携帯形放射温度計
ＩＲＴ‑２００‑ＨＳ

取扱説明書

本取扱説明書は，必ず本計器の近くに大切に保管してください。

この説明書は，最終的に本計器をお使いになる方のお手もとに確実に届けられるよう，お取り計らいください。

はしがき／お願いとお断り
このたびは，[IRT‑200‑HS 携帯形放射温度計]をお買いあげいただきまことにありがとうございます。
本器を，正しく安全にご使用いただき，かつトラブルを未然に防ぐため，本取扱説明書を必ずお読みください。

お願い

お願い

計装・設置・販売業者の方へ
この説明書は，実際に本器をご使用される担当者のお手許へ，確実に渡るよう手配してください。

本器をお取扱になる方へ
この説明書にそって，正しくご使用ください。
この説明書は，保守の際にも必要になります。本器を廃棄するまで大切に保管してください。ご不明な点があるとき，または技術的サービスが必要なときは，最寄りの営業所(出張所)，または販売店までご連絡ください。

お断り
１．本書の記載内容は，お断りなく変更する場合もありますので，ご了承ください。
２．万一，本取扱説明書に乱丁，落丁などの製本上の不備があるとき，または内容に不審な点や誤り，記載もれなどがあるときには，ご面倒をおかけしますが，最寄りの営業所(出張所)，または販売店までご連絡ください。
３．取扱説明書の知的所有権は当社に帰属します。当社に無断で全部または一部を第三者に公開しないで
ください。

‑前１‑

重要なお知らせ ！
本器を正しく安全に使用していただくため，本器の操作，保管にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。

１ 本器の使い方と環境★ キー操作をする場合は，必ず ピッ と音が鳴るまで押してください。(一部の操作を除きます。)
・本器は携帯形の計器です。長期的な測定や固定されて測定する場合は，三脚・簡易雲台をご使用ください。
・本器の使用温度範囲は 0〜50℃，結露しないことです。
・埃などの雰囲気内での使用を避けてください。また使用後は，汚れなどを取り除いてください。
(対物レンズの清掃は[8.3. 対物レンズの清掃]，また外部表示および接眼カバーの清掃は，[8.4. 外部表示および接眼カバーの清掃]の項を参照ください。)
・本器は精密計器ですので，振動や衝撃をあたえないように充分注意してください。
・本器をご使用にならないときは，乾電池の消耗を防ぐため，乾電池を必ず取り出してください。

２ 保管の仕方・本器の保管の場所は高温・多湿の所は避け，必ずレンズキャップをして保管してください。
乾燥剤(シリカゲル)などと一緒に常温付近で保管すれば，より安全です。
・自動車のリアウインドやトランクの中などに放置すると，真夏の炎天下では極度の高温になり，本器を故障させることがありますので，このような場所には放置しないでください。
・２週間以上使用しないときは，乾電池を取り出してください。乾電池の液漏れで本器を害することがあります。
・本器が故障したときには，自分で分解せずに，最寄りの営業所(出張所)，または販売店までお問
い合わせください。

３ 本説明書中の記号
本器を安全にお使いいただくために，故障や思わぬ事態にならないために，注意する事項を重要度
によって，次の記号で表しています。
重要度
１
２
３
４
５

記

号

！
警 告

内

警 告

容

のある説明文を扱っているタイトルに記しています。

失明など人体に危険(生命に危険をおよぼす恐れがあります。)な事故や火災・けがの原因および本器の故障や事故が充分予測できる場合

注 意

人体に傷害を負ったり，本器が思わぬ事態になる恐れがある場合

備 考

取扱説明書の補完で，知っていただきたい項目

参 考

取扱説明書の補完で，知っていると便利な事項‑前２‑安全に対する警告と注意事項 ！
本器を使用するときは，必ず以下の事項を守り，正しくお使いください。
また，取扱説明書をよく読んだ上，いつでも見ることのできる場所に大切に保管ください。

！

警

告 (取扱を誤ると，死亡あるいは重症を負う可能性が想定される)・本器のファインダーを通して，太陽を絶対に見ないでください。失明の原因になります。
検出素子保護のためにも対物レンズを直接太陽に向けることは絶対に避けてください。
高温物体を測定するときは[5.3. 測定上の注意]の項を参照ください。
・可燃性，または爆発性ガスのある場所では，本器を作動させないでください。
本器をそのような環境下で使用することは大変危険です。
・乾電池を火の中に入れたり，充電，ショート，加熱，分解などをしないでください。
破裂や発熱により，火災，けがの原因になります。
・万一本器が破損したり，煙や異臭がする場合は，使用しないでください。
そのまま使用になると火災の原因となります。
煙や異臭，破損がある場合はただちに電源を切り，乾電池を外し，当社営業所(出張所)，または販売店までお問い合わせください。

！

注

意 (取扱を誤ると，使用者が傷害を負うか，物理的損害の発生が想定される)・本器指定以外の電池を使用しないでください。
また本器に挿入する場合は，本器の極性表示(プラスとマイナス)にしたがい，正しく挿入してください。極性を間違えて挿入すると，乾電池の破裂，液漏れにより，火災，けがの原因になったり，周囲を汚損する恐れがあります。
・本器のファインダーをのぞきながらの歩行はしないでください。
転倒など，事故の原因になる恐れがあります。
・本器の分解，改造は，絶対に行わないでください。
本器の分解，改造は故障の原因になるだけでなく，危険を伴うことがあります。
・本器を安全にご使用いただくために，本説明書に記載された[事項]や取扱方法を遵守してください。
遵守しないで本器を運用した場合，本器自体の損傷や機能低下あるいは，装置に損傷を与える恐れがあります。
・使用済み乾電池の廃棄は，決められた場所に，決められた廃棄処置で行ってください。

‑前３‑

目
はしがき／お願いとお断り
重要なお知らせ
安全に対する警告と注意事項
1. はじめに･･････････････････････････････ 1
1.1 概要 ･･･････････････････････････････ 1
2. 形名・付属品･･････････････････････････ 1
2.1 形名 ･･･････････････････････････････ 1
2.2 付属品 ･････････････････････････････ 1
3. 各部の名称と機能･･････････････････････ 1
3.1 全容とコネクタカバー内･･････････････ 1
3.1.1 全容(左側面，正面，右側面)････････ 1
3.1.2 コネクタカバー内･･････････････････ 1
3.1.3 全容とコネクタカバー内の名称･･････ 2
3.1.4 外部表示部････････････････････････ 3
3.1.5 ファインダ内･･････････････････････ 3
3.1.6 外部表示部キーの説明･･････････････ 4
3.1.7 外部表示部サブ表示マーカの説明････ 4
4. 測定準備･･････････････････････････････ 4
4.1 乾電池の装着････････････････････････ 4
4.2 測定距離と測定径････････････････････ 4
5. 測定 ･････････････････････････････････ 5
5.1 通常測定････････････････････････････ 5
5.2 連続測定････････････････････････････ 6
5.2.1 連続測定モードの開始･･････････････ 6
5.2.2 連続測定モードの解除･･････････････ 6
5.3 測定上の注意････････････････････････ 7
5.4 放射率設定･･････････････････････････ 8
5.5 熱電対を使った自動放射率の選択･･････ 8
5.6 測定パラメータの選択････････････････ 9
5.6.1 信号変調形態選択･････････････････10
5.6.2 メモリモード選択･････････････････10
5.6.3 通信モード選択･･･････････････････11
5.6.4 測定単位選択･････････････････････11
5.6.5 熱電対測定有無選択･･･････････････11
5.7 測定パラメータの設定･･･････････････12
5.7.1 下限温度警報設定･････････････････12
5.7.2 上限温度警報設定･････････････････13
5.7.3 変調度設定･･･････････････････････14
5.7.3 1) 変調時定数の設定(DELy を選択している場合) ･････14
5.7.3 2) 減衰率の設定(PEAk を選択している場合) ･････14
5.7.4 メモリインターバル設定･･･････････14！

（注）タイトルに次
6. 温度データメモリ ････････････････････ 15
6.1 マニュアルメモリモードでの保存 ････ 15
6.2 インターバルメモリモードでの保存 ･･ 17
6.3 データ番号の設定および保存済みデータの表示 ････ 19
6.3.1 マニュアルメモリモードでのデータ番号の設定 ･･････ 19
6.3.2 インターバルメモリモードでのデータ番号の設定 ････ 19
6.3.3 マニュアルメモリモードでの保存済みデータの表示 ･･････ 20
6.3.4 インターバルメモリモードでの保存済データの表示 ････ 21
6.4 温度データメモリフル ･･････････････ 22
6.5 全保存データ削除 ･･････････････････ 22
7. ユーザー校正 ････････････････････････ 23
7.1 ユーザー校正方法 ･･････････････････ 23
8. 保守・点検 ･･････････････････････････ 26
8.1 自己診断機能 ･･････････････････････ 26
8.2 保管 ･･････････････････････････････ 26
8.3 対物レンズの清掃 ･･････････････････ 26
8.4 外部表示および接眼カバーの清掃 ････ 26
9. 起動オプション ･･････････････････････ 27
9.1 起動オプション ････････････････････ 27
9.2 画面一覧 ･･････････････････････････ 27
9.3 測定パラメータ設定／表示一覧 ･･････ 27
9.3.1 放射率設定／表示 ････････････････ 27
9.3.2 メモリ番号設定／
メモリデータ表示 ････････ 27
9.4 システム選択／設定測定
パラメータ表示設定一覧 ･･ 27
10. 仕様 ････････････････････････････････ 28
10.1 仕様 ･･････････････････････････････ 28
10.2 外形寸法 ･･････････････････････････ 28
11. 放射率表 ･････････････････････････････ 29
11.1 放射率表
11.1.1 放射率(λ=0.65μm) ････････････････ 29
11.1.2 放射率(λ=0.9μm) ･････････････････ 30
11.1.3 放射率(λ=1.55μm) ････････････････ 30！

！ 印のある項目は必ずお読みください。
‑目次‑

警告 の事項があります。

１．はじめに
1.1

概要

ＩＲＴ‑２００‑ＨＳは、明るいファインダを備えた小形・軽量の携帯形放射温度計です。
直視ファインダの搭載で離れた小径物体の測定を容易にしました。
ファインダ内部にもデジタル表示を設け、対象物を確認しながら測定値を見ることができます。

２．形名・付属品

2.1

形名
形

名

使用範囲

単色形高温用（600〜2000℃）

ＩＲＴ‑２００‑ＨＳ

2.2

付属品

品
単３乾電池
取扱説明書
検査表

名

数

量
２
１
１

備
考
アルカリ単３乾電池
本書です。

３．各部の名称と機能
3.1
3.1.1

全容とコネクタカバー内
全容（左側面，正面、右側面）
【左側面】

【正

面】

【右側面】
④

③

②

IRT-200-HS

⑥

①

⑤

3.1.2

コネクタカバー内−1−

３．各部の名称と機能
3.1.3

全容とコネクタカバー内の名称

名称①コネクタカバー②減光フィルタつまみ③外部表示④電池カバー⑤レンズキャップ
⑥サイドバンド機能
コネクタを接続するときには下側よりカバーをめくり、所定のコネクタに接続してください。
減光フィルタを ON（減光側）にするか、しないかを切り換えるつまみです。
「5.3 測定上の注意」の項を参照のうえ、高温物体測定時、あるいはまぶしいと感じた時、目の保護のため減光フィルタをＯＮ（減光側）にしてください。
温度測定値およびパラメータを表示します。
乾電池を収納しているカバーです。
（「4.1 乾電池の装着」の項参照）
対物レンズの保護用キャップです。
温度計保持用のバンドです。マジックテープになっています。
手の大きさに合わせてバンドの長さを調節してお使いください。

−2−３．各部の名称と機能
3.1.4⑦メインマーカ

外部表示部

3.1.5

ファインダ内⑧ステータスマーカ

照準マーク中心円※１ メイン表示⑨測定単位表示

照準マーク⑩サブマーカ①測定スイッチ※２ サブ表示※１ メイン表示 ：測定時は放射温度計測定値、設定時は設定値が表示されます。

②

③

④

⑤

⑥

※２ サブ表示：測定時は SEL
キーで選択されたデータ、設定時は設定項目が表示されます。

外部表示部キー3.1.6

外部表示部キーの説明
名称①測定スイッチ②メモリキー③セレクトキー④アップキー⑤ダウンキー

⑥登録キー

3.1.7

機
能
電源の ON と測定の開始／停止を行います。（電源 OFF は HOLD 状態で約 30 秒間
キー操作がなかった場合、自動的に OFF となります。
）
通常または連続測定モードからメモリ入力モードへの切換および、メモリ入力モードから通常または連続測定モードへの切換を行います。
測定時はサブ表示に表示するデータのマーカを、各種パラメータの選択・設定時
はサブ表示の選択・設定項目の切換を行います。
各種パラメータの選択時は、項目の選択を行います。
各種パラメータの設定時は、登録されている桁の数値の変更を行います。
各種パラメータの選択時は、選択した項目の登録に使用します。
各種パラメータの設定時は、設定値・変更値の登録に使用します。
マニュアルモード時には、その時点のデータ保存に使用します。
インターバルメモリモードでは使用しません。

本書での表記

MEAS
MEM
SEL
△，▽

ENT

外部表示部マーカの説明

⑦メイン
マーカ

マーカ
Tb
CONT
MEM
PEAK

⑧ステー
タ ス
マーカ

MEAS
HOLD
AL
AH

⑨測定単
位表示
⑩サ ブ

℃
Ｆ

マーカ

MAX
MIN
AVE
TC
ε
NO

機
能
使用しません。
連続測定モード時にメインマーカ CONT の下のが点灯します。
メモリ入力モード時にメインマーカ MEM の下のが点灯します。
信 号 変 調 形 態 選 択 で PAEK を 選 択 し た 場 合 、 メ イ ン マ ー カ
PEAK の下のが点灯します。
バッテリの消耗時に点滅します。
測定状態のとき点灯します。
ホールド状態のとき点灯します。
下限温度警報発生時に点灯します。
上限温度警報発生時に点灯します。
摂氏温度表示のとき点灯します。
華氏温度表示のとき点灯します。
サブ表示が最高温度表示のとき点灯します。
サブ表示が最低温度表示のとき点灯します。
サブ表示が平均温度表示のとき点灯します。
サブ表示が熱電対温度表示のとき点灯します。
サブ表示が放射率(比)表示のとき点灯します。
[ε(放射率)、が点灯します。]
サブ表示がデータ番号の表示のとき点灯します。

−3−

本書での表記
Tb
CONT
MEM
PEAK
電池切れ
MEAS
HOLD
AL
AH
℃
゜
F
MAX
MIN
AVE
TC
ε
NO

４．測定準備
4.1

乾電池の装着・電池カバーを外します。

注意

部の両サイドを軽く押し、矢印方向にスライドさせて電池カバーを外します。

・乾電池の極性に注意して、乾電池を装着してください。

この付近を軽く押しながら、矢印方向にスライドさせます。

SUM‑3 SIZE

1.5V × 2

注意

4.2

・乾電池寿命
乾電池寿命が近づいてくるとメインマーカの乾電池切れ表示""（「3.1.7 外部表示部サブ表示
マーカの説明」参照）が点滅しますので、新しい乾電池(アルカリ単３乾電池)と交換してください。
また表示が出なくなったときも電池寿命ですので、新しい乾電池(アルカリ単３乾電池)と交換してください。
・乾電池を外すときの注意
乾電池を外すときは、必ず「バネのない方」から外してください。
・乾電池交換のときの注意
乾電池を装着するときは、必ずバネのある方から装着してください。
乾電池を交換するときは、乾電池２本供交換してください。

測定距離と測定径

本器の測定距離と測定径の関係は以下のようになっています。

φ90
φ33 φ20

φ20

4m

0m

5m
10m

備考

・本器の測定径は測定距離 4m までφ20mm で一定です。
・測定距離 3m〜10m の範囲では、測定径は照準マークの中心円とほぼ一致します。
・測定距離 3m 以内では、照準マークの中心円より大きく測定径をとってください。

−4−

５．測定

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

（「5.1 通常測定」，「5.2 連続測定」に共通）
Tb

外部表示

CONT

MEM

メインマーカPEAK

MEAS HOLD AL

AH

内部表示

ステータスマーカCF

MAX AVE εr
MIN TC NO

サブマーカ

メイン表示

サブ表示

・サブマーカのデータ（「5.1 通常測定」，「5.2 連続測定」に共通）

マーカ

表 示 さ れ る デ ー タε

単色形では放射率（ε）

TC

熱電対温度（「5.6.5 熱電対測定有無選択」の項で on(熱電対測定有)を選択している場合は、サブ表示に熱電対の測定温度データを表示します。下記の 備 考 の項を参照ください。
また、oFF(熱電対測定無)を選択している場合は oFF を表示します。）

MIN

MEAS キーを押している間の最低温度

MAX

MEAS キーを押している間の最高温度

AVE

MEAS キーを押している間の平均温度（25 点移動平均値）

NO

メモリデータ登録番号（メモリ入力モード時のみ点灯）

5.1

通常測定

本器を持ち運びしながら測定する方法です。
・ファインダを覗いて、照準マークの中心円を測定対象物の中心に合わせます。
・ MEAS キーを約１秒間押して電源を入れ、測定を開始します。測定中、温度データをメイン表示および内部表示に表示し、ステータスマーカの MEAS マーカが点灯します。（ MEAS キーを押し続けている間は測定をしています。）
・必要に応じて SEL キーを押し、サブ表示に表示されるデータのマーカをサブマーカに表示させます。

備考

・温度データが測定範囲を+20℃（+36ﾟF）超えたときはメイン表示、および内部表示に oFL と表
示し、温度データが測定範囲の‑20℃（‑36ﾟF）以下ときは、メイン表示および内部表示に uFLを表示します。

備考

・「5.6.5 熱電対測定有無選択」の項で on が選択されていて、SEL を押してサブマーカに TC を表示させたとき、サブ表示には熱電対の測定温度データが 1220℃(2228ﾟF )以上のときは ｏFLを，‑50℃(‑58 ﾟF )以下のときは ｕFL を表示します。
・「5.6.5 熱電対測定有無選択」の項で “on” が選択されていて、 SEL キー押してサブマーカに TCを表示させたとき熱電対が未接続の場合はサブ表示には ｏFL を表示します。

・ MEAS キーを離すとステータスマーカの一時停止して測定値をホールドします。

備考

MEAS

が消灯してステータスマーカのHOLDが点灯し、測定を・ HOLD 状態，約 10 秒で内部表示が消灯します。また HOLD 状態で約 30 秒間すべてのキー
操作がなかった場合は、電源は自動的に OFF になります。

−5−

５．測定
5.2
5.2.1

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

連続測定
連続測定モードの開始

本器を固定し、長時間同じ場所を継続して連続測定する方法です。
・ファインダを覗いて、照準マークの中心円を測定対象物の中心に合わせます。
・ ▽ キーを押しながら MEAS キーを押し、外部表示部（「3.1.4 外部表示部」の項参照）が全点灯したら音が鳴る前に素早く MEAS キーを離し、メインマーカ CONT ”の下の ”

ピッ” と“を表示させます。

このときステータスマーカの "HOLD" が点灯します。

注意

・ MEAS キーを離すタイミングによってステータスマーカの MEAS が点灯します。
この場合は再度 MEAS キーのみを単体で押し、ステータスマーカに HOLD を表示させてください。

・測定を開始するには MEAS キーを押します。このときステータスマーカの HOLD が消灯し、ステータスマーカの“MEAS”が点灯し、連続測定を開始します。
・必要に応じて SEL キーを押し、サブ表示に表示させるデータのマーカを、サブマーカに表示させます。

備考

備考

・温度データが測定範囲を+20℃（+36ﾟF）超えたときはメイン表示、および内部表示に oFL と表
示し、温度データが測定範囲の‑20℃（‑36ﾟF）以下のときはメイン表示、およびサブ表示に uFLを表示します。

・「5.6.5 熱電対有無選択」の項でonが選択されていて、 SEL キー を押してサブマーカに TCを表示させたとき、サブ表示には熱電対の測定温度データが 1220℃(2228ﾟF )以上のときはを，‑50℃(‑58 ﾟF )以下の時は

oFL

ｕFL を表示します。

・「5.6.5 熱電対測定有無選択」の項で “on” が選択されていて、 SEL キー押してサブマーカにTC を表示させたとき、熱電対が未接続の場合はサブ表示には oFL を表示します。

備考・内部表示は測定開始後，約 10 秒で消灯します。

・再度 MEAS キーを押すと測定を一時停止して測定値をホールドします。このときステータスマーカの HOLD が点灯します。

備考
５.２.２

・ HOLD状態で約 30 秒間キー操作がなかった場合、電源が自動的に OFF になります。

連続測定モードの解除

連続測定モードを解除するには、電源 OFF の状態で △ キーを押しながら MEAS キーを約１秒間押して解除します。
メインマーカの”CONT ”の下の “”が消灯したことを確認してください。

−6−

５．測定
5.3

★キー操作の注意：必ず

測定上の注意！

ピッを音が鳴るまで押してください。

減光側

ON

FILTER

警告

・目の保護および検出素子保護のため、太陽を見たり、また対物面を直接太陽光に向けることは絶対に止めてください。

警告・1500℃以上の高温を測定する場合は必ず減光フィルタつまみを ON（減光側）”にしてください。
（上記の図を参照ください。）
・1500℃未満でもまぶしいと感じた場合は、”減光フィルタつまみ”を ON（減光側）”にしてください。（上記の図を参照ください。）

注意

・光路について
測定対象物と本器との間に水滴、チリ、煙、水蒸気などが入らないよう留意してください。
・指示を高める外乱について
測定対象物および本器レンズ面には、指示を高める外乱要素となる、直射日光、白熱電球の光、炎などの熱放射があたらないよう、十分留意ください

−7−

５．測定
5.4

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

放射率設定

測定対象物の放射率が小さいときは実際の測定温度より低い温度を表示しますので、放射率の補正が必要です。
本器を精度よくお使いいただくため、測定対象物に合った放射率補正を設定する場合の方法です。
・ MEAS キーを約１秒間押し電源をいれます。 MEAS キーを離してステータスマーカに “HOLD" を表示させます。
・ HOLD 状態で SEL キーを何回か押し、サブマーカに放射率設定画面 ε を表示させます。（「3.1.7 外部表示
部サブ表示マーカの説明」の項参照）
・ △ キー、あるいは ▽ キーのどちらかを押し、サブ
Tb CONT MEM PEAK
メイン
表示マーカに 4 桁の数値の最下位桁が点滅する設定
MEAS HOLD AL
AH
ステータス
マーカ
画面を表示させます。
C
マーカ
メイン表示 ・点滅している桁で △ キー、または ▽ キーを押して、F
０から９までの任意の数値を設定します。
MAX AVE εr
サブマーカ
サブ表示 ・ENT キーを押すと点滅が止まり、点滅する桁が下位
MIN TC NO
桁から上位桁へと移動します。
・この操作を下位桁から最上位桁まで繰り返し、４桁の放射率を設定します。
・最上位桁で ENT キーを押すと全ての桁の点滅が止まり設定値を登録します。
・ ENT キーを押すと点滅が止まり、点滅する桁が下位桁から上位桁へと移動します。

備考

・設定範囲は 0.100〜1.900（0.001 ステップ）です。
・工場出荷時の設定は 1.000 です。

注意・メモリ入力モード(メインマーカ ＭＥＭ の下のが点灯している時)では放射率設定はできません。メモリ入力モードを解除するには、MEM を押してメインマーカ MEM の下のを消灯させてください。

参考

・放射率があらかじめ分かっている物質を測定する場合は、その値を設定します。
・放射率が不明の場合は、熱電対による測定値と比較し、同じ値が得られるように放射率を変更します。代表的な物質の放射率は「11. 放射率表」を参考にしてください。

5.5

熱電対を使った自動放射率の選択

本器にはＫ熱電対を接続し、表面温度計として使用するという機能もあります。熱電対で測定した表面温度を真温度として、放射率を自動設定したいときに選択します。

備考

・工場出荷時の熱電対入力の設定は oFF（熱電対測定無）です。
・on（熱電対測定有）にする場合は、「5.6 測定パラメータの選択」の項、「5.6.5 熱電対測定有無選択」の項を参照のうえ設定してください。

・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。 MEAS キーを離して“HOLD”画面を表示させます。
・ HOLD 状態で SEL キーを何回か押し、サブマーカに熱電対温度画面“TC”を表示させます。
（「3.1.7 外部表示部サブ表示マーカの説明」参照 ）・ MEAS キーを押しながら、熱電対と放射温度計で同時に測定します。
・測定後、 HOLD 状態で ENT キーを押すと、放射率を自動設定します。

注意・メモリ入力モード(メインマーカ ＭＥＭ の下のが点灯しているとき)ではこの機能は使用できません。メモリ入力モードを解除するには、MEM を押してメインマーカ MEM の下のを消灯させてください。

参考・「5.6.5 熱電対測定有無選択」で on（熱電対測定有）を選択していて、熱電対が接続されていない
場合、サブ表示には ｏFL を表示します。

−8−

５．測定
5.6

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

測定パラメータの選択・・この項では、*1〜*5 以外の項目を説明します。

本器は下表の各種システム設定の測定パラメータを標準で装備しています。
この表を参照のうえ、各種システム設定、測定パラメータの選択を行ってください。
選択／設定項目
下限温度警報設定 *1
上限温度警報設定 *2
信号変調形態選択
変調度設定 *3
メモリモード設定
メモリインターバル設定 *4
全保存データ削除 *5
通信モード選択
測定単位選択
熱電対有無選択

表示名称
AL
AH
modu
tAu
dEC
mmod
int
AdEL
Com
unit
tC

設定範囲
oFF、600〜2000℃/1112〜3632゜FoFF、600〜2000℃/1112〜3632゜
F
dELy、PEAk
0.0、0.2、0.5、1.0(秒)0、2、5、10 ℃(゜F )/秒mAn、int
1〜7200 秒
no、yES
trnS、Com
C、Ｆ
oFF、on

工場出荷時設定
oFF
oFF
dELy
0.0 秒
0℃／秒
mAn
60 秒
no
trnS
C
oFF

本書の項目
5.7.1
5.7.2
5.6.1
5.7.3
5.6.2
5.7.4
6.5
5.6.3
5.6.4
5.6.5

・MEAS キーを約１秒間押し電源を入れます。MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。
・ SEL キーを何回か押して項目を選択します。
(「9.4 システム選択／設定 測定パラメータ表示，設定一覧」の項を参照 )・各種システム設定の測定パラメータは以下の「5.6.1」項から「5.6.5」項に従って選択してください。

備考・設定モードで約２秒間 SEL キーを押すか、約１分間キー操作がなかった場合は、測定モードに戻ります。

Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

AH
C
F

MAX AVE εr
MIN TC NO

メイン表示⇒「設定値」を表示
サブ表示⇒「選択項目」を表示≪設定モード画面≫

−9−

５．測定
5.6.1

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

信号変調形態選択

測定信号（原信号）から平均値、最高値のみを連続的に抽出したいときに選択します。
・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示に modu ”を表示させTb CONT MEM PEAKます。
・△キーまたは ▽ キーを押すとメイン表示に、 “dELy”（平MEAS HOLD AL
AH均値）←→”PEAk”（最高値）の順序で表示が点滅しますC
メイン表示
ので、どちらかを選択します。
F・ENT キーを押して登録します。“dELY”を登録すると点滅
MAX AVE r
が止まりメイン表示に“dELy”が表示されます。
サブ表示
MIN TC NO・ PEAk”を登録すると点滅が止まりメイン表示に PEAk”が表示され、メインマーカ下のが点灯します。
dELy
PEAk

備考
5.6.2

「5.7.3 の１変調時定数の設定」で設定された変調度の一次遅れ信号に基づいて表示されます。
温度が上がっているときは原信号に基づいて表示されます。
温度が下がっているときは、減衰率設定（「5.7.3 の 2 減衰率の設定」の項参照）で設定された値に基づいて表示されます。

・工場出荷時の設定は、 dELy”です。

メモリモード選択

mAn

マニュアルモード： ENT キーを押した時点で測定データを保存します。

int

インターバルモード：設定したインターバル時間毎に測定データを保存します。

メモリ入力モードにおけるデータの保存方法を、マニュアルメモリモードかインターバルメモリモードかを選択します。

参考・この設定はメモリ入力モード時のみに有効です。
（「6.1 マニュアルメモリモードでの保存」、「6.2 インターバルメモリモードでの保存」の項を参照ください。
）

・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
・ MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと設定モードが表示され、メイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示に” mmod ”を表示させます。
Tb CONTMEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

AH
C
F

MAX AVE εr
MIN TC NO

備考

・工場出荷時の設定は

メイン表示
サブ表示

・△ キーまたは ▽ キーを押すとメイン表示に、“mAn”（マニュアルモード）←→ int”（インターバルモー
ド）の順序で表示が点滅しますので、 mAn”か int”
を選択します。
・ENT キーを押すと点滅が止まりメイン表示に選択したメモリーモードを表示し登録します。

mAn”（マニュアルメモリモード）です。

−10−

５．測定
5.6.3

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

通信モード選択

通信モードをパソコン側への一方的送信か、パソコンとの双方向通信か、選択します。
・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカーに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。 SEL キーを何回か押し、サブ表示に Com ”を表示させます。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

AH
C

メイン表示

F
MAX AVE εr
MIN TC NO

・パソコンで測定データとして、放射率・温度・熱電対温度を監視する場合に使用します。
・通常測定時は MEAS を離したときに、連続測定時は 0.2 秒毎の、本器からパソコン側への一方的送信です。
・trnS モードでの監視に加え、パラメータの表示および設定をパソコン側で見たい場合に使用します。
・パソコンからの通信コマンドに対して、本器から応答を返す双方向通信です。

trnS
Com

備考
5.6.4

サブ表示

・ △ キーまたは ▽ キーを押すとメイン表示に trnS (一方的送信)←→ Com (双方向送信)の順序で表示が点滅しま
すので、どちらかを選択します。
・ENT キーを押すと点滅が止まりメイン表示に、選択した通信モードを表示し、登録します。

・工場出荷時の設定はtrnS （パソコン側への一方的送信）です。

測定単位選択

測定温度単位を℃（摂氏）にするか、ﾟＦ（華氏）にするか、の場合に選択します。
・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカーに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。 SEL キーを何回か押し、サブ表示に unit ”を表示させます。
・△ キーまたは ▽ キーを押すと、メイン表示 C （” 摂氏℃）
Tb CONT MEM PEAK←→ F ”（華氏ﾟＦ）順序で表示が点滅しますので、どMEAS HOLD AL
AH
ちらかを選択します。
測定単位
メイン表示
C
・
ENT キーを押すと点滅が止まり、メイン表示に選択
表示
した測定単位を表示し、登録します。
（この時、 C ”をF選択すると測定単位表示は℃を、 F ”を選択すると測MAX AVE εr
定単位表示はﾟＦを表示します。
サブ表示

MIN TC NO

備考
5.6.5

・工場出荷時の設定はＣ(摂氏℃)です。測定単位表示は℃です。

熱電対測定有無選択

別売のＫ熱電対を使っての測定を行う場合に選択します。
・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。 SEL キーを何回か押し、サブ表示に ｔC ” を表示させます。
Tb CONTMEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

AH
C

メイン表示

F
MAX AVE εr
MIN TC NO

備考

サブ表示

・△ キーまたは ▽ キーを押すとメイン表示に、oFF(熱電対測定無)←→on(熱電対測定有)の順序で表示が点滅しますので、どちらかを選択します。
・ ENT キーを押すと点滅が止まり、メイン表示に選択した熱電対測定の有無を表示し登録します。

・工場出荷時の設定は oFF(熱電対測定無)です。
−11−

５．測定
5.7

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

測定パラメータの設定・・この項では、*1〜*6 以外の項目を説明します。

本器は下表の各種システム設定の測定パラメータを標準装備しています。
下表を参照の上、各種システム設定，測定パラメータの設定を行ってください。
選択／設定項目
下限温度警報設定
上限温度警報設定
信号変調形態選択 *1
変調度設定 ※

表示名称
AL
AH
modu
tAu
dEC
mmod
int
AdEL
Com
unit
tC

メモリモード選択 *2
メモリインターバル設定
全保存データ削除 *3
通信モード選択 *4
測定単位選択 *5
熱電対有無選択 *6

設定範囲
oFF、600〜2000℃/1112〜3632゜FoFF、600〜2000℃/1112〜3632゜
F
dELy、PEAk
0.0、0.2、0.5、1.0(秒)0、2、5、10 ℃(゜F )/秒mAn、int
1〜7200 秒
no、yES
trnS、Com
C、Ｆ
oFF、on

工場出荷時設定
oFF
oFF
dELy
0.0 秒
0℃／秒
mAn
60 秒
no
trnS
C
oFF

本書の項目
5.7.1
5.7.2
5.6.1
5.7.3
5.6.2
5.7.4
6.5
5.6.3
5.6.4
5.6.5

※：変調度選択のパラメータは、信号変調形態選択の設定により異なります。
詳しくは（ Ｐ10．「5.6.1 信号変調形態選択」）を参照してください。

5.7.1 下限温度警報設定
測定中に下限温度警報を判定させる場合に設定します。
警報が判定されると、ステータスマーカの AL”(下限温度警報)が点灯し、ブザーが鳴ります。
“oFF”を設定すると、警報判定は行なわず、ブザーも鳴りません。
・MEAS キーを約１秒間押し電源を入れます。MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に設定項目を表示します。
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示に
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

・ △ キーを押すとメイン表示に最下位桁が点滅し、設定中に
なります。

AH
C
F

MAX AVE εr
MIN TC NO

AL ”を表示させます。

メイン表示
サブ表示

・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設定し、ENT キーを押して上位桁に移動させます。

・この操作を下位桁から最上位桁まで、繰り返します。
・最上位桁で ENT キーを押すと、点滅が止まり設定値を登録します。

参考

・設定範囲は oFF または以下の数値範囲です。
600〜2000℃／1112〜3632゜
F・出荷時の設定は oFF です。

注意《一度設定した下限温度警報を“oFF”に設定し直す方法》
・ SEL キー約２秒間を押し、サブ表示に AL”を表示させます。
・表示されている数値を上記 参考 の設定範囲を参照し、下限値以下の数値[599℃(1111ﾟF)以下]になるよう △ 、 ▽ 、 ENTキーを押して数値を変更すると、“oFF”が表示されます。
・この状態で、 ENT キーを押すと点滅が止まりメイン表示に “oFF” を表示し登録します。

−12−

５．測定
5.7.2

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

上限温度警報設定

測定中に上限温度警報を判定させる場合に設定します。
警報が判定されると、ステータスマーカの AH”(上限温度警報)が点灯し、ブザーが鳴ります。
“oFF”を設定すると、警報判定は行なわず、ブザーも鳴りません。
・ MEAS キーを約１秒間押し電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に設定項目を表示します。
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示にTb CONT MEM

MEAS HOLD・ △ キーを押すと最下位桁が点滅し、設定中になります。

PEAK

AL

・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設定し、

AH
CF

MAX AVE εr
MIN TC NO

AH ”を表示させます。

ENT キーを押して上位桁に移動させます。この操作を下位桁

メイン表示

から最上位桁まで、繰り返します。
・最上位桁で ENT キーを押すと、点滅が止まり設定値を登録し

サブ表示

ます。

参考

・設定範囲は oFF または以下の数値範囲です。
600〜2000℃／1112〜3632゜
F・出荷時の設定は oFF です。

注意《一度設定した上限温度警報を“oFF”に設定し直す方法》
・ SEL キー約２秒間を押し、サブ表示に AH”を表示させます。
・表示されている数値を上記 参考 の設定範囲を参照し、上限値以下の数値[2001℃(3634ﾟF)
以下]になるよう △ 、 ▽ 、 ENTキーを押して数値を変更すると、“oFF”が表示されます。
・この状態で、 ENT キーを押すと点滅が止まりメイン表示に “oFF” を表示し登録します。

−13−

５．測定

★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

5.7.3 変調度設定
信号変調形態の選択で dELy”を選択した場合、変調時定数を設定することで一次遅れの度合を調整できます。
また信号変調形態の選択で PEAk”を選択した場合、ピークをトレースした後の信号の減衰する度合を設定できます。
・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。
5.7.3 １） 変調時定数の設定（信号変調形態で dELy を選択している場合のみ有効です）
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示に tAu”を表示させます。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLDPEAK

・ △ キーを押すとメイン表示に 0.0→0.2→0.5→1.0(秒)AL AHの順序で、 ▽ キーを押すとメイン表示に 0.0→1.0→0.5→0.2(秒)の順序で数値が点滅しますので、変調時定数を設定します。
・ ENT キーを押すと点滅が止まり、選択した変調度をメイン表示に表示し登録します。

C

メイン表示

F
MAX AVE r
MIN TC NO

備考

サブ表示

・工場出荷時の設定は0.0秒（無変調で原信号に基づいて表示）です。

5.7.3 ２）減衰率の設定（信号変調形態で PEAk を選択している場合のみ有効です）
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示に dEC”を表示させます。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLDPEAK

・ △ キーを押すとメイン表示に 0→2→5→10(℃/秒) の順

AL AH
C
F

MAX AVE r
MIN TC NO

備考

メイン表示

序で、▽ キーを押すとメイン表示に 0→10→5→2(℃/秒)の順序で数値が点滅しますので、減衰率を設定します。
・ ENT キーを押すと点滅が止まり、選択した減衰率をメイン表示に表示し登録します。

サブ表示

・工場出荷時の設定は

0℃/秒（測定中の最高温度をホールド(保持)）です。

5.7.4 メモリインターバル設定
インターバルメモリモードで動作している時、測定データを何秒おきに保存するか、を設定します。

参考・この設定はメモリ入力モードのインターバルメモリ動作時に有効になります。
（「6.2 インターバルメモリモードでの保存」のページを参照）

・ MEAS キーを約１秒間押し、電源を入れます。
MEAS キーを離してステータスマーカに“HOLD”画面を表示させます。
・ “HOLD”の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。
・ SEL キーを何回か押し、サブ表示に int”を表示させます。
Tb CONTMEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

AH
C

メイン表示

F
MAX AVE εr
MIN TC NO

備考

サブ表示

・△ キーまたは ▽ キーを押すと最下位桁が点滅し、設定中になります。
・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設定
し、 ENT キーを押して設定桁を上位桁に移動させます。
・この操作を最下位桁から最上位桁まで、繰り返します。
・最上位桁で ENT キーを押すと、点滅が止まり設定値を登録します。

・設定範囲は 1〜7200 秒の範囲です。
・出荷時の設定は 60 秒です。
−14−

６．温度データメモリ★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

本器には測定した測定データを保存する機能があります。
保存できる測定データは放射温度計温度・熱電対温度・放射率で、データ番号は１番から 500 番までです。
メモリモードには ENT キーを押した時点で測定されているデータを保存するマニュアルメモリモードと、設定したインターバル時間毎に測定されているデータを保存するインターバルメモリモードの、２種類を用意しています。

6.1

マニュアルメモリモードでの保存・通常測定または連続測定モード（「5.1 通常測定」「5.2 連続測定」の項参照）の HOLD 状態で MEM キーを押すとメモリ入力モードになり、メインマーカの MEM マークの下の” が点灯します。
このとき、メイン表示には「5.6.2 メモリモードの選択」でマニュアルメモリモードを選択した場合は mAn” が一瞬表示され、サブマーカには NO” が点灯します。
またサブ表示には初回データ登録の場合はデータ番号”１”を、前回データ保存を行った場合はその次のデータ番号を表示します。
・メモリモードの設定が mAn”（マニュアルメモリモー
Tb CONT MEM PEA K
メインマーカ ド）になっていない場合は、「5.6.2 メモリモード選択」
MEAS HOLD AL
AHの項を参照し、メモリモードを mAn”（マニュアルメ
C
モリモード）に変更してください。

F

サブマーカ

注意

MAX AVE εr
MIN TC NO

サブ表示（注） mAn”は MEM キーを押したときに「一瞬のみ」表示されます。

・この後、メイン表示には初回データ登録の場合は non
また、前回データ保存を行った次の番号のときも non
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

サブマーカ

メイン表示

PEAK

AL

Tb CONT MEM PEAK

メインマーカAH

MEAS HOLD

AL

メインマーカAHCCF メイン表示F メイン表示MAX AVE εr
MIN TC NO

サブ表示

サブマーカ

〔初回データ登録の場合の例〕

参考を表示します。
を表示します。

MAX AVE εr
MIN TC NO

サブ表示〔前回９９番までデータ登録の場合の例〕

・前回メモリモードで測定データメモリをデータ登録した場合は、最終登録番号の次の番号を表示します。（上図の例だと、99 番まで登録した場合は 100 番 を表示）

・ MEAS キーを押して測定を行います。
なお、測定方法は、測定モード（「5.1 通常測定」「5.2 連続測定」の項参照）に依存します。

参考◆通常測定の場合の保存： MEAS キーを押したままの測定状態（ステータスマーカに MEAS” が表示されている状態）、および MEAS キーを離した一時停止状態（ステータスマーカに HOLD” が表示されている状態）で ENT キーを押すと、その時点で測定している温度データ、熱電対温度
データ、および放射率設定値をメモリに保存します。サブ表示に Str というメッセージが一瞬表示され、データが保存されると、データ登録番号が次の番号になります。
◆連続測定の場合の保存： MEAS キーを押して連続測定を開始した状態（メインマーカの CONT”の下の” が点灯し、ステータスマーカの “MEAS” も点灯している状態）で、 ENT キーを押すと、 その時点で測定している温度データ、熱電対温度データ、および放射率設定値をメモリに保存します。サブ表示に Str というメッセージが一瞬表示され、データが保存されると、データ登録番号が次の番号になります。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

MAX AVE εr
MIN TC NO

PEAK

AL

Tb CONT MEM PEAK

AH

MEAS HOLD

AL

AH

C

C

F

F
MAX AVE εr
MIN TC NO−15−６．温度データメモリ★キー操作の注意：必ず ピッ を音が鳴るまで押してください。

参考１

・この状態で SEL キーを押しサブマーカに ”TC” を表示させると、サブ表示には現在測定している熱電対温度を、更に SEL キーを押し、サブマーカに ”ε” を表示させるとサブ表示には放射率を表示します。
・このときの放射率は「5.4 放射率設定」の項で設定した放射率、設定しなかった場合は工場出荷時の設
定値の 1.000 を表示します。

備考

・メモリ入力モードを終了し、通常測定モードまたは連続測定モードに戻るには、
通常測定の場合は、 MEAS キーを離し HOLD 状態にし、連続測定の場合は、再度 MEAS キーを押して HOLD 状態にし、その状態で MEM キーを押します。
メインマーカ MEM の下の ””が消灯したら、通常測定モードまたは連続測定モードです。

備考

・上記 参考１ で放射率の設定を変更したい場合には通常測定の場合は、 MEAS キーを離し HOLD 状態にします。
連続測定の場合は、再度 MEAS キーを押して HOLD 状態にします。
「5.4 放射率設定」の項を参照し、 HOLD

状態で △ キー、 ▽ キー、および ENT キーを押して放射率を設定します。
・ここで設定した放射率は、これ以降のデータ番号の放射率となります。
これ以降の任意のデータ番号で放射率を変更する場合も、この方法で設定し直してください。

参考(1)初回データ登録番号：初回マニュアルモードでの温度データメモリのデータ登録番号は”１”からです。
(2)データ登録番号任意設定： HOLD 状態で △ キー、▽ キー、および ENT キーを押してデータ番号を変更することで、次回登録するデータ番号を任意に設定できます。
（「6.3.1 マニュアルメモリモードでのデータ番号の設定」の項参照）

参考・「（２）データ登録番号の任意設定」の操作をすることにより、任意のデータ番号に保存されたデータを見ることができます。
（「6.3.3 マニュアルメモリモードでの保存済みデータの表示」の項参照）

注意

・以前にデータ登録されている場合にはそのデータ番号に保存されている温度データを表示します。
その状態で MEAS キーを押して測定を行い ENT キーを押すと、そのデータ番号にデータが上書きされますので、ご注意ください。

・データを上書きしたくない場合は、「6.3.1 マニュアルメモリモードでのデータ番号の設定」、の項の 注意を参照のうえ、データ保存されていないデータ番号に設定してください。

注意・メモリできるデータ番号は 500 番までです。
・測定データをデータ番号 500 番に保存するとメモリフルになり、その後 ENT キーを押しても保存できません。
（「6.4 温度データメモリフル」の項参照）−16−６．温度データメモリ
6.2★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

インターバルメモリモードでの保存・通常測定または連続測定モード（「5.1 通常測定」「5.2 連続測定」の項参照）の HOLD 状態で MEM キーを押すとメモリ入力モードになり、メインマーカの MEM マークの下の”が点灯します。
このとき、メイン表示には「5.6.2 メモリモードの選択」でインターバルメモリモードを選択した場合は ”int” が一瞬表示され、サブマーカには ”NO” が点灯します。
またサブ表示には初回データ登録の場合はデータ番号”１”を、前回データ保存を行った場合はその次のデータ番号を表示します。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

・メモリモードの設定が ”int”（インターバルメモリモード）になっていない場合は、「5.6.2 メモリモード
選択」の項を参照し、メモリモードを ”int”（インターバルメモリモード）に変更してください。

メインマーカ

AH
C

メイン表示

F

サブマーカ

備考

MAX AVE εr
MIN TC NO（注）”int”は MEM キーを押したときに「一瞬のみ」表示されます。

サブ表示

・この後、メイン表示には初回データ登録の場合は non
また、前回データ保存を行った次の番号のときも non
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

Tb

PEAK

AL

を表示します。
を表示します。

メインマーカ

AH

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

C

C

F メイン表示F メイン表示

サブマーカ

MAX AVE εr
MIN TC NO

サブ表示

MAX AVE εr
MIN TC NO

サブマーカ〔初回データ登録の場合の例〕

参考

メインマーカ

AH

サブ表示〔前回９９番までデータ登録の場合の例〕

・前回メモリモードで温度データメモリをデータ登録した場合は、最終登録番号の次の番号を表示します。（99 番まで登録した場合は 100 番を表示）

・ MEAS キーを約 1 秒間押し測定を行います。なお、測定方法は、測定モード（通常または連続）に依存します。
なお、測定方法は、測定モード（「5.1 通常測定」「5.2 連続測定」の項参照）に依存します。

参考◆通常測定の場合の保存： MEAS キーを押したままの測定状態（ステータスマーカに ”MEAS” が表示されている状態）中、その時点で測定している温度データ、熱電対温度データ、および放射率設定
値を予め設定したインターバル（「5.7.4 メモリインターバル設定」の項を参照）毎に、メモリに保存します。その都度、サブ表示には Str というメッセージが一瞬表示され、データが保存されると、データ登録番号が次の番号になります。
◆連続測定の場合の保存： MEAS キーを押した連続測定の状態（メインマーカの ”CONT” の下の ”” が点灯し、ステータスマーカの “MEAS” も点灯している状態）で、その時点で測定している温度データ、熱電対温度データ、および放射率設定値を予め設定したインターバル（「5.7.4 メ
モリインターバル設定」の項を参照）毎に、メモリに保存します。サブ表示に Str というメッセージが一瞬表示され、データが保存されると、データ登録番号が次の番号になります。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

MAX AVE εr
MIN TC NO

Tb

PEAK

AL

CONT

MEM

PEAK

MEAS HOLD AL

AH

AH

C

C

F

F
MAX AVE εr
MIN TC NO−17−６．温度データメモリ★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

参考１

・この状態で SEL キーを押しサブマーカに ”TC” を表示させると、サブ表示には現在測定している
熱電対温度を、更に SEL キーを押し、サブマーカに ”ε” を表示させるとサブ表示には放射率を表示します。
・このときの放射率は「5.4 放射率設定」の項で設定した放射率、設定しなかった場合は工場出荷時の設定値の 1.000 を表示します。

備考

・メモリ入力モードを終了し、通常測定モードまたは連続測定モードに戻るには、
通常測定の場合は、 MEAS キーを離し HOLD 状態にし、連続測定の場合は、再度 MEAS キーを押して HOLD 状態にし、その状態で MEM キーを押します。
メインマーカ MEM の下の””が消灯したら、通常測定モードまたは連続測定モードです。

備考

・上記 参考１ で放射率の設定を変更したい場合には通常測定の場合は、 MEAS キーを離し HOLD 状態にします。
連続測定の場合は、再度 MEAS キーを押して HOLD 状態にします。
「5.4 放射率設定」の項を参照し、 HOLD

状態で △ キー、 ▽ キー、および ENT キーを押して放射率を設定します。
・ここで設定した放射率は、これ以降のデータ番号の放射率となります。
これ以降の任意のデータ番号で放射率を変更する場合も、この方法で設定し直してください。

参考(1)初回データ登録番号：初回マニュアルモードでの温度データメモリのデータ登録番号は”１”からです。
(2)データ登録番号任意設定： HOLD 状態で △ キー、▽ キー、および ENT キーを押してデータ番号を変更することで、次回登録するデータ番号を任意に設定できます。
（「6.3.2 インターバルメモリモードでのデータ番号の設定」の項参照）

参考・「（２）データ登録番号の任意設定」の操作をすることにより、任意のデータ番号に保存されたデータを見ることができます。
（「6.3.4 インターバルメモリモードでの保存済みデータの表示」の項参照）

注意

・以前にデータ登録されている場合にはそのデータ番号に保存されている温度データを表示します。
その状態で MEAS キーを押して測定を行い ENT キーを押すと、そのデータ番号にデータが上書きされますので、ご注意ください。

・データを上書きしたくない場合は、「6.3.2 インターバルルモリモードでのデータ番号の設定」の項の 注意を参照のうえ、データ保存されていないデータ番号に設定してください。

注意・メモリできるデータ番号は 500 番までです。
・測定データをデータ番号 500 番に保存するとメモリフルになり、その後 ENT キーを押しても保存できません。
（「6.4 温度データメモリフル」参照）−18−

６．温度データメモリ★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

6.3 データ番号の設定および保存済みデータの表示
6.3.1

マニュアルメモリモード（｢5.6.2 メモリモード選択｣でmAnを選択）でのデータ番号の設定

次回メモリ登録されるデータ番号を任意に設定したい場合は、次の方法でデータ番号を設定してください。
・ 通常測定または連続測定モードの、 HOLD 状態で MEM キーを押すとメモリ入力モードになり、メイン
マーカの MEM マークの下の ””が点灯します。
この時メイン表示には、「5.6.2 メモリモード選択」でマニュアルメモリモードを選択した場合は”mAn”が一瞬表示され、サブマーカには”NO”が点灯します。
またサブ表示には初回データの登録の場合はデータ番号”１”を、既にデータが保存されている場合は、”最終保存
データ番号の次の番号”を表示します。

備考

・この後、メイン表示には初回データ登録の場合は non を、それ以前にデータ登録されている
場合にはそのデータ番号に保存されている温度データを表示します。
Tb

CONT

MEM

メインマーカ ・”HOLD”状態で △ キーまたは ▽ キーを押すとデータ番

PEAK

MEAS HOLD AL

C
F

サブマーカ

号の最下位桁が点滅し、設定中になります。
・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設定し ENT キーを押し、設定桁を上位桁に移動させます。
・この操作を最下位桁から最上位桁まで、繰り返します。
・最上位桁で ENT キーを押すと点滅が止まり、設定したデータ番号を登録します。

AH

MAX AVE εr
MIN TC NO

メイン表示
サブ表示

参考

・登録されているデータがない場合は参考・その番号にデータが保存されている場合、メイン表示には保存温度データを表示します。

注意・その状態で MEAS キーを押して測定を開始し ENT キーを押すと、データが上書きされます。
・上書きしたくない場合は再度上記の操作を行い、データ保存されてないデータ番号を設定して
ください。

6.3.2

non

というメッセージが表示されます。

インターバルメモリモード（｢5.6.2 メモリモード選択｣でintを選択）でのデータ番号の設定

次回メモリ登録されるデータ番号を任意に設定したい場合は、次の方法でデータ番号を設定してください。
・ 通常測定または連続測定モードの HOLD 状態で MEM キーを押すとメモリ入力モードになり、メインマーカの MEM マークの下の””が点灯します。この時メイン表示には「5.6.2 メモリモードの選択」でインターバルメモリモードを選択した場合は”int”が一瞬表示され、サブマーカには”NO”が点灯します。
またサブ表示には初回データの登録の場合はデータ番号”１”を、既にデータが保存されている場合は、”最終保存
データ番号の次の番号”を表示します。

備考

・この後、メイン表示には初回データ登録の場合は non を、それ以前にデータ登録されている
場合にはそのデータ番号に保存されている温度データを表示します。
Tb

CONT

MEM

メインマーカPEAK

MEAS HOLD AL

AH
C
F

サブマーカ

MAX AVE εr
MIN TC NO

メイン表示
サブ表示

・”HOLD”状態で △ キーまたは ▽ キーを押すとデータ番
号の最下位桁が点滅し、設定中になります。
・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設定し、 ENT キーを押して設定桁を上位桁に移動させます。
・この操作を最下位桁から最上位桁まで、繰り返します。
・最上位桁で ENT キーを押すと点滅が止まり、設定したデータ番号を登録します。

参考・登録されているデータがない場合は参考・その番号にデータが保存されている場合、メイン表示には保存温度データを表示します。

注意・その状態で MEAS キーを押すと測定を開始し、データが上書きされます。
・上書きしたくない場合は再度上記の操作を行い、データ保存されてないデータ番号を設定して
ください。

non

−19−

というメッセージが表示されます。

６．温度データメモリ
6.3.3★キー操作の注意：必ず ピッ を音が鳴るまで押してください。

マニュアルメモリモード（｢5.6.2 メモリモード選択｣でmAnを選択）での保存済みデータの表示

任意のデータ番号に登録されているメモリデータを表示したい場合は、次の方法でデータ番号を呼び出してください。
・ 通常測定または連続測定モードの HOLD 状態で MEM キーを押すとメモリ入力モードになり、メインマーカの MEM マークの下の”が点灯します。この時、メイン表示には「5.6.2 メモリモードの選択」でマニュ
アルメモリモードを選択した場合は”mAn”が一瞬表示され、サブマーカには”NO”が点灯します。
またサブ表示には初回データの登録の場合はデータ番号”１”を、既にデータが保存されている場合は、”最終保存
データ番号の次の番号”を表示します。

備考

・この後、メイン表示には初回データ登録の場合は non を、それ以前にデータ登録されている
場合にはそのデータ番号に保存されている温度データを表示します。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

サブマーカ

参考
備考

MAX AVE εr
MIN TC NO

PEAK

AL

・”HOLD”状態で △ キーまたは ▽ キーを押すとデータ番
号の最下位桁が点滅し、設定中になります。
・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設C定し ENT キーを押して設定桁を上位桁に移動させます。
メイン表示
・この操作を最下位桁から最上位桁まで、繰り返します。
F・最上位桁で ENT キーを押すと点滅が止まり、呼び出し
サブ表示
たデータ番号を登録します。

メインマーカ

AH

・メイン表示には、呼び出したデータ番号に保存されている温度データが表示されます。
・ この状態で SEL キーを押しサブマーカに ”TC” を表示させると、サブ表示にメイン表示の温度と同時に保存された熱電対温度を表示します。
・ 更に SEL キーを押しサブマーカに ”ε” を表示させると、サブ表示にメイン表示の温度と同時に保存された放射率を表示します。

参考・データ番号に登録されているデータがない場合は、メイン表示に non というメッセージが表示
されます。

注意

保存済みデータの表示を行った場合、以下の点にご注意ください。
１） データ番号 100 番までデータが登録されているとします。
このときサブ表示には、次にメモリ登録されるデータ番号の 101 が表示されています。
２） ここでデータ番号 98 番に登録されているデータを表示したい場合、上記操作方法に従って△キー、▽キー、ENT キーによりデータ番号 98 を呼び出し、保存データを表示させます。
３） この状態で再び MEAS キーにより測定を開始し ENT キーを押すと、サブ表示に表示されているデータ番号 98 番にデータが登録され、次にメモリ登録されるデータ番号は 99 番になります。
これにより以前に登録したデータは失われ、新しいデータに上書きされてしまいます。

97
任意に表示したデータ番号

98
99

本来の、
次にメモリ登録されるデータ番号

100
101

は既にデータが登録されているデータ番号
は新たにデータが登録されるデータ番号

これを防ぐため、サブ表示のデータ番号を本来の 次にメモリ登録を行うデータ番号に戻し てください。（戻す方法は、「6.3.1 マニュアルモードでのデータ番号の設定」の項を参照ください）

参考”を消灯させ、保存データの表示を終了
・MEAS キーを押し、メインマーカの MEM 下の “させます。
・再度測定を開始する場合は｢5.1 通常測定｣、｢5.2 連続測定｣の項を参照ください。

−20−

６．温度データメモリ
6.3.4★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

インターバルメモリモード（｢5.6.2 メモリモード選択｣でintを選択）での保存済みデータの表示

任意のデータ番号に登録されているメモリデータを表示したい場合は、次の方法でデータ番号を呼び出してください。
・ 通常測定または連続測定モードの HOLD 状態で MEM キーを押すとメモリ入力モードになり、メインマーカの MEM マークの下の””が点灯します。この時メイン表示には「5.6.2 メモリモードの選択」でインターバルメモリモードを選択した場合は”int”が一瞬表示され、サブマーカには”NO”が点灯します。
またサブ表示には初回データの登録の場合はデータ番号”１”を、既にデータが保存されている場合は、”最終保存
データ番号の次の番号”を表示します。

備考

・この後、メイン表示には初回データ登録の場合は non を、それ以前にデータ登録されている場
合にはそのデータ番号に保存されている温度データを表示します。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

メインマーカ

PEAK

AL

AH
C
F

サブマーカ

参考
備考

MAX AVE εr
MIN TC NO

メイン表示
サブ表示

・”HOLD”状態で △ キーまたは ▽ キーを押すとデータ番
号の最下位桁が点滅し、設定中になります。
・点滅している桁で △ キーまたは ▽ キーを押して値を設定し ENT キーを押して設定桁を上位桁に移動させます。
・この操作を最下位桁から最上位桁まで、繰り返します。
・最上位桁で ENT キーを押すと、点滅が止まり呼び出し
たデータ番号を登録します。

・メイン表示には呼び出したデータ番号に保存されている温度データが表示されます。
・ この状態で SEL キーを押しサブマーカに ”TC” を表示させると、サブ表示にメイン表示の温度と同時に保存された熱電対温度を表示します。
・ 更に SEL キーを押しサブマーカに ”ε” を表示させると、サブ表示にメイン表示の温度と同時に保存された放射率を表示します。

参考・データ番号に登録されているデータがない場合は、メイン表示に
されます。

注意

保存済みデータの表示を行った場合、以下の点にご注意ください。
１） データ番号 100 番までデータが登録されているとします。
このときサブ表示には、次にメモリ登録されるデータ番号の 101 が表示されています。
２） ここでデータ番号 98 番に登録されているデータを表示したい場合、上記操作方法に従って△キー、▽キー、ENT キーによりデータ番号 98 を呼び出し、保存データを表示させます。
３） この状態で再び MEAS キーにより測定を開始すると、サブ表示に表示されているデータ番号
98 番から順にデータが登録されていきます。これにより以前に登録したデータは失われ、新しいデータに上書きされてしまいます。

nonというメッセージが表示

97
任意に表示したデータ番号

98
99

本来の、
次にメモリ登録されるデータ番号

100
101

は既にデータが登録されているデータ番号
は新たにデータが登録されていくデータ番号

これを防ぐため、サブ表示のデータ番号を本来の 次にメモリ登録を行うデータ番号に戻し てください。（戻す方法は、「6.3.2 インターバルモードでのデータ番号の設定」の項を参照ください）

参考

・MEAS キーを押し、メインマーカの MEM 下の “”を消灯させ、保存データの表示を終了させます。
・再度測定を開始する場合は｢5.1 通常測定｣、｢5.2 連続測定｣の項を参照ください。

−21−

６．温度データメモリ
6.4★キー操作の注意：必ず

ピッを音が鳴るまで押してください。

温度データメモリフル

メモリできるデータ番号は 500 番までです。
データ番号 500 番に測定データが保存されるとメモリフルになり、その後はメモリ保存できません。

備考・メモリフル状態になると MEM マーカの下の ””が点滅します。
・《マニュアルメモリモード》では測定中及び HOLD の状態で ENT キーを押すと、その時点で測定されている温度データ、熱電対温度データ、および放射率設定値がメモリに保存されます。
・サブ表示には Str というメッセージが一瞬表示され、データ番号 500 番にデータが保存されるとメモリフル状態になります。
・サブ表示には 500 番が点灯したままになり、メインマーカの HOLD が点灯したままです。
なおかつ MEM マーカの下の””が点滅状態となり、それ以降はメモリ保存ができません。
メモリ保存しようとするとデータ番号に FULL が一瞬表示され、500 番が点灯します。
・《インターバルメモリモード》では測定中（”MEAS”状態）予め設定されたインターバル毎に、温度データ、熱電対温度データ放射率データがメモリに保存されます。
・その都度サブ表示には”Str”というメッセージが一瞬表示され、データ番号 500 番にデータが保存されるとメモリフル状態になり、 MEM マーカの下の””が点滅状態となって、それ以降は メ
モリ保存ができません。
メモリ保存しようとするとデータ番号に一瞬 FULL が表示され、500 番が点灯します。

参考

・この状態で新しくデータを保存する方法は、
１）｢6.3.1 マニュアルメモリモードでのデータ番号の設定｣、「6.3.2 インターバルメモリモード
でのデータ番号の設定」を参照し、データ保存されてないデータ番号に保存するか２）「6.3.1 マニュアルメモリモードでのデータ番号の設定」、「6.3.2 インターバルメモリモード
でのデータ番号の設定」を参照し、上書きしてもよいデータ番号に保存するか３）「6.5 全保存データ削除」を参照してデータを削除し、新たにデータを保存してください。

6.5

全保存データ削除

保存している全データが不要となった場合、または上記「6.4 メモリフル」状態になった場合は、次の方法で全保存データを削除してください。
・通常測定モード、または連続測定モードにおいて HOLD 状態で MEM キーを押すと、メモリ入力モードになり
MEM マーカの下の””が点灯します。（メモリフル状態の時は、”” が点滅します。
）
・ HOLD の状態で約２秒間 SEL キーを押すと、設定モードが表示されメイン表示に設定値、サブ表示に選択項目を表示します。 SEL キーを何回か押し、サブ表示に AdEL を表示させます。
Tb

CONT

MEM

・この時メイン表示には最初に “no”が表示されます。
△ キーまたは ▽ キーを押すと、メイン表示には “no”←→”yES” の順序で表示が点滅します。

PEAK

MEAS HOLD AL

AH
C

メイン表示

F
MAX AVE εr
MIN TC NO

Tb

CONT

サブ表示

MEM

その後 no を表示します。
これで全データが削除されました。
削除すべきデータがないときは non
その後 no を表示します。

PEAK

MEAS HOLD AL

AH
CF

MAX AVE εr
MIN TC NO

・全保存データを削除する場合は、”yES”（削除する）を選択し ENT キーを押します。一瞬 dEL を表示し、

メイン表示

サブ表示

・全保存データを削除しない場合は、”no”（削除する）を選択し ENT キーを押します。
no の点滅が止まりその後 no を表示します。

・設定モードを終了する場合は、 SEL キーを約２秒間押し続けてください。

備考を一瞬表示し、・工場出荷時の設定は ”no”（削除しない）です。

−22−

７．ユーザー校正

注意★キー操作の注意：必ず ピッ を音が鳴るまで押してください。

・校正用黒体炉をお持ちでないお客様は、ユーザー校正はお止めください。

本器を精度よくお使いいただくには、定期的な校正が必要です。
ユーザー校正はお手持ちの校正用黒体炉を用いて、お客様が任意の温度を再校正できる機能です。

7.1

ユーザー校正方法

下表〔校正値表〕を参照し、校正を行うレンジの温度を含むゼロ側とスパン側の温度の黒体炉を用意します。

〔校正値表〕
校正点
レンジ１
レンジ２
レンジ３

サブ表示

黒体炉温度

ゼロ側

ＡＪ

１

６１０℃／１１３０゜
Ｆ

スパン側

ＡＪ

２

８７０℃／１５６８゜
Ｆ

ゼロ側

ＡＪ

３

８７０℃／１５６８゜
Ｆ

スパン側

ＡＪ

４

１３００℃／２３７２゜
Ｆ

ゼロ側

ＡＪ

５

１３００℃／２３７２゜
Ｆ

スパン側

ＡＪ

６

１９９０℃／３６１４゜
Ｆ注意・黒体炉はあらかじめ基準放射温度計で炉温を実測し、その指示が上表〔校正値表〕の炉温の±１０゜C(゜F)以内になるよう調整してください。
・なお基準放射温度計での実測値は、校正時の炉温設定で使用しますので必ず記録しておいて
ください。

参考 1

特定の温度を校正する場合は、その温度を含む２点の温度で校正できます。
（例）７００℃を校正したい場合：７００℃が含まれるレンジ 1 のゼロ側６１０℃とスパン側
８７０℃の２点黒体炉を用意します。
ゼロ側・スパン側をそれぞれ基準放射温度計で炉温を実測します。
その時，ゼロ側の炉温指示は，６００〜６２０の範囲内，また，スパン側の炉温指示は，８６０〜８８０の範囲内になるよう炉温を調節します。

- 23 -

７．ユーザー校正★キー操作の注意：必ず ピッ を音が鳴るまで押してください。

・ファインダを覗いて、照準マークの中心円を黒体炉の中心に合わせます。
１） ▽ キー・ ENT キー・ MEAS キーを同時に押し、”ピッ”と音が出る前に素早く離し、電源を入れます。
ステータスマーカの HOLD が点灯し、サブ表示には AJ 1 、メイン表示には前ページ〔校正値表〕のレンジ１のゼロ側黒体炉温度
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

610℃が表示されます。
Tb

PEAK

AL

メインマーカステータスマーカ

AH

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

C

C

F メイン表示F メイン表示

サブマーカ

MAX AVE εr
MIN TC NO

メインマーカステータスマーカ

AH

サブ表示 サブマーカ

MAX AVE εr
MIN TC NO

サブ表示※ ▽ キー・ ENT キー・ MEAS キーを離す
タイミングが遅れた場合の表示。
（ステータスマーカの ”MEAS” が一瞬点灯し、その後”HOLD” 状態になり、メイン表示には”AJ 1”の黒体炉温度以外の数値、「測定温度」
が表示されます。
）→下記の 注意の操作を行ってください。

※ ▽ キー・ ENT キー・ MEAS キーを離すタイミングが遅れ、上右図のようにメイン表示部および内部表示部に「測定温度」が表示された場合は、ユーザー校正ができません。
その場合はごめんどうですが一旦電源を切り、再度上記１）の操作を行い、上左図のようにサブ表
示には AJ 1 を、メイン表示には AJ 1 の黒体炉温度を表示させてください。

注意２） SEL キーを何回か押し、サブ表示に校正を行いたいレンジのゼロ側の ”AJ □” を表示させます。
メイン表示には、前ページ〔校正値表〕に示すサブ表示 ”AJ □” に対応する黒体炉温度が表示されます。
３）メイン表示の黒体炉温度が基準放射温度計で実測した炉温（ 前記 参考１ 参照）と同じなら、４）へ進みます。
異なっている場合は次の手順にしたがい、実測した炉温に設定します。
Tb

CONT

MEM

MEAS HOLD

PEAK

AL

・ △ キーを押すと最下位桁が点滅し、設定中になります。

AH
C

メイン表示

F
MAX AVE εr
MIN TC NO

備考

・点滅している桁で △ キーまたは▽キーを押して値を設定
し、 ENT キーを押して上位桁に移動させます。
この操作を下位桁から最上位桁まで、繰り返します。

サブ表示

・最上位桁で ENT キーを押すと、点滅が止まり設定値を登録します。

・設定範囲は、前ページの〔校正値表〕の黒体炉温度の±10゜C (゜F )です。
・初期設定は前ページの〔校正値表〕の黒体炉温度です。

４）MEAS キーを押し、炉温を測定（ステータスマーカの HOLD が消灯し、ステータスマーカの点灯していることを確認ください）します。測定が完了したら MEAS キーを離します。
ステータスマーカの
押します。

MEAS

が消灯し、ステータスマーカの

HOLD

MEAS がが点灯している状態で ENT キーを

これでゼロ側の校正は終了です。
５） SEL キーを押し、サブ表示に校正を行いたいレンジのスパン側の ”AJ □” を表示させます。
メイン表示には、前ページの〔校正値表〕に示すサブ表示 ”AJ □” に対応する炉温が表示されます。

- 24 -

７．ユーザー校正★キー操作の注意：必ず ピッ を音が鳴るまで押してください。

６）メイン表示の炉温が基準放射温度計で実測した炉温と同じなら、７）へ進みます。
異なっている場合は、３）と同様にして実測した炉温に設定します。
７）４）と同様にして、 MEAS キーを押し、炉温を測定した後 ENT キーを押します。
これでスパン側の校正は終了です。
８）続けて次のレンジの校正を行う場合は SEL キーを押し、サブ表示に校正を行いたいレンジのゼロ側の”AJ □”を表示させます。
メイン表示には前ページの〔校正値表〕に示すサブ表示 ”AJ □” に対応する炉温、または既に前のレンジのスパン側で炉温を設定した場合は、その炉温が表示されます。
９）メイン表示の炉温が基準放射温度計で実測した炉温と同じ、または既に前のレンジのスパン側で炉温を設定済みなら、１０）へ進みます。
炉温が異なっている場合は、３）と同様にして実測した炉温に設定します。
10）４）と同様にして、 MEAS キーを押し、炉温を測定した後 ENT キーを押します。
これでゼロ側の校正は終了です。
11）５）から７）と同様にして、スパン側の校正を行います。

参考※レンジ１〜レンジ３まで連続して校正する場合、スパン側で炉温を設定した場合は、次のレンジのゼロ側の設定は不要です。
・例えば AJ 2 と AJ 3 のように同じ炉温で校正する場合、ゼロ側・スパン側のどちらか一方
で炉温を設定すれば、もう一方では設定する必要はありません。
ただし、途中電源が切れた場合は初期値（前ページの〔校正値表〕に示す炉温）に戻ります。
・再校正を行う場合、校正を行いたい画面が表示されるまで SEL キーを押すことにより、任意の温度の校正を行うことが可能です。
・ホールド状態で約 30 秒間キー操作がないと、自動的に電源が切れます。

注意

・ MEAS キーで炉温以外を測定し ENT キーを押すと、その炉温以外の測定値で校正されてしまいますので、注意してください。

- 25 -

８．保守・点検
8.1

自己診断機能本携帯形放射温度計には、自己診断機能があり、異常発生時には下記を表示します。
内容を確認の上、処置を行ってください。
エラー表示(メイン表示部)内

容

ア ラ ー ムメイン表示部︵放射温度計︶

上限オーバーレンジ(対象物の温度が放射温度計の測定範囲を超えている)
下限アンダーレンジ(対象物の温度が放射温度計の測定範囲以下である)※2

サブ表示部︵ＴＣ温度︶

エラー表示(サブ表示部)

周囲温度異常(放射温度計が仕様温度範囲外の0℃以下，または 50℃以上の環境に置かれている)
E2PROM データ破損(何らかの理由でデータ ROM が損傷しメモリデータ，温度データ，
調整データが破壊されてしまった)
内

容

処

置

放射率の設定値が低すぎないか？
ステータスマー「5.4 放射率設定」，「11 放射率表」を
カの AH が点灯、参照のうえ、正しい放射率を設定して
ブザーon
※1
ください。
放射率の設定値が高すぎないか？
ステータスマー「5.4 放射率設定」，「11 放射率表」をカの AL が点灯、参照のうえ、正しい放射率を設定してブザーon※1ください。
Er1 の表示のみ

放射温度計の仕様温度範囲内である
0〜50℃の環境下でお使いください。

Er4 の表示のみ

再調整が必要で引取修理となります。
（メモリデータ，設定データは初期化されます。）

ア ラ ー ム処上限オーバーレンジ
・熱電対が断線している。
・熱電対の対象物の温度が、1220℃(2228ﾟF)以上である。

oFL の表示のみ

下限アンダーレンジ
熱 電 対 の 対 象 物 の 温 度 が ‑50 ℃(‑58ﾟF)以下である。

uFL の表示のみ

置・室温で OFL 表示は断線です。
熱電対を交換してください。
・測定中で OFL 表示は 1220℃(2228ﾟF )以上の環境にさらされています。
熱電対が破壊されます。ただちに熱電対での測定を中止してください。
・熱電対の測定範囲の下限を超えています。
劣化のおそれがあります。ただちに熱電対での測定を中止してください。

※ １ 警報値の設定が OFF になっている場合は出力しません。
※ ２ 電源投入時、またはメモリデータ表示時に表示します。

8.2

保管

注意

・保管場所は、高温多湿の場所を避けてください。
・必ずレンズキャップをして保管してください。
・２週間以上使用しないときは、電池を取り外してください。電池の液漏れで本器が故障することがあります。

8.3

対物レンズの清掃

本器を精度よくお使いいただくため、対物レンズは定期的に柔らかい布などで拭いてください。

8.4

外部表示および接眼カバーの清掃

本器をみやすくお使いいただくため、外部表示および接眼カバーは定期的に柔らかい布などで拭いてください。

- 26 -

９．起動オプション
9.1

起動オプション

本器は起動時のキーの状態により、以下のような動作を行います。
キ ー の 状 態
MEAS キーのみを押す△ キーを押しながら MEAS キーを押す▽ キーを押しながら MEAS キーを押す▽ キーと ENT キーを押しながら MEAS
キーを押す

9.2

動
作
通常測定または連続測定
通常測定
連続測定
ユーザー校正備考
前回起動時と同じ測定となります
メ イ ン マ ー カ の 下 の “CONT” の 下 のが点灯します次回起動時に MEAS キーのみで起動すると、通常測定となります

画面一覧

外部液晶に表示する画面は、以下のような内容の３種類に大別されます。
種

類

測定画面
メモリ入力画面

測定パラメータ設定画面

9.3

概
要
MEAS キーを押して、測定を行います。
通常・連続測定画面のホールド状態で、放射率の設定および自動演算が可能です。
メモリ番号設定、メモリデータの表示、測定データのメモリ保存が可能です。
通常・連続測定で MEM キーを押すと、メモリ入力画面になり”MEM”を点灯します。
再度 MEM キーを押すと、通常・連続測定画面に戻ります。
測定パラメータの表示および設定を行います。
通常・連続測定画面またはメモリ入力画面で SEL キーを約 2 秒間押し続けると、設定画面になります。
任意の設定画面において、 SEL キーを約 2 秒間押し続けるか、約 1 分間キー操作を行わないと、測定画面またはメモリ入力画面に戻ります。

測定パラメータ設定／表示一覧

9.3.1 放射率設定／表示
設 定 項 目マ ー カ
設 定 範 囲放射率（比）設定
ε（εr）
0.100〜1.900※ メモリ入力モードでは設定はできません。
9.3.2

本書の項目
5.4

工場出荷時設定
1

本書の項目
6.3

メモリ番号設定／メモリデータ表示

設 定 項 目
マ ー カ
設 定
NO
メモリ番号設定
1〜500※ メモリ入力モードのみ表示されます。

9.4

工場出荷時設定
1.000

範

囲

システム選択／設定 測定パラメータ表示 設定一覧

選択／設定項目
下限温度警報設定
上限温度警報設定
信号変調形態選択
変調度設定※１
メモリモード設定
メモリインターバル設定
全保存データ削除
通信モード選択
測定単位選択
熱電対有無選択

表示名称
AL
AH
modu
tAu
dEC
mmod
int
AdEL
Com
unit
tC

設 定 範 囲oFF、600〜2000℃/1112〜3632゜FoFF、600〜2000℃/1112〜3632゜
F
dELy、PEAk
0.0、0.2、0.5、1.0(秒)0、2、5、10 ℃(゜F )/秒mAn、int
1〜7200 秒
no、yES
trnS、Com
C、Ｆ
oFF、on※１：変調度選択のパラメータは、信号変調形態選択の設定により異なります。
詳しくは（Ｐ10．「5.6.1 信号変調形態選択」）を参照してください。

- 27 -

工場出荷時設定
oFF
oFF
dELy
0.0 秒
0℃／秒
mAn
60 秒
no
trnS
C
oFF

本書の項目
5.7.1
5.7.2
5.6.1
5.7.3
5.6.2
5.7.4
6.5
5.6.3
5.6.4
5.6.5

１０．仕様
10.1

仕様
機

形
測
検
測

種

定
出
定

測

定

精

度

温

単 色 形 高 温 用
式式子長ＩＲＴ‑２００‑ＨＳ
狭帯域放射温度計
Si
0.9μm

範

囲

格

※

600〜2000℃
1000℃未満:±6℃
1000〜1500℃:測定値の±0.6%
1500℃以上:測定値の±1.2%±1℃
1000℃未満:0.2℃/℃
1000℃以上:測定値の 0.02%/℃

方
素
波
度
定

再

現
性
温
度
安
ド
リ
フ
ト
定
EMC 指令要求のテスト
性
環 境 に お い て
分
解
能
応
答
時
間
放 射 率 （ 比 ） 補 正
演
算
処
理
信
号
変
調
表
示
方
式
デ ー タ 記 憶 機 能
通
信
機
能
光
学
系
測 定 距 離 と 測 定 径
視
定
方
法
レ
ン
ズ
口
径
入 力 ・ 精 度
熱電対安 E M C 指 令 要 求
定性 のテスト環境に お い て±３℃（単体使用時）
1℃
0.2s
0.100〜1.900
最高値、最低値、平均値
ピーク、ディレイ
LCD デジタル表示 4 桁、ファインダー内部および外部表示
最大５００データ
ＲＳ−２３２Ｃ
固定焦点方式
φ20/4000mm（測定距離と測定径の関係を参照ください）
直視ファインダ
φ20mm
K 熱電対:−50〜800℃ 精度:±2℃(23℃±5℃において)±10℃

オートパワーオフ、表示部バックライト自動点灯、連続測定、℃/ﾟF 切換、
バッテリチェック、上下限警報
使 用 温 度 範 囲 0〜50℃
電源 アルカリ単 3 乾電池 2 本(連続使用にて約 50 時間)
ケ ー ス 材 質 ・ 色 樹脂・グレー
質
量 約３５０g（本体のみ）付
属品 アルカリ単 3 乾電池２本※ 但し、ε=1.0、基準動作条件：23℃±5℃、相対湿度：35〜75%RH
の

外形寸法

機

能

23

137

11

IRT-200-HS
φ40

他

100

10.2

の

45

そ

50
取付用ネジ穴位置50
75- 28 -

2-m4深さ6.5
W1/4深さ5(三脚取付用ネジ)

66

4

１１．放射率表
放射率は物体の材質、表面の形状、粗さ、酸化の有無、測定温度、測定波長などで定まる値で、同一温度の黒体炉を同じ波長帯で観測したときの熱放射の比率 “ε” で表されます。
一般に放射率“ε”は、0.65μｍの波長すなわち光高温計を使用したときの値が知られています。
同一物質でも上記のような要因で放射率は変化しますので、参考としてご覧ください。

11.1

放射率表

11.1.1放射率（λ＝0.65μｍ）
放射率

金

属

亜

鉛

固

体

液

体

酸

化

ル
ム
ン
ム
ム
ン

ク
ク
コ
コ

ル
メ
ル ミ ニ ウンチモリジウッ ト リ ウ
ラ
金
銀
ロ
ー
ロ
メ
ル
バ
ル
ン ス タ ン タ

ム
P
ト
ン

0.42
0.37
0.17
0.32
0.30
0.35
0.54
0.14
0.07
0.34
0.35
0.36
0.35

ジ

ル

ム

0.32

0.30

酸化コバルト

銀
ず
素
ン
ル
鉄
ン

―
0.18
0.8〜0.9
0.43
0.49
0.37
0.63
0.35
0.10
0.54
0.36
0.35
0.36
0.30
0.27
0.33
0.35
0.29
0.61
0.59
0.37
0.24

0.23
―
―
―
―
0.40
0.65
0.37
0.15
0.34
0.37
―
―
0.38
―
0.38
0.35
―
0.61
0.59
0.40
0.30

酸化コロンビウム
酸化ジルコニウム
酸化すず
酸化セリウム
酸化チタン
酸化鉄
酸化銅
酸化トリウム酸化バナジウム
酸化ベリリウム
酸化マグネシウム

ア
ア
ア
イ
イ
ウ

水
す
炭
タ
タ
鋳
チ

ン

コ

ニ

グ
ン

ウ

ス テ
タ
タ
鉄
銅

ト
リ
ウ
ム
ニ
ッ
ケ
ル
8 0 N i .
2 0 C r60Ni. 24Fe. 16Cr
白
金
9 0 P t .
1 0 R h
パ
ラ
ジ
ウ
ム
バ
ナ
ジ
ウ
ム
ビ
ス
マ
ス
ベ
リ
リ
ウ
ム
マ
ン
ガ
ン
モ
リ
ブ
デ
ン
ロ
ジ
ウ
ム

物

―
―
0.12
―
―
0.35
0.34
0.22
0.07
0.39
―
0.37
―

アルメル（表面酸化）
クロメル（表面酸化）コンスタンタン（表面酸化）磁器
鋳鉄（表面酸化）55Fe. 37.5Cr. 7.5Al（表面酸化）70Fe. 23Cr. 5Al. 2Co（表面酸化）80Ni. 20Cr（表面酸化）60Ni. 24Fe. 16Cr（表面酸化）不銹鋼（表面酸化）
酸化アルミニウム
酸化イットリウム
酸化ウラン- 29 -

放射率
0.87
0.87
0.84
0.25〜0.5
0.70
0.78
0.75
0.90
0.83
0.85
0.22〜0.4
0.60
0.30
0.75
0.55〜0.71
0.18〜0.43
0.32〜0.60
0.58〜0.82
0.50
0.63〜0.98
0.60〜0.80
0.20〜0.57
0.70
0.07〜0.37
0.10〜0.43

１１．放射率表
11.1.2

11.1.3放射率（λ＝0.9μｍ）
金

属

放射率

ア ル ミ ニ ウ ム
金
ク
ロ
ー
ム
コ
バ
ル
ト
鉄
銅
タ ン グ ス テ ン
チ
タ
ン
ニ
ッ
ケ
ル
白
金
モ リ ブ デ ン合

金0.10〜0.23
0.015〜0.02
0.36
0.28〜0.30
0.33〜0.36
0.03〜0.06
0.38〜0.42
0.50〜0.62
0.26〜0.35
0.25〜0.30
0.28〜0.36

放射率

シ
リ
コ
ン
ゲ ル マ ニ ウ ム
ガ リ ウ ム ヒ 素

0.69〜0.71
0.60
0.68

セラミックス

放射率素ン
素0.80〜0.83
0.47〜0.50
0.89〜0.90

その他

放射率

カ ー ボ ン 顔 料
黒鉛

0.90〜0.95
0.87〜0.92

ル

金

属

ミ
ロ
バ

ニ ウ
ー
ル

放射率
ム
ム
ト

銅
金
綱

板
鉛

マ
モ
ニ
パ
白
ロ

グ ネ シ ウ
リ
ブ
デ
ッ
ケ
ラ
ジ
ュ
ジ

ウ

ム
ン
ル
ム
金
ム

タ

ル

銀

0.40〜0.60
0.28
0.29
0.85〜0.93
0.29
0.80〜0.90
0.30
0.30

半導体

化
珪
化 チ タ
化
珪

ア
ク
コ

放射率

イ ン コ ネ ル Ｘ
インコネル６００
インコネル６１７
イ ン コ ネ ル
インコロイ８００
カン
タル
ス テ ン レ ス 鋼
ハ ス テ ロ イ Ｘ

炭
炭
窒

放射率（λ＝1.55μｍ）

タ
チ
タ
亜

- 30 -

ン
錫
タ
ン

グ

ス

合

金

テ

ン
ン
鉛

0.09〜0.40
0.34〜0.80
0.28〜0.65
0.05〜0.80
0.02
0.30〜0.85
0.28〜0.65
0.24〜0.75
0.25〜0.80
0.25〜0.85
0.23
0.22
0.18
0.04〜0.10
0.20〜0.80
0.28〜0.60
0.50〜0.80
0.30
0.32〜0.55

放射率黄銅
ク ロ メ ル ， ア ル メ ル
コンスタンタン，マンガニン
イ
ン
コ
ネ
ル
モ
ネ
ル
ニ
ク
ロ
ム

0.18〜0.70
0.30〜0.80
0.22〜0.60
0.30〜0.85
0.22〜0.70
0.28〜0.85

セラミックス

放射率

ア ル ミ ナ 磁 器
赤
れ
ん
が
白
れ
ん
が
珪
素
れ
ん
が
シ リ マ ナ イ ト れ ん がセ ラ ミ ッ ク ス

0.30
0.80
0.35
0.60
0.60
0.50

その他

放射率

アスベスト(板状,紙状,布状)
ア ス フ ァ ル ト
カーボン
グ ラ フ ァ イ ト煤
セメント，コンクリート
布

0.90
0.85
0.85
0.80
0.95
0.70
0.80

神港テクノス株式会社
大阪営業所

562‑0015

大阪府箕面市稲１丁目２番４８号

東京営業所

332‑0006

埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号

名古屋営業所

460‑0007

名古屋市中区新栄２丁目１９番３号 近江屋ビル

出 張 所

本
社
福岡工場

千 葉 TEL (043)286‑0103
静 岡 TEL (054)282‑4088
徳 島 TEL (0883)24‑3570

FAX (043)286‑0104
FAX (054)282‑4088
FAX (0883)24‑3217

TEL (0727)24‑6031
FAX (0727)24‑6021
TEL (048)223‑7121
FAX (048)223‑7120
TEL (052)261‑8335
FAX (052)251‑3833

神奈川 TEL (045)361‑8270
広 島 TEL (082)231‑7060
福 岡 TEL (0942)77‑0403

562‑0015 大阪府箕面市稲１丁目２番４８号 TEL (0727)22‑4571(0942)77‑2481
徳島工場
三田工場

FAX (045)361‑8271
FAX (082)234‑4334
FAX (0942)77‑3779

FAX (0727)20‑7823№ＩＲＴ２１Ｊ１ 2001.12- 31 -