取扱説明書

ＤＣＬ-３３Ａ用コンソールユニット

ＯＭＲ-１００№ＯＭＲ１１Ｊ１

2002.11

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき，正しくお使いください。
誤った取扱いなどによる事故防止のために，本取扱説明書は最終的に本器をお使いになる方のお手もとに，確実に届けられるようお取り計らいください。

注 意・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災，本器の故障の原因になります。
・本取扱説明書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本器は制御盤内に設置して使用することを前提に製作されています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・清掃は，計器の電源が入っていないことを，必ず確認してから行ってください。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります。)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。
・本書の記載内容の一部，または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器の故障，または製品の使用において故障が生じた直接，間接の損害については，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
１．概要
1.1 OMR-100 の概要
コンソールユニット[OMR-100]に DCL-33A を接続した場合，表示器付の指示調節計[ＪＣ□-３３Ａシ
リーズ等]を使用する感覚で，DCL-33A のモニタができます。
1.2 システム構成
OMR-100
DCL-33A(通信付)は最多10台まで接続可能

・DCL-33A は最多 10 台まで接続できます。
・[DCL-33A]と[DCL-33A]間は通信ケーブル(別売)を使用します。(形名：CDD)
・[OMR-100]と[DCL-33A]間は通信ケーブル(別売)を使用します。(形名：CDM)

通信ケーブル(CDM)(RS-485)(図 1.2-1)

通信ケーブル(CDD)(RS-485)

1.3 パラメータのやりとり

ＯＭＲ-１００

コマンドデータを各 DCL-33A に送信し，各 DCL-33A より応答データを受信します。

RS-485

ＤＣＬ-３３Ａ(図 1.3-1)

OMR-100 からの送信データを受信し，制御を行い，DCL-33A の応答
データを OMR-100 へ送信します。

-1-

２．形
名
2.1 形名の説明
ＯＭＲ-１００：コンソールユニット(DCL-33A 用)
2.2

形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースと内器に貼ってあります。

形名銘板
①
②
③

ＯＭＲ−１００
ＴＣ(例)
ＯＭＲ-１００
端子カバー

Ｎｏ．ＸＸＸＸＸＸ①：形名，②：オプション名，電源電圧(24V AC/DC のみ１を記入)③：計器番号(内器のみに表示)
３．各部の名称とはたらき① ＰＶ表示器
入力値を赤色表示器に表示します。
①② ＳＶ表示器
設定値を緑色表示器に表示します。
②③ ＣＨ表示器
チャネル番号を黄色表示器に表示します。
③⑦④ ＯＵＴ表示灯
チャネル表示器に表示しているチャネルの制御出力がONの④⑧
時，緑色表示灯が点灯します。
⑤ ＩＮＩＴＩＡＬ表示灯⑨
各DCL-33Aの設定値を読取りを行っている時，黄色表示灯が ⑤点灯します。
⑥⑩⑥ ＴＸ／ＲＸ表示灯
シリアル通信時，黄色表示灯が点滅します。
⑪⑬⑦ ＡＬＭ表示灯
チャネル表示器に表示しているチャネルの警報出力がONの⑫⑯
時，赤色表示灯が点灯します。
⑧ ＥＲＲ表示灯
通信異常が発生した時，約2秒間隔で赤色表示灯が点滅し⑭⑮ます。
⑨ ＳＢ表示灯(図3-1)
チャネル表示器に表示しているチャネルのセンサが断線した時，赤色表示灯が点灯します。
⑩ ＡＴ表示灯
チャネル表示器に表示しているチャネルのＡＴが実行中の時，黄色表示灯が点灯します。
⑪ アップキー
設定値の数値を増加させます。
⑫ ダウンキー
設定値の数値を減少させます。
⑬ ファーストキー
アップキー，またはダウンキーと同時に押すことにより，数値の送りを早くします。
⑭ モードキー
設定モードの切替，設定値の登録を行います。
(設定値，選択値の登録は，モードキーを押すと値を登録します。)⑮ チャネルキー
PV，SV を表示するチャネルを選択します。
設定モードの時，設定したいチャネル番号を選択します。
⑯ ディスプレイキー
PV，SV を表示するチャネルを自動的に切替えて表示するか，手動で切替えて表示するかを選択
します。

注 意
本器の仕様・機能を設定する場合は，[４．制御盤への取付け]，[５．配線]より前に端子②，③
へのみ，電源を配線して[７．設定]をご覧になりながら設定を行ってください。

-2-

４．制御盤への取付
4.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください)[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリⅡ，汚染度２[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0〜50℃(32〜122 )で，急激な温度変化のないところ。
・湿度は 35〜85％RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
外形寸法図
端子カバー[TC]

96
48

10

109

ねじ式取付金具[BL]91

ワンタッチ式取付金具

106.2(オプション：BL付加時)

4.2

100
106(オプション：TC付加時)(図4.2-1)
パネルカット130

92＋0.804.3

92＋0.80

n×48-3＋0.5
0

45 ＋0.50

横方向密接取付ｎ：取付台数(図 4.3-1)

4.4 取付け警 告
ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。0.12N・m ぐらいで締めてください。

-3-

ワンタッチ式取付金具を使用する場合取付け可能なパネルの板厚：1〜3mm 以内。
先にワンタッチ式取付金具①を計器の上下に取付けてから計器②を制御盤前面から挿入します。
ソフトフロントカバー(FC-R-S)を用いると，取付け可能なパネルの板厚は 1〜2.5mm 以内。

①②(図4.4-1)①

ねじ式取付金具(ｵﾌﾟｼｮﾝ:BL)を使用する場合取付け可能なパネルの板厚：1〜15mm 以内。
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴に取付金具をひっかけ，ねじを締めて固定してください。
ソフトフロントカバー(FC-R-S)を用いた場合，取付け可能なパネルの板厚は 1〜14.5mm 以内。

(図4.4-2)
５．配

線

警

告

配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で配線作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
5.1

端子配列

ＧＮＤ
接地端子です。
ＰＯＷＥＲ ＳＵＰＰＬＹ
電源端子です。
ＡＬＭ
警報出力端子です。
ＥＲＲ
通信エラー出力端子です。
ＲＳ-４８５
シリアル通信の通信端子です。
-4-

注

意

・OMR-100の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・端子ねじを締付ける場合，適正締付けトルク以下で締付けてください。
適正締付けトルク以上で締付けると，端子ねじの破損およびケースの変形を生じる恐れがあります。
・計器電源 24V DCでご使用の場合，極性を間違わないよう配線してください。
・本器は，外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ：定格電圧 250V AC，定格電流：2Aのタイムラグヒューズ)■リード線圧着端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.6N・m〜1.0N・m を指定してください。
圧着端子
メーカ
形
名
締付トルク
ニチフ端子
1.25Y-3
Ｙ形
日本圧着端子 VD1.25-B3A 0.6N･m
ニチフ端子
1.25-3(最大 1.0N･m)
丸形
日本圧着端子 V1.25-3
3.2mm

5.8mm以下

5.8mm以下

3.2mmφ(図5.1-1)

5.2 結線例
DCL-33A(通信付)は最多10台まで接続可能
計器電源

・
・

④
③

①
⑥

警報器

通信ケーブル(CDM)(RS-485)(図5.2-1)-5-

通信ケーブル(CDD)(RS-485)

６．操作フローチャート

接続台数の設定方法
キーを押しながら，・[OMR-100]が PV／SV 表示モードの時，]，SV 表示器に[現在キーを約 3 秒間押します。PV 表示器に[の接続台数]が表示します。(接続台数設定モードになります。)
キー，またはキーを押して・接続台数設定モードの時に，[DC L-33A]の接続台数を設定します。
(SV 表示器の数値が DCL-33A の接続台数を表します。)
キーを押してください。
・接続台数の設定が完了したら，
PV／SV表示モードも戻ります。

基本的な操作手順(操作手順の大まかな流れを説明します。)
運転前の操作[手順１ 通信速度設定]＝[OMR-100]の通信速度は 19200bps に固定していますの↓で，各[DCL-33A]の通信速度を 19200bps にしてくださ↓い。(DCL-33A の通信速度の設定は DCL-33A の取扱説明↓書を参照してください。)↓[手順２ 機器番号設定]＝[DCL-33A]の機器番号を設定してください。
↓[DCL-33A]の機器番号は 0 から始め，機器番号を設定し↓てください。

[DCL-33A]の全設定値を読取る方法
キーを押しながら
キー
・[OMR-100]が PV／SV 表示モードの時，キーを約 3 秒間押します。
を押して，・全設定値読取りモード時は，[INITIAL]表示灯が点灯しています。
[INITIAL]表示灯が点灯している間は，接続している各[DCL-33A]の全設定値を読取っています。

↓[手順３ 台数設定]＝接続台数設定モードで，[DCL-33A]が接続されている台数を設定してください。

↓↓[手順４ 設定項目]＝主設定モードで，各[DCL-33A]のＳＶ，警報値，ＰＩＤ
値等を設定してください。

↓↓[手順５ ＡＴ設定]＝副設定モードで，各[DCL-33A]のＡＴを実行するか，Ａ
Ｔを実行しないかを設定してください。
(手順５が必要なければ，設定しないでください。)

キーの説明
[

]は

ＰＶ／ＳＶ表示

キーを押すと，設定値を保存

し，次の設定項目に進むことを意味します。

を押します。

を押しながら【副設定モード】【主設定モード】
ＳＶ
PV

SV

設定値

警報設定
PV

SV

設定値

ＯＵＴ比例周期設定
PV

SV

設定値

・設定値は

を押します。

，

で設定します。

PV

・設定値は
，
で設定します。
・DCL-33A の警報機能が[動作なし]の時，SV 表示器は消灯しています。

PV

設定値ロック選択SV
選択値・ロック 1，2 を選択している場合，
AT は実行できません。

ＡＴ設定
SV
設定値

・AT を途中で解除した時，PID の値
は AT 実行前の値に戻ります。

ＰＶ／ＳＶ表示モードへ戻る

・設定値は，で設定します。
・DLC-33A が ON／OFF 動作，または直流電流出力形の場合，SV 表示器は消灯しています。

を押しながら

を約３秒間押します。

【接続台数設定モード】
ＯＵＴ比例帯設定
PV

SV

設定値

積分時間設定
PV

SV

設定値

・設定値は
，
で設定します。
・0.0 にすると DCL-33A の動作が ON／
OFF 動作になります。

PV

接続台数設定
SV
設定値

PV

SV

設定値

ＡＲＷ設定
PV

SV

設定値

手動リセット設定
PV

SV

設定値

，

で設定します。

ＰＶ／ＳＶ表示モードへ戻る，
で設定します。
・設定値は・0 に設定すると DCL-33A の動作が PD
動作になります。

と微分時間設定・設定値はを押しながら

を約３秒間押します。

【全設定値読取りモード】

・設定値は，で設定します。
・0 に設定すると DCL-33A の動作が PI
動作になります。

・接続している[DCL-33A]の全設定値を読取っている間は，INITIAL 表示灯[INITIAL]表示灯が点灯が点灯しています。
全設定値読取り・設定値は，で設定します。
・DCL-33A が PID 動作以外の時，SV 表
示器は消灯しています。

ＰＶ／ＳＶ表示モードへ戻る

・設定値は，で設定します。
・DCL-33A の動作が P 動作，PD 動作の時，設定できます。

を押します。

【チャネル切替えモード】
チャネル切替え

ＰＶ／ＳＶ表示モードへ戻る
選択値

−６−

・[DCL-33A]の設定値を設定する時に，チャ
ネル番号を選択する時に使用します。
・PV／SV 表示モードの時，チャネル番号のPV，SV を手動で切替える時に使用します。
(但し，PV／SV 表示モードでチャネル自動切替状態の時はチャネル番号を手動で切替えることはできません。)

７．設
定本器の電源投入後，下記の仕様設定を行ってください。
・本器の通信速度は，19200bpsに固定していますので，接続するDCL-33A全ての通信速度を19200bpsに設定してください。
(DCL-33Aの通信速度の設定方法は，DCL-33Aの取扱説明書を参照してください。)
・DCL-33Aの機器番号を設定してください。
(DCL-33Aの機器番号は0から始め，続き番号でOMR-100に接続する台数分だけ機器番号を設定してください。)
例) DCL-33Aを5台OMR-100と接続する場合は，DCL-33Aの機器番号を0〜4(DCL-33A 5台分)と設定してください。
・接続しているDCL-33Aの台数を設定してください。
DCL-33Aを2〜10台接続していても，OMR-100に接続台数を設定しないと，1台分のDCL-33Aのモニタ
しか行いません。
7.1

主設定モードキーを押して，設定するチャネルを選択
主設定モードを呼出して，各設定項目を設定する前にしてください。
例) チャネル3のＳＶ，警報設定の値を設定する場合。
キーを押して，[主設定モード]を呼び出します。
始めにキーを押して，チャネル3を選択します。(CH表示器には と表示します。)
次にチャネル3を選択した後に，ＳＶ，警報設定の値を設定します。
キャラクタ(PV表示器側)名称，説明，設定範囲ＳＶ・各DCL-33AのＳＶを設定します。
・スケーリング下限設定値〜スケーリング上限設定値
警報設定・各DCL-33Aの警報出力の動作点を設定します。
・0または0.0に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限，絶対値下限警報は除く)
・選択したチャネル番号のDCL-33Aに警報機能がなし(DCL-33Aに於いて，“警報動作選択”で動作なしを選択した場合)の場合，SV表示器は消灯しています。
・(表7.1-1)参照
OUT比例周期設定
・各DCL-33Aの比例周期を設定します。
・選択したチャネル番号のDCL-33Aの動作が，ON／OFF動作または直流電流出力形の場合，SV表示器は消灯しています。
・1〜120秒
OUT比例帯設定
・各DCL-33Aの比例帯を設定します。
・設定値を0.0にすると，DCL-33Aの動作がON／OFF動作になります。
・0.0〜110.0％
積分時間設定・各DCL-33Aの積分時間を設定します。
・設定値を0にすると，DCL-33Aの積分動作ははたらきません。
・選択したチャネル番号のDCL-33Aの動作が，ON／OFF動作の場合，SV表示器は消灯しています。
・0〜1000秒
微分時間設定・各DCL-33Aの微分時間を設定します。
・設定値を0にすると，DCL-33Aの微分動作ははたらきません。
・選択したチャネル番号のDCL-33Aの動作が，ON／OFF動作の場合，SV表示器は消灯しています。
・0〜300秒-7-アンチリセットワインドアップ設定
・各DCL-33Aのアンチリセットワインドアップを設定します。
・設定値を0にすると，DCL-33Aのアンチリセットワインドアップがはたらきません。
・選択したチャネル番号のDCL-33Aの動作が，PID動作以外の場合，SV表示器は消灯しています。
・0〜100％
手動リセット設定
・各DCL-33Aのリセット値を手動で設定します。
・選択したチャネル番号のDCL-33Aの動作が，P動作，PD動作の場合のみ，この設定項目を表示します。
・±比例帯換算値(表7.1-1)
警報動作の種類
上限警報
下限警報
上下限警報
上下限範囲警報
絶対値上限警報
絶対値下限警報
待機付上限警報
待機付下限警報
待機付上下限警報
7.2

設定範囲−(スケーリング巾)〜スケーリング巾
−(スケーリング巾)〜スケーリング巾
0〜スケーリング巾
0〜スケーリング巾
スケーリング下限設定値〜スケーリング上限設定値
スケーリング下限設定値〜スケーリング上限設定値−(スケーリング巾)〜スケーリング巾
−(スケーリング巾)〜スケーリング巾
0〜スケーリング巾−側設定の下限値−199.9または−1999＋側設定の上限値
999.9または9999

副設定モードキーを押して，ＡＴ実行を設定するチャネ
副設定モードを呼出して，ＡＴ実行を設定する前にルを選択してください。
例) チャネル5のＡＴを実行する場合。
キー押しながら，キーを押して，[副設定モード]を呼び出します。
始めにキーを押して，チャネル5を選択します。(CH表示器には と表示します。)
次にチャネル5を選択した後に，ＡＴの実行選択してください。
キャラクタ(PV表示器側)名称，説明，設定範囲設定値ロック選択
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能で，選択した状態によりロックされる設定項目が異なります。
・ロック1，2を選択している場合，PIDオートチューニングは実行できません。
(ロック解除)：全設定値の変更ができます。
・(ロック1) ：全設定値の変更ができません。
(ロック2) ：主設定モードのみ変更ができます。
(ロック3) ：変更したデータは，不揮発性メモリに書き込みを行いませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
(メモリの寿命に関係がありません。)
ＡＴ設定
・各DCL-33AのPIDオートチューニングを実行します。
ただし，PIDオートチューニング開始後4時間を経過しても終了しない場合，
PIDオートチューニングを強制的に終了します。
・選択したチャネル番号のDCL-33Aの動作が，PID動作以外の場合，SV表示器は消灯しています。
・PIDオートチューニング解除：
PIDオートチューニング実行：

-8-

7.3

接続台数設定モード
OMR-100の計器電源を入れたら，必ず最初に[接続台数設定]を行ってください。
キャラクタ
名
称，説
明，設定範囲(PV表示器側)
接続台数設定・接続しているDCL-33Aの台数を設定します。
DCL-33Aを2〜10台接続していても，接続台数を設定していないと，1台分のDCL-33Aモニタしか行いません。
・1〜10台(CH表示器では 〜 と表示します。)[接続台数の設定方法]
キーを押しながら，キーを約3秒・OMR-100がPV／SV表示モードの時，]，SV表示器に[現在の接続台数]が表示しま
間押します。PV表示器に[す。(接続台数設定モードになります。)
キー，またはキーを押してDCL-33Aの・接続台数設定モードの時に，接続台数を設定します。(SV表示器の数値がDCL-33Aの接続台数を表します。)
キーを押してください。
・接続台数の設定が完了したら，
PV／SV表示モードも戻ります。

7.4 全設定値読取りモード
名

称，説

明

全設定値読取り・DCL-33A，およびOMR-100(接続台数設定モードで，DCL-33Aの接続台数を設定している時)の電源を同時に投入した場合，OMR-100は自動的に各DCL-33Aの設定値を読取り，OMR-100と各DCL33Aの設定値を同じにします。
・先にDCL-33Aの電源を投入して，後からOMR-100の電源を投入した場合，約5分間後にOMR-100は各DCL-33Aの設定値を読取ります。
・全設定値読取り中は，OMR-100のキー操作で値を設定しても，設定した値は無効になります。
[全設定値読取り方法]
キーを押しながらキーを押して，キーを約3秒間・PV／SV表示モードの状態で，押します。
・全設定値読取りモード時は，[INITIAL]表示灯が点灯しています。
[INTIAL]表示灯が点灯している間は，接続しているDCL-33Aの全設定値を読取っています。
８．運転
DCL-33Aの制御盤内(DINレール)への取付け，DCL-33AとOMR-100と配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1) ＯＭＲ-１００とＤＣＬ-３３Ａ 電源ON
ＯＭＲ-１００とＤＣＬ-３３Ａへ供給される電源を同時に投入します。
]と表示します。
電源投入後，約5秒間はPV表示器に[
この間すべての出力，LED表示灯はOFF状態です。
その後，OMR-100は自動的に各DCL-33Aの設定値を読取り，OMR-100と各DCL-33Aの設定値を同じにします。
(2) 設定値入力，または設定値変更[６．操作フローチャート]，[７．設定]を参照して各設定値を入力，または変更をします。
(3) 負荷回路の電源をONにします。
制御対象物の温度を主設定値に保つよう，DCL-33Aが調節動作を開始します。
９．仕様
9.1 標準仕様品
名 コンソールユニット-9-

形
名 ＯＭＲ-１００
設
定 メンブレンシートキーによる入力方式
表 示 器 PV表示器：赤色LED 4桁，文字寸法：8×4mm(高さ×巾)
SV表示器：緑色LED 4桁，文字寸法：8×4mm(高さ×巾)
CH表示器：黄色LED 1桁，文字寸法：8×4mm(高さ×巾)
シリアル通信 通信回線
RS-485 準拠
通信方式
半二重調歩同期式
通信速度
19200bps
データ構成 スタートビット：1
データビット ：7
パリティビット：偶数パリティ
ストップビット：1
送信内容
ＳＶ，警報設定値，OUT比例周期設定値，OUT比例帯設定値，積分時間
設定値，微分時間設定値，ARW設定値，手動リセット設定値，設定値
ロック選択，ＡＴ実行／解除
受信内容
上記送信内容とＰＶ，状態フラグ(出力状態，オーバスケール，アンダスケール，ＡＴ中)
警報出力 警報出力が動作した時に出力をONにします。
(全チャネル共通でOR出力です。)
リレー接点：1a 制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷)，
1A 250V AC (誘導負荷 COSφ=0.4)
電気的寿命 10万回
通信エラー出力 通信エラー時に出力をONにします。
リレー接点：1a 制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷)，
1A 250V AC (誘導負荷 COSφ=0.4)
電気的寿命 10万回
制
御 制御動作・PID動作(オートチューニング機能付)
・PI動作：微分時間を0に設定した場合
・PD動作(手動リセット機能付)：積分時間値を0に設定した場合
・P動作(手動リセット機能付) ：微分時間，積分時間の設定を0に設定した場合
・ON／OFF動作：比例帯を0に設定した場合
OUT比 例 帯：0.0〜110.0％(0.0に設定するとON/OFF動作になります)
積分時間：0〜1000秒(0に設定すると積分動作なし)
微分時間：0〜 300秒(0に設定すると微分動作なし)
OUT比例周期：1〜 120秒
ＡＲＷ：0〜 100％
手動リセット：±比例帯換算値
絶縁・耐電圧 回路絶縁構成
接地端子

絶 縁

電

絶 縁

ＣＰＵ

電

源

源

絶 縁

絶 縁

通信エラー
出力

絶 縁

絶 縁

絶縁抵抗：500V DC 10MΩ以上
耐 電 圧：入力端子−電源端子間 1.5kV AC 1分間
出力端子−電源端子間 1.5kV AC 1分間
100〜240V AC 50／60Hz，24V AC/DC 50/60Hz
-10-

警報出力

絶 縁

絶 縁

通信部

許容電圧変動範囲

100〜240V AC：85〜264V AC
24V AC/DC ：20〜28V AC/DC

消費電力
周囲温度
周囲湿度
質
量
外形寸法
材
質
外 観 色
付属機能

約 5VA
0〜50℃(32〜122 )35〜85％RH(ただし結露しない事)
約320ｇ
48×96×100mm(W×H×D)
ケース：難燃性樹脂
ケース：ライトグレー[停電対策]
不揮発性ICメモリで設定データをバックアップします。
[自己診断]
ウォッチドックタイマでCPUを監視し，CPUの異常時には全出力をOFFにし，計器をウォームアップ状態にします。
[設定値変更時のエラー表示]・本器(OMR-100)の設定値変更の場合
OMR-100からDCL-33Aに設定値を送信した時，該当するチャネルのDCL-33Aが設定モードに入っていると，正常に設定値を送れないため，OMR-100は設定モードを終了し]を約2秒間表示します。
OMR-100のPV表示器に[
この時，OMR-100は，該当するDCL-33Aの全設定値を読取り，OMR-100の設定値とDCL-33Aの設定値を一致させます。
・DCL-33Aの設定値変更の場合
OMR-100はDCL-33Aの設定値変更を検出すると，DCL-33Aから全設定値を読取ります。
全設定値読取り後も，DCL-33Aが引き続き設定モードである場合，OMR-100のPV表示]が表示されます。
器に[]は消灯し，OMR-100は該当するDCLDCL-33Aの設定モードを終了すると，[33Aの全設定値の読取りを行います。
[通信エラー時の表示値]
・電源投入時，DCL-33Aの計器電源OFF，または通信ケーブルが接続してない場合，
OMR-100とDCL-33A間の通信が成立しないため，OMR-100がDCL-33Aのデータを読取っている間は，PV，全設定値に0を表示する。データの読取りが終了するとPV表示器を消灯します。
・正常に通信している途中で，通信応答が返って来なくなったチャネルはOMR-100のPV表示器を消灯します。(配線を正常な状態に戻してOMR-100の電源を再投入するか
全設定値読取り操作を行うと，OMR-100は全DCL-33Aから全設定を読取れます。
また，5分間毎に通信応答が返って来なくなったチャネルにもコマンドを送り，正常な応答が返ってくれば，OMR-100は全DCL-33Aから全設定値を読取れます。)
付 属 品 取扱説明書 ：1部
取付金具：1組(標準品はワンタッチ式取付金具)(オプション：BL付加時は，ねじ式取付金具)
端子カバー ：1個(オプション：TC付加時)-11-１０．故障かな？と思ったらご使用の本器に電源が入っている事を確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。
表示について現象・本器の状態
推定故障箇所と対策
ＰＶ表示器の表示が異常，または不安定。 ・近くに誘導障害，またはノイズを出す機器がある。
誘導障害，またはノイズを出す機器より計器を離してください。
ＥＲＲ表示灯が点灯している。
・通信ケーブル(CDM) の配線が間違っているか，断線している。
正常に配線，または通信ケーブル(CDM)を交換してください
・[OMR-100]と[DCL-33A]の通信速度が合っていない。
DCL-33Aの通信速度を19200bpsにしてください。
キー操作について現象・本器の状態
ＳＶ，ＰＩＤ各値，警報設定値等の設定ができない。

推定故障箇所と対策
・DCL-33AがＡＴ実行中。
ＡＴを解除してください。

制御について(DCL-33Aの取扱説明書を参照してください。)
現象・本器の状態
制御出力がＯＮになったままになる。
制御出力がＯＦＦになったままになる。

推定故障箇所と対策
・OUT下限設定値が，100％以上に設定されている。
OUT下限設定値を，適切な値にしてください。
・OUT上限設定値が，0％以下に設定されている。
OUT上限設定値を，適切な値にしてください。

◆本器についてご不明な点がございましたら，弊社営業所までお問い合わせください。

本

社

大阪営業所
東京営業所
名古屋営業所

562-0015 大阪府箕面市稲１丁目２番４８号
TEL (0727)22-4571
FAX (0727)20-7823
URL:http://www.shinko-technos.co.jp
562-0015 大阪府箕面市稲１丁目２番４８号
TEL (0727)24-6031
FAX (0727)24-6021
E-mail:sales@shinko-techos.co.jp
332-0006 埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL (048)223-7121
FAX (048)223-7120
460-0007 名古屋市中区新栄２丁目１９番３号
TEL (052)261-8335
FAX (052)251-3833-12-

千 葉出張所 TEL:(043)286-0103／FAX:(043)286-0104
神奈川出張所 TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静 岡出張所 TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4088
広 島出張所 TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334
徳 島出張所 TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217
福 岡出張所 TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3779
福岡工場

徳島工場

三田工場