Data Acquisition Devices

Additel 260Ex
ハンドヘルド多チャンネルデーターロガー
最大８測定チャンネル
本質安全防爆ユーザー交換可能な圧力モジュール
リアルタイムグラフ表示データロギング
静水圧試験をサポート
カラータッチスクリーン表示
大気圧計内蔵
別売 測温抵抗体 (RTD) プローブを用意
Bluetooth と USB 通信
Additel's Link Mobile App との通信
製品概要

Additel 260EX 本体と ADT158Ex モジュール

新製品 Additel 260Ex は最大 8 チャネル構成が可能なハンドヘルド多チャネルデータレコーダーです。Additel の最も多機能で有能なハンドヘルド本体に内蔵されており、作業者は圧力、温度 (RTD プローブが利用可能 )、大気圧および電気測定のデータを 1 つのコンパクトな筐体で測定し、収集できるようになりました。強力なデータロギング機能とATEX をはじめ本質安全防爆認証対応により、ADT260Ex は、ポンプステーションでの静水圧試験、エアリークテスト、入口および出口圧力試験、安全弁および防爆対応メンブレーン試験、ウェルヘッド試験、パイプラインフィルタテスト、差圧トランスミッタ / フローコンピューティングテスト、および圧力デバイスの定期的な校正を実行可能で、パイプライン業界での用途に最適な 1 台です。
本質安全防爆ADT260Ex は、最も厳格な ATEX、IECEX、および CSA の安全認証を取得しました。各ユニットは、Ex iic T4 Ga の認証レベルに準拠しています。
この高い資格を持つリファレンスレコーダーは、石油・ガスプラットフォーム、精製所、化学・石油化学プラント、製薬産業、エネルギーおよびガス処理産業などの潜在的に爆発性のガス環境で広く使用できます。
データロギング機能
Additel 260Ex は、マルチパラメータロギング、トレンドカーブ表示、局所カーブ観測、統計フィードバックをサポートする、大容量の自動記録機能を内蔵しています。ロギングにより記録された結果はオンボードに保存され、ディスプレイ上に表示できます。データストレージ容量は、最大 1,000 万読み取り値 ( 単一チャネル ) で、0.1 から 9999s まで設定可能なロギング間隔を持っています。

Additel Catalog

8 チャンネル 構成
チャンネル 1: デジタル圧力モジュール内蔵、現場で交換可能
チャンネル 2: 大気圧計内蔵、ユーザーによる校正可能チャンネル 3 および 4: 外部デジタル圧力モジュール入力
チャンネル 5: チャンネル 3 と 4 を用いて合成された、シミュレートされた差圧チャンネル
チャンネル 6 および 7: 2、3、または 4 線を備えた抵抗センサをサポートする温度測定チャンネル
チャンネル 8: 電流、電圧、周波数、パルス、スイッチのテストを測定します。内蔵ループ電源付

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1792024/06/21

179

10:58:06

Data Acquisition Devices

機能性
機能性

詳細

RTD 測定2, 3, 又は 4 線 ( ユーザー選択可能 ). 測定単位：°C, °F, K または Ωフィルター

移動平均フィルタ ( サンプル数 1-50)
1 次線形フィルタ ( 係数 0.01-1)

スイッチ

測定値は、スイッチの状態が変化した時点で自動的に表示されます。最新の 8 つの状態変化はメモリに格納されます。

圧力テア

テア値はユーザー インターフェイスを通じて設定されます。

圧力安定度表示電源マネージメント

安定時間と安定度は選択可能
バックライト自動オフ
電源自動オフ仕様
一般仕様
上面 : RTD 測定 2 チャンネル , 電気信号測定 1 チャンネル , φ4mm バナナジャック
入力チャンネル

右側面 : 外部デジタル圧力モジュール用 2 チャンネル、Lemo コネクタ
底面 : 内蔵デジタル圧力モジュール ( モデル ADT158Ex) ユーザー交換可能
内部 : 内蔵大気圧センサー

大気圧計精度±55Pa
mV, V, mA & 周波数及び RTD: 3 回 / 毎秒

測定レート

圧力モジュール : 1~10 回 / 毎秒 選択可能 ( 初期設定は 3 回 )大気圧計 : 1 回 / 毎秒

データ容量
電源

ログ記録間隔 :0.1~9999 秒、最大 1,000 万回の読み取り値 ( 単一チャネル )4000mAh、14.4Wh の防爆式リチウム電池、充電時間は 6~8 時間、電池は独立して充電することができます
一般的な動作時間 100 時間 ( 測定モード )技術仕様の保証温度範囲 :: (-10 ~ 50)°C
動作温度範囲 : (-20 ~ 50)°C

環境

保管温度範囲 : (-20 ~ 70)°C
湿度 : 0% ~ 95% RH, 結露しないこと
高度 : 3000 メートル

ウォームアップ時間
端子間保護電圧30V 最大防爆レベル

ATEX & IECEX: Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20°C to +50°C)

CE 認証

TUV IEC61326, IEC61010

Rohs 適合Rohs II Directive 2011/65/EU,EN50581:2012

Additel Catalog

180

技術仕様を完全に満たす迄の所要時間：10 分

IP 規格

IP67, 1 メートル落下試験

通信

USB-TYPEC ( スレーブ ), Bluetooth表示

4.4 インチカラーディスプレイ容量性スクリーン、トランスフレクティブ、LED バックライト付き

寸法

177 mm x 105 mm x 52 mm (6.97" x 4.13" x 2.04") 底面に装着される ADT158Ex は寸法に含まれていません。

重量0.75 kg (1.65 lb)

保証期間

1 年間

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1802024/06/21

10:58:07

仕様

レンジRTD 測定精度
電圧測定

分解能

注記

0~400Ω

0.01%RDG+0.005%FS[1]1mΩ

励起電流 : 1 mA±300mV

0.015%RDG + 0.005%FS

1uV

インピーダンス : >100MΩ

±30V

0.015%RDG + 0.005%FS

0.1mV

インピーダンス : >1MΩ±30mA

0.015%RDG + 0.005%FS

0.1uA

インピーダンス : < 40Ω

0.01~50000Hz ( 自動レンジ )0.005% RDG + 2 last digit

6- 桁自動分解能

電流測定
周波数測定

精度

最小スレッシュホールド電圧 :2.5V

Data Acquisition Devices

電気仕様

単位 : Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, us

スイッチ On-Off 測定
パルスカウント
ループ電源

検出電圧 : (3 ~ 30)V
応答速度 : < 10ms, ウェット、ドライをサポート
0 ~ 9999999, 立ち上がり、立下りエッジの選択
最小スレッシュホールド電圧 : 2.5V
20V ± 10%, max output impedance: 320Ω, max load current: 25mA

注記 [1]: 精度は 4 線プローブに適用されます。3 線式プローブでは 10mΩ を追加し、2 線式プローブでは 50mΩ を追加

圧力仕様
仕様
圧力分解能

4, 5, 6 桁分解能 ( ユーザー選択可能 )

圧力単位kPa, Pa, GPa, MPa, mPa, uPa, hPa, bar, mbar, torr, mtorr, atm, psi, psia, psig, gf/cm2, kgf/cm2, inH2O@4°C, inH2O@68°F,
mmH2O@4°C, mmH2O@20°C, ftH2O@4°C, ftH2O@68°F, inHg@0°C, mmHg@0°C, lb/ft2, tsi, psf, inH2O@60°F, ftH2O@60°F,
cmH2O@4°C, mH2O@4°C, cmHg@0°C, mHg@0°C, kgf/m2

温度補償範囲-10°C~50 °C

圧力モジュールの種類
仕様

内蔵デジタル圧力モジュール :ADT158Ex 詳細については、ADT 158Ex のデータシートを参照してください。
外部デジタル圧力モジュール : ADT161Ex, 詳細は ADT161Ex データシートをご覧ください。
ADT158Ex および ADT161Ex の技術仕様を参照してください。

2 つのモジュールは同じ圧力範囲でなければなりません。
高静圧・差圧合成指数（精度） 2 つの 0.02%FS 外部モジュールを使用する場合、 0.002%FS または 0.02%RD の差圧精度のうち、大きい方
2 つの 0.05%FS 外部モジュールを使用する場合、 0.002%FS または 0.05%RD の差圧精度のうち、大きい方

注記 : 詳しくは、アプリケーションノート「高静微差圧測定のための高精度化」をご参照ください。

圧力レンジ表
P/N

連成圧

[1]

圧力レンジ
psi

MPa

媒体
[2]

精度 (%FS)

圧力レンジ

バースト圧

P/N

V15-15-0.1

G0.02

3×GP2

20.016

G0.05

3×GP550.035

G0.05

3×GP10100.07

G0.02

3×3×

媒体

精度

圧力定格

バースト

過大圧

0.05% FS

3x1.2x0.02% FS

3x1.2xG0.02% FS

3x1.2xpsi

MPa

CP2±2±0..016

GCP5±5±0..035

G

CP10±10±0..07

GP15150.1

G0.02

GP30300.2G0.02

3×

CP15±15±0.1

G0.02% FS

3x1.2xGP50

500.35G,L0.02

3×

GP100

1000.7G,L0.02

3×

CP30

-15 ~ 30-0.1 ~ 0.2

G0.02% FS

3x1.2x

GP150

1501G,L0.02

3×

CP50

-15 ~ 50

G0.02% FS

3x1.2xGP300

300

2G,L0.02

3×G,L

0.02% FS

3x1.2x500

3.5G,L0.02

3×

CP100

-15 ~ 100

GP500
GP600

600

4G,L0.02

3×CP300-15 ~ 300-0.1 ~ 2G,L0.02% FS

3x1.2x

CP500-15 ~ 500

-0.1 ~
3.5

G,L

0.02% FS

3x1.2x

CP600-15 ~ 600

-0.1 ~ 4G,L

0.02% FS

3x

1.2x

CP1K

-15 ~ 1,000-0.1 ~ 7

G,L0.02% FS

3x

1.2x

-15 ~ 2,000 -0.1 ~ 14G,L

0.02% FS

3x

1.2x

GP1K

1,000

7G,L

0.02

3×

GP1.5K

1,500

10G,L

0.02

3×GP2K

2,000

14G,L0.02

3×

GP3K

3,000

20G,L

0.02

3×-0.1 ~0.35-0.1 ~
0.735

G,L

0.02

3×CP2K

10,00070

G,L

0.02

2×

CP3K

-15 ~ 3,000 -0.1 ~ 20

G,L0.02% FS

3x

1.2x

15,000

100

G,L

0.05

2x

GP20K

20,000

140

G,L

0.05

1.5x

CP5K

-15 t ~ 5,000 -0.1 ~ 35

G,L0.02% FS

3x

1.2x

GP25K

25,000

160

G,L

0.05

1.5x

CP10K -15 ~ 10,000 -0.1 ~ 70

G,L0.02% FS

2x

1.2x

GP30K

30,000

200

G,L

0.05

1.5x

GP36K

36,000

250

G,L

0.05

1.5x

GP40K

40,000

280

G,L

0.05

1.35x

GP50K

50,000

350

G,L

0.1

1.2x

GP60K

60,000

420

G,L

0.1

1.1x

GP5K5,000

GP10K
GP15K

Additel Catalog

ゲージ圧[1] 7MPa 以上は封入型ゲージ[2] G= 気体 , L= 液体

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1812024/06/21

181

10:58:07

Data Acquisition Devices

オーダー情報型名
ADT260EX

標準付属品
GP300

PSI

型名

詳細数量9811Ex-X

110V/220V 外部電源アダプタ

1個

9052ExEx モデル用 USB ケーブル タイプ A ～タイプ C

1本

9704Ex

充電式リチウムイオン電池

1個

9021

テストリード5 セット (10 本 )9040

マグネット付きハンギングストラップ

1個

ISO 17025 認定校正証明書（データ付き）

1通N

圧力レンジ P/N:
上記の圧力レンジ表を参照してください。
レンジの種類 :PSI-psi レンジ
BAR-bar レンジ
H2O-nH2O レンジ
圧力ポートの種類 :N- 1/4NPT オス
N2- 1/2NPT オス
B-1/4BSP オス
B2-1/2BSP オス
M-M20X1.5 オス
AF-Autoclave F-250-C メス
AM-Autoclave M-250-C オス
注記 : ADT260Ex は、ADT158Ex モジュールなしで、ご購入いただけます。
必要に応じて、次の型名をご使用ください：ADT260EX-NO

注記 :[1] 9811Ex-X および 9052Ex は、危険な場所では使用できません。

別売アクセサリ型名

詳細

ADT158Ex

内蔵デジタル圧力モジュール（ADT158Ex データシートを参照）

ADT161Ex

外部デジタル圧力モジュール（ADT161Ex データシートを参照）

クラス A, PT100/385 工業用 RTD, -40°C to 160°C, 4.76 mm(3/16inch ) x 50 mm (2 inch) 、1.8 メートル（6 フィート）
ケーブル、バナナジャックコネクタ付き
クラス A, PT100/385 工業用 RTD, -40°C to 160°C, 4.76 mm
AM1602-15FT (3/16inch ) x 50 mm (2 inch) 、4.5 メートル（15 フィート）
ケーブル、バナナジャックコネクタ付き
クラス A, PT100/385 工業用 RTD, -40°C to 160°C, 4.76 mm
AM1602-30FT (3/16inch ) x 50 mm (2 inch) 、 9 メートル（30 フィート）
ケーブル、バナナジャックコネクタ付き
クラス A, PT100/385 工業用 RTD, -40°C to 160°C, 4.76 mm
AM1602-60FT (3/16inch ) x 50 mm (2 inch) 、18.2 メートル（ 60 フィート）
ケーブル、バナナジャックコネクタ付き
クラス A, PT100/385 工業用 RTD, -40°C to 160°C, 4.76 mm
AM1602-100FT[1] (3/16inch ) x 50 mm (2 inch) 、 30.5 メートル（100 フィート）ケーブル、バナナジャックコネクタ付き
AM1602-6FT

ADT260Ex に AM1602 温度プローブを装着

9060

圧力モジュール接続ケーブル

9905

2 つの RTD 用のスペースを備えたハンドヘルド校正器リードア
ウト用のハードキャリングケース

9918-SC

ハンドヘルド機器、テストリード、およびアクセサリ用のスペースを備えたソフトキャリングケース

9530-BASIC

Additel/Acal 資産管理付き自動キャリブレーションソフトウェ
ア、基本バージョン

9530-NET

Additel/Acal 自動キャリブレーションソフトウェア、資産管理、ネットワークバージョン、サーバーインストールと 1 ユーザーライセンスが含まれます。

Additel Catalog

注記 :[1] クラス B に準拠する 100 フィート（30 メートル）を超えるカスタム RTD ケーブルの長さについては、弊社にお問い合わせください。

"ADT161Ex 圧力モジュール - 詳細については、DT161 データセットを参照 "182"ADT158Ex 圧力モジュール - ADT260Ex 用 ( 底面マウント )"Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

1822024/06/21

10:58:08