ペーパレスレコーダ
GR-100 シリーズ
取扱説明書

目
はじめに

次
１

1 安全に正しくご使用いただくために

2

2 主な特長と機能

４3 形式/付属品のご確認

５

4 設置

６

4. 1 設置場所
4. 2 外形寸法4. 3 パネルへの取付方法

5 結線

11 設 定３０

11. 1 簡易パラメータの設定
11. 2 運転画面の設定
11. 2. 1 リアルタイムトレンド画面の設定
11. 2. 2 バーグラフ画面の設定
11. 2. 3 データ画面の設定
11. 2. 4 ヒストリカルトレンド画面の設定
11. 2. 5 デュアルトレンド画面の設定
11. 3 エンジニアリングパラメータの設定

12 パラメータのコピー機能

５６

1２. 1 パラメータコピーの設定例
1２. 2 コピー機能の設定・操作方法

８

5. 1 端子板図
5. 2 結線上のご注意
5. 3 電源・保護導体端子の結線
5. 4 測定入力端子の結線
5. 5 警報出力端子の結線（オプション）
5. 6 外部駆動端子の結線（オプション）

6 運転

１５

7 各部の名称

１６

7. 1 前面部の名称と主な機能
7. 2 キーの名称と機能

8 画面の切換え方法

１８

9 運転画面各部の名称と機能

２０

13 メモリー操作

５８

14 ファイルの設定

６０

1４. 1 ファイルの種類
1４. 2 データファイルの内容
1４. 3 各ファイルの記憶情報内容
1４. 4 データの記憶（データの記憶領域割り当て）
1４. 5 設定ファイル数
1４. 6 ファイル名
1４. 7 記憶周期
1４. 8 ファイル記憶の開始／終了
1４. 9 ファイルの確認
1４. 10 フロッピーディスクへの格納
1４. 11 フロッピーディスクによるセットアップ
1４. 12 内蔵ＲＡＭ容量
1４. 13 電源ＯＮ／ＯＦＦ時の処理

9. 1 リアルタイムトレンド画面
9. 2 バーグラフ画面
9. 3 データ画面
9. 4 マルチ画面（複合画面）
9. 5 アラームサマリ画面
9. 6 ヒストリカルトレンド画面
9. 7 デュアルトレンド画面
9. 8 データ拡大画面

1５. 1 警報仕様の設定項目
1５. 2 変化率警報について
1５. 3 差警報について
1５. 4 警報不感帯について

10 設定・操作の基本フローチャート ２８

16. 1 外部駆動による運転操作の種類
16. 2 外部接点入力の割り当て設定

15 警報設定(警報出力はオプション)

16 外部駆動の設定(オプション)

６５

６６

17 日報ファイル(オプション)

６７

17. 1 ファイル内容
17. 2 設定方法

18 演算(オプション)

６８

1８. 1 演算の種類
1８. 2 設定方法

19 積算演算(オプション)

７０

1９. 1 演算内容
1９. 2 設定方法

20 目盛調整

７２

２０. 1 目盛調整の種類
２０. 2 目盛調整の環境
２０. 3 準備
２０. 4 結線
２０. 5 ゼロ／スパン調整
２０. 6 シフト調整

21 メモリークリア

７６

２１. 1 メモリークリアの種類
２１. 2 メモリークリアの手順

22 ハードチェック

７６２２. 1 ハードチェックの種類
２２. 2 ハードチェックの手順

23 部品交換推奨周期

７７２３. 1 使用条件
２３. 2 部品交換周期の目安

24 仕様

７８

ご注意下さい本器はファイルを設定してから記憶（ファイルのオープン）を行わないと、データは保存されません。……３５頁 注 記

参照

フロッピーディスクからパラメータ設定を行うと、ファイルは初期化されます。

はじめに
このたびは、GR-1００シリーズ ペーパレスレコーダをお買い上げいただきありがとうございます。
本器を正しく安全にご使用頂くために、またトラブルを未然に防ぐためにも、本取扱説明書を必ずお読み下さい。

１. 別冊の取扱説明書について
本書は標準仕様の取り扱いと、オプション仕様の警報出力，外部駆動，演算，積算演算，日報ファイルの取り扱いを記載しております。通信インターフェイス付（オプション）には、別冊の「通信インター
フェイス取扱説明書」が付属されます。この他、取り扱いの説明が必要なオプション等については、それぞれ専用の説明書が付属されますので、本書と合わせてお読み下さい。

２. お願い●計装・設置・販売業者の方へ
この説明書は、本器をお使いになる方のお手許へ確実に渡るように手配して下さい。
●本書をお取り扱いになる方へ
この説明書は、保守の際にも必要です。本器を廃棄するまで大切に保管して下さい。

商品無償修理保証期間
本器の無償修理保証期間は、お買い上げ後 1 年間で1. 誤使用、誤接続、不当な修理や改造による故障す。保証期間中に取扱説明書、機器貼付ラベル等の注意書を遵守した正常な使用状態で、機器が故障し及び損傷
2. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地異、た場合には無償修理します。

公害・塩害・ガス害(硫化水素等)、異常電圧や指但し、右記に該当する故障は保証期間中でも有償に定以外の電源使用による故障、及び損傷なります。

3. 消耗品及び付属品の交換。

− １ −

1 安全に正しくご使用いただくために
この「安全にご使用いただくために」は本製品を正しくお使いいただき、あなた自身や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。記載内容を充分ご理解いただき、警告/注意事項を必ずお守り下さい。

1. ご使用の前提条件
本器は、屋内の計装用パネルに取り付けてお使いになる構造で設計してあります。(可搬タイプを除きます)
国際安全規格●I E C 規 格

安全階級Ⅰ(保護導体端子付)、IEC1010-1(過電圧カテゴリーⅡ, 汚染度 2) 適合
外郭の保護等級 IEC529(IP54)(前面部)●CEマーキング(EC 指令)E M C : EN55011 グループ 1 クラス A, EN50082-2(工業環境)適合
安 全 : EN61010-1+A2 適合●U L 規 格 UL3111-1 取得●Ｃ Ｓ Ａ 規 格 CSA C22. 2 No.1010 取得（Ｃ−ＵＬ）※メカリレーｃ接点出力仕様の警報出力付（オプション）は、適合しません。

2. 本器に使用しているラベル
安全にお使いいただくため、次のラベルを使用しています。

ラ ベ ル

名

称

意

味

アラートシンボルマーク

感電やけがなどの恐れがある取扱注意箇所です。

保護導体端子

感電を防ぐため、電源設備の保護導体に接続する端子です。

3. 本取扱説明書で使用している警告/注意シンボルマーク
本器を安全にお使いいただくため、また本器の損傷や思わぬ事態にならないための注意事項を重要度により次の記号で区分します。

警告

遵守しないと、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある、危険な状態が生じることが想定されます。

注意

遵守しないと、使用者が軽傷を負うか、または物的な損害が発生する危険な状態が生じることが想定されます。

注 記

本器の動作が本来の機能を発揮しないか、その恐れがある注意事項です。

参 考

取り扱い(操作)などの補完で、知っていると便利な事項です。

− ２ −

警告
人体への危険や事故を防ぐ上で重要な事項が書いてあります。
下記の事項を必ずお読みいただき、充分にご理解の上遵守して下さい。

1. スイッチと過電流保護デバイス

L

本器には電源スイッチと交換できる過電流保護デバイス

N
電源・
保護導体端子がありません。
本器に供給する電源には、スイッチと過電流保護デバイ
ス(ブレーカ、サーキットプロテクタなど)を３m 以内の手の届きやすい所に設けて下さい。

過電流保護
デバイス
(250V 3A)

上記切断装置は、IEC947-1、IEC947-3 に適合す

電源設備の
保護導体へ
供給電源
スイッチ

るものを使用して下さい。

2. 接地は必ず行って下さい

参 考

感電防止のため、電源を入れる前に本器の保護導体

本器の電源ユニット内には、下記のヒューズが入端子を電源設備の保護導体に接続し、使用中は外さっていますが交換できません。

電源ユニット内のヒューズメーカー : LITTL FUSE INC.

ないで下さい。

形

式 : 215002P、250V 2A

3. 初めて電源を入れる前に安全のため、供給電源が電源ラベルに表示してある範囲内であることを確かめてから、外部の電源スイッチ

電源端子
保護導体端子を ON にして下さい。

4. 修理や改造は行わないで下さい
当社の認定したサービス員以外は、部品交換による修理や改造は行わないで下さい。本器の損傷や正しい機能が発揮できないだけでなく、感電事故などの危険が生じる場合があります。なお、通常のご使用では内器

電源ラベル
100-240V AC
50/60Hz 45VA MAX

を引き出す必要はありません。

5. 説明書に従ったご使用を本器を正しく安全にご使用していただくため、本説明書に従ってご使用下さい。誤使用により生じた傷害や損害などいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

6. ご不審な場合は供給電源を止めて下さい
異臭や異音、煙などが出ていたり、手を触れないほど高温になっている場合、危険ですので供給電源をOFF にし、当社の支店・営業所に連絡して下さい。

− ３ −2 主な特長と機能
本器は複数チャネルの温度,

各種工業量を測定し、5.5 インチ TFT カラー液晶ディスプレイにさまざまな形態で表示すると共に、必要に応じて内部メモリーへのデータ記憶・再生, 外部との電子データの受け渡しが可能で、EXCEL, LOTUS 等の市販ソフトによるデータの活用もできます。また、(オプション)上位通信(MODBUS)により、各種設定, データの授受も可能で、専用のパッケージソフトも用意しております。

測定結果の管理が容易

国際安全規格適合測定結果が豊富な画面形態で表示され、モニタが容易です。
また、内部メモリーやフロッピーディスクに格納された過去のデータを、読み出すことも出来ます。また、格納したデータを変換して、EXCEL(Microsoft 社の登録商標), LOTUS(Lotus Development 社の登録商標)等の市販ソフトによる管理も可能です。
CE マーキング適合, UL/C-UL 規格取得, IP54。

豊富な画面

リアルタイムトレンド, バーグラフ,データ表示(表形態), それらの複合画面(マルチ画面)等を任意に選択でき、必要に応じた最適な画面でモニタできます。また、
過去と現在のトレンドを並列に表示させたり、過去の警報発生状態をまとめて表示するアラームサマリ画面も用意しています。
その他、最大５種のチャネルグループ分けの画面登録ができ、簡単な操作で画面切換ができます。

多彩なメモリー機能

キー操作, 外部信号, 時刻設定等の任意な条件設定により、データ記憶の開始/
終了ができ、最大５ファイルまで同時記憶が可能です。また、通常時は内部メモ
リーに記憶し、フロッピーディスクへワンタッチで格納できます。

アナログ記録計感覚

トレンド画面は目盛板と指針を使用し、チャート上にデータのトレンドを表示しますので、アナログ記録計の感覚でモニタできます。

メッセージ機能

トレンド画面にメッセージ(英数字，カタカナ 最大３０文字)の書き込みができます。なお、メッセージは任意の書き込みの他、あらかじめ１０種類のメッセー
ジ文を登録しておき、これをキー操作や外部駆動、通信で実行ができます。なお、
このメッセージは、ヒストリカルトレンド画面(再生)にも書き込みができます。

MODBUS 通信

上位通信によりパラメータ設定, データ収集, データ通信入力, 操作ができます。
通信プロトコルは MODBUS を採用していますので、MODBUS プロトコルを装備したプログラム表示器等と、通信ソフトを作成しなくても通信が可能で、システム構築が容易です。(MODBUS : SCHNEIDER 社の登録商標です。)

補用品が不要記録計で必要なチャート, ペン，インクに相当する補用品が不要なので、クリーンで手間がかかりません。

セットアップが容易

各パラメータ設定は、キー操作によりメニュー画面から設定項目を選択し、ウィンドウを開いて設定する対話方式ですので、セットアップが簡単です。また、あらかじめフロッピーディスクに設定パラメータを格納して、セットアップや標準装備のエンジニアリングポートを使用して、「パラメータ設定ソフトＰＡＳＳ」
により、パソコンで容易にセットアップもできます。

パーケージソフトを用意

専用のパッケージソフトをご用意していますので、簡単にパソコンでデータ管理が行えます。
●データ集録用ソフトウェア: KIDS(Windows95/98，NT 版)●パーラメータ設定用 ソフトウェア: PASS(Windows95/98， NT 版)

2000 年問題の対応

本器の 2000 年問題(時計の設定)は、次のように対応しています。
年設定(下２桁)：99 = 1999 年、00〜98 = 2000 年〜2098 年− ４ −3 形式/付属品のご確認
３.１ 形式のご確認
本器の形式と製造 No.は、ケース上面に貼付されているラベルで確認できます。
ご購入いただいた計器がどのタイプか、形式コードでご確認の上ご使用下さい。
GR-101,A1
XXXXXXMADE IN JAPAN

形式(形式コードで確認)
製造 No.

■形式コード

GR-10□ ,□入力点数及び入力速度
1 : 1 点連続入力 (0.1 秒)
2 : 2 点連続入力 (0.1 秒)
3 : 3 点連続入力 (0.1 秒)
4 : 4 点連続入力 (0.1 秒)
6 : 6 点間欠入力 (5 秒/6 点)
通信インターフェイス (オプション)［上位］［２ポート通信］C4 : RS-422A(上位)，C44：RS-422A＋RS-422A(下位)， C45：RS-422A＋RS-485(下位)C5 : RS-485(上位), C54：RS-485 ＋RS-422A(下位)， C55：RS-485 ＋RS-485(下位)C : RS-232C(上位)， C04：RS-232C＋RS-422A(下位)， C05：RS-232C＋RS-485(下位)
警報出力 + 外部駆動入力 (オプション)
A1 : モスリレー警報出力(6 点) + 外部駆動
A2 : メカリレーｃ接点警報出力 (6 点) + 外部駆動 (国際安全規格には適合しません。)
Ａ3：メカリレーａ接点警報出力(6 点) + 外部駆動
演算機能 (オプション)
CA：測定データに演算処理を行なう
積算機能 (オプション)
AD：測定データや演算結果データの積算を行なう
日報ファイル (オプション)
DＲF：取込チャネル，時刻を指定して，日報ファイルを作成する

３.２ 付属品のご確認
梱包箱には、下記の付属品が入っています。ご確認下さい。

品

名

数 量

備

考

1冊

GR11JP1 ’00.06(本体用)(1 冊)

GR1CJP1 ’00.06(通信インターフェイス仕様品に添付)②取 付 金 具

2本

パネルへの取付用③端 子 ね じ

5本

M3.5, 入力端子および警報(外部駆動)端子用(紛失時の予備)①取扱説明書①取扱説明書

②取付金具

③端子ねじ

− ５ −

4 設 置
４.１ 設置場所
測定精度や記録動作に悪い影響を与えないため、次の場所に設置して下さい。

(1)工業環境
電界や磁界の発生源から離し、機械的振動・衝撃のない所を選んで下さい。
●過電圧カテゴリー・・・Ⅱ●高度・・・・・・・・2000m 以下●汚染度・・・・・・・・2●使用場所・・・・・・室内(2)周囲の温度・湿度
直射日光を避け、温度の上昇を防ぐため、本器の周辺は密閉しないで下さい。
●周囲温度は 23℃前後で、湿度は 50%RH 付近で安定している所●前面部の変形を防ぐため、熱風(70℃以上)が当たらない所●測定誤差を小さくするため、端子の近くに熱源が無い所(3)雰囲気●安全のため、引火性ガスのある所は避けて下さい。
●ほこりや煙, 蒸気などがある所は避けて下さい。

(4)取付角度●左右の傾き・・・0゜●前後の傾き・・・前傾 : 0゜, 後傾 : 0〜2０゜

４.２ 外形寸法
取付金具装着状態の寸法で示します。

取付金具

137

161

144

18 18

18 18
144

取付金具
257※

19

メカリレーａ接点警報出力付加時は 263※２ポート通信を付加時は 291− 6 −

単位 : mm

４.３ パネルへの取付方法

注意■パネルに取付けてご使用下さい①本器は、屋内に設置された計装パネルに取付けてご使用下さい。
②パネルの厚さは、2〜6mm の綱板をご使用下さい。

(1)パネルカット寸法●複数台取付時の最小間隔
138 +10200

200

138 +10

パネルカット

パネルカット(mm)(mm)(2)取付方法

取付金具①本器をパネルの正面からパネルカットに入れます。
②取付金具でパネルに固定(締め付けトルク :１.0 N・m)
します。
取付金具は、上面と下面の 2 箇所で固定します。

パネル厚(2〜6mm)

− ７ −

取付金具

5 結 線
５.１ 端子板図
下図は、オプション(警報出力＋外部駆動, 通信インターフェイス)を装備した端子板図です。
電源/保護導体
端子部(M4)通信端子部(M3.5)(オプション)※通信端子の結線は、別冊の「通信インターフェイス取扱説明書」
をお読み下さい。

外部駆動端子部(M3.5)(オプション)
N. O 端子TC, mV(＋)、RTD(A)端子
TC, mV(−)、RTD(B)端子COM 端子RTD(B)端子

測定入力端子部 警報出力端子部(M3.5)(M3.5)(オプション)(注)図の警報出力は、モスリレーおよびメカリレーａ接点仕様です。メカリレーｃ接点仕様は、端子構成が異なります。（1２頁参照）

警告■アラートシンボルマーク()と場所

人体に触れると感電する恐れがある箇所にマークが貼ってあります(下表)。

端子名称

電源端子

測定入力端子

警報出力端子マークが貼ってある場所

電源端子の左下

端子カバーの左上

端子カバーの左上

参 考

入力端子台と警報端子台は取外し可能

結線を容易にするため、入力端子台と警報端子台(外部駆動端子台含む)は、取外しが可能です。
①各端子台とも、取付ねじ 2 本を外すと取り出せます。
②本体と端子台は、コネクタで接続してあります。

注意■電源を OFF にして脱着端子台の取付け、取外しは電気回路の損傷を防ぐ

入力端子台

ため、外部に設けた電源スイッチを OFF にしてから行って下さい。

注 記

熱電対入力端子台の交換

熱電対入力端子台のみ、他の計器の端子台と交換はできません。交換すると測定誤差を生じます。

取付ねじ

− ８ −

５.２ 結線上のご注意
結線する前にご注意いただく点を示します。安全性・信頼性を保つためにお守り下さい。

(1)供給元の電源(4)ノイズ源から遠避ける

本器へ供給する電源は、誤動作を防ぐため波形にひずノイズの発生源からは、できるだけ遠避けて下さい。

みがなく、電圧の安定した単相電源をお使い下さい。

思わぬ故障になる場合があります。ノイズ源から遠避けられない場合は対策を施して下さい。

警告①スイッチと過電流保護デバイス

主な発生源●電磁開閉器など●波形歪みのある電源ライン●インバータ●サイリスタレギュレータ

対

電源、入・出力端子間にノイズフィルタを挿入します。CR フィルタが多く用いられます。

結線時の感電防止のため供給元の電源には、スイッチと過電流保護デバイス(3A)を付加して下さい。本器には、交換できるヒューズがありません。

策②供給元の電源を OFF で結線
電源や入・出力結線を行う時は、感電防止のため供給元の電源は、必ず OFF にして下さい。

(5)圧着端子を使用①端子のゆるみや外れ、端子間の短絡防止のため結線コードの端末は、圧着端子を付けて下さい。
②圧着端子は、感電防止のため絶縁スリーブ付をご(2)強電回路から離す

使用して下さい。

入・出力の結線は、動力線などの強電回路と近接や並行することを避けて下さい。近接や並行する場合は５０cm 以上離して下さい。

(6)未使用端子
未使用端子は中継用に使わないで下さい。電気回路を損傷する恐れがあります(3)熱電対入力は熱源から離す
熱電対入力は基準点補償の誤差を少なくするため、特警告に端子部を熱源(発熱する物体)から離して下さい。

■結線したコードの処置は適切に

また、直射日光などの輻射も避けて下さい。

結線したコードは、人や物に引っかからないよう、確
実に処置して下さい。
コードに引っかけて結線が外れたり切れたりすると、感電事故につながります。

端子の種類と端末処理
端子台

ねじ径

締付トルク

端末処理(単位 : mm)
t : 0.8

電源・保護導体端子

M4

1.2N・mO形

8.5 以下 4.3 以上

絶縁スリーブ付
O形
上記以外の端子

M3.5

0.8N・m8 以下 3.7 以上

t : 0.8

Y形

8 以下 3.7 以上

絶縁スリーブ付※できる限り、O 形をお使い下さい。

− ９ −t : 0.8

絶縁スリーブ付

５.３ 電源・保護導体端子の結線(1)電源・保護導体端子
電源端子

L

保護導体端子N

100-240V AC
50/60Hz 45VA MAX
電源 (電圧、周波数、消費電力)

注 記

警告

電源端子の L・N 表示

カナダの CSA 規格に準拠した表示です。単相交流■供給元の電源を OFF にする

電源のライブ側が L, ニュートラル側が N の表示で電源・保護導体端子の結線の前に、感電防止のため供給元の電源は必ず OFF にして下さい。

す。満足な性能を得るために、L・N の結線を守って下さい。

(2)電源端子の結線
電源線は 600V ビニル絶縁電線を使い、端末を絶縁ス
リーブ付圧着端子加工して結線します。
注 : 次の規格のコードをお使い下さい。
①IEC 227-3，②ANSI/UL817，

L③CSA C22.2 No.21/49

N
結線後、端子カバーを取付けて下さい。

注意■電源電圧とノイズにご注意
本器の電源電圧は、電源端子部に表示しています。表示以外の電圧を入れると事故を起こすか動
作不良になります。
また、電源にノイズが混入する場合は、ノイズカ

素線 2m㎡以上の銅線(緑/黄)ットトランスの設置などの対策をして下さい。

(3)保護導体端子の結線
電源設備の保護導体に必ず接続して下さい。結線は、電源設備の保護導体へ必ず接続して下さい。

絶縁スリーブ圧着端子加工して接続します。
・接地線 : 素線径２m ㎡以上の銅線（緑/黄）600V ビニル
絶縁電線

警告■電源端子部のマーク

電源

結線後の電源端子部には、100-240V AC の電圧が印加されています。結線後は、感電防止のため電源端子カバーを必ず取付けて下さい。

− 10 −

５.４ 測定入力端子の結線(1)測定入力端子(3)熱電対(TC)入力の結線

感電防止のため、供給元の電源を OFF にしてから結本器の入力端子まで、必ず熱電対線(または補償導線)

線して下さい。

で結線して下さい。途中から銅導線で結線すると大き●入力端子には、絶縁スリーブ付圧着端子を付けて結な測定誤差を生じます。

線して下さい。

なお、一対の熱電対線を他の計器(調節計など)と並列接続して使うと、トラブルの原因になりますので避け

注意

て下さい。

■許容入力電圧●熱電対(TC)入力

入力の種類

許容入力電圧

電圧、熱電対入力±10VDC ※測温抵抗体入力±6VDC

１ ２ ３ ４ ５ ６
赤(+)※±５Ｖ レ ンジ以上を設 定したチャネ ルは±6０
VDC

白(−)

(2)直流電圧(電流)入力の結線

補償導線

入力線は、ノイズ対策のための計装用ツイスト線をご使用して下さい。電流入力は、測定したいチャネルに電流
入力受信抵抗を接続してから結線します。

熱電対●直流電圧(電流)入力(+)

１ ２ ３ ４ ５ ６(4)測温抵抗体(RTD)入力の結線
測定誤差を防ぐため、入力線は各線の抵抗値が等しい
3 芯コードを使用して下さい。

計装用
ツイスト線

なお、1 本の測温抵抗体を他の計器(調節計など)と並(−)

列接続はできません。
●測温抵抗体(RTD)入力
１ ２ ３ ４ ５ ６

直流電圧入力

A
B
B

端子カバー

端子カバー
3 芯コード(同一線径、同一長さ)
注 : 1 線当りのコードの抵抗値は10Ω以下です。3 線とも同じ抵抗値にします。
取付ねじ

測温抵抗体

警告
■測定入力端子部のマーク

測定入力端子は、コモンモードノイズにより、高い電圧の加わる可能性があります。ノイズ許容値は 30V AC または
60VDC 以下です。許容値以下であることを確かめて下さい。結線後は、感電防止や入力線の保護のため端子カバーを取付けて下さい。熱電対入力では、端子カバーを取付ける事により、基準点補償の誤差が小さくなります。

− 11 −

５.５ 警報出力端子の結線（オプション）
警報出力付(オプション)のみです。警報出力の素子には①モスリレーと②メカリレーの仕様があり、指定された仕様で出荷しています。なお、メカリレー仕様は、国際安全規格に適合しません。

(1)警報出力端子部出力仕様で端子構成が変わります。

モスリレー，メカリレーａ接点出力

メカリレーｃ接点出力

N. O

N. O
COM
N. C

COM

警報出力端子(2)結警報出力端子線

感電防止のため、供給元の電源とバッファリレー用の電源を OFF にしてから結線して下さい。
①負荷へは、バッファリレーを介して結線します。
②警報出力端子へは、絶縁スリーブ付圧着端子を付けて結線します。

モスリレー，メカリレーａ接点出力の例
本器

本器

a

N. O
COM

バッファリレーab

負荷

バッファリレー

負荷

N. O

b

メカリレーｃ接点出力の例

電源

電源

COM

N. C
※
: 接点保護素子: 接点保護素子(a 側に付けるのが望ましい)(a 側に付けるのが望ましい)※N.C 端子は、N. O 端子と逆で警報発生の時に開放となります。

警告■警報出力部の注意

マーク■安全対策を設けて下さい

警報出力端子には、指定の接点容量(13 頁参照)以下の本器の警報出力は、誤動作・故障, 入力異常などによっ負荷を接続して下さい。

て、出力不調を生じる可能性があります。

結線後の警報出力端子にはバッファリレー用電源が印

必要に応じて、安全対策を別途設けてからご使用下加され、触れると感電します。結線後は、必ず端子カ

さい 。

バーを取付けて下さい。

− 12 −

(3)結線のご注意
結線におけるご注意を下記に示します。

項目

モスリレー出力仕様の接点容量

内●最大電圧・・・240V(AC, DC)●最大電流・・・50mA(AC, DC)※
※負荷の種類問わず
電メカリレー出力仕様の接点容量（ａ接点，ｃ接点共通）

接点保護素子 Z の取付

容

源

抵抗負荷

誘導負荷

100VAC

0.5A

0.2A

240VAC

0.2A

0.1A

100VDC

0.３A

0.1A●バッファリレーに合った接点保護素子を取付けて下さい。
瞬時でも接点容量を超えた信号が印加されますとモスリレーを破損します。
●取付場所は、バッファリレーのコイル側(12 頁(2)結線の図 a)が効果
的で軽負荷による誤動作を妨げます。
(1)コイル定格・・・出力端子の接点容量以下(2)接 点 定 格・・・負荷電流の 2 倍以上

バッファリレーの選択
なお、コイルのサージ吸収素子内蔵形のリレーを推奨します。負荷定格を満足するバッファリレーが無ければもう一段のバッファリレーを設けて下さい。
サージ吸収素子内蔵形のバッファリレーが無い場合は、この素子を取付けます。
素子は、C・R(コンデンサ+抵抗)が一般的です。
接点保護素子の選択〈C・R の目安〉
C : 0.01μＦ(定格 1KV 程度)
R：100〜150Ω (定格 1W 程度)− 13 −

５.６ 外部駆動端子の結線(オプション)
外部駆動付(オプション)のみです。外部駆動については、66 頁を参照して下さい。

(1)外部駆動端子
注 記

外部駆動端子の特性●接点解放時の電圧 : 約 5V
●接点短絡時の電流 : 約２mA
外部駆動端子(オプション)(2)結線

感電防止のため、供給元の電源を OFF にしてから結

■結線例

線します。
①外部駆動端子へ与える信号は、無電圧接点信号にして下さい。
EX1 EX2 EX3 EX4②外部駆動端子へは絶縁スリーブ圧着端子を付けCOMて結線します。

注意■無電圧接点について
外部駆動端子に接続する接点は、電圧レベル 30VAC
または 60VDC 以下で駆動されるスイッチ、リレーなどや手動による微少負荷対応の接点を使用して下さい。

■端子の機能
端子名

機

能

EX1
EX2
EX3

①Integration Reset
積算演算のスタートやリセットを実行②Message
メッセージ表示（メッセージ番号１〜10）を実行

File Drive
内部メモリー のデータファイルへの記憶スタート／ストップを実行

EX4●各機能は，ＣＯＭ端子と各端子間に 1 秒以上の短絡が必要です。
①，②と各端子の組み合わせは自由で、データファイルの記憶スタート／ストップ設定とは、重複可能です。

− 14 −

6 運転（安全のため、 １ 項（２〜３頁）を必ずお読み下さい。）
本器は、工場出荷時に初期設定値があらかじめ設定されていますので、電源を投入するとすぐ試運転をすることができます。実際の運転には、下記の設定を必ず済ませて下さい。

スタート
運転準備
①パネルに取り付けて下さい。（ ４ 設 置）

６頁

②結線を済ませて下さい。（ ５ 結 線）

８頁

電源ＯＮ
設

定

下記のパラメータ設定を、必ず済ませて下さい。その他のパラメータは、必要に応じて設定して下さい。
①入力関係の設定（11.1 簡易パラメータの設定 ［１］）30 頁

②時計の設定（11. 1 簡易パラメータの設定［４］）（工場出荷時は、日本国の現在時刻に設定されています。ご確認下さい。）

30 頁③ファイルの設定（11. ３ エンジニアリングパラメータの設定［15］）（詳細の解説は、「 14 ファイルの設定」（60 頁）を参照して下さい。）

50 頁

運転開始

運転画面の切換え
操作
8 画面の切換え方法

18 頁

メモリーの開始／終了
操作
13 メモリー操作

運転終了

本器は測定／演算データ等を内蔵Ｒ
ＡＭに一時的に格納し、データ処理，表示等を行っております。データを保存する場合は、ファイルを設定し、内部メモリーにデータを格納して下さい。

フロッピーディスクへ
データ格納

58 頁

13 メモリー操作

電源ＯＦＦ●液晶画面の一部に、常時点灯または常時点灯しない画素が存在することがあります。
また、液晶の特性上明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。

− 15 −58 頁

7 各部の名称
７.１ 前面部の名称と主な機能
表示画面
5.5 形 TFT カラー液晶画面
運転画面: 詳細 20〜27 頁参照●各キーの受付音
各キーを押したり、回したりすると「ピッ」または「ピー」の音を発します。
ピッ : キーを受付け
ピー : キーの選択が誤っています。

内器固定ネジメンテナンス用です。
お客様は、触らないで下さい。

エンジニアリングポート
パソコンを使用して、各パラメータ設定等ができます。
別売のパラメータソフト『PASS』および専用ケーブルが必要です。

フロッピーディスクドライブ
3.5 形フロッピーディスクの挿入口です。
(2HD 1.44MB MS-DOS フォーマット)
詳細は 59 頁参照

イジェクトボタン
フロッピーディスクを取り出す
時に押します。
詳細は 59 頁参照

ENT(エントリー)キー
詳細は 17 頁参照

キーカバー

フロッピーディスク運転表示ランプ
緑色(LED)ランプ :点滅時・・・読み込み/書き込み中です。
消灯時・・・読み込み/書き込み終了です。
またイジェクトボタンが突起している時はフロッピーディ
スクが挿入されています。
詳細は 59 頁参照

切換/設定/操作キー
１ 〜 ６ キー詳細は 17 頁参照

スクロールキー詳細は 17 頁参照
運転画面では、アイコンのカーソ
ルの移動で使用します。
設定画面ではアイコン「 ● 」が出た時のみ使用できます。

注意■前面について表示部の前面はガラスです。破損によるけがを防ぐため、衝撃を加えないで下さい。

− 16 −

７.２ キーの名称と機能

簡易パラメータ設定画面
設定画面

運転画面と設定画面によってキーの使

運転画面の設定画面
エンジニアリングパラメータ設定画面

い方と、機能が異なります。

キー

各画面のキーの主な使い方と機能
運転画面の時設定画面の時

１●1 回押すと、現在選択されている
運転画面(トレンド､ データ､ バー
グラフ)の設定画面へ

アイコン EXT に対応し、1 回押す毎に 1 つ前の画面に戻る。
●画面右下に運転画面に戻るまでのキーを押す回数を、アイコン( 1 〜 ５ )で表示。

２●1 回押すと、簡易パラメータ設定
画面へ

アイコン ・ に対応し、カーソル(黄色)を左右に移動させる時に押す。(アイコンが表示されないメニューには無効)
３ キー(右)２ キー(左)３・●約２秒押すと、
エンジニアリングパラメータ設定画面へアイコンに対応し、カーソル(黄色)を上下に移動させる時と、数値を設定する時に押す。(アイコンが表示されないメニューには無効)●文字・記号設定メニユーのカーソル移動
５ キー(下)４ キー(上)４●CH.No.表示メニューのカーソル移動

使用しません５ キー(下)４ キー(上)５
CH.No.
05
06
07

CH.No
01
02
03

カーソルは最下欄でストップ、さらに押すとカーソルは最上欄でストップ、さらに押すとCH.No を 04,03・・01 まで逆歩進できます。 CH.No を 04,05・・30 まで歩進できます。

●数値の設定に使用( ４ キー歩進, ５ キー逆歩進)
0→1→２→３→４→５→６→７→８→９→「スペース」→「−」→「．」→

６

スクロールキー警報発生マークの点滅の停止 アイコン PRG に対応し、カーソルで選択されたメニューを開くときに押す。(アイコンが表示されていないメニューには無効)に使用カーソル(黄色)を左右に移動させ、運転画面およびメモリー操作の切り換えに使用。
運転画面切換カーソル表示エントリーキーアイコン ● に対応し、カーソルの上下，左右移動と数値のUP/DOWN に使用。(アイコンが表示されていないメニューには無
効)

メモリ操作

上記のアイコンが画面に表示していない時に押すと、アイコンが表示されます。
●アイコンを選択(カーソル)して 押すと、その画面に切り換わります。

アイコン ENT に対応し、カーソル表示の設定項目を登録する時に使用。
(アイコンが表示されていないメニューには無効)− 17 −

8 画面の切換え方法
電源を ON にすると、初期動作を約 5 秒間行った後に運転画面になります（工場出荷時設定：リアルトレンド画面）。運転画面を変更後の電源ＯＮ時には、「電源 OFF 時に選択されていた運転画面」が表示されます。
初期動作画面
設定音

キーを押したり廻すと設定音が出ます。
ピッ : キーを受け付けました。(正)ピー : キーの選択が誤っています。

設定画面へ切換え

約５秒

運転画面から、右記のキーを押すと、設定画面に切換わり、各パラメータ設定ができます。

トレンド、バーグラフ、データ画面時
１

トレンド、バーグラフ、データ、マルチ画面時
２

トレンド、バーグラフ、データ、マルチ画面時
３
キーカバーを開ける

2秒

運転画面のアイコンと切換え方法
運転画面の切換えは、アイコン(絵文字)を選択して行います。最初の画面には、このアイコンが表示していませんので、下記の操作をして希望の画面に切換えて下さい。

①

ENT キーを押すと、アイコンが表示されます。

アイコンは、キー操作しないと約 1 分で消えます。消えたらもう一度 ENT キーを押して下さい。
アイコン
有/無

トレンド

カーソル表示

バーグラフ

データ

マルチ

アラーム
サマリ(警報)

メモリー
操作

運転画面

スクロールキーを、左または右に廻しカーソル(黄色)を希望のアイコンに移動させます。

②

但し、アイコンのまた、③

は、アイコンを強制的に消す時に選択します。

は、メモリー操作をする時に選択します。

ENT キーを押すと、希望の運転画面に切換ります。
表示グループ(Group1〜5)の切換えの時にも使用します。

− 18 −

設定画面のアイコンとキー
各パラメータ設定に使用するキーを、アイコン(絵文字)で表示します。アイコンは、各パラメータのメニューの設定に使うものだけ表示します。

1 つ前の画面
カーソル(メニュー)に戻る 左へ

カーソル
右へ

カーソルと
数値 UP

カーソルと
数値 DOWN

次のメニュー
を開く

EＸT
１

PRG
２

３

４

５

登録
ENT

１
●

運転画面から設
定メニューを開いた回数(1〜5)
カーソル移動と数値の UP/DOWN

６●各キーの主な使い方は、1７頁を参照して下さい。

運転画面の設定「リアルタイムトレンド」「バーグラフ」「データ」の設定画面を表示します。
Trend Display Program
Trend Mode
Trend Scale
Trend Display
Trend LineTime Scale
Data Display
Message

Bargraph Display Program
Graph Scale
Data Display

Data Display Program
Data Display
Auto Data Scan
Daily Report

バーグラフ画面の設定メニュー

データ画面の設定メニュー

トレンド画面の設定メニュー

簡易パラメータ設定
入力種類や入力範囲、警報関係、時計などの設定変更や確認ができます。エンジニアリングパラメータのパスワードが設定されていても、この設定(変更)は可能です。また、エンジニアリングパラメータの「UserAccess Function」でキーロックが可能です。キーロック状態でも設定内容の確認はできます。
Basic Parameters
Channel Configuration 1
Mathematics
Alarm
Data/Time

チャネルの入力種類, 入力範囲, スケール, スケール表示範囲が設定できます。
演算関係のパラメータ設定ができます。
警報パラメータの設定ができます。
年月日, 時, 分, 秒の設定ができます。

●各メニューの意味, 設定内容は、設定ガイドで案内します(英語/日本語切換

出荷時は英語)。

エンジニアリングパラメータの Guidance Language で、日本語に切換え出来ます。

エンジニアリングパラメータ設定
Engineering Parameters
Password
Guidance Language
゜C/ ゜FChannel Configuration 1
Channel Configuration 2
Mathematics
Alarm
Date/Time and Format
Message
Screen Saver
Brightness
Group Display
ScreenTrend Display Format
File
User Access Function
External Input Allocation
Status Output Allocation
Communications 1
Communications 2
Maintenance Mode

Password Check

パスワードを入力すると、

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｐａｒａｍｅｔｅｒs

・・・・
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

パスワードが設定してある場合は、この画面が最初に表示されます。

− 19 −

メニューに戻ります。

９ 運転画面各部の名称と機能
９.１

リアルタイムトレンド画面

測定値のトレンドをアナログ記録計感覚で見られます。
「Ａｕｔｏ」（初期値）により指針、チャネル№、測定単位、
タグ、スケール表示をチャネル毎に切換えます（切換え周期

初期値５秒）。「Ｍａｎｕａｌ」に設定すれば、手動でチャネル切換えも出来ます。また、ENT キーを 2 秒押すと、カーソル線（ピンク）が表示され、スクロール
キーを左へ回していくと、過去のデータが見られます。（復帰は再度 ENT キーを２秒押します。）①５分を超える停電，②チャネルパラメータ設定変更，③演算設定の変更，④時計設定の変更のいずれかにより、トレンドデータを初期化します。

上限振り切れ●画面の設定変更
主な画面の設定変更

設定プログラム①チャネル切換周期を長く（短く）したい

１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［２］②チャネル表示を手動で切り換えたい１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［２］Ｍａｎｕａｌに設定後、スクロールキーで切換え※アイコン表示中の場合は、アイコン無しの操作後に切換が可能となります。

③トレンド線をスキップしたい

１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［３］④トレンド線を太くしたい１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［４］⑤時間軸の間隔を変更したい

１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［５］⑥測定データ表示を削除したい

１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［６］⑦メッセージ表示を実行したい

１１.２.１ リアルタイムトレンド画面の設定［７］⑧警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す⑨トレンドの地色（黒）を白にしたい

１１.３ エンジニアリングパラメータの設定［14］⑩画面の輝度をもう少し暗くしたい１１.３ エンジニアリングパラメータの設定［11］⑪チャート(時間軸)を横から繰り出したい

１１.３ エンジニアリングパラメータの設定［14］− 20 −

運転画面は８種類
運転画面には、９.１リアルタイムトレンド画面，９.２バーグラフ画面，９.３データ画面，９.４マルチ画
面，９.５アラームサマリ画面，９.６ヒストリカルトレンド画面，９.７デュアルトレンド画面，９.８デー
タ拡大画面の８画面があります。

９.２

バーグラフ画面

測定値をリアルタイムでバーグラフ表示し、各チャネルの測定値がビジュアル的に見られます。

●画面の設定変更
主な画面の設定変更

設定プログラム①チャネル切換周期を長く（短く）したい

１１.２.２ バーグラフ画面の設定［１］②チャネル切換を手動にしたい

１１.２.２ バーグラフ画面の設定［１］「Ｍａｎｕａｌ」に設定後、スクロールキーで切換え※アイコン表示中の場合は、アイコン無しの操作後に切換が可能となります。

③測定データ表示を削除したい

１１.２.２ バーグラフ画面の設定［２］④警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す− 21 −

９.３

データ画面

「各チャネルの測定データ」と、「警報発生状況」を 6 チャネル一括表示します。

●画面の設定変更
主な画面の設定変更

設定プログラム①データ表示のチャネルをスキップしたい

１１.２.３ データ画面の設定［１］②データを拡大して見たい（１チャネル毎の表示）

９.８ データ拡大画面を参照③日報を表示させたい

１１.２.３ データ画面の設定［３］④警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す− 22 −

９.４

マルチ画面（複合画面）「リアルタイムトレンド画面」、「データ画面」、「バーグラフ画面」を一つの画面で表示します。
①５分を超える停電，②チャネルパラメータ設定変更，③演算設定の変更，④時計設定の変更のいずれかにより、トレンドデータを初期化します。

●時間軸の間隔は、９.１リアルタイムトレンド画面と共通設定です。

●画面の設定変更
画面の設定変更①警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

設定プログラム
警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す※他には、画面の設定変更はありません。

− 23 −

９.５

アラームサマリ画面

現在の警報発生状況および、過去の警報発生／解除履歴をバーグラフで表示します。
また、警報出力端子（№１〜６）の出力状況も表示します。

※現時点での警報種類が表示されます。

●画面の設定変更はありません。
●画面の切換えは、 ENT キーを押しアイコンを表示させます。

− 24 −

９.６

ヒストリカルトレンド画面

メモリーしたデータを再生して、トレンド表示にします。データ再生には、本器の「内部メモリーのファイル」に格納したデータの再生と、「フロッピーディスク」に格納したデータの再生の２方式があります。
（３５頁参照）
警報発生マーク
いずれかのチャネルに警報が発生すると赤色で点滅表示
チャネル№表示（いずれかのチャネルに固定されます。）

ヒストリカルトレンド
スクロールカーソル表示
スクロールキーを回して移動
上へ移動（右回転）：新しいヒストリカル
トレンド表示へ下へ移動（左回転）：古いヒストリカルト

データ表示

グループ表示

レンド表示へ
11.3 エンジニアリング
パラメータ［12］参照（２グループ以上設定の時）

ヒストリカルトレンドスクロール
カーソル表示位置のデータを表示※「ファイルメモリー量表示」および「警報発生マーク」は、再生データに関わらず現在時刻での状態を表示します。従って、再生中のデータが警報を発生していても、警報発生マークは表示されません。
※チャネル№表示：ヒストリカルトレンド画面にした時点のチャネル番号に固定されます。
※５分以内の停電時のトレンドは下限振り切れとなり、データ表示はブランクになります。５分を超える停電時のトレンドは、別ファイルのため継続して再生ができません。（14.13 項参照）
※時間軸を圧縮した場合は、表示ドット間の最大，最小をトレンド表示します。またデータ表示は ENT キーを押すたびに、最大，最小が切り換えられます。
●画面の設定変更
主な画面の設定変更①リアルタイムトレンド画面に戻したい

設定プログラム
１１.２.４ ヒストリカルトレンド画面の設定［１］
設定後、ENT キーを押す

１１.２.４ ヒストリカルトレンド画面の設定［４］時間軸を大きな時間間隔に設定変更し、スクロール
キーで希望の位置へ移動させます。次に時間軸を小さな時間間隔に戻せば、詳細が見られます。
（時間軸は、11.3[15]ﾌｧｲﾙ設定の取込周期の時間②希望のヒストリカルトレンドの位置を早間隔設定より、小さくすることはできません。）
く表示したい１１.２.４ ヒストリカルトレンド画面の設定［２］時間軸設定 または 条件の設定により、所望のヒス
トリカルトレンドの位置を自動的に検索し、表示します。
③警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す− 25 −

９.７

デュアルトレンド画面「リアルタイムトレンド」と、「ヒストリカルトレンド」を上下に分けて表示でき、現在と過去のトレンド比較ができます。また、データ表示もリアルタイムデータ／ヒストリカルデータを上下に分けて表示します。（３４頁参照）

グループ表示11.3 エンジニアリングパラメータ［12］参照（２グループ以上設定の時）※時間軸を圧縮した場合は、表示ドット間の最大，最小をトレンド表示します。またデータ表示は ENT キーを押すたびに、最大，最小が切り換えられます。
●画面の設定変更
主な画面の設定変更

設定プログラム①リアルタイムトレンド表示画面に戻したい１１.２.５ デュアルトレンド画面の設定［１］１１.２.５ ヒストリカルトレンド画面の設定［４］時間軸を大きな時間間隔に設定変更し、スクロールキーで希望の位置へ移動させます。次に時間軸を小さな時間間隔に戻せば、詳細が見られます。
②希望のヒストリカルトレンド表示の位置を（時間軸は、１１.３［１４］ファイル設定の取早く出したい込周期の時間間隔より小さくすることはできません。）
１１.２.５ ヒストリカルトレンド画面の設定［２］時間軸設定 または 条件の設定により、所望のヒストリカルトレンドの位置を自動的に検索し、表示します。
③トレンド線を太くしたい１１.２.５ デュアルトレンド画面の設定［３］（リアルタイム／ヒストリカルトレンド共通）④時間軸の間隔を変更したい

１１.２.５ デュアルトレンド画面の設定［４］⑤警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す− 26 −

９.８

データ拡大画面

データ表示を１チャネル毎に切換え、拡大表示します。デジタル指示計感覚の画面です。測定データは、本器から数ｍ離れた所からでも読み取れます。
［画面の出し方］①「１１.２.３ データ画面の設定」の「［２］Auto Data Scan」を選択し、 ６ キーを押します。
② カーソルを「Data Scan」に移動し、 ６ キーを押します。
③ カーソルを「Enable（実行）」に移動し、 ENT キーを押します。
④ １ キーを２回押すと、下記の画面になります。

●画面の設定変更
主な画面の設定変更①チャネル切換周期を長く（短く）したい②特定のチャネルだけを表示させたい

設定プログラム
１１.２.３ データ画面の設定［２］１１.２.３ データ画面の設定［１］（この設定は、データ表示画面にも反映します。）③データ拡大画面をデータ画面に戻したい１１.２.３ データ画面の設定［２］で「Disable（不実行）」を選択して、 １ キーを押す④警報発生マーク（赤）の点滅を止めたい

警報箇所を確認して、６（ ACK ）キーを押す− 27 −

10 設定・操作の基本フローチャート
設定には、「簡易パラメータの設定」「運転画面の設定」「エンジニアリングパラメータの設定」の 3 つがあり、プログラムを開いたり、項目の設定/選択のキー操作は、基本的に同じ操作です。
電源 OＮ→運転画面

各設定画面

設定項目にカーソル移動
４ ()・ ５ (

)キー

①

１

②

２

③

３

運転画面の設定画面へ(詳細 11.２参照)

簡易パラメータ設定画面へ(詳細 11.１参照)

エンジニアリング設定画面へ (詳細 11.3 参照)

２秒

プログラムを開く
６ （ PRG ）キー

運転画面に戻す方法
１ （ EXT ）キー①1 回押す毎に 1 つ前の画面に戻る。
②運転画面に戻すまでの回数は、設定(変更)するか?

NO
設定内容の確認

アイコン １ 〜 ５ で表示。

YES
【時計の設定】YES

A

時計の設定(変更)か?

プログラムを開く
６ （ PRG ）キーNO

数値変更や文字入力か?

【数値・文字入力】
YES

設

B

定

２ (
)・ ３ ()・ ４ ()
５ ()キー（アイコンで表示）
アイコンが表示されていれば、スクロールキーで設定(変更)もできる。

NO【通常のパラメータ設定】

D設定(変更)する項目にカーソルがあるか?

YES

登

録

ENT キーNOC
カーソルの移動２ (５ ()・ ３ ()・４ ()・)キー(アイコンで表示)
YES− 28 −

同じプログラムの中に、設定(変更)する項目
があるか?

NO

エンジニアリング
パラメータの
時計変更か?

A【時計の設定】NO

簡易パラメータの時計変更

YES
プログラムを開く
６ （ PRG ）キー

Date Format の設定① ６ （ PRG ）キー② ４ ()または ５ ()
キーで、項目を設定。

登録

ENT キーTime Programmingも設定するか?

Date/Time の設定
① ２ (
)・３ (
)キーで
カーソルを移動。
② ４ (
)・５ (
)、スクロ
ールキーで年月日、時分秒を設定。
●設定(変更)した年月日、時分
秒はエンジニアリングパラメ
ータに反映する。

登

YES

NO

Time Programming の設定
① ４ (
)・５ (
)キーで設
定項目を選択。
② ６ （ PRG ）キーを押す
③ ２ (
)・３ (
)キーで設
定(変更)する桁にカーソルを
移動。
④ ４ (
)・５ (
)、スクロ
ールキーで年月日、時分秒を設定

録

ENT キー

C【数値・文字入力】

B

カーソル
数字
(記号)欄

0

数値の設定(変更)

文字(記号)入力の設定(変更)Range/Scale Set
Low
High
50,000

Unit Set

・・・・・・・・・・・・

0
6

3
9

1
2
7
8
Space

4
Clear

設定欄

・・・・・・

桁表示
5
.

すべて
「0」
になる
英・数字
(記号)欄

設定欄のカーソル移動
２ ()・ ３ ()キー

６（ PRG ）キーで、カーソルを英数字(記号)欄に出す

NO
くり返す

設定欄

カーソル
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d

o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7

桁表示
8
9
/
%
+
2
3
2
3

μ
Ω
｛
｝
.
゜
SPC
CLR

すべて
の桁の
文字が
消える

●入力する文字(記号含む)の数は、「・」で表示

設

数値・文字入力の設定
はすべて終了か?

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

定

２ (
)・ ３ ()・４ ()・５ ()、スクロール
キーで、カーソル移動し、数字・文字(記号)を選択

YES

D

登

録

ENT キー
カーソル表示の設定欄に、選択した数字・文字(記号)が入力される− 29 −

11 設 定１１.１ 簡易パラメータ(Basic Parameters)の設定

運転画面
トレンド,バーグラフ, データ,
ﾏﾙﾁ画面時設定方法

簡易パラメータ
設定画面

10 設定・操作のフローチャートを参照して下さい。

2

この設定では、エンジニアリングパラメータ設定(11.3 参照)に入らなくても、入力・演算・警報・
START

時計(年月日・時分秒)の設定(変更)と、設定内容の確認ができます。エンジニアリングパラメータにパスワード設定してあっても、この設定操作は[1]
Channel Configuration

できます。設定(変更)した値は、エンジニアリン

1

グパラメータに反映します。

6

ただし、11.3 エンジニアリングパラメータの「［16］ユーザアクセス」を設定すると、本設定プログラムを開く

5(変更)は制限されます。
[2]

注意Mathematics
演算関係の設定

入力関係の設定, 演算関係の設定, 時計の設定操
作をすると、ファイルに格納されたデータを除いて、過去のデータは全て消去されます。また、記憶中のファイルはファイル記憶を終了し、新しいファイルとして記憶を開始します。（ 14 参照）

詳細 16 17

6

5

参照
[3]

操作を禁止する場合は、11.３エンジニアリング

Alarm

パラメータ「［16］ユーザアクセス」の設定を行

警報関係の設定って下さい。

詳細 1５ 参照6

5

[4]
Date/Time
時計の設定

6

詳細 10 時計の設定参照

どの画面からでも 1 ( EXT )キーを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
運転画面に戻すまでの押す回数は、画面右下に表示されたアイコン 1 〜 5 で指示します。

− 30 −

Channel Configuration 1

Input
入力種類の設定
Input Range (L/H)
入力レンジの設定
Scale (L/H)
スケールの設定
Scale Disp (L/H)
スケール表示範囲の設定

mV.V.熱電対 測温抵抗体などを CH 毎に設定
Sample : 模擬入力 Number :レンジ番号入力(レンジ一覧表参照)
温度入力例: (K)-200〜1370℃ → 0〜1000℃
mV.Ｖ入力例 : (5V) –5〜–5V → 0〜5V
温度入力
: 設定必要なし (自動展開)
mV.Ｖ入力例 : 0〜5 → 0〜100(例)
設定範囲 : 「スケールの設定」によって自動展開
但し、設定変更は任意

Mathematics Parameters
Mathematics
演算種類の設定
Scale Disp (L/H)
表示範囲の設定
Data Dot
データ小数点の設定
Input CH
入力チャネルの設定
Parameter
演算数値パラメータの設定

Arithmetic 1: 算術演算 1, Arithmetic 2: 算術演算 2,
Square Root: 開平演算, Integration: 積算演算, Log(e):自然対数
Log(10): 常用対数 Humidity: 温湿度演算, e to the Power: 指数演算
Max: 最大, Min: 最小, Ave: 平均, Communi. in: データ通信入力
設定範囲: -9999〜99999 (小数点 3 桁まで可)
設定範囲: ０〜３
設定範囲: 01〜30 (CH)
設定範囲: -9999〜99999 (小数点 3 桁まで可)
時間間隔，時刻設定時は、時分一括設定となります。

Alarm Parameters

Types
警報種類の設定
Relay
警報出力端子№の設定
Mode
出力モードの設定
Alarm Point
警報設定値の設定

H: 上限警報, L: 下限警報, B: 差上限警報, S: 差下限警報
U: 上昇限警報, D: 下降限警報, Non: 設定無し
設定範囲: 00〜06（00：警報出力端子の指定無し）
設定範囲: OR 結線，AND 結線の選択
設定範囲: -9999〜99999(小数点 3 桁まで可)Ref. CH
比較チャンネル(差警報)の設定
Sample
サンプル回数(変化率警報)の設定

設定範囲: 01〜チャネル数(警報種類 B，S 時に設定)
設定範囲: 01〜20 (警報種類 U，D 時に設定)

Hys.
警報不感帯の設定

設定範囲: 0〜99999 (小数点３桁まで可)Date / Time

Date
年月日の設定Time
時刻の設定

設定例: 99. 03. 05 (99 年 3 月 5 日)

設定例: 09. 25. 30 (午前 9 時 25 分 30 秒)− 31 −

〈レンジ一覧表〉
入力種類
Ｋ

Ｅ

Ｊ
Ｔ
Ｒ
熱
Ｓ
Ｂ
電

Ｎ

対

WWRe0-26
WWRe5-26
PR5-20
PR20-40
Ni-NiMo
AuFe-CR
Platinel

U

L

測定レンジ
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-200
-200
-200
-200
-200
-200

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

300
600
1370
200
350
900
250
500
1200
250
400
1200
1760
1300
1760
1820
400
750
1300
2320
2320
1800
1880
290
600
1310
300
350
650
1390
250
500
600
250
500
900

レンジ番号
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
K
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃

※通信によるレンジ設定の時に使用します。

− 32 −

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

レンジの自動設定※
A0

A1

A2
A3
A4
A5
36
A6
40
41
42
43
AA
47
A9

A7

A8

入力種類

直流電圧

Pt100
測温抵抗体

旧 Pt100

JPt100
旧 Pt50
Pt-Co

測定レンジ
-13.8
-27.6
-69.0
-200
-500
-2
-5
-10
-20
-50
-140
-200
-200
-140
-200
-200
-140
-200
-200
-200
4

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

13.8
27.6
69.0
200
500
2
5
10
20
50
150
300
850
150
300
649
150
300
649
649
374

mV
mV
mV
mV
mV
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃
Ｋ

※通信によるレンジ設定の時に使用します。

− 33 −

レンジ番号

レンジの自動設定※

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
AB

AＤ

AＣ
79
80

１１.２ 運転画面の設定
運転画面の「マルチ画面」，「アラームサマリ画面」の 2 つには、設定パラメータはありません。

１１.２.１ リアルタイムトレンド(Realtime Trend)画面の設定
現在測定中のデータを、リアルタイムでトレン
ド表示している画面から、様々なモードのトレ
リアルタイムトレンド
画面

設定画面

ンド表示画面に設定(変更)ができます。
また、この設定画面から、内部メモリーのファ
イルに格納されている測定データの再生、外部1

メモリー(フロッピーディスク)に格納されている測定データの再生表示ができます。

[1]

Historical Trend
Trend Mode

トレンド画面モード切換の設定

ヒストリカルトレンド画面へ
Dual Trend

6

デュアルトレンド画面へ

5[2]

Auto/Manual

Trend Scale

オート/マニュアルの切換設定

チャートスケールの自動/手動の切換、切換周期の設定

Interval Time

6

チャネル切換周期の設定

5[3]
Trend Display
トレンド画面のチャネルスキップの設定

トレンドスキップチャネルの選択
65[4]
Trend Line
トレンド線太さの設定

トレンド線の太さ設定
65[5]Time Scale
時間軸の設定Trend1
時間軸設定

6

5
[6]
Data Display
データ表示の有/無設定

データ表示の有/無設定
6

5[7]
Message
メッセージ文の作成と実行の設定

6− 34 −

注記
リアルタイムトレンド表示時に、内蔵 RAM に格納しているデータを再生する事ができます。ただし、内蔵ＲＡＭに格納しているデータは、自動的に更新されます。本器は、ファイルを設定してから記憶（ファイルのオープン）を行わな
いと、データは保存されません。必要に応じて、内部メモリーにファイル記憶して下さい（ 14 参照）。
また、デュアルトレンドでは、内蔵ＲＡＭデータの再生はできません。
① ENT キーの 2 秒押しで、カーソルが表示されます。
②スクロールキーでカーソルを移動させて過去のトレンドを参照します。
③リアルタイムトレンドに戻す時は、ENT キーの 2 秒押しを行います。

Internal Memory
内部メモリーのファイルの再生

Historical Trend Display

External Memory

ヒストリカルトレンド画面

外部(FD)メモリーのファイルの再生

Internal Memory
内部メモリーのファイルの再生

Dual Trend Display

External Memory

デュアルトレンド画面

外部(FD)メモリーのファイルの再生

オート：Interval Time での設定値切換えマニュアル：スクロールキー操作でチャネルを切り換えます。
※アイコン表示中は、アイコンを消してから操作して下さい。
設定範囲：３，５，１０，２０，３０秒

各チャネルのトレンドの表示有/無設定
１ドット，３ドットの選択
複数の表示グループを登録してある場合は、そのグループ
表示ごとに時間軸を設定できます。設定したいグループ表
示時に時間軸を設定して下さい。
※連続入力時に、リアルタイム表示での１秒未満の設定は受け付けません。なお、データ再生時には１秒未満の設定も受け付けます。
データ表示を無にした場合、トレンド表示の時間軸が長く取れます。

内蔵ＲＡＭデータの再生中は、メッセージを付加したい時刻までカーソルを移動させて実行することにより、過去のトレンドにメッセージを記入することができます。
№を選択し
実行

Message
メッセージ No. の選択

Characters※№０は前回の実行メッセージです。
№１〜№１０は事前登録メッセージです。

− 35 −

6

メッセージ文設定

１１.２.２ バーグラフ(Bar Graph)画面の設定

現在測定中のデータのバーグラフ画面から、
バーグラフ画面

設定画面

様々な設定(変更)ができます。

1

Auto/Manual[1]

ｽｹｰﾙ表示切換のｵｰﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ設定
プログラムを開く

Graph Scale
グラフスケールの切換設定

Interval Time

6

チャネル切換周期の設定
5[2]Data Display
データ表示の有／無設定

データ表示の有/無を設定
6

１１.２.３ データ(Data Display)画面の設定

現在測定中のデータのデータ画面から、様々な
設定画面

データ画面

設定(変更)ができます。

1[1]
Data Display
データ表示チャネルの選択設定

プログラムを開く

データ表示チャネルの選択

6

5
[2]

Data Scan
データ拡大画面の実行／不実行

Auto Data Scan
データ拡大画面の設定

Interval Time

6

チャネル切換周期の設定
5[3]

日報ファイル指定で取込みが行われた場合、その表示が出ます。
Daily Report

ファイルを選択日報表示
6− 36 −

オート：Interval Time での設定値切換えマニュアル：スクロールキー操作でチャネルを切り換えます。
※アイコン表示中は、アイコンを消してから操作して下さい。
設定範囲：３，５，１０，２０，３０秒

各チャネル毎の表示の有/無設定

実行時：データ拡大画面：Multi-Point Sequential Display（ ９ 9.8 参照）

設定範囲：３，５，１０，２０，３０秒（データ拡大画面でのみ有効な設定です。）

格納されている日報ファイルを選択− 37 −

１１.２.４ ヒストリカルトレンド(Historical Trend)画面の設定「11. 2. 1 リアルタイムトレンド画面の設定」
で、作成したヒストリカルトレンド画面からス
ヒストリカルトレンド
画面

設定画面

タートします。
この画面は、過去のデータの再生トレンド画面
で、本器内部のファイルに格納されたデータの1

再生と、フロッピーディスクに格納されているデータの再生の 2 種があります。
[1]
Realtime Trend Display

Go to Realtime Trend

リアルタイムトレンド画面

リアルタイムトレンド画面へ戻す

5[2]

Time Search
Data Search
トレンドサーチ設定

プログラムを開く

時刻設定でサーチ
Condition Search6

条件設定でサーチ5[3]Trend Line
トレンド線太さの設定

トレンド線太さ設定
6

5[4]Time Scale
時間軸の設定Trend２
時間軸設定

6

5
[5]
Data Display
データ表示の有/無設定

データ表示の有/無設定
6

5[6]
Message
メッセージ文の作成と実行の設定

Message
メッセージ No.の選択

6※№０は前回の実行メッセージです。
№１〜№１０は事前登録メッセージです。

− 38 −

年月日時刻で指定すると、該当するトレンド部を表示。
カーソルのある時刻から、現在方向に向かってサーチします。過去方向にはサーチしません。※
データ値の大小で指定すると、カーソルのある時刻から新しい時刻に向かって
データをサーチ（検索）して、条件に合致した最も古いトレンド部を表示。過去方向には、サーチしません。※※ 再度過去からサーチする場合は、時間軸を圧縮してカーソルを過去に戻す必要があります。
１ドット，３ドットの選択

ヒストリカルトレンドの時間軸を設定します。選択した記憶周期（14.7 記憶周期を参照）より短い周期の設定は受け付けません。

№を選択し
実行

メッセージを付加したい時刻までカーソルを移動させて実行すること
により、過去のトレンドにメッセージを記入することができます。

Characters
メッセージ設定
6− 39 −

１１.２.５ デュアルトレンド(Dual Trend)画面の設定「11. 2. 1 リアルタイムトレンド画面の設定」
で、作成したデュアルトレンド画面からスター
デュアルトレンド
画面

設定画面

トします。
この画面は、チャート表示部を上下に 2 分割し

1て、上段にリアルタイムトレンド表示、下段にヒストリカルトレンド表示をします。

[1]
Go to Realtime Trend

Realtime Trend Display

リアルタイムトレンド表示画面へ戻す

リアルタイムトレンド画面

5[2]

Time Search
Data Search
トレンドサーチ設定

プログラムを開く

時刻設定でサーチ
Condition Search6

条件設定でサーチ5[3]Trend Line

トレンド線太さ設定

トレンド線太さの選択設定
65[4]

Trend 1
（リアルタイムトレンドの時間軸設定）

Time Scale
時間軸の設定Trend 2
6

（ヒストリカルトレンドの時間軸設定）

5[５]
Message

Message

メッセージ文の作成と実行の設定

メッセージ No.の選択

6※№０は前回の実行メッセージです。
№１〜№１０は事前登録メッセージです。

− 40 −

注記
１．デュアルトレンド画面では、リアルタイムトレンド表示で内蔵ＲＡＭに格納されているデータの再生はできません。
２．メッセージには、リアルタイムトレンド表示の現在時刻にのみ付加できます。

年月日時刻で指定すると、該当するトレンド部を表示。
カーソルのある時刻から、現在方向に向かってサーチします。過去方向にはサーチしません。※
データ値の大小で指定すると、カーソルのある時刻から新しい時刻に向かって
データをサーチ（検索）して、条件に合致した最も古いトレンド部を表示。
過去方向には、サーチしません。※※ 再度過去からサーチする場合は、時間軸を圧縮してカーソルを過去に戻す必要があります。

※連続入力仕様の Trend１の時間軸は、１秒未満の設定を受け付けません。
ヒストリカルトレンドの時間軸は、選択した記憶周期（14.7 記憶周期を参照）より短い周期の設定を受け付けません。
№を選択し
実行

Characters
メッセージ設定
6− 41 −

１１.３ エンジニアリングパラメータ(Engineering Parameters)の設定

設定方法

エンジニアリングパラメータ画面

運転画面

10 設定・操作の基本フローチャー
トを参照して下さい。

32秒
この設定は、オプションやエンジニアリング関係のパラメータ設定です。運転するのに必要なパラ

スタート

メータだけ設定して下さい。但し、★印「ファイルの設定」のパラメータは、運転に入る前に必ず設定して下さい。

パスワードの

スタート
[1]

YES

４文字の

設定したか?

入力 OK?

NO

YES

[12]
パスワード設定[２]

表示グループ設定

[1]

[13]

ガイダンス言語設定
[３]
゜
C/ ゜
F 切換設定[４]
チャネルコンフィグ
レーション 1 設定
[５]
チャネルコンフィグ
レーション 2 設定

運転画面の有/無設定[14]
トレンド画面のフォーマット設定

5[16]
ユーザアクセス設定

[2]
外部駆動の
割り当て設定Guidance Language
ガイダンス言語の設定

[18]
警報設定

[８]
時計設定

ステータス出力の割り当て設定[3]

通信関係の設定[10][20]
下位通信関係の設定

スクリーンセーバ設定
[11]

6

5

[19]

[９]
メッセージ設定

6

ファイルの設定 ★

演算設定
[７]

プログラムを開く

パスワードの設定

[15]

[17]

[６]

Password゜C/ ゜F 切換の設定
6[21]
メンテナンスの設定

5

画面の輝度調整参考
どの画面からでも 1 ( EXT )キーを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
運転画面に戻すまでの押す回数は、画面右下に表示されたアイコン 1 〜 5 で指示します。

− 42 −

NOパスワード設定について
パスワードの設定は、エンジニアリングパラメータの設定値を保護 パスワード設定してある時の画面表示するために設けた一種のキーロック機能です。パスワードを設定しPassword Checkて運転画面に戻すと、次回からエンジニアリングパラメータのプロ****

グラムはパスワードを入力しないと開かなくなります。
パスワードを解除する時は、パスワード 4 文字を入力して、パスワ
ードの解除が可能な状態にして、パスワードを解除します。
パスワードを設定しても、運転の基本パラメータである入力関係や演算関係, 警報関係, 時計は、「１１.１ 簡易パラメータ設定」で設定(変更)及び設定内容の確認ができます。これらをキーロックする
場合には、「［16］ユーザーアクセス設定」で個別にキーロックし
て下さい。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d

e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

［設定方法］ 10 項「数値・文字入力」参照
注意

パスワード入力文字は、必ずメモしておいて下さい。

Program
パスワードの設定

必ず 4 文字で設定
例 : 1 2 3 4 と入力 → * * * * (入力文字は表示しません。)
ENT

Changeパスワードの変更
Deleteパスワードの削除

キーで登録

必ず 4 文字で設定
例 :4231
YES : 削除（初期値）
NO : 削除しない

Guidance Language
English英語（初期値）Japanese
日本語①画面下に表示されるプログラムの設定内容や説明文の英語/
日本語切換え②メッセージ設定の文字(キャラクタ)を下記に切換え
英 語 設 定 : アルファベット大文字・小文字・数字・SPC・CLR
日本語設定 : 上記にカタカナ追加

Unit Selection
単位 : ゜C （初期値）

温度入力の゜C/ ゜F 単位切換え(゜C゜F に切換えると、自動的に温度換算します。)※単位及び入力レンジ, スケールは再設定して下さい。

単位 : ゜F− 43 −

Channel Configuration 1
Input
入力種類の設定[4]
Channel Configuration 1

プログラムを開く

Input Range (L/H)
入力レンジの設定
Scale (L/H)
スケールの設定
Scale Disp (L/H)
スケール表示範囲の設定

入力関係の設定
6
5

Channel Configuration 2

Unit
単位名称
Tag Name
タグ[5]
Channel Configuration 2

RJ
RJ の内部/外部の設定(熱電対のみ)

単位, タグ, RJ 等の設定
6Color
表示色の設定5

Burnout
バーンアウトの設定
Mathematics Parameters
Mathematics
演算種類の設定[6]オプション

Scale Disp（L/H）
表示範囲の設定

Mathematics

Data Dot
データ小数点の設定

演算関係の設定
6

Input CH
入力チャネルの設定

5

Parameter
演算数値パラメータの設定
Alarm Parameters
Types
警報種類の設定
Relay
警報出力端子 No.の設定
Mode
出力モードの設定

[7]
Alarm

Alarm Point
警報設定値の設定

警報関係の設定
6

Ref. CH
比較チャネル(差警報)の設定

5

Sample
サンプル回数(変化率警報)の設定
Hys.
警報不感帯の設定

参考
どの画面からでも 1 ( EXT )キーを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
運転画面に戻すまでの押す回数は、画面右下に表示されたアイコン 1 〜 5 で指示します。

− 44 −

mV.V.熱電対 測温抵抗体などを CH 毎に設定
Sample : 模擬入力 Number :レンジ番号入力(レンジ一覧表 32，33 頁参照)
温度入力例
: (K)-200〜1370℃ → 0〜1000℃
mV.V 入力例 : (5V) –5〜5V → 0〜5V
温度入力例 : 設定必要なし (自動展開)
mV.V 入力例 : 0〜5 → 0〜100
設定範囲 :「スケールの設定」によって自動展開
但し、設定変更は任意

文字・数字・記号を含め 6 字以内で作成。温度入力は、゜C に自動設定。
文字・数字・記号を含め 10 字以内で作成。
Ｉnt : 内部Red : 赤,Gray : 灰,Ext : 外部Blue : 青,Green : 緑,
Brown：茶， Purple : 紫,L.Blue : 水色,
Y.Green : 黄緑， Yellow：黄Non : 無,しUp : 上限振り切れ,

Orange : 橙,

Down : 下限振り切れ

Arithmetic 1 : 算術演算 1,
Arithmetic 2 : 算術演算 2
Square Root : 開平演算,
Integration : 積算演算,
Log(e) : 自然対数
Log(10) : 常用対数, Humidity : 温湿度演算,
e to the Power : 指数演算
Max：最大， Min：最小， Ave：平均， Communi. in : データ通信入力,
設定範囲 : -9999 〜 99999（小数点３桁まで可）Non : 無し
詳細は
18 , 19

設定範囲 : ０ 〜 ３

参照

設定範囲 : 01 〜 30(CH)
設定範囲 : -9999 〜 99999（小数点３桁まで可）
時間間隔，時刻設定時は、時分一括設定となります。
H : 上限警報,
L : 下限警報,
B : 差上限警報,
S : 差下限警報,
U : 上昇限警報,
D : 下降限警報,
Non : 設定無し
設定範囲 : 00 〜 ０６
設定範囲：OR 結線，AND 結線の選択

詳細は
15 参照

設定範囲 : -9999 〜 99999
設定範囲 : 01 〜 チャネル数 (警報種類 B, S 時に設定))
設定範囲 : 01 〜 20（警報種類Ｕ，Ｄ時に設定）
設定範囲 : 0〜 99999 （小数点３桁まで可）− 45 −

Time Setting
Date Format
年月日フォーマットの設定[8]Time Programming

Date / Time and Format

年月日/時刻の設定

時計の設定
6

Daylight Saving

5

サマータイムの選択[9]Message

Message

メッセージの設定

メッセージ No.の選択
6

5
[10]
Screen Saver

Screen Saver

スクリーンセーバの設定

スクリーンセーバ時間設定
6

5
[1１]
Brightness

Brightness

画面の輝度調整

画面の輝度№設定
6

5
[12]
[11]

Group Display ProgrammingGroup Display①グループ毎の表示／不表示の設定

チャネル表示のグループ分け設定②表示グループにチャネルを登録

6
5
[1３]

運転画面

Screen有/無の設定(トレンド・バーグラフ・データ・

運転画面のスキップ設定

マルチ・アラーム)

6
5

参考
どの画面からでも 1 ( EXT )キーを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
運転画面に戻すまでの押す回数は、画面右下に表示されたアイコン 1 〜 5 で指示します。

− 46 −

YY / MM / DD : 年月日.

MM / DD / YY : 月日年.

設定例 : 99. 03. 05 (99 年 3 月 5 日)
設定例 : 09. 25. 30 (午前 9 時 25 分 30 秒)

DD / MM / YY : 日月年

11.1 簡易パラメータ設定［４］でも設定できます。

ＹＥＳ：時刻を１時間進ませます。（サマータイム）
ＮＯ：通常時間

Characters
メッセージの作成と登録

文字, 数字，記号を含め 30 字以内で作成(例) デンゲン ON, デンゲン OFF 等（メッセージ表示の実行は、運転画面 11.2.1，
11.2.4，11.2.5 を参照）

画面(LCD)劣化防止の設定。
設定範囲 : 0〜60 分 (0 : スクリーンセーバ無し)
キー操作を設定時間行わないと、画面表示を消した後に、「Screen Saver」の文字が流れます。
(画面の復帰は、いずれかのキーを押します。ただし、キー操作を設定時間行わないと、再びスクリーンセーバを実行します。)

設定範囲：１〜９（初期値８）

数値を小さくすると暗くなります。

①ディスプレイ表示のグループ No.1〜No.5 に個別に YES / NO を設定します。
YES : カーソル表示のグループが有効(表示)NO : カーソル表示のグループが無効(表示無し)②各グループに 01〜30 チャネルを登録（重複設定可能）
レンジ設定されていないチャネルや演算結果として未使用のチャネルは、登録されていても表示されません。
YES : 表示有り
NO : 表示無し− 47 −

Chart Format
時間軸の繰出し方向の設定[1４]

Record Format

Trend Display Format

表示フォーマット

トレンド画面のフォーマット
6

Back Color5

背景色の選択

トレンドの背景色を選択。
●黒，白の選択。

− 48 −

Vertical
縦繰り出し(標準)Horizontal
横繰り出し
縦繰り出し

横繰り出し

Standard

Zero / Span

標準

折れ点スケール

Spread1st(%) / 2nd(%)

部分圧縮 / 拡大表示

折れ点パーセント1st Data / 2nd Data
折れ点データ

測定範囲-100

部分圧縮・拡大について

600

800

1200

-200
1370
トレンドの特定範囲を、圧縮したり
圧縮
拡大
圧縮
拡大して表示することができます。 表示範囲
①チャネルごとに設定できます。
③⑤②表示範囲は、「スケール表示範囲」 表示位置 0％
100％
80％
20％
の設定値に関係なく、任意に設定（第2折点）（第１折点）
できます。
① ④
②
⑥
③折点は、１折点または２折点で設定できます。
-100 600
800 1200・折点を設定しないチャネルは、標は、設定する点で、①〜⑥は設定順序です。
準で表示されます。
１折点の場合には、第２折点の設定をクリア（CLR）します。

Zone

Zone

並列目盛表示所属ゾーン

並列目盛についてトレンド表示を２つのゾーンに分け、どちらのゾーンで表示するかが選択できます。トレンドが重なってしまうような場合に、効果があります。
①チャネルごとに所属ゾーンを選択できます。
②各ゾーンの表示範囲は、「スケール表示範囲」で設定した表示範囲になります。

− 49 −

第 1 エリア第２エリア

Display
ディスプレイファイル

最大８文字で設定
File Name[1５]

ファイル名の設定
File

ファイル関係の設定

File Type

Event

ファイル種類の設定

イベントファイル

6
Memory Div

5

メモリー分割設定

メモリー容量は、1.25 メガバイトで、これを 20
ブロックの記憶領域に分割して、A，B，C，D，Ｅの５個のファイルに割り当てて使用します。
［例］
ﾌｧｲﾙＡ：Display File
15 ﾌﾞﾛｯｸ
ﾌｧｲﾙＢ：Event File
3 ﾌﾞﾛｯｸ 計20ﾌﾞﾛｯｸ
ﾌｧｲﾙＣ：Daily Report File2 ﾌﾞﾛｯｸ
Ｄ，Ｅﾌｧｲﾙは使用しない
詳細は 14 を参照

Daily Report
日報ファイル※日報ファイルの指定は
1 ファイルのみとなり
ます。

Clear
無し

参考
どの画面からでも 1 ( E XT )キーを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
運転画面に戻すまでの押す回数は、画面右下に表示されたアイコン 1 〜 5 で指示します。

− 50 −

Interval Time

Display File

IntervalTime5sec

記憶周期の選択
Trigger
ファイル記憶の開始／終了の設定

Start
TriggerKey

End
TriggerKey

初期値

ファイル記憶の開始／終了

記憶周期
Start

秒：０.１,０.２,０.５,１,２,３,5,10,15,20,30sec
分：1,2,3,5,10,15,20,30,60min
ただし、中速入力仕様は１秒以上，標準入力仕様は５秒以上。

Interval Time
記憶周期の選択
Trigger
ファイル記憶の開始／終了の設定
Channel
チャネル登録CH / Trigger

End

①Key
①Key
(キー操作)(キー操作)②Ext(Trigger)②Ext(Trigger)
外部接点(トリガー)
外部接点(トリガー)（外部接点№１〜４） （外部接点№１〜４）③Ext(ON/OFF)③Ext(ON/OFF)
外部接点(状態変更)
外部接点(状態変更)（外部接点№１〜４） （外部接点№１〜４）
④Time
④Time
(時刻設定)(時刻設定またはキー操作)⑤Alarm
警報出力№１〜６⑤Key(キー操作)⑥Key(Pre.Trigger)
１〜100％(キー操作)⑥Key(キー操作)⑦Ext(Pre Trigger)
１〜100％(外部接点№１〜４)⑦Ext(Trigger)
外部接点(トリガー)（外部接点№１〜４）⑧Alarm(Pre Trigger)⑧Key
１〜100％(キー操作)(警報出力№１〜６)

Parameter（注意）
上記の設定に関わらず、メモリー操作によって記憶の終了ができます。

パラメータ設定

詳細は、14.８ファイル記憶の開始／終了参照

チャネル/ファイル記憶の開始/終了

Report Time
日報設定時間※②，③，⑦は、外部駆動（オプション）付仕様のみ設定可能。

日報ファイル（オプション）付仕様のみ設定可能。

− 51 −

設定・操作の制限[1６]①「11.1 簡易パラメータの設定」:

入力関係の設定
警報関係の設定

User Access Function

時計の設定

ユーザアクセス設定
6②「11.2.1[7] Ｍessage」：実行③「 13 メモリー操作」

5[1７]オプション
External Input Allocation

External Input

外部駆動入力の割り当てを設定

外部駆動の入力端子№1〜4 の割り当て
6

5
[1８]
Status Output Allocation
5
ステータス出力のStatusステータス出力の設定

割り当てを設定

6Mode
通信モードの設定

5

Bit Rate(bps)[1９]オプション

伝送速度の設定
Communications 1

Character

上位通信関係の設定

通信キャラクタの設定

6

Address
5

機器アドレスの設定
Port
通信ポートの設定

参考
どの画面からでも 1 ( EXT )キーを押すと、1 つ前の画面に戻ります。
運転画面に戻すまでの押す回数は、画面右下に表示されたアイコン 1 〜 5 で指示します。

− 52 −

YES：設定（変更）の制限をしない。
ＮＯ：設定（変更）の制限をする。（確認はできる）※入力関係の設定を制限した場合、演算関係の設定も制限されます。

参照
16

フェイル出力を警報出力端子№に設定
メモリーステータス出力を警報出力端子№に設定（ファイル記憶の残容量が約１０％になると出力されます。ファイル毎に設定可能。）※警報出力（オプション）付仕様のみ設定可能。警報出力とＯＲで出力されます。
Communication Programming : RS485
Mode
RTU

Bit Rate
9600

Character
8N1

Address
01

Port
COM
工場出荷時

通信モード

通信ポート

ＲＴＵ／ＡＳＣＩＩ切換

ＣＯＭ：上位通信ポート
ＥＮＧ：エンジニアリングポート

伝送速度
９６００／１９２００ bps 切換

機器アドレス（機器番号）
通信キャラクタ

ｺｰﾄﾞ
7E1
7E2
701
702
8N1
8N2
8E1
8E2
801
802

ｷｬﾗｸﾀ長ﾊﾟﾘﾃｨ

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

１
Even
(偶数)
２
１
Odd
(奇数)
２
１
Non
(無し)
２
１
Even
８
(偶数)
２
ビット
１
Odd
２
(奇数)
※ＲＴＵモードは、８ビットのみ
７
ビット− 53 −

通信種類

RS-232C
RS-422A
RS-485

表示無し

01〜31

Instrument
下位通信機器(記録計/調節計)の選択
接続記録計の入力点数の設定
Com Ｍode
通信モードの設定[２０]

Bit Rate（bps）

Communications 2

伝送速度の設定

下位通信機器関係の設定
6

Character
通信キャラクタの設定

5

IN / OUT
入・出力モードInterval
データ収集周期の設定
Connection Check
登録機器との通信確認

Calibration
目盛調整
[2１]
Maintenance Mode

Memory Clear

メンテナンスの設定

メモリーのクリア
6

4

Hardware Check
ハードチェック− 54 −

Kind
記録計・調節計の選択
Point(Rec.)
記録計の入力点数の設定

ＲＴＵ／ＡＳＣＩＩ切換

9600 / 19200bps 切換

7E1. 7E2. 701. 702. 8E1. 8E2. 801. 802. 8N1. 8N2

ＩＮ / ＯＵＴ（ＩＮ固定）
設定範囲 : 1〜60 秒
Connection Check
通信チェック機器の指定

01〜05，All : 登録機器と通信チェックを実施

Response
通信チェックの結果表示

Zero / Span
ゼロ / スパン調整
Shift

Parameters

シフト調整

設定パラメータのクリア
Calibration Data
目盛調整データのクリア
Data Stored
内蔵ＲＡＭのクリア
Clock
時計のクリアKey Check
キーチェック
Display Check
表示チェックFDD Check
FDD チェック
Alarm Output
警報出力チェック
External Input
外部駆動入力チェック
Communications
通信チェック− 55 −

12 パラメータのコピー機能
指定チャネル設定パラメータを、他のチャネルにコピーできます。この機能を使用すると、コピー元のチャネルに設定してあるパラメータ(数値や項目、メッセージ等)をコピー先の複数のチャンネルにコピーでき、設定・操作を省くことができます。尚、メッセージのコピーは、CH.No.表示ではなく、No.の設定で、コピー元・コ
ピー先を設定します。

１２.１ パラメータコピーの設定例
チャネルコンフィグレーション 1 の「CH.01」に設定したパラメータを「CH.02」「CH.03」「CH.04」にコピー
コピー後

コピー前
CH Input

コピー元

01

K

Channel Configration
Input (L) Scale (L)Range (H)(H)
-200.0-200.01370.01370.0Scale (L)Disp
(H)-200.01370.0

コピー先

CH Input
01

K

02

K

03

K

04

K

Channel Configration
Input (L) Scale (L)Range (H)(H)
-200.0-200.01370.01370.0-200.0-200.01370.01370.0-200.0-200.01370.01370.0-200.0-200.01370.01370.0Scale (L)Disp
(H)-200.01370.0-200.01370.0-200.01370.0-200.01370.005
06

カーソル位置 1(一括コピー)※

カーソル位置 2(個別コピー)

カーソル位置 1 : この欄にカーソルを移動させ、コピー設定すると、パラメータを一括コピーできます。
カーソル位置 2 : この欄にカーソルを移動させ、コピー設定すると、カーソル位置のパラメータだけをコピーすることができます。
※レンジの欄でコピー設定すると、スケール設定，スケール表示範囲の設定もコピーされます。

１２.２ コピー機能の設定・操作方法①コピー元(CH.01)のパラメータに、カーソルを移動させます。
② ENT キーを押すと、下記の表示画面が出て、コピー元のチャネル「01」にカーソルが出ます。
Copy[Ⅰ]To[Ⅱ][Ⅰ] 01 02 03 04 05 06[Ⅱ] 01 02 03 04 05 06
Copy

コピー元 CH.No 欄
コピー先 CH.No 欄
コピーの実行③ ENT キーを押すと、「01」が赤色に変わり、コピー元チャネルが確定します。
④ ５ ()キーでコピー先 CH.No 欄にカーソルを出します。

⑤ ２ (

)・3 (

)キーで「02」を選択し、ENT キーを押します。(「02」が赤色に変わり確定)⑥「03」「04」も⑤と同じ操作で設定します。 (「03」「０４」が赤色になっていれば確定)⑦ ５ ()キーで「Copy」にカーソルを移動させ、ENT キーを押します。

以上でコピーの設定例は終了です。
※チャネルを確定しても再度 ENT キーを押すと、選択状態になります。

− 56 −

コピーができるパラメータ
パラメータ

プログラム(項目)●入力種類●入力レンジ●スケール● スケール表示範囲※１．入力種類をコピーすると、他のパラメータも一括してコピーされます。また、「単位」，「ＲＪ」の設定もコピーされます。
※２．レンジをコピーすると、スケール設定，ス
ケール表示設定もコピーされます。
※３．他のパラメータは、個別コピー可能です。

Channel Configuration 1
入力関係の設定●１１.３エンジニアリングパラメータの設定［４］●１１.１簡易パラメータの設定［１］Channel Configuration 2
単位、タグ、RJ 等の設定
●１１.３エンジニアリングパラメータの設定［５］Mathematics
演算関係の設定●１１.３エンジニアリングパラメータの設定［６］●１１.１簡易パラメータの設定［２］Alarm
警報関係の設定●１１.３エンジニアリングパラメータの設定［７］●１１.１簡易パラメータ設定［３］Message
メッセージ設定●11.３エンジニアリングパラメータの設定［９］●11.２運転表示画面の設定

※［

●単位

●タグ

●RJ

● バーンアウト※個別コピーのみ可能で、一括コピーはできませ
ん。
●演算種類

●表示範囲

●データ小数点●入力チャネル●演算数値パラメータ※表示範囲は個別コピーが可能ですが、他は一括
コピーのみです。

●警報種類

●警報数

●警報設定値●出力モード●比較チャンネル(差警報)●サンプル回数(変化率警報)●警報不感帯※どの項目をコピーしても、他のパラメータも一括してコピーされます。

●メッセージ

］内の数字は、それぞれの各パラメータ No.を表わしています。

− 57 −

13 メモリー操作
アイコン

にカー

ソルを移動させ、ENT キー２秒押す

この設定画面は、「11.3 エンジニアリングパラメータの設定」の「[15] ファイルの設定」で設定した様々な条件で、測定データを内部メモリーに格納できます。
また、内部メモリーに格納した測定データや、設定情報をフロッピーディスクに格納でき、格納された測定データは、「11.２.1 リアルタイムトレンド画面の設定」の「［1］トレンド画面モード」で External Memory

を選択すると再生ができます。
スタート[1]
MEM : Start / End
内部メモリー格納の操作

プログラムを開く

内部メモリーへデータ格納の開始 / 終了

6

5[2]
MEM : Directory
内部メモリー内容表示の操作

内部メモリーのファイル内容の表示
65[3]
MEM : Init. Memory
内部メモリー初期化の操作

内部メモリーを初期化
65[4]
DISK : Data Save

内部メモリーの全データをフロッピー

フロッピーディスクへ
データ格納の操作

ディスクに格納65[5]
フロッピーディスクのファイル内容
DISK : Directory

を表示

フロッピーディスクの読み出しの操作

6
設定情報ファイルをフロッピーディ
スクから読み出し

5[6]
DISK : Format
フロッピーディスク初期化の操作

フロッピーディスクを初期化
6− 58 −

プログラム名プログラム名と操作

内部メモリー

MEM : Start / End
内部メモリー格納の操作

ファイルへのデータ格納のトリガ条件を［Key］と指定した場合は、ファイルの［オープン／クローズ］の操作を行います。
その他のトリガ条件の場合も、クローズ操作できます。
オープン：ファイルの動作（書き込み）状態
クローズ：書き込み終了、または何もしていない状態

MEM : Directory
内部メモリー内容表示の操作

ファイル種類を設定し ６ キー（ PRG ）を押すことにより、各ファイルの詳細が表示されます。
［Display File］［Event File］［Daily Report File］のメモリー使用状況、及び概略の残り容量の使用可能時間を表示します。ただし、５分以上の停電が発生した場合や設定変更によりファイルが新規に作られると、設定情報が付加されるため、使用可能時間が変化しますので注意が必要です。

MEM : Init. Memory
内部メモリー初期化の操作

内部メモリーを初期化します。オープン中のファイルがある場合は、エラーメッセージを表示しますので、全てのファイルをクローズしてから行って下さい。
ENT キー（ SAVE ）により、全てのファイルをフロッピーディスクに格DISK : Data Save
フロッピーディスクへ
データ格納の操作納します。SAVE を行う場合は、全てのファイルをクローズしてから行って下さい。オープン中のファイルがある場合は、エラーメッセージを表示します。処理時間はデータの容量により異なりますが、約１０分前後です。
また、上書き処理を行いますので、フロッピーディスクの即存のデータを確認してから SAVE して下さい。

外部メモリーDISK : Directory
フロッピーディスクの読み出しの操作

フロッピーディスクに格納されているファイルの内容を表示します。
また、ENT キー（ LOAD ）により設定情報を読み込めます。
フロッピーディスクからパラメータ設定を行うと、ファイルは初期化されます。

DISK : Format
フロッピーディスク
初期化の操作

フロッピーディスクは、1.44MB MS-DOS フォーマットで、3.5 形 2HDタイプを使用します。フォーマットには、約２分かかります。フォーマット実行中もデータ取り込みは継続しています。
（MS-DOS は、マイクロソ
フト社の商標登録）

注意フロッピーディスクにアクセス中は、フロッピーディスクを抜かないで下さい。アクセス中は、LED が点滅し、［Please Wait…］の表示を行います。

イジェクトボタン
フロッピーディスクを取り出す
時に押します。

フロッピーディスク運転表示ランプ
緑色(LED)ランプ :点滅時・・・読み込み/書き込み中です。
消灯時・・・読み込み/書き込み終了です。

フロッピーディスクドライブ
3.5 形フロッピーディスクの挿入口です。
(2HD 1.44MB MS-DOS フォーマット)− 59 −

14 ファイルの設定
本器で測定，演算したデータを内部メモリーに、ファイルとして記憶できます。記憶したデータは「ヒストリカルトレンド」や「デュアルトレンド」でデータ再生ができます。内部メモリーのファイルは、最大５ファイルまで設定でき、ファイル毎にデータ記憶周期や格納チャネルを設定、記憶開始・終了する条件も選択できます。この内部メモリーのファイルは、フロッピーディスクにコピーし、別売の「パラメータ設定ソフト ＰＡ
ＳＳ 」を使用して、市販のアプリケーションソフト（Ｅｘｃｅｌ，Ｌｏｔｕｓ１−２−３等）で利用できるよ
うにデータ変換できます。本器でのデータ再生も可能です。
また、パラメータ設定情報を格納した「パラメータ設定情報ファイル」，警報の発生／解除関連情報を格納した「警報ファイル」，メッセージ表示情報を格納した「メッセージファイル」を自動的に作成します。これらは内部メモリーのファイルをフロッピーディスクにコピーする時に、データファイルと同時にコピーされます。設定ファイルを使用して、GR-1００シリーズのセットアップを行うことができます。「警報ファイル」，「メッセージファイル」はデータ変換後、市販のアプリケーションソフトで利用することができます。

１４.１ ファイルの種類
Display File
データファイル

Event File
Daily Report File

ファイルの種類

警報ファイル

Alarm File

メッセージファイル

Message File

パラメータ設定情報ファイル

Setting File

（自動作成）

１４.２ データファイルの内容
Display File

表示登録された全てのチャネルデ−タを、指定周期で記憶します。

Event File

選択設定されたチャネルのデ−タだけを指定周期で記憶します。
表示，演算（警報等）は必要だが、記憶の必要が無いチャネルがある場合は「Event File」
を指定して下さい。このファイルを、ヒストリカルトレンドで再生した場合、選択設
定されていないチャネルの表示は行われません。

Daily Report File
（オプション）

設定した時刻間および、１日の最大値，最小値，平均値を記憶します。時刻の指定は最大２４点行えます。例えば、１日２４時間記憶時には１時間毎のデ−タ、１日８時
間記憶時は２０分毎のデ−タが記憶できます。
日報作成は選択設定したチャネルのみ行いますので、必要なデ−タのみの日報が作成でき、再生はデ−タ画面で行います。

− 60 −

１４.３ 各ファイルの記憶情報内容
ファイル名記 憶 情 報 内 容Display File

記憶開始時刻（ファイル書き込み時刻）、記憶終了時刻（ファイル書き込み終了時刻）、
記憶開始／終了条件
デ−タ記憶周期、取込チャネル、取込デ−タ（バイナリ−２バイト）

Event File
Daily ReportFile

記憶開始時刻（ファイル書き込み時刻）、記憶終了時刻（ファイル書き込み終了時刻）、
記憶データ種類
デ−タ記憶時刻、各デ−タ（バイナリ−２バイト）

Alarm File

警報発生／解除時刻、発生チャネル、警報種類、警報レベル（最大２００デ−タ）

Message File

メッセージ表示時刻、メッセ−ジ内容（最大２００デ−タ）*

Setting File

全パラメータ設定情報（設定変更時に更新されます）*メッセ−ジはヒストリカルトレンドでも書き込めますので、解析または運転条件の書込み等に使用できます。

１４.４ デ−タの記憶（データの記憶領域割り当て）
データファイルの容量は１．２５メガバイトで、これを２０ブロックの記憶領域に分割されます。GR-1００シ
リーズでは、同時に５つのファイル（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）を登録できますが、合計の記憶容量が決まっていますので、２０の記憶領域を割り当てて使用します。
（割り当て例１）

ファイルＡ：Display File
ファイルＢ：Event File
ファイルＣ：Daily Report File
ファイルＤ、Ｅは使用しない。

１５ブロック 計 ２ ０ ブ ロ ッ ク
３ブロック
を割り当て
２ブロック

（割り当て例２）

ファイルＡ：Display File
ファイルＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅは使用しない。

２０ブロック

注記
１．ファイル書き込みの実行後は、ブロック割り当ての変更はできません。変更する場合は、フロッピ−ディスクに一旦デ−タを格納し、内部メモリ−を初期化してから変更して下さい。
２．割り当てられたメモリー容量の９０％を記憶した時点で接点出力を行う事ができます。
（ステ−タス出力結線：警報出力オプション時出力可能）
３．各ファイルのメモリー使用量は、運転画面の左上に表示します。

− 61 −

１４.５ 設定ファイル数設定できるファイル数は『最大５ファイル』で、同時記憶も可能です。各ファイルのファイル名，ファイル種
別，記憶チャネル，記憶周期，記憶の開始／終了条件，記憶容量は個別に設定できます。
ただし、Daily Report File（日報ファイル）は１ファイルしか設定できません。

注記
１．ファイルの追加設定は５ファイルまで随時可能です。
２．ファイル記憶が実行されると、ファイルの記憶条件の変更，ファイルの削除はできません。ただし、設定したファイルの記憶チャネルのパラメータ変更は可能です。
３．ファイル記憶の終了したファイルの削除やファイル記憶を終了させて、ファイル名を変更・削除によって新規ファイルを作成することはできません。
４．ファイルの記憶条件変更や新規ファイルの追加ができない状態で、これを実施する為には、内部メモ
リーの初期化が必要です。内部メモリーの初期化を実行すると、記憶データはすべて失われてしまいますので、必要に応じてフロッピーディスクへのデータの格納をおこなってください（13 メモリー操作参照）。

１４.６ ファイル名
ファイル名は、『最大８文字』まで任意に設定できます。ファイル記憶の開始／終了や停電処理等によって拡張子を付与します。

１４.７ 記憶周期（Interval Time）
記憶周期は、下記から選択します。
●記憶周期：

秒

０.１，０.２，０.５，１，２，３，５，１０，１５，２０，３０秒（ただし、間欠入力仕様は５秒以上）分

１，２，３，５，１０，１５，２０，３０，６０分

１４.８ ファイル記憶の開始／終了
１４.８.１ 開始／終了条件の種類
ファイル記憶の開始／終了条件をファイル毎に設定できます。設定内容は下記の通りです。
ファイル記憶の開始／終了条件

開始条件の画面表示

終了条件の画面表示① キー操作KeyKey② 外部接点（トリガー）

Ext(Trigger)

Ext(Trigger)③ 外部接点（状態変更）

Ext(ON/OFF)

Ext(ON/OFF)

④ 時刻

Time

Time

⑤ 警報発生AlarmKey⑥ キー操作 プリトリガー有り

Key(Pre-Trig)

Key⑦ 外部接点（トリガー）プリトリガー有り

Ext(Pre-Trig)

Ext(Trigger)⑧ 警報発生 プリトリガー有り

Alm(Pre-Trig)

Key− 62 −

１４.８.２ 開始／終了条件の内容
それぞれの開始／終了条件の内容は、次の通りです。
①キー操作：運転画面のメモリー操作によってファイル記憶の開始／終了を行います。
②外部接点（トリガー）：外部接点のＯＦＦ(開放)からＯＮ(短絡)への変化によって、ファイル記憶の開始／終了を行います。外部接点のＯＮ(短絡)への立ち上がり変化がある度にファイル記憶の開始，終了を交互に行います。
③外部接点（状態変更）：外部接点の状態によってファイル記憶の開始／終了を行います。外部接点がＯＮ(短絡)になつた時にファイル記憶を開始し、ＯＮになっている間、ファイル記憶を継続し、外部接点がＯＦＦ(開放)になった時点で、ファイル記憶を終了します。
④時
刻：設定された開始時刻にファイル記憶を開始します。ファイル記憶の終了は、終了時刻
によるかキー操作によって終了するかを選択できます。キー操作によってファイル記
憶の終了を行う場合は、終了時刻の設定を「９９：００」とします。
⑤警報発生：警報の発生時にファイル記憶を開始することができます。警報出力リレー番号を指定します。ファイル記憶の終了は、キー操作によって行います。
⑥〜⑧プリトリガー ：①，②，⑤項でファイル記憶の開始を行った場合に、記憶開始以前のデータをファイルに格納することができます。格納可能な記憶開始以前の最大のデータ量は次式で決定し、格納する量を１〜１００％で設定します。設定画面では格納可能な記憶開始以前の最大のデータ量を記憶時間で表示します。（14.12 項参照）
＜プリトリガ１００％の記憶時間＞
プリトリガ時間＝測定周期×プリトリガ測定回数
測定周期…間欠入力形：５秒，連続入力形：０.１秒
プリトリガ測定回数＝３２７６８÷（データのチャネル数＋２）
データのチャネル数：測定チャネル数＋演算設定チャネル数

注記１．④を除き、ファイル記憶の開始条件を設定すると、終了条件は自動的に決定されます。
２．②，③，⑦は外部駆動（オプション）の付加仕様計器のみ設定できます。
３．②，③，⑦の外部駆動端子指定は「積算演算リセット」，「メッセージ番号指定表示」と重複して設定できます。
４．ファイル記憶開始後に、設定したデータ記憶容量をすべて記憶すると、自動的に終了します。
５．開始／終了条件に関わらず、運転画面のメモリー操作でファイル記憶の終了を操作できます。
６．日報ファイル（オプション）については 17
18 をご参照ください。

１４.９ ファイルの確認
内部メモリーに記憶されたファイルは「メモリー操作」によって、確認できます（13 メモリー操作参照）。
確認できる内容は、ファイル名，記憶開始年月日時分，記憶終了年月日時分です。ファイルに記憶されたデー
タは「ヒストリカルトレンド」，「デュアルトレンド」で再生できます。

１４.１０ フロッピーディスクへの格納
内部メモリーに記憶されたファイルは「メモリー操作」によって、フロッピーディスクに格納できます（13 メモリー操作参照）。

注記
１．内部メモリーのファイルを、一括してフロッピーディスクへ格納します。特定のファイルを選択しての格納はできません。
２．フロッピーディスクの初期化も「メモリー操作」でおこなえます。

− 63 −

１４.１１ フロッピーディスクによるセットアップ
フロッピーディスクから、パラメータ設定情報を読み込んで、セットアップを行う事ができます。
本器はすべての設定情報を格納した「設定ファイル」を自動的に作成します。フロッピーディスクへの格納を行うと、他のファイルと一緒に自動的に格納されます。このフロッピーディスクを使用して、「 13 メモリー操作」によってセットアップを行います。

注記
１．本器では、設定ファイルだけをフロッピーディスクに格納することができません。
２．フロッピーディスクには、設定ファイルを１ファイルしか格納できません。

１４.１２ 内蔵ＲＡＭ容量
内蔵ＲＡＭ容量は６４Ｋバイトで、格納データは２バイト／データのため、３２７６８デ−タ（＝１０２４×
６４÷２）の格納ができます。格納は取り込み周期毎に行います。格納可能な時間は次式で算出されます。
格納可能時間＝３２７６８×取込周期÷（チャネル数＋２）（例）●間欠入力仕様（取り込み周期 ５秒）で６チャネルの場合
３２７６８×５秒÷８＝２０４８０秒（約３４０分＝５時間４０分）●連続入力仕様（取り込み周期 約０.１秒）で４チャネルの場合
３２７６８×０.１秒÷６＝５４６秒（約９分）
演算（オプション）等で使用チャネル数が増すと、格納可能な時間は減少します。
リアルタイムトレンド画面は、この内蔵ＲＡＭのデータを使用して表示しています。従ってファイルとして記
憶しない場合は上記の時間分のデ−タのみ参照できます。また、プリトリガ機能を使用する場合も、内蔵ＲＡ
Ｍのデ−タを使用しますので、上記の時間までトリガ入力前のデ−タとして取り込めます。

１４.１３ 電源ＯＮ／ＯＦＦ時の処理
ファイルをオ−プン中に停電した場合、復電までの時間が５分以内であれば停電時間に相当するデ−タとして「停電データ」を挿入します。従って、５分以内の停電の場合はファイルがクロ−ズされず継続します。停電
時間が５分を超えた場合は停電前の実行ファイルは終了し、新しいファイルとして記憶を開始します。
５分を超えた場合は、内蔵ＲＡＭのデータが初期化されます。

− 64 −

15 警報設定(警報出力はオプション)
警報の仕様(警報種類, 警報値など)を警報点(チャネル, レベル)ごとに設定できます。警報仕様を設定すると警報発生マークを表示し、発生・解除の表示も行います。警報出力は警報出力付(オプション)のみです。
設定値 : 0〜99999(小数点含６桁)

１５.１ 警報仕様の設定項目(単位は、測定単位です。)

各チャネルに、4 レベル(Level)まで設定できます。
①Type 警報種類の設定

１５.２ 変化率警報について
変化率警報

絶対値

Ｈ : 上限警報

Ｌ : 下限警報

変化率

Ｕ : 上昇限警報

Ｄ : 下降限警報

差

Ｂ : 差上限警報

Ｓ : 差下限警報

上昇限警報 : 単位時間(Δt)当りのプラス変化幅(PV2-PV1)が警報値より大きい
下降限警報 : 単位時間(Δt) 当りのマイナス変化幅

上記の 6 種類から各警報点ごとに選択できます。

(PV2-PV1)が警報値より大きい＋

Ｎon : 未設定

U の警報値U

変化幅②Relay 警報出力端子 No.の設定(オプション)
警報出力(オプション)の付加にかかわらず、設定で

−

きます。

Δt

0
D
Ｄの警報値※
上昇限警報発生 下降限警報発生

警報出力 No.00〜06 を設定します。ただし、警報
出力付は 00 を設定しますと、出力が出ません。（警報演算／判定は行います。）

単位時間(Δt)=測定周期(約 5 秒)×測定回数(1〜20)※下降限警報(Ｄ)の警報値には、マイナス(−)は付けません。

③Mode 警報出力モードの設定
O

R : 1 つの警報出力端子に数個の警報リレーが接続され、その内の 1 つが警報状態になった時に警報を発信。

１５.３ 差警報について
差警報

AND : 1 つの警報出力端子に設定している警報の全部が警報状態になった時に警報を発信。

(差上限警報)絶対値 : 6 桁(小数点含)以内で設定

測定値の差
(絶対値)

変化率 : 6 桁(小数点含)以内で設定

測定値の差
(絶対値)

警報値

警報値

④Alarm Point 警報値の設定

差(差下限警報)U の計警報値

警報発生: 6 桁(小数点含)以内で設定

警報発生

Ref・CH(基準チャネル)の値と測定値との差警報値を設定する

測定値の差(絶対値)≧警報値の時、差上限警報発生
測定値の差(絶対値)≦警報値の時、差下限警報発生⑤Ref・CH 基準チャネル No. の設定(差警報のみに設定)

１５.４ 警報不感帯について
警報不感帯⑥Sample Count サンプル回数の設定
下限警報(変化率警報のみに設定)
設定値 : 01〜20(初期値 01)

ON
(発生)

⑦Hys. 警報不感帯の設定
すべての警報種類に設定します。

MIN− 65 −

上限警報

不感帯

不感帯
OFF
(解除)

MAX

OFF
(解除)

MIN

ON
(発生)
MAX

16 外部駆動の設定(オプション)
外部駆動(オプション)付の計器は、外部駆動端子の接点信号で、下記の運転操作を行うことができます。

１６.１ 外部駆動による運転操作の種類
外部駆動名

運転操作内容File Drive[ﾌｧｲﾙ記憶の開始/終了]
内部ﾒﾓﾘｰのﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの開始/終了

Integration
Reset［積算演算リセット］
積算演算（オプション）の開始やリセットを実行

Message［メッセージ番号指定表示］
設定したメッセージ表示を実行
メッセージ表示文字の設定 :「11.3 エンジニアリング
パラメータの設定[9]」１６.２ 外部接点入力の割り当て設定

外部駆動端子

外部駆動端子EX1 EX2 EX3 EX4COM●結線 : 「5.6 外部駆動端子の結線」を参照

外部駆動端子の EX1, EX2, EX3, EX4 の 4 端子とCOM 端子で、計 4 組の接点信号が用意され、それぞれの接点信号に「File Drive」「Integration Reset」「Message」の 3 つのプログラムを自由に割り当て設定ができます。
●設定 : 「11.3 エンジニアリングパラメータの設定[1７]」を参照※ ファイル記憶の開始/終了の割り当ては、
ファイル設定「11.3 エンジニアリングパラメ

注意■端子に与える接点信号
外部駆動端子に与える接点信号は、電圧レベル
30VAC または 60V DC 以下で駆動するスイッチ, リレーなどや手動で駆動する微少負荷対応の接点を使用して下さい。
また、ＯＮ／ＯＦＦの時間幅は、１秒以上にして下さい。

ータの設定［１５］」をご参照下さい。
また、積算インターバルを外部に設定した場合、外部駆動端子トリガーによって積算演算結果をリセットし、積算演算を行います。外部駆動端子トリガーで、「積算演算開始」と「積算（リセット）」を同時に行います。
また、複数の端子に割り当てた場合は、いずれかの端子のトリガーで動作します。

注 記
１．外部駆動端子は「積算演算リセット，メッセージ番号指定表示」と「ファイル記憶の開始/終了」とを重複して設定できます。例えば、ＥＸ１に「メッセージ番号１の表示」と「データファイルＡの開始/終了」を重複して設定した場合、メッセージ１を表示すると同時に、データファイルＡへの記憶（メモリー）を開始します。
２．ファイル記憶の開始/終了には、「トリガー」と「状態変更」の２種があります。
トリガー：ＯＦＦ（開放）からＯＮ（短絡）への立上リ変化によって、ファイル記憶の開始／終了
を交互に実行。
状態変化：ＯＮ（短絡）状態で、ファイル記憶を実行し、ＯＦＦ（開放）状態で停止。
３．積算演算（オプション）で、開始時刻を外部に設定した場合、外部駆動端子のトリガーによって積算演算を開始します。
４．メッセージ登録は１０種あり、各端子に任意の番号（最大４種）を割り当てられます。

− 66 −

17 日報ファイル（オプション）
一日当たり最大２４個の任意時刻を指定し、各チャネルデータの瞬時値，最大値，最小値，平均値を格納した
日報ファイル１個を作成できます。

１７.１ ファイル内容
１７.１.１ 時刻の指定
日報データの収集を開始する「開始時刻」とデータを記憶する「２４個の任意時刻」を指定できます。従って、一日の稼動時間が２４時間未満の場合に、稼働時間内で任意時刻の２４回のデータを記憶する事も可能です。
また、日報データの収集は、開始時刻から２４個目の指定時刻までの間に行いますので、一日の内で日報デー
タの収集不要な時間帯が決まっている場合には便利にご使用いただけます。

１７.１.２ 記憶データの種類
記憶データは次の通りで、選択できます。
① 瞬時値(Real)：指定した任意時刻のデータ② 時刻間の最大値(T.Max) ：記憶指定時刻と前回の指定時刻間の最大値データ③ 時刻間の最小値(T.Min) ：記憶指定時刻と前回の指定時刻間の最小値データ④ 時刻間の平均値(T.Ave) ：記憶指定時刻と前回の指定時刻間の平均値データ⑤ 一日の最大値(D.Max) ：開始時刻から２４回目の指定時刻間の最大値データ⑥ 一日の最小値(D.Min)：開始時刻から２４回目の指定時刻間の最小値データ⑦ 一日の平均値(D.Ave)：開始時刻から２４回目の指定時刻間の平均値データ

１７.１.３ 記憶チャネル
記憶するチャネルを選択できます。

１７.１.４ 開始時刻
００時００分〜２３時５９分の間で、任意に設定できます。

１７.１.５ 記憶時刻
００時００分〜２３時５９分の間で、最大２４個を任意に設定できます。記憶時刻の個数が２４個未満の場合には、必要とする最終の記憶時間の次回の記憶時間設定をクリア設定してください。クリア設定された記憶時
間設定以降の記憶時間設定はクリアされます。
※記憶時刻の設定は、開始時刻から順番に設定してください。記憶時間が交錯すると、記憶データが異常になります。

１７.１.６ ファイル作成の開始/終了
ファイル作成の「開始／終了条件」は、「キー操作固定」です。

１７.１.７ 記憶領域
他のファイルと同様に、ファイルの「記憶領域」が設定できます。

１７.２

設定方法

１７.２.１ 設定画面
運転画面から ３ キーを２秒押し、１１.３エンジニアリングパラメータ設定の「［15］ファイル (File)の設定」
画面にします。

１７.２.２ 設定手順
① ファイル名を設定します…File Name。
② 日報ファイル(Daily Report)を選択します…File Type。※日報ファイルは１個しか作成できません。
③ ファイル作成の「記憶チャネル(Channel：YES/NO)」を設定します…CH/Trigger。
④ 記憶データの種類を選択(YES/NO)します…Parameter。
⑤ 記憶時刻(２４個)と開始時刻(Start Time)を設定します…Report Time。

− 67 −

18 演 算（オプション）
測定データに演算処理を行い、表示・記憶することができます。また、測定データと同様に、警報や通信出力等も可能です。
演算結果データはチャネル番号を指定して、表示・記憶等をおこないます。演算結果データは最大３０点指定
できます。ただし、GＲが処理できる点数は最大３０点で、測定チャネル番号を演算結果データのチャネルに指定すると、測定データは表示・記憶することができなくなります。また、表示する際のスケール値（上限値，下限値）やデータの小数点位置を設定します。

１８.１ 演算の種類（Ｍathematics）
本器で可能な演算種類は、次の９種類があります。
・加減乗除，・開平，・対数（常用，自然），・指数，・温湿度演算，・一定時間での最大，最小，平均
１８.１.１ 算術演算１（Arithmetic １）
本器では、四則演算を２つに分け、加算，減算，乗算を「算術演算１」としております。
演

算式

設定パラメータ

Ａ×(Ｘ)＋Ｂ×(Ｙ)＋Ｃ×(Ｘ)×(Ｙ)＋Ｄ

・Ｘ,Ｙ：（測定）データ，・Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ：定数・データ(Ｘ，Ｙ)のチャネル番号※１，・定数（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）※１．チャネル番号で「００」を設定すると、そのデータは「０（ゼロ）」として演算します。

１８.１.２ 算術演算 2(Arithmetic 2)本器では、四則演算を２つに分け、除算を「算術演算２」としております。
演

算式

設定パラメータ

Ａ ×（Ｘ÷Ｙ）＋Ｂ

・Ｘ,Ｙ：（測定）データ，・Ａ,Ｂ,：定数・データ(Ｘ，Ｙ)のチャネル番号※１，・定数（Ａ，Ｂ，）※１．チャネル番号で「００」を設定すると、そのデータは「１」として演算します。
※２．データ(Ｙ)が「０（ゼロ）」の場合、Ａ×(Ｘ)の数値により演算結果を下記の値に規定します。
・Ａ×(Ｘ) ＞ ０ の場合：演算結果＝＋オーバーレンジ
・Ａ×(Ｘ) ＝ ０ の場合：演算結果＝０・Ａ×(Ｘ) ＜ ０ の場合：演算結果＝−オーバーレンジ

１８.１.３ 開平演算(Square Root)
測定データがレンジ設定範囲の１％以上の場合に、開平演算を行います。測定データが１％未満の場合には、測定チャネルのスケール設定範囲の下限値データになります。

演

算

式

設定パラメータ（ＳＳ−ＳＺ）×

ＲＸ−ＲＺ
ＲＳ−ＲＺ

＋ＳＺ

ＲＺ：レンジ設定下限値
ＲＳ：レンジ設定上限値
ＳＺ：スケール設定下限値
ＳＳ：スケール設定上限値

・データ(ＲＸ)のチャネル番号

１８.１.４ 自然対数(Log(e))
演

算式

ＬＯＧe（Ｘ）

設定パラメータ

・データ(Ｘ)のチャネル番号・Ｘ：（測定）データ

１８.１.５ 常用対数(Log(10))
演

算式

ＬＯＧ１０（Ｘ）

設定パラメータ

・データ(Ｘ)のチャネル番号・Ｘ：（測定）データ− 68 −

１８.１.６ 温湿度演算(Humidity)
演

算式

設定パラメータ

乾球，湿球の温度により、相対湿度を相対湿度表から算出。
・データ(Ｘ：乾球，Ｙ：湿球)のチャネル番号

１８.１.７ 指数(e to the Power)
演

算

ｅＸ

式

設定パラメータ

Ｘ：（測定）データ

・データ(Ｘ)のチャネル番号

１８.１.８ 最大(Max)演

算式

設定パラメータ

設定した「開始時刻」から設定した「インターバル間隔」での最大値を算出。
・データ(Ｘ)のチャネル番号，・インターバル間隔…Ａ時間Ｂ分間(00 時間 0１分間〜24
時間 00 分間)，・開始時刻…Ｃ時Ｄ分(00：00〜23：59)
Ａ：００〜２４，Ｂ：００〜５９，Ｃ：００〜２３，Ｄ：００〜５９１８.１.９ 最小（Min）
演

算式

設定パラメータ

設定した「開始時刻」から設定した「インターバル間隔」での最小値を算出。
・データ(Ｘ)のチャネル番号，・インターバル間隔…Ａ時間Ｂ分間(00 時間 0１分間〜24
時間 00 分間)，・開始時刻…Ｃ時Ｄ分(00：00〜23：59)
Ａ：００〜２４，Ｂ：００〜５９，Ｃ：００〜２３，Ｄ：００〜５９１８.１.１０ 平均(Ave)
演

算式

設定パラメータ

設定した「開始時刻」から設定した「インターバル間隔」での平均値を算出。
・データ(Ｘ)のチャネル番号，・インターバル間隔…Ａ時間Ｂ分間(00 時間 0１分間〜24
時間 00 分間) ，・開始時刻…Ｃ時Ｄ分(00：00〜23：59)
Ａ：００〜２４，Ｂ：００〜５９，Ｃ：００〜２３，Ｄ：００〜５９

１８.２ 設定方法
１８.２.１ 設定画面
運転画面から ２ キーを押し、演算(Mathematics)の設定画面にします。

１８.２.２ 設定手順
① 演算結果データを表示・記憶するチャネルを選択します…CH。
② 演算の種類を選択します…（Input） Mathematics。
③ 表示スケールの下限値を設定します…Scale Disp（L）。
④ 表示スケールの上限値を設定します…Scale Disp（H）。
⑤ 演算結果データの小数点以下の桁数を設定します…Data Dot：０〜３。
⑥ 演算処理を行うデータのチャネル番号を指定します…Input CH： X，Y。
●演算結果データのチャネル番号を指定する事も可能ですが、その場合は、データ X，Y のチャネル番号が①項で選択したチャネル番号よりも若くなければなりません。
●②項で選択した演算種類によっては、データ Y のチャネル番号指定はありません。
⑦ 演算種類に応じて定数（A，B，C，D）を設定します…Parameter。
●②項で演算種類を選択すると、必要なパラメータの初期値が表示されます。
⑧ 表示させるグループに、チャネルを設定します。（11.3［12］項参照）− 69 −

19 積算演算（オプション）
測定データに積算演算処理を行い、表示・記憶することができます。また、測定データと同様に、警報や通信出力等も可能です。
演算結果データはチャネル番号を指定して、表示・記憶等をおこないます。演算結果データは最大３０点指定
できます。ただし、GＲが処理できる点数は最大３０点で、測定チャネル番号を演算結果データのチャネルに指定すると、測定データは表示・記憶することができなくなります。また、表示する際のスケール値（上限値，下限値）やデータの小数点位置を設定します。

１９.１ 演算内容
１９.１.１ 演算式
Dn＝Dn-1＋｛（PVn＋PVn-1）/ CINT×（Tn−Tn-1）｝÷２
Dn ：積算演算結果，
Dn-1 ：前回の積算演算結果
PVn ：測定データ，
PVn-1 ：前回の測定データ
Tn ：測定時刻，
Tn-1 ：前回の測定時刻
CINT ：測定データを秒単位に変換する定数…１，６０，３６００

１９.１.２ 積算演算リセット（積算インターバル）
積算演算のリセットは、「インターバル時間を設定」する方法と「外部駆動接点」による方法の２通りがあります。インターバル時間（00 時間 0１分間〜24 時間 00 分間）を設定した場合は、積算開始後、インターバル
時間毎に積算値をリセットします。外部駆動接点により積算をリセットする場合は、外部接点の OFF(開放)から ON(短絡)への変化時に積算値をリセットします。外部駆動接点の ON(短絡)時間は１秒以上必要です。

１９.１.３ 積算演算の開始
積算演算の開始は、「開始時刻を設定」する方法と「外部駆動接点」による方法の２通りがあります。
開始時刻（00:00〜23:59）を設定した場合は、積算演算を設定後、開始時刻から積算を開始します。外部駆動接点により積算を開始する場合は、積算演算を設定後、外部接点の OFF(開放)から ON(短絡)への変化時から積算を開始します。外部駆動接点の ON(短絡)時間は１秒以上必要です。

１９.１.４ オーバーフロー
積算演算結果のオーバーフローはデータの小数点位置によって異なります。また、積算演算結果がオーバーフ
ローすると、積算データを自動的にリセットし、積算を再度開始します。オーバーフロー発生の確認は積算データの経過を調べないと分かりません。
積算データの小数点以下の桁数
０１２３

オーバーフローの境界値
９９９９９
９９９９．９９９９．９９９９．９９９１９.１.５ 停電処理①

外部駆動接点による積算演算リセットの場合は、復電時に停電直前の積算値から積算を継続します。

② インターバル時間の積算演算リセットの場合は、停電発生後の復電時刻が積算リセット時刻を経過していない時、停電直前の積算値から積算を継続して実行します。
③

停電発生後の復電時刻が、積算リセット時刻を経過している場合には、積算値をリセット後に積算を開始します。

− 70 −

１９.２ 設定方法
１９.２.１ 設定画面
運転画面から ２ キーを押し、１１.１簡易パラメータ設定の「演算(Mathematics)」の設定画面にします。

１９.２.２ 設定手順
① 演算結果データを表示・記憶するチャネルを選択します…CH。
② 演算の種類に積算演算(Integration)を選択します…（Input） Mathematics。
③ 表示スケールの下限値を設定します…Scale Disp（L）。
④ 表示スケールの上限値を設定します…Scale Disp（H）。
⑤ 積算データの小数点以下の桁数を設定します…Data Dot：０〜３。
⑥ 積算演算を行うデータのチャネル番号を指定します…Input CH X。
※演算結果データのチャネル番号を指定する事も可能ですが、その場合は、積算演算を行うデータのチャ
ネル番号が①項で選択したチャネル番号よりも若くなければなりません。
⑦ CINT（測定データを秒単位に変換する定数）を設定します…Input CH Y。
測定データの単位秒当たり（例．Ｌ／秒，ｍ３/sec）
分当たり（例．Ｌ／分，ｍ３/min）
時間当たり（例．Ｌ／Ｈ，ｍ３/ｈ）

設定数値
００
０１
０２

CINT
１
６０
３６００

⑧ 積算インターバル（Ａ時間Ｂ分間）を設定します…Parameter Ａ，Ｂ・設定範囲…00 時間 0１分間〜24 時間 00 分間
・外部駆動リセットの場合…Ａ＝９９，Ｂ＝００を設定。
⑨ 積算開始時刻（Ｃ：Ｄ）を設定します…Parameter Ｃ，Ｄ。
・設定範囲…00：00〜23：59
・外部駆動開始の場合…Ｃ＝９９，Ｄ＝００を設定。
※外部駆動の設定については、66 頁をご参照下さい。
⑩ 表示させるグループに、チャネルを設定します。（11.3［12］項参照）− 71 −

20 目盛調整
２０.１ 目盛調整の種類
目盛調整は、２種類あります。測定精度を維持するために、年に一度の調整をお奨めします。
調

整

名

内

容

①ゼロ／スパン調整

チャネル個別に測定レンジの下限値，上限値を入力して行う調整です。

②シフト調整チャネル個別に測定値をシフトさせる調整です。

２０.２ 目盛調整の環境
基準動作状態で目盛調整を行います。
基準動作状態
項

目

基準状態

周囲温度

23±2℃

周囲湿度

55±10％RH

電源電圧

100Ｖ AC ±1％

電源周波数

50 または 60Ｈｚ ±０.５％

２０.３ 準備
２０.３.１ 器具の用意
器

具名

直流標準電圧・電流発生器
基準点補償器
検定用熱電対標準可変抵抗器
３ 芯 銅 線

入
直流電圧
○

力 種 類
熱電対
測温抵抗体
○
○
○
○
○

備

考

精度：±０.０５％より良いこと
０℃±０.２℃
入力と同種熱電対
精度：±０.０５％より良いこと
３芯とも同一抵抗値

２０.３.２ 調整の前に①端子板カバーを取り付け、電源を入れます。
②本器が安定するまで３０分以上通電してから目盛調整を開始します。（１時間以上が理想です。）

注 記

調整に関して

測定値のチェックや調整は、標準器などの器具や基準状態の他、細心の注意を払った作業を伴います。
測定値のチェックや調整をご希望の節は、弊社の営業所にお問い合わせ下さい。

− 72 −

２０.４ 結線
入力種類によって、結線が異なります。調整したい測定入力端子に標準器などの器具を結線します。

注意■供給元の電源をＯＦＦにして結線
感電防止のため、供給元の電源をＯＦＦにして結線を行って下さい。

①熱電対入力の場合
１

２

３

４

５

６

※入力と同種・熱電対()

熱電対素線※

銅導線

(

)

試験管

入力端子

シリコンオイル
氷＋蒸留水
魔法瓶

直流標準電圧発生
基準点補償器

熱電対入力は、端子部の温度に相当する分だけ起電力が小さくなります。計器自身で、その分を補償（基準点補償と呼びます）しています。調整する際の入力は、規準起電力（０℃基準）で行います。従って、基準点補償分を差し引く必要があり、基準点補償器を使います。
②直流電圧入力の場合③測温抵抗体入力の場合
１

(

２

３

４

５

６

１

２

３

４

５

(A)

)

(B)
(

)

(B)
標準可変抵抗器
入力端子

入力端子

直流標準電圧発生器− 73 −

６

２０.５ ゼロ／スパン調整
入力チャネル個別に入力レンジの下限値，上限値を入力して、目盛調整を行います。

注 記
目盛調整モードになると、ファイル記憶は終了します。再開する場合は、メモリー操作（58 頁参照）
を実行してください。

２０.５.１ 調整画面
① 運転画面から ３ キーを２秒以上押し、エンジニアリングパラメータ(Engineering Parameters)の設定画面にして、「Maintenance Mode」を選択します。
※Maintenance Mode… ５（）キーを押しつづけると、Communications２の次に表示されます。

② 次に「Calibration」を選択します。
③ 次に「Zero／Span」を選択すると、測定入力チャネルの入力種類(Input)，入力レンジの下限値/上限値（Input Range (L)/(H)），ゼロ/スパンの調整データ(Correction Data Zero/Span )を表示します。
※レンジ設定がされていないチャネルも表示されます。また、演算結果データチャネルは表示されません。

２０.５.２ 調整手順
① 目盛調整を行うチャネルを ６ （ PRG ）キーで選択します。
※ ENT キーを押すと、調整データのコピー画面になります。
② レンジの下限値が表示されますので、下限値に相当する入力を電圧発生器/抵抗器から計器に入力し、 ENT
キーを押します。
③ レンジの上限値が表示されますので、上限値に相当する入力を電圧発生器/抵抗器から計器に入力し、 ENT
キーを押します。
④ 上記①項の画面に戻ります。この時、調整データを更新して表示します。
⑤ 目盛調整が必要なチャネルを選択し、同様に調整を行います。

注 記
計器への入力を誤ったり、何らかの不都合を生じた場合は、下記を実施してください。
● 目盛調整を再度実施。
● 上記①項の画面でチャネルにカーソルを移動し、 2 （ CLR ）キーを押す。但し、この場合は、調整データは初期値になります。

２０.５.３ 調整データのコピー① ENT キーを押します。
②コピー元のチャネル（Ⅰ）にカーソルを移動し、 ENT キーを押します。
（チャネル No が赤い表示に変わります。）③ ５ （）を押して、カーソルを下段に移動し、コピー先のチャネル（Ⅱ）にカーソルを移動し、 ENT

キーを押します。調整データのコピーが必要なチャネルをすべて選択します。
④ ５ （）を押して、カーソルを下段（Copy）に移動し、 ENT キーを押します。

注 記
何らかの不都合を生じた場合は、下記を実施してください。
● コピー操作を再度実施。
● 上記①項の画面でチャネルにカーソルを移動し、 ２ （ CLR ）キーを押してください。但し、この場合は、調整データは初期値になります。

− 74 −

２０.６ シフト調整
入力チャネル個別に測定データのシフト調整が行えます。

注 記
目盛調整モードになると、ファイル記憶は終了します。再開する場合は、メモリー操作（58 頁参照）
を実行してください。

２０.６.１ 調整画面
① 運転画面から ３ キーを２秒以上押し、エンジニアリングパラメータ(Engineering Parameters)の設定画面にして、「Maintenance Mode」を選択します。
※Maintenance Mode… ５ （）キーを押しつづけると、Communications２の次に表示されます。
② 次に「Calibration」を選択します。
③ 次に「Shift」を選択すると、測定入力チャネルの現在のデータ(Data)，シフトの調整データ(Correction)
を表示します。
※レンジ設定がされていないチャネルも表示されます。また、演算結果データチャネルは表示されません。

２０.６.２ 調整手順
① シフト調整を行うチャネルを ６ PRG キーで選択します。
※ ENT キーを押すと、調整データのコピー画面になります。
② 現在の測定データが表示されます。
③ 所望値（シフト調整実施後のデータ）を入力して、 ENT キーを押します。
④ 上記①項の画面に戻ります。この時、調整データを更新して表示します。
⑤ 目盛調整が必要なチャネルを選択し、同様に調整を行います。

注 記
何らかの不都合を生じた場合は、下記を実施してください。
● シフト調整を再度実施。
● 上記①項の画面でチャネルにカーソルを移動し、 ２ （ CLR ）キーを押してください。但し、この場合は、調整データは初期値になります。

２０.６.３ 調整データのコピー
ゼロ／スパン調整と同様です。（２０.５.３項を参照）− ７５ −

21 メモリークリア
設定値や目盛調整の補正データ等を初期値に戻すことができます。

注 記
設定パラメータのメモリークリアを実行すると、ファイル記憶は終了します。再開する場合は、ファイルの設定（60 頁参照）および、メモリー操作（58 頁参照）を実行してください。

２１.１ メモリークリアの種類
項

目

画面表示

①設定パラメータ②目盛調整③内蔵ＲＡＭ④時計

内

Parameters
Calibration
Data
Data Stored

容

時刻設定を除いた全パラメータおよび内部メモリーを初期化。
全測定チャネルの補正データ(ゼロ/スパン調整,シフト調整)を初期化。
内蔵ＲＡＭを初期化。※

Clock

年月日時刻を初期化（1999 年 1 月 1 日 0 時 0 分）。

※データファイル，アラームファイル，メッセージファイルのデータが消去されます。

２１.２ メモリークリアの手順① 運転画面から ３ キーを２秒以上押し、エンジニアリングパラメータ(Engineering Parameters)の設定画面にして、「Maintenance Mode」を選択します。
※Maintenance Mode… ５ （）を押しつづけると、Communications２の次に表示されます。

② 次に「Memory Clear」を選択します。
③ 項目名が表示されるので、実行する項目を選択し、実行します。
④ 上記②項の画面に戻ります。

22 ハードチェック
注 記
ハードチェックモードになると、ファイル記憶は終了します。再開する場合は、メモリー操作（58 頁参照）を実行してください。

２２.１ ハードチェックの種類
項

目

画面表示

内

容

①キー

Key Check１ 〜 ６ キー および スクロールキー， ENT キーをチェックします。

②表示Display Check

表示ユニットをチェックします。

③ＦＤＤ

FDD Check

ＦＤＤへの書き込み，読み出しをチェックします。
警報出力を任意にＯＮ状態にできます。

④警報出力

Alarm Output

注意

⑤外部駆動

External Input

このチェックでは警報出力状態が変更になりますので、警報出力端子に接続されているシステムの状態にご注意ください。
外部駆動端子の短絡/開放状態を確認できます。

⑥通信

Communication

通信のチェックです。詳細は通信取扱説明書をご参照ください。

− 76 −

参 考
本器のソフトバージョンは Maintenance Mode の選択画面の右上部に表示します。

２２.２ ハードチェックの手順① 運転画面から ３ キーを２秒以上押し、エンジニアリングパラメータ(Engineering Parameters)の設定画面にして、「Maintenance Mode」を選択します。
※Maintenance Mode… ５ （）を押しつづけると、Communications２の次に表示されます。

② 次に「Hardware Check」を選択します。
③ 項目名が表示されるので、実行する項目を選択し、実行します。
※Display Check は ENT キーを押すと、開始します。

23 部品交換推奨周期
長時間にわたり良好な状態でご使用いただくため、予防保全として定期的な部品交換をお勧めします。

警告
部品の交換作業は弊社の認定したサービス員にご用命ください。正しい修復ができないだけでなく、危険を伴う場合があります。部品交換のご要請は、弊社の営業所にお願いします。

２３.１ 使用条件
部品交換周期の目安は、下記の標準状態の場合です。標準状態より悪い場合はさらに短くなります。
項

目

条 件 等

項

温度

２０〜２５℃

湿度

２０〜８０％ ＲＨ

運転時間

８時間／日

腐食性ガス

ない場所

目

その他

条

件

①ほこりや湿気、油煙のない場所②振動や衝撃のない場所③その他、動作に悪影響のない場所

２３.２ 部品交換周期の目安
部

品

名

交換の目安

備

電源ユニット５年

周囲温度 ２５℃において

表示ユニット

５年

※

キー

５年

ＦＤＤ

５年

リレー(入力切換用)

ＥＥＰＲＯＭ

５年
７万回
２万回
７年

リチウム電池６年

リレー（メカ警報出力用）

考

測温抵抗体入力の狭スパンは２年
抵 抗 負 荷（定格接点容量以下）
誘導性負荷（定格接点容量以下）
書き換え回数 約１０万回以下※スクリーンセーバ機能の設定（１〜６０分）や、輝度調整の値を小さく設定することで、更に交換周期を延ばせます。

− 77 −

等

24 仕 様
２次端子：測定入力端子，
警報出力端子（メカリレ−），
外部駆動端子，通信端子
外郭：前面枠……ＡＢＳ樹脂、ケース及び電源部……普通鋼板
色：前面枠……黒色（マンセルＮ３．０相当）、
ケース……グレー（マンセルＮ７．０相当）■一般仕様
定格電源電圧：１００−２４０ＶＡＣ，
５０／６０Ｈｚ（フリー電源）
消費電力：４５ＶＡ

ＭＡＸ

使用条件：
・基準動作条件……周囲温湿度範囲 ２１〜２５℃
４５〜６５％ＲＨ
電源電圧 １００ＶＡＣ±１％
電源周波数 ５０／６０Ｈｚ±０．５％
姿勢 左右０° 前傾０°後傾０°
ウォームアップ時間：３０分間以上
・正常動作条件……周囲温湿度範囲 ０〜５０℃
２０〜８０％ＲＨ＊フロッピ−動作時 5〜４０℃
電源電圧 ９０−２６４ＶＡＣ
電源周波数 ５０／６０Ｈｚ±２％
姿勢 左右０° 前傾０° 後傾０−２０°・輸 送 条 件……工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 −２０〜６０℃
５〜９０％ＲＨ（但し結露しないこと）
振動 １０〜６０Ｈｚ ０.５Ｇ以下
衝撃 ４０Ｇ以下・保 管 条 件……周囲温湿度範囲 −２０〜６０℃
５〜９０％ＲＨ（但し結露しないこと）
停電対策：ＥＥＰＲＯＭにより、設定内容を保持。
ＦＬＡＳＨによりデ−タを保持。
リチウム電池により、時計,データ用ＲＡＭを６年間以上バックアップ(１日８時間以上の運転条件で)。
絶縁抵抗：２次端子と保護導体端子間……５００ＶＤＣ ２０ＭΩ 以上
１次端子と保護導体端子間……５００ＶＤＣ ２０ＭΩ 以上
１次端子と２次端子間……５００ＶＤＣ ２０ＭΩ 以上
警報出力端子(メカリレ−）と他の 2 次端子間……５００ＶＤＣ ２０ＭΩ 以上
但し、１次端子：電源端子（Ｌ，Ｎ），
警報出力端子（モスリレ−）
２次端子：測定入力端子，
警報出力端子(メカリレ−) ，
外部駆動端子，通信端子
絶縁耐圧：２次端子と保護導体端子間……５００ＶＡＣ
１分間
１次端子と保護導体端子間……１５００ＶＡＣ １分間
１次端子と２次端子間……２３００ＶＡＣ １分間
警報出力端子(メカリレ−）と他の 2 次端子間……１０００ＶＡＣ １分間
但し、１次端子：電源端子（Ｌ，Ｎ），
警報出力端子（モスリレ−）

質量：約３.２ｋｇ
取付方法：パネル埋込取付
時計精度：３０日当たり±２分（基準動作条件下で電源
ＯＮ/ＯＦＦによる誤差を除く。）
端子ねじ ： 電 源 端 子……Ｍ４．０
保 護 導 体 端 子……Ｍ４．０
測 定 入 力 端 子……Ｍ３．５
警 報 出 力 端 子……Ｍ３．５
外 部 駆 動 端 子……Ｍ３．５
通 信 端 子……Ｍ３．５■国際規格
ＣＥマーキング：ＥＮ５５０１１ Group１
ＥＮ５００８２−２，
ＥＮ６１０１０−１＋Ａ２

ClassＡ，

ＵＬ：ＵＬ３１１１−１（取得申請中）
C−UＬ（ＣＳＡ）：Ｃ２２.２，№１０１０（取得申請中）
ＩＰ：ＩＥＣ５２９

ＩＰ５４（前面部）準拠■入力仕様
測定点数：間欠入力…６点，連続入力仕様…１点，２点，３点，４点
入力種類：フルマルチレンジ
直 流 電 圧…±１３．８mV，±２７．６mV，±６９．０mV，±２００mV，±５００mV，±２Ｖ，±５Ｖ※，±１０Ｖ※，±２０Ｖ※，±５０Ｖ※（※印：分圧抵抗内蔵）
直 流 電 流…シャント抵抗を外付けすることにより対応
熱 電 対…Ｂ，Ｒ，Ｓ，Ｋ，Ｅ，Ｊ，Ｔ，Ｎ，
Ｎｉ−ＮｉＭｏ，ＡｕＦｅ−ＣR，
ＰＲ５−２０，ＰＲ２０−４０，
ＷＷＲｅ５−２６，ＷＷＲｅ０−２６，
Ｐｌａｔｉｎｅｌ，Ｕ，Ｌ
測温抵抗体…Ｐｔ１００（１９９７），
旧Ｐｔ１００（１９８９），
ＪＰｔ１００，旧Ｐｔ５０，Ｐｔ−Ｃｏ
レンジ設定：キー操作により、入力種別、範囲を任意設定。
設定範囲により測定レンジを自動選択。

− 78 −

スケール設定：キー操作により、最小値，最大値，単位を任意設定。
精度定格：測定レンジ・精度定格・表示分解能の表参照。
温度ドリフト：±０.０１％ＦＳ／℃［測温抵抗体入力以外
は、基準レンジ（精度定格表参照）換算］
測定周期：間欠入力仕様…約５秒／６点
連続入力仕様…約 0.1 秒／４点
基準点補償(RJ)精度：Ｋ，Ｅ，Ｊ，Ｔ，Ｎ，Ｐｌａｔｉｎｅｌ…±０.５℃以下
Ｒ，Ｓ，Ｎｉ−ＮｉＭｏ，ＡｕＦｅ―ＣR，ＷＷＲｅ５−２６，
ＷＷＲｅ０−２６，Ｕ，Ｌ……±１．０℃以下（ＲＪ内部の場合は、上記誤差を精度に加算）
入力分解能：約１／５６，０００（基準レンジ換算）
バーンアウト：熱電対入力及び測温抵抗体入力において、入力信号の断線を判定。
入力毎に、ＵＰ/ＤＯＷＮ/無しの選択可能。
許容信号源抵抗：熱電対入力（バーンアウト無し）・直流
電圧入力（±２Ｖ以下）…１ＫΩ以下
直流電圧入力（±５Ｖ〜５０Ｖ）…１００Ω以下
測温抵抗体入力（Ｐｔ100，旧Ｐｔ100，ＪＰｔ100）…１線あたり１０Ω以下：３線共通
入力抵抗：熱電対入力…約８ＭΩ
直流電圧入力…±２Ｖ以下：約８ＭΩ，±５Ｖ〜５０Ｖ：約１ＭΩ
最大入力印可電圧：熱電対入力（バーンアウト無し）・
直流電圧入力（±２Ｖ以下）…±１０ＶＤＣ ｍａｘ
直流電圧入力（±５Ｖ〜５０Ｖ）…±６０ＶＤＣ ｍａｘ
熱電対入力（バーンアウト有り）・
測温抵抗体入力…±６ＶＤＣ ｍａｘ
目盛調整：チャネル個別のゼロ・スパン調整，
シフト調整

記憶情報：測定データ(同時記憶は最大５ファィル)，メッセージ(１ファィル)，警報の発生･解除(１ファィル)，設定パラメータ(１ファィル)
・測定データ…ファイルナンバー，
記憶開始の年月日時分秒，記憶周期，
スケール情報，測定データ
・メッセージ…時刻，メッセージ文（最大２００メッセージ）
・警報の発生･解除…発生･解除の時刻,チャネル,レベル,
警報種類（最大２００件）
・設定パラメータ…記憶時の年月日時分,全パラメータ(設定変更時に更新)
記憶測定デ−タ：２バイトバイナリー／１デ−タ※記憶周期が測定周期より遅い場合は最小値、最大値の両方を格納。
（間欠入力仕様の記憶周期が 5 秒以外の時，連続入力仕様の記憶周期が 0.1 秒以外の時）
内部メモリーへの記憶方法＊下記条件をキ−設定により選択。
・キー操作
・トリガ信号（外部駆動、警報発生）
・導通信号ＯＮ中の記録
・時刻によるスタ−ト/ストップ＊キー操作，トリガ信号は、プリトリガ可能。
プリトリガ測定回数＝32768÷（データのチャネル数＋２）＊ファイル毎に格納チャネル、記憶周期を設定。
＊メモリ−分割により複数ファイル（最大５ファイル）の同時書込み可能。（メモリ−を２０ブロックに分割し、ファイル毎の記憶領域を割り当てる。）＊指定記憶領域の全領域を記憶すると、記憶停止。
ステータス出力：指定記憶領域の 90％の領域に記憶した時点で、ステータスとして警報出力端子に出力可能。
記憶領域使用量表示：運転画面に各ファイルの記憶領域の使用量（％）を表示。
外部記録媒体：３.５形フロッピ−ディスク（２ＨＤ：１．４４ＭＢ ＭＳ-ＤＯＳフォ−マット）
キ−操作により内部メモリーからフロッピ−
ディスクにコピ−。

■表示仕様
最大コモンモード電圧：３０ＶＡＣ

表示器： ５.５形ＴＦＴカラーＬＣＤ(320*240 ﾄﾞｯﾄ:111.36mm×83.52mm)

コモンモード除去比：130ｄＢ以上(50 または 60Ｈｚ)
トレンド表示色：１０色

任意設定

シリーズモード除去比：50ｄＢ以上(50 または 60Ｈｚ)■記憶機能
内部メモリー容量：１．２５ＭＢ
記憶周期：0.1,0.2,0.5,１,２,３,５,１０,１５,２０,３０秒
１,２,３,５,１０,１５,２０,３０,６０分
ただし、間欠入力仕様は５秒以上

運転画面：スクロ−ル・キ−、エントリ・キ−操作にて画面切り替え。
アラ−ムサマリ−画面を除き５グル−プ切り替
え表示可能（最大６チャネル／１グル−プ）。
・トレンド表示画面：リアルタイム，ヒストリカル，デュアルトレンドの内 1 種任意選択。
（目盛板、指針表示）時間軸方向の縦／横選択可能。デ−タ表示の有／無選択可能。スクロール機能有り。
・バ−グラフ表示画面…デ−タ表示の有／無選択可能。

− 79 −

・デ−タ表示画面…（デ−タ＋タグ＋単位＋警報発生ステ−タス）
・マルチ画面…リアルタイムトレンド表示画面＋バ−グラフ表示画面＋デ−タ表示画面
・アラ−ムサマリ：現在の警報出力状態および警報の発生・解除履歴(チャネル,レベル,発生・解除時刻)

ＬＣＤセ−バ機能：キ−操作を一定時間行わないと、バッ
クライトを暗くし、スクリーンセーバ
表示に切替。１〜６０分で任意設定。

スキップ機能：トレンド表示画面，デ−タ表示画面で、グ
ループ毎に表示スキップするチャネルを設定。

オペレ−タ設定：・メッセ−ジ設定（トレンド表示画面にて操作：１０
メッセ−ジ登録、実行操作）
・チャネルのパラメ−タ（入力レンジ等）
・演算関係パラメータ・警報関係パラメ−タ
・年月日時刻設定

スクロ−ル機能：トレンド表示画面で、カ−ソルの操作に
より過去のデ−タの参照が可能。
・リアルタイムトレンド…スクロール測定回数＝
３２７６８÷（データのチャネル数＋２）（間欠入力仕様６点で約５時間３０分,
連続入力仕様４点で約９分間）
・ヒストリカルトレンド…メモリーファイル全領域
・デュアルトレンド…ヒストリカルトレンドのみ可能。
再生機能（ﾋｽﾄﾘｶﾙﾄﾚﾝﾄﾞ）：ファイル指定により再生。
デ−タ取込は継続。
＊スクロ−ル機能による再生 または 時刻指定による再生。
＊フロッピ−ディスクからの再生も可能。
データサーチ機能（ヒストリカルトレンド）：
再生ファイルのデ−タから下記設定条件に適合するトレンド表示位置を自動的に検索してカ−ソルを移動させる機能。
・CH Ａ のデータ＝ CH Ｂのデータ
・CH Ａ のデータ＜ CH Ｂのデータ
・CH Ａ のデータ＜ 特定データ（任意設定）
・CH Ａ のデータ＞ 特定データ（任意設定）
・特定データ１（任意設定）＝＜ CH Ａ のデータ＝＜特定データ２（任意設定）
メッセ−ジ表示：キ−操作または外部駆動接点入力によりメッセージをトレンド記録上に表示すると共にメッセ−ジ情報ファイルとして記憶（最大２００件）。再生トレンド上にも表示・記憶可能。
※メッセージの事前登録可能（最大１０メッセージ，最大 30 文字／メッセージ）。
※トレンド時間軸横の場合は、１メッセージ１０文字まで表示
表示更新周期：トレンド表示･･･時間軸設定による。
但し、最短 1 秒。
デ − タ 表 示･･･連続入力仕様：約 1 秒，
間欠入力仕様：約 5 秒
時間軸設定：時間軸の表示ドット間隔を設定。
0.1,0.2,0.5,１,２,３,５,１０,１５,２０,３０秒
１,２,３,５,１０,１５,２０,３０,６０分
ただし、間欠入力仕様は５秒以上。また、連続入力仕様でもリアルタイムトレンド表示は１秒以上。なお、データ再生時は記憶周期以上。

■ 設定・操作仕様
キ−の種類 :

１
２
３
４
５
６ および
スクロ−ル・キ−、エントリ・キ−

エンジニアリング設定：
・チャネルのパラメ−タ（入力レンジ等）
・演算関係パラメ−タ
・警報関係パラメ−タ
・年月日時刻設定および年月日フォーマット選択（年月日フォーマット：ＹＹ/ＭＭ/ＤＤまたは
ＭＭ/ＤＤ/ＹＹまたはＤＤ/ＭＭ/ＹＹ）
・パスワ−ド登録、解除
・設定ガイド表示言語の選択（英語／日本語）
・スクリ−ンセ−バ関係設定
・表示輝度設定・表示グル−プ登録（ペ−ジ切り替え、最大６チャネル／画面）
・運転表示画面の有効／無効登録
・トレンド画面の表示登録（時間軸方向 縦/横設定、表示フォ−マット設定：部分圧縮拡大､並列目盛）・ファイル登録（デ−タ格納条件の登録）
・メッセ−ジ設定（最大１０メッセ−ジ）・ユ−ザアクセス設定
・外部駆動入力の割り当て設定
・通信パラメ−タ
・目盛調整（ゼロ・スパン調整、シフト調整）
・メモリ−クリア・ハ−ドチェック
フロッピ−デイスク操作：
・フォ−マット・内部メモリ−からデ−タファイルコピ−
・設定パラメータの読み書き■警報仕様
設定数：各チャネル最大４設定
警報種類：上限、下限、差上限、差下限、変化率上昇限、変化率下降限警報メモリ−：警報発生／解除時刻、警報種類を記憶＊チャネル共通で最新の２００個を記憶
警報出力（オプション）：6 点※メモリーステータス出力，フェイル出力を警報出力端子に任意出力設定可能。

− 80 −

〇測定レンジ・精度定格・表示分解能
注）基準動作条件における精度。熱電対入力（ＲＪ内部）
は、基準点補償精度は含まない。
入力種類
Ｋ

Ｅ

Ｊ
Ｔ
Ｒ
Ｓ
熱
Ｂ
Ｎ
電
対

WWRe
0-26
WWRe
5-26
PR
5-20
PR
20-40

NiNiMo
AuFe
-CR

測定レンジ

基準レンジ

-200 〜 300 ℃ ±13.8-200 〜 600 ℃ ±27.6-200 〜 1370 ℃ ±69.0-200 〜 200 ℃ ±13.8-200 〜 350 ℃ ±27.6-200 〜 900 ℃ ±69.0-200 〜 250 ℃ ±13.8-200 〜 500 ℃ ±27.6-200 〜 1200 ℃ ±69.0-200 〜 250 ℃ ±13.8-200 〜 400 ℃ ±27.6
0 〜 1200 ℃ ±13.8
0 〜 1760 ℃ ±27.6
0 〜 1300 ℃ ±13.8
0 〜 1760 ℃ ±27.6
0 〜 1820 ℃ ±13.8
0 〜 400 ℃ ±13.8
0 〜 750 ℃ ±27.6
0 〜 1300 ℃ ±69.0

精度定格

表示分解能

mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV ±0.1％
mV ±1digit

0.1 ℃
0.1 ℃
1℃
0.1 ℃
0.1 ℃
1℃
0.1 ℃
0.1 ℃
1℃
mV
0.1 ℃
mV
0.1 ℃
mV
1℃
mV
1℃
mV
1℃
mV
1℃
mV
1℃
mV
0.1 ℃
mV ±0.15% 0.1 ℃
mV ±1digit
1℃

0 〜 2320 ℃ ±69.0 mV

1℃

0 〜 2320 ℃ ±69.0 mV

1℃

0 〜 1800 ℃ ±13.8 mV

1℃

0 〜 1880 ℃ ±13.8 mV ±0.2％
0 〜 290 ℃ ±13.8 mV ±1digit
0 〜 600 ℃ ±27.6 mV
0 〜 1310 ℃ ±69.0 mV

1℃
0.1 ℃
0.1 ℃
1℃

0 〜 300

0.1 Ｋ

Ｋ ±13.8 mV-100 〜 350 ℃ ±13.8
Platinel -100 〜 650 ℃ ±27.6-100 〜 1390 ℃ ±69.0-200 〜 250 ℃ ±13.8
Ｕ -200 〜 500 ℃ ±27.6-200 〜 600 ℃ ±69.0-200 〜 250 ℃ ±13.8
Ｌ -200 〜 500 ℃ ±27.6-200 〜 900 ℃ ±69.0

mV
0.1 ℃
mV
0.1 ℃
mV ±0.15%1℃
mV ±1digit 0.1 ℃
mV
0.1 ℃
mV
0.1 ℃
mV
0.1 ℃
± 0.1 ％
mV
0.1 ℃
±1digitmV
1℃※ＥＭＣ指令要求のテスト環境下で最大５℃または 200μＶに相当する指示が変動する場合があります。
Ｋ，Ｅ，Ｊ，Ｔ，Ｒ，Ｓ，Ｂ，Ｎ：
ＩＥＣ５８４，ＪＩＳ Ｃ１６０２−１９９５，Ｕ（Ｃｕ−ＣｕＮｉ），Ｌ（Ｆｅ−ＣｕＮｉ）：
ＤＩＮ４３７１０
Ｐｌａｔｉｎｅｌ：
Platinel Alloy №5355(+),Platinel Alloy №7674(-)
ＷＷＲｅ５−２６：
W5%Re-W26%Re(Hoskins Mfg.Co.)

入力種類

測定レンジ

-13.8 〜
-27.6 〜
-69.0 〜-200 〜-500 〜
直流電圧
-2 〜
-5 〜
-10 〜
-20 〜
-50 〜
-140 〜Pt
100 -200 〜-200 〜-140 〜
旧Pt
測 100 -200 〜
温-200 〜
抵-140 〜
抗JPt
体100 -200 〜-200 〜
旧-200 〜
Pt50
Pt4 〜
Co

基準レンジ

精度定格

13.8 mV±13.8 mV
27.6 mV±27.6 mV
69.0 mV±69.0 mV
200 mV ±200.0 mV
500 mV ±500.0 mV ±0.1%±1digit
2
V
±2 V
5
V
±5 V
10 V
±10 V
20 V
±20 V
50 V
±50 V
±0.15%
150 ℃
160 Ω±1digit
300 ℃
220 Ω
±0.1%
±1digit
850 ℃
400 Ω±0.15%
150 ℃
160 Ω±1digit
300 ℃
220 Ω
±0.1%
±1digit649 ℃
400 Ω±0.15%
150 ℃
160 Ω±1digit
300 ℃
220 Ω
±0.1%
±1digit
649 ℃
400 Ω
±0.1%
649 ℃
220 Ω
±1digit±0.15%
374 K
220 Ω±1digit

表示分解能
10μV
10μV
10μV
100μV
100μV
1mV
1mV
10mV
10mV
10mV
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 Ｋ

Ｐｔ１００：ＩＥＣ７５１（１９９５），
ＪＩＳ Ｃ１６０４−１９９７
旧Ｐｔ１００：ＩＥＣ７５１（１９８３），
ＪＩＳ Ｃ１６０４−１９８９，
ＪＩＳ Ｃ１６０６−１９８９
ＪＰｔ１００：ＪＩＳ Ｃ１６０４−１９８１，
ＪＩＳ Ｃ１６０６−１９８６〇精度定格の例外
入力種類

測定レンジ

Ｋ，Ｅ，Ｊ，Ｔ，Ｌ -200 〜
Ｒ，Ｓ
0 〜
0 〜
Ｂ
400 〜
N，Ｕ
-200 〜
ＷＷＲｅ０−２６0 〜
0 〜
ＰＲ５−２０100 〜
0 〜
ＰＲ２０−４０300 〜
0 〜
ＡｕＦｅ−ＣＲ
20 〜
Ｐｔ１００
700 〜
Ｐｔ−Ｃｏ
4 〜

− 81 −

0
℃
400 ℃
400 ℃
800 ℃
0
℃
300 ℃
100 ℃
400 ℃
300 ℃
800 ℃
20 Ｋ
50 Ｋ
850 ℃
50 Ｋ

精度定格
±0.2％±1digit±0.2％±1digit
規定外±0.15％±1digit±0.3％±1digit±0.3％±1digit±4％±1digit±0.5％±1digit±1.5％±1digit±0.8％±1digit±0.5％±1digit±0.3％±1digit±0.15％±1digit±0.3％±1digit

■オプション仕様
オプション名外部駆動・警報出力

１

外部駆動

警報出力

2

通 信

3

２ポート
通 信

４

日報
ファイル

５

演 算

６

積 算
演 算

内

容

接点入力４点、コモン２点信号により、下記の操作が可能（パラメ−タ結線）(1)デ−タメモリートリガー
導通信号がＯＦＦ→ＯＮで、内部メモリーへのデ−タ記憶を開始。
(2)デ−タメモリー信号
導通信号がＯＮの間、内部メモリーへのデ−タ記憶を実施。
(3)メッセ−ジ表示
導通信号がＯＦＦ→ＯＮで、あらかじめ登録されたメッセ−ジを表示。
(4)積算演算リセット
積算演算デ−タをリセット（全チャネル一括）。
警報出力点数：６点（ＯＲ出力可）
接点容量： モスリレー出力 ２４０Ｖ（ＡＣ，ＤＣ） ５０ｍＡ…負荷種類問わず
メカリレー出力 １００Ｖ AC ０.５Ａ…抵抗負荷（ａ，ｃ接点共通） ２４０Ｖ AC ０.２Ａ…抵抗負荷
１００Ｖ DC ０.３Ａ…抵抗負荷※メカリレーｃ接点出力は、国際安全規格には適合しません。
ＲＳ−２３２Ｃ，ＲＳ−４２２Ａ，ＲＳ−４８５の３種（内１種指定）
ＭＯＤＢＵＳプロトコル（ＲＴＵ／ＡＳＣＩＩ）
機能：データ送出，パラメータ設定，操作，データ通信入力
上位通信は２項と同様。
下位通信は、弊社の計器（最大５台）と接続し、計器からのデータをデータ通信入力として処理。
下位通信：ＲＳ−４２２Ａ，ＲＳ−４８５の内、１種指定
適用計器：記録計…GR-100，AL3000
AH3000
調節計…DZ1000，DZ2000
取込チャネル，取込時刻（任意時刻最大２４点）および下記項目を指定して、日報ファイル
を作成。
(1)瞬時値(2)区間最大値(3)区間最小値(4)区間平均値(5)１日最大値(6)１日最小値(7)１日平均値
測定データに下記の演算処理を行う。また、演算結果データへの演算処理も可能。
(1)加減乗除(2)開平(3)対数（自然、常用）(4)指数演算(5)最大、最小、平均(6)温湿度演算
測定データや演算結果データの積算を行う。
インターバル：１分〜２４時間または無し。
開始時刻設定：０時０分〜２３時５９分。

− 82 −

本社営業所〒562‑0015 大阪府箕面市稲 1 丁目 2 番 48 号

TEL(0727)24‑6031
FAX(0727)24‑6021
東 京 営 業 所 〒332‑0006 埼玉県川口市末広 1 丁目 13 番 17 号
TEL(048)223‑7121
FAX(048)223‑7120
名古屋営業所 〒460‑0007 名古屋市中区新栄 2 丁目 19 番 3 号（近江屋ビル 4F）
TEL(052)261‑8335
FAX(052)251‑3833
出 張 所 千 葉 TEL (043)286‑0103 FAX (043) 286‑0104 神奈川 TEL (045)361‑8270 FAX (045)361‑8271
静 岡 TEL (054)282‑4088 FAX (054) 282‑4088 広 島 TEL (082)231‑7060 FAX (082)234‑4334
徳 島 TEL (0883)24‑3570 FAX (0883) 24‑3217 福 岡 TEL (0942)77‑0403 FAX (0942)77‑3779
本社・中央研究所 〒562‑0015 大阪府箕面市稲 1 丁目 2 番 48 号
TEL(0727)22‑4571 FAX(0727)24‑6021
URL : http://www.shinko-technos.co.jp
E‑Mail : sales@shinko-technos.co.jp
福 岡 工 場
〒830‑1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷 2230 番地 TEL(0942)77‑2481 FAX(0942)77‑3779

No.GR11JP1’00.06