GM-DPALR1-C-K003■主要规格DPA-LR1

使用配管直径 外径φ6 ／内径φ4 管

检测间隙80−350μm

使用流体

信号点

可设定主规基准点设定按钮消耗空气流量 24L/min. (MAX)重复精度±1μm

检测间隙 80−150μm

使用温度范围 0℃−60℃（无凝结）±３μm

检测间隙 150−250μm

电线±5μm检测间隙 250−350μm

型号名称

0.8 秒 ( 管长 1.5m)

保护构造

IP67

标准长度 3ｍ
耐油性 4 芯φ5 ＡＷＧ30 相当输出规格额定值压力变化在 ±1％以内时
反应速度干燥空气 ( 使用 5μm 过滤器 )输出 PhotoMOS 继电器
ＤＣ30Ｖ（ＭＡＸ）100ｍＡ（ＭＡＸ）

使用(设定)压力 0.15−0.2MPa电源电压

ＤＣ24Ｖ ±10％消耗电流50ｍＡ以下■运行准备1.接头的安装将接头装入右图中的空气喷嘴接口和空气吸气口中。
(注)不附带接头。由贵公司准备(注)请务必同时使用密封带。

电线36

DPA-LR1

Rc１/８

2.本体安装请使用右图中的安装面4－M4深6，将喷嘴安装到机械
主体上。
《本体安装时的注意点》①请尽量将主体安装到高于喷嘴的位置。
(为了防止喷嘴中的冷却液回流)

Rc１/８95

空气喷嘴接口空气吸入口4-M4 深620

气压式精密就位传感器

13使用 说 明 书②为了维持检测精度的重现性，在决定位置时请尽量缩短主体与喷嘴之间的配管长度。

35

25

12.5

70

3.空气配管的连接请将空气配管图作为空气取入口供给空气连接的参考，空气喷嘴配管图作为空气喷嘴连接口空气喷嘴连接的参考。

( 注１) 推荐使用的喷嘴式样。

使用异形喷嘴的场合下，请在实际机体上检验后判断。

●供应空气配管图( 注２) 1 台主体中使用 1 个喷嘴时的规格。

使用多个喷嘴时，请客户使用实际设备进行验证并判断。

空气过滤器(5μm滤网)推荐空气过滤器 AF20-02(SMC)（注）由贵公司准备通往空气吸入口■各部分的名称及功能空气管喷嘴精密调整器OK/NG 判定 LED

OK：绿 亮灯用于显示判断结果的 LED。

NG：红 亮灯（推荐口径φ６×φ４）

请设定0.15～0.2MPa的使用压力。
推荐调压器 IR2000(SMC)气压警报 LED用于显示使用压力状态的LED。

正确：绿 亮灯错误：红 闪烁／亮灯●推荐空气喷嘴形状（注）本机器不附带空气喷嘴及设定标准。
请参考下图纸进行生产。

工件／控制
φ1.5+0.02
0C0.1～0.2（倒角处理）工件夹子夹具空气

5用于设定主规基准点值的按钮。

间隙80～350µm●空气喷嘴配管图

主规基准点

橙 闪烁
空气喷嘴接口φ4 以上

分辨率设定按钮电线用于切换控制分辨率的按钮。
分辨率设定模式时，空气压力警报 LED 变为分辨率切换显示。
发生震颤时，请切换为 ×2、×3。
用于产生迟滞。

空气
1《空气配管时的注意点》①请勿在从主体到检测喷嘴之间的配管上使用有空气泄漏或会产生阻抗的设备、接头。
②请使用精密级调压器。(±0.5％级 )③如果向本设备供应 0.3MPa 以上的空气，将会导致传感器损坏。
请将使用压力调整在 0.15-0.2MPa 后，再连接配管。
2

■保修须知4.电源、输出电缆的连接●电路图●电缆的颜色DC24Ｖ±10％橙输出PhotoMOS继电器绿输出PhotoMOS继电器黄０Ｖ

黑

本公司本着“零”投诉、“零” 抱怨的质量方针，积极致力于质量保证。

橙 DC24V±10％
NO

绿

主电
路黄

输出PhotoMOS继电器DC 30V（max）
100mA（max）

黑 0V《配管时的注意点》

1) 对象产品
以下规定的保修适用于本公司制造、销售的产品(以下简称“对象产品”)。

①请根据输出电缆的颜色连接各信号。
②PhotMOS 输出 OK 时关，NG 时开。
③开始测量 PhotMOS 输出后，则始终输出。
更换工件时，由于对象物体离开喷嘴，因此输出 NG 信号。
请仅在需要检测时读取输出信号。

4) 关于用途
对象产品以在一般工业环境中使用的通用产品为目的而设
计、制造。
将对象产品组装到设备、机械、系统中使用时，请贵公司确认其用途的妥当性，以及适用的标准、法律法规和条例。
尤其是在下述用途中使用时，请与本公司探讨使用条件详
情，并对实际产品进行事先测试。（测试用产品的提供请与本公司协商。）

2) 保修期
对象产品的保修期为购买后或在贵公司指定场所交付后起15个月。
※最初的3个月算作购买后到开始使用的准备期。

■测量模式●接通电源时的动作状态

OK/NG 判定LED气压警报LED输出PhotoMOS继电器① 接通电源红 亮灯(１秒)

橙 亮灯(１秒)

开根据状态动作

② 检测模式开始

故障的发生属于质量保证以外的问题，即使是一个故障也应极力预防，但仅靠本公司的努力并不能做到这一点。因此，请用户务必通过产品目录、使用说明书和网页等理解对象产品的功能和规格，确保正确使用产品。
此外，对象产品主要为一般工业用途而设计、制造。因此，在一定程度上会不可避免地发生一般电气零件类故障以及因抽检
而产生的故障。请用户不要忘记这一点，积极采取故障安全措施、防止误动作措施以及冗余设计等，协助进行预防人身事
故、火灾等的安全设计。

①大量选用本公司产品时，使用条件、使用环境在本公司预
料之外，或本公司无法确认其妥当性的用途；

3) 保修范围
a. 在保修期内，对象产品因本公司的责任而发生故障时，本公司将免费提供替代产品或免费修理故障产品。
如果故障原因属于下述情形，则即使在保修期内，也不属于本公司保修范围。

②可能会对生命或财产造成影响的用途(核能设备、运输设备、医疗设备等)、公共设施用途(电气、煤气、自来水等)
以及与此类似的用途。

(一) 未遵守本产品目录 使用说明书或规格书等中说明的规格、额定值、环境、使用方法、使用注意事项而使用时；、●主控键方法①供给气压正常，可通过（气压警示灯 绿灯亮）进行确认。
②将主控按钮放置测量点上③长按主控旋钮 1 秒钟④OK/NG 判定灯，气压警示灯在 1 秒灯不亮后，判定动作开始。

(二) 故障原因为交付产品以外的原因时；(三) 因非本公司进行的改造或修理而导致故障时；(四) 因天灾或灾害等不可抗力而引发的故障时。

●测量模式的LED灯表示 Photo MOS输出OK/NG 判定LED气压警报LED输出PhotoMOS继电器

判定 OK(比主控设置时的间隙狭窄时)

绿 亮灯

绿 亮灯

闭

判定 NG(比主控设置时的间隙宽阔时)

红 亮灯

绿 亮灯

开

供压错误熄灭红 闪烁(0.22MPa以上)
红 亮灯(0.1MPa以下)
橙 闪烁(±0.01MPa変化)

开状态5)其他
b. 保修范围仅限于对象产品单体的保修，不包括因对象产品故 ·产品的型号、规格、价格、其他说明内容若有变更，恕不障而引发的间接问题。
事先通告。
·本书以中国国内的销售、使用客户为对象。
c. 产品价格中不含因安装、现场指导、修理等而发生的差旅费，敬请谅解。

技术咨询窗口有关对刀仪的机型选择、特殊订购规格以及技术咨询，请通过以下网站、电话、传真和电子邮件联系本公司。

021-62485843
021-62485356

紧急情况时，请电话垂询。

■分辨率设定模式

请填写技术沟通表并寄给我们。

shanghai@metrol-sh.cn
http://metrol-sh.cn/ 美德龙 检索

测量模式时，按下分辨率设定按钮1秒钟以上，则切换到分辨率设定模式。
分辨率设定按钮

③恶劣环境(特殊环境 : 耐热、真空、磁场等)下的用途。
※虽然说在恶劣环境中使用时具有良好的可靠性是本公司
产品的特点，但正因为使用环境恶劣，因此有时难以掌握现状。
此时可能会发生事故，因此请务必理解保护构造、材料的必要性，并根据需要准备添加使用防护罩。

OK/NG判定LED气压警报LED分辨率

1. 按下。

熄灭熄灭

3. 按下。

熄灭4. 按下(返回第一)。

熄灭红 闪烁橙 闪烁绿 闪烁红 闪烁×1

2. 按下。

此后循环。
如果持续3秒钟以上未按下分辨率设定按钮，则自动返回测量模式。
（注）切换到分辨率设定模式后，空气压力警报 LED 的显示变为与分辨率相应的显示。
3可下载包括 CAD 图在内的各种数据。

×2×3◎规格、价格等记录事项会由于产品改良的原因，而有未预先通知就更改的情况，望谅解。

×1

日本制

美得龙 (上海) 贸易有限公司 http://metrol-sh.cn/
上海市闵行区中春路7755号宝虹中心306室
TEL: 021-62485843/5143／FAX: 021-62485356
e-mailshanghai@metrol-sh.cn

4