デジタル指示調節計
JCR-33A, JCD-33A
取扱説明書

はじめに
このたびは，デジタル指示調節計 [JCR-33A または JCD-33A] (以下，本器)をお買い上げ頂
きまして，まことにありがとうございました。
本書は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。
本書の本文，図および表の中では，用語を以下のような略語で記述しています。
略語

用語

PV
SV
MV
OUT1
OUT2
AT

現在値(PV)
目標値(SV)
出力操作量(MV)
制御出力(OUT1)
制御出力(OUT2) (オプション)
オートチューニング(AT)本書および本器に使用している数字，アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。
キャラクタ対応表
表示
数字，単位

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

表示
A

アルファベット表示
アルファベット

N

O

-2-

M

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害,
その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行
わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。
-3-

1. 取付け上の注意
注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意
注 意・配線作業を行う場合，電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・本器の端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から本器の端子へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形が生じる
恐れがあります。
・入力端子に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。

3. 運転，保守時の注意
注 意・ATの実行は，試運転時に行うことをおすすめします。
・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
・表示部は傷つきやすいので，硬い物で擦ったり，叩いたり等はしないでください。
-4-

目 次
1. 形 名.....................................................................................................................................6
1.1 形名説明........................................................................................................................6
1.2 定格入力........................................................................................................................7
1.3 形名銘板の表示方法......................................................................................................7
2. 各部の名称とはたらき .........................................................................................................8
3. 制御盤への取り付け .............................................................................................................9
3.1 場所の選定 ....................................................................................................................93.2 外形寸法図(単位: mm) ................................................................................................10
3.3 パネルカット図(単位: mm) .........................................................................................10
3.4 CT(カレントトランス)寸法図(単位: mm) ................................................................... 11
3.5 取り付け(JCR-33A, JCD-33A 共通)............................................................................ 11
4. 配 線...................................................................................................................................12
4.1 端子配列......................................................................................................................13
4.2 配線例 .........................................................................................................................13
5. 設 定...................................................................................................................................15
5.1 操作フローチャート....................................................................................................16
5.2 主設定モード...............................................................................................................18
5.3 副設定モード...............................................................................................................18
5.4 補助機能設定モード 1.................................................................................................21
5.5 補助機能設定モード 2.................................................................................................22
5.6 制御出力 OFF 機能 .....................................................................................................27
5.7 自動/手動制御切り替え ...............................................................................................27
5.8 MV 表示.......................................................................................................................27
6. 運 転...................................................................................................................................28
7. 動作説明 .............................................................................................................................29
7.1 OUT1 動作図...............................................................................................................29
7.2 ヒータ断線警報動作図(オプション) ...........................................................................29
7.3 OUT1 ON/OFF 動作図 ................................................................................................30
7.4 OUT2(加熱冷却制御)動作図(オプション)...................................................................31
7.5 A1，A2 動作図 ............................................................................................................34
7.6 SV1/SV2 外部切り替え動作図....................................................................................35
8. 制御動作の説明 ..................................................................................................................35
8.1 P，I，D の説明 ...........................................................................................................35
8.2 AT の説明 ....................................................................................................................36
8.3 オートリセットの説明 ................................................................................................37
9. 仕 様...................................................................................................................................37
9.1 標準仕様......................................................................................................................37
9.2 オプション仕様...........................................................................................................4210. 故障かな?と思ったら .......................................................................................................44
11. キャラクタ一覧表 .............................................................................................................46-5-

1. 形 名1.1 形名説明下線の所には，シリーズ名，制御出力(OUT1)，入力，オプション等の記号が入ります。
例) JCD - 33A - R / M A2
警報 2(A2)出力
マルチレンジ入力
リレー接点出力
96×96×110 mm
標準仕様
JC□ - 33A - □ / □ □
R
シリーズ名
D
警報1(A1)A
R
S
制御出力(OUT1)
A
入 力
M
電源電圧

1

JCR-33A: W48×H96×D110 mm
JCD-33A: W96×H96×D110 mm
警報動作はキー操作で選択 *1
リレー接点
無接点電圧(SSR駆動用)
直流電流
マルチレンジ *2
100~240 V AC(標準)24 V AC/DC *3*1 : 警報動作(9種類と警報動作なし)および励磁/非励磁の選択を，キー操作で選択することができます。
*2 : 熱電対(10種類)，測温抵抗体(2種類)，直流電流(2種類)，直流電圧(4種類)の入力をキー操作で選択することができます。
*3 : 電源電圧は100~240 Vが標準です。
ただし，24 V AC/DCをご注文の場合のみ，入力記号に[1]を記入します。
オプション仕様
記 号
名 称
A2
警報2(A2) *1，*2
W
ヒータ断線警報 *2，*3
DR
リレー接点出力 *2DS
加熱冷却制御(OUT2) 無接点電圧出力 *2DA
直流電流出力 *2
C5
シリアル通信(RS-485) *4
LA
ループ異常警報 *1
P24
絶縁電源出力 *5
BK
外観色: 黒TC
端子カバー*1 : A2出力とLA出力を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
*2 : A2出力，ヒータ断線警報出力，加熱冷却制御出力は，何れか2つまでしか付加できません。
*3 : 直流電流出力形の場合，ヒータ断線警報出力は付加できません。
*4 : シリアル通信を付加した場合，標準機能の[SV1/SV2外部切り替え]は，機能しません。
*5 : 絶縁電源出力を付加した場合，加熱冷却制御出力およびヒータ断線警報出力を付加することはできません。
-6-

1.2 定格入力
入力の種類

入力レンジ
分解能
-200～1370-320～2500
1 ( )K-199.9～400.0-199.9～750.0
0.1 ( )
-200～1000-320～1800
1 ( )JR
0～17600～32001 ( )S
0～17600～32001 ( )B
0～18200～33001 ( )-200～800-320～1500
1 ( )E
T-199.9～400.0-199.9～750.0
0.1 ( )
N
-200～1300-320～2300
1 ( )PL0～13900～25001 ( )C(W/Re5-26)
0～23150～42001 ( )Pt100-199.9～850.0-199.9～999.9
0.1 ( )
JPt100-199.9～500.0-199.9～900.0
0.1 ( )
Pt100
-200～850-300～1500
1 ( )JPt100-200～500-300～900
1 ( )4～20 mA DC-1999～9999 *1，*2
10～20 mA DC-1999～9999 *1，*2
1-1999～9999 *1
1
0～ 1 V DC-1999～9999 *1
1
0～ 5 V DC
1～ 5 V DC-1999～9999 *1
10～10 V DC-1999～9999 *1
1*1 : DC入力は，入力レンジおよび小数点位置の変更ができます。
*2 : 入力端子間に，別売りの受信抵抗器(50 )を接続する必要があります。
1.3 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。
※本器電源が 24 V AC/DC の場合のみ，オプション項目の先頭に“1”が記入されます。
形名銘板
①
②
③

JCD - 33A - R / M
A2
W(20A)(例)
リレー接点出力/マルチレンジ入力
警報2(A2)出力
ヒータ断線警報出力(20A)No.

①: 形 名, ②: オプション名, ③: 計器番号-7-

2. 各部の名称とはたらき
①

①

②

②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑫
⑬

⑧
⑨
⑩
⑪
⑭
⑮

③

⑧

④

⑨

⑤

⑩

⑥

⑪

⑦

⑭

⑫

⑮

⑬

(図 2-1)①: PV表示器
PVおよび設定モード時設定キャラクタを赤色表示器に表示します。
②: SV表示器
SV，MVおよび設定モード時設定値を緑色表示器に表示します。
手動制御時，MV表示全体が点滅します。
MV表示時，MV表示の小数点が点滅します。
③: SV1表示灯
SV1を選択時，緑色表示灯が点灯します。
④: SV2表示灯
SV2を選択時，黄色表示灯が点灯します。
⑤: OUT1表示灯
OUT1がONの時，緑色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合，250 ms周期でMVに応じて点滅します)⑥: OUT2表示灯
OUT2がONの時，黄色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合，250 ms周期でMVに応じて点滅します)⑦: HB表示灯
ヒータ断線警報出力またはセンサ断線警報出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
(ヒータ断線警報付の場合，オーバスケール，アンダスケール時も赤色表示灯が点灯します)⑧: AT表示灯
ATまたはオートリセット動作中，黄色表示灯が点滅します。
⑨: TX/RX表示灯
シリアル通信TX出力(送信)時，黄色表示灯が点灯します。
⑩: A1 表示灯
A1出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
⑪: A2/LA表示灯
A2出力またはLA出力がONの時，赤色表示灯が点灯します。
-8-

⑫: アップキー( )設定値の数値を増加させます。
⑬: ダウンキー( )設定値の数値を減少させます。
⑭: モードキー( )設定モードの切替え，設定値，選択値の登録を行います。
(設定値，選択値の登録は，モードキーを押すと値を登録します)⑮: OUT/OFFキー( )・OUT/OFF機能選択で制御出力OFF機能を選択すると，制御出力のON/OFFを行います。
どのモードからでも， キーを約1秒間押すと，制御出力OFF機能がはたらきます。
制御出力OFF機能がはたらくと，本器の電源を切って再投入しても制御出力OFF機
能は解除されません。
解除するには，もう一度 キーを約1秒間押してください。
・OUT/OFF機能選択で自動/手動制御切り替えを選択すると，本器への電源投入時は，自動制御で制御を行います。
この状態で キーを押すと，手動制御で制御を行います。
手動制御の状態で再度 キーを押すと，自動制御に戻り制御を行います。
ただし，自動または手動制御の切替えは，PV/SV表示モードでしか切替えできません。

注 意
本器の仕様・機能を設定する場合，[3. 制御盤への取り付け]，[4. 配 線]より前に端子②，③へのみ電源を配線し，[5. 設 定]をご覧になりながら設定を行ってください。
入力の仕様変更は，この時に必ず行ってください。

3. 制御盤への取り付け
3.1 場所の選定[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性ガス，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光が当たらず，周囲温度が 0～50 (32～122 )で，急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿気が35～85 %RHで，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
・制御盤に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
-9-

3.2 外形寸法図(単位: mm)● JCR-33A
端子カバー(オプション: TC)

ねじ式取付金具

96

91
106.2

ガスケット

11.5

48

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)(図 3.2-1)● JCD-33A
ねじ式取付金具

端子カバー(オプション: TC)

91
106.2

ガスケット

11.5
96

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)(図 3.2-2)130

92＋0.80

3.3 パネルカット図(単位: mm)● JCR-33A

92＋0.80

n×48-3＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数
45 ＋0.50

注 意 : 横方向密接取付の場合，防塵防滴IP66仕様を満たしません。
(図 3.3-1)- 10 -

130

92＋0.80● JCD-33A

n×96-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数
□92＋0.80

注 意 : 横方向密接取付の場合，防塵防滴IP66仕様を満たしません。
(図 3.3-2)

3.4 CT(カレントトランス)寸法図(単位: mm)
CTL-6S(5A, 10A, 20A用)

CTL-12-S36-10L1U(50A用)

15

30
0.5

2.8

21
40

3

10.5

25

100

7.5

φ5.8

30

2-φ3.5

40

10

40

φ12

30

2-M3

15

(図 3.4-1)
3.5 取り付け(JCR-33A, JCD-33A 共通)

警 告・ケースは樹脂製ですので，ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。
・締め付けトルクは，0.12 N･mを指定してください。
防塵防滴IP66仕様を満たす為，本器は鉛直に取り付けてください。
また，本器を取り付ける面の剛性をご確認ください。
剛性が足りない場合，防塵防滴IP66仕様を満たせないことがあります。
取り付け可能なパネルの厚さ: 1～8 mm。
本器を制御盤前面から挿入してください。
ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け，ねじを締め付けて固定してください。
[P.12(図3.5-1)参照]- 11 -

天
天

地
地(図 3.5-1)

4. 配 線

警 告
配線等の作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，本器電源を入れる前に，必ず本器の接地配線を行ってください。

注 意・本器の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・点線は，オプション指定の場合を示し，指定がなければこの端子はありません。
・A2(オプション)とヒータ断線警報(オプション)を付加した場合，A2は端子⑫－⑬，ヒータ断線警報は端子⑨－⑩を使用してください。
・加熱冷却制御(オプション)とヒータ断線警報(オプション)を付加した場合，加熱冷却制
御は端子⑨－⑩，ヒータ断線警報は端子⑫－⑬を使用してください。
・ヒータ断線警報(オプション)のみを付加した場合，端子⑨－⑩を使用してください。
・A2(オプション)とLA(オプション)を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
・絶縁電源出力(オプション)を付加した場合，加熱冷却制御(オプション)とヒータ断線警報(オプション)を付加することはできません。
■推奨端子について
下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは0.63 N･mを指定してください。
圧着端子
メーカ
形 名
締付トルク
ニチフ端子
TMEV1.25Y-3
Y形
日本圧着端子 VD1.25-B3A
0.63 N･m
ニチフ端子
TMEV1.25-3
丸形
日本圧着端子 V1.25-3- 12 -

3.2mm5.8mm以下

5.8mm以下

3.2mmφ(図 4-1)4.1 端子配列
・POWER SUPPLY : 電源・OUT1 : 制御出力(OUT1)
・OUT2 : 制御出力(OUT2)
・A1: 警報1出力・A2: 警報2出力・LA: ループ異常警報出力
・HB: ヒータ断線警報出力・P24: 絶縁電源出力24V DC
・RS-485 : シリアル通信(RS-485)
・SV2: SV1/SV2外部切り替え
入力・CT: CT入力・TC: 熱電対入力
・RTD: 測温抵抗体入力
・DC: 直流電圧または直流電流
入力，直流電流入力の場
合，入力端子間に受信抵抗器(50 )を接続してください。
(図 4.1-1)
4.2 配線例

注 意・熱電対，補償導線は本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
・測温抵抗体は3導線式のもので，本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
・本器は外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC，定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
・電源が24 V AC/DCで，DCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・リレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護の為，外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
・入力線(熱電対，測温抵抗体等)と電源線，負荷線は離して配線してください。
・接地線は，太い電線(1.25～2.0 mm2)を使用してください。

- 13 -

[JCR-33A-R/E]
3相

*
電磁開閉器

+

警報器

ヒータ

熱電対

電気炉

(図 4.2-1)＊ : 予期しない大きなレベルのノイズによる，本器への悪影響を防ぐ為，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。
・電源電圧24 Vは，AC/DCどちらでも使用可能ですが，DCの場合，極性を間違わないようにしてください。
・無接点電圧出力形で当社の SSR を使用した場合，並列接続可能台数は以下のとおりです。
SA-400 シリーズ : 5 台
SA-500 シリーズ : 2 台[ヒータ断線警報出力]・位相制御されている電流の検出には使用できません。
・CTは付属のものを使用し，ヒータ回路の導線1本をCTの穴へ通してください。
・外部からの干渉を避けるため，CTの導線と電源線，負荷線は離して配線してください。

⑮
CT入力端子
⑯
電 源
CT

ヒータ
(図 4.2-2)- 14 -

5. 設 定熱電対入力，測温抵抗体入力の場合，電源投入後約 3 秒間，PV 表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，SV 表示器に入力レンジの上限値を表示します。
(表 5-1)
DC 入力の場合，電源投入後約 3 秒間，PV 表示器にセンサ入力のキャラクタを表示し,SV 表示器にスケーリング上限設定値を表示します。(表 5-1)
スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，その設定値を SV 表示器に表示します。この間すべての出力，LED 表示灯は OFF 状態です。
その後，PV 表示器に PV，SV 表示器に SV1 または SV2 を表示して制御を始めます。
制御出力 OFF 機能がはたらいている場合，PV 表示器にを表示します。
制御出力 OFF 機能を解除するには， キーを約 1 秒間押してください。
(表5-1)
センサ入力

PV表示器

SV表示器

PV表示器

K
J
R
S
B
E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～ 1 V DC
0～ 5 V DC
1～ 5 V DC
0～10 V DC

スケーリング上限設定値- 15 -

SV表示器

5.1 操作フローチャート
基本的な操作手順
入力の種類選択，警報動作の種類選択および SV の設定方法について説明します。
設定する項目は，操作フローチャートに①，②，③，④，⑤，⑥，⑦と表示しています。
[手順 1 運転前の操作]

負荷回路の電源を OFF，本器の電源を ON にしてください。

[手順 2 補助機能設定モード 2]

補助機能設定モード 2 で入力の種類，警報動作の種類を選択してください。
①: [入力種類選択]で，入力の種類を選択してください。[P.17 の「入力の種類 (キャラクタ表示)と範囲」を参照]②: [A1 動作選択]で，警報 1 動作の種類を選択してください。[P.17 の「警報動作の種類」を参照](
以外を選択すれば，③～⑤の項目を表示します。必要に応じて設定してください。)[注 意] 警報の動作を変更した場合，警報動作点の設定値は 0 (0.0)に戻ります。再設定してください。
③: [A1 動作励磁/非励磁選択]で，警報 1 の励磁/非励磁を選択してください。
④: [A1 動作すきま設定]で，警報 1 の動作すきまを設定してください。
⑤: [A1 動作遅延タイマ設定]で，警報 1 の動作遅延時間を設定してください。

[手順 3 副設定モード][手順 4 主設定モード]⑥: [A1 動作点設定]で，警報 1 の動作点を設定してください。
⑦: [SV1]で，SV を設定してください。

[手順 5 運 転]負荷回路の電源を ON にしてください。制御対象が SV を保つよう，調節動作を開始します。
を押します。

制御出力 OFF 機能または自動/手動制御機能

⑦

PV

PV

PV/SV 表示モードを押します。

を押しながら

【主設定モード】【副設定モード】

AT/オートリセット
実行/解除選択PV
SV 選択値SV1 設定SV 設定値SV2 設定SV 設定値

OUT1 比例帯設定
PV

SV 設定値

PV/SV 表示モードへ戻る
OUT2 比例帯設定
PV

SV 設定値

積分時間設定
PV

キーの説明
・[

]は

SV 設定値を約 3 秒間押します。

を押します。

微分時間設定と，設定値を保存し，次のPV

SV 設定値キー

PVを約 3 秒間押し続けると，
PV/SV 表示モードに戻ります。

ARW 設定SV 設定値

・選択値は ， で選択します。
・AT を途中で解除した場合，PID の値
は AT 実行前の値に戻ります。
・オートリセットは約 4 分で終了します。

設定値ロック選択

PV

PV

SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・加熱冷却制御(OUT2)を付加した時表示します。
・設定値は ， で設定します。
・0 に設定すると PD 動作になり，オートリセットの実行ができます。

PV

PV

・設定値は ， で設定します。
・0 に設定すると微分動作ははたらき
ません。

PV

SV 設定値

A1 動作点設定⑥
PV

SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・OUT1 が ON/OFF 動作または出力が直流電流の時表示しません。
・設定値は ， で設定します。
・OUT2 が ON/OFF 動作の時表示しません。
・設定値は ， で設定します。
・[A1 動作選択]で，[
]時は表示
しません。

SV 設定値

ヒータ断線警報設定
SV 設定値.

・設定値は ， で設定します。
・0.0 に設定するとはたらきません。

PV

PV

SV 上限設定
SV 設定値

・設定値は，で設定します。

SV 下限設定
SV 設定値

・設定値は，で設定します。

センサ補正設定
SV 設定値

・設定値は，で設定します。

・選択値は，で選択します。

機器番号設定SV 設定値

・設定値は，で設定します。

通信速度選択SV 選択値

・選択値は，で選択します。

通信プロトコル選択
SV 選択値

・設定値は ， で設定します。
・PID 動作の時表示します。

・設定値は ， で設定します。
・[A2 動作選択]で，[
]時は表示
しません。

A2 動作点設定

・選択値は ， で選択します。
・ロック 1，2 を選択している場合，AT，オートリセットははたらきません。
・シリアル通信を使用する場合，必ず
ロック 3 を選択してください。

PV

PV

OUT2 比例周期設定

SV 選択値

・設定値は ， で設定します。
・0，0.0 に設定すると，ON/OFF 動作になります。

PV

OUT1 比例周期設定

を約 3 秒間押します。

【補助機能設定モード 1】

味しています。
・各設定モード中，を押しながらPV

キーを押す

設定項目に進むことを意

出力操作量表示を約 1 秒間押します。

パリティ選択PV

SV 選択値

ストップビット選択
PV

SV 選択値

・選択値は ， で選択します。
・[通信プロトコル選択]で[]を選択した場合，この設定項目は表示
しません。

・選択値は ， で選択します。
・[通信プロトコル選択]で[]を選択した場合，この設定項目は表示
しません。

PV/SV 表示モードへ戻る

ループ異常警報時間設定 ・設定値は ， で設定します。
PV
SV 設定値・LA を付加した時表示します。
ループ異常警報動作巾
・設定値は ， で設定します。
設定
・LA を付加した時表示します。
PV
SV 設定値

PV/SV 表示モードへ戻る- 16 -

点線で囲っている設定項目は，オプションを付加した時，表示します。

警報動作の種類

入力の種類(キャラクタ表示)と範囲
11: K -200～1370: K -199.9～400.0: J -200～1000: R 0～1760: S 0～1760: B 0～1820: E -200～800: T -199.9～400.0: N -200～1300: PL- 0～1390: C(W/Re5-26) 0～2315: Pt100 -199.9～850.0: JPt100 -199.9～500.0: Pt100 -200～850: JPt100 -200～500: 4～20 mA DC -1999～9999: 0～20 mA DC -1999～9999: 0～1 V DC -1999～9999: 0～5 V DC -1999～9999: 1～5 V DC -1999～9999: 0～10 V DC -1999～9999

を押しながら: K -320～2500: K -199.9～750.0: J -320～1800: R 0～3200: S 0～3200: B 0～3300: E -320～1500: T -199.9～750.0: N -320～2300: PL- 0～2500: C(W/Re5-26) 0～4200: Pt100 -199.9～999.9: JPt100 -199.9～900.0: Pt100 -300～1500: JPt100 -300～900

入力が SV に対して の偏差設定で，上限設定値に達すると警報出力が ON となります。キャラクタ表示は，[]
下限警報動作:
入力が SV に対して の偏差設定で，下限設定値に達すると警報出力が ON となります。キャラクタ表示は，[]
上下限警報動作:
上限警報動作と下限警報動作の両方を備えた警報動作で，入力が上下いずれかの警報設定値を超えても警報出力が ON となります。
キャラクタ表示は，[]
上下限範囲警報動作: 上下限の設定範囲内で出力が ON 状態の時，入力が上下いずれかの警報設定値を超えると警報出力が OFF となります。
キャラクタ表示は，[]
絶対値警報動作:
計器の目盛範囲内で，任意の点(値)に警報設定ができ，入力が設定した任意の点(値)に達すると警報出力が ON となります。
絶対値上限警報動作のキャラクタ表示は，[]
絶対値下限警報動作のキャラクタ表示は，[]
待機付:
計器電源投入時，入力が警報動作のはたらく領域内であっても出力が出ない機能です。また，運転中に SV を変更したために警報動作点が領域内に入っても警報出力が出ない機能です。(運転を継続させ，入力がその警報動作点を一度超えると待機機能は解除されます。)
待機付上限警報動作のキャラクタ表示は，[]
待機付下限警報動作のキャラクタ表示は，[]
待機付上下限警報動作のキャラクタ表示は，[]
上限警報動作:を約 3 秒間押します。

②

PV【補助機能設定モード 2】①

PV

入力種類選択SV 選択値

・選択値は ，
・工場出荷時は[で選択します。
]になっています。

PV

スケーリング上限設定 ・設定値は ， で設定します。
SV 設定値
・直流電流入力，直流電圧入力の時表示します。

PV③

スケーリング下限設定 ・設定値は ， で設定します。
SV 設定値
・直流電流入力，直流電圧入力の時表示します。

PV

PV

小数点位置選択SV
選択値

・選択値は ， で選択します。
・直流電流入力，直流電圧入力の時表示します。
④

PV

PV フィルタ
時定数設定
SV 設定値

・設定値は，A1 動作選択SV 選択値

・選択値は ，
・工場出荷時は[A2 動作選択SV 選択値

・選択値は ， で選択します。
・A2 を付加した時表示します。

A1 動作
励磁/非励磁選択
PV
SV 選択値

・選択値は ， で選択します。
・[A1 動作選択]で，[]時は表示しません。

A2 動作
励磁/非励磁選択
PV
SV 選択値

・選択値は ， で選択します。
・[A2 動作選択]で，[]時は表示しません。

A1 動作すきま設定
SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・[A1 動作選択]で，[]時は表示しません。

A2 動作すきま設定
SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・[A2 動作選択]で，[]時は表示しません。

A1 動作
遅延タイマ設定
PV
SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・[A1 動作選択]で，[]時は表示しません。

A2 動作
遅延タイマ設定
PV
SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・[A2 動作選択]で，[]時は表示しません。

PV

で設定します。
PV

PV

OUT1 上限設定
SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・ON/OFF 動作時は表示しません。
⑤

PV

OUT1 下限設定
SV 設定値

OUT1 ON/OFF 動作
すきま設定
PV
SV 設定値
OUT2 動作モード選択
SV 選択値

PV

PV

PV

OUT2 上限設定
SV 設定値
OUT2 下限設定
SV 設定値

オーバラップ/
デッドバンド設定
PV
SV 設定値
OUT2 ON/OFF 動作
すきま設定
PV
SV 設定値

で選択します。
]になっています。

・設定値は ， で設定します。
・ON/OFF 動作時は表示しません。

・設定値は ， で設定します。
・ON/OFF 動作時に表示します。

・選択値は ， で選択します。
・加熱冷却制御(OUT2)を付加した時表示します。
・設定値は ， で設定します。
・加熱冷却制御(OUT2)を付加した時表示します。
・設定値は ， で設定します。
・加熱冷却制御(OUT2)を付加した時表示します。

PV

PV

・選択値は ，
・工場出荷時は[AT バイアス設定
SV 設定値

・設定値は ， で設定します。
・熱電対入力，測温抵抗体入力時表示します。

SVTC バイアス設定
SV 設定値

PVPV

・設定値は ， で設定します。
・加熱冷却制御(OUT2)を付加した時表示します。
PV

・設定値は ， で設定します。
・加熱冷却制御(OUT2)を付加した時表示します。
PV- 17 -

正/逆動作選択SV 選択値

で選択します。
]になっています。

・設定値は ， で設定します。
・C5 を付加した時表示します。

SV2 表示選択
SV 選択値

・選択値は

入力異常時の
出力状態選択SV 選択値

・選択値は ， で選択します。
・入力が直流電流，直流電圧で，出力が直流電流の時表示します。

OUT/OFF キー
機能選択
SV 選択値

・選択値はPV/SV 表示モードへ戻る，，

で選択します。

で選択します。

5.2 主設定モード
キーを押すと，主設定モードになります。
， キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，PV/SV表示モードに戻ります。
キャラクタ
名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
SV1 設定0・SV1を設定します。
・設定範囲: SV下限設定値～SV上限設定値またはスケーリング下限設定値～スケーリング上限設定値
SV2設定
0・SV2を設定します。
・設定範囲: SV下限設定値～SV上限設定値またはスケーリング下限設定値～スケーリング上限設定値
・シリアル通信(オプション)を付加している場合，この設定項目は表示しません。
5.3 副設定モード
キーを押しながら， キーを押すと，副設定モードになります。
， キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。
キャラクタ
名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
AT /オートリセット実行/解除選択
AT/オートリセット解除
・ATまたはオートリセット(オフセットの修正)の実行/解除を選択します。
・PD動作，P動作の時のみ，オートリセットの実行ができます。
・PI，ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
[ATについて(P.36 8.2 ATの説明参照)]
・ATを実行すると，AT表示灯が点滅し，PV/SV表示モードに戻ります。
ATが終了すると，AT表示灯が消灯し，P，I，D，ARWの値を自動的に設定します。
・AT実行中は，全ての設定ができません。
・ATを途中で解除すると，P，I，D，ARWの値はAT実行前の値になります。
・AT中に キーを押すと，制御出力OFF機能がはたらき，再度 キーを押すと，ATを解除します。
・AT実行後，約4時間経過しても終了しない場合，強制的にATを終了します。
[オートリセットについて(P.37 8.3 オートリセットの説明参照)]
・オートリセットを実行すると，ただちにオフセットの修正(修正値を自動的に設定，AT表示灯が点滅)を始め，PV/SV表示モードに戻ります。
・キー操作による誤操作防止の為，オートリセット実行後，約4分間は他の設定はできません。
・オートリセットが終了すると，AT表示灯が消灯し，全ての設定ができるようになります。
・: AT/オートリセット解除/: AT/オートリセット実行
OUT1比例帯設定
10・OUT1の比例帯を設定します。
設定値を0または0.0に設定すると，ON/OFF動作になります。
・設定範囲: 0～1000 (0～2000 )
小数点付の場合，0.0～999.9 (0.0～999.9 )DC入力の場合，0.0～100.0 %- 18 -

キャラクタ

名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
OUT2比例帯設定
1.0倍
・OUT2の比例帯を設定します。
設定値を0.0に設定すると，OUT2がON/OFF動作になります。
・加熱冷却制御(オプション)を付加していないまたはOUT1がON/OFF
動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0.0～10.0倍(OUT1比例帯に対しての倍率)
積分時間設定200秒
・積分時間を設定します。
設定値を0にすると，積分動作ははたらきません。(PD動作になります)
・OUT1がON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0～1000秒
微分時間設定50秒
・微分時間を設定します。
設定値を0にすると，微分動作ははたらきません。(PI動作になります)
・OUT1がON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0～300秒
ARW(アンチリセットワインドアップ)設定 50 %・アンチリセットワインドアップを設定します。
・PID動作以外の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0～100 %OUT1比例周期設定
リレー接点出力形: 30秒
無接点電圧出力形: 3秒
・OUT1の比例周期を設定します。
ON/OFF動作，直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
・設定範囲: 1～120秒
OUT2比例周期設定
リレー接点出力形: 30秒
無接点電圧出力形: 3秒
・OUT2の比例周期を設定します。
ON/OFF動作，直流電流出力形の場合，この設定項目は表示しません。
・加熱冷却制御(オプション)を付加していないまたはOUT2がON/OFF
動作の場合，この設定項目は表示しません。
・リレー接点出力形の場合，比例周期の時間を短く設定すると，リレーの動作回数が多くなり，リレー接点の寿命が短くなります。
・設定範囲: 1～120秒
A1動作点設定
0・A1出力の動作点を設定します。
0または0.0に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報，絶対値下限警報は除く)
・[A1動作選択]で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.20(表5.3-1)参照
A2動作点設定
0・A2出力の動作点を設定します。
0または0.0に設定すると，警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報，絶対値下限警報は除く)
・A2出力(オプション)を付加していないまたは[A2動作選択]で，動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: P.20 (表5.3-1)参照- 19 -

キャラクタ
と
X.X を
交互に表示

名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
ヒータ断線警報設定
0.0 A
・ヒータ断線警報のヒータ電流値を設定します。
0.0を設定するとヒータ断線警報ははたらきません。
PV表示器に，ヒータ断線警報設定キャラクタとCT電流値を交互に表示します。
CT電流値は，OUT1がONの時更新します。
OUT1がOFFの時，ヒータ断線警報の電流指示値は，前回のOUT1がONの時の値を記憶しています。
・電源電圧の変動を考慮して，ヒータ電流値(設定値)の80%あたりで設定されることをおすすめします。
・警報出力は自己保持しません。
・ヒータ断線警報(オプション)を付加していない場合，この設定項目
は表示しません。
・設定範囲: 5 Aの時，0.0～ 5.0 A
10 Aの時，0.0～10.0 A
20 Aの時，0.0～20.0 A
50 Aの時，0.0～50.0 A
ループ異常警報時間設定
0分
・ループ異常警報を判断する為の時間を設定します。
・ループ異常警報(オプション)を付加していない場合，この設定項目
は表示しません。
・設定範囲: 0～200分
ループ異常警報動作巾設定
0
・ループ異常警報を判断する為の動作巾を設定します。
・ループ異常警報(オプション)を付加していない場合，この設定項目
は表示しません。
・設定範囲: 0～150 ( )ただし，小数点付の場合，0.0～150.0 ( )DC入力の場合，0～1500(小数点位置は，小数点位置選択に従う)[A1，A2 の設定範囲](表5.3-1)
警報動作の種類
設定範囲
上限警報-入力スパン ～入力スパン ( ) *1
下限警報
-入力スパン ～入力スパン ( ) *1
上下限警報
0 ～入力スパン ( ) *1
上下限範囲警報
0 ～入力スパン ( ) *1
絶対値上限警報
入力レンジ下限値 ～入力レンジ上限値 *2
絶対値下限警報
入力レンジ下限値 ～入力レンジ上限値 *2
待機付上限警報-入力スパン ～入力スパン ( ) *1
待機付下限警報-入力スパン ～入力スパン ( ) *1
待機付上下限警報
0 ～入力スパン ( ) *1
・小数点付入力の場合，-側設定の下限値は-199.9，+側設定の上限値は999.9になります。
*1: DC入力の場合，入力スパンは，スケーリング巾になります。
*2: DC入力の場合，入力レンジ下限値(上限値)は，スケーリング下限値(上限値)になります。
[ループ異常警報について]
MVが100 %または出力上限値に達した後，PVがループ異常警報の判断時間内に，その巾だけ(上昇)しない時，警報が出力されます。また，MVが0 %または出力下限値に達した後，PVがループ異常警報の判断時間内にその巾だけ(下降)しない時，警報が出力されます。制御動作が正動作の時は，先の( )内がそれぞれ下降および上昇となります。
- 20 -

5.4 補助機能設定モード 1
キーを押しながら， キーを約3秒間押すと，補助機能設定モード1になります。
， キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。
キャラクタ
名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
設定値ロック選択
ロック解除
・設定値をロックし誤設定を防止する機能で，選択状態によりロックされる設定項目が異なります。
・設定値ロック選択を行う場合，ロック解除の状態で必要な設定項目の設定をしてから，設定値ロック選択を行ってください。
・選択項目:(ロック解除) : 全設定値の変更ができます。
(ロック1): 全設定値の変更ができません。
(ロック2): 主設定モードのみ変更ができます。
(ロック 3) : 入力種類選択を除く全設定値の変更ができますが変更したデータは，不揮発性メモリに書き込みませんので，計器電源を切ると前の値に戻ります。
補助機能設定モード 2 の各設定項目は，変更すると SV や警報設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する場合，
必ずロック3にしてください。(通信機能で設定した値が，設定する前の値と同じ場合，不揮発性メ
モリに書き込みません。)
SV上限設定1370
・SVの上限を設定します。
・設定範囲: SV下限設定値～入力レンジの上限値
DC入力の場合，SV下限設定値～スケーリング上限値(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
SV下限設定-200
・SVの下限を設定します。
・設定範囲: 入力レンジの下限値～SV上限設定値
DC入力の場合，スケーリング下限値～SV上限設定値(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
センサ補正設定
0.0
・センサの補正値を設定します。
制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度が制御箇所の温度が異なることがあります。また，複数の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等
で同一SVでも測定温度が一致しないことがあります。
このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。
ただし，センサ補正値にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。
センサ補正後のPV=現在のPV+(センサ補正設定値)
・設定範囲: -100.0～100.0 ( )DC入力の場合，-1000～1000(小数点の位置は，小数点位
置選択に従う)通信プロトコル選択
神港標準
・本器の通信プロトコルを選択します。
・シリアル通信(オプション)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目:(神港標準):(Modbus ASCIIモード):(Modbus RTUモード)- 21 -

キャラクタ

名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
機器番号設定0・本器の機器番号を設定します。(シリアル通信において，複数台接続
して通信を行う場合，各計器に個別の機器番号を設定しないと通信できません)
・シリアル通信(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0～95
通信速度選択9600 bps
・本器の通信速度を選択します。(ホストコンピュータ側の通信速度と本器の通信速度が一致していないと通信できません)
・シリアル通信(オプション)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目:(2400 bps):
(4800 bps):
(9600 bps):
(19200 bps)
パリティ選択
偶数・本器のパリティを選択します。
・シリアル通信(オプション)を付加していないまたは[通信プロトコル選択]で，神港標準を選択している場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目 :
(無し)
:
(偶数)
:
(奇数)
ストップビット選択
1・本器のストップビットを選択します。
・シリアル通信(オプション)を付加していないまたは[通信プロトコル選択]で，神港標準を選択している場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目 :
(1):
(2)

5.5 補助機能設定モード 2を押しながら を約3秒間押すと，補助機能設定モード2になります。
， キーで設定値(数値)を増減します。
キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。
※[設定値ロック選択]で，ロック3を選択している場合，ロック3を解除(ロック無し)
してから，補助機能設定モード2の各設定項目の変更を行ってください。
キャラクタ
名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
入力種類選択K: -200～1370
・熱電対(10種類)，測温抵抗体(2種類)，直流電流(2種類)，直流電圧(4種類)の中から入力， / を選択することができます。
・直流電圧入力から各入力に変更する場合，本器に接続されているセンサを外してから，各入力への変更を行ってください。
センサを接続したまま各入力への変更を行うと，入力回路が故障します。
・選択項目:
キャラクタ
入力種類
入力レンジ
K
-200 ～ 1370
K
-199.9 ～ 400.0
J-200 ～ 1000
R
0 ～ 1760
S
0 ～ 1760- 22 -

キャラクタ

名 称，説 明，設定範囲
B
E
TN
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
K
K
J
R
S
B
E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～ 1 V DC
0～ 5 V DC
1～ 5 V DC
0～10 V DC

0-200-199.9-200
00-199.9-199.9
-200
-200
-320
-199.9
-320
0
0
0
-320
-199.9-320
00-199.9-199.9
-300
-300
-1999
-1999
-1999
-1999
-1999
-1999

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

工場出荷初期値
1820
800
400.0
1300
1390
2315
850.0
500.0
850
500
2500
750.0
1800
3200
3200
3300
1500
750.0
2300
2500
4200
999.9
900.0
1500
900
9999
9999
9999
9999
9999
9999

スケーリング上限設定
9999
・スケールの上限値を設定します。
・DC入力以外の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: スケーリング下限値～入力レンジの上限値(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
スケーリング下限設定-1999
・スケールの下限値を設定します。
・DC入力以外の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 入力レンジの下限値～スケーリング上限値(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
小数点位置選択
小数点なし
・小数点の位置を選択します。
・DC入力以外の場合，この設定項目は表示しません。
・選択項目:(小数点なし):(小数点以下1桁):(小数点以下2桁):(小数点以下3桁)- 23 -

キャラクタ

名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
PVフィルタ時定数設定
0.0秒
・PVフィルタ時定数を設定します。
ただし，設定値が大きすぎると，応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えることがあります。
・設定範囲: 0.0～10.0秒
OUT1上限設定
100 %・OUT1の上限値を設定します。
ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: OUT1下限値～100 %(リレー接点出力，無接点電圧出力)
OUT1下限値～105 %(直流電流出力)
OUT1下限設定
0%
・OUT1の下限値を設定します。
ON/OFF動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0 %～OUT1上限値(リレー接点出力，無接点電圧出力)-5 %～OUT1上限値(直流電流出力)
OUT1 ON/OFF動作すきま設定
1.0
・OUT1のON/OFF動作すきまを設定します。
OUT1がPID, PI, PD, P動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0.1～100.0 ( )DC入力の場合，1～1000(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
OUT2動作モード選択
空冷・OUT2の動作を，空冷，油冷，水冷のいずれかから選択します。
加熱冷却制御(オプション)を付加していないまたはOUT2がON/OFF
動作の場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目:[空冷(リニア特性)]:[油冷(1.5乗特性)]:[水冷(2乗特性)]
OUT2上限設定
100 %・OUT2の上限値を設定します。
・加熱冷却制御(オプション)を付加していないまたはOUT2がON/OFF
動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: OUT2下限値～100 %(リレー接点出力，無接点電圧出力)
OUT2下限値～105 %(直流電流出力)
OUT2下限設定
0%
・OUT2の上限値を設定します。
・加熱冷却制御(オプション)を付加していないまたはOUT2がON/OFF
動作の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0 %～OUT2上限値(リレー接点出力，無接点電圧出力)-5 %～OUT2上限値(直流電流出力)
オーバラップ/デッドバンド設定
0.0
・OUT1とOUT2のオーバラップ/デッドバンドを設定します。
+設定値でデッドバンド，-設定値でオーバラップです。
・加熱冷却制御(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: -100.0～100.0 ( )DC入力の場合，-1000～1000(小数点の位置は，小数点位
置選択に従う)- 24 -

キャラクタ

名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
OUT2 ON/OFF動作すきま設定
1.0
・OUT2のON/OFF動作すきまを設定します。
・加熱冷却制御(オプション)を付加していないまたはOUT2がON/OFF
動作以外の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0.1～100.0 ( )DC入力の場合，1～1000(小数点の位置は，小数点位置選
択に従う)
A1動作選択警報動作なし・A1の動作を選択します。
[注 意] 警報の動作を変更した場合，警報動作点の設定値は0 (0.0)に戻ります。
・選択項目:(警報動作なし):(上限警報動作):(下限警報動作):(上下限警報動作):(上下限範囲警報動作):(絶対値上限警報動作):(絶対値下限警報動作):(待機付上限警報動作):(待機付下限警報動作):(待機付上下限警報動作)
A2動作選択警報動作なし・A2の動作を選択します。
[注 意] 警報の動作を変更した場合，警報動作点の設定値は0 (0.0)に戻ります。
・A2(オプション)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目は，A1動作選択と同じです。
A1動作励磁/非励磁選択
励磁・A1動作の励磁または非励磁の選択を行います。
・[A1動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目:(励磁):(非励磁)
A2動作励磁/非励磁選択
励磁・A2動作の励磁または非励磁の選択を行います。
・[A2動作選択]で警報動作なしを選択した場合またはA2(オプション)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。
・選択項目は，A1動作励磁/非励磁選択と同じです。
A1動作すきま設定
1.0
・A1の動作すきまを設定します。
・[A1動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設定項目は表示
しません。
・設定範囲: 0.1～100.0 ( )DC入力の場合，1～1000(小数点の位置は，小数点位置選
択に従う)
A2動作すきま設定
1.0
・A2の動作すきまを設定します。
・[A2動作選択]で警報動作なしを選択またはA2(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲は，A1動作すきま設定と同じです。
- 25 -

キャラクタ

名 称，説 明，設定範囲
工場出荷初期値
A1動作遅延タイマ設定
0秒
・A1の動作遅延時間を設定します。入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が作動します。
・[A1動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設定項目は表示
しません。
・設定範囲: 0～9999秒
A2動作遅延タイマ設定
0秒
・A2の動作遅延時間を設定します。入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が作動します。
・[A2動作選択]で警報動作なしを選択またはA2(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲は，A1動作遅延タイマ設定と同じです。
正/逆動作選択逆(加熱)動作・逆(加熱)または正(冷却)動作の切替えを行います。
・選択項目:[逆(加熱)動作]:[正(冷却)動作]
ATバイアス設定
20・AT時のバイアス値を設定します。
・DC入力の場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 0～50 (0～100 )
小数点付の場合，0.0～50.0 (0.0～100.0 )SVTCバイアス設定0
・設定値デジタル伝送で受取った値にSVTCバイアス値を加算した値をSVとします。
・シリアル通信(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。
・設定範囲: 定格レンジの 20 %相当の換算値
DC入力の場合，スケーリング巾の 20%相当の換算値(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
ただし，－側の最小値は-1999，-199.9，-19.9または-1.999です。
SV2表示選択表示・SV2の表示，非表示を選択します。
・シリアル通信(オプション)を付加している場合，この設定項目は表示しません。
・選択項目:(表示):(非表示)
OFF(4 mA)またはOUT1(OUT2)
入力異常時の出力状態選択
下限設定値を出力
・DC 入力が入力異常(オーバスケールまたはアンダスケール)時，OUT1,
OUT2([オプション: D ]付加時)の出力状態を選択します。
・DC 入力で，直流電流出力以外の場合，この設定項目は表示しません。
・選択項目:: OFF(4 mA)または OUT1(OUT2)下限設定値を出力します。
: 偏差に応じて OFF(4 mA)または OUT1(OUT2)下限設定値
からON(20 mA)またはOUT1(OUT2)上限設定値の間で出力します。
OUT/OFFキー機能選択
制御出力OFF機能
・ キーの機能を選択します。
・選択項目:(制御出力OFF機能):(自動/手動制御切替え)- 26 -

[励磁/非励磁について]
警報動作を励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑦－⑧または⑫－⑬間)は導通状態(ON)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は非導通状態(OFF)になります。(図5.5-1)
警報動作を非励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑦－⑧または⑫－⑬間)は非導通状態(OFF)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は導通状態(ON)になります。(図5.5-1)
A1動作すきまA1動作すきま

ON

ON

OFF

OFF
SV
+A1動作点SV+A1動作点上限警報(励磁設定)の時
上限警報(非励磁設定)の時
A1 動作点：警報１動作点設定(図 5.5-1)

5.6 制御出力 OFF 機能
・制御動作を一時停止したい時や複数台の内，使用しない本器の電源を切らずに制御
出力をOFFにする機能です。
・どのモードからでも キーを約1秒間押すと，PV表示器に“”と表示し，制
御出力OFF機能がはたらきます。
この状態で再度 キーを約1秒間押すと，制御出力OFF機能を解除します。
・制御出力OFF機能は，本器の電源を切り，再度電源を投入しても解除されません。
解除するには， キーを約1秒間押してください。
5.7 自動/手動制御切り替え・補助機能設定モード2の[OUT/OFFキー機能選択]で自動/手動制御切り替えを選択してください。
・PV/SV表示モード時に キーを押すと，自動/手動制御の切り替えができます。
・手動制御に切り替えると，SV表示器のMVが点滅します。
， キーで，SV表示器に表示されているMVを増減し，制御を行います。
・再度， キーを押すと，PV/SV表示モード(自動制御)に戻ります。
電源投入時は，自動制御です。
・自動制御から手動制御に切り替えた時または手動制御から自動制御に切り替えた時は，バランスレスバンプレス機能がはたらき，操作量の急変を防ぎます。
・自動/手動制御切り替えを選択している場合，制御出力OFF機能ははたらきません。
5.8 MV 表示
・PV/SV表示モードの時，
キーを約3秒間押し続けると，SV表示器にMVを表示します。
MV表示の小数点が，500 ms周期で点滅します。
・再度， キーを押すと，PV/SV表示モードに戻ります。

- 27 -

6. 運 転制御盤への取付け，配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。
(1) 本器の電源ON本器へ供給される電源をONにします。
熱電対，測温抵抗体入力の場合，電源投入後約3秒間，PV表示器にセンサ入力のキャ
ラクタと温度単位を表示し，SV表示器に入力レンジの上限値を表示します。(表6-1)
DC入力の場合，電源投入後約3秒間，PV表示器にセンサ入力のキャラクタを表示し，SV表示器にスケーリング上限設定値を表示します。(表6-1)
スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，その設定値をSV表示器に表示します。この間全ての出力，LED表示灯はOFF状態です。
その後，PV表示器にPV，SV表示器にSV1またはSV2を表示して制御を始めます。
制御出力OFF機能がはたらいている場合，PV表示器に[]を表示します。
制御出力OFF機能を解除するには， キーを約1秒間押してください。
(表6-1)
センサ入力

PV表示器

SV表示器

PV表示器

SV表示器

K
J
R
S
B
E
T
N
PLC(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt100
4～20 mA DC
0～20 mA DC
0～ 1 V DC
0～ 5 V DC
1～ 5 V DC
0～10 V DC

スケーリング上限設定値(2) 設定値の入力[5. 設 定]以降を参照して各設定値を入力してください。
(3) 負荷回路の電源をONにする
負荷回路の電源をONにします。
制御対象をSVに保つよう，調節動作を開始します。
[SV1/SV2外部選択について]
外部操作によりSV1またはSV2を選択することができます。
・⑭－⑰間オープンでSV1を選択することができます。
・⑭－⑰間ショートでSV2を選択することができます。
・設定モード中およびAT実行中は，外部操作によるSV1またはSV2の選択はできません。
- 28 -

7. 動作説明
7.1 OUT1 動作図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
SV

R/ □

SV

H 4

H 4

H 4

H 4

H 4

H 4

C 5

C 5

C 5

C 5

C 5

C 5

L 6

L 6

L 6

L 6

L 6

L 6

偏差に応じて周期動作

+ 5
S/□

+ 5
12V DC- 6

偏差に応じて周期動作+ 5

12/0V DC

+ 5
0V DC

- 6

- 6

+ 5
0V DC

- 6

- 6

偏差に応じて周期動作

+ 5
A/□

+ 5

20mA DC- 6+ 5

4mA DC

- 6

- 6

点灯

+ 5

4mA DC- 6

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)

12V DC- 6

偏差に応じて周期動作+ 520～4mA DC+ 5

0/12V DC

4～20mA DC- 6+ 5
20mA DC- 6

偏差に応じて連続的に変化

消灯

消灯

点灯

部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。
7.2 ヒータ断線警報動作図(オプション)
ON
ヒータ断線
警報動作

OFF
小

ヒータ断線
警報出力
表示
赤
(HB)

ヒータ断線警報設定点

大

負荷電流

9

9

10

10

点灯

消灯

加熱冷却制御(オプション)を付加している場合，端子⑫－⑬をヒータ断線警報の出力端子として使用します。

- 29 -

7.3 OUT1 ON/OFF 動作図
加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

制御動作
OFF

OFF
SV

R/ □

H 4

H 4

H 4

H 4

C 5

C 5

C 5

C 5

L 6

L 6

L 6

L 6

+ 5
S/ □

A/ □

+ 5
12V DC

+ 5
0V DC

+ 5
0V DC

12V DC

- 6

- 6

- 6

- 6

+ 5

+ 5

+ 5

+ 5

20mA DC- 6
表示
緑(OUT1)

SV

点灯

4mA DC- 6

4mA DC- 6

消灯

部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。

- 30 -

消灯

20mA DC

- 6

点灯

7.4 OUT2(加熱冷却制御)動作図(オプション)(冷却側比例帯)

加熱側比例帯ON
制御動作

ON(冷却動作)

加熱動作
OFF

OFF
SV

R/□

H 4

H 4

H 4

C 5

C 5

C 5

L 6

L 6

L 6

偏差に応じて周期動作

DR

9

9

9

10

10

10

偏差に応じて周期動作

+ 5

+ 5
12V DC

S/□

- 6

+ 5

12/0V DC

0V DC

- 6

- 6

偏差に応じて周期動作

+ 9

+ 9
0V DC

DS

+ 9

0/12V DC

- 10

- 10

12V DC- 10

偏差に応じて周期動作

+ 5

+ 5

20mA DC

A/□

- 6

+ 5

20～4mA DC- 6

4mA DC- 6

偏差に応じて連続的に変化+ 9
4mA DC

DA

- 10

+ 9

+ 9

4～20mA DC- 10

20mA DC- 10

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)
表示
黄(OUT2)

点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。

- 31 -

デッドバンドを設定した場合
加熱側比例帯デッドバンド(冷却側比例帯)

ON
制御動作

ON
(冷却動作)

加熱動作
OFF

OFF
SV

R/□

H 4

H 4

H 4

C 5

C 5

C 5

L 6

L 6

L 6

偏差に応じて周期動作

DR

9

9

9

10

10

10

偏差に応じて周期動作

+ 5

+ 5
12V DC

S/□

- 6

+ 5

12/0V DC

0V DC

- 6

- 6

偏差に応じて周期動作

+ 9

+ 9
0V DC

DS

+ 9

0/12V DC

- 10

- 10

12V DC- 10

偏差に応じて周期動作

+ 5

+ 5

20mA DC

A/□

- 6

+ 5

20～4mA DC

4mA DC- 6- 6

偏差に応じて連続的に変化

+ 9

+ 9

4mA DC

DA

- 10

+ 9

4～20mA DC- 10

20mA DC- 10

偏差に応じて連続的に変化
表示
緑(OUT1)
表示
黄(OUT2)

点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。

- 32 -

リレー接点出力で，オーバラップを設定した場合
*1
*2
制御動作

ON

ON

*3
(冷却動作)

加熱動作
OFF

OFF
SV

R/□

H 4

H 4

H 4

C 5

C 5

C 5

L 6

L 6

L 6

偏差に応じて周期動作

DR

9

9

9

10

10

10

偏差に応じて周期動作
表示
緑(OUT1)
表示
黄(OUT2)

点灯

消灯

消灯

点灯

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。
は加熱制御動作を表しています。
は冷却制御動作を表しています。

*1: 加熱側比例帯*2: 冷却側比例帯*3: オーバラップバンド- 33 -

7.5 A1，A2 動作図
上限警報

下限警報
A1動作すきまON

A1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－A1動作点SV＋A1動作点SV－A1動作点

＋側

＋側

－側

－側

＋A1動作点

警報出力

上下限警報

上下限範囲警報
A1動作すきまA1動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF
SV

A1動作点

A1動作点

A1動作点

SV

A1動作点

警報出力
絶対値上限警報

絶対値下限警報

A1動作すきまA1動作すきま

ON

ON

警報動作
OFF

OFF
A1動作点

A1動作点

警報出力
待機付上限警報

待機付下限警報
A1動作すきまON

A1動作すきま

ON

警報動作
OFF

OFF
－A1動作点SV＋A1動作点－A1動作点

＋側

＋側

－側

－側

警報出力

待機付上下限警報
A1動作すきま

ON

警報動作
OFF
A1動作点

SV

A1動作点

警報出力

A1 動作点: 警報 1 動作点設定: A1 出力端子⑦－⑧間 ON: A1 出力端子⑦－⑧間 ON または OFF: A1 出力端子⑦－⑧間 OFF- 34 -

SV＋A1動作点: この部分において待機機能がはたらきます。
A2 出力の場合，端子⑫－⑬間に出力します。
A1，A2 表示灯は，それぞれの出力端子が ON の時点灯，出力端子が OFF の時消灯します。
7.6 SV1/SV2 外部切り替え動作図

SV1/SV2
外部切り替え
表示

緑

SV1

SV2

14

14

17

17

SV1
点灯

SV2
消灯

SV1
消灯

SV2
点灯

※シリアル通信(オプション)を付加している場合，この機能ははたらきません。

8. 制御動作の説明
8.1 P，I，D の説明(1) 比例帯(P)
比例動作は，SVとPVとの偏差に比例して制御出力が変化する動作です。
比例帯を狭くすれば，わずかなPVの変化に対しても制御出力が変化しオフセットが小さくなって良好な制御結果が得られます。
しかし，極端に比例帯を狭くすると，少しの外乱でもPVに変動が生じ，ON/OFF動作のような制御となり，ハンチング現象を起こします。(振動的な制御になります)
安定する制御結果を観察しながら比例帯を少しずつ狭くして最適値を選びます。
(2) 積分時間(I)積分動作は，オフセットを除去するために用いる動作です。
積分時間を短くすると，設定点への引き戻しは速くなりますが，振動の周期性が速くなり安定性は不利になります。
(3) 微分時間(D)
微分動作は，プロセス温度の変化を変化速度に応じて，引き戻す動作です。
オーバシュート，アンダシュートの振幅を減少させます。
微分時間を短くすると引き戻し量が少なくなり，微分時間を長くすると戻り過ぎの現象が出て，制御系が振動的になることがあります。

- 35 -

8.2 AT の説明
ATは，プロセスに強制的に変動を与えてP, I, D, ARW各設定値の最適値を自動的に算出する機能です。
DC入力の場合，立ち上がり時，安定時，立ち下がり時共にSVで変動を与えます。
常温付近でATを実行した場合，温度変動を与えることができないため，ATが正常に終了しない場合があります。
(1) SVとPVの差が大きい立ち上がりの場合
SVより20 ( )低い温度で変動を与えます。
SVより，20 ℃ ( )低い温度

温 度
SV①: PID定数計測中②: PID定数算出点③: ATで設定されたPID定数で制御④: ATバイアス設定値(初期値20 ℃)

④

時 間

AT
①

②

AT: AT開始点③(図 8.2-1)(2) 制御中の安定時またはPVがSVの 20
SVで変動を与えます。

( )以内の場合

温 度①: PID定数計測中②: PID定数算出点③: ATで設定されたPID定数で制御

SV

時 間

AT
①

②

AT: AT開始点③(図 8.2-2)(3) PV が SV より 20 ( )以上高い場合
SV より 20 ( )高い温度で変動を与えます。
温 度

SVSVより，20 ℃ ( )高い温度①: PID定数計測中②: PID定数算出点③: ATで設定されたPID定数で制御④: ATバイアス設定値(初期値20 ℃)

④

時 間

AT
①

②

(図 8.2-3)- 36 -③

AT: AT開始点

8.3 オートリセットの説明
PD動作時，比例帯内に安定したところ(PV表示が安定したところ)で，オートリセットを実行することによりオフセットを修正します。この修正値は，内部記憶しているので，プロセスに変更がない限り次回からオートリセットの実行は必要ありません。
ただし，OUT1比例帯(P)を0または0.0に設定すると，修正値をクリアします。
①: オフセット巾
②: オートリセット実行

②
SV

①

温 度
オフセットを修正

時 間(図 8.3-1)

9. 仕 様9.1 標準仕様
取付方式 制御盤埋込方式
設 定
メンブレンシートキー
表示器
JCR-33A : PV----- 赤色LED4桁
SV----- 緑色LED4桁
JCD-33A : PV----- 赤色LED4桁
SV----- 緑色LED4桁

文字寸法: 11.2×5.4 mm(高さ×巾)
文字寸法: 11.2×5.4 mm(高さ×巾)
文字寸法: 18×8 mm(高さ×巾)
文字寸法: 12.6×6 mm(高さ×巾): 各入力スパンの 0.2 % 1デジット以内または 2(4 )以内のどちらか大きい値。
ただし，R,S入力の0～200 (0～400 )は 6
(12 )以内。
B入力の0～300 (0～600 )は精度保証範囲外。
K, J, E, T, N入力の0 (32 )未満は各入力スパンの0.4 %FS 1デジット以内。
測温抵抗体 : 各入力スパンの 0.1 % 1デジット以内または 1(2 )以内のどちらか大きい値。
直流電圧，直流電流: 各入力スパンの 0.2 % 1デジット以内。
入力サンプリング周期 250 ms
入 力
熱電対: K, J, R, S, B, E, T, N, PL- , C(W/Re5-26)
外部抵抗: 100 以下 ただし，Bは40 以下
測温抵抗体: Pt100, JPt100 3導線式
許容入力導線抵抗 1線当たりの抵抗値10 以下
直流電流 : 0～20 mA DC, 4～20 mA DC
入力インピーダンス50(別売の受信抵抗器50 を入力端子間に接続)
許容入力電流50 mA以下
(別売の受信抵抗器50 を使用の場合)
直流電圧 : 0～1 V DC
入力インピーダンス1 M 以上
許容入力電圧5 V以下
許容信号源抵抗2 k 以下
- 37 -

精度(設定・指示)熱電対

0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
入力インピーダンス: 100 k 以上
許容入力電圧15 V以下
許容信号源抵抗100 以下
入力の種類
入力レンジ
分解能
-200～1370-320～2500
1 ( )K-199.9～400.0-199.9～750.0
0.1 ( )
-200～1000-320～1800
1 ( )JR
0～17600～32001 ( )S
0～17600～32001 ( )B
0～18200～33001 ( )-200～800-320～1500
1 ( )E
T-199.9～400.0-199.9～750.0
0.1 ( )
N
-200～1300-320～2300
1 ( )PL0～13900～25001 ( )C(W/Re5-26)
0～23150～42001 ( )Pt100-199.9～850.0-199.9～ 999.9
0.1 ( )
JPt100-199.9～500.0-199.9～900.0
0.1 ( )
Pt100
-200～850-300～1500
1 ( )JPt100-200～500-300～900
1 ( )4～20 mA DC-1999～9999 *1,*2
10～20 mA DC
0～ 1 V DC
0～ 5 V DC-1999～9999 *1
1
1～ 5 V DC
0～10 V DC*1: DC入力は，入力レンジおよび小数点位置の変更ができます。
*2: 入力端子間に，別売りの受信抵抗器(50 )を接続する必要があります。
制御出力(OUT1)リレー接点 1a1b
制御容量 : 3A 250 V AC(抵抗負荷)
1A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 : 10万回
無接点電圧 12＋２
－０ V DC 最大40 mA(短絡保護回路付)
当社の SSR を使用した場合，並列接続可能台数
SA-400 シリーズ : 5 台
SA-500 シリーズ : 2 台
直流電流4～20 mA DC 負荷抵抗：最大550
A1出力
A1動作励磁/非励磁選択で，励磁を選択した場合，SVに対しての偏差設定で(絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力がONまたはOFF(上下限範囲警報)になります。
また，非励磁を選択した場合，出力は逆になります。
設定精度 : 指示精度と同じ
動 作: ON/OFF動作
動作すきま : 熱電対，測温抵抗体の場合，0.1～100.0 ( )直流電流，直流電圧の場合，1～1000(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
出 力: リレー接点 1a
3 A 250V AC(抵抗負荷)
電気的寿命10万回
制御動作
・PID動作(AT機能付)
・PI動作: 微分時間を0に設定- 38 -

・PD動作(オートリセット機能付): 積分時間を0に設定
・P動作(オートリセット機能付) : 微分，積分時間を0に設定
・ON/OFF動作: OUT1比例帯を0に設定
OUT1比例帯(P) : 熱電対の場合，0～1000 (0～2000 )
測温抵抗体の場合，0.0～999.9(0.0～999.9 )
直流電圧，直流電流の場合，0.0～100.0 %[0 ( ), 0.0 ( ), 0.0 %の時，ON/OFF動作)
積分時間(I): 0～1000秒(0の時，積分動作なし)
微分時間(D): 0～ 300秒(0の時，微分動作なし)
OUT1 比例周期 : 1～ 120 秒(直流電流出力形はなし)
ARW: 0～100 %OUT1 ON/OFF動作すきま : 熱電対，測温抵抗体の場合，0.1～100.0 ( )直流電圧，直流電流の場合，
1～1000(小数点の位置は，小数点
位置選択に従う)
SV1/SV2外部切り替え SV1，SV2を外部接点により切替ます。
端子⑭－⑰間接点開(オープン)時はSV1
端子⑭－⑰間接点閉(クローズ)時はSV2接点電流: 6 mA
電源電圧100～240 V AC 50/60 Hz，24 V AC/DC 50/60 Hz
許容電圧変動範囲
100～240 V ACの場合: 85～264 V AC
24 V AC/DCの場合: 20～28 V AC/DC
周囲温度0～50 (32～122 )周囲湿度
35～85 %RH(ただし，結露しないこと)
消費電力
約8 VA
回路絶縁構成
接 地①
⑪
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

絶縁抵抗
耐電圧

電 源

OUT1

絶
縁

A2出力，
ループ異常警報出力，
またはヒータ断線警報出力

⑬
⑭

A

A1出力

⑫

CT入力

⑮
⑯

S
V
2

C

通
信

⑭
D

⑰
⑰
⑱
B
入 力
⑲
⑳
・OUT1が無接点電圧出力または直流電流出力の場合で，OUT2が無接点電圧出力または直流電流出力の場合，A-B間は非絶縁となります。
・OUT1が無接点電圧出力または直流電流出力の場合，A-C，A-D間は非絶縁，OUT2が無接点電圧出力または直流電流出力の場合，B-C，B-D間は非絶縁となります。
上記以外の組み合わせは，500 V DC 10 M 以上
入力端子-接地端子間 1.5 kV AC 1分間
入力端子-電源端子間 1.5 kV AC 1分間
出力端子-接地端子間 1.5 kV AC 1分間
出力端子-電源端子間 1.5 kV AC 1分間- 39 -

OUT2，
ヒータ断線警報出力，または絶縁電源出力

質 量
外形寸法

電源端子-接地端子間 1.5 kV AC 1分間
JCR-33A: 約250 g
JCD-33A: 約370 g
JCR-33A: 48×96×110 mm(W×H×D)
JCD-33A: 96×96×110 mm(W×H×D)
ケース: 難燃性樹脂ケース: ライトグレー
前面部 IP66

材 質
外観色
防滴・防塵構造
付属機能 [センサ補正][設定値ロック][入力異常時の表示および出力]
出力状態
入力異常時
出力選択
内容・表示
OUT1
OUT2
*1
正動作
逆動作
正動作
逆動作
ON (20 mA)
ON (20 mA)
オーバスケール または OUT1
または OUT2
測定値が表示範 上限設定値
上限設定値
OFF (4 mA)
OFF (4 mA)
囲(出力状態は制 *2
または OUT1 または OUT2 *2
御範囲)の上限を
下限設定値
下限設定値
OFF (4 mA)
OFF (4 mA)
超えた場合，または OUT1
または OUT2
"
"点滅
下限設定値
下限設定値
ON (20 mA)
ON (20 mA)
アンダスケール
または OUT1 または OUT2
測定値が表示範
上限設定値
上限設定値
OFF (4 mA)
OFF (4 mA)
囲(出力状態は制*2または OUT1 *2
または OUT2
御範囲)の下限を
下限設定値
下限設定値
OFF (4 mA)
OFF (4 mA)
下回った場合，または OUT1 または OUT2
"
"点滅
下限設定値
下限設定値
*1: DC入力でOUT1が直流電流出力の場合のみ，入力異常時出力状態選択が可能です。OUT1が直流電流出力以外の場合，""と同様の出力状態になります。また，手動制御の場合，設定した操作量を出力します。
*2: 偏差に応じて OFF(4 mA)または OUT1(OUT2)下限設定値から ON(20 mA)
または OUT1(OUT2)上限設定値の間で出力します。
熱電対，測温抵抗体入力
入 力
入力レンジ
表示範囲
制御範囲
–199.9～400.0–199.9～450.0–205.0～450.0
K，T–199.9～750.0–199.9～850.0–209.0～850.0–199.9～850.0–199.9～900.0–210.0～900.0–200～850–210～900–210～900
Pt100–199.9～999.9–199.9～999.9–211.0～1099.9–300～1500–318～1600–318～1600–199.9～500.0–199.9～550.0–206.0～550.0–200～500–207～550–207～550
JPt100–199.9～900.0–199.9～999.9–211.0～999.9–300～900–312～1000–312～1000
上記以外の熱電対入力の表示範囲，制御範囲は，
入力レンジ下限値-50 (100 )～入力レンジ上限値＋50 (100 )- 40 -

DC入力
表示範囲: スケーリング下限設定値-スケーリング巾×1 %～スケーリング上限設定値+スケーリング巾×10 %(-1999～9999の範囲を超えると“”または“”を点滅表示します。)
制御範囲: スケーリング下限設定値-スケーリング巾×1 %～スケーリング上限設定値+スケーリング巾×10 %DC入力断線
DC入力断線時は，1～5 V DC，4～20 mA DCの場合“”0～1 V DCの場合“”をPV表示器に点滅表示します。
0～5 V DC，0～10 V DC，0～20 mA DCの場合，0 Vおよび0 mA入力時の指示を表示します。
[バーンアウト]
熱電対入力または測温抵抗体入力断線時，OUT1をOFF(直流電流出力形の場合，OUT1下限値)にし，PV表示器に“”を点滅表示します。
[自己診断]
ウォッチドッグタイマでCPUを監視し，CPUの異常時には本器をウォー
ムアップ状態にします。
[自動冷接点温度補償(熱電対式のみ)]
熱電対と本器との接続端子部の温度を検出し，常時基準点を0 (32 )に置いているのと同じ状態にします。
[停電対策]
不揮発性ICメモリで，設定データをバックアップします。
[ウォームアップ表示]
熱電対，測温抵抗体入力の場合，電源投入後約3秒間，PV表示器にセン
サ入力のキャラクタと温度単位を表示し，SV表示器に入力レンジの上限値を表示します。
DC入力の場合，電源投入後約3秒間，PV表示器にセンサ入力のキャラク
タを表示し，SV表示器にスケーリング上限設定値を表示します。
(スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，その設定値がSV表示器に表示されます)[自動/手動制御切り替え]
OUT/OFFキー機能選択の項目で，自動/手動制御切り替えを選択すると，
PV/SV表示モードの時に[ キー]を押すことで，自動/手動制御の切り替えができるようになります。
自動制御から手動制御に切り替えまたは手動制御から自動制御に切り替えた場合，バランスレスバンプレス機能がはたらき，操作量の急変を防ぎます。
自動制御から手動制御に切り替えた場合，SV表示器のMVが点滅し，[ キー]または[ キー]によってMVを増減して制御を行います。
(電源投入時は，自動制御になります)
付属品

取扱説明書
: 1部
ねじ式取付金具 : 1組
CT(ｶﾚﾝﾄﾄﾗﾝｽ) : CTL-6S
1個[オプション: W(5 A,10 A,20 A)の時]: CTL-12-S36-10L1U 1個[オプション: W(50 A)の時]
端子カバー: JCR-33Aの時
1個[オプション: TCの時]: JCD-33Aの時
2個[オプション: TCの時]- 41 -

9.2 オプション仕様
警報 2(A2)
A2 動作励磁/非励磁選択で励磁を選択した場合， SV に対して の偏差設定で(絶対値警報は除く)，入力がその範囲を超えると出力が ON または OFF(上下限範囲警報)になります。また，非励磁を選択した場合，出力は逆になります。
・A2 出力(オプション)を付加した場合，ヒータ断線警報出力(オプション)または加熱冷却制御(オプション)のいずれか 1 つと併せて付加することができます。
・A2 出力(オプション)と LA 出力(オプション)を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
設定精度: 指示精度と同じ
動 作: ON/OFF動作
動作すきま: 熱電対，測温抵抗体の場合，0.1～100.0 ( )直流電流，直流電圧の場合，1～1000(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
出 力: リレー接点出力 1a
制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
電気的寿命 10万回
ヒータ断線警報(W)
ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し，ヒータ断線を検出します。
また，センサ断線時およびオーバスケール，アンダスケール時にも，この警報を出力します。
・ヒータ断線警報出力(オプション)を付加した場合，A2出力(オプション)または加熱冷却制御(オプション)のいずれか1つと併せて付加することができます。
・直流電流出力形の場合，ヒータ断線警報出力(オプション)を付加することができません。
ヒータ定格電流5 A，10 A，20 A，50 Aのいずれかを指定
設定精度: ヒータ定格電流の 5 %以内
動 作: ON/OFF動作
出 力: リレー接点出力 1a
制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
電気的寿命 10万回
加熱冷却制御(DR，DS，DA)・加熱冷却制御(オプション)を付加した場合，A2出力(オプション)またはヒータ断
線警報出力(オプション)のいずれか1つと併せて付加することができます。
OUT2比例帯 : OUT1比例帯の0.0～10.0倍(0.0の時ON/OFF動作)
OUT2積分時間: OUT1の積分時間設定値と同じ値です。
OUT2微分時間: OUT1の微分時間設定値と同じ値です。
OUT2比例周期: 1～120秒
オーバラップ/デッドバンド: 熱電対，測温抵抗体の場合，-100.0～100.0 ( )直流電圧，直流電流の場合，-1000～1000(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
OUT2 ON/OFF動作すきま : 熱電対，測温抵抗体の場合，0.1～100.0 ( )直流電圧，直流電流の場合，1～1000(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
出 力: リレー接点出力 1a
制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
1 A 250 V AC(誘導負荷cosφ=0.4)
電気的寿命 10万回
＋２無接点電圧出力 12－０
V DC 最大40 mA(短絡保護回路付)
直流電流出力4～20 mA DC 負荷抵抗: 最大550
OUT2動作モード選択機能 : 空冷(リニア特性)，油冷(1.5乗特性)，水冷(2乗特性)のいずれかをキー操作で選択することができます。
- 42 -

シリアル通信(C5)・シリアル通信(オプション)を付加した場合，SV1/SV2外部選択機能は動作しません。
外部コンピュータから以下の操作を行います。
(1)SV，PID，各設定値の読取りおよび設定(2)PV，動作状態の読取り(3)機能の変更
通信回線: EIA RS-485準拠
通信方式: 半二重通信同期方式: 調歩同期式
通信速度: 2400，4800，9600，19200 bps(キー操作で切替可能)
パリティ: 偶数，奇数，パリティなし(キー操作にて切替可能)
ストップビット : 1または2(キー操作にて切替可能)
データ構成
通信プロトコル 神港標準 Modbus ASCII Modobus RTU
スタートビット
1
1
1
データビット
7
7
8
パリティ
偶数
選択(偶数)
選択(無し)
ストップビット
1
選択(1)
選択(1)
データビットは，通信プロトコルの選択によって自動的に切替ります。
( )内は基本的な設定値です。
デジタル外部設定: 当社製プログラムコントローラ[オプション: SVTC付]より，デジタル設定値を受け取ります。(JCRまたはJCDの設定値ロック
モードを，モード3に設定する必要があります)
当社製プログラムコントローラからのSVデータが，SV上限設定
値以上またはSV下限設定値以下になる場合，JCRまたはJCDはその値を無視し，SV上限設定値またはSV下限設定値で制御を行います。
ループ異常警報(LA)
ヒータ断線，センサ断線，操作端異常を検知します。
ループ異常警報(オプション)とA2出力(オプション)を併せて付加した場合，出力は共通出力になります。
設定範囲: ループ異常警報時間
0～200分
ループ異常警報動作巾
熱電対，測温抵抗体入力の場合，0～150 ( )，0.0～150.0 ( )直流電圧，直流電流入力の場合，0～1500(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
出 力: リレー接点出力 1a
制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷)
電気的寿命 10万回
絶縁電源出力(P24)
出力電圧: 24 V 3 V DC(負荷電流 30 mA時)
リップル電圧 : 200 mV以内 (負荷電流 30 mA時)
最大負荷電流 : 30 mA
外観色 黒(BK)
パネル枠，ケース: 黒端子カバー(TC)
感電防止用端子カバー- 43 -

10. 故障かな?と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警 告
配線作業を行う時は，本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
●表示について現象・計器の状態など
PV表示器に“”を表示している。
PV表示器に[
している。

]が点滅

PV表示器に[
している。

]が点滅

推定故障箇所と対策
・制御出力OFF機能がはたらいていませんか?
キーを約1秒間押して解除してください。
・熱電対，測温抵抗体，直流電圧(0～1 V DC)入力のセンサが断線していませんか?
各種センサを交換してください。
各種センサの断線確認方法
熱電対の場合，本器の入力端子を短絡して室温付近を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
測温抵抗体の場合，本器の入力端子(A-B間)に100 程度の抵抗を接続し，(B-B間)を短絡して0 (32 )付近を示
すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電圧(0～1 V DC)の場合，本器の入力端子を短絡してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
・熱電対，測温抵抗体，直流電圧(0～1 V DC)入力の端子が本器端子に確実に取付けられていますか?
センサ端子を，確実に本器端子に取付けてください。
・直流電圧(1～5 V DC)，直流電流(4～20 mA DC)入力のセンサが断線していませんか?
各種センサを交換してください。
各種センサの断線確認方法
直流電圧(1～5 V DC)の場合，本器の入力端子に1 V DC
を入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電流(4～20 mA DC)の場合，本器の入力端子に4 mA
DCを入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
・直流電圧(1～5 V DC)，直流電流(4～20 mA DC)入力の端子が，本器端子に確実に取付けられていますか?
センサ端子を，確実に本器端子に取付けてください。
・熱電対，補償導線の場合，入力端子の配線を逆に配線していませんか?
また，測温抵抗体の記号(A,B,B)と本器端子は合っていますか?
正しく配線してください。
- 44 -

現象・計器の状態など
推定故障箇所と対策
PV表示器に，スケーリング ・直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)，直流電流(0～20 mA DC)
下限設定値で設定した値を入力のセンサが断線していませんか?
表示したままになる。
各種センサを交換してください。
[各種信号線の異常確認方法]
直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)の場合，本器の入力端子に1 V DCを入力し，その入力が入った時に表示される値(スケーリング上限および下限設定により換算した値)を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。
直流電流(0～20 mA DC)の場合，本器の入力端子に4 mA
DCを入力し，その入力が入った時に表示される値(スケーリング上限および下限設定により換算した値)を示す
ようであれば本器は正常で断線が考えられます。
・直流電圧(0～5 V DC，0～10 V DC)，直流電流(0～20 mA DC)
入力端子が，本器端子に確実に取り付けられていますか?
センサ端子を，確実に本器端子に取り付けてください。
PV表示器の表示が異常，ま ・センサ入力および単位( / )の選択を，間違えていませたは不安定。
んか?
正しいセンサ入力および単位( / )を，選択してください。
・不適切なセンサ補正値を設定していませんか?
適切なセンサ補正値を設定してください。
・センサの仕様が合っていますか?
適切な仕様のセンサにしてください。
・センサに交流が漏洩していませんか?
センサを非接地形にしてください。
・近くに誘導障害，ノイズを出す機器がありませんか?
誘導障害，ノイズを出す機器より離してください。
・内部メモリの異常です。
PV表示器に[]を表示
お手数ですが，弊社営業所または出張所までご連絡くだ
している。
さい。
●キー操作について
現象・計器の状態など
・SV，P，I，D 値，
比例周期，警報等の設定ができない。
・ ， キーで値が変わらない。

推定故障箇所と対策
・設定値ロック選択の項目で，ロックモード1，2のどちらかに指定されていませんか?
ロック指定を解除してください。
・ATまたはオートリセットを実行していませんか?
ATの場合，ATを解除してください。
オートリセットの場合，オートリセットが終了するまで
約4分間かかります。

， キーを押しても入力 ・補助機能設定モード1のSV上限設定，SV下限設定の値が，止まった値に設定されていませんか?
レンジ内で設定表示が止ま
SV上限設定，SV下限設定の値を適切な値に設定してくだり，それ以上またはそれ以
さい。
下の設定ができない。
- 45 -

●制御について現象・計器の状態など
温度が上がらない。

推定故障箇所と対策・センサが故障していませんか?
センサを交換してください。
・センサまたは制御出力端子が，確実に本器端子に取り付けられていますか?
センサまたは制御出力端子を，確実に本器端子に取り付
けてください。
・センサまたは制御出力端子の配線が，間違っていませんか?
正しく配線してください。
制御出力がONになったまま ・補助機能設定モード2のOUT1下限設定値が100 %またはになる。
100 %以上に設定されていませんか?
適切な値を設定してください。
制御出力がOFFになったま ・補助機能設定モード2のOUT1上限設定値が0 %または0 %まになる。
以下に設定されていませんか?
適切な値を設定してください。

11. キャラクタ一覧表
工場出荷時の値(初期値)などを記入していますが，データなどの控え等にお使いください。
[主設定モード]
表 示
SV1設定
SV2設定

設定項目

初期値

データ

初期値
AT/オートリセット
解除
10
1.0倍
200秒
50秒
50 %
30秒または3秒
30秒または3秒
0
0
0.0 A
0分
0

データ

0
0

[副設定モード]
表 示
設定項目
AT/オートリセット実行/解除選択
OUT1比例帯設定
OUT2比例帯設定
積分時間設定微分時間設定ARW設定
OUT1比例周期設定
OUT2比例周期設定
A1動作点設定
A2動作点設定
ヒータ断線警報設定
ループ異常警報時間設定
ループ異常警報動作巾設定- 46 -

[補助機能設定モード 1]
表 示
設定項目
設定値ロック選択
SV上限設定SV下限設定センサ補正設定
通信プロトコル選択
機器番号設定通信速度選択パリティ選択ストップビット選択[補助機能設定モード 2]
表 示
設定項目
入力種類選択スケーリング上限設定
スケーリング下限設定
小数点位置選択
PVフィルタ時定数設定
OUT1上限設定
OUT1下限設定
OUT1 ON/OFF動作すきま設定
OUT2動作モード選択
OUT2上限設定
OUT2下限設定
オーバラップ/デッドバンド設定
OUT2 ON/OFF動作すきま設定
A1動作選択A2動作選択A1動作励磁/非励磁選択
A2動作励磁/非励磁選択
A1動作すきま設定
A2動作すきま設定
A1動作遅延タイマ設定
A2動作遅延タイマ設定
正/逆動作選択
ATバイアス設定
SVTCバイアス設定
SV2表示選択
入力異常時の出力状態選択

OUT/OFFキー機能選択- 47 -

初期値
ロック解除
1370
-200
0.0
神港標準
0
9600 bps
偶数
1

データ

初期値
K: -200～1370
9999
-1999
小数点なし
0.0秒
100 %
0%
1.0
空冷
100 %
0%
0.0
1.0
警報動作なし警報動作なし
励磁
励磁
1.0
1.0
0秒
0秒
逆(加熱)動作
200
表示
OFF(4 mA)またはOUT1(OUT2)下限設定値を出力
制御出力OFF機能

データ・・・お問い合わせは・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
(例)・形 名
・入力の種類・オプション
・計器番号

JCD-33A-R/M
K
A2，C5
No.○○○○○○

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせ
ください。

本

社

大阪営業所

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991
FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

東京営業所〒332-0006 埼玉県川口市末広 1 丁目 13 番 17 号
TEL: (048)223-7121
FAX: (048)223-7120

名古屋営業所〒460-0013 愛知県名古屋市中区上前津 1 丁目 7 番 2 号
TEL: (052)331-1106
FAX: (052)331-1109

神奈川

TEL: (045)361-8270

FAX: (045)361-8271

北陸TEL: (076)479-2410

FAX: (076)479-2411

京滋

TEL: (077)543-2882

FAX: (077)543-2882

兵庫

TEL: (079)439-1863

FAX: (079)439-1863

広島

TEL: (082)231-7060

FAX: (082)234-4334

福岡TEL: (0942)77-0403

FAX: (0942)77-3446

No. JCRD31J14 2015.07