常は 1 です。
通信では Preamble と Postamble 及び BCC のチェックを行っています。

41

11.4.3 Fuji Electric UM02-AR3

この機器の応答データは ASCII コードで、記号、数値、小数点を含んでいます。
Factor:には係数（±0.0000001 から±999999999 まで設定可能）を設定します。通常は 1 です。
通信では Preamble と Postamble 及び BCC のチェックを行っています。
Stop Bits:は必ず 1（Device 側で固定）として下さい。

11.4.4 Fuji Electric UM03-ARA3

この機器の応答データは ASCII コードで、記号、数値、小数点を含んでいます。
Factor:には係数（±0.0000001 から±999999999 まで設定可能）を設定します。通常は 1 です。
通信では Preamble と Postamble 及び BCC のチェックを行っています。
Stop Bits:は必ず 1（Device 側で固定）として下さい。

42

11.4.5 Weight Meter
A&D 社の Weight Meter を接続します。

この機器の応答データは ASCII コードで符号、小数点、単位を含んでいます。
Factor:には係数（±0.0000001 から±999999999 まで設定可能）を設定します。通常は 1 です。
通信では Preamble と Postamble のチェックを行っています。
必ず Data Bits:は 7、Stop Bits:は 1、Parity:は Even Parity（各々Device 側で固定）として下さい。
応答がやや遅いので Command Delay:を 50（50*10ms = 0.5 秒）に設定して下さい。

43

11.4.6 General RS485 Device

Maker:のリストボックスにメーカー名が無い或いは Model No.:に機器名が無い RS485 機器を追加する場合は、リストボックスの RS485 Device を使って動作させることができます。
【Channel:】欄の nm=a+bの設定を行います。
nm
へこの Device 設定から受け取るデータのタグ名を設定し、このタグ名は本機に接続する Device の中で一意である必要があります。RS485 Device の場合はデータのタグ名を必ず nm で始める必要があり予め nm が入っていますので、入力するのは数字だけです。
1～999 までの数字を設定出来ます。この例では 1 です。
aへ係数を±0.0000001 から±999999999 の範囲で設定します。通常は 1 です。
b
へ Offset 値を±0.0000001 から±999999999 の範囲で設定します。通常は 0 です。
この計算式を使って Device のデータに係数と Offset 値で必要な計算を行った結果を Device
設定から受け取るデータとする事ができます。
【Command Text:】欄へコマンドや BCC 等を RS485 機器の通信仕様書に従って入力し、擬似的にコマンドフォーマットを作ります。
[ ]で囲まれた[13][10]のような値は 10 進数表記されたコードとして扱います。
この例では[13]は CR(16 進表記 0x0d)、[10]は LF(16 進表記 0x0a)の各コードと等価です。
[ ]に囲まれていない:0104 のような数字やアルファベット、記号は ASCII データとして扱います。例えば、:0104 は 10 進表記コードの[58][48][49][48][52]と等価です。
ABC ならば 10 進表記コードの[65][66][67]が等価になります。

44

【Response Text Length:】は RS485 機器からの応答データの文字数を設定します。
なお Preamble と Postamble を含んだ応答データの文字数の限度は 1,024 文字です。
Preamble の設定
あり
あり
なし
なし

Postamble の設定
あり
なし
あり
なし

Response Text Length: の設定文字数(応答データの全文字数)－1≦ (応答データの全文字数)－1（注）応答データの全文字数≦ 応答データの全文字数（注）この値が適切でないと Timeout が発生して正常に通信できません。
（注）
但し Postamble の設定が無い場合に限って、小さい値を設定する事も可能です。
この場合、本機が受信を終了しても RS485 機器は未だ応答データの残り部分を送信しています。このため、次の Device の Command と Collision を起こす可能性がありますので、次の Device の Command Delay 値を調整して Collision を避けて下さい。
【Result Value From:】はこの Device で必要なデータ部分が応答データの何文字目から始まっているかを設定します。この例では７です。
Preamble の設定がある場合には応答データ先頭の Preamble を除いた 2 番目の文字から 1 と数えます。
Preamble の設定がない場合は応答データの先頭の文字から１と数えます。
【Result Value Length:】はこの Device で必要なデータの文字数を設定します（下記【Data Style】参照）。この例では 4 です。
【Preamble:】は応答データの先頭文字コードを 10 進数で設定します。
この例では :（コロン）の場合で 10 進数表記は 58 となります。
【Postamble:】は応答データの末尾文字コードを 10 進数で設定します。
この例では LF（ラインフィード）の場合で 10 進数表記は 10 となります。
【Data Style:】は応答データの形式をプルダウンメニューで選択して設定します。
《Decimal》 ASCII コード、【Result Value Length】に下記のような制限なし《Binary[L][H]》 2 進数で先に送信されるバイトが LSB、最後のバイトが MSB【Result Value Length】は 4 桁（32 ﾋﾞｯﾄ）まで《Binary[H][L]》 2 進数で先に送信されるバイトが MSB、最後のバイトが LSB【Result Value Length】は 4 桁（32 ﾋﾞｯﾄ）まで《Hexadecimal[L][H]》 ASCII 表記 16 進数で先に送信される文字が LSB、最後の文字が MSB【Result Value Length】は 8 桁（32 ﾋﾞｯﾄ）まで《Hexadecimal[H][L]》 ASCII 表記 16 進数で先に送信される文字が MSB、最後の文字が LSB【Result Value Length】は 8 桁（32 ﾋﾞｯﾄ）まで【Decimal Point:】はこの Device のデータの小数点位置をプルダウンメニューで選択します。
［ none, 0, 1, 2, 3, 4 ］から選んで指定して下さい。
数値はリーディング 0 サプレスで且つ指定された小数点以下の 0 を表示します。

この General RS485 Device の使い方をマスターするには、2 進数や 16 進数の扱いや
BCC の計算など、やや専門的な知識が必要です。
お試しになられる場合は、別途、弊社担当営業までお尋ね下さい。

45

11.4.6.1 CHINO の温度計 LT230 を接続する例

Device データのタグ名は nm1 で、X0. の温度データです。
LT230 側の通信設定は機器アドレスが 1 なので
PtCl: ASCi
FUnC: Con
Adrs: 1
rAtE: 9600
CHAr: 5
dtrs: PV
rbiA: 0.0
測温体は CA とします。
若し機器アドレスが 2 の場合は Command Text が :02040064000195[13][10] となります。
若し機器アドレスが 3 の場合は Command Text が :03040064000194[13][10] となります。
若し機器アドレスが 4 の場合は Command Text が :04040064000193[13][10] となります。
応答データは Preamble を含めて 15 文字:010401xxxxlr[CR][LF] xxxx 部は[H][L]形式の ASCII 表記 16 進数
lr 部は LRC 部分の ASCII 表記 16 進数
上記設定では、Preamble を除く応答データ数: 14
Device データの開始位置: 7
Device データの桁数: 4
Preamble: 58（= : ）Postamble: 10（=[LF] ）詳しくは当該機器の取扱説明書あるいは通信仕様書をご参照下さい。

46

11.4.6.2 KUBOTA の重量計 FL-EX-D を接続する例
この例では RS485 機器一台に対し二つの General RS485 Device を設定する必要があります。
これら二つの Setting ID は連続している必要があります。
① 先の General RS485 Device 設定で応答を期待する機器アドレスを指定します。
② 続く General RS485 Device 設定で指定した機器からデータを読み出します。
機器側の通信設定はBaud Rate: 2400
Data Bits: 7
Stop Bits: 1（固定）Parity: none
Terminator: CR+LF
Output Mode: 3（コマンド）とします。
① アドレス 10 の機器に応答を設定するコマンド

この機器のコマンドや応答には BCC 或いは LRC を含みません。
Device データのタグ名は nm9 で、機器アドレスの値（この場合は 10）です。
この機器からの応答データは ACSII コードの機器アドレスの数値だけです。
若し機器アドレスが 11 の場合は Command Text が [2]CA11[3][13][10] となります。
応答データは Preamble を含めて 9 文字 [2]CA011[3][13][10] です。
上記設定では、Preamble を除く応答データ数: 8
Device データの開始位置: 4
Device データの桁数: 2
Preamble: 2（= [STX] ）Postamble: 3（= [ETX] ）詳しくは当該機器の取扱説明書あるいは通信仕様書をご参照下さい。
47

② 先に応答を指定した機器（アドレス 10）から表示重量を読み出すコマンド

この機器のコマンドや応答には BCC 或いは LRC を含みません。
Device データのタグ名は nm10 で、±XXXXX.XXkg の重量データです。
この機器からの応答データは ACSII コードで、±記号、数値データ、小数点、Kg が含まれています。
応答データは Preamble を含めて 22 文字[2]OD0①②③③±⑤⑤⑤⑤⑤．⑤⑤kg [3][13][10]重量ステータス（2 桁固定）
コード No. （2 桁固定）
表示重量値（符号、小数点を含む 9 桁固定）
単位（2 桁固定）①②③③±⑤⑤⑤⑤⑤．⑤⑤kg
上記設定では、Preamble を除く応答データ数: 19
Device データの開始位置: 8
Device データの桁数: 11
Preamble: 2（= [STX] ）Postamble: 3（= [ETX] ）詳しくは当該機器の取扱説明書あるいは通信仕様書をご参照下さい。

48

11.5 RS232-C Device の詳細設定

11.5.1 Setting ID:
本機へ Device が追加された順に自動的に付与する 1 から始まる連番です。削除によって飛び番となった場合は、次の新しい設定時に飛んでいる若い番号も含めて順に付与されます。
ユーザーが指定することは出来ません。
11.5.2 Channel No.:この Device から受け取るデータのタグ名を設定します。
このタグ名は本機に接続する Device の中で一意である必要があります。
RS232-C Device の場合はデータのタグ名に下記の予約名を除いて任意に付ける事が出来ます（予約名は、nm、ch、cn、cv、ev、ip、mac、phs、time、wifi、tmd、tbd です）
が、通常は rs で先導されるタグ名として下さい。
COM1 側のデータのタグ名を rs1、COM2 側を同 rs2 とする事をお奨めします。
11.5.3 Character Code:
伝送データのコードを通信する Device と合わせ、[ ASCII、ISO、EIA ] から選択して下さい。
11.5.4 Baud Rate:
伝送速度を通信する Device と合わせ、[ 1200、2400、4800、9600、19200、38400 ] から選択して下さい。
11.5.5 Data Bits:
伝送データのビット長を通信する Device と合わせ、[ 7、8 ]から選択して下さい。
11.5.6 Stop Bits:
伝送データのスットプビット数を通信する Device と合わせ、[ 1、2 ]から選択して下さい。
11.5.7 Parity:
伝送データのパリティを通信する Device と合わせ、[ None、Odd Parity、Even Parity ]から選択して下さい。

49

11.5.8 Flow Control:
RS232-C Device から送られてくるデータが長い場合、本機のデータ受信バッファが溢れそうになると、ここに設定された方法で Device のデータ送信を中断させます。
バッファに空きができると、自動的に Device のデータ送信を再開させます。
Hardware では RTS（7-pin）を制御します。
Software では DC3 コード（0x13h または 0x93h）と DC1 コード（0x11h）で制御します。
DC3 コードは、11.4.2 Character Code が ASCII の時 0x13h、ISO または EIA の時 0x93h となります。
11.5.9 Pre-amble code:
RS232-C Device から送られてくるデータに、このコードが現れるまで読み飛ばします。
これは特定のコードで先導されたデータ列だけを受信する目的に使います。
リストボックスのコードは ASCII で表記されていますが、11.4.2 Character Code の設定によって実際のコードは次のように変化します。
None に設定すると全てのデータを先頭から受信します。
SOH（0x01h または 0x81h）
STX（0x02h または 0x82h）
ESC（0x1Bh）
LF（ASCII または ISO の時 0x0Ah、EIA の時 0x80h）
11.5.10 Post-amble code:
RS232-C Device から送られてくるデータに、このコードが現れるまで読み込みます。
このコードを受信するとデータ列の終了と判断して受信を終了し、11.4.8 Pre-amble code とこの Post-amble code を含まない受信したデータを SOAP サーバへ送信します。
リストボックスのコードは ASCII で表記されていますが、11.4.2 Character Code の設定によって実際のコードは次のように変化します。
ETX（0x03h）
LF（ASCII または ISO の時 0x0Ah、EIA の時 0x80h）
CR（ASCII の時 0x0Dh、ISO の時 0x8Dh、EIA の時 0x80h）
EOT（ASCII または EIA の時 0x04h、ISO の時 0x84h）
ESC（0x1Bh）
CR+LF（ASCII の時 0x0Dh+0x0Ah、ISO の時 0x8Dh+0x0Ah、EIA の時 0x80h）
11.5.11 Remove code:
受信終了後のデータ列から、ここに設定したコードのデータを破棄した後のデータ列を SOAP
サーバへ送信します。
11.4.2 Character Code の設定によって実際のコードは次のように変化します。
DC1（0x11h）DC2（0x12h）
DC3（ASCII の時 0x13h、ISO または EIA の時 0x93h）
DC4（0x14h）50

11.6 RS232-C Device の詳細設定の例
11.6.1『CD#1000R』を接続する例

この例は弊社が販売している《ハンディバーコードリーダ『CD#1000R』》を接続する場合です。

11.6.2『Ａ4000』を接続する例

この例は弊社の《生産指示書ホールド型 A4 サイズバーコードリーダ『Ａ4000』》を接続する
場合です。

51

１２

MAINTAIN ページ

12.1 Ping
URL や IP アドレスをウィンドウに入力しボタンをクリックすると Ping 命令を実行します。
本機が正しくネットワークに接続されているかを試す目的などに使用します。
予め分かっている URL で Ping を実行すると、DNS が正しく動作しているかも確認できます。

12.2 Update
本機の Firmware を Update(または Downward)する事ができます。
予め、本機へインストールする Firmware のファイルを、接続している PC のローカルディスクまたはネットワークドライブの適当なディレクトリに用意する必要があります。
作業の途中でファイルが正常に読めなくなると、異常終了となって本機が故障する原因になります。なるべく接続している PC のローカルディスクへ Firmware のファイルを用意される事をお薦めします。
ボタンをクリックすると、確認のため右のダイアログが表示されます。
Update をする場合には【OK】をクリックして下さい。
Update をしない場合は【キャンセル】をクリックして下さい。
【OK】をクリックすると【Preparing…】が約 30 秒間表示され、12.2.1 Update の Login へ移ります。

52

12.2.1 Update の Login

へ画面が変わります。
この Password は、最初の Login で入力した admin の Password と同じである必要があります。
Password を正しく入力して、ボタンをクリックして下さい。
また、誤ってこのモードに入ってしまった場合や Update へ Login しないで終了したい場合は、この状態で電源を切り、再び電源を入れる事で通常の動作に戻る事が出来ます。
正しく Update へ Login すると、

12.2.2 Update の確認

へ画面が変わります。
Update しないで終了したい場合は、この状態で電源を切り再び電源を入れる事で通常の動作へ戻る事が出来ます。
Update を続行するにはの部分をクリックして次へ進んで下さい。
次に、

12.2.3 Update の中止

へ画面が変わります。
現在の Firmware のバージョンが表示されますので、Update を行う必要がなければボタンをクリックして本機を再起動して下さい。
これ以降の状態で電源を切り再び電源を入れても通常の動作に戻らないで、12.2.1 の画面が表示されます。
通常の動作へ戻すには、Update へ Login して 12.2.3 の画面が表示されるまで進み、ボタンをクリックしてリブートするか、Update を最後まで正常に終了する必要があります。
Update を続行する場合はボタンをクリックして 12.2.4 へ進みます。

53

12.2.4 Update ファイルの選択

ここで、先ず Update に使用する Firmware のファイルを指定します。
パスとファイル名をウィンドウへ正しく入力するか、ボタンをクリックして使用するファイルを選択して下さい。
この段階で Update を中止するには、ボタンをクリックして本機を再起動して下さい。
Update を中止するために電源を切り再び電源を入れても、通常の動作に戻らないで 12.2.1 の画面が表示されます。通常の動作へ戻すには、Update へ Login して 12.2.3 の画面が表示されるまで進み、ボタンをクリックしてリブートするか、Update を最後まで正常に終了する必要があります。
ウィンドウに表示されているファイルのパスやファイル名が正しい事を慎重に確認した後、ボタンをクリックして下さい。画面が 12.2.5 へ変わります。

この後は、Update プロセスが完了するまで絶対に本機の電源を切らないで下さい。
誤って電源を切ると、本機の故障の原因になります。
12.2.5 Update の開始

Progress 欄にブルーのバーで作業の進行状態が表示されます。

この画面が表示されている間は、絶対に本機の電源を切ってはなりません。
Update の途中で本機の電源を切ったり Update ファイルが正常に読めなくなったりすると、異常終了となって本機が故障する原因になります。
これらの原因で本機が故障した場合は、本機の保証期間内であっても有償での修理となります。
ご注意下さい。
順次、ブルーのバーが上欄から下欄へ、夫々の欄内で左から右へ延びて、画面が 12.2.6 の状態になったら Update の終了です。

54

12.2.6 Update の完了

この状態で 10 秒ほど待つと、画面が 12.2.7 に変わります。

12.2.7 Update 後の再起動

ここでボタンをクリックすると表示が【Waiting for server reboot...】と変わり、そのまま 30 秒ほど待つと、Top Page の Data Monitor ページが表示されます。
これで Update は正常に終了しました。

12.3 Shutdown
本機の電源を切ることなくリブートする事が出来ます。
ボタンをクリックすると、確認のため右のダイアログが表示されます。
Reboot をする場合には【OK】をクリックして下さい。
Reboot をしない場合は【キャンセル】をクリックして下さい。
【OK】をクリックすると画面に Rebooting….と表示されます。
その後、本機は電源を入れた時と同様に POST が起動し 8 個の Digital Input LED が点滅します。
クリック後およそ 30 秒で本機は通常の動作を始め、Top Page の Data Monitor ページが表示されます。

12.4 Apply
本機のパラメータ設定の変更を適用するため、ボタンをクリックすると、確認のため右のダイアログが表示されます。
Apply する場合には【OK】をクリックして下さい。
Apply しない場合は【キャンセル】をクリックして下さい。

【OK】をクリックすると画面に The new settings have been updated to the applications.と表示されます。
設定ページのタグの一つをクリックしてページを表示して下さい。
なお、したにも関わらず変更が正しく適用されない時には、12.3 でして本機を Reboot して下さい。

55

を実行

12.5 Save Parameter
本機のパラメータ設定を PC のディスクへセーブします。
をクリックすると、
右のダイアログが表示されます。
【保存】をクリックして保存先のフォルダを選び、ファイル名を付けて保存して下さい。
お使いの本機が複数ある場合はファイル名に各々が特定できる
名前を付けると便利です。
このファイルは XML で書かれています。Notepad などで編集すれば、一つの本機の設定を少しずつ変更しながら多数の F2008 へ個別に 12.6 Upload することができます。
多数の F2008 をお使いになる場合に便利な応用方法です。

12.6 Upload Parameter
12.5 Save で PC のディスクに保存したパラメータファイルを本機へ Upload します。
をクリックすると、下のファイル指定画面が開きます。

パスとファイル名をウィンドウへ正しく入力するか、ボタンをクリックして使用するファイルを選択して下さい。
準備が出来たらボタンをクリックして下さい。
確認のため右のダイアログが表示されます。
Upload する場合には【OK】をクリックして下さい。
Upload しない場合は【キャンセル】をクリックして下さい。

【OK】をクリックすると Upload を実行し、結果が表示されます。
Update configuration failed! と表示されたら Upload に失敗しましたので、パラメータは何も変更されていません。Upload ファイルを確認して再び実行して下さい。

と表示されたら、Upload は正常に終了しました。
ボタンをクリックすると、画面に Rebooting….と表示されます。
その後、本機は電源を入れた時と同様に POST が起動し 8 個の Digital Input LED が点滅します。
クリック後およそ 30 秒で本機は通常の動作を始め、Top Page の Data Monitor ページが表示され
ます。

56

１３

Log ページ

本機の動作履歴 Log です。
チャンネルなどのデータの Log ではありません。
本機の電源を入れた日付と時刻、SOAP サーバとの通信、Mail の送信の Log 等が残ります。
正常に処理が行われた場合は Log が残りません。
処理に失敗した場合だけ残ります。
失敗した場合の Log には、簡単な理由（例えば SOAP サーバと接続出来なかった、或いは SMTP
サーバと接続出来なかった）も記録されます。

13.1 Clear All Log
をクリックすると確認のため右のダイアログが表示されます。
Log をクリアする場合には【OK】をクリックして下さい。
クリアしない場合は【キャンセル】をクリックして下さい。

13.2 Save Log
本機の Log を PC のディスクへセーブします。
をクリックすると、
右のダイアログが表示されます。
【保存】をクリックして保存先のフォルダを選び、ファイル名を付けて保存して下さい。
お使いの本機が複数ある場合はファイル名に各々が特定できる
名前を付けると便利です。
このファイルは TEXT ベースで書かれています。Notepad 等を用いて簡単に Log 内容の確認ができます。

57

58

Appendix-Ⅰ
工場検査時の設定へ戻す操作
本機の Login パスワードを忘れた時や、本機の IP アドレスが確認できないなど、非常の場合の他は、この【工場検査時の設定へ戻す操作】を行わないで下さい。

この操作を行うと本機内の全ての設定値を工場検査時に使用する状態へ書き換え、Log を消去します。
！！

出荷時の設定へは戻りませんので、ご注意下さい！！

工場検査時の設定値
IP

192.168.1.252

Net Mask

255.255.255.0

Gateway

192.168.1.253

DNS Server
Login Password

password

操作手順① 本機の電源を切ります② コネクタパネルにある Reset スイッチを ON にスライドさせ保持します③ 本機の電源を入れます④ POST は行われず MSG LED が点灯します⑤ MSG LED が点滅し始めるまで待ちます⑥ MSG LED が点滅から点灯に移行するまで待ちます⑦ MSG LED が点灯に移行したら、保持していた Reset スイッチを開放します⑧ POST が始まり Digital Input の緑の LED が順次点滅します⑨ これで工場検査時の設定へ戻りました
なお、この操作によって Count 値はリセット(Counter の値を０に戻す)されません。
8.1.3 Type で Count が選択してあった場合、この操作によって Type の選択は State へ戻ります。
しかし再び Count を選択すると、Counter は以前の数値を保持しています。
Count 値のリセット(Counter の値を０に戻す)は、8.3.2 Reset Count で選択した State に依るか、
8.5.2 Physical Count 値のプリセットで０を設定する事でのみ行えます。

59

Appendix-Ⅱ
Data Monitor ページの各部の名称と働き
Data Monitor ページの表示内容の設定方法は 2.1.10 Monitor Setup を参照して下さい。
①Admin ﾎﾞﾀﾝ

③Refresh Interval②Refresh ﾎﾞﾀﾝ

⑦ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ表示領域⑤ｼｮｰﾄﾃﾞｰﾀ表示領域④Auto ﾎﾞﾀﾝ

⑥ｼｮｰﾄﾃﾞｰﾀ領域ﾀｲﾄﾙ⑪ﾋﾞﾃﾞｵ表示領域⑩Video ﾎﾞﾀﾝ①

⑧ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ領域ﾀｲﾄﾙ⑨日付と時刻⑬ﾛﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ領域ﾀｲﾄﾙ⑫ﾛﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ表示領域

Admin ﾎﾞﾀﾝ

このボタンをクリックすると Login ページへ移行します。
手動更新ボタンです。

②

Refresh ﾎﾞﾀﾝ

このボタンをクリックすると⑤⑦⑨⑫の各データ領域の表示を最新のデータへ更新し、自動更新を停止します。
自動更新の停止中は④Auto ボタンが点滅します。
自動更新の周期を秒単位で設定します。
デフォルトは 60 秒です。

③

Refresh Interval

この値を変更した時は、②Refresh ﾎﾞﾀﾝ又は④Auto ﾎﾞﾀﾝをクリックして適用して下さい。
自動更新を設定するボタンです。点滅中は自動更新が停止してい④

Auto ﾎﾞﾀﾝます。このボタンをクリックする度に自動更新の有効／停止を切り替える事が出来ます。
この領域にはデジタルデータを除く最大 8 種類のデータを表示する事が出来ます。この領域左部のブルーグレー欄には、個々の⑤

ｼｮｰﾄﾃﾞｰﾀ表示領域【S】

データ名を最長で全角 7 文字まで白抜きで表示します。
この領域右部の薄い緑欄には、個々の数値データや文字列データ
を最長で半角 12 文字まで黒色で表示します。この長さを超える
データ値を表示する場合は⑫ﾛﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ表示領域をお使い下さい。

⑥

ｼｮｰﾄﾃﾞｰﾀ領域ﾀｲﾄﾙ【TS】⑤ｼｮｰﾄﾃﾞｰﾀ表示領域の表題を、最長で全角 12 文字まで緑色で表
示します。
60

この領域にはデジタルデータのみ最大 8 種類のデータを表示する事が出来ます。
この領域左部のブルーグレー欄には、個々のデジタルデータ名を⑦

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ表示領域【D】

最長で全角 7 文字まで白抜きで表示します。
この領域右部の欄には、デジタルデータ State の On / Off に対応
した名称を、夫々最長で全角 4 文字まで、黒色で表示します。
State が On の時は領域右部の欄が薄い黄色になります。
State が Off の時は領域右部の欄が薄いグレー色になります。

⑧⑨

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ領域ﾀｲﾄﾙ
【TD】
日付と時刻

⑦ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ表示領域の表題を、最長で全角 12 文字まで、黄色で表示します。
表示データが最終更新された日時を、PC の時刻を使って表示します。
本機にビデオモジュール（オプション）が実装されている場合のみ、このボタンが表示されます。
初期表示ではビデオを表示しませんが、このボタンをクリックすると⑪ﾋﾞﾃﾞｵ表示領域にビデオ(352*240)が表示されます。
ビデオ表示中にこのボタンをクリックすると、その時点の画像で静止画となります。静止画表示中にこのボタンをクリックすると、表示画像が消えます。

⑩

Video ﾎﾞﾀﾝ

再びこのボタンをクリックするとビデオが表示されます。
本機のビデオは、ご覧になる PC の OS が Windows 2000 或いは XP にのみ対応しています。これら以外の Windows OS や
Mac OS の PC では本機のビデオをご覧になれません。
本機のライブビデオを初めて PC でご覧になる場合は、本機からActiveX モジュールが PC へダウンロードされますので、お使いの Windows OS とブラウザの指示に従って正しくダウンロード
して下さい。

⑪

ﾋﾞﾃﾞｵ表示領域

352X240 画素の画像が表示されます。
この領域にはデジタルデータを除く最大 4 種類のデータを表示する事が出来ます。この領域左部のブルーグレー欄には、個々の⑫

ﾛﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ表示領域【L】

データ名を最長で全角 7 文字まで白抜きで表示します。
この領域右部の薄い水色欄には、デジタルデータを除く個々の数
値データや文字列データを、最長で半角 32 文字まで黒色で表示します。長い文字列を読み込むバーコードリーダや IC タグ等の読み取りデータを表示するのに便利です。

⑬

ﾛﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ領域ﾀｲﾄﾙ【TL】⑫ﾛﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ表示領域の表題を、最長で全角 24 文字まで、水色で表示します。

61

改訂 1.3.1.b4-a 版：
改訂 1.3.1.b4 版：
改訂 1.3.0 版：
初版 1.2.0 版：

アド

２００７年０９月
２００７年０２月
２００６年０３月
２００４年０８月

ー
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
ホームページ： http://www.addo-japan.com
お問い合わせ： info@addo-japan.com

社〒103-0024

東京都中央区日本橋小舟町８番６号

新江戸橋ビル４Ｆ

TEL: (03) 5652-1715(代)〒532-0003

大阪市淀川区宮原四丁目４番６４号

新大阪千代田ビル８Ｆ

TEL: (06) 6391-9303(代)