スペックシート

ACD-13A, ACR-13A

デジタル指示調節計■品 名，形 名

デジタル指示調節計
リレー接点出力
ACD-13A-R/M
ACR-13A-R/M

モデル：

無接点電圧出力
ACD-13A-S/M
ACR-13A-S/M

電流出力
ACD-13A-A/M
ACR-13A-A/M■定格目盛
入力 (TC)

目盛範囲

K
J
R
S
B
E
T
N
PL-Ⅱ
C(W/Re5-26)-200～1370℃-200.0～400.0℃-200～1000℃
0～1760℃
0～1760℃
0～1820℃-200～800℃-200.0～400.0℃-200～1300℃
0～1390℃
0～2315℃

分解能-328～2498-328.0～752.0-328～183232～3200
32～3200
32～3308-328～1472-328.0～752.0-328～2372
32～2534
32～4199

1℃(0.1℃(1℃(1℃(1℃(1℃(1℃(0.1℃(1℃(1℃(1℃()))))))))))

入力 (RTD)
Pt100

JPt100目盛範囲-200.0～850.0℃-100.0～100.0℃-100.0～500.0℃-200～850℃-200.0～500.0℃-200～500℃

分解能-328.0～1562.0-148.0～212.0-148.0～932.0-328～1562-328.0～932.0-328～932

目盛範囲

分解能

4～20mA0～20mA0～10mV-10～10mV
0～50mV
0～100mV
0～1V
0～5V
1～5V
0～10V

-2000～10000 *11■一般構造④⑤⑦

ケース材質: 難燃性樹脂，色: 黒
メンブレンシート前面部 IP66
ACR-13A⑥⑨①②③④⑤⑦⑧⑧⑩⑩⑥⑨⑪⑫⑭⑮⑫⑭⑮⑬⑯⑬⑯⑪⑰

表示部① PV 表示灯② PV 表示器))))))

入力 (DC)*1 小数点位置移動及びスケーリング可能。

ケース材質・色:
パネル:
防滴・防塵構造:指示機構:
ACD-13A ①②③0.1℃(0.1℃(0.1℃(1℃(0.1℃(1℃(⑰: PV/SV 表示モードで PV 表示時点灯します。
: PV および設定モード時設定キャラクタを表示します。

③ SV/MV/TIME 表示灯

SVMVTIME: PV/SV 表示モードで SV 表示時点灯します。
: PV/SV 表示モードで MV 表示時点灯します。
: PV/SV 表示モードでステップ残時間(TIME)(プログラム制御)表示時点灯します。
④ SV/MV/TIME 表示器: SV，MV，ステップ残時間(TIME)(プログラム制御)および設定モード時設定値を表示します。
⑤ MV/DV 表示灯
MV: バーグラフに MV 表示時点灯します。
DV: バーグラフに DV 表示時点灯します。
⑥ MV/DV バーグラフ表示器: MV，DV をバーグラフ表示します。
⑦ MEMO/STEP 表示灯
MEMO : 設定値メモリ番号表示時点灯します。
STEP : プログラム制御でステップ番号表示時点灯します。また，ウエイト動作中点滅します。
⑧ MEMO/STEP 表示器: 設定値メモリ番号またはステップ番号(プログラム制御)を表示します。
⑨ M/S 表示灯
M
: プログラム制御でステップ時間単位が時:分選択時点灯します。
S: プログラム制御でステップ時間単位が分:秒選択時点灯します。
⑩ 動作表示灯OUT1 : 制御出力 OUT1 が ON の時点灯します。
直流電流出力形の場合，0.125 秒周期で出力操作量に応じて点滅します。
OUT2 : 制御出力 OUT2(オプション: Ｄ )が ON の時点灯します。
直流電流出力形の場合，0.125 秒周期で出力操作量に応じて点滅します。
EVT1: イベント 1 出力(EVT1)が ON の時点灯します。
EVT2: イベント 2 出力(EVT2)が ON の時点灯します。
EVT3: イベント 3 出力(EVT3)が ON の時点灯します。
EVT4: イベント 4 出力(EVT4)が ON の時点灯します。
EVT5: イベント 5 出力(EVT5)が ON の時点灯します。
MAN: マニュアル(手動)制御時点灯します。
T/R: シリアル通信(オプション: C5)で TX(送信)出力時点灯します。
AT: AT またはオートリセット実行中点滅します。
LOCK : 設定値ロック 1，ロック 2，ロック 3，ロック 4 選択時点灯します
RUN: プログラム制御で RUN(実行)時点灯します。
HOLD : プログラム制御で HOLD(一時停止)時点滅します。
キー操作部⑪ アップキー: 設定値の数値を増加させます。
プログラム制御実行(RUN)中，このキーを 1 秒押すと，次のステップに移行します(アドバンス機能)。
: 設定値の数値を減少させます。
: 設定グループの切り替えを行います。
プログラムパターン設定グループ設定時，ステップ番号の切り替えを行います。
SV，イベント設定グループ設定時，設定値メモリ番号の切り替えを行います。
PID パラメータ設定グループ設定時，ブロック番号の切り替えを行います。
: 設定モードの切り替えおよび設定値の登録を行います。
: 定値制御時，このキーを 1 秒押すと，PV/SV 表示モード とスタンバイモードを切り替えます。
スタンバイモードは，電源を切った状態と同様に全出力を OFF します。
プログラム制御時，実行(RUN)/停止(STOP)を行います。
スタンバイモード時，このキーを押すと，プログラム制御を実行(RUN)します。
プログラム制御実行(RUN)中，このキーを 1 秒押すと，プログラム制御を停止(STOP)します。
: オート(自動)/マニュアル(手動)制御機能の切り替えを行います。
設定モード時このキーを押すと，前設定グループまたは前設定モードに戻ります。

⑫ ダウンキー⑬ SET キー⑭ MODE キー⑮ RUN/STOP キー⑯ A/M, B.MODE キー
ケース部⑰ コンソール用コネクタ: 別売りの USB 通信ケーブル(CMB-001)を接続し，コンソールソフト[SWS-AC001M]を使用して外部コンピュータより，SV，PID，各種設定値の読み取りおよび設定，PV，動作状態の読み取り，機能変更を行います。

■端子配列
ACD-13A

標準仕様

オプション A3 付加仕様

ACR-13A

標準仕様
GND
POWER SUPPLY
OUT1
EVT2/OUT2
P24
EVT1
EVT3
EVENT INPUT
RS-485/RS-232C
TC
RTD
DC

TRANSMIT OUTPUT
EXT CONT
CT1
CT2
EVT4
EVT5

オプション A3 付加仕様

接地
電源電圧 100～240V AC または 24V AC/DC(24V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。)
制御出力 OUT1
イベント 2 出力(EVT2)または制御出力 OUT2(オプション: D□)
24V DC 絶縁電圧(オプション: P)
イベント 1 出力(EVT1)
イベント 3 出力(EVT3)(オプション: A3)
イベント入力(オプション: EI)
シリアル通信 RS-485(オプション: C5)または RS-232C(オプション: C)
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電圧・直流電流入力(直流電圧入力 0～5V DC, 1～5V DC, 0～10V DC の+側は⑯，0～10mV DC, -10～10mV DC, 0～50mV DC, 0～100mV DC, 0～1V DC の+側は⑱と入力端子が異なりますので注意してください。)
伝送出力(オプション: TA1, TV1)
外部設定入力(オプション: EA□, EV□)CT 入力 1(オプション: W, W3)
CT 入力 2(オプション: W3)
イベント 4 出力(EVT4)(オプション: A5)
イベント 5 出力(EVT5)(オプション: A5)■電源電圧形 名
電源電圧
許容変動範囲ACD-13A-□/M 0，ACR-13A-□/M 0
100～240V AC，50/60Hz
85～264V AC

ACD-13A-□/M 1，ACR-13A-□/M 1
24V AC/DC，50/60Hz
20～28V AC/DC■設置仕様
外形寸法: ACD-13A: W96×H96×D98.5mm，ACR-13A: W48×H96×D98.5mm
取付方式: 制御盤埋込方式
消費電力: 約 13VA
周囲温度: 0～50℃
周囲湿度: 35～85%RH(但し結露しない事)
質 量:
ACD-13A: 約 460g，ACR-13A: 約 330g

■標準機能
・EVT1 出力
出 力: リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)，電気的寿命: 10 万回
・EVT2 出力
※オプション D□または P が付加された場合 EVT2 機能は付加できない
出力: EVT1 と同じ・警報動作
上限警報，下限警報，上下限警報，上下限警報個別，上下限範囲警報，上下限範囲警報個別，絶対値上限警報，絶対値下限警報および待機付上限警報，待機付下限警報，待機付上下限警報，待機付上下限警報個別に励磁，非励磁選択を含めたの 24 種類と動作なしの中から選択が出来る。(工場出荷時は動作なし)
設定精度:
基準精度および冷接点補償精度に準ずる
動 作:
ON/OFF 動作
警報動作すきま設定範囲: 熱電対入力，測温抵抗体入力の場合: 0.1～1000.0℃( )， DC 入力の場合: 1～10000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
出 力:
イベント出力設定モードで警報出力に割付られた EVT 出力

・ループ異常警報
設定範囲:

出力:

LA 時間設定
LA 動作巾設定

0～200 分熱電対入力，測温抵抗体入力の場合: 0～150℃( )または 0.0～150.0℃( )，DC 入力の場合: 0～1500（小数点位置は小数点位置選択に従う）
イベント出力設定モードでループ異常警報に割付られた EVT 出力■オプション機能
・イベント入力(オプション記号: EI)※シリアル通信(オプション: C, C5)と同時に付加した場合，イベント入力 EVI3, EVI4 は使用できない・イベント出力(オプション記号: A3, A5)※EVT3(オプション: A3)付加した場合，加熱冷却制御出力(オプション: D□)または絶縁電源出力(オプション: P)と同時に付加できない
出 力: リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)，電気的寿命: 10 万回・ヒータ断線警報(センサ断線警報含む)(オプション記号: W, W3)
定 格:
単相 20A，100A(OP: W)又は三相 20A，100A(OP: W3)の何れかをキー操作で選択。
単相: CT1 入力で検出，三相: CT1，CT2 入力で検出。
設定範囲:
0.0～20.0A (ヒータ断線定格選択で 20A 選択時。0.0 に設定すると動作しない。)
0.0～100.0A (ヒータ断線定格選択で 100A 選択時。0.0 に設定すると動作しない。)
設定精度:定格値の±5%
動作点:
設定値
動 作:
ON/OFF 動作
出 力:
リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，電気的寿命: 10 万回
・加熱冷却制御出力(オプション記号: DR, DS, DA)※イベント出力(オプション: A3)または絶縁電源出力(オプション: P)と同時に付加できない
このオプションを付加した場合，イベント出力 EVT2 は使用できない
OUT2 比例帯:
OUT1 比例帯の 0.0～10.0 倍(0.0 に設定すると ON/OFF 制御になる。)積分時間(I)，微分時間(D)は
OUT1 動作の設定値と同じ。
OUT2 比例周期：
1～120 秒(工場出荷時: DS 3 秒，DR 30 秒，直流電流はなし)
オーバーラップ/デッドバンド設定範囲: TC，RTD 入力の場合 -200.0～200.0℃( )，DC 入力の場合 -2000～2000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
OUT2 ON/OFF 動作すきま設定: TC，RTD 入力の場合 0.1～1000.0℃( ) (工場出荷時 1.0℃)，DC 入力の場合 1～10000 (小数点位置は小数点位置選択に従う)
OUT2 上限，OUT2 下限: 0～100%(直流電流出力の場合は-5～105%) (ON/OFF 動作時は，この設定項目はない)(工場出荷時: OUT2 下限 0%，OUT2 上限 100％)
OUT2 動作モード選択(1)空冷 リニア特性(工場出荷時)(2)油冷 1.5 乗特性(3)水冷 2 乗特性
出 力
DR: リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，電気的寿命: 10 万回
DS: 無接点電圧(SSR 駆動用) 12V DC±15% 最大 40mA(短絡保護回路付)
DA: 直流電流 4～20mA DC 分解能(1/12000) 負荷抵抗 最大 600Ω
・シリアル通信(オプション記号: C,C5)※イベント入力(オプション: EI)と同時に付加した場合，イベント入力 EVI3, EVI4 は使用できない
通信回線:
EIA RS-485 準拠(OP: C5)，EIA RS-232C 準拠(OP: C)
通信方式:
半二重調歩同期式
通信速度:
9600，19200，38400bps キー操作にて選択(工場出荷時 9600bps)
データビット/パリティ: データビット: 7 または 8，パリティ: 偶数，奇数，パリティなしをキー操作にて選択(工場出荷時: 7 ビット/偶数)
ストップビット:
1 または 2 をキー操作にて選択(工場出荷時: 1)
通信プロトコル:
神港標準，Modbus 準拠(ASCII モードまたは RTU モード) キー操作にて選択
通信変換器 IF-400 は神港標準と Modbus プロトコルに対応。(工場出荷時: 神港標準プロトコル)
データの構成:通信プロトコル
神港標準Modbus ASCII
Modbus RTU
スタートビット
1
1
1
データビット77 または 88
パリティ有り(偶数)有り(偶数，奇数)，なし有り(偶数，奇数)，なし
ストップビット
11 または 2
1 または 2
当社プロコンのデジタル外部設定(神港標準プロトコル選択時に有効)
PC-900，PCD-300 シリーズオプション SVTC よりデジタル設定値を受け取る。PC-900，PCD-300 シリーズからのデータがSV 上限設定以上または SV 下限設定以下になる場合は，本器がその値を無視し，SV 上限設定または SV 下限設定の値で制御を行う。SVTC コマンドで受け取った値に SVTC バイアス値を加算した値を制御目標値とする。
・外部設定入力(オプション記号: EA1, EA2, EV1, EV2)
設定信号:
直流電流 4～20mA(OP: EA1)，0～20mA(OP: EA2)
直流電圧 0～1V(OP: EV1)，1～5V(OP: EV2)
許容入力:
EA1, EA2: 50mA DC 以下，EV1: 5V DC 以下，EV2: 10V DC 以下
入力インピーダンス
EA1, EA2: 50Ω，EV1, EV2: 100kΩ
入力サンプリング0.25 秒

・伝送出力(オプション記号: TA1, TV1)
分解能1/12000
出 力4～20mA DC(負荷抵抗 最大 500Ω)，0～1V DC(負荷抵抗 最小 100KΩ)
出力精度
伝送出力スパンの±0.3%以内
・絶縁電源出力(オプション記号: P)※イベント出力(オプション: A3)または加熱冷却制御出力(オプション: D□)と同時に付加できない
このオプションを付加した場合，イベント出力 EVT2 は使用できない
出力電圧
24V±3V DC(負荷電流 30mA DC 時)
リップル電圧
200mV DC 以内(負荷電流 30mA DC 時)
最大負荷電流30mA DC

■制御性能
・設定精度
基準精度及び冷接点補償精度に準ずる
・制御動作
PID 動作(オートチューニング機能付)，PI 動作，PD 動作(オート，手動リセット機能付)，P 動作(オート，手動リセット機能付)，
ON/OFF 動作
OUT1 比例帯(P):0～入力スパン℃( )または 0.0～1000.0% (工場出荷時: 10℃)(0 または 0.0 に設定するとON/OFF 動作になる。)
積分時間 (I):0～3600 秒(0 に設定すると積分動作なし)(工場出荷時: 200 秒)
微分時間 (D):0～1800 秒(0 に設定すると微分動作なし)(工場出荷時: 50 秒)
OUT1 比例周期:1～120 秒(工場出荷時: リレー接点 30 秒，無接点電圧 3 秒，直流電流はなし)
ARW 機能:0～100%(工場出荷時: 50%)
OUT1 ON/OFF 動作すきま:0.1～1000.0℃( )または 1～10000 (小数点位置は小数点位置選択に従う)(工場出荷時 1.0℃)
OUT1 上限，下限:
0～100%(直流電流出力の場合は-5～105%)(ON/OFF 動作時は，この設定項目はなし)(工場出荷時: OUT1 下限 0%，OUT1 上限 100%)
・制御出力
リレー接点
1a 1b，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷cosφ=0.4)，電気的寿命: 10 万回
無接点電圧(SSR 駆動用) 12V DC±15% 最大 40mA(短絡保護回路付)
直流電流4～20mA DC(分解能 1/12000) 負荷抵抗 最大 600Ω

■絶縁・耐電圧回路絶縁構成*1: 加熱出力，冷却出力共に無接点電圧出力または直流電流出力の場合，加熱出力-冷却出力間は非絶縁となる。

電源制御出力（加熱出力）

ｲﾍﾞﾝﾄ入力※1ｼﾘｱﾙ通信

EVT3出力伝送出力

絶EVT2出力(冷却出力)

絶縁抵抗 500V DC 10MΩ 以上
耐電圧
電源端子－接地(GND)間 1.5kV AC 1 分間
入力端子－接地(GND)間 1.5kV AC 1 分間
入力端子－電源端子間
1.5kV AC 1 分間

縁

EVT1出力CT入力

EVT4出力外部設定入力EVT5出力入力

GND■指示性能・基準精度

・外部設定入力精度
・冷接点補償精度
・入力サンプリング周期・時間精度

TC

各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内
ただし R，S 入力-50～200℃(-58～392 )は±6℃(12 )以内
B 入力 0～300℃(0～572 )は，精度保証範囲外
K，J，E，T，N 入力 0℃(32 )未満は入力スパンの±0.4%±1 デジット以内
RTD
各入力スパンの±0.1%±1 デジット以内
DC
各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内
外部設定入力スパンの±0.2%以内
0～50℃において±1℃以内
0.125 秒(オプション EA□，EV□付加の場合は 0.25 秒)
設定時間に対して±1.0%

■付属機能センサ補正，設定値ロック，自動/手動制御切替，プログラムコントロール機能，設定値ランプ機能，停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償，バーンアウト［オーバスケール］，入力異常，表示範囲・制御範囲，ウォームアップ表示，コンソール通信，PV 表示
色切替選択，タイマ機能，バーグラフ表示選択，停電復帰動作選択，PID ゾーン機能■付属品

取付金具 1 組，取扱説明書 1 部，シリアル通信付加時(オプション C, C5): 通信用取扱説明書 1 部，ガスケット(本体に取り付け)1 個
ACR-13A のみ
ハーネス EVT5 1 個[イベント出力(オプション記号: A5)付加時]
ハーネス W
1 個[ヒータ断線警報(オプション記号: W)付加時]
ハーネス W
2 個[ヒータ断線警報(オプション記号: W3)付加時]
ハーネス E
1 個[外部設定入力(オプション記号: EA1, EA2, EV1, EV2)付加時]
ハーネス VT
1 個[伝送出力(オプション記号: TA1, TV1)付加時]■別売品

端子カバー，ヒータ断線警報(オプションW, W3): 20A用CT(CTL-6S), 100A用 CT(CTL-12-S36-10L1U),
USB 通信ケーブル(CMB-001)■環境仕様

RoHS 指令対応■外形寸法図(単位: mm)
ACD-13A
ネジ式取付金具

端子カバー(別売り)

□91
106.2

ガスケット

11.5
□9698.5
104.5(端子カバー取り付け時)

ACR-13A
ネジ式取付金具

9648

端子カバー(別売り)

91
106.2

ガスケット

11.5

98.5
104.5(端子カバー取り付け時)

■パネルカット図(単位: mm)

13092＋0.80

ACD-13An×96-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数

□92＋0.80130

92＋0.80ACR-13A

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50横方向密接取付，n: 取付台数

45＋0.50

神港テクノス株式会社
URL：http://www.shinko-technos.co.jp
E-mail：sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：048-223-7121 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20090107