コンソールユニット
ＣＯＴ−２００
取扱説明書

‑ 1 ‑

はじめに
このたびは，コンソールユニット【ＣＯＴ−２００】をお買い上げいただきまして，まことにありがとうございました。
本書は，コンソールユニット【ＣＯＴ−２００】の設置方法，機能，操作方法，および取扱いの注意事項について説明したものです。
本器の全機能を効率よく，正しくご使用いただく為にも，ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり，機能，操作を十分に理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
なお，誤ったお取扱いなどによる事故防止の為，本取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手もとに，確実に届けられるようお願い致します。

ご注意●本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所，または出張所までご連絡ください。
●本書の記載内容の一部，または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
●本製品を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本製品の欠陥による損害，
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを
なお，

警告，注意

として区分しています。

注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合，および機器損傷の発生が想定される場合。

‑ 2 ‑安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
１．取付け上の注意

警告取付作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が
あります。

注

意

・本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。
(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスのないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光が直接あたらず，周囲温度が0〜50℃で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿気が少なく(85％RH以下)，結露の可能性がないところ。
(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・ケースを制御盤に取付る場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，ケースの破損，およびケースの変形を生じる恐れがあり
ます。
●参

考

本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでくださ
い。
また，燃えやすい物の上に直接おく事はしないでください。

‑ 3 ‑安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
２．配線上の注意

警告配線作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず第三種接地を本器(COT‑200)に施してください。

注

意・配線作業を行う場合，電線屑をCOT‑200の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・COT‑200の接地端子には，2mm2以上の電線を用いて第三種接地を施してください。
ただし，強電系とは共通接地しないでください。
・COT‑200の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形を生じる恐れがあります。
・ご使用環境や，使用部品の経年変化等による不測の事態に備え，別途保安回路を設けてください。

３．運転，保守時の注意

警告・感電防止，および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締め，および清掃等の作業を行う時は，計器電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が
あります。

‑ 4 ‑

改訂履歴
●取扱説明書番号は，本取扱説明書の裏表紙の右下に記載しています。
改訂年月日
取扱説明書番号2000年10月 日 ＣＯＴ２１Ｊ２

改
初版印刷

‑ 5 ‑

訂

内

容

目

次

COT‑200
頁

１．概
1.1
1.2
1.3
1.4

要

ＣＯＴ−２００の概要 ･･････････････････････････････････････････････ ７
Ｃシリーズに付加した場合の装置・構成 ･･････････････････････････････ ７システム構成 ･･････････････････････････････････････････････････････ ８
パラメータのやりとり ･･････････････････････････････････････････････ ９２．形名の説明
2.1
2.2

形名の説明 ････････････････････････････････････････････････････････ ９形名銘板の表示方法 ････････････････････････････････････････････････ ９

３．各部の名称とはたらき
3.1
3.2

名称と表示器の説明 ････････････････････････････････････････････････１０
キーの説明 ････････････････････････････････････････････････････････１１４．制御盤への取付け
4.1
4.2
4.3
4.4

場所の設定 ････････････････････････････････････････････････････････１２
外形寸法図 ････････････････････････････････････････････････････････１２
パネルカット ･･････････････････････････････････････････････････････１２取付け ････････････････････････････････････････････････････････････１３

５．配
5.1
5.2

線

端子配列 ･･････････････････････････････････････････････････････････１４配線例 ････････････････････････････････････････････････････････････１５６．仕様設定6.1
6.2

接続台数設定 ･･････････････････････････････････････････････････････１７
全設定値読込み ････････････････････････････････････････････････････１７

７．操
7.1
7.2

操作フローチャート ････････････････････････････････････････････････１８
操 作(1)ＰＶ／ＳＶ表示モード ････････････････････････････････････････････２２(2)主設定モード ････････････････････････････････････････････････････２２(3)副設定モード ････････････････････････････････････････････････････２３(4)補助機能設定モード ･･････････････････････････････････････････････２８(5)接続台数設定モード ･･････････････････････････････････････････････３３(6)全設定値消去モード ･･････････････････････････････････････････････３３(7)全設定値読込みモード ････････････････････････････････････････････３３(8)ディスプレイ・オート(自動)／マニュアル(手動)表示切替え ･･････････３４(9)制御出力オフ機能 ････････････････････････････････････････････････３４(10)出力操作量，ヒータ電流値表示機能 ････････････････････････････････３５

８．仕
8.1
8.2

作

様

標準仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････３６オプション仕様 ････････････････････････････････････････････････････３８

９．故障かな？と思ったら ･･･････････････････････････３９
１０．キャラクタ一覧表 ･･･････････････････････････････････４１
‑ 6 ‑

概
１．概
1.1

要

COT‑200

要

ＣＯＴ−２００の概要
Cシリーズに，コンソールユニット(COT‑200)を付加した場合，表示器付きの温度調節計(FC，GCシ
リーズ等)を使用する感覚で，Cシリーズのモニタができるようになります。

1.2

Ｃシリーズに付加した場合の装置・構成(1)コンソールユニット：ＣＯＴ−２００
Cシリーズをモニタするためのコンソールユニット。

(2)２ｃｈ温度調節ユニット：ＣＣＴ−２３５−２□／□2chの独立した温度調節ユニットで，2chとも同一入力，同一出力になります。

(3)加熱冷却温度調節ユニット：ＣＣＴ−２３５−□／□，Ｄ□
温度調節ユニット。1ch入力で，加熱冷却制御が可能になります。

(4)電源上位リンクユニット：ＣＰＴ−２０Ａ
CCT‑235，CLT‑200，およびCLT‑20Sに電源を供給し，上位ユニットと通信を行う為のリンクユニット。

(5)ＣＣ−Ｌｉｎｋリンクユニット：ＣＬＴ−２００
CC‑Linkマスタユニットに接続する為のリンクユニット。
(6)ＰＣリンクユニット：ＣＬＴ−２０Ｓ
PC(パーソナルコンピュータ)に接続する為のリンクユニット。

(7)ベースユニット：ＣＢＴ−２１０(−２０５)
CPT‑20A，CCT‑235，CLT‑200，およびCLT‑20Sを取付けるベースユ
ニット。(1ベースユニットに対して，CPT‑20Aは1ユニット必要)●CBT‑210(‑205)に，CPT‑20A，CCT‑235，CLT‑200，またはCLT‑20Sを付加する場合の構成(8)通信ケーブル

CBT‑210

CPT‑20A

1台

1台

CBT‑205

CPT‑20A

1台

1台

CCT‑235
最大8台
最大9台
最大10台

CLT‑200
1台

CCT‑235
最大4台
最大4台
最大5台

CLT‑200
1台

CLT‑20S
1台

CLT‑20S
1台：ＣＰＭ
CPT‑20AとCOT‑200を接続する為の，専用通信ケーブル。

‑ 7 ‑

概
1.3

要

COT‑200

システム構成●COT‑200に，CCT‑235を組合わせる構成
CCT‑235‑2□/□または
CCT‑235‑□/□.D□(最大10ﾕﾆｯﾄ)

RS‑422A

CPT‑20A

COT‑200

CBT‑210(図1.3−1)●COT‑200に，CCT‑235，およびCLT‑200を組合わせる構成
CCT‑235‑2□/□または
CCT‑235‑□/□.D□(最大8ﾕﾆｯﾄ) CLT‑200

RS‑422A

CPT‑20A

CC‑Link
ﾏｽﾀﾕﾆｯﾄ

三菱電機
製ｼｰｹﾝｻ

CC‑Link

COT‑200

CBT‑210(図1.3−2)●COT‑200に，CCT‑235，およびCLT‑20Sを組合わせる構成
CCT‑235‑2□/□または
CCT‑235‑□/□.D□(最大9ﾕﾆｯﾄ) CLT‑20S

RS‑422A

RS‑232C,
RS‑422A,
または
RS‑485

CPT‑20A

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
COT‑200

CBT‑210(図 1.3−3)

‑ 8 ‑

概
1.4

要／形

名

COT‑200

パラメータのやりとり
パラメータのやりとりは，下図のようになっています。
ＣＯＴ−２００

コマンドデータをCPT‑20Aに送信し，CPT‑20Aより応答データを受信します。

RS‑422A
ＣＰＴ−２０Ａ

COT‑200からの送信データを受信し，CCT‑235へ送信します。
CCT‑235からの応答データを受信し，COT‑200へ応答データを送信します。

ＣＣＴ−２３５

CPT‑20Aからの送信データを受信し，制御を行い，CCT‑235の応答データをCPT‑20Aへ送信します。

２．形
2.1

名

形名の説明
ＣＯＴ−２００：コンソールユニット

2.2

形名銘板の表示方法

警告形名銘板の確認を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で確認を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

形名銘板は，ケースと内器に貼っています。
〔例〕
ＣＯＴ−２００
ＴＣ

①
②

①形

名

：ＣＯＴ−２００②オプション：端子カバー③計器番号
ＮＯ．ｘｘｘｘｘｘ

③

‑ 9 ‑

：内器にのみ表示

各部の名称とはたらき

COT‑200

３．各部の名称とはたらき
3.1

名称と表示器の説明

④

③

②

①

⑩

⑪

⑫

⑤

⑬

⑥

⑭

⑦

⑮

⑧

⑯

⑨

① ＰＶ表示器：実温度を赤色表示器に表示します。

② ＳＶ表示器：設定(SV)値，操作量(MV)値，ヒータ電流値を緑色表示器に表示します。

③ ＳＶ表示灯：SV表示器が設定(SV)値表示の時，緑色表示灯が点灯します。

④ ＭＶ表示灯：SV表示器が操作量(MV)値表示の時，赤色表示灯が点灯します。

⑤ チャネル番号表示器：チャネル番号を黄色表示器に表示します。

⑥ マニュアル表示灯：マニュアル表示の時，赤色表示灯が点灯します。

⑦ 制御出力表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルの制御出力がONの時，緑色表示灯が点灯します。
直流電流出力形の場合，操作量に対応し緑色表示灯が点滅します。

⑧ イニシャル処理表示灯：電源投入時，または動作中の初期処理時，黄色表示灯が点灯します。

⑨ シリアル通信出力表示灯 ：シリアル通信動作時，黄色表示灯が点滅します。
⑩ 警報1(A1)出力動作表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルの警報1(A1)出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑪ 警報2(A2)出力動作表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルの警報2(A2)出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。

‑ 10 ‑

各部の名称とはたらき

COT‑200⑫ ループ異常警報1,2出力動作表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルのループ異常警報1,2
出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑬ ヒータ断線警報出力動作表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルのヒータ断線警報出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。

⑭ 通信異常表示灯：通信異常が連続して発生した時，赤色表示灯が点滅します。

⑮ センサバーンアウト表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルのセンサが断線した時，赤色表示灯が点灯します。

⑯ オートチューニング動作表示灯：チャネル番号に表示されているチャネルのオートチューニング
実行中，黄色表示灯が点灯します。

3.2

キーの説明
下記に主なはたらきを表していますが，モードにより他のはたらきもします。
7.1 操作フローチャート

をご覧ください。(

P.18)(アップキー)
設定モードの時，ＳＶ表示器の数値を増加させます。
(ダウンキー)
設定モードの時，ＳＶ表示器の数値を減少させます。
(補助キー)
他のキーと合わせて使用することにより，特殊操作を行ないます。
(モードキー)
設定モードの切替を行ないます。
(ＯＵＴ／ＯＦＦキー)
制御出力のＯＮ／ＯＦＦを行ないます。
(ディスプレイオート／マニュアルキー)
全チャネルモニタ，および指定したチャネルモニタの切替を行ないます。
(ファーストキー)と同時にキー，またはキーを押すことにより数値の送りを早くします。

(チャネルキー)
設定モードの時，設定したいチャネル番号を選択します。
●キー操作の前に知っていただきたいこと
どのモードからでもキーを押すことにより，現在表示されているチャネルの制御出力オフ機能

がはたらきます。
制御出力オフ機能がはたらくと，計器電源を切って再投入しても解除されず，制御出力オフ機能がはたらいたままです。
解除するには，制御出力オフ機能がはたらいているチャネル表示の時，‑ 11 ‑

キーを押してください。

制御盤への取付け

COT‑200

４．制御盤への取付け
4.1

場所の選定
下記のような場所でご使用ください。
(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスの少ないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0〜50℃で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿気が少なく(85％RH 以下)，結露の可能性がないところ。
(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

□96

10

100

(図 4.2−1)
4.3

パネルカット

横方向密接取付ｎ：取付台数(図 4.3−1)‑ 12 ‑

106.2

外形寸法図

□91

4.2

制御盤への取付け
4.4

COT‑200

取付け
取付け可能なパネルの板厚：1〜15mm
計器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴に取付金具をひっかけ，ねじを締めて固定してください。

警

告ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形すする恐れがあります。
0.12N･m ぐらいで締付けてください。

天
天

地
地

(図 4.4−1)‑ 13 ‑

配５．配線

COT‑200

線

警

告

配線作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず第三種接地を本器(COT‑200)に施してください。

注

意・配線作業を行う場合，電線屑をCOT‑200の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・COT‑200の接地端子には，2mm2以上の電線を用いて第三種接地を施してください。
ただし，強電系とは共通接地しないでください。
・COT‑200の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形を生じる恐れがあります。
・ご使用環境や，使用部品の経年変化等による不測の事態に備え，別途保安回路を設けてください。
5.1

端子配列

計器電源
AC 100〜240V

12131 警報1(A1)

11 TXA22232 警報2(A2)

12 TXB323

33 警報(HB)

ﾋｰﾀ断線

13 RXA

424

34 警報(HB)

ﾙｰﾌﾟ異常14 RXB5

25

35 ｱｯﾌﾟｽｹｰﾙ

15

6

26

36 ﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ

16 COM

7

27

37

17

RS‑422A

ｽﾃｰﾀｽ出力
8

28

38

18

9
通信エラー
出力
10

29

39 COM1930

20(図 5.1−1)・本器の端子板は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入して，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプション指定の場合を示し，指定がなければその端子はありません。
オプションの詳しい内容は(

P.38)‑ 14 ‑

配5.2

線

COT‑200

配線例●通信端子

TXA 11⑤

TXB 12②

RXA 13④

通信専用ケーブル
ＣＰＭ

TX/RX
POWER

計器内
RXB 14③①

COM 16

AC 100〜240V
50/60Hz接地⑥

CPT‑20A(図 5.2−1)●端子推奨品下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。

3.2mmφ5.8mm以下

5.8mm以下

3.2mm(図5.2−2)
圧着端子
Ｙ形
丸形

メーカ
ニチフ端子
日本圧着端子
ニチフ端子
日本圧着端子形
名1.25‑Y3
VD1.25‑B3A
1.25‑3
V1.25‑3

締付トルク

0.6N･m‑ 15 ‑

MAX 1.0N･m

配線

COT‑200●ステータス出力端子(オプション：ＳＯ)
オープンコレクタ出力：6回路
容

量：DC 24V

最大50mA

31 警報1(A1)
32 警報2(A2)
33 ﾋｰﾀ断線警報(HB)
34 ﾙｰﾌﾟ異常警報(LA)35 ｱｯﾌﾟｽｹｰﾙ
36 ﾀﾞｳﾝｽｹｰﾙ
37
38+ ‑ 39(図5.2−3)‑ 16 ‑

COM

計器内

仕様設定

COT‑200

６．仕様設定本器に電源投入後，下記仕様設定を行なってください。
※本器の通信速度は，19,200bps固定になっています。
この為，CPT‑20Aの通信速度設定を19,200bpsに設定してください。
6.1

接続台数設定接続しているCCT‑235の台数を設定してください。
CCT‑235を2〜10台接続していても，接続台数の設定をしないと，1台分のモニタしかできません。
●接続台数設定方法
PV/SV表示モードの時，，キーを3秒以上押してください。

，SV/MV表示器にPV表示器にこの状態の時，，または現在の設定値を表示し，接続台数モードになります。

キーを押してCCT‑235の接続台数を設定してください。

SV/MV表示器の数字が，CCT‑235の接続台数を表します。
接続台数の設定が完了しましたらキーを押してください。

PV/SV表示モードに戻ります。
6.2

全設定値読込み
COT‑200，およびCシリーズを同時に電源投入した場合，COT‑200は自動的にCシリーズの設定データを読取り，CシリーズとCOT‑200の設定データを同じにします。

注

意Cシリーズの電源はONのままで，COT‑200のみ電源をOFFにし，再度電源投入した場合，COT‑200はCシリーズの設定データを自動的に読込みません。
この為，COT‑200より手動で全設定値を読込んでください。

●全設定値読込み方法
PV/SV表示モードの時，PV表示器に，，，キーを3秒以上押してください。

を表示し，PV/SV表示モードに戻ります。

‑ 17 ‑

操
７．操
7.1

作

COT‑200

作

操作フローチャート
計器電源

ＯＮ

・どの設定モードでもキーを押すことにより，現在表示されている設定モードの全チャネルの設定ができます。
(*1)マニュアル機能にした場合，
ウォームアップ状態

変わります。

(約4秒間)(*2)CCT‑235にｵﾌﾟｼｮﾝ

W

キーを押すごとに，表示チャネルがを付加していない場合でも，SV/MV表示器に0.0を表示します。また，SV，MV表示灯が消灯します。
制御出力オフ機能
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ｵｰﾄ/(約3秒)〔主 設 定 モ ー ド〕
設

制御出力操作量
表 示 機 能ﾋｰﾀ電流値表示機能(*2)

微分時間設定冷却比例周期設定
PV

PV

定

CH20

ﾏﾆｭｱﾙ機能(*1)

ＰＶ／ＳＶ表示モード

主

CH02

PV

ヒータ断線警報設定

ｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ設定
PV

PV

＋
〔副 設 定 モ ー ド〕

手動リセット設定
PV

ﾙｰﾌﾟ異常警報1時間設定
PV

ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実行／解除
PV

ループ異常警報1
動作巾設定

警報1設定
PV

比例帯設定

PV

PV

警報2設定
冷却比例帯設定PV

ﾙｰﾌﾟ異常警報2時間設定
PV

PV

比例周期設定積分時間設定ループ異常警報2
動作巾設定

PV
PV

PV

‑ 18 ‑

操

作

COT‑200

・＋：を押しながら，を押します。

・

＋

(約3秒)

：

を押しながら，を約3秒間押します。

・

＋

＋

＋

(約3秒)：，，

を押しながら，を約3秒間押します。

・

＋

＋

＋

(約3秒)：，，

を押しながら，を約3秒間押します。

＋

(約3秒)

＋

〔補助機能設定モード〕
設定値上限設定〔接続台数設定モード〕
警報1(A1)動作方式選択
PVPV

設定値下限設定

警報2(A2)動作方式選択

警報1(A1)動作
すきま設定

小数点位置選択PV
PV

制御出力上限設定

警報2(A2)動作
すきま設定

PV
PV

制御出力下限設定
制御出力動作選択

PV
PV

制御出力ON/OFF動作
すきま設定

ＰＶフィルタ時定数設定

PVPV

冷却動作モード選択

温度単位選択PV
PV

冷却制御出力ON/OFF
動作すきま設定PV

接続台数設定
PV

PV

PV

＋

センサ補正値設定
PV

オーバラップバンド／
デッドバンド設定
PV‑ 19 ‑(約3秒)

操・どの設定モードでも，

作

COT‑200

キーを押すことにより，その設定モードの全チャネルの設定ができます。

下記に例を書いて説明します。
主設定値設定モードの場合
Ch1の主設定値設定モードの時，もう一度キーを押すと，Ch2の主設定値設定モードになります。

キーを押すと，Ch3の主設定値設定モードになります。

＋

＋

＋

＋

(約3秒)

〔全設定値消去モード〕〔全設定値読込モード〕

全設定値消去

全設定値読込

SV/MV

SV/MV

‑ 20 ‑

＋

＋

(約3秒)

操
7.2

操

作

COT‑200

作(COT)

・電源投入後，約4秒間はPV表示器に形名が表示されます。

この間，SV/MV，CH表示器，および全てのLED表示灯はOFF状態です。
その後，PV表示器に実温度， SV/MV表示器に主設定値，CH表示器に現在モニタしているチャネル№を表示し，モニタを開始します。

注

意

直流電圧，電流入力の場合，スケール変換を行います。
COT‑200で設定した値をCCT‑235に送信する場合，COT‑200は，CCT‑235の定格値に変換して送信しま
す。また，CCT‑235より読取った値は，COT‑200がCOT‑200のスケーリング設定範囲に変換し，表示します。
上記処理の為，COT‑200のスケーリング巾とCCT‑235の定格値の関係で割切れない値を設定した場合，
CCT‑235から読取った値と設定した値が表示値で見ると一致しない事があります。
(計算上のまるめの為，−1小さい値になります)
COT‑200からCCT‑235へ送信する場合のスケール変換式(SV−STLL)×(CS−CZ)
Xs＝(STLH−STLL)
CCT‑235から読取った値を表示する場合のスケール変換式(RV−CZ)×(STLH−STLL)
Xd＝

＋STLL
(CS−CZ)

Xs，Xd：スケール変換後の値
SV：COT‑200で設定された値

RV：CCT‑235から読取った値

STLH：COT‑200のスケーリング上限値

STLL：COT‑200のスケーリング下限値

CS：CCT‑235の定格上限値(10000)

CZ：CCT‑235の定格下限値(

0)‑ 21 ‑

操

作●キー操作の説明では，以下のように表現しています。
主

設

定

設定項目

PV

CH

ＰＶ表示器

SV/MV

設 定 値

ＳＶ／ＭＶ表示器
チャネル番号表示器(1)ＰＶ／ＳＶ表示モード
計器電源

ＯＮ

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ状態(約4秒間)
CH

PV
SV/MV

ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

・モニタ中(チャネル1)のモードです。
・設定項目，および設定値の変更はできません。

(2)主設定モード
キーを押すと，主設定モードになります。
，，

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，PV/SV表示モードに戻ります。
ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

主
CH

設

定

・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合

PV
SV/MV

・チャネル1の主設定値を設定します。

設 定 値

定格目盛範囲
直流電圧，電流入力の場合
ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値‑ 22 ‑

COT‑200

操

作

COT‑200(3)副設定モード
キーを押しながら，，，キーを押すと，副設定モードになります。

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替ります。
ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値
＋

ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実行／解除
CH

・

PV
SV/MV

・チャネル1のオートチューニング実行／解除を選択します。

選 択 値

オートチューニング実行を選択して，

キーを押すと，オートチューニングを開始します。
オートチューニング実行中のチャネルは，全ての設定項目の設定ができません。
オートチューニング解除

オートチューニング実行

注

意・ON/OFF，またはPD動作で制御を行っている場合，オートチューニングを実行しないでください。
オートチューニング完了後，制御動作がPID動作になります。
・オートチューニングを途中で解除すると，P，I，D，ARW値はオートチューニング
実行前の値になります。
比例帯設定
CH

比例帯の説明は，Cシリーズ取扱説明書を参照してください。

PV
SV/MV

設 定 値

冷却比例帯設定CH・設定範囲：0.0〜100.0％(0.0に設定すると，ON/OFF動作になります)・チャネル1の冷却比例帯を設定します。
冷却比例帯の説明は，Cシリーズ取扱説明書を参照してください。

PV
SV/MV

・チャネル1の比例帯を設定します。

設 定 値

・設定範囲：0.0〜10.0倍(加熱側)比例帯に対しての倍率(0.0に設定すると，ON/OFF動作になります)
CCT‑235が加熱冷却制御出力の場合のみ，設定できます。

‑ 23 ‑

操

積分時間の説明は，Cシリーズ取扱説明書を参照してください。

PV
SV/MV

設 定 値

微分時間の説明は，Cシリーズ取扱説明書を参照してください。

PV
SV/MV

設 定 値

ｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ設定
CH

設 定 値

手動リセット設定
CH・チャネル1のｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟを設定します。
・設定範囲：0〜100％・チャネル1のオフセット(制御安定時における，SV値とPV値の差)を修正する為のリセット値を，手動で設定します。

PV
SV/MV

・設定範囲：0〜3600秒(0に設定すると微分動作しません)

ｱﾝﾁﾘｾｯﾄﾜｲﾝﾄﾞｱｯﾌﾟの説明は，Cシリーズ取扱説明書を参照してください。

PV
SV/MV

・設定範囲：0〜3600秒(0に設定すると積分動作しません)

・チャネル1の微分時間を設定します。

微分時間設定CH

COT‑200

・チャネル1の積分時間を設定します。

積分時間設定
CH

作

設 定 値

・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合±(定格目盛範囲×比例帯設定値)℃( )ただし，COT‑200の表示器が4桁の為，−199.9〜999.9℃( )の範囲を超える値は設定できません。
直流電圧，電流入力の場合±(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限)×比例帯設定値
ただし，COT‑200の表示器が4桁の為，−1999〜9999の範囲を超える値は設定できません。

●手動リセット設定範囲の計算式
・熱電対 K(−200〜1370℃)で，現在の比例帯設定値が1.0％の場合
設定範囲＝±(200＋1370)×0.01
上記より，設定範囲は±15.7℃となります。
・直流電圧，電流入力(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ範囲：−1999〜9999)で，現在の比例帯設定値が1.0％の場合
設定範囲＝±(1999＋9999)×0.01
上記より，設定範囲は±119となります。
●参

考

PID，またはON/OFF動作で制御を行っている場合，手動リセットの値を設定しても，動作しません。

‑ 24 ‑

操・設定範囲：(表7.2−1)

PV
SV/MV

COT‑200

・チャネル1の警報1(A1)出力動作点を設定します。

警報1(A1)設定
CH

作

設 定 値

警報1(A1)動作方式選択で動作無しを選択した場合，設定できません。

(表 7.2−1)
警報種類

熱電対，測温抵抗体入力の場合
設 定 範 囲無動作
上限
(偏差警報)
待機付上限(偏差警報)
下限(偏差警報)
待機付下限(偏差警報)
上下限(偏差警報)
待機付上下限(偏差警報)
上下限範囲(偏差警報)
待機付上下限範囲(偏差警報)
絶対値上限
待機付絶対値上限
絶対値下限
待機付絶対値下限
警報種類−200〜200，または−199.9〜200.0℃(−200〜200，または−199.9〜200.0℃(−200〜200，または−199.9〜200.0℃(−200〜200，または−199.9〜200.0℃(
0〜200，または
0.0〜200.0℃(
0〜200，または
0.0〜200.0℃(
0〜200，または
0.0〜200.0℃(
0〜200，または
0.0〜200.0℃(
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値
入力レンジ最小値〜入力レンジ最大値

)
)
)
)
)
)
)
)

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

直流電圧，直流電流入力の場合
設 定 範 囲無動作
上限
(偏差警報)
待機付上限(偏差警報)
下限(偏差警報)
待機付下限(偏差警報)
上下限(偏差警報)
待機付上下限(偏差警報)
上下限範囲(偏差警報)
待機付上下限範囲(偏差警報)
絶対値上限
待機付絶対値上限
絶対値下限
待機付絶対値下限−1999〜2399 *1，*2−1999〜2399 *1，*2−1999〜2399 *1，*2−1999〜2399 *1，*2
0〜2399 *1，*2
0〜2399 *1，*2
0〜2399 *1，*2
0〜2399 *1，*2
スケーリング下限値〜スケーリング上限値
スケーリング下限値〜スケーリング上限値
スケーリング下限値〜スケーリング上限値
スケーリング下限値〜スケーリング上限値*1：0，または0.0に設定すると，警報動作ははたらきません。
*2：COT‑200の設定範囲(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値)によって，警報1(A1)の設定範囲が変わります。(CCT‑235の偏差警報設定範囲は，0〜10000の±20％ですので，COT‑20
0もｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値の±20％が，偏差警報設定範囲になります)●COT‑200の設定範囲が−1999〜9999の場合±(1999＋9999)×0.2＝±2399
ただし，COT‑200の表示器が4桁の為，−側は−1999以下の設定ができません。
上記より，警報設定範囲は−1999〜2399，または0〜2399となります。
‑ 25 ‑

操

警報2(A2)設定
CH

設 定 値

比例周期設定CH・チャネル1の警報2(A2)出力動作点を設定します。
警報2(A2)動作方式選択で動作無しを選択した場合，設定できません。

・チャネル1の比例周期を設定します。
・設定範囲：1〜120秒(直流電流出力形の場合，比例周期を設定しても無効

PV
SV/MV

COT‑200

・設定範囲：警報1(A1)と同じ。

PV
SV/MV

作

です)

設 定 値

※リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。

冷却比例周期設定
CH

・設定範囲：1〜120秒(直流電流出力形の場合，比例周期を設定しても無効

PV
SV/MV

・チャネル1の冷却比例周期を設定します。
です)

設 定 値

CCT‑235が加熱冷却制御出力の場合のみ，設定できます。
※リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
ヒータ断線警報設定
CH

PV
SV/MV

・チャネル1のヒータ断線警報(ヒータ電流値)を設定します。
・設定範囲：W(20A)の時

0.0〜20.0A

W(50A)の時

0.0〜50.0A

設 定 値

CCT‑235にオプション

Wが付加されていない場合，設定できません。

注

意・設定値を0.0にすると，動作しません。
・電源電圧変動を考慮して，ヒータ電流値(設定値)の80％あたりで設定されることをおすすめします。
・警報出力は，自己保持しません。
ﾙｰﾌﾟ異常警報1時間設定 ・チャネル1のループ異常警報1時間を設定します。
CH

・設定範囲：0〜200分

PV
SV/MV

設 定 値

‑ 26 ‑

操

作

COT‑200

ﾙｰﾌﾟ異常警報1動作巾設定 ・チャネル1のループ異常警報1動作巾を設定します。
CH

PV
SV/MV

・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合：0.0〜100.0℃( )直流電圧，電流入力の場合

設 定 値

：

0〜1199

ただし，直流電圧，電流入力の場合，COT‑200の設定範囲(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値)によって，ﾙｰﾌﾟ異常警報1動作巾の設定範囲が変わります。(CCT‑235のﾙｰﾌﾟ異常警報1動作巾設定
範囲は，0〜10000の10％ですので，COT‑200もｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜
ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値の10％が，ﾙｰﾌﾟ異常警報1動作巾設定範囲になります)※COT‑200の設定範囲が−1999〜9999の場合(1999＋9999)×0.1＝1199.8
上記より設定範囲は，0〜1199となります。
ﾙｰﾌﾟ異常警報2時間設定 ・チャネル1のループ異常警報2時間を設定します。
CH

・設定範囲：0〜200分

PV
SV/MV

設 定 値

ﾙｰﾌﾟ異常警報2動作巾設定 ・チャネル1のループ異常警報2動作巾を設定します。
CH

PV
SV/MV

・設定範囲：ループ異常警報1動作巾と同じ。
設 定 値

ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

●ループ異常警報の説明
出力操作量が100％，または出力上限値に達した後，PV値がループ異常警報時間設定で設定した時間内に，ループ異常警報動作巾で設定した動作巾だけ(上昇)しない時，警報が出力されます。
また，出力操作量値が0％，または出力下限値に達した後，PV値がループ異常警報時間設定で設定した時間内に，ループ異常警報動作巾で設定した動作巾だけ(下降)しない時，警報が出力されます。
制御動作が冷却の時は，上記の()内がそれぞれ下降，および上昇となります。

‑ 27 ‑

操

作

COT‑200(4)補助機能設定モード
キーを押しながら，，，キーを約3秒押すと，補助機能設定モードになります。

キーで設定値(数値)を増減します。

キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替ります。
ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値
＋

スケーリング上限設定
CH

・チャネル1のスケーリング上限を設定します。
直流電圧，電流入力の場合のみ設定できます。

PV
SV/MV

(約3秒間)

設 定 値

・設定範囲：スケーリング下限〜9999
COT‑200の表示器が4桁の為，9999以上の値は設定できません。

スケーリング下限設定
CH

直流電圧，電流入力の場合のみ設定できます。

PV
SV/MV

・チャネル1のスケーリング下限を設定します。

設 定 値

・設定範囲：−1999〜スケーリング上限
COT‑200の表示器が4桁の為，−1999以下の値は設定できません。

小数点位置選択CH

直流電圧，電流入力の場合のみ設定できます。

PV
SV/MV

・チャネル1の小数点位置を選択します。

設 定 値：XXXX.(小数点無し)：XXX.X(小数点以下1桁)：XX.XX(小数点以下2桁)：X.XXX(小数点以下3桁)

制御出力上限設定
CH・設定範囲：制御出力下限値〜105％(100％を超える設定は，直流電流出力

PV
SV/MV

・チャネル1の制御出力上限値を設定します。
形の時のみ有効です)

設 定 値‑ 28 ‑

操

制御出力下限設定
CH・チャネル1の制御出力下限値を設定します。
時のみ有効です)

設 定 値

制御出力ON/OFF動作・チャネル1の制御出力ON/OFF動作すきまを設定します。
・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合：0.1〜100.0℃( )

すきま設定
CH

直流電圧，電流入力の場合

PV
SV/MV

COT‑200

・設定範囲：−5％〜制御出力上限値(0％未満の設定は，直流電流出力形の

PV
SV/MV

作

：1〜1199

ただし，直流電圧，電流入力の場合，COT‑200の設定範囲(ｽｹｰﾘ

設 定 値

ﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値)によって，制御出力ON/OFF動作す
きまの設定範囲が変わります。(CCT‑235の制御出力ON/OFF動作
すきま設定範囲は，0〜10000の10％ですので，COT‑200もｽｹｰﾘﾝ
ｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値の10％が，制御出力ON/OFF動作すきま設定範囲になります)※COT‑200の設定範囲が−1999〜9999の場合(1999＋9999)×0.1＝1199.8
ただし，制御出力ON/OFF動作すきまは，0を設定できません。
上記より設定範囲は，1〜1199となります。
●参

考

PID，またはPD動作で制御を行っている場合，制御出力ON/OFF動作すきまを設定しても動作しません。
冷却動作モード選択
CH

加熱冷却制御出力の場合のみ，設定できます。

PV
SV/MV

・チャネル1の冷却動作を，空冷，油冷，水冷の中から1つを選択します。

動作モード
：空冷
：油冷
：水冷

冷却制御出力ON/OFF
動作すきま設定CH・設定範囲：制御出力ON/OFF動作すきまと同じ
加熱冷却制御出力の場合のみ，設定できます。

PV
SV/MV

・チャネル1の冷却制御出力ON/OFF動作すきまを設定します。

設 定 値‑ 29 ‑

操

オーバラップバンド／
デッドバンド設定
CH

COT‑200

・チャネル1の加熱制御出力側と，冷却制御出力側のｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ/ﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ値を設定します。
＋設定値でデッドバンド，−設定値でオーバラップバンドです。

PV
SV/MV

作

設 定 値

・設定範囲：加熱側比例帯の±100.0％
ただし，下記設定範囲内でしか設定できません。
熱電対，測温抵抗体入力の場合，−199.9〜999.9℃( )直流電圧，電流入力の場合，−1999〜9999
加熱冷却制御出力の場合のみ，設定できます。

●ｵｰﾊﾞﾗｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ/ﾃﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ設定範囲の計算式
・熱電対 K(−200〜1370℃)で，加熱側比例帯値が2.5％の場合
設定範囲＝±(200＋1370)×0.025
上記より，設定範囲は±39.2℃となります。
・直流電圧，電流入力(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ範囲：−1999〜9999)で，加熱側比例帯値が5.0％の場合
設定範囲＝±(1999＋9999)×0.05
上記より，設定範囲は±599となります。
警報1(A1)動作方式選択 ・チャネル1の警報1(A1)動作方式を選択します。
CH

PV
SV/MV

選 択 値
：無動作
：上限警報
：待機付上限警報：下限警報：待機付下限警報：上下限警報：待機付上下限警報：上下限範囲警報：待機付上下限範囲警報‑ 30 ‑

操

作

COT‑200：絶対値上限警報：待機付絶対値上限警報：絶対値下限警報：待機付絶対値下限警報
警報2(A2)動作方式選択 ・チャネル1の警報2(A2)動作方式を選択します。
CH

・選択項目：警報1(A1)動作方式と同じ。

PV
SV/MV

選 択 値

警報1(A1)動作すきま設定 ・チャネル1の警報1(A1)動作すきまを設定します。
CH

・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合，0.1〜100.0℃( )

PV
SV/MV

選 択 値

直流電圧，電流入力の場合，1〜1199
ただし，直流電圧，電流入力の場合，COT‑200の設定範囲(ｽｹｰ
ﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値)によって，警報1(A1)動作すきまの設定範囲が変わります。(CCT‑235の警報1(A1)動作すきま設
定範囲は，0〜10000の10％ですので，COT‑200もｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値の10％が，警報1(A1)動作すきま設定範囲になります)●警報1(A1)動作すきま設定範囲の計算式
直流電圧，電流入力でスケーリング範囲が−1999〜9999の場合
設定範囲＝(1999＋9999)×0.1
上記より設定範囲は，1〜1199となります。
警報2(A2)動作すきま設定 ・チャネル1の警報2(A2)動作すきまを設定します。
CH

・設定範囲：警報1(A1)動作すきまと同じ。

PV
SV/MV

選 択 値

制御動作モード選択CH・チャネル1の制御動作(加熱，または冷却)を選択します。

PV
SV/MV

選 択 値

：加熱動作
：冷却動作

‑ 31 ‑

操

作

COT‑200

ＰＶフィルタ時定数設定 ・チャネル1のPVフィルタ時定数を設定します。
CH

外乱などでPV値が変動する場合，設定値を徐々に大きくしながら，変動し

PV
SV/MV

設 定 値

なくなる値を見つけて設定値とします。
値が大きすぎると，応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えます。
・設定範囲：0.0〜10.0秒

温度単位選択CH

直流電圧，電流入力の場合，設定できません。

PV
SV/MV

・チャネル1の温度単位を設定します。

設 定 値：摂氏(℃)：華氏( )

センサ補正設定CH・設定範囲：熱電対，測温抵抗体入力の場合，−100.0〜100.0℃( )

PV
SV/MV

・チャネル1のセンサ補正値を設定します。

設 定 値

直流電圧，電流入力の場合，−1199〜1199
ただし，直流電圧，電流入力の場合，COT‑200の設定範囲(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値)によって，センサ補正の設定範囲が変わります。(CCT‑235のセンサ補正値設定範囲は，0〜10000の±10％ですので，COT‑200もｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限値〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限値の±10％が，センサ補正値設定範囲になります)●センサ補正値設定範囲の計算式
直流電圧，電流入力でスケーリング範囲が−1999〜9999の場合
設定範囲＝±(1999＋9999)×0.1
上記より，設定範囲は±1199となります。
●センサ補正機能について制御を希望する箇所にセンサを設置できない時，センサの測定温度が制御希望箇所の温度と異なることがあります。
また，複数の調節計を用いて制御する場合，センサの精度，あるいは負荷容量のバラツキ等で同一設定値でも測定温度(入力値)が一致しないことがあります。
このような時にセンサの入力値を補正して，制御を希望する温度に合わせることができます。
ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

‑ 32 ‑

操

作

COT‑200(5)接続台数設定モード
6

仕様設定を参照してください。(

P.17)(6)全設定値消去モード
PV/SV表示モードの時，，，キーを押しながらキーを3秒以上押してください。

を表示し，全設定値を工場出荷時の値(初期値)

全設定値消去モードになり，SV/MV表示器にに戻します。

表示が消え，PV/SV表示モードに戻り，SV/MV表示器に消去が完了すると，SV/MV表示器のを表示し，全チャネルとも制御出力オフ機能がはたらきます。
ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値
＋

全設定値消去モード
CH

PV

＋

全設定値消去を行なうと，以前の設定値は消えてしまいますので，必要

実 温 度

な設定値はメモ等に控えておいてください。

ＰＶ／ＳＶ表示モード
PV(約3秒間)

・全設定値を消去します。

SV/MV

CH

＋

・全チャネルとも制御出力オフ機能がはたらきます。

実 温 度

SV/MV

(7)全設定値読込みモード
PV/SV表示モードの時，，，キーを押しながらを表示し，全設定値を読込みます。

全設定値読込みモードになり，SV/MV表示器に読込が完了すると，SV/MV表示器の表示が消え，PV/SV表示モードに戻ります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値
＋

全設定値読込みモード
CH

PV

＋

＋

キーを3秒以上押してください。

(約3秒間)

・全設定値を読込みます。

実 温 度

SV/MV

‑ 33 ‑

操

作

COT‑200(8)ディスプレイ・オート(自動)／マニュアル(手動)表示切替え
ディスプレイの表示をマニュアル(手動)で変更できるようにする機能です。
キーを押すごとに，オート(自動)／マニュアル(手動)表示に切替ります。
ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

マニュアル(手動)制御
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

・ディスプレイ・オート(自動)表示。(マニュアル表示灯が消灯)
自動的(約2秒間隔)に，表示チャネルを切替えます。

・ディスプレイ・マニュアル(手動)表示。(マニュアル表示灯が点灯)
キーを押すごとに，表示チャネルを切替えます。

(9)制御出力オフ機能
制御動作を一時停止したい時や，複数台の内，使用しない計器など計器電源を切らずに制御出力を停止する機能です。
PV/SV表示モードの時，また，SV/MV表示器にキーを押すことにより，制御出力オフ機能がはたらきます。
を表示します。

ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値

制御出力オフ機能
PV

CH

実 温 度

・チャネル1は，制御出力オフ機能がはたらきます。
を表示します。

SV/MV表示器に

SV/MV

●参

考

制御出力オフ機能がはたらくと，計器電源を切って再投入しても解除されず，制御出力オフ機能がはたらいたままになります。
解除するには，もう一度キーを押してください。

‑ 34 ‑

操

作

COT‑200(10)出力操作量，ヒータ電流値表示機能
PV/SV表示モードの状態で，キーを約3秒間押します。

途中で主設定モードになりますが，キーを押し続けると，出力操作量表示になります。

この時，SV/MV表示器横のSV表示灯が消灯し，MV表示灯(赤色)が点灯します。
もう一度キーを押すと，ヒータ電流値表示になります。

この時，SV/MV表示器横のSV表示灯，およびMV表示灯が消灯します。
ただし，CCT‑235にオプション
もう一度Wが付加されていない場合，SV/MV表示器には0.0を表示します。

キーを押すと，PV/SV表示モードになります。

ＰＶ／ＳＶ表示モード
CH

PV

実 温 度

SV/MV

設 定 値
(約3秒間)

出力操作量表示
CH

PV

実 温 度

SV/MV

操作量値

ヒータ電流値表示
CH

PV

実 温 度

SV/MV

ﾋｰﾀ電流値・MV表示灯(赤色)が点灯し，SV/MV表示器に出力操作量値を表示します。

・SV，MV表示灯が消灯し，SV/MV表示器にヒータ電流値を表示します。

‑ 35 ‑

仕
８．仕
8.1

様

COT‑200

様

標準仕様
品

名

コンソールユニット

形

名COT‑200

取付方式

制御盤埋込方式

設

メンブレンシートキーによる入力方式

定

表 示 器

PV表示器

：赤色LED 4桁，文字寸法 8.0×14.3mm(W×H)

SV/MV表示器：緑色LED 4桁，文字寸法 5.5×10.0mm(W×H)

チャネル№表示器：黄色LED 2桁
通信エラー出力

文字寸法 4.0× 8.0mm(W×H)

通信エラー時，通信エラー表示灯(赤色)が点灯し，出力をONにする。
リレー接点

1a

制御容量：AC 250V 3A(抵抗負荷)
AC 250V 1A(誘導負荷 cosφ＝0.4)

警報1(A1)

主設定値に対して±の偏差設定で(絶対値警報を除く)，入力がその範囲を超えると警報1(A1)表示灯(赤色)がON，またはOFF(上下限範囲警報)になります。
上限，下限，上下限，上下限範囲，絶対値上限，絶対値下限，およびこれらに待機機能を付加した12種類と，動作なしの中から一つを計器前面のキー操作で設定できます。警報動作図は，Cシリーズ取扱説明書を参照してください。

警報2(A2)

警報1(A1)と同じ。

制御動作

PID，PD，ON/OFF動作の中からいずれかを設定します。
PID動作(ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ機能付)
比 例 帯：0.0〜100.0％(0.0に設定すると，ON/OFF動作になります)
積分時間：0〜3600秒(0に設定すると，積分動作しない)
微分時間：0〜3600秒(0に設定すると，微分動作しない)
Ａ Ｒ Ｗ：0〜100％
比例周期：1〜120秒
冷却比例帯：(加熱側)比例帯に対しての倍率：0.0〜10.0(0.0に設定すると，
ON/OFF動作になります)

冷却比例周期：1〜120秒
オーバラップバンド，デッドバンド設定：±(加熱側比例帯換算値)
熱電対，測温抵抗体入力の場合：−199.9〜999.9℃( )以内
直流電圧，電流入力の場合冷却動作モード切替機能
：空冷

リニア特性

油冷

1.5乗特性

水冷

2乗特性‑ 36 ‑：−1999〜9999以内

仕様

COT‑200

PD動作(積分時間：0秒)
比 例 帯：0.0〜100.0％(0.0に設定すると，ON/OFF動作になります)
微分時間：0〜3600秒(0に設定すると，微分動作しない)
比例周期：1〜120秒
リセット：熱電対，測温抵抗体入力の場合：±(定格目盛範囲×比例帯設定値)
ただし，−199.9〜999.9℃( )の範囲
直流電圧，電流入力の場合：±(ｽｹｰﾘﾝｸﾞ下限〜ｽｹｰﾘﾝｸﾞ上限)×比例帯設定値
ただし，−1999〜9999の範囲を超える値は設定できません。
Ａ Ｒ Ｗ：0〜100％
冷却比例帯：(加熱側)比例帯に対しての倍率：0.0〜10.0(0.0に設定すると，
ON/OFF動作になります)

冷却比例周期：1〜120秒
オーバラップバンド，デッドバンド設定：±(加熱側比例帯換算値)
熱電対，測温抵抗体入力の場合：−199.9〜999.9℃( )以内
直流電圧，電流入力の場合：−1999〜9999以内

冷却動作モード切替機能
：空冷

リニア特性

油冷

1.5乗特性

水冷

2乗特性

ON/OFF動作(比例帯：0.0％)
加熱側動作すきま：熱電対，測温抵抗体入力の場合：0.1〜100.0℃( )直流電圧，電流入力の場合：1〜1199

冷却側動作すきま：加熱側動作すきまと同じ。
ループ異常警報1

ヒータ断線，センサ断線，操作端異常を検知します。
ループ異常警報がONの時，ループ異常警報表示灯(赤色)が点灯します。

ループ異常警報2

ループ異常警報1と同じ。

ヒータ断線警報

ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し，ヒータ断線を検出します。
CCT‑235にオプション

Wが付加されていない場合，ヒータ断線警報の設定項目は表示されません。
定

格：CCT‑235に依存

設定範囲：CCT‑235に依存(0.0を設定すると動作しない)
動 作 点：設定値‑ 37 ‑

仕
センサ断線警報様

COT‑200

センサ断線を検知し，制御出力をオフにします。
センサ断線警報がONのとき，センサ断線警報表示灯(赤色)が点灯します。

電源電圧

AC 100〜240V

許容電圧変動範囲

50/60HzAC 85〜264V

周囲温度

0〜50℃

周囲湿度

35〜85％RH(ただし，結露しないこと)

消費電力

約 5VA

回路絶縁構成
接地端子

電

絶縁

絶縁

絶縁

ＣＰＵ

絶縁

通信ｴﾗｰ
出力

絶縁抵抗

DC 500V

耐 電 圧

電源端子−接地端子間

AC 1.5kV 1分間

電源端子−通信端子間

AC 1.5kV 1分間

通信端子−接地端子間

AC 1.5kV 1分間

質

量

源
絶縁

絶縁

絶縁

通信部

絶縁

ｽﾃｰﾀｽ
出力

10MΩ以上約 500ｇ

外形寸法

96×96×110mm(W×H×D)

材

難燃性樹脂

質

：ベース，ケース

外 観 色

ライトグレー：ベース，ケース

付 属 品

取付金具

1組

取扱説明書 1部
端子カバー 2個(オプション：ＴＣの時)
8.2

オプション仕様ステータス出力ＳＯ：接続されているCCT‑235のいずれかのチャネルの状態信号

警報1(A1)，

2(A2)，ヒータ断線警報，ループ異常警報，アップスケール，ダウンス
ケール

がONになった場合，出力をONにします。

動

作：ON/OFF動作

出力：オープンコレクタ

防滴・防塵

ＩＰ

：防滴・防塵対策仕様(IP54)

端子カバー

ＴＣ

：感電防止用端子カバー‑ 38 ‑

出力容量

DC 24V

最大50mA故障かな？と思ったら

COT‑200

９．故障かな？と思ったら
COT‑200，およびお客様ご使用のCシリーズに，電源が供給されているか確認してください。
Cシリーズに電源が入っていれば，POWER(PW)表示灯が緑色に点灯します。
それでも動かない場合は，Cシリーズ取扱説明書の故障かな？と思ったら，および下表に示す

内容の確認を行ってください。

警

告配線の点検，および仕様確認等の作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

表示について●現象：ＰＶ表示器の表示が異常，または不安定。
推測される原因℃／ の温度単位を間違えている
不適切なセンサ補正値がされている近くに誘導障害，またはノイズを出す機
器がある

処
置
℃／ の温度単位を，正しく設定してください( P.32)
センサ補正値を，適正な値にしてください( P.32)
誘導障害，またはノイズを出す機器より計器を離してください●現象：通信異常表示灯が点灯している。
推測される原因
通信ケーブル(CPM)の配線が間違っているか断線している
ＣＰＴ−ＣＯＴ間の，通信速度が合っていない

処
置
正常に配線，または通信ケーブル(CPM)を交換してください( P.15)
通信速度を合わせてください( P.17)

キー操作について●現象：主設定値，P,I,D,ARW値，比例周期，警報1〜2(A1〜A2)設定値等の設定ができない。
推測される原因
オートチューニングを実行している処
置
オートチューニングを解除してください(‑ 39 ‑

P.23)

故障かな？と思ったら

COT‑200

制御について●現象：制御出力がＯＮになったままになる。
推測される原因
制御出力下限設定値が，100％以上に設定されている処
置
制御出力下限設定値を，適切な値にしてください(

P.29)●現象：制御出力がＯＦＦになったままになる。
推測される原因
制御出力上限設定値が，0％以上に設定
されている

処
置
制御出力上限設定値を，適切な値にしてください(P.28)

上記以外の計器状態でお困りの場合は，弊社営業所，または出張所までお問い合わせください。

‑ 40 ‑

キャラクタ一覧表

COT‑200

１０．キャラクタ一覧表●主設定モード
表示

設 定 項 目

初 期 値

データ

説 明
( P.22)

初 期 値

データ

説 明
( P.23)( P.23)( P.23)( P.24)( P.24)( P.24)( P.24)( P.25)( P.26)( P.26)( P.26)( P.26)

主設定●副設定モード
表示

設 定 項 目
オートチューニング実行／解除
比例帯
冷却側比例帯
積分時間
微分時間
アンチリセットワインドアップ設定
手動リセット

比例周期設定冷却比例周期設定
ヒータ断線警報設定(CCT‑235に，ｵﾌﾟｼｮﾝ W が付加されている場合)
ループ異常警報1時間設定
ループ異常警報1動作巾設定
ループ異常警報2時間設定
ループ異常警報2動作巾設定

(
(
(
(

P.26)
P.27)
P.27)
P.27)

●補助機能設定モード
表示

設 定 項 目
スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
小数点位置選択
制御出力上限設定
制御出力下限設定
制御出力ON/OFF動作すきま設定
冷却動作モード選択
冷却制御出力ON/OFF動作すきま設定
オーバラップバンド／デッドバンド設定
警報1(A1)動作方式選択
警報2(A2)動作方式選択
警報1(A1)動作すきま設定
警報2(A2)動作すきま設定
制御動作モード選択
ＰＶフィルタ時定数設定
温度単位選択
センサ補正設定‑ 41 ‑

初 期 値

データ

説 明
( P.28)( P.28)( P.28)( P.28)( P.29)( P.29)( P.29)( P.29)( P.30)( P.30)( P.31)( P.31)( P.31)( P.31)( P.32)( P.32)( P.32)

キャラクタ一覧表

COT‑200●接続台数設定モード
表示

設 定 項 目

初 期 値

接続台数設定

データ
(

説 明
P.17)

(

説 明
P.33)

(

説 明
P.33)

●全設定値消去モード
表示

設 定 項 目
全設定値消去

●全設定値読込みモード
表示

設 定 項 目
全設定値読込み‑ 42 ‑

COT‑200‑ 43 ‑

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですがお買い上げいただきました販売店，または弊社営業所へお問い合わせください。
なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

例・形

名.............................ＣＯＴ−２００

・オプション...........................ＳＯ・計器番号.............................№ ○○○○○○№ＣＯＴ２１Ｊ２ ’00.10‑ 44 ‑