マイクロコンピュータ搭載
温度指示調節計
ＪＣＤ‑１３Ａ，ＪＣＲ‑１３Ａ
取扱説明書

はじめに
このたびは，マイクロコンピュータ搭載温度指示調節計[ＪＣＤ‑１３Ａ，またはＪＣ
Ｒ‑１３Ａ]をお買い上げいただきまして，まことにありがとうございました。
本書は，[ＪＣＤ‑１３Ａ，またはＪＣＲ‑１３Ａ]の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読みいただき，充分理解されてからご使用くださいますようお願いいたします。
また，誤った取扱いなどによる事故防止のため，本取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災，本器の故障の原因になります。
・本取扱説明書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所，または出張所までご連絡ください。
・本書の記載内容の一部，または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本製品を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本製品の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを 警告，注意 として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。
取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害

警 告 にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽注 意 傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。
‑2‑

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
1.取付け上の注意

注

意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010‑1)]
・過電圧カテゴリⅡ，汚染度２[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0〜50℃で急激な温度変化のないところ。
・湿度が 35〜85％RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
※参

考

本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
2.配線上の注意

注

意・JCD‑13A，または JCR‑13A の端子に配線作業を行う場合，M3 ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形が生じる恐れがあります。
‑3‑2.配線上の注意

注

意・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触，または印加されないようにしてください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ：定格電圧 250V，定格電流：2A，ヒューズ種類：タイムラグヒューズ)
・電源が AC／DC 24V で，DC の場合，極性を間違わないようにしてください。

3.運転，保守時の注意

注

意・ＰＩＤオートチューニングの実行は，試運転時に行うことをおすすめします。
・感電防止，および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締め，および清掃等の作業を行う時は，計器電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります。)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。

‑4‑

目

次

JCD，JCR頁

１．形
名
1.1 形名説明･･･････････････････････････････････････････････････
1.2 定格目盛 ･･････････････････････････････････････････････････
1.3 形名銘板の表示方法･････････････････････････････････････････

８９９

２．各部の名称とはたらき ･････････････････････････････ １０
３．操
作
3.1 操作フローチャート･････････････････････････････････････････ １２
3.2 PV／SV 表示モード ･･････････････････････････････････････････ １５
3.3 主設定モード
主設定１ ･･････････････････････････････････････････････････ １６
主設定２･･･････････････････････････････････････････････････ １６
3.4 副設定モード
オートチューニング実行／解除，オートリセット実行･･･････････ １７
比例帯設定･････････････････････････････････････････････････ １８
冷却比例帯設定･････････････････････････････････････････････ １８
積分時間設定･･･････････････････････････････････････････････ １８
微分時間設定･･･････････････････････････････････････････････ １８
比例周期設定･･･････････････････････････････････････････････ １９
冷却比例周期設定･･･････････････････････････････････････････ １９
温度警報１(A1)設定･････････････････････････････････････････ １９
温度警報２(A2)設定･････････････････････････････････････････ １９
ヒータ断線警報設定･････････････････････････････････････････ ２０
ループ異常警報設定･････････････････････････････････････････ ２０
ループ異常警報動作巾設定･･･････････････････････････････････ ２０
3.5 補助機能設定モード１
設定値ロック指定･･･････････････････････････････････････････ ２２
主設定値上限設定･･･････････････････････････････････････････ ２２
主設定値下限設定･･･････････････････････････････････････････ ２３
センサ補正設定･････････････････････････････････････････････ ２３
機器番号設定･･･････････････････････････････････････････････ ２３
通信速度選択･･･････････････････････････････････････････････ ２３
3.6 補助機能設定モード２
センサ選択･････････････････････････････････････････････････ ２４
スケーリング上限設定･･･････････････････････････････････････ ２５
スケーリング下限設定･･･････････････････････････････････････ ２５
小数点位置選択･････････････････････････････････････････････ ２５
ＰＶフィルタ時定数設定･････････････････････････････････････ ２５
出力上限設定･･･････････････････････････････････････････････ ２６
‑5‑

目

次

JCD，JCR頁

出力下限設定･･･････････････････････････････････････････････ ２６
出力 ON／OFF 動作すきま設定･････････････････････････････････ ２６冷却動作モード選択･････････････････････････････････････････ ２６
冷却出力上限設定･･･････････････････････････････････････････ ２７
冷却出力下限設定･･･････････････････････････････････････････ ２７
冷却出力 ON／OFF 動作すきま設定･････････････････････････････ ２７
オーバラップバンド／デッドバンド設定 ･･･････････････････････ ２７
温度警報１(A1)動作選択･････････････････････････････････････ ２８
温度警報２(A2)動作選択･････････････････････････････････････ ２８
温度警報１(A1)動作励磁／非励磁選択･････････････････････････ ２８
温度警報２(A2)動作励磁／非励磁選択･････････････････････････ ２８
温度警報１(A1)動作すきま設定･･･････････････････････････････ ２９
温度警報２(A2)動作すきま設定･･･････････････････････････････ ２９
温度警報１(A1)動作遅延タイマ設定･･･････････････････････････ ２９
温度警報２(A2)動作遅延タイマ設定･･･････････････････････････ ２９
正／逆動作選択･････････････････････････････････････････････ ３０
ＡＴバイアス設定･･･････････････････････････････････････････ ３０
3.7 制御出力オフ機能･･･････････････････････････････････････････ ３２
3.8 出力操作量表示･････････････････････････････････････････････ ３２
４．運転･･･････････････････････････････････････････････ ３３

５．その他の機能･････････････････････････････････････････ ３４
６．動作説明6.1 標準動作図･････････････････････････････････････････････････ ３５
6.2 ヒータ断線警報動作図･･･････････････････････････････････････ ３５
6.3 ON／OFF 動作図 ･････････････････････････････････････････････ ３６
6.4 加熱／冷却動作図[オプション：Ｄ□]･････････････････････････ ３７
6.5 温度警報１，２(A1，A2)動作図･･･････････････････････････････ ４３７．制御動作の説明
7.1 ＰＩＤ ････････････････････････････････････････････････････ ４５
7.2 本器のＰＩＤオートチューニング･････････････････････････････ ４５
7.3 オートリセット(オフセットの修正)･･･････････････････････････ ４７８．制御盤への取付け
8.1 場所の選定･････････････････････････････････････････････････ ４８
8.2 外形寸法図(JCD‑13A)････････････････････････････････････････ ４８
8.3 パネルカット(JCD‑13A)･･････････････････････････････････････ ４８
8.4 外形寸法図(JCR‑13A)････････････････････････････････････････ ４９
8.5 パネルカット(JCR‑13A)･･････････････････････････････････････ ４９
8.6 ＣＴ外形寸法図･････････････････････････････････････････････ ５０
‑6‑

目

次

JCD，JCR頁

8.7 取付け ････････････････････････････････････････････････････ ５０
９．結線
9.1 端子配列 ･･････････････････････････････････････････････････ ５２
9.2 結線例 ････････････････････････････････････････････････････ ５５１０．仕様
10.1 標準仕様 ･･････････････････････････････････････････････････ ５７
10.2 オプション仕様･････････････････････････････････････････････ ６０
１１．故障かな？と思ったら ･････････････････････････････ ６３
１２．キャラクタ一覧表･･･････････････････････････････････ ６５

‑7‑

形
１．形

名

JCD，JCR

名

1.1 形名説明
太線の所には，シリーズ名，制御出力(OUT1)，入力，オプション等の記号が入ります。
例）

ＪＣＤ‑１３Ａ‑Ｒ／Ｍ，Ａ２
温度警報２(A2)出力
マルチレンジ入力
リレー接点出力
96×96×100mm標準仕様
ＪＣ□−１３Ａ−□／□
Ｄ
Ｒ
温度警報１(A1)
シリーズ名Ａ

制御出力(OUT1)

入

Ｒ
Ｓ
Ａ

力

Ｍ
Ａ
Ｖ

ＪＣＤ‑１３Ａ：Ｗ96×Ｈ96×Ｄ100mm
ＪＣＲ‑１３Ａ：Ｗ48×Ｈ96×Ｄ100mm
警報動作はキー操作で選択 *1
リレー接点出力
無接点電圧出力(SSR 駆動用)
直流電流出力マルチレンジ *2
直流電流入力直流電圧入力*1：警報動作(9 種類と警報動作なし)，および励磁／非励磁の選択をキー操作で選択することができます。
*2：熱電対(3 種類)，測温抵抗体(2 種類)をキー操作で選択することができます。
オプション仕様
記号
Ａ２
Ｗ
ＤＲ
ＤＳ
ＤＡ
Ｃ５
ＬＡ
ＢＫ
ＩＰ
ＴＣ
ＢＬ

名

称

温度警報２(A2)
ヒータ断線警報
制御出力(OUT2)(加熱冷却制御出力)

リレー接点出力
無接点電圧出力
直流電流出力シリアル通信(RS‑485)
ループ異常警報
外観色 黒
防塵防滴(IP54)
端子カバー
ねじ式取付金具(JCR‑13A のみオプション，JCD‑13A は標準品)
‑8‑

形

注

名

JCD，JCR意・[オプション：A2]，[オプション：W]，[オプション：DR，DS，DA]，[オプション：LA]はそれぞれ２つまで併せて付加することができます。
・[オプション：A2]と[オプション：LA]を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
・直流電流出力形の場合，[オプション：W]は付加することはできません。
・[オプション：C5]を付加した場合，設定値メモリ(外部選択)は使用することができません。
1.2 定格目盛
入力の種類
K
J
E

熱電対

Pt100
測温抵抗体
JPt100目盛

0 〜 1370 ℃
0 〜 1000 ℃
0 〜 800 ℃‑200 〜 850 ℃

0 〜 2500
0 〜 1800
0 〜 1500‑300 〜 1500

‑199.9 〜 850.0℃‑199.9 〜 999.9‑200 〜 500‑300 〜 900℃‑199.9 〜 500.0℃‑199.9 〜 900.0

DC 4〜20mA
ＤＣ

DC 0〜20mA
DC 0〜1V‑1999 〜 9999，‑199.9 〜 999.9‑19.99 〜 99.99 または‑1.999 〜 9.999

DC 0〜10V
・DC 入力は，目盛範囲および小数点位置の変更ができます。
1.3 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。

形名銘板
①
②
③

(例)
ＪＣＤ‑１３Ａ‑Ｒ／Ｍ リレー接点出力／マルチレンジ入力
温度警報２(A2)出力
Ａ２
ヒータ断線警報出力(20A)
Ｗ(20A)
Ｎｏ．

①：形名，②：オプション名，③：計器番号(内器のみに表示)‑9‑各部の名称とはたらき

JCD，JCR

２．各部の名称とはたらき

①

①

⑬

②

⑭

⑬

②
③

⑭

④
⑤

⑨

⑩

⑥

⑦
⑧

⑪

⑫

③

④

⑤

⑨

⑦
⑥

⑩

⑪

⑧

⑫

(図 2‑1)①：ＰＶ表示器
実温度を赤色表示器に表示します。
②：ＳＶ表示器
設定値，操作量値を緑色表示器に表示します。
③：制御出力(OUT1)，または加熱出力動作表示灯
制御出力(OUT1)，または加熱出力が ON の時，緑色表示灯が点灯します。
④：冷却出力動作表示灯
冷却出力が ON の時，黄色表示灯が点灯します。
⑤：ヒータ断線警報出力，またはセンサ断線警報出力動作表示灯
ヒータ断線警報出力，またはセンサ断線警報出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
(オプション：W 付の場合で，オーバスケール，アンダスケール時も赤色表示灯が点灯します。)‑10‑

各部の名称とはたらき

JCD，JCR⑥：温度警報１(A1)出力動作表示灯
温度警報１(A1)出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
⑦：シリアル通信出力表示灯
シリアル通信出力(送信)時，黄色表示灯が点滅します。
⑧：温度警報２(A2)出力，またはループ異常警報出力動作表示灯
温度警報２(A2)出力，またはループ異常警報出力が ON の時，赤色表示灯が点灯します。
⑨：アップキー
設定値の選択，または設定値の数値を増加させます。
⑩：ダウンキー
設定値の選択，または設定値の数値を減少させます。
⑪：モードキー
設定モードの切替え，設定値，選択値の登録を行います。
(設定値，選択値の登録は，モードキーを押すことにより登録します。)⑫：ＯＵＴ／ＯＦＦキー
出力のＯＮ／ＯＦＦを行います。
どのモードからでも，OUT/OFF キーを約 1 秒間押すと，制御出力オフ機能がはたらきます。
制御出力オフ機能がはたらくと，計器電源を切って再投入しても制御出力オフ機
能は解除されません。
解除するには，もう一度 OUT/OFF キーを約 1 秒間押します。
⑬：オートチューニング動作表示灯
オートチューニング実行中，ＰＶ表示器の最下位桁の小数点が点滅します。
⑭：第二主設定値表示灯
ＳＶ表示器に第二主設定値が，表示されている時に点灯します。

‑11‑

操
３．操

作

JCD，JCR作

3.1 操作フローチャート

PV／SV 表示モード(約 1 秒間)制御出力オフ機能][

出力操作量表示(約 3 秒間)＋[主設定モード]
主設定１[ ][副設定モード]
オートチューニング実行／解除，または／]
オートリセット実行[

主設定２
]
[

比例帯設定
[ ]

冷却比例帯設定[]

積分時間設定[ ]微分時間設定[ ]比例周期設定
[ ]

‑12‑

操

作

JCD，JCR＋(約 3 秒間)

冷却比例周期設定][[補助機能設定モード１]
設定値ロック指定][

温度警報１(A1)設定[]

主設定値上限設定[]

温度警報２(A2)設定][

主設定値下限設定][

ヒータ断線警報設定[ ]センサ補正設定][

ループ異常警報時間設定][

機器番号設定[]ループ異常警報動作巾設定[]

通信速度設定
[
]

‑13‑

操
＋

＋

作

JCD，JCR(約 3 秒間)[補助機能設定モード２]
センサ選択
]
[

冷却出力 ON／OFF 動作すきま設定][
オーバラップバンド／デッドバンド]
設定[

スケーリング上限設定[]

温度警報１(A1)動作選択[]

スケーリング下限設定[]

温度警報２(A2)動作選択[]

小数点位置選択][温度警報１(A1)動作励磁／非励磁選択][

ＰＶフィルタ時定数設定][

温度警報２(A2)動作励磁／非励磁選択[]

出力上限設定][温度警報１(A1)動作すきま設定[]

出力下限設定[]温度警報２(A2)動作すきま設定[]

出力 ON／OFF 動作すきま設定[]

温度警報１(A1)動作遅延タイマ設定][

冷却動作モード選択][

温度警報２(A2)動作遅延タイマ設定[]

冷却出力上限設定[]

正／逆動作選択[]

冷却出力下限設定[]

ＡＴバイアス設定
[
]
‑14‑

操

作(PV／SV 表示モード)

JCD，JCR

3.2 PV／SV 表示モード
電源投入後，約 2 秒間はＰＶ表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，ＳＶ表示器に定格目盛の最大値を表示します。(表 3.2‑1)(スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，ＳＶ表示器に設定した値が表示されます。)
この間すべての出力，ＬＥＤ表示灯はＯＦＦ状態です。
その後，ＰＶ表示器に実温度，ＳＶ表示器に主設定値を表示して制御をはじめます。
(制御出力オフ機能がはたらいている状態では，ＰＶ表示器に
制御出力オフ機能を解除するには，を表示します。

を約 1 秒間押してください。)(表 3.2‑1)
センサ入力℃
PV 表示器SV 表示器PV 表示器SV 表示器Ｋ
Ｊ
Ｅ
Pt100
JPt1000〜20mA
0〜1V
0〜10V
4〜20mA

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ
上限設定値

‑15‑

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ
上限設定値

操作(主設定モード)

3.3 主設定モード
キーを押すと，主設定モードになります。
，

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，PV／SV 表示モードに戻ります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード

キャラクタ

主設定１
・主制御の設定値１を設定します。
・設定範囲：設定値下限設定値〜設定値上限設定値
・工場出荷時：0℃，または 0.0℃

キャラクタ

主設定２
・主制御の設定値２を設定します。
・設定範囲：設定値下限設定値〜設定値上限設定値
・工場出荷時：0℃，または 0.0℃

ＰＶ／ＳＶ表示モード‑16‑

JCD，JCR操作(副設定モード)

JCD，JCR

3.4 副設定モード
キーを押しながら，，キーを押すと，副設定モードになります。

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード＋
キャラクタ

オートチューニング実行／解除，またはオートリセット実行
・オートチューニング実行／解除，またはオートリセット(オフセットの修正)の実行を指定します。
・PD 動作，P 動作の時のみ，オートリセットの実行ができます。
(PI，ON／OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。)
・工場出荷時：オートチューニング／オートリセット解除[オートチューニングについて]・オートチューニング実行を指定し，キーを押すと，PV 表示
器内の AT 表示灯が点滅し，PV／SV 表示モードに戻ります。
・オートチューニングが終了すると，PV 表示器内の AT 表示灯が消灯
し，P，I，D の値を自動的に設定します。
・オートチューニング実行中は，全ての設定はできません。
・オートチューニングを途中で解除すると P，I，D の値はオートチューニング実行前の値になります。
・オートチューニング中にキーを押すと制御出力 OFF 機能がはたらき，もう一度キーを押すと PID オートチューニングは解除します。
[オートリセットについて]・オートリセット実行を指定し，キーを押すと，PV 表示器内の AT 表示灯が点滅し，PV／SV 表示モードに戻ります。
・オートリセットを実行すると，ただちにオフセットの修正を始めます。
・キー操作による誤操作防止のため，オートリセット実行後，約 4 分
間は，他の設定はできません。
・オートリセットが終了すると，PV 表示器内の AT 表示灯が消灯し，修正値を自動的に設定します。

‑17‑

操

作(副設定モード)

JCD，JCR

キャラクタ

比例帯設定
・制御出力(OUT1)の比例帯を設定します。
設定値を 0，または 0.0 に設定すると，ON／OFF 動作になります。
・設定範囲：0〜1000℃(0〜2000 )
小数点付の場合，0.0〜999.9℃(0.0〜999.9 )DC 入力の場合，0.0〜100.0％
・工場出荷時：10℃，10.0℃，または 2.5％

キャラクタ

冷却比例帯設定
・冷却側の比例帯を設定します。
設定値を 0，または 0.0 に設定すると，冷却側が ON／OFF 動作になります。
・[オプション：DR，DS，または DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.0〜10.0(主比例帯に対しての倍率)
・工場出荷時：1.0

キャラクタ

積分時間設定・積分時間を設定します。
設定値を 0 にすると，積分動作ははたらきません。
(PD 動作になります。)
・設定範囲：0〜1000 秒
・工場出荷時：200 秒

キャラクタ

微分時間設定・微分時間を設定します。
設定値を 0 にすると，微分動作ははたらきません。
・設定範囲：0〜300 秒
・工場出荷時：50 秒

‑18‑

操

作(副設定モード)

JCD，JCR

キャラクタ

比例周期設定・制御出力(OUT1)の比例周期を設定します。
ON／OFF 動作，直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
・設定範囲：1〜120 秒
・工場出荷時：リレー接点出力形の場合，30 秒
無接点電圧出力形の場合，3 秒

キャラクタ

冷却比例周期設定
・冷却側の比例周期を設定します。
ON／OFF 動作，直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・[オプション：DR，DS，または DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：1〜120 秒
・工場出荷時：リレー接点出力形の場合，30 秒
無接点電圧出力形の場合，3 秒

キャラクタ

温度警報１(A1)設定・温度警報１(A1)出力の動作点を設定します。
0，または 0.0 に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報，絶対値下限警報は除く)
・[温度警報１(A1)動作選択]で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：(表 3.4‑1)参照
・工場出荷時：0℃

キャラクタ

温度警報２(A2)設定・温度警報２(A2)出力の動作点を設定します。
0，または 0.0 に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報，絶対値下限警報は除く)
・[オプション：A2]を付加していない場合または[温度警報２(A2)動作選択]で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲，工場出荷時の値は，温度警報１(A1)設定と同じです。
‑19‑

操

作(副設定モード)

JCD，JCR

キャラクタ ヒータ断線警報設定. と ・ヒータ断線警報のヒータ電流値を設定します。
ＸＸ.Ｘを ・[オプション：W]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
交互に表示
・主出力が OFF の時，ヒータ断線警報の電流指示値は，前回の主出力が ON の時の値を記憶しています。
・設定値を 0.0 に設定すると動作しません。
・電源電圧の変動を考慮して，ヒータ電流値(設定値)の 80％あたりで設定されることをおすすめします。
・警報出力は自己保持しません。
・設定範囲：W( 5A)の時，0.0〜 5.0A
W(20A)の時，0.0〜20.0A
W(10A)の時，0.0〜10.0A
W(50A)の時，0.0〜50.0A
・工場出荷時：0.0A

キャラクタ

ループ異常警報時間設定
・ループ異常警報を判断するための時間を設定します。
・[オプション：LA]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・設定範囲：0〜200 分
・工場出荷時：0 分

キャラクタ

ループ異常警報動作巾設定・ループ異常警報を判断するための温度巾を設定します。
・[オプション：LA]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・設定範囲：0〜150℃( )小数点付の場合，0.0〜150.0℃( )DC 入力の場合，0〜1500
・工場出荷時：0℃，または 0

ＰＶ／ＳＶ表示モード

‑20‑

操

作(副設定モード)

JCD，JCR[温度警報１，２(A1，A2)の設定範囲](表 3.4‑1)
警報動作の種類
上限警報
下限警報
上下限警報
上下限範囲警報
絶対値上限警報
絶対値下限警報
待機付上限警報
待機付下限警報
待機付上下限警報

設定範囲−入力スパン〜入力スパン℃( ) *1
−入力スパン〜入力スパン℃( ) *1
０〜入力スパン℃( ) *1
０〜入力スパン℃( ) *1
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値 *2
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値 *2−入力スパン〜入力スパン℃( ) *1
−入力スパン〜入力スパン℃( ) *1
０〜入力スパン℃( ) *1

・小数点付入力の場合，−側設定の最小値は，‑199.9，＋側設定の最大値は，999.9になります。
*1：ＤＣ入力の場合，入力スパンは，入力レンジスケーリング巾になります。
*2：ＤＣ入力の場合，入力レンジ最小値(最大値)は，入力レンジスケーリング最小値(最大値)になります。

‑21‑

操

作(補助機能設定モード１)

JCD，JCR

3.5 補助機能設定モード１
キーを押しながら，，キーを押すと，補助機能設定モード１になります。

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード＋
キャラクタ

設定値ロック指定
・設定値をロックし，誤設定を防止する機能で，指定状態によりロックされる設定項目が異なります。
・ロック１，２を指定している場合，PID オートチューニング，オート
リセットははたらきません。
・ロック指定する場合は，ロック解除の状態で必要な設定項目の設定をしてから，ロック指定してください。
(ロック解除)：全設定値の変更ができます。
・・(ロック１) ：全設定値の変更ができません。
(ロック２) ：主設定モードのみ変更ができます。
・(ロック３) ：全設定値の変更ができますが，不揮発性メモ
・
リに書込みを行わないので，計器電源を切ると，前の値に戻ります。
また，メモリの寿命に関係がありませんので
PC‑900(SVTC 付)と組み合わせて使用する場合に適しています。
・工場出荷時：ロック解除状態

キャラクタ

主設定値上限設定・主設定値の上限を設定します。
・設定範囲：主設定値下限設定値〜定格目盛の上限値
DC 入力の場合，主設定値下限設定値〜
スケーリング上限値
・工場出荷時：定格目盛の上限値

‑22‑

操

作(補助機能設定モード１)

JCD，JCR

キャラクタ

主設定値下限設定・主設定値の下限を設定します。
・設定範囲：定格目盛の下限値〜主設定値上限設定値
DC 入力の場合，スケーリング下限値〜
主設定値上限設定値
・工場出荷時：定格目盛の下限値

キャラクタ

センサ補正設定
・センサの補正値を設定します。
・設定範囲：‑100.0〜100.0℃( )DC 入力の場合，‑1000〜1000
・工場出荷時：0.0℃，または 0

キャラクタ

機器番号設定・シリアル通信において，複数台接続して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定します。
・[オプション：C5]を付加していない場合，この設定項目は表示されません。
・設定範囲：0〜95
・工場出荷時：0

キャラクタ

通信速度選択・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択します。
・[オプション：C5]を付加していない場合，この設定項目は表示されません。
・：2400bps：4800bps
・・：9600bps：19200bps
・・工場出荷時：9600bps

ＰＶ／ＳＶ表示モード
‑23‑

操

作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR

3.6 補助機能設定モード２とキーを押しながら，キーを 3 秒間押すと，補助機能設定モード

２になります。
，

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード
＋
キャラクタ

＋

(約 3 秒間)

センサ選択
・入力がマルチレンジ入力(□／M 形)の場合，熱電対入力(6 種類)，
測温抵抗体入力(8 種類)の中から入力，℃／ を選択することができます。
・入力が直流電流入力(□／A 形)，または直流電圧入力(□／V 形)の場合，各 DC 入力(2 種類)の中から入力を選択することができます。
[マルチレンジ入力(□／M 形)の場合]
K
0〜1370 ℃：
J
0〜1000 ℃：
E
0〜800 ℃：
Pt100
‑199.9〜850.0℃：
JPt100‑199.9〜500.0℃：
Pt100‑200〜850 ℃：
JPt100‑200〜500 ℃：
K
0〜2500 ：J
0〜1800 ：E
0〜1500 ：Pt100‑199.9〜999.9 ：JPt100‑199.9〜900.0 ：Pt100‑300〜1500 ：JPt100‑300〜900：
・工場出荷時：K(0〜1370℃)[ＤＣ入力(□／A 形)の場合]
0〜20mA‑1999〜9999 ：4〜20mA‑1999〜9999 ：[ＤＣ入力(□／V 形)の場合]
0〜1V‑1999〜9999 ：0〜10V‑1999〜9999 ：・工場出荷時：□／A 形，□／V 形は注文時の指定により異なります。
‑24‑

操

作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR

キャラクタ

スケーリング上限設定
・スケールの上限値を設定します。
・入力が，DC 入力以外の場合は，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：スケーリング下限値〜定格目盛の上限値
・工場出荷時：9999

キャラクタ

スケーリング下限設定
・スケールの下限値を設定します。
・入力が，DC 入力以外の場合は，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：定格目盛の下限値〜スケーリング上限値
・工場出荷時：‑1999

キャラクタ

小数点位置選択・小数点の位置を選択します。
・入力が，熱電対入力，または測温抵抗体入力の場合は，この設定項
目は表示しません。
・小数点なし：XXXX・小数点以下 1 桁：XXX.X
・小数点以下 2 桁：XX.XX
・小数点以下 3 桁：X.XXX
・工場出荷時：小数点なし

キャラクタ

ＰＶフィルタ時定数設定
・PV フィルタ時定数を設定します。
(設定値が大きすぎると，応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えることがあります。)
・設定範囲：0.0〜10.0 秒
・工場出荷時：0.0 秒

‑25‑

操

作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR

キャラクタ

出力上限設定・制御出力(OUT1)の上限値を設定します。
ON／OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：出力下限値〜105％(100％を超える設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：100％

キャラクタ

出力下限設定・制御出力(OUT1)の下限値を設定します。
ON／OFF 動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：‑5〜出力上限値(0％未満の設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：0％

キャラクタ

出力 ON／OFF 動作すきま設定
・制御出力(OUT1)の ON／OFF 動作すきまを設定します。
ON／OFF 動作時のみ表示します。
・設定範囲：0.1〜100.0℃( )DC 入力の場合，1〜1000
・工場出荷時：1.0℃，または 10

キャラクタ

冷却動作モード選択
・冷却動作を，空冷，油冷，水冷のいずれかを選択します。
冷却出力が ON／OFF 動作の時，または[オプション：DR，DS，またはDA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・：空冷(リニア特性)：油冷(1.5 乗特性)
・：水冷(2 乗特性)
・・工場出荷時：空冷

‑26‑

操

作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR

キャラクタ

冷却出力上限設定
・冷却出力側の上限値を設定します。
・冷却出力が ON／OFF 動作の時，または[オプション：DR，DS，またはDA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：冷却出力下限値〜105％(100％を超える設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：100％

キャラクタ

冷却出力下限設定
・冷却出力側の下限値を設定します。
・冷却出力が ON／OFF 動作の時，または[オプション：DR，DS，またはDA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：‑5〜冷却出力上限値(0％未満の設定は，直流電流出力形の時に有効)・工場出荷時：0％

キャラクタ

冷却出力 ON／OFF 動作すきま設定
・冷却出力側の ON／OFF 動作すきまを設定します。
・[オプション：DR，DS，または DA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0.1〜100.0℃( )DC 入力の場合，1〜1000
・工場出荷時：1.0℃，または 10

キャラクタ

オーバラップバンド／デッドバンド設定
・加熱出力側と冷却出力側のオーバラップバンド／デッドバンド値を設定します。
＋設定値でデッドバンド，−設定値でオーバラップバンドです。
・冷却出力が ON／OFF 動作の時，または[オプション：DR，DS，またはDA]を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：‑100.0〜100.0℃( )DC 入力の場合，1〜1000
・工場出荷時：0.0℃，または 0

‑27‑

操

作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR

キャラクタ

温度警報１(A1)動作選択
・温度警報１(A1)の動作を選択します。
警報動作なし：上限警報動作
：下限警報動作
：上下限警報動作：
上下限範囲警報動作 ：絶対値上限警報動作 ：絶対値下限警報動作 ：待機付上限警報動作 ：待機付下限警報動作 ：待機付上下限警報動作：
・工場出荷時：警報動作なし

キャラクタ

温度警報２(A2)動作選択
・温度警報２(A2)の動作を選択します。
・[オプション：A2]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・動作選択，工場出荷時の値は，温度警報１(A1)動作選択と同じです。

キャラクタ

温度警報１(A1)動作励磁／非励磁選択
・温度警報１(A1)の励磁，または非励磁の選択を行います。
・[温度警報１(A1)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設
定項目は表示しません。
・励 磁：
非励磁：
・工場出荷時：励磁

キャラクタ

温度警報２(A2)動作励磁／非励磁選択
・温度警報２(A2)の励磁，または非励磁の選択を行います。
・[温度警報２(A2)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，または[オプション：A2]を付加していないこの設定項目は表示しません。
・動作選択，工場出荷時の値は，温度警報１(A1)動作励磁／非励磁選
択と同じです。

‑28‑

操作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR

キャラクタ

温度警報１(A1)動作すきま設定
・温度警報１(A1)の動作すきまを設定します。
・[温度警報１(A1)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設
定項目は表示しません。
・設定範囲：0.1〜100.0℃( )DC 入力の場合，1〜1000
・工場出荷時：1.0℃，または 10

キャラクタ

温度警報２(A2)動作すきま設定
・温度警報２(A2)の動作すきまを設定します。
・[温度警報２(A2)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，または[オプション：A2]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・設定範囲：0.1〜100.0℃( )DC 入力の場合，1〜1000
・工場出荷時：1.0℃，または 10

キャラクタ

温度警報１(A1)動作遅延タイマ設定
・温度警報１(A1)の動作遅延時間を設定します。
入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が作動します。
・[温度警報１(A1)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設
定項目は表示しません。
・設定範囲：0〜9999 秒
・工場出荷時：0 秒

キャラクタ

温度警報２(A2)動作遅延タイマ設定
・温度警報２(A2)の動作遅延時間を設定します。
入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が作動します。
・[温度警報２(A2)動作選択]で警報動作なしを選択した場合，または[オプション：A2]を付加していない場合，この設定項目は表示しま
せん。
・設定範囲：0〜9999 秒
・工場出荷時：0 秒
‑29‑

操

作(補助機能設定モード２)

キャラクタ

正／逆動作選択・逆(加熱)，または正(冷却)動作の切替えを行います。
・逆(加熱)：
正(冷却)：
・工場出荷時：逆(加熱)キャラクタ

ＡＴバイアス設定
・PID オートチューニング時のバイアス値を設定します。
・入力が DC 入力の場合は，この設定項目は表示しません。
・設定範囲：0〜50℃(0〜100 )
小数点付の場合，0.0〜50.0℃(0.0〜100.0 )・工場出荷時：20℃

JCD，JCR

ＰＶ／ＳＶ表示モード[センサ補正機能について]制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と制御希望箇所の温度と異なることがあります。
また，複数台の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等で同一設定値でも測定温度(入力値)が一致しないことがあります。
このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。
[ループ異常警報について]
出力操作量が 100％，または出力上限値に達した後，ＰＶがループ異常警報の判断時間内に，その巾だけ(上昇)しない時，警報が出力されます。
また，出力操作量が 0％，または出力下限値に達した後，ＰＶがループ異常警報の判断
時間内にその巾だけ(下降) しない時，警報が出力されます。
制御動作が正動作の時は，先の()内がそれぞれ下降および上昇となります。
‑30‑

操

作(補助機能設定モード２)

JCD，JCR[励磁／非励磁について]
警報動作を励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑦−⑧，
または⑫−⑬間)は導通状態(ON)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は非導通状態(OFF)になります。
警報動作を非励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑦−⑧，または⑫−⑬間)は非導通状態(OFF)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は導通状態(ON) になります。
動作すきま

動作すきま

ON

OFF

ON

△

主設定

OFF

△
主設定

警報設定

上限警報(励磁設定)の時

警報設定

上限警報(非励磁設定)の時(図 3.6‑1)[設定値メモリについて]
外部操作により設定値メモリ番号を選択することができます。
(ただし，選択できる設定値メモリ番号は№２だけです。)
・⑭−⑰間ショートで設定値メモリ番号２を選択することができます。
・設定モード中およびＰＩＤオートチューニング実行中は，設定値メモリ番号の変更はできません。

‑31‑

操

作(制御出力オフ機能，出力操作量表示)

JCD，JCR

3.7 制御出力オフ機能
ＰＶ／ＳＶ表示モード
約１秒間
キャラクタ

制御出力オフ機能
・制御動作を一時停止したいときや複数台の内，使用しない計器など
計器電源を切らずに制御出力を OFF にする機能で，PV 表示器にと表示されます。
・どのモード，設定項目からでも，
キー約１秒間押すと制御出力オフ機能がはたらきます。
・制御出力オフ機能は，計器電源を切って，計器電源を再投入しても解除されません。
解除するには，
キーをもう一度，約１秒間押してください。
約１秒間

ＰＶ／ＳＶ表示モード

3.8 出力操作量表示
ＰＶ／ＳＶ表示モード
約３秒間
キャラクタ
出力操作量
値を表示

出力操作量表示・PV／SV 表示モードの時，
キーを約３秒間押し続けると，SV 表
示器に出力操作値を表示します。出力操作量値を表示している間，
SV 表示器の小数点２桁目が，0.5 秒周期で点滅します。
再度，キーを押すと，PV／SV 表示モードに戻ります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード

‑32‑

運
４．運

転

JCD，JCR

転制御盤への取付け，結線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1) JC□‑13A

電源 ON

本器へ供給される電源を ON にします。
・電源投入後，約 2 秒間はＰＶ表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，ＳＶ表示器に定格目盛の最大値を表示します。(表 4‑1)
(スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，ＳＶ表示器に設定した値が表示されます。)
この間全ての出力，LED 表示灯は OFF 状態になります。
その後，ＰＶ表示器に実温度，ＳＶ表示器に設定値が表示されます。
・制御出力オフ機能がはたらいている状態では，ＰＶ表示器に[ます。
(表 4‑1)
入力℃
PV 表示器SV 表示器PV 表示器SV 表示器Ｋ
Ｊ
Ｅ
Pt100
JPt1000〜20mA
0〜1V
0〜10V
4〜20mA

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ
上限設定値

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ
上限設定値(2) 設定値の入力[３．操作]以降を参照して各設定値を入力してください。

(3) 負荷回路の電源をＯＮにする
負荷回路の電源をＯＮにします。
制御対象主設定値に保つよう，調節動作を開始します。

‑33‑

]が表示さ

その他の機能

JCD，JCR

５．その他の機能(1) 入力異常表示(オーバスケール，アンダスケールはヒータ断線警報を出力します。)
熱電対入力，測温抵抗体入力の場合，入力値が定格目盛最大値＋50℃(100 )を]を点滅表示して制御出力を OFF にします。
超えると，PV 表示器に[
DC 入力の場合，スケーリング上限値＋スケーリング巾×10％を超えると，PV 表]を点滅表示します。
示器に[]を点滅表示します。
定格目盛最大値が 999.9 の場合は 999.9 を超えると[
但し，999.9＋定格目盛巾の 10％まで制御を行います。
]を
熱電対入力の場合，入力が−50℃(100 )より下がると，PV 表示器に[点滅表示して制御出力を OFF(直流電流出力形の場合は，出力下限設定値になります。)にします。
測温抵抗体入力の場合，入力値が定格目盛最小値−定格目盛巾の 1％以下になる]を点滅表示して制御出力を OFF(直流電流出力形の場合と，PV 表示器に[は，出力下限設定値になります。)にします。
]を点滅表示します。
定格目盛最小値が‑199.9 の場合，‑199.9 を下回ると[
但し，‑199.9−定格目盛巾の 1％まで制御を行います。
DC 入力の場合，スケーリング下限値−スケーリング巾の 1％以下になると，PV 表]を点滅表示して，制御出力を OFF(直流電流出力形の場合は，出力示器に[下限設定値になります。)にします。
]を点滅表示します。
但し，指示が‑1999 より下がると，PV 表示器に[(2) センサ断線(バーンアウト)]を点滅表示して
熱電対入力，または測温抵抗体入力断線時，PV 表示器に[制御出力 OFF(直流電流出力形の場合，出力下限設定値になります。)にします。
]，直流電圧また，DC 入力断線において 4〜20mA(直流電流入力)の時は，[]を点滅表示します。
入力の時は，[(直流電流入力 0〜20mA の時は，0mA 時の数値と同じ数が表示されます。)(3) 自己診断機能
ウォッチドックタイマで CPU を監視し，CPU の異常時は計器をウォームアップ状
態にします。
(4) 自動冷接点温度補償(熱電対入力形)
熱電対と計器との接続端子部の温度を検出し，常時基準点を 0℃(32 )に置いているのと同じ状態にします。

‑34‑

動作説明

JCD，JCR

６．動作説明6.1 標準動作図
動作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制 御 動 作設 定

リレー接点出力

設 定

Ｈ④

Ｈ④

Ｈ④

Ｃ⑤

・ Ｃ⑤ ・

Ｃ⑤

Ｌ⑥

Ｌ⑥

Ｌ⑥

・

Ｈ④

Ｈ④

Ｈ④

Ｃ⑤

・ Ｃ⑤ ・

Ｃ⑤

Ｌ⑥

Ｌ⑥

Ｌ⑥

偏差に応じて周期動作＋⑤
無接点電圧出力偏差に応じて周期動作＋⑤
DC 12V−⑥＋⑤
DC 12/0V
DC 0V
−⑥
−⑥

＋⑤

＋⑤
DC 0V

−⑥

偏差に応じて周期動作

直流電流出力＋⑤＋⑤DC 20mA−⑥

DC 20〜4mA−⑥

・＋⑤
DC 0/12V
DC 12V−⑥−⑥

偏差に応じて周期動作＋⑤＋⑤
DC 4mA−⑥

DC 4mA−⑥

偏差に応じて連続的に変化＋⑤＋⑤

DC 4〜20mA−⑥−⑥

DC 20mA

偏差に応じて連続的に変化

表示(OUT1) 緑
点灯

消灯

消灯

点灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

6.2 ヒータ断線警報動作図
ON(警報動作)(出力)(表 示 灯)

⑨

⑨

⑩

⑩

OFF

設定

小

大

負荷電流

点灯

消灯

[オプション：ＤＲ，ＤＳ，またはＤＡ]を付加している場合は，端子⑫‑⑬をヒータ断線
警報の出力端子として使用します。
‑35‑

動作説明

JCD，JCR

6.3 ＯＮ／ＯＦＦ動作図
動作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

制 御 動 作設 定④
リレー接点出力

⑤
⑥

Ｈ
Ｃ

④

・

Ｌ

＋⑤

⑤
⑥

Ｈ
Ｃ

④

・

Ｌ

−⑥

＋⑤

＋⑤

Ｈ
Ｃ

Ｈ

④

・

Ｌ

＋⑤
DC 0V

−⑥

DC 20mA−⑥⑤⑥＋⑤
DC 12V

無接点電圧出力

直流電流出力

設 定

Ｌ

＋⑤

＋⑤
DC 4mA−⑥

DC 12V−⑥＋⑤
DC 4mA

・

⑥

DC 0V

−⑥

−⑥

Ｃ

⑤

DC 20mA−⑥

表示(OUT1) 緑
点灯

消灯

‑36‑

消灯

点灯

動作説明

JCD，JCR

6.4 加熱／冷却動作図[オプション：Ｄ□]
加熱(逆)動作

加熱側比例帯 (冷却側比例帯)

ON
制 御 動 作

加熱動作

(冷却動作)

OFF
設 定

リレー接点出力

Ｈ④

Ｈ④

Ｈ④

Ｃ⑤

・ Ｃ⑤ ・

Ｃ⑤

Ｌ⑥

Ｌ⑥

Ｌ⑥

・

偏差に応じて周期動作＋⑤
無接点電圧出力＋⑤
DC 12V−⑥＋⑤
DC 12/0V
DC 0V
−⑥
−⑥

偏差に応じて周期動作

直流電流出力＋⑤＋⑤DC 20mA−⑥

DC 20〜4mA−⑥＋⑤
DC 4mA−⑥

偏差に応じて連続的に変化
表示(OUT1) 緑
点灯

消灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

‑37‑

動作説明

JCD，JCR

冷却(正)動作(加熱側比例帯) 冷却側比例帯ON
制 御 動 作

(加熱動作)

冷却動作

OFF
設 定

リレー接点出力

⑨

⑨

⑨

⑩

⑩

⑩

偏差に応じて周期動作

＋⑨

＋⑨
DC 0V

無接点電圧出力−⑩＋⑨

DC 0/12V
DC 12V⑩⑩−−

偏差に応じて周期動作＋⑨＋⑨
DC 4mA

直流電流出力−⑩

DC 4〜20mA−⑩＋⑨
DC 20mA−⑩

偏差に応じて連続的に変化
表示(OUT2) 黄
消灯

点灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

‑38‑

動作説明

JCD，JCR

加熱(逆)動作を加熱(正)動作にした場合(冷却側比例帯) 加熱側比例帯

ON
制 御 動 作[加熱(正)動作]

冷却動作

OFF
設 定

リレー接点出力

Ｈ④

Ｈ④

Ｈ④

Ｃ⑤

・ Ｃ⑤ ・

Ｃ⑤

Ｌ⑥

Ｌ⑥

Ｌ⑥

・

偏差に応じて周期動作

＋⑤

＋⑤
DC 0V

無接点電圧出力−⑥＋⑤

DC 0/12V
DC 12V⑥⑥−−

偏差に応じて周期動作＋⑤＋⑤
DC 4mA

直流電流出力−⑥＋⑤

DC 4〜20mA−⑥

DC 20mA−⑥

偏差に応じて連続的に変化
表示(OUT1) 緑
消灯

点灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。
注）：[オプション：ＤＲ，ＤＳ，またはＤＡ]を付加して，正／逆動作選択で，動作を切替えた場合，上記の動作図のようなはたらきを行いますが，加熱出力は加熱(逆)動作，冷却出力は冷却(正)動作で使用することをおすすめします。

‑39‑

動作説明

JCD，JCR

冷却(正)動作を冷却(逆)動作にした場合

冷却側比例帯 (加熱側比例帯)

ON
制 御 動 作加熱動作

[冷却(逆)動作]

OFF
設 定

リレー接点出力

⑨

⑨

⑨

⑩

⑩

⑩

偏差に応じて周期動作＋⑨
無接点電圧出力＋⑨
DC 12V−⑩＋⑨

DC 12/0V

−⑩

DC 0V

−⑩

偏差に応じて周期動作

直流電流出力＋⑨＋⑨DC 20mA−⑩

DC 20〜4mA−⑩＋⑨
DC 4mA−⑩

偏差に応じて連続的に変化
表示(OUT2) 黄点灯

消灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

注）：[オプション：ＤＲ，ＤＳ，またはＤＡ]を付加して，正／逆動作選択で，動作を切替えた場合，上記の動作図のようなはたらきを行いますが，加熱出力は加熱(逆)動作，冷却出力は冷却(正)動作で使用することをおすすめします。

‑40‑

動作説明

JCD，JCR

デッドバンドを設定した場合
動作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

デッドバンド

比例帯

比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制 御 動 作設 定

リレー接点出力

Ｈ④

Ｈ④

Ｈ④

Ｃ⑤

・ Ｃ⑤ ・

Ｃ⑤

Ｌ⑥

Ｌ⑥

Ｌ⑥

・

⑨

⑨

⑨

⑩

⑩

⑩

偏差に応じて周期動作＋⑤
無接点電圧出力偏差に応じて周期動作＋⑤
DC 12V−⑥＋⑤
DC 12/0V
DC 0V
−⑥
−⑥

＋⑨
−⑩

偏差に応じて周期動作

直流電流出力＋⑤＋⑤DC 20mA−⑥

DC 20〜4mA
−⑥

＋⑨
DC 0V

＋⑨
DC 0/12V
DC 12V−⑩−⑩

偏差に応じて周期動作＋⑤＋⑨
DC 4mA−⑥

偏差に応じて連続的に変化

DC 4mA−⑩＋⑨＋⑨

DC 4〜20mA−⑩−⑩

DC 20mA

偏差に応じて連続的に変化

表示(OUT1) 緑
点灯

消灯

消灯

点灯

表示(OUT2) 黄

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。

‑41‑

動作説明

JCD，JCR

リレー接点出力で，オーバラップバンドを設定した場合

＊１
＊２
＊３
制 御 動 作

ON

OFF
設 定

加熱側の出力

Ｈ④

Ｈ④

Ｈ④

Ｃ⑤

・ Ｃ⑤ ・

Ｃ⑤

Ｌ⑥

Ｌ⑥

Ｌ⑥

・

偏差に応じて周期動作

冷却側の出力

⑨

⑨

⑨

⑩

⑩

⑩

偏差に応じて周期動作
表示(OUT1) 緑
点灯

消灯

消灯

点灯

表示(OUT2) 黄

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。
＊１：加熱側比例帯＊２：冷却側比例帯＊３：オーバラップバンド

‑42‑

動作説明

JCD，JCR

6.5 温度警報１，(A1，A2)動作図
上限警報動作

下限警報動作
動作すきま

動作すきま
ON

ON

警報動作
OFF

OFF

△
主設定

出

力

△

主設定

警報設定

警報設定

⑦

⑦

⑦

⑦

⑧

⑧

⑧

⑧

表示
消灯

点灯

点灯

消灯

上下限警報動作

上下限範囲警報動作

動作すきま
ON

動作すきま
ON

警報動作
OFF
警報設定

出

力

△

主設定

OFF
警報設定

警報設定

△

主設定

警報設定

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑦

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

⑧

点灯

消灯
絶対値上限警報動作

点灯

消灯

表示
点灯
絶対値下限警報動作

動作すきま

消灯

動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

警報動作

警報設定

出

力

警報設定

⑦

⑦

⑦

⑦

⑧

⑧

⑧

⑧

表示
消灯

点灯

‑43‑

点灯

消灯

動作説明

JCD，JCR

待機付上限警報動作

待機付下限警報動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF

△
主設定

出

力

警報設定

警報設定

△

主設定

⑦

⑦

⑦

⑦

⑧

⑧

⑧

⑧

表示
消灯
待機付上下限警報動作

点灯

点灯

動作すきま
ON

警報動作
OFF
警報設定

出

力

△

主設定

警報設定

⑦

⑦

⑦

⑧

⑧

⑧

表示
点灯

消灯

点灯

部分はＯＮ，またはＯＦＦ動作します。
部分において待機機能がはたらきます。
温度警報２(A2)の場合は端子⑫−⑬間に出力します。

‑44‑

消灯

制御動作の説明

JCD，JCR

７．制御動作の説明
7.1 P，I，D(1) 比例帯(P)
比例動作は，設定値とプロセス温度との偏差に比例して制御出力が変化する動作です。
比例帯を狭くすれば，わずかなプロセス温度の変化に対しても制御出力が変化し，オ
フセットが小さくなって良好な制御結果が得られます。
しかし，極端に比例帯を狭くすると，少しの外乱でも，プロセス温度に変動が生じ，
ON／OFF 動作のような制御となり，ハンチング現象を起こします。
(振動的な制御になります。)
安定する制御結果を観察しながら比例帯を少しずつ狭くして最適値を選びます。
(2) 積分時間(I)積分動作は，オフセットを除去するために用いる動作です。
積分時間を短くすると，設定点への引き戻しは速くなりますが，振動の周期性が速くなり安定性は不利になります。
(3) 微分時間(D)
微分動作は，プロセス温度の変化を変化速度に応じて，引き戻す動作です。
オーバシュート，アンダシュートの振幅を減少させます。
微分時間を短くすると，引き戻し量が少なくなり，微分時間を長くすると，戻り過ぎの現象が出て制御系が振動的になることがあります。
7.2 本器の PID オートチューニング
PID オートチューニングを設定すると，プロセスに強制的に変動を与えて P，I，D 各
値の最適値が自動設定されます。
(1) 設定値と制御温度の差が大きい立ち上がりの場合，設定値より 20℃( )低い温度で変動を与えます。
温 度

設定値より，20℃( )低い温度①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御④： ATバイアス設定値

設定値
④

時 間

AT
①

②

③
(図 7.2‑1)‑45‑

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点

制御動作の説明

JCD，JCR(2) 制御中の安定時，または制御温度が設定値の±20℃( )以内の場合，設定値で変動を
与えます。
温 度
①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御

設定値

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②

③

(図 7.2‑2)(3) 制御温度が設定値より 20℃( )以上高いの場合，設定値より 20℃( )高い温度で変動を与えます。
温 度

設定値

設定値より，20℃( )高い温度①： PID定数計測中②： PID定数算出点③： オートチューニングで設定されたPID定数で制御④： ATバイアス設定値④

AT : ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②

③

(図 7.2‑3)‑46‑制御動作の説明

JCD，JCR

7.3 オートリセット(オフセットの修正)
PD 動作時，比例帯内に安定したところ(PV 表示が安定したところ)で，オートリセットを実行することによりオフセットを修正します。
この修正値は，内部記憶しているので，プロセスに変更がない限り次回からオートリ
セットの実行は必要ありません。
但し，比例帯(P)を 0 に設定すると，修正値はクリアされます。

②

設定値

温

①

度
オフセットを修正

時間①：オフセット巾②：オートリセット実行(図 7.3‑1)‑47‑

制御盤への取付け

JCD，JCR

８．制御盤への取付け
8.1 場所の選定[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010‑1)]
・過電圧カテゴリⅡ，汚染度２[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が直接当たらず，周囲温度が 0〜50℃(32〜122 )で，急激な温度変化のないところ。
・湿気が 35〜85％RH で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。

□96

10

100

(図 8.2‑1)

130□92＋0.80

8.3 パネルカット(JCD‑13A)

n×96‑3 ＋0.50横方向密接取付ｎ：取付台数□92＋0.80(図 8.3‑1)
‑48‑

106.2

□91

8.2 外形寸法図(JCD‑13A)

制御盤への取付け

JCD，JCR

8.4 外形寸法図(JCR‑13A)

91

109

10

91

48

106.2

96

[ワンタッチ式取付金具使用時]

100(図 8.4‑1)96[ねじ式取付金具使用時]

48

10

100

(図 8.4‑2)130

92＋0.80

8.5 パネルカット(JCR‑13A)

92＋0.80n×48‑3＋0.50横方向密接取付ｎ：取付台数(図 8.5‑1)

45 ＋0.50‑49‑

制御盤への取付け

JCD，JCR

8.6 ＣＴ(カレントトランス)外形寸法図
CTL‑6‑S(5A，10A，20A用)

CTL‑12‑S36‑10L1(50A用)

15
φ5.8

30
2.8

10

40

21
40

3

10.5

25

100

7.5

0.5

40
30

2‑φ3.5(図 8.6‑1)

30

φ12

15

2‑M3

8.7 取付け
ねじ式取付金具使用時(JCD‑13A，JCR‑13A 共通)
取付け可能なパネルの板厚：1〜15mm 以内。
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴に取付金具を引っ掛け，ねじを締付けて固定してください。
ソフトフロントカバー(FC‑96‑S，または FC‑R‑S)を用いた場合，パネルの板厚は 1〜14.5mm 以内です。

(図 8.7‑1)‑50‑

制御盤への取付け
ワンタッチ式取付金具使用時(JCR‑13A のみ)取付け可能なパネルの板厚：1〜3mm 以内。
先にワンタッチ式取付金具①を計器の上下に取付けてから，計器②を制御盤
前面から挿入してください。
ソフトフロントカバー(FC‑R‑S)を用いた場合，パネルの板厚は 1〜2.5mm 以内です。

JCD，JCR①②(図 8.7‑2)

警①

告ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。
0.12N・m ぐらいで締めてください。

‑51‑

結
９．結

線

JCD，JCR線

警

告

配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず計器の接地配線を行ってください。

9.1 端子配列
ＪＣＤ‑１３Ａ接地

AC 100〜240V
or AC／DC 24V

①

21

31

YA(−)⑪

②＋

22

32

⑫

③−

23

33

⑬

24

34

YB(＋)⑭25

35

A2/LA/W

H ④
OUT1(R/□) C ⑤

・

⑮
CT入力

L ⑥

26

36

⑯

⑦

27

37

COM ⑰

⑧

28

38

⑨

29

39

⑩

30

A1

OUT2(DR)/W

設定値メモリ(外部切替)

A ＋
⑱

・

B
⑲

・
−

TC

B
⑳
RTD

＋⑤

＋ ⑱

OUT1(S/□ or A/□)−⑥

− ⑲
DC V，DC mA＋⑨
OUT2(DS，DA)/W−⑩(図 9.1‑1)‑52‑

RS‑485結線

JCD，JCR

ＪＣＲ‑１３Ａ

AC 100〜240V
or AC／DC 24V①

YA(−) ⑪

②

⑫

＋

接地

A2/LA/W③−⑬

H ④

YB(＋) ⑭
⑮

L ⑥

⑯

⑦

COM ⑰

A1

A

⑧

・

B

⑨
OUT2(DR)/W

＋
⑱
⑲
−

TC

B
⑳
RTD

⑩

＋⑱

＋⑤
OUT1(S/□，A/□)−⑥＋⑨
OUT2(DS，DA)/W−⑩

設定値メモリ(外部切替)

CT入力

・・

OUT1(R/□) C ⑤

RS‑485−⑲

DC V，DC mA(図 9.1‑2)

・Ｒ／□：リレー接点出力

・Ｓ／□：無接点電圧出力

・Ａ／□：直流電流出力・Ａ１：温度警報１(A1)・Ａ２：温度警報２(A2)・Ｗ：ヒータ断線警報

・ＬＡ：ループ異常警報・ＲＳ‑４８５：シリアル通信(Ｃ５)・ＤＲ，ＤＳ，ＤＡ：加熱冷却制御(リレー接点，無接点電圧，直流電流)
‑53‑

結

注

線

JCD，JCR

意・ＪＣＤ‑１３Ａシリーズ，ＪＣＲ‑１３Ａシリーズの端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプションを付加した場合を示しています。
・[オプション：Ａ２]と[オプション：Ｗ]を付加する場合，[オプション：Ａ２]は，端子⑫‑⑬，[オプション：Ｗ]は端子⑨‑⑩を使用してください。
・[オプション：ＤＲ，ＤＳ，またはＤＡ]と[オプション：Ａ２]，[オプション：Ｗ]，または[オプション：ＬＡ]を併せて付加する場合，[オプション：ＤＲ，ＤＳ，または
ＤＡ]は，端子⑨‑⑩，[オプション：Ａ２]，[オプション：Ｗ]，または[オプション：
ＬＡ]は，端子⑫‑⑬を使用してください。
・[オプション：Ａ２]と[オプション：ＬＡ]を併せて付加する場合，出力は共通出力になります。

■推奨端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは 0.6N・m〜1.0N・m を指定してください。
Ｙ形

5.8mm以下

丸形

メーカ
ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子3.2mmφ形
名
1.25Y‑3
VD1.25‑B3A
1.25‑3
V1.25‑3

締付トルク
0.6N・m
最大 1.0N・m

3.2mm

5.8mm以下

圧着端子

‑54‑

結

線

JCD，JCR

9.2 結線例

注

意・熱電対，補償導線は本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は 3 導線式のもので，本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
・本器は外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ：定格電圧 250V，定格電流：2A，ヒューズ種類：タイムラグヒューズ)
・電源が AC／DC 24V で，DC の場合，極性を間違わないようにしてください。
・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護のため外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。
・接地線は，太い電線(1.25〜2.0mm2)を使用してください。

⑮
CT入力端子⑯[ヒータ断線警報出力]・位相制御されている電流の検出には使用できません。
・ＣＴは付属のものを使用し，ヒータ回路

電

源

ＣＴ

の導線 1 本をＣＴの穴へ通してください。
・外部からの干渉を避けるため，ＣＴの導線と電源線，負荷線は離して配線してく
ださい。

ヒータ

‑55‑

(図 9.2‑1)

結線

JCD，JCR[ＪＣＲ‑１３Ａ‑Ｒ／Ｅ]
３相

電磁開閉器

警報器

ヒータ
電気炉

熱電対

(図 9.2‑2)＊：予期しない大きなレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐために，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。
・電源電圧 24V は，AC／DC どちらでも可能ですが，DC の場合，極性を間違わないようにしてください。

‑56‑

仕
１０．仕

様

JCD，JCR様10.1 標準仕様
取付方式
設
定
表 示 器

制御盤埋込方式
メンブレンシートキー
JCD‑13A：PV‑‑‑‑‑ 赤色 LED4 桁 数字寸法：14.3×8mm(高さ×巾)
SV‑‑‑‑‑ 緑色 LED4 桁 数字寸法：10×5.5mm(高さ×巾)JCR‑13A：PV‑‑‑‑‑ 赤色 LED4 桁 数字寸法：8×4mm(高さ×巾)
SV‑‑‑‑‑ 緑色 LED4 桁 数字寸法：8×4mm(高さ×巾)
精度(設定・指示)熱電対：±0.2％FS±1 デジット以内，または±2℃(4 )以内のどちらか大きい値
測温抵抗体：±0.1％FS±1 デジット以内，または±1℃(2 )以内のどちらか大きい値
直流電流，直流電圧：±0.2％FS±1 デジット以内
定格目盛
入力の種類
目
盛
K
0 〜 1370 ℃
0 〜 2500
熱電対
J
0 〜 1000 ℃
0 〜 1800
E
0 〜 800 ℃
0 〜 1500‑200 〜 850 ℃‑300 〜 1500
Pt100
‑199.9 〜 850.0℃‑199.9 〜 999.9
測温抵抗体‑200 〜 500 ℃‑300 〜 900
JPt100‑199.9 〜 500.0℃‑199.9 〜 900.0
DC 4〜20mA
DC 0〜20mA ‑1999 〜 9999，‑199.9 〜 999.9
ＤＣ‑19.99 〜 99.99 または‑1.999 〜 9.999
DC 0〜1V
DC 0〜10V
・DC 入力は，目盛範囲および小数点位置の変更ができます。
入力サンプリング周期
0.25 秒入力
熱電対‑‑‑‑‑‑‑‑‑ K，J，E
外部抵抗：100Ω以下
測温抵抗体‑‑‑‑‑ Pt100，JPt100 3 導線式
許容入力導線抵抗(1 線当たりの抵抗値 10Ω以下)
直流電流‑‑‑‑‑‑‑ DC 0〜20mA，DC 4〜20mA
直流電圧‑‑‑‑‑‑‑ DC 0〜1V 入力インピーダンス：1MΩ以上
DC 0〜10V 入力インピーダンス：100kΩ以上
制御出力(OUT1)リレー接点 1a1b
制御容量 ：AC 250V 3A(抵抗負荷)，
AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命：10 万回
無接点電圧 DC 12＋２０V 最大 40mA(短絡保護回路付)
当社の SSR(SA‑200 シリーズ)なら，4 台並列接続可能
直 流 電 流 DC 4〜20mA 負荷抵抗：最大 550Ω
‑57‑

仕

様

温度警報１(A1)

JCD，JCR

温度警報１(A1)動作励磁／非励磁選択で，励磁を選択した場合
主設定に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力が ON，または OFF(上下限範囲警報)になります。
また，非励磁を選択した場合，出力は逆になります。
設定精度 ：指示精度と同じ
動
作 ：ON／OFF 動作
動作すきま：熱電対，測温抵抗体の場合，0.1〜100.0℃( )直流電流，直流電圧の場合，1〜1000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
出
力 ：リレー接点 1a
AC 250V 3A(抵抗負荷)，
AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
制御動作
・PID 動作(オートチューニング機能付)・PD(オートリセット機能付)
・P 動作(オートリセット機能付)
・ON／OFF 動作
比 例 帯(P)：熱電対の場合，0〜1000℃(0〜2000 )(0 のとき ON／OFF 動作)
測温抵抗体の場合，0.0〜999.9℃(0.0〜999.9 )(0.0 のとき ON／OFF 動作)
直流電流，直流電圧の場合，0.0〜100.0％
積分時間(I)：0〜1000 秒(0 のとき積分動作なし)
微分時間(D)：0〜300 秒(0 のとき微分動作なし)
比例周期：1〜120 秒(直流電流出力形はなし)
Ａ Ｒ Ｗ
：自動
動作すきま ：熱電対，測温抵抗体の場合，0.1〜100.0℃( )直流電流，直流電圧の場合，1〜1000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
設定値メモリ外部切替
主設定値１，主設定値２を外部接点により切替ります。
接点開時は主設定値１，接点閉時は主設定値２接点電流：6mA
電源電圧
AC 100〜240V 50／60Hz，AC／DC 24V 50／60Hz
許容電圧変動範囲
AC 100〜240V の場合，AC 85〜264V
AC／DC 24V の場合，AC／DC 20〜28V
周囲温度
0〜50℃(32〜122 )周囲湿度
35〜85％RH(但し，結露しないこと)
消費電力
約 8VA
‑58‑

仕

様

JCD，JCR

回路絶縁構成①
温度警報２(A2)出力ループ異常警報出力
またはヒータ断線警報出力

②
電

源

③

⑫

通

信

⑪
Ｄ

⑬

④
⑤

制御出力
(OUT1)

絶設定値メモリ(外部選択)

縁

⑥
Ａ
⑦
⑧

温度警報１
(A1)出力⑨

冷却出力，またはヒータ断
線警報出力

⑩

ＣＴ入力

力

⑭

⑰

⑰

Ｃ
⑮
⑯

・
入

⑭

⑱
⑲
⑳

Ｂ
＊：制御出力(OUT1)，冷却出力ともに直流電流出力，または無接点電圧出力(SSR 駆動)の場合，Ａ‑Ｂ間は非絶縁のため絶縁抵抗測定不可。
制御出力(OUT1)が直流電流出力，または無接点電圧出力(SSR 駆動)の場合，Ａ‑
Ｃ間，Ａ‑Ｄ間は非絶縁のため絶縁抵抗測定不可。
冷却出力が直流電流出力，または無接点電圧出力(SSR 駆動)の場合，Ｂ‑Ｃ間，
Ｂ‑Ｄ間は非絶縁のため絶縁抵抗測定不可。
絶縁抵抗
上記以外の組み合わせは，DC 500V 10MΩ以上
耐 電 圧
入力端子‑接地端子間
AC 1.5kV 1 分間
入力端子‑電源端子間
AC 1.5kV 1 分間
電源端子‑接地端子間
AC 1.5kV 1 分間
出力端子‑接地端子間
AC 1.5kV 1 分間
出力端子‑電源端子間
AC 1.5kV 1 分間
質
量
JCD‑13A：約 370g
JCR‑13A：約 240g
外形寸法
JCD‑13A：96×96×100mm(W×H×D)
JCR‑13A：48×96×100mm(W×H×D)
材
質
ケース：難燃性樹脂
外 観 色
ケース：ライトグレー
付属機能

センサ補正，設定値ロック，停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償
バーンアウト，入力異常
‑59‑

仕
付 属 品

様

JCD，JCR

取付金具 ：1 組
取扱説明書：1 部
ＣＴ：CTL‑6S[オプション：W(5A，10A，20A)の時]
CTL‑12‑S36‑10L1 [オプション：W(50A)の時]
端子カバー：JCD‑13A の時 2 個(オプション：TC の時)
JCR‑13A の時 1 個(オプション：TC の時)

10.2 オプション仕様
温度警報２(A2)(オプション記号：Ａ２)
温度警報２(A2)動作励磁／非励磁選択で，励磁を選択した場合，主設定に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力が ON，または OFF(上下限範囲警報)になります。
また，非励磁を選択した場合，出力は逆になります。
・[オプション：A2]を付加した場合，[オプション：W]，または[オプション：DR
DS，DA]のいずれか 1 つと併せて付加することができます。
・[オプション：A2]と[オプション：LA]を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
設定精度 ：指示精度と同じ
動
作 ：ON／OFF 動作
動作すきま：熱電対，測温抵抗体の場合，0.1〜100.0℃( )直流電流，直流電圧の場合，1〜1000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
出
力 ：リレー接点 1a
AC 250V 3A(抵抗負荷)，AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
ヒータ断線警報(オプション記号：Ｗ)
ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し，ヒータ断線を検出します。
・[オプション：W]を付加した場合，[オプション：A2]，[オプション：DR，DS，DA]，または[オプション：LA]のいずれか 1 つと併せて付加することができます。
・直流電流出力形の場合，[オプション：W]を付加することができません。
・オーバスケール，アンダスケール時も，ヒータ断線警報の出力が出力されます。
ヒータ定格電流 5A，10A，20A，50A のいずれかを指定
設定精度：ヒータ定格電流の±5％以内
動
作：ON／OFF 動作
出力：リレー接点 1a
AC 250V 3A(抵抗負荷)，AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回

‑60‑

仕

様

JCD，JCR

加熱冷却制御出力(オプション記号：ＤＲ，ＤＳ，ＤＡ)
・[オプション：DR，DS，DA]を付加した場合，[オプション：A2]，[オプション：
LA]，または[オプション：W]のいずれか 1 つと併せて付加することができます。
加熱側の仕様は制御出力(OUT1)と同じです。
冷却側比例帯 ：加熱側比例帯の 0.0〜10.0 倍(0.0 の時 ON／OFF 動作)
冷却側積分時間：加熱側の積分時間設定値と同じ値です。
冷却側微分時間：加熱側の微分時間設定値と同じ値です。
冷却側比例周期：1〜120 秒
オーバラップバンド／デッドバンド：
熱電対，測温抵抗体の場合， ‑100.0〜100.0℃( )直流電流，直流電圧の場合，‑1000〜1000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
出
力[ＤＲ]：リレー接点出力 1a
AC 250V 3A(抵抗負荷)，AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回[ＤＳ]：無接点電圧出力 DC 12＋２０V 最大 40mA(短絡保護回路付)[ＤＡ]：直流電流出力 DC 4〜20mA 負荷抵抗：最大 550Ω
冷却動作モード選択機能：空冷(リニア特性)，油冷(1.5 乗特性)，水冷(2 乗特性)のいずれかをキー操作で選択することができます。
シリアル通信(オプション記号：Ｃ５)・[オプション：C5]を付加した場合，設定値メモリ(外部選択)を使用することはできません。
外部コンピュータから以下の操作を行います。
(1)：主設定値，PID，各設定値の読取り，設定。
(2)：入力値，動作状態の読取り。
(3)：機能の変更
通信回線 ：EIA RS‑485 準拠
通信方式 ：半二重調歩同期式
通信速度 ：9600bps(2400／4800／19200bps キー操作で切替可能)
データ構成：スタートビット････････1
データビット･･････････7
パリティ ･････････････偶数パリティ
ストップビット････････1
デジタル外部設定：PC‑900 シリーズ[オプション：C5 付]よりデジタル設定値を受け取る。
(JCD，または JCR の設定値ロックをロック 3 にする必要があります。)

‑61‑

仕

様

JCD，JCR

PC‑900 シリーズからのデータが主設定値上限設定以上，または主設定値下限設定以下になる場合，JCD，または JCR はその値を無視し，主設定値上限以上または主設定値下限以下になる前の値で制御を行います。
ループ異常警報(オプション記号：ＬＡ)
ヒータ断線，センサ断線，操作端異常を検知します。
・[オプション：LA]と[オプション：A2]を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
・[オプション：LA]を付加した場合，[オプション：W]は併せて付加することができません。
設定範囲：ループ異常警報時間･･････0〜200 分
ループ異常警報動作巾････熱電対，測温抵抗体の場合，0〜150℃( )，0.0〜150.0℃( )直流電流，直流電圧の場合，0〜1500
出
力：リレー接点 1a
AC 250V 3A(抵抗負荷)，AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
外観色 黒(オプション記号：ＢＫ)
パネル：ダークグレー，ケース：黒防塵防滴(IP54)(オプション記号：ＩＰ)
防塵防滴(IP54)仕様を満たすため，調節計は鉛直に取付けてください。
別売品のフロントカバー(ソフトタイプ)を装着すると，防塵防滴仕様をさらに強化できます。
端子カバー(オプション記号：ＴＣ)
感電防止用端子カバー
ねじ式取付金具(オプション記号：ＢＬ)
パネルの板厚：1〜15mm(JCR‑13A のみオプション，JCD‑13A は標準品)
指定仕様
・入力，目盛範囲指定：指定の入力，目盛範囲で出荷・警報動作指定：指定の警報動作で出荷・冷却動作指定：冷却動作で出荷・制御動作指定：PD，または ON／OFF 動作で出荷・動作すきま指定：指定の動作すきまで出荷‑62‑故障かな？と思ったら

JCD，JCR

１１．故障かな？と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警

告配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず計器の接地配線を行ってください。
表示について現象・計器の状態など

推定故障箇所と対策

ＰＶ表示器がになっている。

，無表示

・制御出力オフ機能がはたらいていませんか？
キーを約 1 秒間押して解除してください。

ＰＶ表示器に[滅している。

]が点・熱電対，測温抵抗体等のセンサが断線していませんか？
熱電対の場合，計器の入力端子を短絡して室温付近を示すようであれば，計器は正常で断線が考えられます。
測温抵抗体の場合，計器の入力端子(A‑B 間)に 100Ω程度の抵抗を接続し，(B‑B 間)を短絡して，0℃(32 )付近を示すようであれば，計器は正常で断線が考えられます。
・熱電対，測温抵抗体等の導線が確実に計器の端子に取付けられていますか？

ＰＶ表示器に[滅している。

]が点・熱電対，補償導線の極性が逆になっていませんか？
・測温抵抗体の記号(A，B，B)と計器端子は合っていますか？

ＰＶ表示器の表示が異常，または不安定・センサ入力の選択を間違えていませんか？
・℃／ の単位を間違えていませんか？
・不適切なセンサ補正値を設定していませんか？
・センサの仕様が合っていますか？
・センサに交流が漏洩していませんか？
・近くに誘導障害，ノイズを出す機器はありませんか？

ＰＶ表示器に[滅している。

・内部メモリの異常です。
お手数ですが，弊社営業所，または出張所までご連絡く
ださい。

]が点

‑63‑

故障かな？と思ったら

JCD，JCR

キー操作について現象・計器の状態など

推定故障箇所と対策

・主設定値，P，I，D 値，
比例周期，警報等の設定ができない。
・，
キーで値が変わらない。

・設定値ロック指定でモード 1，2 のどちらかに指定されていませんか？
ロック指定を解除してください。
・オートチューニング，またはオートリセットを実行していませんか？
オートチューニングの場合，オートチューニングを解除
してください。
オートリセットの場合，オートリセットが終了するまで
約 4 分間かかります。

，
キーを押しても定格目盛範囲内で，設定表示が止まりそれ以上，
またはそれ以下の設定ができない。

・補助機能設定モード 1 の主設定値上限設定，主設定値下
限設定の値が，止まった値に設定されていませんか？
主設定値上限設定，主設定値下限設定の値を適切な値に設定してください。

制御について現象・計器の状態など

推定故障箇所と対策

温度が上がらない。

・センサが断線していませんか？
・センサの導線が，確実に計器の端子に取付けられていま
すか？
入力，出力の結線が，確実に配線されているか確認してください。

制御出力が ON になったままになる。

・補助機能設定モード 2 の出力下限設定値が 100％以上に設定されていませんか？
適切な値に設定してください。

制御出力が OFF になったま
まになる。

・補助機能設定モード 2 の出力上限設定値が 0％以下に設定されていませんか？
適切な値に設定してください。

・本器についてご不明な点がございましたら，弊社営業所，または出張所までお問い合わせ
ください。

‑64‑

キャラクタ一覧表

JCD，JCR

１２．キャラクタ一覧表
工場出荷時の値(初期値)などを記入していますが，データなどの控え等にお使いください。
[主設定モード]
表

示

設定項目
主設定１
主設定２

初期値

データ

初期値

データ

0℃
0℃

[副設定モード]
表示

設定項目
オートチューニング実行／解除
オートリセット実行

解除
10℃，10.0℃
または 2.5％
1.0 倍
200 秒
50 秒
R／□：30 秒
S／□：3 秒R／□：30 秒
S／□：3 秒
0℃
0℃
0.0A
0分
0℃，または 0

比例帯設定
冷却比例帯
積分時間設定微分時間設定比例周期設定冷却比例周期設定
温度警報１(A1)設定
温度警報２(A2)設定
ヒータ断線警報設定
ループ異常警報時間設定
ループ異常警報動作巾設定[補助機能設定モード１]
表

示

設定項目

初期値

設定値ロック指定
主設定値上限設定
主設定値下限設定
センサ補正設定
機器番号設定通信速度設定

モードなし
定格上限値
定格下限値
0.0℃，または 009600bps‑65‑

データキャラクタ一覧表

JCD，JCR[補助機能設定モード２]
表

示

設定項目
センサ選択

初期値

マルチレンジ入力

K：0〜1370℃

直流電流入力注文時の指定により異なります。

直流電圧入力スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
小数点位置選択
ＰＶフィルタ時定数設定
出力上限設定出力下限設定出力 ON／OFF 動作すきま設定
冷却動作モード選択
冷却出力上限設定
冷却出力下限設定
冷却出力 ON／OFF 動作すきま設定
オーバラップバンド／デッドバンド設定
温度警報１(A1)動作選択
温度警報２(A2)動作選択
温度警報１(A1)動作励磁／非励磁選択
温度警報２(A2)動作励磁／非励磁選択
温度警報１(A1)動作すきま設定
温度警報２(A2)動作すきま設定
温度警報１(A1)動作遅延タイマ設定
温度警報２(A2)動作遅延タイマ設定
正／逆動作選択
ＡＴバイアス設定

‑66‑

9999
‑1999
小数点なし
0.0 秒
100％
0％
1.0℃，または 10
空冷
100％
0％
1.0℃，または 10
0℃，または 0
動作なし
動作なし
励磁
励磁
1.0℃，または 10
1.0℃，または 10
0秒
0秒
逆動作
20℃

データ

JCD，JCR
ＭＥＭＯ

‑67‑

・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店，または弊社営業所
へお問い合わせください。
(例)
・形

名･･･････････････････････ＪＣＤ‑１３Ａ‑Ｒ／Ｍ

・入力の種類･････････････････････Ｋ
・オプション･････････････････････Ａ２，Ｃ５
・計器番号･･･････････････････････№○○○○○○○
なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

№ＪＣＤＲ１１Ｊ１ 2001.06