Array Corporation

Array Cappuccino Duo
DICOM 3.0
Conformance Statement
適合性宣言
アレイ株式会社
アレイ株式会社

Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

改定履歴
日付2001.4.1
2002.4.1

担当
バージョン
1.0
西辻 順一
1.1
西辻 順一

2008.9.1

2.0

西辻 順一

2009.10.9

2.1

西辻 順一

内容
最初のバージョン
モダリティワークリスト SOP クラスの
SCU 機能を追加
・ タイトルを Cappuccino から Cappuc
cinoDuo に変更
・ TransferSyntax に Jpeg 及び Lossles
sJpeg を追加
SOP Class に Multi-frame True Color S
econdary Capture Image Storage を追加

Copyright 2001-2009 Array Corporation All Rights Reserved.
Version 2.1 October 2009.
Printed in Japan.

1Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement0.

まえがき INTRODUCTION ............................................................................................. 3

1.

実装モデル
実装モデル IMPLEMENTATION MODEL ...................................................................... 4

1.1

アプリケーション・データ
アプリケーション・データ流ン・データ流れ図 ..................................................................................... 4

1.2

ＡＥのＡＥの機能定義 .................................................................................................................. 4

1.3

実世界活動の実世界活動の順序制御 ....................................................................................................... 42.

ＡＥのＡＥの仕様 AE SPECIFICATIONS................................................................................. 5
Array Cappuccino Duo の仕様......................................................................................... 5

2.1
2.1.1

アソシエーション確立の方針 .................................................................................................. 5

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.2

概要 ............................................................................................................... 5
アソシエーションの数 .................................................................................. 5
非同期の性質 ................................................................................................. 5
実装識別情報 ................................................................................................. 5

アソシエーション開始の方針 .................................................................................................. 5

2.1.2.1
Storage サービスクラス ............................................................................... 6
2.1.2.1.1 関連する実世界活動 .................................................................................. 62.1.2.1.2 提案されるプレゼンテーション・コンテクスト ...................................... 62.1.2.2
基本ワークリストマネージメントサービスクラス....................................... 82.1.2.2.1 関連する実世界活動 .................................................................................. 82.1.2.2.2 提案されるプレゼンテーション・コンテクスト ...................................... 82.1.2.2.3 モダリティワークリスト管理ＳＯＰクラス固有のコンフォーマンス ..... 82.1.3

アソシエーション受諾の方針 .................................................................................................. 93.

通信プロファイル
通信プロファイル COMMUNICATION PROFILES ..................................................... 103.1

サポートされる通信サポートされる通信スタック
通信スタック .......................................................................................... 103.2

TCP / IP スタック............................................................................................................. 103.2.1

物理媒体サポート .................................................................................................................. 104. 拡張 / 特殊化 / 私有化
EXTENSIONS/SPECIALIZATIONS/PRIVATIZATIONS....................................................... 114.1

標準拡張 / 特殊化 / 私有化された
私有化された SOP......................................................................... 114.2

プライベートな Transfer Syntax .................................................................................... 115.

設定 CONFIGURATION ............................................................................................... 116.

拡張文字セットのサポート
拡張文字セットのサポート SUPPORT FOR EXTENDED CHARACTER SETS ...... 112

Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

0. まえがき

Introduction

こ の 適 合 性 宣 言 （ Conformance Statement ） は 、 Ｎ Ｅ Ｍ Ａ （ National ElectricalManufacturers Association）が作成した「医療におけるデジタル画像と通信」（DigitalImaging and Communications in Medicine = DICOM）規格の PS 3.2-1998 に基づき、Array Cappuccino Duo による DICOM 実装の適合性について記述するものです。
適合性宣言の趣旨により、本書の内容は DICOM レベルでの適合性をできるだけ詳細に記述するものであり、本製品を他の DICOM 機器と接続する際に必要なさまざまな操作や、本製品の操作方法についての説明は対象外とします。これらの情報につきましては、本製品付属のユーザーズ･マニュアルなどをご参照ください。
本書では以下の略称を使用しています。
AE
DICOM
PDU
SCU
SCP
SOP
SQL
TCP/IPUIUID

Application Entity
Digital Imaging and Communications in Medicine
Protocol Data Unit
Service Class User
Service Class Provider
Service-Object Pair
Structured Query Language
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
User Interface
Unique Identifier3

Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

1. 実装モデル
実装モデル

Implementation model

Array Cappuccino Duo は超音波診断装置や内視鏡診断装置などの NTSC ビデオ出力が可能なモダリティ装置のビデオ出力を静止画像もしくは動画像として取得し、指定された Storage SCP へ送り出すゲートウェイです。また、検査情報はワークリスト
SCP から取得することが可能です。

1.1 アプリケーション・データ流
アプリケーション・データ流れ図
図 1-1 Array Cappuccino Duo データ流
データ流れ図
Local
ビデオ信号

RemoteStorage
SCP

Modality

ArrayCappuccinoDuo
検査情報検索WorkList
SCP1.2 ＡＥのＡＥの機能定義
Array Cappuccino Duo は DICOM の二次取得画像情報オブジェクトの Storage サービ
スクラス及び基本ワークリストマネージメントサービスクラスの SCU として動作します。
Array Cappuccino Duo は一台のワークリスト SCP から検査情報を取得し、一台のStorage SCP に取得した画像を送信します。

1.3 実世界活動の実世界活動の順序制御
Array Cappuccino Duo は画像を送信する前に患者情報を必要とします。患者情報の入力方法はキーパッドからの入力、画像から OCR して入力、カードリーダーからの入力、バーコードリーダーからの入力、ワークリスト SCP からの入力のうちのどれか一つです。
モダリティ装置から画像を複数枚取得した後、キーパッドの操作で取得した画像をStorage SCP に送信します。

4Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

2. ＡＥのＡＥの仕様

AE specifications

2.1 Array Cappuccino Duo の仕様
Array Cappuccino Duo は以下の SOP クラスの SCU として DICOM V3.0 に準拠しています。
表 2-1 Array Cappuccino Duo が SCU としてサポートする SOP クラス
SOP Class Name
Secondary Capture Image Storage
Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage
Modality Worklist Information model - FIND

SOP Class UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4
1.2.840.10008.5.1.4.31

2.1.1 アソシエーション確立
アソシエーション確立の確立の方針
2.1.1.1 概要
Array Cappuccino Duo は、設定された Storage SCP に対してアソシエーションを確立します。
Array Cappuccino Duo が使用する最大ＰＤＵサイズは Storage サービスが 16Ｋバイ
トです。ワークリストサービスは 16Ｋバイトです。

2.1.1.2 アソシエーションの数
アソシエーションの数
Array Cappuccino Duo の Storage サービスが同時に確立することができるアソシエーションの数は１です。ワークリストサービスのアソシエーションの数は通常１です。

2.1.1.3 非同期の非同期の性質
Array Cappuccino Duo は非同期の処理はサポートしません。

2.1.1.4 実装識別情報
Array Cappuccino Duo の実装クラス UID は下記の通りです。
Implementation Class UID = “1.2.392.200054.30790000.1.0.1”(TransferSyntax が Implicit VR Little Endian の場合)
もしくはImplementation Class UID = “1.2.392.200054.30790000.2.0.1”(TransferSyntax が Implicit VR Little Endian 以外の場合)
また、実装バージョン名は下記の通りです。
Implementation Version name = “Cappuccino1.3”(TransferSyntax が Implicit VR Little Endian の場合)
もしくはImplementation Version name = “Cappuccino2.0”(TransferSyntax が Implicit VR Little Endian 以外の場合)

2.1.2 アソシエーション開始
アソシエーション開始の開始の方針
Array Cappuccino Duo は、次の場合にアソシエーションの開始を要求します。

5

Array Corporation••

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

Array Cappuccino Duo は、キーパッドの操作で一検査を終了すると、これまで撮影した画像を設定ファイルの中であらかじめ指定された Storage SCP へ転送するためのアソシエーションを開始しようとします。
Array Cappuccino Duo は、キーパッドの操作で患者ＩＤを入力し、FIND キーを押すと、設定ファイルの中であらかじめ指定されたワークリスト SCP へアソシエーションを開始しようとします。

2.1.2.1 Storage サービスクラス
2.1.2.1.1 関連する実世界活動
Array Cappuccino Duo は送信すべき画像があると Storage SCP へアソシエーションをおこないます。一枚の画像の送出が終わるたびにアソシエーションを閉じます。

2.1.2.1.2 提案されるプレゼンテーション・コンテクスト
Array Cappuccino Duo は 表 2-2 にあげられたプレゼンテーション・コンテクストをStorage SCP 側に提案します。
表 2-2 Storage-SCU － 提案されるプレゼンテーション・コンテクスト
提案されるプレゼンテーション・コンテクスト
Presentation Context Table
Transfer Syntax

Abstract Syntax
Name

Secondary Capture
Image Storage

Multi-frame True Color
Secondary Capture
Image Storage

UID
Implicit VR Little
Endian1.2.840.10008.
1.2

JPEG Baseline(Process 1)

1.2.840.10008.
1.2.4.50

JPEG Lossless,
Non-Hierarchical,Fi
rst-OrderPrediction(Process 14[Selection Value1])

1.2.840.10008.
1.2.4.70

JPEG Baseline(Process 1)

1.2.840.10008.
1.2.4.50

JPEG Lossless,
Non-Hierarchical,Fi
rst-Order
Prediction(Process 14[Selection Value1])

1.2.840.10008.
1.2.4.70

Role

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4

6

SCU
None

Extended
Negotiation

Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

表 2-3 Storage-SCU － 送信可能なエレメント
送信可能なエレメント
IOD

AttoributeTag

Patient

Patient’s Name
Patient ID
Patient Birth Date
Patient Sex
Study Instance UID
Study Date
Study Time
Referring Physician’s Name
Study ID
Accession Number
Modality
Series Instance UID
Series Number
Series Date
Series Time
Request Attributes Sequence>Requested Procedure ID>Scheduled Procedure Step
ID
>Scheduled Procedure Step
Description
Conversion TypeSC devide Manufacturer
SC device manufacturer’s
model name
SC device Software Version
Instance Number
Acquisition date
Acquisition Time
Sample per pixel
Photometric Interpretation(0010,0010)(0010,0020)(0010,0030)(0010,0040)(0020,000D)(0008,0020)(0008,0030)(0008,0090)(0020,0010)(0008,0050)(0008,0060)(0020,000E)(0020,0011)(0008,0021)(0008,0031)(0040,0275)(0040,1001)(0040,0009)

Rows
Columns
Bits allocatedBits storedHigh bit
Pixel Representation
Pixel data
Planar Configuration(0028,0010)(0028,0011)(0028,0100)(0028,0101)(0028,0102)(0028,0103)(7FE0,0010)(0028,0006)

Pixel Aspect Ratio
Frame Time(0028,0034)(0018,1063)

Multiplexed Audio Channels
Description Code Sequence(003A,0300)

Number of frames
Data of secondary captureTime of secondary capture
Frame Increment Pointer(0028,0008)(0018,1012)(0018,1014)(0028,0009)

SOP Class UID
SOP Instance UID
Specific Character Set(0008,0016)(0008,0018)(0008,0005)

General Study

GeneralSeriesSC Equipment

General
Image
Image Pixel

Cine

Multi-frame
SC Image
SC
Multi-frame
Image
SOP Common

Remarks
ワークリストなし
キーパッド、OCR、カードリーダー等から入力。
ない場合は NULL
Auto
Auto
Auto
NULL
Auto
NULL
US または ES
Auto
Auto
Auto
Auto
なし

ワークリストあり
ワークリストを使用

ワークリストを使用

ワークリストを使用
ワークリストを使用

一項目のみワークリストを使用
ワークリストを使用
ワークリストを使用(0040,0007)(0008,0064)(0018,1016)(0018,1018)“DV”“Array Corporation”“Array Cappuccino”(0018,1019)(0020,0013)(0008,0022)(0008,0032)(0028,0002)(0028,0004)“1.00”
Auto
Auto
Auto
1 または 3
モノクロの場合“MONOCHROME2”
カラーで非圧縮もしくは Lossless の場合“RGB”
カラーで Jpeg 圧縮の場合” YBR_FULL”
画像の高さ
画像の幅
88
707

カラーで非圧縮の場合は 1
Jpeg, Lossless の場合は 0
Multi-frame の場合に画像一枚あたりのフレーム時間がミリ秒で入る
Multi-frame の場合、NULL (Cappuccino Duo は音声を扱わない)
Multi-frame の場合に画像枚数が入る
Auto
Auto
Multi-frame の場合に(0018,1063)が入る

Auto
ワークリストを使用※ Auto は Cappuccino Duo 内で生成する

Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement2.1.2.2 基本ワークリストマネージメントサービスクラス
基本ワークリストマネージメントサービスクラス
2.1.2.2.1 関連する実世界活動
Array Cappuccino Duo はユーザーがキーパッドもしくは磁気カードリーダーにより患者ＩＤが入力されると、ワークリスト SCP へアソシエーションをおこないます。

2.1.2.2.2 提案されるプレゼンテーション・コンテクスト
Array Cappuccino Duo は表 2-4にあげられたプレゼンテーション・コンテクストをワークリスト SCP 側に提案します。
表 2-4 ワークリスト SCU － 提案されるプレゼンテーション・コンテクスト
提案されるプレゼンテーション・コンテクスト
Presentation Context Table
Transfer Syntax

Abstract Syntax
NameUID

Modality Worklist
Information model -FIND

Implicit VR Little
Endian1.2.840.10008.5.1.4.31

1.2.840.10008.
1.2

Role

Extended
Negotiation

SCUNone2.1.2.2.3 モダリティワークリスト管理ＳＯＰクラス固有のコンフォーマンス
モダリティワークリストＳＯＰクラスの以下のアトリビュートをサポートします。
表 2-5 ワークリスト SCU － 対応するアトリビュート
対応するアトリビュート
IOD

Attoribute

Tag

Matching Key

MappedImageSOP Common

Specific
Character Set(0008,0005)

NULL

YES

Scheduled
Procedure Step

Scheduled
Procedure Step
Sequence>Scheduled
Station AE Title(0040,0100)>Scheduled
Procedure Step
Start Date
>Scheduled
Procedure Step
Start Time>Modality(0040,0002)(0040,0001)

NO

設定ファイルで指定可
今日、もしくはNULL の指定可

画面に表示する場合あり
画面に表示する場合あり

NO(0008,0060)

US,ES,NULL のどれかを指定可
NULL

NO

>Scheduled
Procedure Step
Location(0040,0011)(0040,0010)

設定ファイルで指定可
設定ファイルで指定可

8

返 っ て き た 値 がNULL 以外の時に使用する（但し画面に表示可能な拡張文字セット
は６章を参照）
シーケンスは一項目のみ

NO

NULL

(0040,0007)

Remarks

NO(0040,0003)>Scheduled
Procedure Step
Description>Scheduled
Station Name

into

YES

NO
NO

画像の(0040,0275)のシーケンス内に入る

Array Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement(0040,0009)

NULL

YES

画像の(0040,0275)のシーケンス内に入る

Requested
Procedure>Scheduled
Procedure Step
ID
Requested
Procedure ID(0040,1001)

NULL

YES

画像の(0040,0275)のシーケンス内に入る(0020,000D)

NULL

YES

Imaging Service
RequestStudy Instance
UID
Accession
Number(0008,0050)

NULL

YES

Referring
Physician’sName
Patient’s Name

(0008,0090)

NULL

YES(0010,0010)

NULL

YES

Patient ID(0010,0020)

YES(0010,0030)

キーパッド入力or 磁 気 カ ー ドから入力
NULL

YES

Patient’s Sex(0010,0040)

NULL

YES

Patient’s Weight(0010,1030)

NULL

YES

Patient
Identification

Patient
Demographic

Patient’s
Date

Birth

2.1.3 アソシエーション受諾
アソシエーション受諾の受諾の方針
Array Cappuccino Duo はアソシエーションを受諾しません。

9

画面に表示する場合あり

画面に表示する場合あり
画面に表示する

画面に表示する場合あり
画面に表示する場合ありArray Corporation

Array Cappuccino Duo Conformance Statement

3. 通信プロファ
通信プロファイル
プロファイルCommunication profiles

3.1 サポートされる通信サポートされる通信スタック
通信スタック
Array Cappuccino Duo は PS3.8 の中で定義される DICOM TCP / IP ネットワーク通信サポートを提供します。

3.2 TCP / IP スタック
Array Cappuccino Duo は、Windows NT 環境においてすでに用意されている TCP / IPスタックを利用します。

3.2.1 物理媒体サポート
物理媒体サポート
Array Cappuccino Duo は物理媒体として 10Base-T または 100Base-TX をサポートします。

10

Array Corporation

4. 拡

張

Array Cappuccino Duo Conformance Statement/特殊化/

私有化

Extensions/Specializations/Privatizations
4.1 標準拡張 / 特殊化 / 私有化された
私有化された SOP
Array Cappuccino Duo は標準拡張 / 特殊化 / 私有化された SOP を使用しません。

4.2 プライベートな Transfer Syntax
Array Cappuccino Duo はプライベートな Transfer Syntax を使用しません。

5. 設定

Configuration

設定についてはシステムの使用説明書をご覧下さい。

6. 拡張文字セットのサポート
拡張文字セットのサポート
Support for extended character sets
Array Cappuccino Duo は VR が SH,LO,ST,PN,LT であるデータ要素について属性特定文字集合(0008,0005)を指定して拡張文字を使用することがあります。
使用する拡張文字セットは ISO 2022 IR 13 と ISO 2022 IR 87 です。

11