正確な測定と本器の安全のため下記の注意をお守りください。

ＩＮＦＲＡＲＥＤ ＴＨＥＲＭＯＭＥＴＥＲ

ＩＲＴ‑１００‑ＴＦ

守本体

使用上の注意ハンディ形放射温度計■保柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を●測定対象に接触させないでください。
本器は非接触式の温度計です。高温部に接触させると，修理できない故障や誤った測定結果の原因となります。
●硬いもので測定窓に触れることは絶対にやめてください。
また，測定窓に異物を入れたり，硬い物を落としたりしないでください。
●測定窓に亀裂や破損が生じた場合，窓材の破片が落ちる恐れがありますので使用は絶対にしないでください。
●測定が終了したら測定窓内にほこり・異物が入るのをさけるため必ず先端にはキャップを取付けてください。

含ませた布を硬くしぼって拭いてください。付属の透明ビニルケースに入れてのご使用をおすすめします。

ご注意
シンナー，ベンジン，アルコール等の化学薬品を使用すると，表面が侵され，測定マドから所定のエネルギーが入らないようになったり，表面にクラックや透明の表示マドのくもりの原因になりますので，使用しないでく測定後は，速やかに取扱説明書キャップ(Cap)を被せてください。

ださい。また，本体保護のために，透明ビニルケースに入れてのご使用をおすすめします。
測定窓
測定窓の埃，汚れ，キズは表示値に誤差を生じます。汚れている時は，カメラやメガネレンズ拭き用の柔らかい布で取り除いてください。

●本器は精密な光学系を有しているため，絶対に落としたり強い衝撃本製品を安全に正しく使用していただくために，使用前に必ず本書をお読みいただき，十分に理解してください。使用方法は裏面に記載してあります。本書は，お読みになった後，いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。

や振動を与えたりしないでください。

取れない汚れは脱脂綿に水で薄めた中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。

●帯電している対象物に近づけないでください。
●本器は放射率設定が 3 種類，選択で切替できます。測定対象物の放射率と異なりますと誤差を生じます。
●急激な周囲温度変化を受けると，測定値に誤差が生じます。しばらく時間を経過させ，本器の温度が安定してから測定してください。
●長時間使用しない場合や，保管する場合は，電池は本器から外して保管してください。

■仕様

測定温度範囲測定素子
測 定 径＊1
測定精度＊2
再現性
応答速度
表示の内容
オートパワーオフ
放射率補正
使用温度範囲
保存温度
使用湿度
電源
電池寿命
外形寸法
質
量
付属品

環境上の注意‑30〜350℃
サーモバイル
φ45／500mm
測定値の±1％，または±2℃のどちらか大きい値。但し，0〜‑30℃間は±3℃(周囲温度 25℃にて)±1℃以内
0.8 秒(90％応答)
測定値，最大値，最小値，測定値ホールド，放射率値，電池電圧低下
測定値ホールド後，約 30 秒後に電源オフ
DARK(0.95)，BRIGHT(0.80)，STD(1.00)の 3 種類を選択切替で設定
0〜50℃‑20〜55℃
90％RH 以下(但し，結露しないこと)
アルカリ単 3 乾電池 2 本
連続使用で約 70 時間
W81×H142×D32mm
約 160g
アルカリ単 3 乾電池 2 本
ビニルケース
1
取扱説明書
1部●直射日光，埃，油煙，腐食性ガス，高温多湿の場所で使用したり，保管しないでください。測定マドが汚れで誤差を生じさせたり，劣■トラブルシュート症

状

表示がでない。

化する恐れがあります。

測定値がおかしい。

●本器は防水されていませんので，水や液中での使用，水のかかる場所での測定，保管はしないでください。
●強力な電磁波を発生するものの近くで使用しないでください。

■距離と測定径
距離と測定径の関係は下図の通りです。距離が離れるに従って大きな測測定値が安定していない。

定面積が必要になります。出来るだけ近づいて，測定してください。
測定値が出ない，]を表示。
[

注＊1：測定径は光学応答 90％の径
注＊2：精度は周囲温度 25℃

表示値が点滅する。

但し，上記の測定径は 90％以上のエネルギーが捕捉できる面積で定義しています。

原因

対策

電池切れ，または入れ間違い。
キャップを外していない。

電池を交換，または正しく入れ直してください。
キャップを外しているか確認ください。

測定窓が汚れている。

保守の項を参考に測定窓の清掃をしてください。

最大値，最小値，表示の状態で測定。

測定の状態を確認し切替えてください。

近くに高温物体等があり熱を受けている。

遮へい板等で熱源を遮断してください。

放射率選択設定が合っていない。

放射率が不明な場合は(参考)の項を参照ください。

測定の対象物の面積が小さすぎる。

測定径を確認し十分余裕をもって測定してください。
しばらく放置して本体の温度を安定させて測定してください。
測定対象物を確認してください。

本体が急激な温度変化を受けている。
測定温度範囲外。
放射率選択設定が合っていない。
使用周囲温度が範囲外。

上記同様の処理を行ってください。
使用環境を確認してください。

神港テクノス株式会社大阪営業所

562‑0015

大阪府箕面市稲１丁目２番４８号

東京営業所

332‑0006

埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号

名古屋営業所

460‑0007

名古屋市中区新栄２丁目１９番３号 近江屋ビル

出 張 所

本社
福岡工場

千 葉 TEL (043)286‑0103
静 岡 TEL (054)282‑4088
徳 島 TEL (0883)24‑3570

FAX (043)286‑0104
FAX (054)282‑4088
FAX (0883)24‑3217

神奈川 TEL (045)361‑8270
広 島 TEL (082)231‑7060
福 岡 TEL (0942)77‑0403

562‑0015 大阪府箕面市稲１丁目２番４８号(0942)77‑2481
徳島工場
三田工場

TEL (0727)22‑4571

TEL (0727)24‑6031
FAX (0727)24‑6021
TEL (048)223‑7121
FAX (048)223‑7120
TEL (052)261‑8335
FAX (052)251‑3833
FAX (045)361‑8271
FAX (082)234‑4334
FAX (0942)77‑3779

FAX (0727)20‑7823№ＩＲＴＴＦ１１Ｊ１ 2001.12

■使用方法・各部の名称
電池(1) 電池挿入■(参考)放射率の選択

電池切表示
電池切時点滅放射率選択表示DARK ：放射率 0.95
BRIGHT：放射率 0.80
STD ：放射率 1.00

物体から放射される赤外線の量は，材質，表面状態，測定温度などによっても異なりますが，表中に測定対象物の放射率(IRT‑100‑TF で測定の場合)を記

状態表示
MAX：最大値表示
MIN：最小値表示

図のように電池カバーを指で押さえながら外します。
電池収納部に表示してあります ， と乾電池の ， の向きします。一つの目安として参考にしてください。但し，選択した放射率と対象物放射率が異なる場合，測定値に多少の誤差が生じます。

を合わせて電池を入れ，再びカバーを元に戻してください。

■測定対象物の放射率の目安

測定値表示
放射率値設定表示

測定対象物

測定単位表示(2) 電池交換
電池寿命が近づきますと表示部の電池切表示が点滅します。
新しい電池と交換してください。また，表示が出なくなったときも電池寿命です。交換してください。

測定状態表示MEAS：測定中表示
HOLD：ホールド中表示

放射率表示

表示部

ご注意
電池を交換するときは，2 本の電池を同時に交換してください。

設定を変える場合(1) 放射率値の選択と設定
種本器の放射率値は DARK(0.95)，BRIGHT(0.80)，STD(1.00)の 3類の選択設定ができます。

測定キー
押し続けている間測定します。
測定キーを離すと，表示を約 30秒間ホールドした後，電源が切れます。

初期値は DARK(0.95)に設定されています。変える場合はεキーを押して，LCD 表示部の点灯を移動させ，選択をかえます。

測 定MEASURE キーを押し，測定場所に合わせ測定します。表示部に MEASが点灯し測定に入ります。MEASURE キーを離すと測定値がホールドされます。表示部に HOLD が点灯します。
[測定中の最大値，または最小値を表示させたい場合]
MEASURE キーを離しホールド状態にし，MODE キーを押すと表示部にMAX を点灯し，その時の最大値が表示されます。
さらに MODE キーを押すと MIN を点灯し最小値を表示します。
[測定中 MAX 値，または MIN 値のみを表示させたい場合]
MAX，または MIN を表示させたまま MEASURE キーを押し測定状態にしますと，MAX 値，または MIN 値のみが更新保持されます。なお，ホールド状態でキーを操作しなくなってから約 30 秒経過しますと，自動的に電源が切れます。再度 MEASURE キーを押し測定状態に入りますと，過去の MAX 値，MIN 値はリセットされます。
電源が切れた場合も，MAX 値，MIN 値はリセットされます。

モードキー最大，最小，測定値の表示切替＊設定モードへの切替
εキー
設定モードでの放射率値設定

放射率

測定対象物

放射率

水・氷

0.98

布・繊維(色付き)0.95

土0.92〜0.96

皮・毛皮

0.96

コンクリート(湿)0.96〜0.98

人体の皮膚

0.99

コンクリート(乾)0.91〜0.95

野菜・果物

0.98

セラミック

0.85〜0.95

パン・お菓子の生地

0.98

石・石綿

0.92

肉類

0.98

プラスチック

0.90〜0.95

酸化銅

0.5〜0.6ゴム(黒色)

0.95

酸化鉄

0.7〜0.8

木材

0.98

ペイント面

0.8

紙0.92

タイル

0.8