オンオフサーボ形デジタル指示調節計

ACD-15A, ACR-15A
取扱説明書

はじめに
このたびは，オンオフサーボ形デジタル指示調節計 [ACD-15A または ACR-15A](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告無しに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害,
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお，
注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告
注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。
取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼 (有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器 (軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。
- 2 -1. 取付け上の注意
注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品 (特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意
注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・熱電対，補償導線は，本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は，3導線式のもので本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
・直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は，0～10 mV DC, -10～10 mV DC
0～50 mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DC の+側と入力端子が異なりますので注意してください。
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は⑯，0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50
mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DC の+側は⑱です。
・内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。

- 3 -3. 運転，保守時の注意
注 意・オートチューニング(AT)の実行は，試運転時に行うことをおすすめします。
・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。
本書の本文，図および表の中では，用語を以下のような略語で記述しています。
略 語
PV
SV
MV
DV
AT

用 語
現在値(PV)
目標値(SV)
出力操作量(MV)
偏差量(DV)
オートチューニング(AT)本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
キャラクタ対応表
表示
数字

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
アルファベット表示
アルファベット

- 4 -

目 次
1. 形 名 ................................................................................................................................. 7
1.1 形名の説明 ................................................................................................................... 7
1.2 形名銘板の表示方法..................................................................................................... 7
2. 各部の名称とはたらき....................................................................................................... 8
3. 制御盤への取付け ............................................................................................................. 11
3.1 外形寸法図(単位: mm) ................................................................................................ 11
3.2 パネルカット図(単位: mm) ........................................................................................ 12
3.3 本器の取り付け，取り外し(ACD-15A, ACR-15A共通) .............................................. 13
4. 配 線 ............................................................................................................................... 144.1 端子配列 .................................................................................................................... 14
4.2 リード線圧着端子について ........................................................................................ 15
4.3 結線例 ........................................................................................................................ 16
5. キー操作の概要と設定グループの構成............................................................................ 17
6. 操作フローチャート ........................................................................................................ 18
6.1 簡易設定方式(SV，イベント，PID設定モードは，定値制御時のみ有効).................. 18
6.2 グループ選択方式(定値制御時) .................................................................................. 19
6.3 グループ選択方式(プログラム制御時) ....................................................................... 22
7. 仕様設定 .......................................................................................................................... 23
7.1 電源投入 .................................................................................................................... 26
7.2 設定の基本操作 .......................................................................................................... 27
7.3 エンジニア設定グループ ........................................................................................... 27
7.3.1 入力パラメータ設定グループ .............................................................................. 27
7.3.2 出力パラメータ設定グループ .............................................................................. 30
7.3.3 イベント入力パラメータ設定グループ ............................................................... 32
7.3.4 イベント出力パラメータ設定グループ ............................................................... 34
7.3.5 プログラムパラメータ設定グループ ................................................................... 41
7.3.6 通信パラメータ設定グループ .............................................................................. 42
7.3.7 外部設定パラメータ設定グループ....................................................................... 44
7.3.8 伝送出力パラメータ設定グループ....................................................................... 45
7.3.9 その他機能設定グループ ..................................................................................... 46
8. 設 定 ............................................................................................................................... 52
8.1 簡易設定方式 ............................................................................................................. 52
8.1.1 SV設定モード...................................................................................................... 52
8.1.2 イベント設定モード ............................................................................................ 52- 5 -8.1.3 PID設定モード .................................................................................................... 55
8.2 グループ選択方式 ...................................................................................................... 57
8.2.1 SV，イベント設定グループ(定値制御時) ............................................................ 57
8.2.2 プログラムパターン設定グループ(プログラム制御時) ........................................ 60
8.2.3 PIDパラメータ設定グループ ............................................................................... 63
8.2.4 AT設定グループ .................................................................................................. 65
9. 運 転 ............................................................................................................................... 66
9.1 運転を開始する.......................................................................................................... 66
9.2 制御出力をOFFする(制御出力OFF機能) ................................................................... 68
9.3 自動制御から手動制御，手動制御から自動制御に切り替える .................................. 69
9.4 出力操作量(MV)，ステップ残時間(プログラム制御)を表示する ............................... 69
9.5 AT/オートリセットを実行，ATを解除する ................................................................ 69
9.6 イベント出力を上下限個別警報として使う ............................................................... 71
9.7 設定値メモリ機能を使う ........................................................................................... 73
10. オートリセットの説明................................................................................................... 75
11. ATの説明......................................................................................................................... 76
12. 動作説明 ........................................................................................................................ 78
12.1 制御出力動作図 ........................................................................................................ 78
12.2 制御出力ON/OFF動作図 .......................................................................................... 78
12.3 オープン・クローズ出力デッドバンド/ヒステリシス動作図 ................................... 79
12.4 警報動作図 ............................................................................................................... 80
13. 仕 様 ............................................................................................................................. 82
13.1 標準仕様 .................................................................................................................. 82
13.2 オプション仕様 ........................................................................................................ 88
14. 故障かな? と思ったら .................................................................................................. 90
14.1 表示について ........................................................................................................... 90
14.2 キー操作について .................................................................................................... 92
14.3 制御について ........................................................................................................... 92
15. キャラクタ一覧表 .......................................................................................................... 93- 6 -1. 形 名1.1 形名の説明
ACD-1 5 A - R / M
ACR-1 5 A - R / M
制御動作 5
イベント出力
A
EVT1
制御出力
入 力

,
,

ACD-15A (W96×H96×D100 mm)
ACR-15A (W48×H96×D100 mm)
オンオフサーボ形 PID
キー操作で選択(*1)
リレー接点: 1a×2(オープン・クローズ)
マルチレンジ(*2)
100～240 V AC(標準)24 V AC/DC(*3)
イベント入力イベント出力(EVT4, EVT5)
RS-232C
シリアル通信RS-4854～20 mA DC
0～20 mA DC
外部設定入力0～1 V DC
1～5 V DC
4～20 mA DC
伝送出力
0～1 V DC

R
M

電源電圧

1

オプション(複数選択可能)

EI
A5
C
C5
EA1
EA2
EV1
EV2
TA1
TV1

(*1): 警報動作(12 種類と動作無し)と励磁/非励磁，タイマ出力，ループ異常警報出力，タイムシグナル出力，AT 中出力およびパターンエンド出力の中からキー操作で選択することができます。
(*2): 熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧をキー操作で選択することができます。
(*3): 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，入力記号の次に[ 1 ]を記入しています。
1.2 形名銘板の表示方法①

形名銘板は，ケース左側面に貼ってあります。

②①: 形名，電源電圧[24 V AC/DC のみ( 1 )を記入]，オプ
ション名②: 計器番号(例)リレー接点出力/マルチレンジ入力(図 1.2-1)- 7 -2. 各部の名称とはたらき
ACD-15A

ACR-15A

①

①

②

②

③

③

④

④
⑥

⑤

⑨

⑦

⑤
⑦

⑧

⑧

⑩

⑩

⑥
⑨

⑪

⑭

⑪

⑭

⑫

⑮

⑫

⑮

⑬

⑯

⑬

⑯

⑰

⑰

(図 2-1)

- 8 -

表示部
① PV 表示灯② PV 表示器③ SV/MV/TIME 表示灯 SV
MV
TIME④ SV/MV/TIME 表示器⑤ MV/DV 表示灯

MV
DV: PV/SV 表示モードで PV 表示時点灯します。
: PV および設定モード時設定キャラクタを表示します。
: PV/SV 表示モードで SV 表示時点灯します。
: PV/SV 表示モードで MV 表示時点灯します。
: PV/SV 表示モードでステップ残時間(TIME)(プログラ
ム制御)表示時点灯します。
: SV，MV，ステップ残時間(TIME)(プログラム制御)および設定モード時設定値を表示します。
: バーグラフに MV またはバルブ開度表示時点灯します。
: バーグラフに DV 表示時点灯します。

⑥ MV/DV/バルブ開度
バーグラフ表示器: MV，DV またはバルブ開度をバーグラフ表示します。
⑦ MEMO/STEP 表示灯 MEMO : 設定値メモリ番号表示時点灯します。
STEP : プログラム制御でステップ番号表示時点灯します。
また，ウエイト動作中点滅します。
⑧ MEMO/STEP 表示器: 設定値メモリ番号またはステップ番号(プログラム制御)を表示します。
⑨ M/S 表示灯
M
: プログラム制御でステップ時間単位が時:分選択時点灯します。
S: プログラム制御でステップ時間単位が分:秒選択時点灯します。
⑩ 動作表示灯
OPEN : オープン出力が ON の時点灯します。
CLOSE : クローズ出力が ON の時点灯します。
EVT1 : イベント 1 出力(EVT1)が ON の時点灯します。
EVT4 : イベント 4 出力(EVT4)が ON の時点灯します。
EVT5 : イベント 5 出力(EVT5)が ON の時点灯します。
MAN : マニュアル(手動)制御時点灯します。
T/R: シリアル通信(オプション: C, C5)で TX(送信)出力時点
灯します。
AT: AT またはオートリセット実行中点滅します。
LOCK : 設定値ロック 1，ロック 2，ロック 3，ロック 4 選択時
点灯します
RUN : プログラム制御で RUN(実行)時点灯します。
HOLD : プログラム制御で HOLD(一時停止)時点滅します。

- 9 -キー操作部⑪ アップキー⑫ ダウンキー⑬ SET キー⑭ MODE キー⑮ RUN/STOP キー⑯ A/M, B.MODE キー

ケース部⑰ コンソール用コネクタ: 設定値の数値を増加させます。
プログラム制御実行(RUN)中，このキーを 1 秒押すと，次のステップに移行します(アドバンス機能)。
: 設定値の数値を減少させます。
: 設定グループの切り替えを行います。
プログラムパターン設定グループ設定時，ステップ番
号の切り替えを行います。
SV，イベント設定グループ設定時，設定値メモリ番号の切り替えを行います。
PID パラメータ設定グループ設定時，ブロック番号の切り替えを行います。
: 設定モードの切り替えおよび設定値，選択値の登録を行います。
: 定値制御時，このキーを 1 秒押すと，PV/SV 表示モー
ドとスタンバイモードを切り替えます。
スタンバイモードは，電源を切った状態と同様に全出
力を OFF します。
プログラム制御時，実行(RUN)/停止(STOP)を行います。
スタンバイモード時，このキーを押すと，プログラム
制御を実行(RUN)します。
プログラム制御実行(RUN)中，このキーを 1 秒押すと，プログラム制御を停止(STOP)します。
: オート(自動)/マニュアル(手動)制御機能の切り替えを行います。
設定モード時このキーを押すと，前設定グループまたは前設定モードに戻ります。

: 別売りの USB 通信ケーブル(CMB-001)を接続し，コンソールソフト[SWS-AC001M]を使用して外部コンピュータ
より，SV，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行います。

- 10 -

3. 制御盤への取付け
3.1 外形寸法図(単位: mm)●ACD-15A
ネジ式取付金具

端子カバー(別売り)

□91
106.2

ガスケット A

11.5
□96

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)(図3.1-1)●ACR-15A
ネジ式取付金具

96
48

端子カバー(別売り)

91
106.2

ガスケット A

11.5

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)(図3.1-2)- 11 -

3.2 パネルカット図(単位: mm)

注 意
横方向密接取付の場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

130

92＋0.80●ACD-15A

n×96-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数
□92＋0.80(図 3.2-1)

130

92＋0.80●ACR-15A

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数

45＋0.50(図3.2-2)- 12 -

3.3 本器の取り付け，取り外し(ACD-15A, ACR-15A 共通)

警 告
ケースは樹脂製ですので，ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。
締め付けトルクは，0.12 N･mを指定してください。
本器の取り付け防塵防滴 IP66 仕様を満たすため，本器は凹凸のない剛性を持った平面に取り付けてください。
取付け可能なパネル厚さ: 1～8 mm。
(1) 本器をパネル前面から挿入してください。
(2) ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。
本器の取り外し(1) 本器の供給電源を切り，配線を全て外してください。
(2) ねじ式取付金具のねじを緩め，ねじ式取付金具を外してください。
(3) 本器をパネル前面から引き抜いてください。

天地(図3.3-1)- 13 -

4. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
4.1 端子配列
ACD-15A
GND
1POWER SUPPLY
2
24V AC/DC
3

EVENT INPUT
11
DI1

21

POWER SUPPLY
2100 to 240V AC
3

TRANSMIT OUTPUT
DI2

12

RS-485(RS-232C)
YA(-) (TX)

DI3

13

24

YB(+) (RX)

DI4

14

25

SG
DC

COM

15

22

23

EXT CONT
4
O

5
NO

OPEN

W

F.B.P.

6
CLOSE

NO
7

C

3A
250V AC8

DC 0～5V
1～5V
0～10V

27

28

EVT5
9
EVT1
10

16

26

NO

4～20mA0～20mA

17

DC
(*)1V
以下

29

NO

EVT4
30

3A
250V ACNO(*)
0～10mV-10～10mV
0～50mV
0～100mV
0～1V

3A
250V AC

RTD
A

TC
18

B

19

B

20

(図 4.1-1)
ACR-15A

GND

EVENT INPUT
11
DI1

1
POWER SUPPLY
2
24V AC/DC
3

POWER SUPPLY
2100 to 240V AC
3

TRANSMITOUTPUT

EXT CONT

45
OPEN

F.B.P.

6

10

13

YB(+) (RX)

DI4

14

SG
DC

COM

15

16

DC 0～5V
1～5V
0～10V

3A
250V AC

8
9
EVT1

DI3

W
C

NO
7

12

O
NO

CLOSE

DI2
RS-485(RS-232C)
YA(-) (TX)

EVT5

NO

EVT4

NO

NO
3A
250V AC(図 4.1-2)- 14 -

3A
250V AC4～20mA0～20mA

17

DC
(*)1V
以下

(*)
0～10mV-10～10mV
0～50mV
0～100mV
0～1V

RTD
A
B
B

TC
18

19

20

GND

接地

POWER SUPPLY

電源電圧 100～240 V AC または 24 V AC/DC(24 V AC/DC で
DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)

OPEN

オープン出力

CLOSE

クローズ出力

EVT1

イベント 1 出力(EVT1)

EVENT INPUT

イベント入力(オプション: EI)

RS-485/RS-232C

シリアル通信 RS-485(オプション: C5)または RS-232C(オプション: C)

TC

熱電対入力

RTD

測温抵抗体入力DC

直流電圧・直流電流入力(直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC,
0～10 V DC の+側は⑯，0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50
mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DC の+側は⑱と入力端子が異なりますので注意してください。)

TRANSMIT OUTPUT 伝送出力(オプション: T)

EXT CONT

外部設定入力(オプション: E

F.B.P.

フィードバックポテンショ入力

EVT4

イベント 4 出力(EVT4)(オプション: A5)

EVT5

イベント 5 出力(EVT5)(オプション: A5))

4.2 リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締め付けトルクは 0.63 N・m を指定してください。

Y形

5.8mm 以下

丸形

メーカ

形 名

ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子3.2mm

TMEV1.25Y-3
VD1.25-B3A
TMEV1.25-3
V1.25-3

締め付けトルク

0.63 N･m

3.2mm

5.8mm 以下

圧着端子

(図 4.2-1)- 15 -

4.3 結線例
ACD-15A-R/M
単相 200V

GND

OPEN 出力

CLOSE 出力

フィードバック
ポテンショメータ O

W C
炉

OPEN
CLOSE

熱電対

COM
コントロールモータ
モータバルブ* 予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐために，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。
(図 4.3-1)- 16 -

5. キー操作の概要と設定グループの構成
本器は，従来の弊社調節計と同様の簡易設定方式に加え，設定項目をグループ分けしたグループ選択設
定方式の 2 通りの設定方法があります。
各設定方法の詳細は，P.18 以降を参照してください。
(*1)
電源投入
(*1)
PV/SV 表示モード
スタンバイモード(*2)
マニュアル(手動)制御(*3)
簡易設定方式
+

+
イベント
設定モード
各設定項目

SV
設定モード
各設定項目
グループ選択方式

(3 秒)

(3 秒)
出力操作量(MV)
ステップ残時間
表示モード

PID
設定モード
各設定項目

①

SV，イベント
設定グループ(*4)
PID
設定グループAT
設定グループ
エンジニア
設定グループ
①
(1 秒)

各設定項目
(1 秒)

(

キーで次項目へ，

キーで前項目へ移行します。)

各設定項目
(1 秒)

(操作は，同上)

各設定項目
(1 秒)

(1 秒)

・簡易設定方式の各設定項目，グループ選択方式の各グループおよび各設定項目において，キーを3 秒押し続けると，PV/SV 表示モードに戻ります。
(*1): 電源 OFF 時の状態で復帰します。
(*2): 定値制御時，このキーを 1 秒
押すと，PV/SV 表示モードとスタンバイモードの切り替えができます。
プログラム制御時，実行(RUN)/
停止(STOP)が行えます。
(*3): マニュアル(手動)制御中に電源が OFF した場合，PV/SV 表示
モードで復帰します。
また，マニュアル(手動)制御中でもグループ選択方式による設定ができます。設定後，マニュアル(手動)制御で復帰します。
(*4): プログラム制御時，プログラム
パターン設定グループになります。
(*5): オプションを付加していない
場合，関連設定グループは表示
しません。

(操作は，同上)②へ
各設定項目

入力パラメータ
設定グループ

(1 秒)

各設定項目

出力パラメータ
設定グループ(1 秒)

イベント入力パラメータ
設定グループ(*5)
イベント出力パラメータ
設定グループプログラムパラメータ
設定グループ(操作は，同上)

各設定項目
(1 秒)

(操作は，同上)

各設定項目(*5)(1 秒)(操作は，同上)

各設定項目
(1 秒)

(操作は，同上)

各設定項目

通信パラメータ
設定グループ(*5)(1 秒)(操作は，同上)

各設定項目

外部設定パラメータ
設定グループ(*5)(1 秒)(操作は，同上)

各設定項目

伝送出力パラメータ
設定グループ(*5)(1 秒)(操作は，同上)

各設定項目

その他機能
設定グループ②から- 17 -(操作は，同上)(1 秒)(操作は，同上)

6. 操作フローチャート
本器の操作フローチャートを簡易設定方式，グループ選択方式に分けて説明します。
ここでは説明のため全設定項目を記述していますが，仕様により表示しない項目があります。
6.1 簡易設定方式(SV，イベント，PID 設定モードは，定値制御時のみ有効)
電源投入
(*1)
PV/SV 表示モード(*1)
スタンバイモード(*2)

マニュアル(手動)制御(*3)

SV
設定モード(*4)SV1(*1): 電源 OFF 時の状態で復帰します。
(*2): 定値制御時，このキーを 1 秒押すと，
PV/SV 表示モードとスタンバイモードの切り替えができます。
(*3): マニュアル(手動)制
御中に電源が OFF した場合，PV/SV 表示
モードで復帰します。
(*4): イベント入力割付で設定値メモリ機能を選択した場合，端子接続により選択した
設定値メモリ番号の設定項目のみ設定できます。
他の設定値メモリ番号の設定項目を設定したい場合は，端子接続により選択し直してください。
(*5): PID ゾーン機能を有効にした場合，設定できる PID ゾーンパ
ラメータは SV に 依
存します。

+

+

イベント
設定モード(*4)

PID
設定モード(*5)

EVT1 警報
動作点設定

比例帯設定

EVT1 上限警報
動作点設定

積分時間設定EVT4 警報
動作点設定

微分時間設定EVT4 上限警報
動作点設定

ARW 設定EVT5 警報
動作点設定

手動リセット設定

EVT5 上限警報
動作点設定

操作量
変化率設定

(3 秒)

(3 秒)

出力操作量(MV)
ステップ残時間表示モード
出力操作量(MV)表示ステップ残時間表示(プログ
ラム制御時)[キー操作について]
・:
キーを押すと，矢印の項目に移行することを表しています。
・ +:キーを押しながら，キーを押します。
・ +:キーを押しながら，キーを押します。
・
キーを，3 秒間押します。
(3 秒) :
[設定項目について]
・PV 表示器は設定項目キャラクタを，SV/MV/TIME 表示器は工場出荷初期値を表しています。
・点線で囲んだ設定項目は，オプションを付加していない場合，表示しません。
- 18 -

6.2 グループ選択方式(定値制御時)
電源投入
(*1)
PV/SV 表示モード(*1)
スタンバイモード(*2)

マニュアル(手動)制御(*3)
(1 秒)

①

SV, イ ベ ン ト
設定グループ

PID パラメータ
設定グループAT
設定グループ

(1 秒)

(1 秒)

(1 秒)

PID ゾーン
設定値 1 設定

AT/オートリ
セット選択

EVT1 警報
動作点 1 設定

比例帯 1 設定

AT バイアス
設定

EVT1 上限警報
動作点 1 設定

積分時間 1
設定

EVT4 警報
動作点 1 設定

微分時間 1
設定

EVT4 上限警報
動作点 1 設定

ARW1
設定

EVT5 警報
動作点 1 設定

手動リセット 1
設定

EVT5 上限警報
動作点 1 設定

操作量
変化率 1 設定

SV1 設定エンジニア
設定グループ②
入力パラメータ
設定グループ(1 秒)
入力種類選択スケーリング
上限設定
スケーリング
下限設定
小数点位置選択PV フィルタ
時定数設定
センサ補正設定

イベント入力割付で設定
値メモリ機能を選択した
場合，選択したメモリ分設
定ができます。
EVI1 と EVI2 を設定値メ
モリ機能とした場合，設定
値メモリ番号は，1～4 になります。(P.73 9.7 設定
値メモリ機能を使う参照)

PID ゾーン設定値 1 設定
～操作量変化率 1 設定までを 1 ブロックとし，5ブロックまで繰り返し設
定できます。

(*1): 電源 OFF 時の状態で復帰します。
(*2): 定値制御時，このキーを 1 秒押すと，PV/SV 表示
モードとスタンバイモードの切り替えができます。
(*3): マニュアル(手動)制御中に電源が OFF した場合，
PV/SV 表示モードで復帰します。

操作量
変化率 5 設定

- 19 -①

また，マニュアル(手動)制御中でもグループ選択方式による設定ができます。
設定後，マニュアル(手動)制御で復帰します。

③④

[キー操作について]
・:
キーを押すと，矢印の項目に移行することを表しています。
・
キーを 1 秒押すと，各設定項目から各グループ項目というように，ひとつ前の階層に戻ります。
・各グループおよび各設定項目において，キーを 3 秒押し続けると，PV/SV 表示モードに戻ります。
[設定項目について]
・PV 表示器は設定項目キャラクタを，SV/MV/TIME 表示器は工場出荷初期値を表しています。
・点線で囲んだ設定項目は，オプションを付加していない場合，表示しません。
⑤

②
③
④

出力パラメータ
設定グループ

イベント入力パラメータ
設定グループ

イベント出力パラメータ
設定グループ

プログラム
パラメータ
設定グループ

(1 秒)

(1 秒)

(1 秒)

操作量
上限設定

イベント入力EVI1 割付選択

イベント出力EVT1 割付選択

定値制御/プログ

操作量
下限設定

イベント入力EVI2 割付選択

イベント出力EVT4 割付選択

ステップ時間単位選択

ON/OFF

イベント入力EVI3 割付選択

イベント出力EVT5 割付選択

停電復帰動作選択(1 秒)

動作すきま設定

正/逆動作選択⑥⑦

ラム制御選択

イベント入力EVI4 割付選択

運転開始温度設定

プリセット値設定
FBP の有無選択
オープン・クローズ出力デッド
バンド設定⑧

オープン・クローズ出力ヒステ
リシス設定

FBP 調整オープン出力時間設定
クローズ出力時間設定

イベント出力 EVTx 割付

イベント出力 EVTx 割付

選択で，警報出力を選択し選択で，タイマ出力を選択

た場合

した場合
警報動作すきま

タイマ出力ディ設定

レイ動作選択

警報動作

タイマ出力

遅延タイマ設定

時間単位選択警報動作

OFF ディレイタ

励磁/非励磁選択

イマ時間設定ON ディレイタ
イマ時間設定FBP 調整時のエ
ラー検知有無選択⑨- 20 -

⑤⑥⑦

通信パラメータ
設定グループ

外部設定
パラメータ
設定グループ

(1 秒)

(1 秒)

伝送出力
パラメータ
設定グループ

その他機能
設定グループ

(1 秒)

(1 秒)

伝送出力選択

設定値ロック
選択

通信プロトコル選択

リモート/ローカル

機器番号設定外部設定入力
上限設定

伝送出力
上限設定

PID ゾーン機
能選択

通信速度選択

外部設定入力
下限設定

伝送出力
下限設定

SV 上昇率設定

データビット/
パリティ選択リモートバイアス

切り替え選択SV 下降率設定

設定

ストップビット
選択

出力 OFF 時
表示選択

SVTC バイアス
設定

バックライト
点灯箇所選択PV 表示色切り替え選択⑧
イベント出力 EVTx 割付選

イベント出力 EVTx 割付

択で，ループ異常警報出力

選択で，タイムシグナル出を選択した場合

力を選択した場合

ループ異常警報
時間設定

ループ異常警報
動作巾設定

タイムシグナル出力
実行ステップ設定
タイムシグナル
出力
OFF 時間設定
タイムシグナル
出力
ON 時間設定

PV 表示色切り
替え範囲設定バックライト
表示時間設定バーグラフ
表示選択
偏差量(DV)表示

偏差巾設定

⑨

- 21 -

6.3 グループ選択方式(プログラム制御時)
電源投入
(*1)
PV/SV 表示モード(*1)
スタンバイモード(*2)

マニュアル(手動)制御(*3)
(1 秒)

①

プログラム
パターン
設定グループ

PID パラメータ
設定グループAT
設定グループ

エンジニア
設定グループ

6.2 グループ選択方式(定値制御時)と同じです。P.19 を参照してください。

6.2 グループ選択方式(定値制御時)と同じです。P.19 を参照してください。

6.2 グループ選択方式(定値制御時)と同じです。P.19～21 を参照してください。

(1 秒)

ステップ 1
SV 設定
ステップ 1
時間設定
ステップ 1
ウエイト値設定ステップ 1
EVT1 警報
動作点設定
ステップ 1
EVT1 上限警報
動作点設定
ステップ 1
EVT4 警報
動作点設定
ステップ 1
EVT4 上限警報
動作点設定
ステップ 1
EVT5 警報
動作点設定
ステップ 1
EVT5 上限警報
動作点設定

プログラムパターン設定グループ内は，キーを押すと，同じ設定項目のまま次のステップ番号に移行しステップ 1 SV 設定～ス
テップ 1 EVT5 上限警報
設定までを 1 ステップデータとし，15 ステップまで繰り返し設定できます。

ます。

キーを押すと，前のステップに戻ります。

(*1): 電源 OFF 時の状態で復帰します。
(*2): プログラム制御時，実行(RUN)/停止(STOP)が行えます。
(*3): マニュアル(手動)制御中に電源が OFF した場合，
PV/SV 表示モードで復帰します。

ステップ 15
EVT5 上限警報
動作点設定

また，マニュアル(手動)制御中でもグループ選択方式による設定ができます。
設定後，マニュアル(手動)制御で復帰します。

- 22 -①

7. 仕様設定
本器は，工場出荷時，以下のような仕様になっています。
・入力種類:
K –200～1370
・制御動作:
PID 動作(AT 機能付)，逆(加熱)動作
FBP(フィードバックポテンショ)有り
・イベント出力(EVT1): 動作無し
本器をお使いになる前に，入力種類，制御動作およびイベント出力動作などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。これを仕様設定といいます。
仕様設定は，エンジニア設定グループで行います。
エンジニア設定グループには，入力パラメータ，出力パラメータ，イベント入力パラメー
タ(オプション)，イベント出力パラメータおよびその他機能設定などの設定グループがあります。
本器は，操作端にコントロールモータを接続します。
出力パラメータ設定グループで，FBP(フィードバックポテンショ)の有無を選択し，下記の各設定を必ず行ってください。(P.30～31)
・FBP 有りを選択した場合，FBP 調整を行ってください。
FBP の仕様は，以下の通りです。
分解能: 1000(FBP 調整による全閉，全開に対応)
フィードバック抵抗 : 100 ～10 k
・FBP 無しを選択した場合，オープン出力時間およびクローズ出力時間の設定を行ってください。
エンジニア設定グループの工場出荷初期値は，以下のようになっています。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場
合，仕様設定は必要ありません。8. 設定(P.52～65)に進んでください。
・入力パラメータ設定グループ(P.27～29)
設定，選択項目
入力種類選択スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
小数点位置選択PV フィルタ時定数設定
センサ補正設定

工場出荷初期値

K –200～1370
1370
-200
小数点無し
0.0 秒
0.0

- 23 -

・出力パラメータ設定グループ(P.30～31)
設定，選択項目
操作量上限設定
操作量下限設定
ON/OFF 動作すきま設定
正/逆動作選択
プリセット出力設定
FBP の有無選択
オープン・クローズ出力
デッドバンド設定
オープン・クローズ出力
ヒステリシス設定
FBP 調整オープン出力時間設定
クローズ出力時間設定
FBP 調整時のエラー検知有無選択

工場出荷初期値

100 %
0%
1.0
逆動作
0.0 %
有り
10 %
1%
中止
30.0 秒30.0 秒
エラー検知有り・イベント入力パラメータ設定グループ(オプション: EI)(P.32～33)
設定，選択項目
工場出荷初期値
イベント入力 EVI1 割付選択
動作無し
イベント入力 EVI2 割付選択
動作無し
イベント入力 EVI3 割付選択
動作無し
イベント入力 EVI4 割付選択
動作無し
・イベント出力パラメータ設定グループ(P.34～40)
設定，選択項目
工場出荷初期値
イベント出力 EVT1 割付選択
動作無し
イベント出力 EVT4 割付選択
動作無し
(オプション: A5)
イベント出力 EVT5 割付選択
動作無し
(オプション: A5)
・プログラムパラメータ設定グループ(P.41)
設定，選択項目
工場出荷初期値
定値制御/プログラム制御選択
定値制御
ステップ時間単位選択
時:分
停電復帰動作選択
停電復帰後停止
運転開始温度設定
0- 24 -

・通信パラメータ設定グループ(オプション: C または C5)(P.42～43)
設定，選択項目
工場出荷初期値
通信プロトコル選択
神港標準
機器番号設定0
通信速度選択9600 bps
データビット/パリティ選択
7 ビット/偶数
ストップビット選択
1
SVTC バイアス設定
0・外部設定パラメータ設定グループ(オプション: EA または EV )(P.44)
設定，選択項目
工場出荷初期値
リモート/ローカル切り替え選択
ローカル
外部設定入力上限設定1370
外部設定入力下限設定-200
リモートバイアス設定
0・伝送出力パラメータ設定グループ(オプション: TA1 または TV1)(P.45)
設定，選択項目
工場出荷初期値
伝送出力選択PV 伝送
伝送出力上限設定1370
伝送出力下限設定-200・その他機能設定グループ(P.46～51)
設定，選択項目
設定値ロック選択
PID ゾーン機能選択
SV 上昇率設定
SV 下降率設定
出力 OFF 時表示選択
バックライト点灯箇所選択
PV 表示色切り替え選択
PV 表示色切り替え範囲設定
バックライト表示時間設定
バーグラフ表示選択
偏差量(DV)表示偏差巾設定

工場出荷初期値

ロック無し
無効
0 /分
0 /分
OFF 表示
全点灯
赤5.00分
出力操作量(MV)表示1- 25 -

7.1 電源投入
電源投入後，約 3 秒間は PV 表示器に入力の種類，SV/MV/TIME 表示器に入力レンジの上限値(熱電対，測温抵抗体入力の場合)またはスケーリング上限値(直流電圧，直流電流入力の場合)を表示します。(表 7.1-1)
この間すべての出力，表示灯は OFF 状態です。
その後，PV 表示器に現在値(PV)，SV/MV/TIME 表示器に目標値(SV)を表示して制御をはじめます。
制御出力 OFF 機能がはたらいている状態では，PV 表示器には[]を表示します(表示は，出力 OFF 時表示選択の選択内容により異なります)。
(表 7.1-1)
センサ入力

PV 表示器

SV/MV/TIME
表示器

PV 表示器

K
J
R
S
B
E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
Pt100
4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～10 mV DC-10～10 mV DC
0～50 mV DC
0～100 mV DC
0～1 V DC
0～5 V DC
1～5 V DC
0～10 V DC

スケーリング上限値- 26 -

SV/MV/TIME
表示器

7.2 設定の基本操作
各設定モードへの移行は，それぞれの設定モードを参照してください。
・各設定(選択)項目の設定(選択)は， キーまたはキーで行います。
・
キーを押すと，設定(選択)値を登録し，次設定(選択)項目に移行します。
最終項目でキーを押すと，先頭項目に移行します。
・
キーを押すと，前項目に戻ります。
・
キーを 1 秒押すと，各設定項目から各グループ項目というように，ひとつ前の階層に戻ります。
・各グループおよび各設定項目において，キーを 3 秒押し続けると，PV/SV 表
示モードに戻ります。
7.3 エンジニア設定グループ
7.3.1 入力パラメータ設定グループ
入力パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
キーを 4 回押してください。
①
PV/SV 表示モードでエンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
キーを 1 回押してください。
入力種類選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

入力種類選択K(-200～1370 )・熱電対(10 種類)，測温抵抗体(2 種類)，直流電流(2 種類)，直流電圧(8 種類)の中から入力， / を選択します。
・入力種類を変更すると，スケーリング上限，下限値は，変更した入力レンジの上限，下限値になります。
・直流電圧入力から各入力に変更する場合，本器に接続されているセンサを外してから各入力への変更を行ってください。(センサを接続したまま各入力への変更を行うと，入力回路が故障します。)
・直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC の+側は⑯，0～10
mV DC, -10～10 mV DC, 0～50 mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DCの+側は⑱と入力端子が異なりますので注意してください。
・入力種類選択項目
K-200 ～
1370
K-200.0 ～400.0J-200 ～
1000
R
0 ～
1760
S
0 ～
1760
B
0 ～
1820
E

-200
- 27 -～

800

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100Pt100
Pt100-200.0-200
00-200.0-200.0-200-200-100.0-100.0

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

400.0
1300
1390
2315
850.0
500.0
850
500
100.0
500.0

K
K
J
R
S
B

-328
-328.0
-328
32
32
32

～
～
～
～
～
～

2498
752.0
1832
3200
3200
3308

E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
Pt100

-328
-328.0-328
32
32-328.0-328.0-328-328-148.0-148.0

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

1472
752.0
2372
2534
4199
1562.0
932.0
1562
932
212.0
932.0

4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～10 mV DC-10～10 mV DC
0～50 mV DC
0～100 mV DC

-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

0～1 V DC
0～5 V DC
1～5 V DC
0～10 V DC- 28 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
スケーリング上限設定(*)
1370
・スケールの上限値を設定します。
・スケーリング下限値～入力レンジ上限値
直流電圧，直流電流入力の場合，-2000～10000(小数点位置は，小数点
位置選択に従う。)
スケーリング下限設定(*)-200・スケールの下限値を設定します。
・入力レンジ下限値～スケーリング上限値
直流電圧，直流電流入力の場合，-2000～10000(小数点位置は，小数点
位置選択に従う。)(*): 直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリング上限値＜スケーリング下限値と設定することにより，入力が大きくなるのに従って PV が小さくなる逆方向のスケーリングが可能です。
小数点位置選択
小数点無し
・小数点の位置を選択します。
直流電圧，直流電流入力以外の場合，この設定項目は表示しません。
・: 小数点無し: 小数点以下1桁: 小数点以下2桁: 小数点以下 3 桁: 小数点以下 4 桁
PV フィルタ時定数設定
0.0 秒
・PV フィルタ時定数を設定します。
設定値が大きすぎると，応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えることがあります。
・0.0～100.0 秒
センサ補正設定
0.0
・センサの補正値を設定します。
制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と制御箇所の温度が異なることがあります。
また，複数の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等で同一目標値(SV)でも測定温度が一致しない
ことがあります。
このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。
ただし，センサ補正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
センサ補正後の PV=現在の PV+(センサ補正設定値)となります。
・-200.0～200.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，-2000～2000(小数点位置は，小数点
位置選択に従う。)- 29 -

7.3.2 出力パラメータ設定グループ
出力パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②

キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。

③

キーを 1 回押してください。
出力パラメータ設定グループに移行します。

④

キーを 1 回押してください。
操作量上限設定項目に移行します。

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
操作量上限設定
100 %・操作量の上限値を設定します。
ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・操作量下限値～100 %
操作量下限設定0%
・操作量の下限値を設定します。
ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0 %～操作量上限値
ON/OFF 動作すきま設定
1.0
・ON/OFF 動作すきまを設定します。
PID, PI, PD, P 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0.1～1000.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，1～10000(小数点位置は，小数点
位置選択に従う。)
正/逆動作選択逆(加熱)動作・逆(加熱)動作または正(冷却)動作を選択します。
・: 逆(加熱)動作: 正(冷却)動作
プリセット出力設定
0.0 %・イベント入力割付選択で，プリセット出力機能 1 または 2 を選択した場合，出力操作量を設定します。
プリセット出力機能 1: イベント入力 ON でセンサ断線時，プリセッ
トした出力操作量で制御します。
プリセット出力機能 2: イベント入力 ON 時，プリセットした出力操作量で制御します。
[オプション: EI]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・0.0～100.0 %
FBP の有無選択
FBP 有り・FBP(フィードバックポテンショメータ)の有無を選択します。
・: FBP 有り: FBP 無し
オープン・クローズ出力デッドバンド設定 10 %・オープン・クローズ出力のデッドバンドを設定します。
FBP の有無選択で無しを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～100 %オープン・クローズ出力ヒステリシス設定 1 %・オープン・クローズ出力のヒステリシスを設定します。
FBP の有無選択で無しを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0～100 %- 30 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
FBP 調整中止
・FBP の全閉，全開位置を調整します。
FBP の有無選択で無しを選択した場合，この調整項目は表示しません。
プログラム制御時，停止(STOP)中は実行できません。
・: FBP 調整中止
: FBP 調整実行
FBP 調整時の注意
・[FBP 調整時のエラー検知有無選択]で有りを選択した場合，FBP 調
整時，下記①～④のいずれかの場合，異常と判断して FBP 調整を終了，PV/SV 表示モードに戻り，PV 表示器に[]と表示し，制御出力を OFF します。
エラー表示を解除するには，キーを押してください。
① 全閉～全開の変動幅が，FBP 入力範囲の 10%以下の場合② 全閉カウント>全開カウントの場合③ 全閉～全開までの時間が，5 秒以下の場合④ 全閉，全開時の FBP 入力が，5 分以内に安定しない場合異常になり FBP 調整できない場合，[FBP 調整時のエラー検知有無
選択]で無しを選択し，再度 FBP 調整を行ってください。
・本器は FBP 調整時，約 2 秒間 FBP からの入力値に変化がなければ全開または全閉になったと判断し，自動調整を終了します。
本器とモーターの間に遅延回路を設けている場合，遅延回路を無効にしてから FBP 調整を行ってください。
FBP 調整手順
1.
キーを 3 秒押し続けると，制御動作を停止，SV/MV/TIME 表示
器にを表示して，FBP の自動調整を開始します。
① クローズ出力を 3 秒間 ON します。
② オープン出力を ON します。
モータバルブが全開状態になったところで，フィードバック抵
抗の全開入力値を取り込みます。
③ クローズ出力を ON します。
モータバルブが全閉状態になったところで，フィードバック抵
抗の全閉入力値を取り込みます。
を表示し2. 自動調整が終了すると，SV/MV/TIME 表示器にます。
以上で，FBP 調整は終了です。
オープン出力時間設定
30.0 秒・モータバルブの全閉から全開までの時間を設定します。
FBP の有無選択で有りを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0.1～1000.0 秒
クローズ出力時間設定
30.0 秒・モータバルブの全開から全閉までの時間を設定します。
FBP の有無選択で有りを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・0.1～1000.0 秒
FBP 調整時のエラー検知有無選択
エラー検知有り・FBP 調整時，一定条件(上記[FBP 調整]項目内，[FBP 調整時の注意]の説明文①～④参照)でのエラー検知の有無を選択します。
FBP の有無選択で無しを選択した場合，この選択項目は表示しません。
・: エラー検知有り: エラー検知無し- 31 -

7.3.3 イベント入力パラメータ設定グループ[オプション: EI]を付加していない場合，この設定グループは表示しません。
イベント入力パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
キーを 2 回押してください。
イベント入力パラメータ設定グループに移行します。
④
キーを 1 回押してください。
イベント入力 EVI1 割付選択項目に移行します。
名称，機能説明，設定範囲

キャラクタ

工場出荷初期値

イベント入力 EVI1 割付選択
000(動作無し)
・イベント入力 EVI1 をイベント入力割付表から選択します。
・イベント入力割付表参照
イベント入力 EVI2 割付選択
000(動作無し)
・イベント入力 EVI2 をイベント入力割付表から選択します。
・イベント入力割付表参照
イベント入力 EVI3 割付選択
000(動作無し)
・イベント入力 EVI3 をイベント入力割付表から選択します。
・イベント入力割付表参照
イベント入力 EVI4 割付選択
000(動作無し)
・イベント入力 EVI4 をイベント入力割付表から選択します。
・イベント入力割付表参照
・イベント入力割付表
選択値
000
001
002
003
004
005
006
007

イベント入力機能
動作無し
設定値メモリ機能
制御動作 ON/OFF 切り替え
制御 正/逆動作切り替え
タイマ機能
スタート/ストップ
PV 表示器 PV ホールド
PV 表示器 PV ピーク値
ホールド
プリセット出力機能 1

入力 ON(閉)入力 OFF(開)2n制御 OFF

1
制御 ON

正動作

逆動作

スタート

ストップ

ホールド
ピーク値ホー
ルド
プリセット出力(*2)

ホールド解除ホールド解除制御動作時無効
制御動作時無効

通常制御

センサ断線時，プリセットした
出力操作量で制御する機能- 32 -

備考
n=0～3(*1)
制御出力 OFF
機能
常に有効

選択値
008
009

010
011

012
013
014

イベント入力機能
オート(自動)/マニュア
ル(手動)切り替え
リモート/ローカル切り替え

入力 ON(閉)マニュアル(手動)制御
リモート

入力 OFF(開)オート(自動)制御
ローカルプログラムモード
RUN/STOP 切り替えプログラムモード
HOLD/HOLD 解除切り替えプログラムモード
アドバンス機能
積分動作
ホールド機能プリセット出力機能 2

RUN

STOP

HOLD

HOLD 解除

アドバンス

通常制御

積分動作ホー
ルド
プリセット出力(*2)

通常積分動作
通常制御

備考[オプション:
EA , EV ]を付加していない場合無効
電源投入時はレ
ベル動作
電源投入時はレ
ベル動作
電源投入時はレベル動作
積分値を保持して制御継続
プリセットした
出力操作量で制御する機能・動作の判定は，エッジ動作です。
イベント入力 EVI1 割付選択で 010(プログラムモード RUN/STOP 切り替え)を選択した場合，下図のような動作になります。
ただし，電源投入時の動作の判定は，レベル動作[ON(閉)か OFF(開)かで判定]です。
計器状態⑪-⑮[DI1(EVI1)-COM]ON(閉)⑪-⑮[DI1(EVI1)-COM]
OFF(開)

スタンバイモード

プログラム制御実行⑪-⑮[DI1(EVI1)-COM]
OFF(開)
スタンバイモードのままです。

⑪-⑮[DI1(EVI1)-COM]ON(閉)プログラム制御を実行します。

プログラム制御停止(スタンバイモード)⑪-⑮[DI1(EVI1)-COM]
OFF(開)
プログラム制御を停止します(スタンバイモード)。

⑪-⑮[DI1(EVI1)-COM]
OFF(開)から ON(閉)へのエッジを検出し，プログラ
ム制御を実行します。

図 7.3.3-1
・複数のイベント入力で，001(設定値メモリ機能)以外の同じ機能を選択している場合，
OR 判定[いずれかが ON(閉)なら，その機能がはたらきます]を行います。
(*1) : MEMO/STEP 表示器には，2n に 1 を加算した値を表示します。
(例) EVI1(20)=OFF, EVI2(21)=ON なら 21 に+1 した 3 を表示します。
イベント入力 EVI1～EVI4 割付で，設定値メモリ機能を選択した順に 20，21，22，
23 を割り当てます。[P.73～74 (9.7 設定値メモリ機能を使う)参照](*2) : プリセット値は，出力パラメータ設定グループ内プリセット出力設定(P.30)で設定します。
- 33 -

7.3.4 イベント出力パラメータ設定グループ
イベント出力パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
イベント出力パラメータ設定グループのキャラクタを表示するまで，キーを数回押してください。
④
キーを 1 回押してください。
イベント出力 EVT1 割付選択項目に移行します。
名称，機能説明，設定範囲

キャラクタ

工場出荷初期値

イベント出力 EVT1 割付選択
000(動作無し)
・イベント出力 EVT1 をイベント出力割付表から選択します。
・イベント出力割付表参照
イベント出力 EVT4 割付選択
000(動作無し)
・イベント出力 EVT4 をイベント出力割付表から選択します。
[オプション: A5]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・イベント出力割付表参照
イベント出力 EVT5 割付選択
000(動作無し)
・イベント出力 EVT5 をイベント出力割付表から選択します。
[オプション: A5]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・イベント出力割付表参照
・イベント出力割付表
選択値
000
001

イベント出力機能
動作無し
警報出力 上限警報

キーによる下位層への移行
警報動作すきま設定
警報動作遅延タイマ設定

002
003
004
005
006

警報出力 下限警報
警報出力 上下限警報
警報出力 上下限個別
警報
警報出力 上下限範囲
警報
警報出力 上下限範囲
個別警報

警報動作励磁/非励磁選択
警報出力 上限警報と同じ
警報出力 上限警報と同じ〃〃〃- 34 -

備考

選択値
007
008
009
010
011
012
013

イベント出力機能
警報出力 絶対値上限
警報
警報出力 絶対値下限
警報
警報出力 待機付き
上限警報
警報出力 待機付き
下限警報
警報出力 待機付き
上下限警報
警報出力 待機付き
上下限個別警報
イベント入力割付選
択のタイマ機能 スタート/ストップに連動したタイマ出力

キーによる下位層への移行
〃
〃
〃
〃
〃
〃
タイマ出力ディレイ動作選択
タイマ出力時間単位選択
OFF ディレイタイマ時間設定

014

015
016

017

備考

ON ディレイタイマ時間設定〃

イベント入力割付選
択のタイマ機能 スタート/ストップに連動したタイマ出力
タイマ動作中制御動
作 ON，タイムアップ
後，制御出力 OFF
動作無し
ループ異常警報出力

ループ異常警報時間設定

タイムシグナル出力

ループ異常警報動作巾設定
実行ステップ設定
タイムシグナル OFF 時間設定

イベント入力割
付選択のタイマ機能 スタート/
ス ト ッ プ (P.32)
を選択してください〃

実行ステップ終了で，タイムシグナル出力
OFF

タイムシグナル ON 時間設定
018
019

AT 中出力パターンエンド出力

AT 実行中出力
プログラム制御・警報動作を変更すると，警報動作点設定値は 0(0.0)に戻ります。
・001～012(警報出力)を選択した場合イベント出力に対してそれぞれ個別設定，013
以降は複数のイベント出力に対して共通設定になります。

- 35 -

パターンエンド出力について
パターンエンド出力は，プログラム制御終了後出力する機能です。
下記のプログラムパターンは，プログラム制御実行後，1 時間で 200
その後，2 時間 200 を保つプログラムです。
ステップ
ステップ SV
ステップ時間

1

2

200
1:00

200
2:00

まで上げ，

パターンエンド出力は(図 7.3.4-1)のようになります。
ステップ

1

2

1:00

2:00

200
0

パターンエンド出力

ON
OFF

プログラム制御実行

ステップ

プログラム制御終了
パターンエンド出力 ON

1

2

1:00

2:00

キーを押すか，電源 OFF
でパターンエンド出力 OFF

2000

パターンエンド出力

ON
OFF

プログラム制御実行

プログラム制御終了
パターンエンド出力 ON(図 7.3.4-1)- 36 -

キーを押すか，電源 OFF
でパターンエンド出力 OFF

・001～012(警報出力)を選択した場合の設定項目
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

警報動作すきま設定
1.0
・警報の動作すきまを設定します。
・0.1～1000.0 ( )(*)
直流電圧，直流電流入力の場合，1～10000(小数点位置は，小数点
位置選択に従う。)
警報動作遅延タイマ設定
0秒
・警報の動作遅延時間を設定します。
入力が警報動作範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力(*)
が作動します。
・0～10000 秒
警報動作励磁/非励磁選択
励磁・警報の励磁または非励磁を選択します。( [励磁/非励磁について]を参
照)
(*)
・
: 励磁
: 非励磁
(*): イベント出力 EVT4, EVT5 割付選択で 001(警報出力 上限警報)～012(警報出力xxx,xxx とな
待機付き上下限個別警報)を選択した場合，設定キャラクタはります。
[励磁/非励磁について]励磁()を選択した場合，EVT1 表示灯が点灯時，EVT1 出力(端子⑨-⑩間)は導通状態(ON)になり，EVT1 表示灯が消灯時，EVT1 出力は非導通状態(OFF)になります。
非励磁()を選択した場合，EVT1 表示灯が点灯時，EVT1 出力(端子⑨-⑩間)
は非導通状態(OFF)になり，EVT1 表示灯が消灯時，EVT1 出力は導通状態(ON) になります。
上限警報(励磁)の時
上限警報(非励磁)の時SV(図 7.3.4-2)＋EVT1 動作点
(図 7.3.4-3)

EVT4, EVT5 も EVT1 同様の動作になります。
EVT4, EVT5 の場合，EVT1 を EVT4, EVT5 に置き換えてご覧ください。
・EVT4 出力(端子 29 - 30 間)・EVT5 出力(端子 28 - 30 間)- 37 -

・013，014(タイマ出力)を選択した場合の設定項目[オプション: EI]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
タイマ出力ディレイ動作選択
・タイマ出力の動作を選択します。
・: ON ディレイタイマ: OFF ディレイタイマ: ON/OFF ディレイタイマ
・ディレイ動作図

工場出荷初期値
ON ディレイタイマ

ON
イベント入力
OFF

DLYON

ON

ONディレイタイマ
DLYOFF

OFF

ON
OFFディレイタイマ
DLYON

ON

ON/OFFディレイタイマ

DLYOFF

OFF

OFF

DLYON: ONディレイタイマ時間設定
DLYOFF:OFFディレイタイマ時間設定(図 7.3.4-4)
タイマ出力時間単位選択
分・タイマ出力の時間単位を選択します。
・:分:秒
OFF ディレイタイマ時間設定
0・OFF ディレイタイマ時間を設定します。
・0～10000(時間単位は，タイマ出力時間単位選択で選択した単位に従います。)ON ディレイタイマ時間設定
0
・ON ディレイタイマ時間を設定します。
・0～10000(時間単位は，タイマ出力時間単位選択で選択した単位に従います。)- 38 -

・016(ループ異常警報出力)を選択した場合の設定項目
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

ループ異常警報時間設定
0分
・ループ異常警報を判断する為の時間を設定します。
・設定値を0にすると，ループ異常警報ははたらきません。
・0～200 分
ループ異常警報動作巾設定
0
・ループ異常警報を判断する為の動作巾を設定します。
・設定値を0にすると，ループ異常警報ははたらきません。
・0～150 ( )または 0.0～150.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0～1500(小数点位置は，小数点位
置選択に従う。)- 39 -

・017(タイムシグナル出力)を選択した場合の設定項目
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

タイムシグナル出力 実行ステップ設定
1・タイムシグナル出力を実行するステップ番号を設定します。
・1～15
タイムシグナル出力 OFF 時間設定
00:00
・タイムシグナル出力の OFF 時間を設定します。
・00:00～99:59(時間単位は，プログラムパラメータ設定グループ内，ステップ時間単位選択で選択した単位に従います。)
タイムシグナル出力 ON 時間設定
00:00
・タイムシグナル出力の ON 時間を設定します。
・00:00～99:59(時間単位は，プログラムパラメータ設定グループ内，ステップ時間単位選択で選択した単位に従います。)
タイムシグナル出力について
タイムシグナル出力は，実行ステップ設定したステップ内で，タイムシグナル出力
OFF 時間経過後，タイムシグナル出力 ON 時間の間出力する機能です。
下記のプログラムパターンは，プログラム制御実行後，1 時間で 200
その後，2 時間 200 を保つプログラムです。
ステップ
ステップ SV
ステップ時間

1

2

200
1:00

200
2:00

まで上げ，

下記のように設定した場合，タイムシグナル出力は(図 7.3.4-5)のようになります。
・タイムシグナル出力 実行ステップ設定 : 2・タイムシグナル出力 OFF 時間設定
: 0:30・タイムシグナル出力 ON 時間設定
: 1:00
ステップ

1

2

1:00

2:00

200
0

タイムシグナル出力ONOFF

0:30 1:00

プログラム制御実行

OFF 時間

ON 時間(図 7.3.4-5)
タイムシグナル出力は，実行ステップ設定で設定したステップ内で有効です。
例えば，上記設定でタイムシグナル出力 ON 時間設定を 2:00 とした場合，ステッ
プ 2 が終了した時点でタイムシグナル出力も OFF になります。
- 40 -

7.3.5 プログラムパラメータ設定グループ
プログラムパラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
プログラムパラメータ設定グループのキャラクタを表示するまで，キーを数回押してください。
④
キーを 1 回押してください。
定値制御/プログラム制御選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
定値制御/プログラム制御選択

工場出荷初期値定値制御

・定値制御/プログラム制御を選択します。
・: 定値制御: プログラム制御
ステップ時間単位選択
時:分・プログラム制御でのステップ時間単位を選択します。
・プログラム制御を選択していない場合，この項目は表示しません。
・
: 時:分
: 分:秒
停電復帰動作選択
停電復帰後停止・プログラム制御 RUN(実行)中停電し，その後復帰した時のプログラ
ム状態を選択します。
・プログラム制御を選択していない場合，この項目は表示しません。
・: 停電復帰後停止[待機(スタンバイ)]: 停電復帰後継続: 停電復帰後一時停止
運転開始温度設定
0・プログラム制御開始時のステップ温度を設定します。
・プログラム制御を選択していない場合，この項目は表示しません。
・スケーリング下限値～スケーリング上限値- 41 -

7.3.6 通信パラメータ設定グループ[オプション: C, C5]を付加していない場合，この設定グループは表示しません。
通信パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
通信パラメータ設定グループのキャラクタを表示するまで，キーを数回押してください。
④
キーを 1 回押してください。
通信プロトコル選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

通信プロトコル選択

神港標準・通信プロトコルを選択します。
・: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0・本器を複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
・0～95
通信速度選択9600 bps
・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択
7ビット/偶数・データビットおよびパリティを選択します。
・: 8ビット/無し: 7ビット/無し: 8ビット/偶数: 7ビット/偶数: 8ビット/奇数: 7ビット/奇数
ストップビット選択
1・ストップビットを選択します。
・:1:2- 42 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
SVTC バイアス設定

工場出荷初期値
0・SVTCバイアス値を設定します。
SVTCコマンドで受け取った値にSVTCバイアス値を加算した値を目標値(SV)とします。
通信プロトコル選択で，神港標準を選択していない場合，この項目は表示しません。
・入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリング巾の 20 %(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)- 43 -

7.3.7 外部設定パラメータ設定グループ[オプション: EA , EV ]を付加していない場合，この設定グループは表示しません。
外部設定パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
外部設定パラメータ設定グループのキャラクタを表示するまで，
キーを数回押してください。
④
キーを 1 回押してください。
リモート/ローカル切り替え選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
リモート/ローカル切り替え選択

工場出荷初期値
ローカル・目標値(SV)の設定をリモート(遠隔操作)で行うか，ローカル(キー操作)で行うかを選択します。
・: ローカル: リモート
外部設定入力上限設定
1370
・外部設定入力の上限値(オプション: EA1(4-20 mA)の場合，20 mAを入力した時の値)を設定します。
・外部設定入力下限値～入力レンジ上限値(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
外部設定入力下限設定-200・外部設定入力の下限値(オプション: EA1(4-20 mA)の場合，4 mAを入力した時の値)を設定します。
・入力レンジ下限値～外部設定入力上限値(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
リモートバイアス設定
0・リモートバイアス値を設定します。
リモート動作時，リモートバイアス値を加算した値を目標値(SV)とします。
・入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリング巾の 20 %(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)- 44 -

7.3.8 伝送出力パラメータ設定グループ[オプション: TA1, TV1]を付加していない場合，この設定グループは表示しません。
伝送出力パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
伝送出力パラメータ設定グループのキャラクタを表示するまで，
キーを数回押してください。
④
キーを 1 回押してください。
伝送出力選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

伝送出力選択現在値(PV)伝送・伝送出力の種類を選択します。
・: 現在値(PV)伝送: 目標値(SV)伝送: 出力操作量(MV)伝送: 偏差量(DV)伝送
伝送出力上限設定

1370

・伝送出力の上限値(オプション: TA1(4-20 mA)の場合，20 mAを出力する時の値)を設定します。
・現在値(PV)，目標値(SV)伝送の場合
伝送出力下限値～入力レンジ上限値
出力操作量(MV)伝送の場合
伝送出力下限値～105.0 %偏差量(DV)伝送の場合
伝送出力下限値～スケーリング巾
伝送出力下限設定-200・伝送出力の下限値(オプション: TA1(4-20 mA)の場合，4 mAを出力する時の値)を設定します。
・現在値(PV)，目標値(SV)伝送の場合
入力レンジ下限値～伝送出力上限値
出力操作量(MV)伝送の場合-5.0 %～伝送出力上限値
偏差量(DV)伝送の場合-スケーリング巾～伝送出力上限値- 45 -

7.3.9 その他機能設定グループ
その他機能設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
入力パラメータ設定グループに移行します。
③
その他機能設定グループのキャラクタを表示するまで，
キーを数回
または
キーを 1 回押してください。
④
キーを 1 回押してください。
設定値ロック選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除状態・設定値ロックを選択します。
設定値をロックし，誤設定を防止する機能で，選択状態によりロックされる設定項目が異なります。
ロック 1～4 を選択した場合，AT，オートリセットは実行できません。
・: ロック解除 全設定値の変更ができます。
: ロック 1
全設定値の変更ができません。
: ロック 2
目標値(SV)を除く全設定値の変更ができません。
: ロック 3
ロック 1 と同様の機能で，全設定値の変更ができません。
: ロック 4
目標値(SV)および警報設定を除く全設定値の変更ができません。
PIDゾーン機能選択
無効
・PIDゾーン機能の有効/無効を選択します。
目標値(SV)(プログラム制御時，ステップSV)に連動して，PIDゾーン
パラメータを自動的に切り替え，制御する機能です。
PIDゾーン設定値は，PIDパラメータ設定グループで設定します。
(P.49 [PIDゾーン機能について]を参照)
・
: 無効
: 有効
SV上昇率設定
0 /分
・目標値(SV)が1分間に上昇する値を設定します。
目標値(SV)変更時，変更前の値から，変更後の値まで設定された変化率( /分， /分)で制御します。
電源投入時，現在値(PV)から目標値(SV)まで同様に制御します。
0または0.0を設定すると，この機能ははたらきません。
・0～10000 /分( /分)
熱電対，測温抵抗体入力で小数点付きの場合，0.0～1000.0 /分( /分)
直流電圧，直流電流入力の場合，0～10000/分(小数点位置は，小数
点位置選択に従う。)- 46 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

SV下降率設定
0 /分
・目標値(SV)が1分間に下降する値を設定します。(SV上昇率設定参照)
0または0.0を設定すると，この機能ははたらきません。
・0～10000 /分( /分)
熱電対，測温抵抗体入力で小数点付きの場合，0.0～1000.0 /分( /分)
直流電圧，直流電流入力の場合，0～10000/分(小数点位置は，小数
点位置選択に従う。)
出力 OFF 時表示選択
OFF 表示・制御出力 OFF 時の表示を選択します。
・: OFF 表示
: 無表示
: PV 表示: PV表示+イベント出力(EVT1, EVT4, EVT5)有効バックライト点灯箇所選択
全点灯
・バックライトを点灯させる表示器を選択します。
・: 全点灯: PV 表示器点灯: SV/MV/TIME 表示器+MV/DV/バルブ開度バーグラフ
表示器点灯: 動作表示灯点灯: PV 表示器+SV/MV/TIME 表示器+MV/DV/バルブ開度
バーグラフ表示器点灯: PV 表示器+動作表示灯点灯: SV/MV/TIME表示器+MV/DV/バルブ開度バーグラフ
表示器+動作表示灯点灯
PV 表示色切り替え選択
赤・PV 表示器の表示色を選択します。(P.50 [PV 表示色切り替え選択について]を参照)・:緑:赤:橙: 警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，緑→赤: 警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，橙→赤: PV 連動表示切り替え(橙→緑→赤): PV連動表示切り替え(橙→緑→赤)+警報出力(EVT1, EVT4,
EVT5のいずれか)ON時(赤)- 47 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

PV 表示色切り替え範囲設定
5.0
・PV 表示色切り替え選択で，PV 連動表示切り替え(橙→緑→赤)，PV
連動表示切り替え(橙→緑→赤) +警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時(赤)を選択した場合，PV 表示色を緑にする範囲を設定します。(P.50 [PV 表示色切り替え選択について]を参照)
・0.1～200.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，1～2000(小数点位置は，小数点位
置選択に従う。)
バックライト表示時間設定
0分
・無操作の状態からバックライトが消灯するまでの時間を設定します。
0 を設定すると，消灯しません。バックライト消灯中，何れかのキーを押すと点灯します。
・0～99分バーグラフ表示選択
出力操作量(MV)表示・バーグラフの表示を出力操作量(MV)表示，偏差量(DV)表示，表示無しまたはバルブ開度表示の何れにするかを選択します。
(P.51 [バーグラフ表示選択について]を参照)
・: 出力操作量(MV)表示: 偏差量(DV)表示: 表示無し: バルブ開度表示
偏差量(DV)表示偏差巾設定
1・バーグラフプラス側(マイナス側)1個分の偏差量(DV)表示偏差巾を設定します。(P.51 [バーグラフ表示選択について]を参照)
・1～入力スパンの20 %相当の換算値- 48 -

[PIDゾーン機能について]
PIDゾーン機能が有効になっている場合，目標値(SV)(プログラム制御時，ステップ
SV)がPIDゾーン設定値以下の時，該当するPIDゾーン設定値のPIDゾーンパラメータで制御します｡
ただし，次のPIDゾーン設定値が前PIDゾーン設定値以下の時，次のPIDゾーンパラメ
ータは無効となります｡
プログラム制御時，実行中のステップSVがPIDゾーンの対象となります。
(図7.3.9-1)の場合，目標値(SV): 150 は，PIDゾーン設定値1: 100 より大きく，
PIDゾーン設定値2: 200 以下のため，PIDゾーン設定値2のPIDゾーンパラメータで制御します。
また，PIDゾーン設定値4の設定が無いので，目標値(SV)がPIDゾーン設定値3より大きい場合もPIDゾーン設定値3のPIDゾーンパラメータで制御します。
PIDゾーン設定値4の設定が無い場合，PIDゾーン設定値3より上の部分もPIDゾーン設定値3のPIDゾーンパラメータで制御を行います。

PIDゾーン設定値3: 300℃

PIDゾーン設定値3のPID
ゾーンパラメータ制御

SV: 250℃
PIDゾーン設定値2: 200℃
PIDゾーン設定値2のPID
ゾーンパラメータ制御

SV: 150℃
PIDゾーン設定値1: 100℃

PIDゾーン設定値1のPID
ゾーンパラメータ制御

PIDゾーン設定値2のPID
ゾーンパラメータ制御
SV変更(図 7.3.9-1)- 49 -

PIDゾーン設定値3のPID
ゾーンパラメータ制御

[PV 表示色切り替え選択について](表 7.3.9-1)
PV 表示色切り替え選択

PV 表示色

緑(

)

常時: 緑

赤(

)

常時: 赤

橙(

)

常時: 橙

警報出力(EVT1, EVT4,
EVT5 のいずれか)ON
時，緑→赤
(
)
警報出力(EVT1, EVT4,
EVT5 のいずれか)ON
時，橙→赤
(
)
PV 連動表示色切り替え
橙→緑→赤()

警報出力 OFF 時: 緑
警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，警報出力に連動して PV 表示色を緑から赤に切り替えます。
警報出力 OFF 時: 橙
警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，警報出力に連動して PV 表示色を橙から赤に切り替えます。
PV 表示色切り替え範囲設定に連動して表示色を切り替えます。
・PV が SV-PV 表示色切り替え範囲設定より低い時: 橙・PV が SV PV 表示色切り替え範囲設定内の時: 緑・PV が SV＋PV 表示色切り替え範囲設定より高い時: 赤橙緑赤

Hys: PV 表示色切り替え範囲

△
Hys

SV

設定点

Hys

(図 7.3.9-2)
PV 連動表示色切り替え(橙→緑→赤)+警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時(赤)()

PV 表示色切り替え範囲設定に連動して表示色を切り替えます。
また，警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，
警報出力に連動して PV 表示器を赤に切り替えます。
・PV が SV-PV 表示色切り替え範囲設定より低い時: 橙・PV が SV PV 表示色切り替え範囲設定内の時: 緑・PV が SV＋PV 表示色切り替え範囲設定より高い時: 赤・警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時: 赤
橙
緑
赤
Hys:
PV 表示色切り替え範囲
設定点

赤

赤
△
SV

EVT4 Hysの場合)
EVT4 : EVT4 設定点(下限警報Hys(図 7.3.9-3)- 50 -

EVT1 : EVT1 設定点(上限警報

EVT1

の場合)

[バーグラフ表示選択について]
出力操作量(MV)表示，偏差量(DV)表示またはバルブ開度表示の選択された表示方法
でバーグラフが点灯します。
機能
出力操作量(MV)表示偏差量(DV)表示

表示内容-5～105 %のスケールとなり，出力操作量に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯します。
偏差が 0 の場合，中央2 個の表示灯が点灯します。
プラスに偏差がある
場合，右側に増加しながら点灯します。
マイナスに偏差がある場合，左側に増加しながら点灯します。

表示イメージ
出力操作量50％の場合

-5%

50%

105%

出力操作量に合わせて右方向に増加します。
偏差量(DV)表示偏差巾設定: 1
偏差0(SV=200, PV=200)の場合

0
中央の表示灯が2個点灯します。

+

偏差量(DV)表示偏差巾設定: 1
マイナス偏差(SV=200, PV=196)の場合

-

0

+

中央の表示灯を除き，偏差分(4個)点灯。
偏差量に合わせて左方向に増加します。

バルブ開度
表示

0～100 %のスケールとなり，バルブ開度に合わせて右方向に表示灯が増加しながら点灯します。

バルブ開度50％の場合

フィードバックポテ
ンショメータ無しの場合，常に 0%を表示します。

フィードバックポテンショメータ無しの場合- 51 -

0%

50%

100%

バルブ開度に合わせて右方向に増加します。

0%

50%

常に0%を表示します。

100%

8. 設 定本器は，従来の弊社調節計と同様の簡易設定方式に加え，設定項目をグループ分けしたグループ選択設定方式の 2 通りの設定方法があります。
8.1 簡易設定方式
簡易設定方式は，従来の弊社調節計と同様の設定方式で，定値制御時のみ有効です。
8.1.1 SV 設定モード
SV 設定モードに移行するには，
PV/SV 表示モードでキーを 1 回押してください。
イベント入力割付で，設定値メモリ機能を選択した場合，端子接続により選択した
設定値メモリ番号のみ設定ができます。
他のメモリ番号を設定したい時は，端子接続により設定値メモリ番号を選択し直してください。
名称，機能説明，設定範囲

キャラクタ
SV 設定

工場出荷初期値0

・目標値(SV)を設定します。
・スケーリング下限値～スケーリング上限値
8.1.2 イベント設定モード
イベント設定モードに移行するには，PV/SV 表示モードで キーを押しながら，キーを押してください。
イベント入力割付で，設定値メモリ機能を選択した場合，端子接続により選択した
設定値メモリ番号のみ設定ができます。
他のメモリ番号を設定したい時は，端子接続により設定値メモリ番号を選択し直してください。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 警報動作点設定
0
・EVT1 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT1 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照- 52 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 上限警報動作点設定
0
・EVT1 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT1 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT4 警報動作点設定
0・EVT4 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT4 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT4 上限警報動作点設定
0・EVT4 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT4 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT5 警報動作点設定
0
・EVT5 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT5 上限警報動作点設定
0
・EVT5 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照- 53 -

(表 8.1.2-1)
警報動作の種類
上限警報(偏差設定)
下限警報(偏差設定)
上下限警報(偏差設定)
上下限個別警報(偏差設定)
上下限範囲警報(偏差設定)
上下限範囲個別警報(偏差設定)
絶対値上限警報
絶対値下限警報
待機付上限警報(偏差設定)
待機付下限警報(偏差設定)
待機付上下限警報(偏差設定)
待機付上下限個別警報(偏差設定)

設定範囲－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値 *2
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値 *2－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1

*1: 直流電圧，直流電流入力の場合，入力スパンはスケーリング巾になります。
*2: 直流電圧，直流電流入力の場合，入力レンジ下限値(上限値)は，スケーリング下限
値(上限値)になります。

- 54 -

8.1.3 PID 設定モード
PID 設定モードに移行するには，PV/SV 表示モードで キーを押しながら，キーを 3 秒押してください。
PID ゾーン機能を有効にした場合，設定できる PID ゾーンパラメータは，目標値(SV)に依存します。
PID ゾーン番号は，MEMO/STEP 表示器に表示します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

比例帯設定
10・比例帯を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，ON/OFF 動作になります。
・0～入力スパン ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0.0～1000.0 %積分時間設定200 秒
・積分時間を設定します。
0 を設定すると，積分動作ははたらきません。
ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
PD 動作(I=0)の時，オートリセットの実行ができます。
・0～3600 秒[FBP の有無選択]で FBP 無しを選択した場合，1～3600 秒
微分時間設定50 秒
・微分時間を設定します。
0 を設定すると，微分動作ははたらきません。
ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・0～1800 秒
ARW 設定50 %・アンチリセットワインドアップ(ARW)を設定します。
PID 動作以外の場合，この設定項目は表示しません。
・0～100 %手動リセット設定
0.0
・リセット値を手動で設定します。
P，PD 動作以外の場合，この設定項目は表示しません。
・ 1000.0
直流電圧，直流電流入力の場合，小数点位置は小数点位置選択に従う。
操作量変化率設定
0 %/秒
・1 秒間に変化する操作量を設定します。
0 を設定した場合，この機能ははたらきません。
ON/OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
(P.56[操作量変化率について]を参照)
・0～100 %/秒- 55 -

[操作量変化率について]
加熱制御で目標値(SV)に対して現在値(PV)が低い場合，通常の出力は(図 8.1.3-1)のように OFF から ON になりますが，操作量変化率を設定すると(図 8.1.3-2)のように出力の変化率を変えることができます。
急激に通電すると切れてしまうような高温用ヒータ(モリブテン，タングステン，白金などを成分としたもので約 1500～1800 で使用するもの)の制御に適しています。
●通常の出力ONOFF●操作量変化率を設定した場合の出力100 %/秒

20 %/秒10 %/秒

1秒

5秒

10 秒

(図 8.1.3-1)(図 8.1.3-2)- 56 -

8.2 グループ選択方式
グループ選択方式は，SV，イベント設定グループ，PID パラメータ設定グループ，AT
設定グループおよびエンジニア設定グループの 4 つに分かれています。
キーでグループを選択し，PV 表示器キーでグループ内の設定項目を設定します。

グループ
・SV，イベント設定グループ(定値制御時)設定項目
・SV，イベント(EVT1, EVT4, EVT5)の設定(定値制御時)

・プログラムパターン設定グ
ループ(プログラム制御時)

・ステップ SV，ステップ時間，ウエ
イト値，イベント(EVT1, EVT4,
EVT5)の設定(プログラム制御時)
PID パラメータの設定
AT/オートリセット実行/解除，AT バイ
アスの設定
入力パラメータ，出力パラメータ，イ
ベント出力パラメータ，プログラムパ
ラメータおよびその他機能の設定

PID パラメータ設定グループ
AT 設定グループ
エンジニア設定グループ

エンジニア設定グループの詳細は，P.27～51 を参照してください。

8.2.1 SV，イベント設定グループ(定値制御時)
SV，イベント(EVT1, EVT4, EVT5)を設定するグループです。
イベント入力割付で，設定値メモリ機能を選択した場合，選択したメモリ分設定ができます。
SV，イベント設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 1 回押してください。
SV，イベント設定グループに移行します。
キーを 1 回押してください。
②
SV1 設定項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
SV1 設定

工場出荷初期値0

・目標値(SV1)を設定します。
・スケーリング下限値～スケーリング上限値
EVT1 警報動作点設定
0
・EVT1 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT1 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照- 57 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
EVT1 上限警報動作点設定
0
・EVT1 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT1 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT4 警報動作点設定
0・EVT4 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT4 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT4 上限警報動作点設定
0・EVT4 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT4 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT5 警報動作点設定
0
・EVT5 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
EVT5 上限警報動作点設定
0
・EVT5 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照- 58 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

イベント入力割付で選択したメモリ分(最大 15 ファイル)設定できます。
EVT5 上限警報動作点設定
0
・EVT5 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照- 59 -

8.2.2 プログラムパターン設定グループ(プログラム制御時)ステップ SV，ステップ時間，ウエイト値およびイベント(EVT1, EVT4, EVT5)を設定するグループです。
最大 15 ステップのプログラムパターンを作成できます。
ステップ

1

このプログラムパターンは，プログラム制御実行後，1 時間で 200まで上げ，その後，2 時間 200 を保つプログラムです。

2

200
0

200 をステップ 1 SV，1:00 をス
テップ 1 時間といいます。

1:00
2:00
プログラム制御実行(図 8.2.2-1)[ウエイト機能について]
ウエイト機能は，プログラム制御実行中，ステップ終了時に PV と SV との偏差がSV ウエイト値の範囲内に入るまで，次のステップに進まない機能です。
ウエイト機能がはたらくと，STEP 表示灯が点滅します。
ウエイト機能が解除される条件
・プログラムパターンが上がり勾配の場合，PV が SV-ウエイト値以上で解除。
・プログラムパターンが下がり勾配の場合，PV が SV+ウエイト値以下で解除。
1
2
3
4
5
ステップ
ウエイト値 10

T

T
200
0

PV が 190 以上になると，ウエイト機能が解除され，ステップ 2 に進みます。
PV が，SV ウエイト値の範囲内でないため，ウエイト状態となり，ステップ 2 に進みません。
ウエイト(T 時間)中，STEP 表示灯が点滅します。

: PV: プログラムパターン: ウエイト機能により，T 時間分遅れたプログラムパターン(図 8.2.2-2)- 60 -

プログラムパターン設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 1 回押してください。
プログラムパターン設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
ステップ 1 SV 設定項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
ステップ 1 SV 設定

工場出荷初期値0・ステップ 1 目標値(SV)を設定します。
・スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ 1 時間設定
00:00
・ステップ 1 時間を設定します。
・00:00～99:59
ステップ 1 ウエイト値設定
0・ステップ 1 ウエイト値を設定します。
ウエイト機能は，ステップ時間に関係なく，現在値(PV)がステップ
SV 設定値 ウエイト値の範囲内に入るまで，次のステップに進まないようにする機能です。
0 または 0.0 を設定すると，ウエイト動作ははたらきません。
・0～入力スパンの 20%相当の換算値
ステップ 1 EVT1 警報動作点設定
0・ステップ 1 EVT1 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT1 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
ステップ 1 EVT1 上限警報動作点設定
0・ステップ 1 EVT1 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT1 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
ステップ 1 EVT4 警報動作点設定
0・ステップ 1 EVT4 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT4 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照- 61 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲
工場出荷初期値
ステップ 1 EVT4 上限警報動作点設定
0・ステップ 1 EVT4 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT4 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
ステップ 1 EVT5 警報動作点設定
0・ステップ 1 EVT5 警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
ステップ 1 EVT5 上限警報動作点設定
0・ステップ 1 EVT5 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照
ステップ 1 SV 設定～ステップ 1 EVT5 上限警報設定までを 1 ステップ
データとし，15 ステップまで繰り返し設定できます。
ステップ 15 EVT5 上限警報動作点設定
0・ステップ 15 EVT5 上限警報出力の動作点を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，警報動作ははたらきません。(絶対値上限，絶対値下限警報を除く)[イベント出力 EVT5 割付選択]で，動作無しまたは警報動作以外を選択した場合，この設定項目は表示しません。
上下限個別警報，上下限範囲個別警報または待機付き上下限個別警報を選択した場合，警報動作点設定が下限側，上限警報動作点設定
が上限側になります。
・設定範囲: P.54(表 8.1.2-1)参照

ステップ 1～15 のステップ SV およびイベント(EVT1, EVT4, EVT5)設定値は，設定値
メモリ番号 1～15 の目標値(SV)およびイベント(EVT1, EVT4, EVT5)設定値と共通です。

- 62 -

8.2.3 PID パラメータ設定グループ
PID パラメータを設定するグループです。
定値制御時，プログラム制御時共通です。
PID パラメータ設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 2 回押してください。
PID パラメータ設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
PID ゾーン機能選択で，PID ゾーン機能を無効にした場合比例帯 1 設定
項目に，PID ゾーン機能を有効にした場合 PID ゾーン設定値 1 設定項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

PID ゾーン設定値 1 設定
0
・PID ゾーン機能により，PID ゾーンパラメータを切り替える基準値 1を設定します。
PID ゾーン機能選択で，PID ゾーン機能を無効にした場合，この設
定項目は表示しません。
PID ゾーン設定値 1 設定～操作量出力変化率 1 設定までを 1 ゾーンとし，目標値(SV)が，基準値 1 以下の場合，この PID ゾーンパラメ
ータで制御を行います。
・スケーリング下限値～スケーリング上限値
比例帯 1 設定
10・比例帯 1 を設定します。
0 または 0.0 を設定すると，ON/OFF 動作になります。
・0～入力スパン ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0.0～1000.0 %積分時間 1 設定
200 秒
・積分時間 1 を設定します。
0 を設定すると，積分動作ははたらきません。
PD 動作(I=0)の時，オートリセットの実行ができます。
・0～3600 秒[FBP の有無選択]で FBP 無しを選択した場合，1～3600 秒
微分時間 1 設定
50 秒
・微分時間 1 を設定します。
0 を設定すると，微分動作ははたらきません。
・0～1800 秒
ARW 1 設定
50 %・アンチリセットワインドアップ(ARW)1 を設定します。
・0～100 %- 63 -

キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

手動リセット 1 設定
0.0
・リセット値 1 を手動で設定します。
・ 1000.0
直流電圧，直流電流の場合，小数点位置は小数点位置選択に従う。
操作量変化率 1 設定
0 %/秒
・変化率 1(1 秒間に変化する操作量)を設定します。
0 を設定した場合，この機能ははたらきません。
([操作量変化率について]を参照)
・0～100 %/秒
PID ゾーン機能選択で，PID ゾーン機能を有効にした場合，PID ゾーン
設定値 1 設定～操作量出力変化率 1 設定までを 1 ゾーンとし，最大 5ゾーンまで繰り返し設定できます。
操作量変化率 5 設定
0 %/秒
・変化率 5(1 秒間に変化する操作量)を設定します。
0 を設定した場合，この機能ははたらきません。
([操作量変化率について]を参照)
・0～100 %/秒[操作量変化率について]
加熱制御で目標値(SV)に対して現在値(PV)が低い場合，通常の出力は(図 8.2.3-1)のように OFF から ON になりますが，操作量変化率を設定すると(図 8.2.3-2)のように出力の変化率を変えることができます。
急激に通電すると切れてしまうような高温用ヒータ(モリブテン，タングステン，白金などを成分としたもので約 1500～1800 で使用するもの)の制御に適しています。
●通常の出力ONOFF●操作量変化率を設定した場合の出力100 %/秒

20 %/秒10 %/秒

1秒

5秒

10 秒

(図 8.2.3-1)(図 8.2.3-2)- 64 -

8.2.4 AT 設定グループ
AT/オートリセット実行/解除，AT バイアスを設定するグループです。
定値制御時，プログラム制御時共通です。
ON/OFF，PI 動作時，このグループ内の設定項目に移行できません。
PID ゾーン機能が有効で，制御に使用していた PID ゾーン番号の動作が ON/OFF，
PI 動作の場合，このグループ内の設定項目に移行できません。
AT 設定グループに移行するには，以下の手順で行ってください。
①
PV/SV 表示モードでキーを 3 回押してください。
AT 設定グループに移行します。
②
キーを 1 回押してください。
AT/オートリセット選択項目に移行します。
キャラクタ

名称，機能説明，設定範囲

工場出荷初期値

AT/オートリセット選択
・PID 動作時は AT の実行/解除，P, PD 動作時はオートリセットの実行/解除を選択します。
・PID ゾーン機能を有効にした場合，AT 終了後，制御に使用していた PID
ブロック番号の P, I, D, ARW 各設定値を変更します。
・AT を途中で解除すると，P, I, D, ARW 各設定値は AT 実行前の値になります。
・AT 開始後，約 4 時間経過しても AT が終了しない場合，自動的に ATを中止します。
・オートリセットは，約 4 分間で終了します。
途中の解除はできません。
オートリセット値は，手動リセット設定範囲内で算出します。
・: AT/オートリセット解除/: AT/オートリセット実行
キーを押すと PV/SV 表示モAT/オートリセット実行を選択し，ードに戻ります。
AT バイアス設定
20
・AT 時のバイアス値を設定します(P.76～77 [11. AT の説明]を参照)。
直流電圧，直流電流入力の場合，この設定項目は表示しません。
・0～50 (0～100 )
小数点付きの場合，0.0～50.0 (0.0～100.0 )- 65 -

9. 運 転9.1 運転を開始する
制御盤への取付け，配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1) 本器 電源 ON
本器へ供給される電源を ON します。
電源投入後，約 3 秒間は PV 表示器に入力の種類，SV/MV/TIME 表示器に入力レンジの上限値(熱電対，測温抵抗体入力の場合)またはスケーリング上限値(直流電圧，直流
電流入力の場合)を表示します。(表 9.1-1)(表 9.1-1)
センサ入力

PV 表示器

SV/MV/TIME
表示器

PV 表示器

SV/MV/TIME
表示器

K
J
R
S
B
E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
Pt100
4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～10 mV DC-10～10 mV DC
0～50 mV DC
0～100 mV DC
0～1 V DC
0～5 V DC
1～5 V DC
0～10 V DC

スケーリング上限値

この間すべての出力，表示灯は OFF 状態です。
その後，計器の状態に応じて，以下のように表示します。
・定値制御状態
PV 表示器に現在値(PV)，SV/MV/TIME 表示器に目標値(SV)，イベント入力割付で設定値メモリ機能を選択した場合 MEMO/STEP 表示器にメモリ番号を表示します。
- 66 -

・制御出力 OFF 機能がはたらいている状態
PV 表示器には[]を表示します。(表示は，出力 OFF 時表示選択の選択内容
により異なります)・プログラム制御待機(スタンバイ)状態
PV 表示器に現在値(PV)を表示，SV/MV/TIME 表示器，MEMO/STEP 表示器は消灯します。
・プログラム制御実行状態
PV 表示器に現在値(PV)，SV/MV/TIME 表示器にステップ SV，MEMO/STEP 表示
器にステップ番号を表示します。
(2) 仕様設定
6. 操作フローチャート(P.18～22)，7. 仕様設定(P.23～51)を参照して仕様設定を行ってください。
仕様設定は，エンジニア設定グループで行います。
入力種類，イベント出力動作および制御動作などを選択してください。
本器は，操作端にコントロールモータを接続します。
出力パラメータ設定グループで，FBP(フィードバックポテンショ)の有無を選択し，下記の各設定を必ず行ってください。(P.30～31)
・FBP 有りを選択した場合，FBP 調整を行ってください。
・FBP 無しを選択した場合，オープン出力時間およびクローズ出力時間の設定を行ってください。
工場出荷初期値のままでよい場合や，すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合，仕様設定は必要ありません。(3)に進んでください。
(3) 設定値入力
6. 操作フローチャート(P.18～22)，8. 設定(P.52～65)を参照して，各設定値を入力してください。
(4) 負荷回路の電源を ON
設定に応じて，以下のように動作します。
・定値制御
制御対象が目標値(SV)を保つよう，調節動作を開始します。
・プログラム制御
プログラム制御の実行
プログラム制御を実行するには，キーを押してください。
プログラム制御を開始します。
スタート方式は，現在値(PV)までステップ SV とステップ時間を早送りして実行
する，PV スタート方式です。
プログラムパラメータ設定グループ内，運転開始温度設定を設定した場合，その温度からプログラム制御を開始します。
ウエイト機能がはたらいている場合，STEP 表示灯が点滅します。
プログラム制御の停止
プログラム制御を停止するには，
キーを 1 秒押してください。
プログラム制御を停止し，プログラム制御待機(スタンバイ)状態に戻ります。

- 67 -

プログラム制御実行中，次のステップに進める(アドバンス機能)
プログラム制御実行中，次のステップに進めるには， キーを 1 秒押してくだ
さい。
プログラム制御実行中のステップを中断し，次のステップに進みます。
ウエイト機能がはたらいている場合，ウエイト機能を解除し，次のステップに進みます。
停電復帰後の動作
プログラム制御実行中停電し，その後復帰した場合，プログラムパラメータ設定
グループ内，停電復帰動作選択の選択内容に従い，停止[待機(スタンバイ)]，継続，一時停止のいずれかの状態になります。
一時停止を解除するには，キーを押してください。
(例) 定値制御で目標値(SV)を，100 に設定する場合①
SV 設定モードへの移行
PV/SV 表示モードでキーを押してください。
SV 設定モードになります。
②

SV 設定， キーで SV を設定してください。

③

SV 登録
キーを押してください。
設定値を登録し，PV/SV 表示モードに戻ります。

④

調節動作開始9.2 制御出力を OFF する(制御出力 OFF 機能)
制御動作を一時停止したい時や複数台の内，使用しない計器など計器電源を切らずに制御出力を OFF にする機能です。
この機能は，定値制御時有効です。
制御出力を OFF するには，PV/SV 表示モードで，キーを 1 秒押してください。
制御出力 OFF 機能がはたらき，PV 表示器に[]と表示します(表示は，出力 OFF
時表示選択の選択内容により異なります)。
制御出力 OFF 機能は，本器の電源を切って再投入しても解除されず，制御出力が OFFのままになります。
解除するには，もう一度
キーを 1 秒押してください。
制御出力 OFF

PV/SV 表示モード(自動制御)
キー(1 秒)- 68 -

9.3 自動制御から手動制御，手動制御から自動制御に切り替える
自動/手動制御の切り替えをするには，PV/SV 表示モードで， キーを押してください。
自動制御から手動制御にまたは手動制御から自動制御に切り替えた場合，バランスレス
バンプレス機能がはたらき，操作量の急変を防ぎます。
手動制御に切り替えると，MEMO/STEP 表示器に[ ]を表示します。
， キーで SV/MV/TIME 表示器に表示されている出力操作量(MV)を増減し，制御を
行います。
再度，
キーを押すと，PV/SV 表示モード(自動制御)に戻ります。
電源投入時は，自動制御です。
自動制御から手動制御，手動制御から自動制御に切り替える
PV/SV 表示モード(自動制御)
手動制御
キー

， キー
で出力操作量(MV)を増減

9.4 出力操作量(MV)，ステップ残時間(プログラム制御)を表示する
出力操作量(MV)を表示するには，PV/SV 表示モードで，キーを 3 秒押してください。出力操作量(MV)表示になり，SV/MV/TIME 表示器に出力操作量(MV)を，MEMO/STEP
表示器に[ ]を表示します。
また，SV/MV/TIME 表示灯の SV, TIME が消灯し，MV が点灯します。
定値制御時，再度キーを押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。
プログラム制御時，キーを押すと，ステップ残時間表示になり，SV/MV/TIME 表示
器にステップ残時間を表示します。
また，SV/MV/TIME 表示灯の SV, MV が消灯し，TIME が点灯します。
再度キーを押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。
定値制御時
PV/SV 表示モード(自動制御)

出力操作量表示キー(3 秒)キー

9.5 AT/オートリセットを実行，AT を解除する
AT は，プロセスに強制的に変動を与えて，P, I, D, ARW 各設定値の最適値を自動的に算出する機能です。[P.76, 77(11. AT の説明)参照]
AT/オートリセットの実行，AT の解除は，AT 設定グループの[AT/オートリセット選択]で行います。
P, PD 動作の場合，オートリセット機能があります。[P.75(10. オートリセットの説明)
参照]オートリセットは，約 4 分間で終了します。途中の解除はできません。
AT/オートリセットの実行(1) PV/SV 表示モードで，キーを 3 回押してください。
AT 設定グループに移行します。
- 69 -

キーを押してください。
AT/オートリセット選択項目に移行します。
(3)
キーで AT/オートリセット実行[/]を選択し，
キーを押してください。
PV/SV 表示モードに戻り，AT/オートリセットを開始します。
AT/オートリセット実行中は，AT 動作表示灯が点滅します。
AT 開始後，
約 4 時間経過しても AT が終了しない場合，自動的に AT を中止します。
AT 実行中，イベント入力で正/逆動作切り替え[イベント入力割付選択で 003(制御正/逆動作切り替え)を選択]を行った場合，AT を中止します。
オートリセットは，約 4 分間で終了します。途中の解除はできません。

(2)

AT の解除キーを 3 回押してください。
(1) PV/SV 表示モードで，AT 設定グループに移行します。
(2)
キーを押してください。
AT/オートリセット選択項目に移行します。
(3)
キーで AT/オートリセット解除[]を選択し，
キーを 3 秒押してくだ
さい。
AT を中止し，PV/SV 表示モードに戻ります。
AT を途中で解除すると，P, I, D, ARW の値は AT 実行前の値になります。
AT を実行/解除する(PID 動作の場合)①
AT 設定グループへの移行
PV/SV 表示モードで，キーを 3 回押してください。
AT 設定グループに移行します。
(3 回)②
AT/オートリセット選択への移行
キーを押してください。
AT/オートリセット選択項目に移行します。
③

AT 実行/解除選択
キーで AT 実行，
さい。
: AT 解除: AT 実行

キーで AT 解除を選択してくだ④

AT 実行/解除確認
AT 実行を選択した場合，キーを押してください。
AT 解除を選択した場合，
キーを 3 秒押してくだ
さい。
PV/SV 表示モードに戻ります。

⑤

AT 実行/解除
AT 実行中，AT 動作表示灯が点滅します。
解除すると AT 動作表示灯は消灯します。
- 70 -

9.6 イベント出力を上下限個別警報として使う
イベント出力を上下限個別警報として使うには，下記の設定を行ってください。
(例)
SV
: 100
EVT1(下限) : 10
EVT1 上限 : 2090100
(図 9.6-1)

120(1) エンジニア設定グループ - イベント出力パラメータ設定グループ内イベント出力
EVT1 割付選択で「警報出力 上下限個別警報」を選択。
エンジニア設定グループへの移行
PV/SV 表示モードで，キーを 4 回押してください。
エンジニア設定グループに移行します。

①

(4 回)
②

入力パラメータ設定グループへの移行
キーを押してください。
入力パラメータ設定グループ項目に移行します。

③

イベント出力パラメータ設定グループへの移行
イベント出力パラメータ設定グループのキャラクタを表示するまで，キーを数回押してください。
(数回)④

イベント出力 EVT1 割付選択項目への移行
キーを押してください。
イベント出力 EVT1 割付選択項目に移行します。

⑤

イベント出力 EVT1 割付選択
， キーで「004: 警報出力 上下限個別警報」を選択してください。

⑥

イベント出力 EVT1 割付確認
キーを押してください。
イベント出力 EVT1 警報動作すきま設定項目に移行します。

⑦

イベント出力 EVT1 警報動作すきま設定
必要に応じて， ， キーで設定し，キーを押してください。
イベント出力 EVT1 警報動作遅延タイマ設定項目に移行します。
- 71 -

⑧

イベント出力 EVT1 警報動作遅延タイマ設定
必要に応じて， ， キーで設定し，キーを押してください。
イベント出力 EVT1 警報動作励磁/非励磁選択項目に移行します。

⑨

イベント出力 EVT1 警報動作励磁/非励磁選択
必要に応じて， ， キーで選択し，キーを 3 秒押
してください。
PV/SV 表示モードに戻ります。

(3 秒)
⑩

PV/SV 表示モード(2) EVT1(下限)警報動作点および EVT1 上限警報動作点を設定。
①+

イベント設定モードへの移行
PV/SV 表示モードで， キーを押しながらしてください。
イベント設定モードに移行します。

キーを押

②

EVT1(下限)警報動作点設定， キーで EVT1(下限)警報動作点を設定してください。

③

EVT1(下限)警報動作点設定登録
キーを押してください。
EVT1(下限)警報動作点設定を登録し，EVT1 上限警報動作
点設定項目に移行します。

④

EVT1 上限警報動作点設定， キーで EVT1 上限警報動作点を設定してください。

⑤

EVT1 上限警報動作点設定登録
キーを押してください。
EVT1 上限警報動作点設定を登録し，PV/SV 表示モードに
戻ります。

⑥

PV/SV 表示モード- 72 -

9.7 設定値メモリ機能を使う
イベント入力 EVI1～EVI4 割付で，設定値メモリ機能を選択した場合，設定値メモリ番
号を外部操作で選択でき，9 種類のデータを最大 15 ファイルまで記憶し，希望するファ
イルを選択して，制御実行できます。
1 ファイルには，目標値(SV)，ステップ時間設定値，ウエイト設定値，EVT1 警報動作
点設定値，EVT1 上限警報動作点設定値，EVT4 警報動作点設定値，EVT4 上限警報動作
点設定値，EVT5 警報動作点設定値，EVT5 上限警報動作点設定値の 9 種類の設定値が記憶できます。
イベント入力 EVI1～EVI4 割付で，EVI1～EVI4 全てを設定値メモリ機能に選択した場合，
設定値メモリ番号の選択は，端子⑪～⑮間を下表のように接続して行います。
計器本体は，最大 50 台並列接続ができます。
設定値メモリ番号選択の端子接続表[○: ON(閉)，×: OFF(開)]設定値メモリ番号

6

7

8⑪－⑮[DI1(EVI1)-COM] × ○ × ○ × ○⑫－⑮[DI2(EVI2)-COM] × × ○ ○ × ×⑬－⑮[DI3(EVI3)-COM] × × × × ○ ○⑭－⑮[DI4(EVI4)-COM] × × × × × ×(*): 設定値メモリ番号 15 としてはたらきます。

×
○
○
×

○ × ○ × ○ × ○ ×○ × × ○ ○ × × ○○ × × × × ○ ○ ○× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○接続端子番号

1

2

3

4

5

9 10 11 12 13 14 15 (*)○○○○

イベント入力 EVI1～EVI4 割付で，EVI1 と EVI2 を設定値メモリ機能に選択した場合，
設定値メモリ番号の選択は，端子⑪，⑫および⑮間を下表のように接続して行います。
設定値メモリ番号選択の端子接続表[○: ON(閉)，×: OFF(開)]設定値メモリ番号
接続端子番号

12

3

4⑪－⑮[DI1(EVI1)-COM] × ○ × ○⑫－⑮[DI2(EVI2)-COM] × × ○ ○設定モード中，AT 実行中は，端子接続による設定値メモリ番号の変更はできません。
[操作手順]
簡易設定方式の場合① PV/SV 表示モードで端子接続により設定値メモリ番号を選択してください。
② SV 設定モードで目標値(SV)，イベント設定モードで EVT1 警報動作点設定値，EVT1 上限警報動作点設定値，EVT4 警報動作点設定値，EVT4 上限警報動作点設
定値，EVT5 警報動作点設定値，EVT5 上限警報動作点設定値をそれぞれ設定してください。
グループ選択方式(定値制御時)の場合① SV，イベント設定グループで，設定したい設定値メモリ番号の設定項目に移行
してください。
② 目標値(SV)，EVT1 警報動作点設定値，EVT1 上限警報動作点設定値，EVT4 警報
動作点設定値，EVT4 上限警報動作点設定値，EVT5 警報動作点設定値，EVT5 上限警報動作点設定値をそれぞれ設定してください。
- 73 -

[登録完了]・各設定値は，メモリ表示器に表示された番号のファイルに登録されます。
・番号の呼出しは，端子接続で選択した番号が表示され，表示された番号のファ
イルのデータ(設定値)で制御を行います。
・設定値を変更する時は，前記の[操作手順]を繰り返してください。

- 74 -

10. オートリセットの説明
PD動作時，比例帯内に安定したところ(PV表示が安定したところ)で，オートリセットを実行することによりオフセットを修正します。
この修正値は，本器内部で記憶しているので，プロセスに変更がない限り次回からオート
リセットの実行は必要ありません。
ただし，比例帯(P)を0または0.0に設定すると，修正値をクリアします。
②

SV

①

温 度
オフセットを修正

時 間①：オフセット巾②：オートリセット実行(図10-1)- 75 -

11. AT の説明
AT は，プロセスに強制的に変動を与えて P, I, D, ARW 各設定値の最適値を自動的に算出する機能です。
直流電圧，直流電流入力の場合，立ち上がり時，安定時，立ち下がり時に関係なく SV で変動を与えます。

注 意・AT の実行は，試運転時に行ってください。
・PID ゾーン機能を有効にした場合，各 PID ゾーン内で AT を実行してください。(図 11-1)の場合，PID ゾーン設定値 1 および PID ゾーン設定値 2 でそれぞれ AT を実行してくだ
さい。
ステップ
1
2
3
4
5
PID ゾーン
設定値 2
PID ゾーン
設定値 1

AT を実行し，PID ゾーン設定値 1の PID ゾーンパラメータを算出

AT を実行し，PID ゾーン設定値 2の PID ゾーンパラメータを算出(図 11-1)
・AT を途中で解除すると，P, I, D, ARW 各設定値は AT 実行前の値になります。
・AT 開始後，約 4 時間経過しても AT が終了しない場合，自動的に AT を中止します。
・AT 実行中，イベント入力で正/逆動作切り替え[イベント入力割付選択で 003(制御 正/
逆動作切り替え)を選択]を行った場合，AT を中止します。
・AT 実行中は，全設定項目の設定ができません。
・AT 実行中に停電すると，AT を中止します。
・常温付近で AT を実行した場合，温度変動を与えることができないため，AT が正常に終了しない場合があります。

- 76 -

[ SV と制御温度の差が大きい立ち上がりの場合 ]AT バイアス設定を 20 ( )に設定した場合，SV より 20す。
温 度

SV より ， 20 ℃(( )低い温度で変動を与えま) 低い 温度① : PID 定数計測中② : PID 定数算出点③ : オートチューニング
で設定されたPID定数で制御④ : AT バイアス設定値

SV④

AT : オートチューニング 開始点
時 間

AT
①

②

③

(図 11-1)[ 制御が安定している場合 ]SV で変動を与えます。
温度① : PID定数計測中② : PID定数算出点③ : オートチューニングで設定されたPID定数で制御

SV

AT : オートチューニング開始点
時

AT
①

②

間

③

(図 11-2)[ SV と制御温度の差が大きい立ち下がりの場合 ]AT バイアス設定を 20 ( )に設定した場合， SV より 20
ます。
温

度

SVより，20℃(( )高い温度で変動を与え①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御④： ATバイアス設定値

)高い温度

④
SV

AT : オートチューニング開始点
時

AT
②

①

(図 11-3)- 77 -

間③

12. 動作説明
12.1 制御出力動作図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
SV

オープン
出力端子
⑤-⑥
クローズ
出力端子
⑥-⑦
動作表示灯
OPEN
動作表示灯
CLOSE

SV

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

偏差に応じて周期動作

偏差に応じて周期動作

点灯

消灯

消灯

点灯

消灯

点灯

点灯

消灯

部分はON (点灯)またはOFF (消灯)します 。

12.2 制御出力 ON/OFF 動作図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
SV

オープン
出力端子
⑤-⑥
クローズ
出力端子
⑥-⑦
動作表示灯
OPEN
動作表示灯
CLOSE

SV

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

点灯

消灯

消灯

点灯

消灯

点灯

点灯

消灯

部分はON (点灯)またはOFF (消灯)します 。

- 78 -

12.3 オープン・クローズ出力デッドバンド/ヒステリシス動作図
ヒステリシス

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

デッドバンドデッドバンドMV

MV

ON

ヒステリシス
ON

オープン
出力
OFF

OFF
デッドバンドヒステリシスONON

ヒステリシスOFF

OFF

デッドバンド

クローズ
出力
MV

MV

- 79 -

12.4 警報動作図
上限警報

下限警報
EVT1動作すきまON

EVT1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－EVT1動作点＋EVT1動作点

SV－EVT1動作点

＋側

＋側

－側

－側

＋EVT1動作点

SV

警報出力

上下限警報

上下限個別警報

EVT1動作すきまON

EVT1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
EVT1動作点

SV

EVT1動作点

EVT1下限動作点

SV

EVT1上限動作点

警報出力
上下限範囲警報

上下限範囲個別警報

EVT1動作すきまON

EVT1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
EVT1動作点

SV

EVT1動作点

EVT1下限動作点

SV

EVT1上限動作点

警報出力
絶対値上限警報

絶対値下限警報

EVT1動作すきまEVT1動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF
EVT1動作点

EVT1動作点

警報出力- 80 -

待機付上限警報

待機付下限警報
EVT1動作すきまON

EVT1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－EVT1動作点

警報出力＋EVT1動作点

SV－EVT1動作点

＋側

＋側

－側

－側

SV

＋EVT1動作点

待機付上下限個別警報

待機付上下限警報

EVT1動作すきまEVT1動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF
EVT1動作点

SV

EVT1動作点

EVT1下限動作点

SV

EVT1上限動作点

警報出力: EVT1出力端子⑨－⑩間 ON: EVT1出力端子⑨－⑩間 ONまたはOFF: EVT1出力端子⑨－⑩間 OFF: この部分において待機機能がはたらきます。

・EVT1 動作点，EVT1 動作すきまは，それぞれ EVT1 警報動作点，EVT1 警報動作
すきまを表しています。
・EVT1 表示灯は，出力端子⑨－⑩間が ON の時点灯，OFF の時消灯します。
EVT4, EVT5 の場合，EVT1 を EVT4, EVT5 に置き換えてご覧ください。
・EVT4 出力(端子 29 - 30 間)・EVT5 出力(端子 28 - 30 間)
・オーバスケール時，上限警報，上下限警報，上下限個別警報，絶対値上限警報がはたらき，待機付警報は待機機能を解除します。
アンダスケール時，下限警報，上下限警報，上下限個別警報，絶対値下限警報がはたらき，待機付警報は待機機能を解除します。
警報動作(非励磁)を選択した場合，出力 ON/OFF の状態が上図と逆になります。
各イベント表示灯は，上図の励磁動作と同じです。
励磁
非励磁
イベント表示灯
点灯
点灯
ON
OFF
イベント出力- 81 -

13. 仕 様
13.1 標準仕様
定格
入 力

電 源

一般構造
外形寸法

熱電対

: K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C(W/Re5-26)
外部抵抗 100 以下
ただし，B 入力の場合，外部抵抗 40 以下
測温抵抗体: Pt100, JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗 1 線当たりの抵抗値 10 以下
直流電流: 0～20 mA DC, 4～20 mA DC
入力インピーダンス 50
許容入力電流 50 mA 以下
直流電圧: 0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50 mV DC,
0～100 mV DC, 0～1 V DC
入力インピーダンス 1 M 以上
許容入力電圧 5 V DC 以下
許容信号源抵抗 0～10 mV DC
20 以下-10～10 mV DC 40 以下
0～50 mV DC
200 以下0～100 mV DC 200 以下
0～1 V DC2 k 以下0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
入力インピーダンス 100 k 以上
許容入力電圧 15 V DC 以下
許容信号源抵抗 100 以下
100～240 V AC 50/60 Hz または 24 V AC/DC 50/60 Hz
許容電圧変動範囲 100～240 V AC : 85～264 V AC
24 V AC/DC: 20～28 V AC/DC

ACD-15A: 96×96×100 mm(W×H×D)
ACR-15A: 48×96×100 mm(W×H×D)
取付方式 制御盤埋込方式
材 質
ケース: 難燃性樹脂
外観色
ケース: 黒防滴・防塵構造
前面部 IP66
表示器
PV 表示器: 11 セグメント LCD 5 桁 バックライト 赤/緑/橙
ACD-15A: 文字寸法 24.0×11.0 mm(高さ×巾)
ACR-15A: 文字寸法 14.0×5.4 mm(高さ×巾)
SV/MV/TIME 表示器 : 11 セグメント LCD 5 桁 バックライト 緑
ACD-15A: 文字寸法 14.0×7.0 mm(高さ×巾)
ACR-15A: 文字寸法 10.0×4.6 mm(高さ×巾)
MV/DV/バルブ開度
バーグラフ表示器 : バーグラフ LCD 22 ドット バックライト 緑
MEMO/STEP 表示器 : 11 セグメント LCD 2 桁 バックライト 橙
ACD-15A: 文字寸法 10.0×5.0 mm(高さ×巾)
ACR-15A: 文字寸法 10.0×4.6 mm(高さ×巾)
動作表示灯: バックライト 橙- 82 -

設定機構
設定方式
指示性能
基準精度

メンブレンシートキーによるデジタル設定
熱電対: 各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内
ただし，R, S 入力の 0～200 (32～392 )は 6
(12 )以内
B 入力の 0～300 (32～572 )は精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力の 0 (32 )未満は入力スパンの0.4 % 1 デジット以内: 各入力スパンの 0.1 % 1 デジット以内: 各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内: 各入力スパンの 0.2 % 1 デジット以内
外部設定入力スパンの 0.2 %以内
0～50 において 1 以内
125 ms(オプション: EA , EV を付加した場合，250 ms)
設定時間に対して 1.0 %以内

測温抵抗体
直流電流
直流電圧
外部設定入力精度
冷接点温度補償精度
入力サンプリング周期
時間精度
制御性能
設定精度 基準精度および冷接点温度補償精度に準ずる
制御動作 PID 動作(AT 機能付)
PI 動作
: 微分時間の値を 0 に設定した場合
PD 動作(オート/手動リセット機能付) : 積分時間の値を 0 に設定した場合
P 動作(オート/手動リセット機能付) : 積分時間，微分時間の値を 0 に設定した場合
ON/OFF 動作: 比例帯値を 0 または 0.0 に設定した場合
比例帯
: 0～入力スパン ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0.0～1000.0 %(0 または 0.0 に設定すると ON/OFF 動作になる)(工場出荷初期値: 10 )積分時間
: 0～3600 秒(0 に設定すると動作無し)[FBP の有無選択]で FBP 無しを選択した場合，1～3600 秒(工場出荷初期値: 200 秒)
微分時間: 0～1800 秒(0 に設定すると動作無し)(工場出荷初期値: 50 秒)
ARW: 0～100 %(工場出荷初期値: 50 %)ON/OFF 動作すきま: 0.1～1000.0 ( )(工場出荷初期値: 1.0 )[直流電圧，直流電流入力の場合，1～10000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)]
操作量上限設定 : 0～100 %(工場出荷初期値: 100 %)操作量下限設定 : 0～100 %(工場出荷初期値: 0 %)オープン出力時間: 0.1～1000.0 秒(工場出荷初期値: 30.0 秒)
クローズ出力時間: 0.1～1000.0 秒(工場出荷初期値: 30.0 秒)
出力時間が操作量の 0～100 %に対応する
オープン・クローズ出力デッドバンド : 比例帯の 0～100 %(工場出荷初期値: 10 %)- 83 -

オープン・クローズ出力ヒステリシス : 比例帯の 0～100 %(工場出荷初期値: 1 %)制御出力
リレー接点 1a×2 : 制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命 10 万回
FBP 分解能 1000(FBP 調整による全閉，全開に対応)
フィードバック抵抗
100 ～10 k
標準機能
EVT1 出力 イベント出力割付選択で選択した条件によって出力を ON または OFF する。
出 力
リレー接点 1a
制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命 10 万回
警報動作 イベント出力割付選択(P.34～35)で警報動作(励磁)を選択した場合，目標値(SV)に対して の偏差設定(絶対値警報は除く)で，現在値(PV)がその範囲を超えると出力が ON または OFF(上下限範囲警報)になる。
警報動作(非励磁)を選択した場合，出力が逆になる。
種類
上限警報，下限警報，上下限警報，上下限個別警報，上下限範囲警報，
上下限範囲個別警報，絶対値上限警報，絶対値下限警報，待機付上限警報，待機付下限警報，待機付上下限警報，待機付上下限個別警報に励磁，非励磁を含めた 24 種類と動作無しの中から選択できる。
(工場出荷初期値: 動作無し)
12.4 警報動作図参照(P.80～81)
設定値
初期値 0
設定精度
基準精度および冷接点温度補償精度に準ずる
動 作
ON/OFF 動作
動作すきま : 0.1～1000.0 ( )(工場出荷初期値: 1.0 )[直流電圧，直流電流入力の場合，1～10000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)]
出力
イベント出力割付選択で警報動作を選択した EVT 出力
ループ異常警報
操作端異常(ヒータ断線，センサ断線)を検知する。
設定範囲
ループ異常警報時間設定:0～200 分
ループ異常警報動作巾設定:0～150 ( )または 0.0～
150.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0～1500(小数点位置は，
小数点位置選択に従う。)
出力
イベント出力割付選択でループ異常警報動作を選択した
EVT 出力- 84 -

絶縁・耐電圧
回路絶縁構成電 源

オープン出力イベント入力シリアル通信
クローズ出力伝送出力
絶
縁EVT1 出力FBP 入力EVT4 出力

外部設定入力EVT5 出力

入力

GND

絶縁抵抗
耐電圧

付属機能

500 V DC 10 M 以上
電源端子－接地(GND)間 : 1.5 kV AC 1 分間
入力端子－接地(GND)間 : 1.5 kV AC 1 分間
入力端子－電源端子間 : 1.5 kV AC 1 分間
[センサ補正]センサの入力値を補正する。
[設定値ロック]
ロック 1，ロック 2，ロック 3，ロック 4[自動/手動制御切り替え]
PV/SV 表示モードの時にキーを押すと，自動/手動制御の切替えができる。
[プログラム制御機能]
ステップ 15
キーで，プログラム制御実行/停止を行う。
イベント出力割付選択(P.34～35)で，パターンエンド出力を選択した場
合，プログラム終了時に割り付けられたイベント出力が ON する。
プログラム実行中， キーを 1 秒押すと，アドバンス機能がはたらき実行中のステップを中断し，次のステップに移行する。
[設定値ランプ機能]
目標値(SV)変更時，変更前の値から，変更後の値まで設定された変化率( /分， /分)で制御する。
電源投入時，現在値(PV)から目標値(SV)まで同様に制御する。
[停電対策]
不揮発性 IC メモリで設定データをバックアップする。
- 85 -

[自己診断]ウォッチドックタイマで CPU を監視し，CPU の異常時は全出力を OFFにして計器を初期状態にする。
[自動冷接点温度補償(熱電対入力のみ)]
熱電対と計器との端子接続部の温度を検出し，常時基準点を 0 (32 )に置いているのと同じ状態にする。
[バーンアウト]
熱電対または測温抵抗体断線時，出力を OFF にして PV 表示器に""を点滅表示する。
手動制御の場合，設定した操作量を出力する。
DC 入力断線時，4～20 mA DC および 1～5 V DC の場合，“”を PV 表示器に点滅表示する。
0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50 mV DC, 0～100 mV DC, 0～1
V DC の場合，“”を PV 表示器に点滅表示する。
0～20 mA DC, 0～5 V DC, 0～10 V DC の場合，0 mA，0 V 入力時の指示を表示する。
[入力異常表示]
出力状態
内容・表示
正(冷却)動作
逆(加熱)動作
オーバスケール
測定値が表示範囲の上限を超えた場合""点滅

OFF または
操作量下限設定値

OFF または
操作量下限設定値

アンダスケール
測定値が表示範囲の下限を超えた場合""点滅

OFF または
操作量下限設定値

OFF または
操作量下限設定値

手動制御の場合，設定した操作量を出力する。
[表示範囲・制御範囲]
熱電対入力
入力レンジ下限値-50 (100 )～入力レンジ上限値＋50 (100 )
測温抵抗体入力
入力レンジ下限値-(入力スパン×1 %)～入力レンジ上限値＋50 (100 )
直流電流，直流電圧入力
スケーリング下限値-スケーリング巾×1 %～スケーリング上限値＋スケーリング巾×10 %[ウォームアップ表示]
電源投入後，約 3 秒間は PV 表示器に入力の種類，SV/MV/TIME 表示器に入力レンジの上限値(熱電対，測温抵抗体入力の場合)またはスケーリング上限値(直流電圧，直流電流入力の場合)を表示する。
[コンソール通信]
別売りの USB 通信ケーブル(CMB-001)をコンソール用コネクタに接続
し，コンソールソフト[SWS-AC001M]を使用して外部コンピュータより次の操作を行う。
シリアル通信(オプション記号: C, C5)と同時に使用できない。
- 86 -

消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品

別売品

(1) 目標値(SV)，PID，各種設定値の読み取りおよび設定(2) 現在値(PV)，動作状態の読み取り(3) 機能の変更
通信インタフェース: C-MOS レベル[PV 表示色切り替え選択]
PV 表示器の色を選択する。
[タイマ機能(イベント入力に連動したタイマ出力)]
イベント出力割付選択(P.34～35)で，イベント入力に連動したタイマ出
力を選択し，イベント入力割付選択でタイマ機能スタート/ストップを選択すると，この機能がはたらく。
イベント入力が ON になると，タイマ計時をスタートとし，ディレイタ
イマ時間経過後にイベント出力が ON または OFF する。
制御が連動するイベント入力にタイマ機能を割付した場合，イベント出力 ON 中に制御状態となり，イベント出力 OFF になると制御 OFF になる。
[バーグラフ表示選択]
出力操作量(MV)表示，偏差量(DV)表示またはバルブ開度表示の選択された表示方法でバーグラフが点灯する。
[停電復帰動作選択]
プログラム制御 RUN(実行)中停電し，その後復帰した時のプログラム状
態を選択する。
停電復帰時の進行時間誤差 1 分[FBP 調整時のエラー検知有無選択]
FBP 調整時，一定条件でのエラー検知の有無を選択する。
ACD-15A : 約 16 VA
ACR-15A : 約 15 VA
0～50 (32～122 )
35～85 %RH(ただし，結露しないこと)
ACD-15A : 約 460 g
ACR-15A : 約 330 g
ACD-15A, ACR-15A 共通
取り付け金具1組
ガスケット A
1 個(本体に取り付け)
取扱説明書
1部
ACR-15A のみ
ハーネス FBP
1個
ハーネス EVT5 1 個[イベント出力(オプション記号: A5)付加時]
ハーネス E
1 個[外部設定入力(オプション記号: EA , EV )付
加時]
ハーネス VT
1 個[伝送出力(オプション記号: TA1, TV1)付加時]
端子カバー
USB 通信ケーブル(CMB-001)- 87 -

13.2 オプション仕様
イベント入力(オプション記号: EI)
イベント入力として，EVI1～EVI4 が付加される。
イベント入力割付選択で選択されたイベントが，入力の ON(閉)または OFF(開)状態
により実行される。[P.33(図 7.3.3-1)参照]
設定値メモリ機能を選択した場合，選択した順に 20，21，22，23 を割り当て，SV1～SV15 を切り替える。
選択した設定値メモリ番号は，2n に 1 を加算した値を MEMO/STEP 表示器に表示する。
[P.73, 74(9.7 設定値メモリ機能を使う)参照]
閉時回路電流: 約 16 mA
イベント出力(オプション記号: A5)
イベント出力 EVT4，EVT5 が付加される。
イベント出力割付選択で選択したイベント条件によって出力を ON または OFF する。
出 力
リレー接点 1a
制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC (誘導負荷 cos =0.4)
電気的寿命 10 万回
シリアル通信(オプション記号: C, C5)
外部コンピュータから次の操作を行う。コンソール通信と同時に使用できない。
(1) 目標値(SV)，PID，各種設定値の読み取りおよび設定(2) 現在値(PV)，動作状態の読み取り(3) 機能の変更
ケーブル長: 15 m(最大)(C)
1.2 km(最大)(C5)
ケーブル抵抗値 50 以内(終端抵抗: 無しまたは両側に 120 以上)
通信回線: EIA RS-232C 準拠(C)EIA RS-485 準拠(C5)通信方式: 半二重通信同期方式: 調歩同期式
通信速度:9600/19200/38400 bps をキー操作で選択することができる。
(工場出荷初期値: 9600 bps)
データビット/パリティ : データビット 7 または 8
パリティ偶数/奇数/パリティ無しをキー操作で選 択することができる。(工場出荷初期値: 7 ビット/偶数)
ストップビット: 1 または 2 をキー操作で選択することができる。
(工場出荷初期値: 1)
通信プロトコル: 神港標準/MODBUS ASCII/MODBUS RTU をキー操作で選択することができる。(工場出荷初期値: 神港標準)- 88 -

データ構成:通信プロトコルスタートビット
データビット

神港標準
1 ビット
7 ビット

MODBUS ASCIIMODBUS RTU
1 ビット
1 ビット
7 ビット(8 ビット) 8 ビット
選択可能
パリティ
偶数
偶数(無し，奇数)
無し(偶数，奇数)
選択可能
選択可能
ストップビット 1 ビット
1 ビット(2 ビット) 1 ビット(2 ビット)
選択可能
選択可能
接続可能台数: ホストコンピュータ 1 台につき 1 台(C)ホストコンピュータ 1 台につき最多 31 台(C5)
通信エラー検出方式: パリティ，チェックサム(神港標準選択時)，LRC(MODBUSASCII 選択時)，CRC-16(MODBUS RTU 選択時)
デジタル外部設定: 弊社製プログラムコントローラ[PCA1, PCB1(通信プロト
コル選択で設定値デジタル伝送を選択)]と接続すると，ステップ SV を受信できる。
ステップ SV に SVTC バイアス値を加算した値を目標値(SV)とする。
外部設定入力(オプション記号: EA , EV )外部アナログ信号にリモートバイアス値を加算した値を目標値(SV)とする。
設定信号: 直流電流 4～20 mA DC[オプション記号: EA1]
0～20 mA DC[オプション記号: EA2]
直流電圧 0～1 V DC[オプション記号: EV1]
1～5 V DC[オプション記号: EV2]
許容入力
: EA
50 mA DC 以下
EV1
5 V DC 以下
EV2
10 V DC 以下
入力インピーダンス
: EA
50
100 k
EV
入力サンプリング: 250 ms
伝送出力(オプション記号: TA1, TV1)
現在値(PV)伝送，目標値(SV)伝送，出力操作量(MV)伝送，偏差量(DV)伝送のいずれかを 125 ms ごとにアナログ量に変換し出力する。[工場出荷初期値: 現在値(PV)伝送]
伝送出力上限設定と伝送出力下限設定が同じ場合，伝送出力下限(4 mA DC または 0 V
DC)を出力する。
分解能: 12000
出 力: 4～20 mA DC(負荷抵抗 最大 500 )0～1 V DC(負荷抵抗 最小 100 k )
出力精度: 伝送出力スパンの 0.3 %以内- 89 -

14. 故障かな? と思ったらご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
14.1 表示について
現象・本器の状態など

推定故障個所と対策

PV 表示器が[]，無表示 ・制御出力 OFF 機能がはたらいていませんか?
または PV 表示になっている。
→
キーを 1 秒押して，解除してください。
PV 表示器に[]が点滅
・熱電対，測温抵抗体，直流電圧(0～10 mV DC,している。
-10～10 mV DC, 0～50 mV DC, 0～100 mV DC,
0～1 V DC)入力のセンサが断線していませんか?
→各種センサを交換してください。
[各種センサの断線確認方法]
熱電対の場合，本器の入力端子を短絡して室温付近を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
測温抵抗体の場合，本器の入力端子(A-B間)に100 程度の抵抗を接続し，(B-B間)を短絡して0 (32 )付近を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電圧(0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50
mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DC)の場合，本器の入力端子を短絡してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
・熱電対，測温抵抗体，直流電圧(0～10 mV DC,-10～10 mV DC, 0～50 mV DC, 0～100 mV DC,
0～1 V DC)入力の端子が，本器の入力端子に確実に取り付けられていますか?
→センサ端子を，確実に本器の入力端子に取り付
けてください。
PV 表示器に[]が点滅
・直流電圧(1～5 V DC)，直流電流(4～20 mA DC)入している。
力信号源の異常がないかをご確認ください。
[各種信号線の異常確認方法]
直流電圧(1～5 V DC)の場合，本器の入力端子に
1 V DCを入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電流(4～20 mA DC)の場合，本器の入力端子に4 mA DCを入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。

- 90 -

現象・本器の状態など

推定故障個所と対策
・直流電圧(1～5
V DC)，直流電流(4～20 mA DC)入PV 表示器に[]が点滅
力信号線が本器の入力端子に確実に取り付けられしている。
ていますか?
→信号線の導線を確実に本器端子に取付けてください。
・熱電対，補償導線の場合，入力端子の配線を逆に配線していませんか?
また，測温抵抗体の記号(A, B, B)と計器端子は合っていますか?
→正しく配線してください。
PV表示器に，スケーリング下限 ・直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)，直流電流(0～20 mA DC)入力信号源の異常がないかをご確値で設定した値を表示したま認ください。
まになる。
[各種信号線の異常確認方法]
直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)の場合，本器の入力端子に1 V DCを入力し，その入力が入った時に表示される値(スケーリング上限および下限設定
により換算した値)を示すようであれば，本器は正常で断線およびセンサ異常が考えられます。
直流電流(0～20 mA DC)の場合，本器の入力端子に4 mA DCを入力し，その入力が入った時に表示される値(スケーリング上限および下限設定により換算した値)を示すようであれば，本器は正常で断線およびセンサ異常が考えられます。
・直流電圧(0～5 V DC, 0～10 V DC)，直流電流(0～20 mA DC)入力の端子が，本器の入力端子に確実に取付けられていますか?
→センサ端子を，確実に本器の入力端子に取り付
けてください。
PV表示器の表示が異常または ・センサ入力および単位( / )の選択を，間違えてい
ませんか?
不安定。
→正しいセンサ入力および単位( / )を，選択してください。
・不適切なセンサ補正値を設定していませんか?
→適切なセンサ補正値を設定してください。
・センサの仕様が合っていますか?
→適切な仕様のセンサにしてください。
・センサに交流が漏洩していませんか?
→センサを非接地形にしてください。
・近くに誘導障害，ノイズを出す機器がありませんか?
→誘導傷害，ノイズを出す機器より離してください。
・内部メモリの異常です。
PV表示器に[]を表示しお手数ですが，弊社営業所または出張所までご連ている。
絡ください。
- 91 -

14.2 キー操作について
現象・本器の状態など

推定故障個所と対策・目標値(SV)，PID 値，イベン ・設定値ロック選択でロック 1～4 のいずれかを選択
ト警報設定等の設定ができしていませんか?
ない。
→ロックを解除してください。
・ ， キーで値が変わらな ・AT またはオートリセットを実行していませんか?
い。
→AT の場合は，AT を解除してください。
オートリセットの場合は，オートリセットが終了するまで約 4 分間かかります。
各イベント出力の設定項目を表示しない。

・イベント出力割付選択で設定したい動作を選択していますか?
→イベント出力割付選択を確認してください。

14.3 制御について
現象・本器の状態など

推定故障個所と対策

温度が上がらない。

・センサが故障していませんか?
→センサを交換してください。
・センサまたは制御出力端子が，確実に本器の入力端子に取り付けられていますか?
→センサまたは制御出力端子を，確実に本器の入力端子に取り付けてください。
・センサまたは制御出力端子の配線が，間違っていませんか?
→正しく配線してください。
制御出力が ON になったままに ・操作量下限値が，100 %以上に設定されていませなる。
んか?
→適切な値を設定してください。
制御出力が OFF になったまま ・操作量上限値が，0 %以下に設定されていませんになる。
か?
→適切な値を設定してください。
モータバルブが動作しない。
・FBP(フィードバックポテンショ)を使用している場
または動作がおかしい。
合，FBP 調整ができているか確認してください。
→FBP 調整(P.31)
・FBP(フィードバックポテンショ)を使用していない
場合，オープン出力時間およびクローズ出力時間の設定が適切か確認してください。
→オープン出力時間，クローズ出力時間設定(P.31)- 92 -

15. キャラクタ一覧表
キャラクタの PV 表示器は設定(選択)項目キャラクタを，SV/MV/TIME 表示器は工場出荷
初期値を表しています。
簡易設定方式SV 設定モード
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値

イベント設定モード
キャラクタ

設定(選択)項目
EVT1 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT1 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT4 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT4 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT5 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT5 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照- 93 -

データ

(表 15-1)
警報動作の種類
上限警報(偏差設定)
下限警報(偏差設定)
上下限警報(偏差設定)
上下限個別警報(偏差設定)
上下限範囲警報(偏差設定)
上下限範囲個別警報(偏差設定)
絶対値上限警報
絶対値下限警報
待機付上限警報(偏差設定)
待機付下限警報(偏差設定)
待機付上下限警報(偏差設定)
待機付上下限個別警報(偏差設定)

設定範囲－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値 *2
入力レンジ下限値～入力レンジ上限値 *2－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1－(入力スパン)～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1
0～入力スパン ( ) *1

*1: 直流電圧，直流電流入力の場合，入力スパンはスケーリング巾になります。
*2: 直流電圧，直流電流入力の場合，入力レンジ下限値(上限値)は，スケーリング下限
値(上限値)になります。
PID 設定モード
キャラクタ

設定(選択)項目
比例帯設定
0～入力スパン ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0.0～1000.0 %積分時間設定0～3600 秒[FBP の有無選択]で FBP 無しを選択した場合，1～3600 秒
微分時間設定0～1800 秒
ARW 設定0～100 %
手動リセット設定
1000.0直流電圧，直流電流入力の場合，小数点位置は小数点
位置選択に従う。
操作量変化率設定
0～100 %/秒

- 94 -

データ

グループ選択方式
SV，イベント設定グループ(定値制御時)
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

SV，イベント設定グループ

SV1 設定スケーリング下限値～スケーリング上限値
EVT1 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT1 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT4 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT4 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT5 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
EVT5 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照

プログラムパターン設定グループ(プログラム制御時)
キャラクタ

設定(選択)項目
プログラムパターン設定グループ

ステップ 1 SV 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値
ステップ 1 時間設定
00:00～99:59
ステップ 1 ウエイト値設定
0～入力スパンの 20 %相当の換算値- 95 -

データ

キャラクタ

設定(選択)項目
ステップ 1 EVT1 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
ステップ 1 EVT1 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
ステップ 1 EVT4 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
ステップ 1 EVT4 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
ステップ 1 EVT5 警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
ステップ 1 EVT5 上限警報動作点設定
設定範囲: P.94(表 15-1)参照
ステップ 2 SV 設定
ステップ 2 時間設定
ステップ 2 ウエイト値設定
ステップ 2 EVT1 警報動作点設定
ステップ 2 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 2 EVT4 警報動作点設定
ステップ 2 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 2 EVT5 警報動作点設定
ステップ 2 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 3 SV 設定
ステップ 3 時間設定
ステップ 3 ウエイト値設定
ステップ 3 EVT1 警報動作点設定
ステップ 3 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 3 EVT4 警報動作点設定
ステップ 3 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 3 EVT5 警報動作点設定
ステップ 3 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 4 SV 設定
ステップ 4 時間設定
ステップ 4 ウエイト値設定
ステップ 4 EVT1 警報動作点設定- 96 -

データ

キャラクタ

設定(選択)項目
ステップ 4 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 4 EVT4 警報動作点設定
ステップ 4 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 4 EVT5 警報動作点設定
ステップ 4 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 5 SV 設定
ステップ 5 時間設定
ステップ 5 ウエイト値設定
ステップ 5 EVT1 警報動作点設定
ステップ 5 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 5 EVT4 警報動作点設定
ステップ 5 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 5 EVT5 警報動作点設定
ステップ 5 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 6 SV 設定
ステップ 6 時間設定
ステップ 6 ウエイト値設定
ステップ 6 EVT1 警報動作点設定
ステップ 6 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 6 EVT4 警報動作点設定
ステップ 6 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 6 EVT5 警報動作点設定
ステップ 6 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 7 SV 設定
ステップ 7 時間設定
ステップ 7 ウエイト値設定
ステップ 7 EVT1 警報動作点設定
ステップ 7 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 7 EVT4 警報動作点設定
ステップ 7 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 7 EVT5 警報動作点設定
ステップ 7 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 8 SV 設定
ステップ 8 時間設定
ステップ 8 ウエイト値設定
ステップ 8 EVT1 警報動作点設定
ステップ 8 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 8 EVT4 警報動作点設定
ステップ 8 EVT4 上限警報動作点設定- 97 -

データ

キャラクタ

設定(選択)項目
ステップ 8 EVT5 警報動作点設定
ステップ 8 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 9 SV 設定
ステップ 9 時間設定
ステップ 9 ウエイト値設定
ステップ 9 EVT1 警報動作点設定
ステップ 9 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 9 EVT4 警報動作点設定
ステップ 9 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 9 EVT5 警報動作点設定
ステップ 9 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 10 SV 設定
ステップ 10 時間設定
ステップ 10 ウエイト値設定
ステップ 10 EVT1 警報動作点設定
ステップ 10 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 10 EVT4 警報動作点設定
ステップ 10 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 10 EVT5 警報動作点設定
ステップ 10 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 11 SV 設定
ステップ 11 時間設定
ステップ 11 ウエイト値設定
ステップ 11 EVT1 警報動作点設定
ステップ 11 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 11 EVT4 警報動作点設定
ステップ 11 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 11 EVT5 警報動作点設定
ステップ 11 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 12 SV 設定
ステップ 12 時間設定
ステップ 12 ウエイト値設定
ステップ 12 EVT1 警報動作点設定
ステップ 12 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 12 EVT4 警報動作点設定
ステップ 12 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 12 EVT5 警報動作点設定
ステップ 12 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 13 SV 設定- 98 -

データ

キャラクタ

設定(選択)項目
ステップ 13 時間設定
ステップ 13 ウエイト値設定
ステップ 13 EVT1 警報動作点設定
ステップ 13 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 13 EVT4 警報動作点設定
ステップ 13 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 13 EVT5 警報動作点設定
ステップ 13 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 14 SV 設定
ステップ 14 時間設定
ステップ 14 ウエイト値設定
ステップ 14 EVT1 警報動作点設定
ステップ 14 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 14 EVT4 警報動作点設定
ステップ 14 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 14 EVT5 警報動作点設定
ステップ 14 EVT5 上限警報動作点設定
ステップ 15 SV 設定
ステップ 15 時間設定
ステップ 15 ウエイト値設定
ステップ 15 EVT1 警報動作点設定
ステップ 15 EVT1 上限警報動作点設定
ステップ 15 EVT4 警報動作点設定
ステップ 15 EVT4 上限警報動作点設定
ステップ 15 EVT5 警報動作点設定
ステップ 15 EVT5 上限警報動作点設定- 99 -

データ

PID パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目
PID パラメータ設定グループ

PID ゾーン設定値 1 設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値
比例帯 1 設定
0～入力スパン ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0.0～1000.0 %積分時間 1 設定
0～3600 秒[FBP の有無選択]で FBP 無しを選択した場合，1～3600 秒
微分時間 1 設定
0～1800 秒
ARW 1 設定
0～100 %
手動リセット 1 設定
1000.0直流電圧，直流電流入力の場合，小数点位置は小数
点位置選択に従う。
操作量変化率 1 設定
0～100 %/秒
PID ゾーン設定値 2 設定
比例帯 2 設定
積分時間 2 設定
微分時間 2 設定
ARW 2 設定
手動リセット 2 設定
操作量変化率 2 設定
PID ゾーン設定値 3 設定
比例帯 3 設定
積分時間 3 設定
微分時間 3 設定
ARW 3 設定
手動リセット 3 設定
操作量変化率 3 設定
- 100 -

データ

キャラクタ

設定(選択)項目

データ

PID ゾーン設定値 4 設定
比例帯 4 設定
積分時間 4 設定
微分時間 4 設定
ARW 4 設定
手動リセット 4 設定
操作量変化率 4 設定
PID ゾーン設定値 5 設定
比例帯 5 設定
積分時間 5 設定
微分時間 5 設定
ARW 5 設定
手動リセット 5 設定
操作量変化率 5 設定
AT 設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

AT 設定グループ

AT/オートリセット選択: AT/オートリセット解除: AT/オートリセット実行/
AT バイアス設定
0～50 (0～100 )
小数点付きの場合，0.0～50.0- 101 -

(0.0～100.0)エンジニア設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

エンジニア設定グループ

入力パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

入力パラメータ設定グループ

入力種類選択
K
K
J
R
S
B

-200
-200.0
-200
0
0
0

～
～
～
～
～
～

1370
400.0
1000
1760
1760
1820

E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
Pt100

-200
-200.0-200
00-200.0-200.0-200-200-100.0-100.0

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

800
400.0
1300
1390
2315
850.0
500.0
850
500
100.0
500.0

K
K
J
R
S
B

-328
-328.0
-328
32
32
32

～
～
～
～
～
～

2498
752.0
1832
3200
3200
3308

E
T
N
PL-

-328
-328.0
-328
32

～
～
～
～

1472
752.0
2372
2534

- 102 -

キャラクタ

設定(選択)項目

データ

C(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
Pt100
Pt100

32
-328.0-328.0-328-328-148.0-148.0

～
～
～
～
～
～
～

4199
1562.0
932.0
1562
932
212.0
932.0

4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～10 mV DC-10～10 mV DC
0～50 mV DC
0～100 mV DC

-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000
-2000

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

0～1 V DC
0～5 V DC
1～5 V DC
0～10 V DC

スケーリング上限設定
スケーリング下限値～入力レンジ上限値
直流電圧，直流電流入力の場合，-2000～10000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
スケーリング下限設定
入力レンジ下限値～スケーリング上限値
直流電圧，直流電流入力の場合，-2000～10000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
小数点位置選択: 小数点無し: 小数点以下1桁: 小数点以下2桁: 小数点以下 3 桁: 小数点以下 4 桁
PV フィルタ時定数設定
0.0～100.0 秒
センサ補正設定-200.0～200.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，-2000～2000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)- 103 -

出力パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目
出力パラメータ設定グループ

操作量上限設定
操作量下限値～100 %
操作量下限設定
0 %～操作量上限値
ON/OFF 動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，1～10000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
正/逆動作選択: 逆(加熱)動作: 正(冷却)動作
プリセット出力設定
0.0～100.0 %
FBP の有無選択: FBP 有り: FBP 無し
オープン・クローズ出力デッドバンド設定
0～100 %
オープン・クローズ出力ヒステリシス設定
0～100 %FBP 調整: FBP 調整中止
: FBP 調整実行
オープン出力時間設定
0.1～1000.0 秒
クローズ出力時間設定
0.1～1000.0 秒
FBP 調整時のエラー検知有無選択: エラー検知有り: エラー検知無し- 104 -

データ

イベント入力パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

イベント入力パラメータ設定グループ

イベント入力 EVI1 割付選択
イベント入力割付表参照
イベント入力 EVI2 割付選択
イベント入力割付表参照
イベント入力 EVI3 割付選択
イベント入力割付表参照
イベント入力 EVI4 割付選択
イベント入力割付表参照

・イベント入力割付表
選択値
000
001
002
003
004
005
006
007

008
009

010

イベント入力機能
動作無し
設定値メモリ機能
制御動作 ON/OFF 切り替え
制御 正/逆動作切り替え
タイマ機能
スタート/ストップ
PV 表示器 PV ホールド
PV 表示器 PV ピーク値
ホールド
プリセット出力機能 1

入力 ON(閉)入力 OFF(開)2n制御 OFF

1
制御 ON

正動作

逆動作

スタート

ストップ

ホールド
ピーク値ホー
ルド
プリセット出力

ホールド解除ホールド解除制御動作時無効
制御動作時無効

通常制御

センサ断線時，プリセットした
出力操作量で制御する機能

オート(自動)/マニュア
ル(手動)切り替え
リモート/ローカル切り
替えマニュアル(手動)制御
リモート

オート(自動)制御
ローカルプログラムモード
RUN/STOP 切り替え

RUN

STOP

- 105 -

備考
n=0～3
制御出力 OFF機能
常に有効[オプション:
EA , EV ]付
加時していない場合無効
電源投入時はレ
ベル動作

選択値
011

012
013
014

イベント入力機能プログラムモード
HOLD/HOLD 解除切り替えプログラムモード
アドバンス機能
積分動作
ホールド機能プリセット出力機能 2

入力 ON(閉)HOLD

入力 OFF(開)HOLD 解除

備考
電源投入時はレ
ベル動作

アドバンス

通常制御

積分動作ホー
ルド
プリセット出力

通常積分動作

電源投入時はレベル動作
積分値を保持して制御継続
プリセットした
出力操作量で制
御する機能

通常制御

イベント出力パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目
イベント出力パラメータ設定グループ

イベント出力 EVT1 割付選択
イベント出力割付表参照
イベント出力 EVT4 割付選択
イベント出力割付表参照
イベント出力 EVT5 割付選択
イベント出力割付表参照- 106 -

データ

・イベント出力割付表
選択値
000
001

イベント出力機能
動作無し
警報出力 上限警報

キーによる下位層への移行

備考

警報動作すきま設定
警報動作遅延タイマ設定

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

警報出力 下限警報
警報出力 上下限警報
警報出力 上下限個別
警報
警報出力 上下限範囲
警報
警報出力 上下限範囲
個別警報
警報出力 絶対値上限
警報
警報出力 絶対値下限
警報
警報出力 待機付き
上限警報
警報出力 待機付き
下限警報
警報出力 待機付き
上下限警報
警報出力 待機付き
上下限個別警報
イベント入力割付選択のタイマ機能スタート/
ストップに連動したタ
イマ出力

警報動作励磁/非励磁選択
警報出力 上限警報と同じ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
タイマ出力ディレイ動作選択
タイマ出力時間単位選択
OFF ディレイタイマ時間設定

014

015
016

イベント入力割付選択のタイマ機能スタート/
ストップに連動したタ
イマ出力
タイマ動作中，制御動
作 ON，タイムアップ
後，制御出力 OFF
動作無し
ループ異常警報出力

ON ディレイタイマ時間設定〃

ループ異常警報時間設定
ループ異常警報動作巾設定- 107 -

イベント入力割付選択のタイマ機能スタート/ストップ
を選択してく
ださい
〃

選択値
017

イベント出力機能
タイムシグナル出力

キーによる下位層への移行
実行ステップ設定
タイムシグナル OFF 時間設定

備考
実行ステップ
終了で，タイムシグナル出
力 OFF

タイムシグナル ON 時間設定
018
019

AT 中出力パターンエンド出力

AT 実行中出力
プログラム制御イベント出力割付で警報出力を選択した場合の設定項目
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

警報動作すきま設定
0.1～1000.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，1～10000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
警報動作遅延タイマ設定
0～10000 秒
警報動作励磁/非励磁選択
: 励磁
: 非励磁
イベント出力 EVT4, EVT5 割付選択で 001(警報出力 上限警報)～012(警報出力待機付き
上下限個別警報)を選択した場合，設定キャラクタはxxx,
xxx となります。
イベント出力割付でタイマ出力を選択した場合の設定項目
キャラクタ

設定(選択)項目
タイマ出力ディレイ動作選択: ON ディレイタイマ: OFF ディレイタイマ: ON/OFF ディレイタイマ
タイマ出力時間単位選択:分:秒
OFF ディレイタイマ時間設定
0～10000(時間単位は，タイマ出力時間単位選択で選択した単位に従います。)
ON ディレイタイマ時間設定
0～10000(時間単位は，タイマ出力時間単位選択で選択した単位に従います。)- 108 -

データ

イベント出力割付でループ異常警報出力を選択した場合の設定項目
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

ループ異常警報時間設定
0～200 分ループ異常警報動作巾設定
0～150 ( )または 0.0～150.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0～1500(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
イベント出力割付でタイムシグナル出力を選択した場合の設定項目
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

タイムシグナル出力 実行ステップ設定
1～15
タイムシグナル出力 OFF 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，プログラムパラメータ設
定グループ内，ステップ時間単位選択で選択した単位に従います。)
タイムシグナル出力 ON 時間設定
00:00～99:59(時間単位は，プログラムパラメータ設
定グループ内，ステップ時間単位選択で選択した単位に従います。)
プログラムパラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目
プログラムパラメータ設定グループ

定値制御/プログラム制御選択: 定値制御: プログラム制御
ステップ時間単位選択
: 時:分
: 分:秒
停電復帰動作選択: 停電復帰後停止[待機(スタンバイ)]: 停電復帰後継続: 停電復帰後一時停止
運転開始温度設定
スケーリング下限値～スケーリング上限値- 109 -

データ

通信パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目
通信パラメータ設定グループ

通信プロトコル選択: 神港標準: MODBUS ASCII モード: MODBUS RTU モード
機器番号設定0～95
通信速度選択: 9600 bps: 19200 bps: 38400 bps
データビット/パリティ選択: 8ビット/無し: 7ビット/無し: 8ビット/偶数: 7ビット/偶数: 8ビット/奇数: 7 ビット/奇数
ストップビット選択:1:2
SVTC バイアス設定
入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリング巾の20 %(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)- 110 -

データ

外部設定パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

外部設定パラメータ設定グループ

リモート/ローカル切り替え選択: ローカル: リモート
外部設定入力上限設定
外部設定入力下限値～入力レンジ上限値
外部設定入力下限設定
入力レンジ下限値～外部設定入力上限値
リモートバイアス設定
入力スパンの 20 %相当の換算値
直流電圧，直流電流入力の場合，スケーリング巾の20 %(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
伝送出力パラメータ設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目
伝送出力パラメータ設定グループ

伝送出力選択: 現在値(PV)伝送: 目標値(SV)伝送: 出力操作量(MV)伝送: 偏差量(DV)伝送
伝送出力上限設定
現在値(PV)，目標値(SV)伝送の場合
伝送出力下限値～入力レンジ上限値
出力操作量(MV)伝送の場合
伝送出力下限値～105.0 %偏差量(DV)伝送の場合
伝送出力下限値～スケーリング巾
伝送出力下限設定
現在値(PV)，目標値(SV)伝送の場合
入力レンジ下限値～伝送出力上限値
出力操作量(MV)伝送の場合-5.0 %～伝送出力上限値
偏差量(DV)伝送の場合-スケーリング巾～伝送出力上限値- 111 -

データ

その他機能設定グループ
キャラクタ

設定(選択)項目

データ

その他機能設定グループ

設定値ロック選択: ロック解除: ロック 1: ロック 2: ロック 3: ロック 4

全設定値の変更ができます。
全設定値の変更ができません。
目標値(SV)を除く全設定値の変更ができません。
ロック 1 と同様，全設定値の変更ができません。
目標値(SV)および警報設定を除く全設定値の変更ができません。

PID ゾーン機能選択
: 無効
: 有効
SV 上昇率設定
0～10000 /分( /分)
熱電対，測温抵抗体入力で小数点付きの場合，0.0～
1000.0 /分( /分)
直流電圧，直流電流入力の場合，0～10000/分(小数
点位置は，小数点位置選択に従う。)
SV 下降率設定
0～10000 /分( /分)
熱電対，測温抵抗体入力で小数点付きの場合，0.0～
1000.0 /分( /分)
直流電圧，直流電流入力の場合，0～10000/分(小数
点位置は，小数点位置選択に従う。)
出力 OFF 時表示選択: OFF 表示
: 無表示
: PV 表示: PV 表示+イベント出力(EVT1, EVT4,
EVT5)有効バックライト点灯箇所選択: 全点灯: PV 表示器点灯: SV/MV/TIME 表示器+MV/DV/バルブ開度
バーグラフ表示器点灯: 動作表示灯点灯: PV 表示器+SV/MV/TIME 表示器+ MV/DV/
バルブ開度バーグラフ表示器点灯: PV 表示器+動作表示灯点灯: SV/MV/TIME 表示器+MV/DV/バルブ開度
バーグラフ表示器+動作表示灯点灯- 112 -

キャラクタ

設定(選択)項目
PV 表示色切り替え選択:緑:赤:橙: 警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，緑→赤: 警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時，橙→赤: PV 連動表示切り替え(橙→緑→赤): PV 連動表示切り替え(橙→緑→赤)+警報出力(EVT1, EVT4, EVT5 のいずれか)ON 時(赤)PV 表示色切り替え範囲設定
0.1～100.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，1～1000(小数点位置は，小数点位置選択に従う。)
バックライト表示時間設定
0～99 分バーグラフ表示選択: 出力操作量(MV)表示: 偏差量(DV)表示: 表示無し: バルブ開度表示
偏差量(DV)表示偏差巾設定
1～入力スパンの 20 %相当の換算値- 113 -

データ

プログラムパターン表
ステップ番号

ステップ SV 設定
ステップ時間設定( : )ウエイト値設定
EVT1 警報動作点設定
EVT1 上限警報動作点設定
EVT4 警報動作点設定
EVT4 上限警報動作点設定
EVT5 警報動作点設定
EVT5 上限警報動作点設定
タイムシグナル出力

PID ゾーン設定値設定
比例帯設定
積分時間設定微分時間設定ARW 設定手動リセット設定
操作量変化率設定

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ON
OFF

- 114 -

6

7

8

9

10

11

- 115 -

12

13

14

15

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)
・形 名
・オプション
・計器番号

ACD-15A-R/M
A5, C5
No. 198F05000

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせくだ
さい。

本

社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号
ニューリバータワー1201 号室
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北TEL: (076)479-2410

福TEL: (0942)77-0403

陸FAX: (076)479-2411

岡FAX: (0942)77-3446

No. ACDR12J10

2021.01