取扱説明書

デジタルフォースゲージ

ＲZE シリーズ
本取扱説明書は RZE シリーズ及び RZE ‑ T シリーズと RZE ‑ S シリーズと兼用になっております。

ご使用前に必ずお読みください。
この取扱説明書は製品を使う上で非常に大切なものですので
常に製品のそばに保管し、いつでも取り出せる様にしてお使いください。

□本社・工場／〒578‑0984／大阪府東大阪市菱江2丁目15‑7 ／ＴＥＬ
（072）
966‑9011（代）ＦＡＸ（072）966‑9017□サービス東日本／〒243‑0021／神奈川県厚木市岡田1丁目13‑14 厚木NDビル3F ／ＴＥＬ
（046）
227‑0199（代）ＦＡＸ（046）227‑0198□東京営業所／〒136‑0071／東京都江東区亀戸1丁目28‑6 タニビル4F ／ＴＥＬ(03)5858‑8816(代) ＦＡＸ(03)5858‑8836□名古屋営業所／〒480‑1153／愛知県長久手市作田2丁目210 ／ＴＥＬ
（0561）64‑2331（代）ＦＡＸ（0561）64‑2332□大阪営業所／〒578‑0984／大阪府東大阪市菱江2丁目15‑7 ／ＴＥＬ
（072）
966‑9011（代）ＦＡＸ（072）966‑9017

2024.03目

デジタルフォースゲージをお使いのお客様へご使用上の注意・お願い
オーバーロードについて次

1. 安全上のご注意………………………………………………………1 〜 3

弊社製品をご愛顧頂き誠に有り難うございます。

2. 本製品セット内容の確認……………………………………………4

さて、弊社サービスセクションで「デジタルフォースゲージ」の故障原因を集計致しておりますが、

3. 各部の名称……………………………………………………………5

故障原因の第 1 位は「オーバーロード（O．Ｌ）」でした。
ロードセルに耐荷重以上の力が加わるとロードセル自体に永久ひずみが発生し、もとの状態に戻らなくなります。
この時のロードセルの状態が「オーバーロード（Ｏ．Ｌ）」と表現されます。
「ロードセル」は金属の僅かなひずみを微少な電圧に変換して出力しています。
耐荷重以内であれば金属はもとの状態に戻りますが、「オーバーロード」が発生した「ロードセル」
は復帰出来ません。
この場合「ロードセル」の交換が必要になります。
上記内容をご理解のうえ、十分注意してご使用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
【オーバーロードの原因】
瞬間的でも耐荷重（許容範囲の 150%）以上の力が加わった場合。
【ワンポイントアドバイス】

4. 表示部の説明…………………………………………………………6 〜 7
5. ご使用の前に…………………………………………………………8
6. 各モードの設定………………………………………………………9 〜 10
7. モード画面選択の流れ………………………………………………11
7−1. コンパレータ機能の設定……………………………………12
7−2. 上限値・下限値の考え方……………………………………13
7−3. スタンドコントロール機能の設定…………………………14
7−4. 電動テストスタンドへの取付時の注意……………………15
7−5. 画面表示方向の切替…………………………………………16
7−6. アナログ出力を使う…………………………………………17
7−7. 電池の消耗を防ぎ効率よく使用する………………………17
7−8. 自動的にゼロリセットする…………………………………18

感度部に触れる時は電源を入れておいてください。

7−9. 外部ゼロリセット機能を使う………………………………18（フル荷重に達した時点で警告音が鳴ります）

7−10. 測定条件を設定する………………………………………19
8. 測定 1
メモリ機能を使った測定……………………………………………20 〜 22

バッテリーについて

測定 2

本器には、ニッケル水素電池を内蔵電池として使用しています。

外部接点ホールドを使った測定……………………………………23 〜 24

ニッケル水素電池の特性として、通常充電しても時間とともに自然に放電してしまう自己放電が

測定 3

有ります。
これにより、本器を使用していなくても、自己放電により徐々に電圧が低下し続け、いずれは完
全放電します。
完全放電してしまうと電池が劣化し、充電容量の低下または充電不能となる場合が有ります。
これらを防ぐためにも、ご購入後に必ず満充電を行ってください。
また、長期間ご使用されない場合でも、3 ヶ月に一度の充電を行ってください。

コネクタ挿抜測定……………………………………………………25
9. 荷重校正方法…………………………………………………………26 〜 28
10. 入出力…………………………………………………………………29
10−1 オプションケーブル………………………………………30 〜 33
11. 仕様・外観図…………………………………………………………34
12. 保証内容………………………………………………………………35安全上のご注意

警告

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。
各表示と意味は下記のようになっています。
測定物の飛散にご注意下

危険……… 取り扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負う危険性がさい。

測定物を破壊・切断する測定を行う場合は、破片が目や身体に当るのを防ぐため保護するものを身に着けてください。

高く、またその製品の構造や材質上、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。

警告……… 取り扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きいもの。

注意……… 取り扱いを誤った場合、軽傷を負う可能性のあるもの。

キズのついたフックや変フックが折れたり、すべってケガをするお形したフックは使用しな

それがあります。また、計測物が落下する

いで下さい。

と危険です。

AC アダプタはコンセントにしっかり差し込んでご使用下さい。

ゆるんだ状態で使用するとショートして、
感電・火災の原因となるおそれがあります。

危険注意

約 4.5 時間で充電は完了します。
24 時間を越える充電は24 時間を越える充電は本体がかなりの熱をしないで下さい。

もち、状況によっては内蔵電池が破損し火災の原因になるおそれがあります。

AC アダプタを濡れた手で抜き差ししないで下さい。

付属の AC アダプタ及び専用ケーブル以外で充電しないで下さい。

感電の恐れがあります。

電子回路等が故障するおそれがあります。
火災・感電の原因となります。

AC アダプタのコードを引っ張って抜かないで下さい。

－1－

コードが切れて感電のおそれがあります。

分 解・修 理・改 造 は 絶 対 に

異常動作をおこし、ケガをするおそれがあ行なわないで下さい。

ります。

－2－

本製品セット内容の確認

注意秤量以上の荷重を加えないで下さい。

荷重センサーが破損し、さらに強い荷重をかけられると本体ケースの破損や内部部品の破ご使用になる前に以下のものが揃っているかご確認下さい。
1. RZE ゲージ本体

2. AC アダプタ MODEL-780

3. ヨーロッパ仕様交換プラグ

4. USB ケーブル RZ-USB

5. 取扱説明書

6. 保証書損により事故が起こる可能性があります。

・水がかかる可能性のある環境
次の環境下でのご使用及・結露が発生する可能性のある環境

び保管はしないで下さい。

・ほこりの多い環境
・油及び化学薬品がかかる可能性のある環境

使 用 温 度 範 囲 内（0℃～+40℃）でご使用下さい。

使用温度範囲外で使用すると誤作動する可能性

デ

ジ

タ

ル

フ

ォ

ー

ス

ゲ

ー

ジ

（長さ約 1.5m）があります。使用湿度範囲は 20 ～ 60%RHです。

7. 計測用アタッチメント（RZE-1（10N）はアルミ製になっています。）(RZE-100 (1000N) は 011B のみ径が 4φになります。)

本製品を取付け使用する場合は、取付けネジ
取付ネジの長さにご注意下さい。

が本体内に深さ 6mm 以上入らないよう、取付けネジを選定してください。6mm 以上の

011B

（3φ）

012B

013B

014B

015B

016B

※RZE-T シリーズ及び RZE-S-200 には計測用アタッチメントは付属しません。

ものを使用すると本体ケース破損の原因になります。

表示反転機能

計測軸に曲げ方向やねじり方向の力を掛けないで下さい。
曲げ方向の力

ねじり方向の力

計測軸を下に向けた際に表示がそのまま読み取れる向きに任意で表示反転できます。
反転方法は本紙 P.16 をご覧下さい。

－3－

－4－

各部の名称

コンパレータ判定 LED

表示部

Power ON/OFF
ENT

計測軸
PEAK
TRACK

表示部の説明各設定時の補助表示と引張ピークの表示および接点オフ時の値を表示します。

ZERO

電池残量を表示します。

FUNC

PRT

MEMO

各部の説明

PHMC
荷重計測値表示部です。
電源投入後約 3 秒間、使用最大荷重値とソフトウェア
バージョンを表示、計測時
は計測値を表示します。

外部接点ホールド時点灯 / 点滅します。

プリンタ
出力コネクタI/O コネクタ

最大値表示時点灯 / 点滅します。

データメモリがある時点灯します。
USB コネクタ① 計測軸…………………… この部分で荷重を検出します。
計測軸に許容範囲を超える荷重がかかると故障いたしますので十分ご注意ください。

コンパレータ設定時点灯します。

圧縮荷重表示時、マイナス符号が表示されます。

×1000

Kgf N

lb
現在の測定単位を表示します。

② 表示部…………………… ユーザー設定モードや測定結果を表示します。
③

ON/OFF…………… 電源をオンまたはオフします。

④

ENT

⑤

FUNC

⑥

PEAK
TRACK

……………… ユーザー設定モードに入る、またはユーザー設定モードから測定画面に戻ります。

計測軸に最大荷重の約 110% を超える荷重がかかると、表

過負荷時………… 表示部に“P”が表示、または点滅しているときはピークモードです。
表示されていないときはトラックモードで、計測軸に負荷されている荷重値を常に表示します。

⑦

ZERO

⑧

PRT

⑨

MEMO

⑩

≫ キー ……………… 通常は測定単位変更操作で使用します。
≪⑪

オーバーロード (O.L)………………… ユーザー設定モード選択と設定をおこないます。

度悪化の原因となりますのでご注意ください。
※荷重センサーが破損した場合、交換修理及び荷重校正が必………………… 表示値をプリンタに出力します。
本器とプリンタがオプションケーブルで接続されている必要があります。

要となります。

ローバッテリ (L.b)……………… キーを押すごとに表示値がメモリに記録されます。

⑫ プリンタ出力コネクタ……… オプションケーブルを介してデジマチックミニプロセッサ DP-1VA
LOGGER や、ラインサーマルプリンタ BL2-58SNWJQ に接続することで、測定値を印字できます。
⑬ I/O コネクタ
⑭ USB コネクタ………… 付属の AC アダプタ MODEL-780 と USB ケーブル RZ-USB を接続し、充電を行います。
また、USB ケーブル RZ-USB を使い、本器を PC に接続してデータの送信や管理を行うことができます。

－5－

場合、直ちに荷重をかけることを中止してください。
そのまま計測軸に荷重をかけ続けると荷重センサー破損や精……………… 表示値をゼロリセットします。

キー ……………… ユーザー設定モードでモード番号の切替に使用します。

示部に O.L. と計測値を交互に表示、警告音が鳴ります。その内蔵バッテリーの残量が 5% 以下に低下すると、表示部に電池容量の低下

L.b. と計測値を交互に表示、警告音が鳴ります。残量が 3%以下に低下すると、強制的に電源オフにします。
この状態で電源をオンにしても、数秒間点灯の後に電源はオ
フになります。
電源が入っている場合はオフにしてから、付属の AC アダプ
タと USB ケーブルを接続し、充電を行ってください。通常
約 4.5 時間で充電が完了しますが、温度環境等により多少充電時間が延びる場合もあります。

－6－

M ( メモリモード )（データのメモリについては P.20 参照）
データを最大500または500組メモリします。メモリ中はこのマークが点灯します。
MO キーを押すことで計測値を記録し、記録したメモリ数を下に表示します。

ME

ご使用の前にPEAK, TRACK どちらの値も記録しますが、最初にメモリした条件で固定されるため、二回目以降 PEAK-TRACK の変更及び計測単位の変更はできなくなります。

条件変更を行ってメモリする場合は FUNC キーを押した状態で MEMO キーを押して、一旦全ての記録データをクリアしてください。クリアと同時に M マークも消灯し、

N

＜充電＞

メモリ数も瞬間ゼロ表示の後消灯します。

必 ず 付 属 の AC ア ダ プ タ をご使用ください。

ピークモードでの P マーク点灯時のみ、圧縮ピーク値と引張ピーク値を一組としてメモリします。

P ( ピークモード )
K
A K
PE AC
TR

キーを押すごとに、P が ( 点滅 )→( 点灯 )→( 消灯 ) の順にかわります。

付属 AC アダプタ以外のものを使用されると、精度が保証できなくなり、場合によっては本製品の故障・火災などの原因になることがあります。

充電を行って出荷しておりますが、電源オフのときにも微小な電流が消費されているため充電量が不足している場合があります。ご使用前に付属の AC アダプタで充電を行ってください。

P 点滅・・・・・引張もしくは圧縮のどちらか一番高い測定値をピーク値

USB コネクタとして取得
P 点灯・・・・・圧縮ピークを大きく表示、引張ピークを補助表示部にAC アダプタ MODEL-780
専用ケーブル RZ-USB

小さく表示
P 消灯・・・・・TRACK( 追従値 ) 表示
RO キーもしくは、I/O コネクタ (pin14-pin16) 短絡でゼロリセット

N

ZE

H ( 外部接点ホールドモード）
I/O コネクタ (pin13-pin16 短絡 ) で H が点灯、メイン表示部に接点 ON 時の数値を固定表示。
接点 ON の後に発生する接点 OFF(pin13-pin16 解放 ) で H が点滅、補助表①付属の AC アダプタに専用 USB ケーブルを装着し、ゲージ本体の USB コネクタに接続します。

示部に接点 OFF 時の数値を固定表示。

AC アダプタ本体は AC コンセントに差し込んでください。

RO
ZE キーもしくは、I/O コネクタ (pin14-pin16) 短絡でゼロリセット後 H 消灯します。

スイッチなど、接点 ON-OFF の測定が行えます。

N※詳細は P.23 をご参照下さい。

●電源投入後、電池残量マークが正確な現在残量を表示するまでに約 5 秒かかります。
※充電が完了すると自動的に充電を終えますが、安全の為 24 時間以上の充電はしないで下さい。
通常 L.b（ローバッテリ）の状態から約 4.5 時間の充電で満充電となり、約 30 時間の連続使用がC ( コンパレータモード )可能です。

ユーザー設定モードで、コンパレータ機能有効を選択し、上下限値の設定を行ったときに点灯します。
（設定については P.12 参照）
荷重値が設定値の範囲内 (OK) かプラス範囲外 (Hi) マイナス範囲外 (Low) かを LED 表示と I/O コネクタから信号出力できます。

●充電してもすぐにバッテリー警告表示 [L.b.] が点滅したり警告音が鳴るときは、内蔵電池の寿命が考えられます。この場合、内蔵電池の交換が必要となりますが、本製品は精度が内蔵電池の品質に影響される事のないようにお客様で電池交換できないようになっています。
電池交換が必要な場合は、お買い上げ頂いた販売店または弊社までお問い合わせください。

N
－7－

－8－

ユーザー設定モード③
設定画面では、＜モード選択と設定＞①

キーで設定を変更します。
キーで選択、 ENT キーで設定が ON-OFF などの場合、決定、選択画面に戻ります。

NC キーの長押し (3 秒以上 ) でユーザー設定モードに移FU

また、数値入力を行う場合は下記操作を行って下さい。

行します。
最初に下のモード選択画面が現れます。

④

キーで入力桁に移動、O
キーで数値入力、 MEM キー

でマイナス符号が付加されます。
（ −表示は圧縮値、表示なしは引張値）②
キーで 01 〜 13 まで進み、 ENT キーで選択します。

設定及び変更したい桁まで移動させたら設定画面では、選択しているモード名が画面上部に表示さキーで設定数値を選択します。

れます。

O
マイナス符号を付けたい時は MEM キーを押すと表示左側に − マークが表示されます。もう一度押すと − マー

クは消え、プラス値を意味します。

⑤－9－

T キーで決定、EN－ 10 －NC キーでモード選択画面に戻ります。

FUモード画面選択の流れ

コンパレータ機能の設定（コンパレータ機能有効・無効及び上下限値設定）（スタンドコントロール上限値動作機能設定）（スタンドコントロール下限値動作機能設定）（スタンドコントロール上限値設定）※設定操作方法は P.9 を参照ください。

（コンパレータ機能有効・無効及び上下限値設定）
On ( 有効）/OFF ( 無効）選択で On ( 有効）に設定すると、続いて HI( 上限値 ) か LO( 下限値 )の数値入力に移行します。
入力された設定値に対し、荷重値が範囲内かプラス / マイナス範囲外かを LED 表示および I/O コネクタからの出力信号で確認できます。
上限値 / 下限値の設定が間違っている場合は、警告音が鳴って設定出来ないことをお知らせします。
LED と出力信号は以下のようになっております。

<LED>

RZE series（スタンドコントロール下限値設定）
HI

OK

LOW
コンパレータ下限値設定に達した、または越えたときに点灯（オーバーロード出力方向切替）（画面表示方向切替）（アナログ出力ゼロ調整）（オートパワーオフ機能有効・無効設定）

コンパレータ上・下限値の間に荷重値があるときに点灯
コンパレータ上限値設定に達した、または越えたときに点灯< 出力信号 >19 ピンコネクタ（オプションケーブル RZE-OP-2 をご利用ください）
11 番ピン（COM）－ 8 番ピン（Comparator Low Out）Low LED 点灯時
9 番ピン（Comparator Ok Out）OK LED 点灯時
10 番ピン（Comparator Hi Out）Hi LED 点灯時※オープンコレクタ Lo レベル出力※これらの出力は、負荷なしに接続されると故障の原因になります。

（オートゼロリセット機能有効・無効設定）（データサンプリング時間切替）（表示更新回数切替）（ユーザー校正モード）－ 11 －－ 12 －

ワンポイント説明

スタンドコントロール機能の設定（スタンドコントロール上限値動作機能設定）

上限値・下限値の考え方
+
A
B

0
C
D

※設定操作方法は P.9 を参照ください。

1. 上限値・下限値の設定値がともにプラス（引張）側にある場合、（A・B）図のように数値の大きい方 A が上限値・B が下限値となります。

2. 上限値・下限値の設定値がともにマイナス（圧縮）側にある場合、（C・D）図のように絶対値で数値の大きい方
D が上限値・C が下限値となります。

3. 上 限 値・下 限 値 の 設 定 値 が ゼ ロ を ま た い で い る 場 合、
（B・C）数値の大きさに関係なくプラス側の B が上限値・マイナス側の C が下限値となります。

−※コンパレータ機能・スタンドコントロール機能ともにこの考え方で動作します。

（スタンドコントロール下限値動作機能設定）
この設定は本製品対応の弊社電動テストスタンドと組み合わせてご使用頂いた場合、任意の荷重値を設定する事でその荷重設定値に実荷重が達した時、テストスタンドを上昇・下降または停止させ、お客様の試験サンプルを安全にお守りするとともに様々な試験を荷重制御する事が可能です。設定内容には以下の 4 つの設定があり、いずれか 1 つを選択します。

no（無効）

UP（上昇）

down（下降）

Stop（停止）

この項目で選択した動作は、とで設定した各設定値に実荷重が達した時、本体下部にある 19 ピン I/O コネクタより設定内容にあった信号が出力されます。

< 出力信号 >19 ピンコネクタ（オプションケーブル RZE-OP-1 または RZE-OP-2 をご利用ください）
3 番ピン（COM）－ 4 番ピン（Stand Control STOP）
5 番ピン（Stand Control UP）
6 番ピン（Stand Control DOWN）※オープンコレクタパルス出力、耐圧 30Vmax、オン電圧 0.5Vmax（吸込電流 5mA 時）（スタンドコントロール上限値設定）（スタンドコントロール下限値設定）
この設定ではとの設定値でが機能するための荷重値を設定します。
が機能し、

の設定値で

が機能し

ます。
上限値と下限値の考え方については P.13 のワンポイント説明をご覧になり、ご理解頂いた上で設定を行って下さい。

－ 13 －－ 14 －

電動テストスタンドへの取付時の注意※設定操作方法は P.9 を参照ください。

画面表示方向の切替※設定操作方法は P.9 を参照ください。

（画面表示方向切替）（オーバーロード出力方向切替）
定格容量以上の負荷を計測軸に加えると、荷重センサーが破損して故障の原因になります。
本製品を弊社の電動テストスタンド等に取付けることにより、過負荷信号を 19 ピン I/O
コネクタから電動テストスタンドへ出力し、停止させる機能をもっていますが、電動テス

測定値、単位表示を反転できます。テストスタンド等に取り付け使用する際にご利用ください。
設定内容と表示向きは以下のようになります。

トスタンドの動作方向と負荷される荷重方向に合わせて設定を行なって頂く必要がありま
す。
には

と

の 選 択 項 目 が あ り ま す が、弊 社 の 電 動 テ ス ト ス タ ン ド

MODEL-1308U と MODEL-2257 との組合わせでご使用になられる場合は（UP）上向き選択時（DOWN）下向き選択時の設定でご使用下さい。
※他の電動テストスタンドとの組合わせの場合、停止方向を良くご確認の上設定を行って下さい。
設定が間違っていると過負荷でも電動テストスタンドは停止せず、荷重センサー破損の原因になりNNますので、ご注意ください。
※接続にはオプションケーブル RZE-OP-1 または RZE-OP-2 をご利用下さい。
計測軸を上に向けた時表示される方向

計測軸を下に向けた時表示される方向

縦横兼用型

MODEL-1308U
容量／ 1000N
本器は電動にてゲージ取付部が上下します。電源は 100Ｖ～ 240V の マルチ電源です。

MODEL-2257
容量／ 500N
本器は電動で、付属のベース板を取り替えることにより、縦型および横型として
ど ち ら で も 使 用 で き ま す。
電 源 は 100V ～ 240V のマルチ電源です。

※共にデジタルフォースゲージは付属されておりません。

－ 15 －－ 16 －

アナログ出力を使う※設定操作方法は P.9 を参照ください。

本体下部にある 19 ピンコネクタからアナログ電圧を常時出力しています。( 定格容量時
約 ±2V)
出力ピン番号は以下のようになっています。

±2V/F.S.（定格容量）

アナログ出力ピン番号※設定操作方法は P.9 を参照ください。

（オートゼロリセット機能有効・無効設定）（アナログ出力ゼロ調整）

アナログ出力電圧

自動的にゼロリセットする

18 番・・・Analog Out（±2V/F.S.）
19 番・・・Analog GND (A.GND)

この設定をオンにすると表示値が 2 デジット以内にある時、約 2 秒毎に自動的にゼロリセットをかけることが出来ます。
出荷時にはこの機能はオフに設定されております。
（ON）設定オン（OFF）設定オフ※出力にはオプションケーブル RZE-OP-2 をご利用下さい。

アナログ電圧は表示値に関わらず、センサーにかかっている実荷重値に応じた出力が出ます。
したがって、計測軸の向き方向及び治具質量等による実負荷分の電圧は出力されており、これは表示をゼロリセットしてもなくなりませんが、この項目で行う調整によりゼロリセット時の出力電圧をゼロに近づける事が可能です。
※設定方法は、本製品にオプションケーブル RZE-OP-2 を接続し、アナログ出力ピン番号に該当する信号線にデジタルボルトメータ等を接続します。
次に P.9 にある設定操作方法に基づいてこの項目を選択し、

キーと

キーを

使って数値を前後に進めて、デジタルボルトメータの表示電圧を 0mV に近づけるように調整します。

最後に ENT キーを押して設定値を記憶します。

外部ゼロリセット機能を使う
O
本体の ZER キー以外に本体下部の 19 ピンコネクタの外部ゼロリセット入力から荷重ゼ
ロリセットをかけることが出来ます。

ピン番号…14 番ピン（Zero In）－16 番ピン (GND)
上記の 14 番ピンと 16 番ピンを短絡する事で外部から荷重ゼロリセットをかける事が出来ます。
※無電圧接点で入力してください。

電池の消耗を防ぎ効率よく使用する（オートパワーオフ機能有効・無効設定）
本製品は 1 回の満充電で長時間の使用を実現していますが、万が一電源の切り忘れ等があった時、操作していない状態が約 5 分続くと自動的に電源を切るオートパワーオフ機能が付いています。この機能は出荷時状態で ON になっておりますが、お客様のご使用環境
において電源が切れては困る場合は、この設定を OFF にして下さい。
（ON）約 5 分間未使用の状態が続くと電源オフ－ 17 －（OFF）自動で電源は切れません－ 18 －

測定条件を設定する

測定①（データサンプリング時間切替）＜メモリ機能を使った測定＞■現場測定にてデータ収集※メモリ機能を使用してデータ収集を行なう場合、本製品のメモリ機能は、圧縮荷重を−、またはすでに収集したデータがメモリされている測定値の内部サンプリング時間を変更します。
1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms から選択します。( 出荷時設定 50ms)

引張荷重を＋として計測荷重値を最大場合、PEAK/TRACK 及び単位の変更が出来な

500 組保存出来ます。

くなります。

TRACK モード時…設定されたサンプリング時間で連続して、設定された表示更新回数に従って表示します。
PEAK モード時 …設定されたサンプリング時間で連続してピーク判定を行い、設定された表示更新回数に従って表示します。

また、保存されたデータは、プリンタ

条件の変更を行う場合は、メモリデータを全て削及び PC に出力できます。

除する事で可能となります。

データサンプリング時間を変更される場合は、変更してください。

( 表示更新回数切替 ) も同時に①②

※PC との通信時は１つのデーター転送に 1.3ms 必要なため、1ms 設定のみ 1 つ置きに送信します。

メモリのオールクリア

C
メモリしているデータを削除する場合、 FUN キーを押しながら MEMO キーを押すとメモリはオールクリア（削除）されます。

（表示更新回数切替）
1, 2, 5, 10, 20 回 /sec から選択します。( 出荷時設定 5 回 /sec)
TRACK/PEAK どちらのモード時も指定された表示更新回数に従って表示します。

①を押しながら②を押す。

①
②

表示モード
計測内容によって PEAK 値（最大値）か TRACK 値（追従値）かの選択をします。
K
A K
PE AC
TR

N

キーを押すごとに、P が（点滅）→（点灯）→（消灯）の順にかわります。
P 点滅……引張もしくは圧縮のどちらか一番高い測定値をピーク値として取得
P 点灯……圧縮ピークを大きく表示、引張ピークを
補助表示部に小さく表示
P 消灯……TRACK（追従値）表示－ 19 －－ 20 －

③

単位確認

⑥

データの呼び出し及び削除
最後にメモリしたデータに限りデータを取り出して削除する

N、Kgf、lb の中で計測単位を選択します。（3 単位の場合）事が出来ます。

キーを押すたびに荷重表示下に Kgf、lb、N 表示が順番

NC キーを押しながらキーを押すと最後にメモリしたデータを呼び出せます。ここで ZERO キーを押すと呼び出したデータは削除され通常動作に戻ります。 ZERO キーを押さず
Oに MEM キーを押すと呼び出したデータは再びメモリに戻されます。

に表示されます。

FU※N 設定ではこの機能はご使用頂けません。

④

①

荷重ゼロ

②

①を押しながら②を押す。

O
荷重を加えない状態で ZER キーを押すと表示値をゼロリ

セットします。
そのまま計測を行って下さい。

⑦

メモリデータの印字方法
本製品に接続可能なプリンタは以下の 2 種類です。
①ミツトヨ社製 DP-1VA LOGGER（ミツトヨデジマチック
出力接続）※接続にはオプションケーブル RZE-OP-3 をご利用下さい。

⑤

データのメモリ及び印字

MO
計測中メモリしたいデータがあれば MEM キーを押すとデー

タをメモリします。
また、 RT キーでデータをプリンタに印字します。
PN②三栄電機社製 BL2-58SNWJQ （RS232C 接続）※接続にはオプションケーブル RZE-OP-4 をご利用下さい。
プリンタとの接続が完了したらメモリしたデータを一括印字
します。
T
NC
FU キーを押したまま、 PR キーを押すとメモリしているデータが次々と印字されます。

MO キーを押すごとに荷重表示部に約 1 秒間メモリ個数がME表示され、表示画面左上に M が点灯し、右下に現在のメモ
リ数が表示されます。メモリされると表示値がゼロリセット
されて、次の測定が準備完了状態となります。

－ 21 －－ 22 －

測定②＜外部接点ホールド機能を使用した場合の測定手順＞＜外部接点ホールドを使った測定＞①RZE ゲージとプリンタの接続

測定物を破壊・切断する測定を行う場合は、破片が目や身体に当るのを防ぐために保護するものを身に着けてください。

RZE ゲージ下部の I/O コネクタとプリンタを各オプションケーブルを使って接続します。
BL2-58SNWJQ を使用する場合はオプションケーブル RZE-OP-4 を、DP-1VA LOGGERを使用する場合はオプションケーブル RZE-OP-3 をご使用下さい。

■スイッチ、リレーの接点荷重測定には②外部接点の接続■プリンタ

外部接点ホールドの信号線はオプションケーブルをご利用の場合すでに設けられていますが、外部ホールド機能

本体下部の 19 ピンコネクタの 13 番ピン (Hold In) と 16 番ピン (GND) となっています。

接 点 等 の ON 時、OFF 時 の（OFF→ON→OFF の連続した短絡 - 解放の値をホールド表示します。）

荷重測定が出来ます。
※計 測 時 に は オ プ シ ョ ン
ケ ー ブ ル RZE-OP-2 をご利用下さい。
※無電圧接点で入力してください。
ラインサーマルプリンタ BL2-58SNWJQまたは デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER

外部接点ホールド機能の使い方

接点入力図

19 ピンコネクタ【例】スイッチ操作力測定

1316※以降の操作方法は、( 測定①)< メモリ機能を使った測定 > を参照ください。
0001
0002
0003
0004
0005

+
－
+
－
+
－
+
－
+
－

4.65
7.73
8.53
6.85
0.03
0.02
0.08
1.40
0.34
2.39

BL2－58SNWJQ

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

の印字例

BL2‒58SNWJQ
電動スタンドとの組み合わせ例
MODEL-1308U
容量／ 1000N－ 23 －－ 24 －

測定③

荷重校正の方法＜コネクタ挿抜測定＞■コネクタ等の挿抜荷重測定にはキズのついたフックや変形したフックは使用しないで下さい。

H

本製品のメモリ機能・フックが折れたり、すべってケガをするおそれがあります。
また、計測物が落下すると危険です。
・フックは、計測軸延長線とフックが交差する所に荷重がかかるようにしてください。先端に荷重をかけると、変形したり折れたりすることがあり大変危険です。

1 回の操作にて挿入値、抜去値がメモリされ表示されます。

秤量以上の荷重を加えないで下さい。

①PEAK 設定
K
A K
PE AC
TR

キーを押し表示画面左上に”P”マークを点灯させます。

※主表示部に挿入最大値、補助表示部に抜去最大値が表示されるようになります。
※“P”マーク点滅状態では挿入最大値しか表示できません

・センサーが破損し、さらに強い荷重を掛けられると本体ケースの破損や内部部品の破損により事故が起こる可能性があります。
・治具の重量も荷重として負荷されます。治具は計測器定格
容量の 10% 以下の重量となる物をご使用ください。
・アタッチメントを固定する際には、工具などで強く締め付
けないでください。センサーに大きな力がかかり、破損の原因となります。電源を入れ、表示値を確認しながら固定してください。

②コネクタ挿抜測定
コネクタ挿抜測定を行ないます。（手で持って測定する場合は、まっすぐ揺れない

基準分銅無しでの操作は絶対に行なわないで下さい。

様に挿抜試験を行って下さい。）

操作中、荷重変動があると正確な荷重校正は行なえません。
この操作は異常校正を防ぐ為に、吊るした分銅の ±10％以内でのみ数
値の変更が出来ます。

③挿入値・抜去値の確認
挿入値と抜去値は 1 度の測定で行なえます。マイナス符号が付加された荷重値が挿入力で、符号なしの荷重値が抜去力です。
MO
ME キーを押すとデータを RZE ゲージ本体にメモリします。
測定後、プリンタに接続しデータを一括でプリントアウトします。
（プリンタを接続したままT キーを押すと、単発印字も可能です。
）

PR※以降の操作方法は、( 測定①)< メモリ機能を使った測定 > を参照ください。

①

テストスタンドなどに RZE ゲージを固定します。
※例として RZE-2 (20N タイプ ) の場合で説明します。

※手で持っての荷重校正は行えません。

－ 25 －－ 26 －

②を押すと電源が入り、定格容量が表示されます。

⑤

校正用基準分銅を静かに吊るします。分銅は定格容量の1/3 から 1 までの範囲で行って下さい。

（約 3 秒）

ここでは RZE-2（20N タイプ）を例にしていますので、1/2（10N）の分銅を吊るします。

N③にある治具（カゴ等）

1ON③

フックを矢印方向に回して計測軸に取り付けます。

⑥

補助表示部に現在の荷重値が表示されます。主表示部の数値の点滅桁を※フックは最後まで確実に締め込んで下さい。校正用として治具（カゴ等）が必要な場合はフックに吊るしてN

フックや治具（カゴ等）は RZE ゲージの定格容量の⑤の校正用基準分銅の数値に合わせる為の作業です。

するとエラーになり、設定されずに測定待機状態に戻り⑦

数値入力が終わりましたら、分銅の揺れが止まっている事を確認してNNC
FU キーの長押し（3 秒以上）でユーザー設定モードに移行します。
キーでNTまで進み、 E
T

キーで決定します。

tEn.CoP 表示後もう１度 EN キーを押します。
RO
ZE キーを押して、表示値をゼロリセットします。
※定格容量の 20% 超える風袋が負荷されている場合、一度押すごとに 1、2、3、…… 9、0、1、2、という様に 1 ずつ数値が上がっていきます。

±10％以上の荷重が掛かっている状態で設定しようと④

キーで校正用基準分銅質量と同じ数値を入力します。

おきます。

ます。

キーで桁移動します。

変更したい桁まで移動させましたら

T キーを押します。

EN

表示後 、 FUNC キーを押すと、tEn.Cop 画面に切り替わります。もう１度 UNC キーを押すと画
F
面 に 切 り 替 わ り ま す。も う １ 度 FUNC キ ー を 押 す と
TRACK 値の画面に切り替わるので分銅を下ろして終了です。
この時⑤で吊るした分銅の重さを設定数値の重さとして記憶します。
※例えば 9N の分銅に対し、設定数値を 10.00 で入力すると、9N を 10N として記憶してしまいますので分銅の重さと設定
数値は同じ値になる様、確実に校正を行って下さい。
※入力設定値が補助表示部の現在荷重値から±10%.F.S 以上ずれている場合は警告音が鳴って、校正を受け付けません。

または、荷重センサーが何らかのダメージを受けていて、ゼロリセットの範囲を既に超えている場合はゼロリセットできません－ 27 －※この荷重校正は簡易校正です。RZE ゲージの精度を維持し、信頼性のある測定を行って頂くため、定期的に校正に出されることをお奨めします。費用・日数などについてはお買い上げ頂いた販売店などにお問い合わせください。
※設定内容及びメモリデータは校正時に工場出荷状態に変更する場合がありますので、万一のため、修理・校正に出される前に記録をお願い致します。

－ 28 －

・オプションケーブル

入出力

I/O ケーブル [RZE-OP-1][USB 出力 ]付属の USB ケーブルを使い、本製品を PC に接続してデータの送信や管理を行う事ができます。
データ管理には、グラフ作成が可能なオプションソフトウェアを販売致しておりますので、お問い合わせください。

・HDMI 端子・タイプ A

ソフトウェアのインストールにつきましては、オプションソフトウェアの取扱説明書をご覧になりインストールを行ってください。
コネクタピン配置
説明

信号名

pinNo
1

Over Load Up

2

Over Load Down

3

Over Load Common

4Stand Control Stop

5

Stand Control Up

6Stand Control Down

7------------------

8Comparator Low Out

1

Over Load Up

黄－－ 10mm ハンダ上げ有り

9Comparator Ok Out

2

Over Load Down

白－－ 10mm ハンダ上げ有り

10Comparator Hi Out

3Over Load Common

桃－－ 10mm ハンダ上げ有り

11Comparator Common

4Stand Control Stop緑－－ 10mm ハンダ上げ有り

12------------------

使用しません5Stand Control Up

橙－－ 10mm ハンダ上げ有り

13

Hold In

外部ホールド信号入力

6

Stand Control Down

紫－－ 10mm ハンダ上げ

14

Zero In

外部ゼロリセット信号入力7－－－－－－－－－－

－－ －－

15

Print In

外部プリント信号入力

8Comparator Low Out

白

16

GND

グランド

9

Comparator Ok Out

白17------------------

使用しません10

Comparator Hi Out

18

Analog Out

19

Analog GND

11

オーバーロードリミッタ出力信号（過負荷出力）・信号用ケーブル ( 黒色 )UL, AWM2464

・外径 7.0 ～ 8.0mm ・線芯本数 16 ・線芯外径 1.1 ～ 1.5 ・AWG24 ( 0.2 ㎟ )テストスタンドコントロール出力信号

pinNo

使用しません

コンパレータ判定出力信号

2000mm[ 本体側入出力コネクタ ]アナログ入力150mm

I/Oコネクタ 19ピン

信号名

有り

青

処理無し

無し

緑

処理無し

無し

白

赤

処理無し

無し

Comparator Common

白

黒

処理無し

無し

12

－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－

－－－－－

13

Hold In

灰

－－

処理無し

無し

14

Zero In

青

－－

処理無し

無し

15

Print In

茶

－－

処理無し

無し

16

GND

空

－－

処理無し

無し

17

－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－

－－－－－

18

Analog Out

赤

－－

処理無し

無し

19

Analog GND

黒

－－

処理無し

無し

※データ更新レートは、データサンプリング時間の設定で変動します。
※Pin Noマーク有り※10mmストリップ
No.1～7迄先端ハンダ処理－ 29 －[RZE-OP-1]－－－－－●アナログ出力：±2V/FS, 12 ビット D/A コンバータ , データ更新レート max1000 回 / 秒●制御入力信号：5V, TTL レベル , 10kΩプルアップ抵抗付

線端末処理－－－－－－－－

・信号仕様●制御出力信号：オープンコレクタ出力 , 耐圧 30Vmax, オン電圧 0.5Vmax（吸込電流 5mA 時）

線色－ 30 －

・オプションケーブル

オプションケーブル

I/O ケーブル [RZE-OP-2]

ミツトヨ DP-1VA LOGGER プリンターケーブル [RZE-OP-3]

・深セン市蓮碩達科技有限公司

・HDMI 端子・タイプ A

・信号用ケーブル ( 黒色 )・MD-10M

UL, AWM2464

・信号用ケーブル ( 黒色 )・外径 7.0 ～ 8.0mm ・線芯本数 16 ・線芯外径 1.1 ～ 1.5 ・AWG24 ( 0.2 ㎟ )12000mm2
3
4
56Over Load Down
Over Load CommonStand Control Stop
Stand Control Up
Stand Control Down

線色
黄
白
桃
緑
橙
紫

－－ 10mm ハンダ上げ－－ 10mm ハンダ上げ－－ 10mm ハンダ上げ－－ 10mm ハンダ上げ－－ 10mm ハンダ上げ－－ －－Comparator Low Out

白青Comparator Ok Out

白緑Comparator Hi Out

白

赤

11

Comparator Common

白

黒

12

－－－－－－－－－－

－－ －－

13

Hold In

灰14

Zero In青

15

Print In

16

8
9
10

線端末処理

－－ 10mm ハンダ上げ－－－－－－－－－－

7

150mm

信号名
Over Load Up－－－－－－－－
処理無し
処理無し
処理無し

有り

pinNo

有り

1

－－－－－－－－－－1

DP GND有り

2－－－－－－－－－－

2

DP Data有り

3－－－－－－－－－－

3

DP Ck

4

－－－－－－－－－－

4

DP Rdy IN

5－－－－－－－－－－

5

DP Req IN

6

DP Data6－－－－－－－－－－

有り

7

DP Ck

7

－－－－－－－－－－有り

8

DP Rdy IN

8－－－－－－－－－－有り

9DP Req IN

9－－－－－－－－－－

10 DP GND

有り
有り
－－－－－

処理無し

有り

－－－－－－－－

－－－－－

－－

処理無し

有り

－－

処理無し

有り

茶

－－

処理無し

有り

GND

空

－－

処理無し

有り

17

－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－

－－－－－

18

Analog Out

赤

－－

処理無し

有り

19

Analog GND

黒

－－

処理無し

有り

MD-10M

pinNo HIF3BA-10D2.54R

10 －－－－－－－－－－

・ヒロセ電機 10pin フラットケーブル用コネクタ
・HIF3BA-10D2.54R※Pin Noマーク有り※10mmストリップ
No.1～7迄先端ハンダ処理－ 31 －

・線芯外径 1.0 ～ 1.5 ・AWG28[RZE-OP-2]

2000mmpinNo

UL, AWM ( シールド付 )・外径 4.5 ～ 5.0mm ・線芯本数 5－ 32 －

オプションケーブル

機種一覧

三栄電機 ラインサーマル プリンターケーブル [RZE-OP-4]型式

定格容量 (R.C.)・深セン市蓮碩達科技有限公司
・MD-10M

RZE-1

RZE-2

RZE-5

RZE-10

RZE-20RZE-50

RZE-100

10N

20N

50N

100N

200N

500N

1000N

0.01-20.00N

0.01-50.00N

0.01-100.00N

0.1-200.0N

0.1-500.0N

0.1-1000.0N

表示可能範囲 0.001-10.000N
最小表示分解能0.001N

0.01N

0.1N

標準仕様
・信号用ケーブル ( 黒色 )UL, AWM ( シールド付 )・外径 4.5 ～ 5.0mm ・線芯本数 5・線芯外径 1.0 ～ 1.5 ・AWG28

・計測単位………………N
・精度……………………定格容量の ±0.2% 以内
・許容過負荷……………定格容量の 120% ( 約 110% でオーバーロード警告 )・計測方式………………トラックモード / ピークホールドモード / 圧縮・引張ピークホールドモード切換え

2000mmpinNo

MD-10M

線色

pinNo D-sub9P( 雌 )・表示更新回数…………1 回 / 秒、2 回 / 秒、5 回 / 秒、10 回 / 秒、20 回 / 秒

切換え

1

RD

白

1

－－－－－－－－－－

・サンプリング時間……1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms

切換え

2

RTS

赤

2

RD

・使用温度範囲・………0 ～＋40℃

3

TD

黒

3

TD

・補償温度範囲・………＋5 ～＋40℃

4

CTS

橙

4

－－－－－－－－－－

・連続使用時間・………満充電後 30 時間

5

D.GND

茶

5

D.GND

・電源……………………専用ニッケル水素電池単 4ｘ3、専用 AC アダプタ : MODEL-780 (DC5V/1000mA)

6－－－－－－－－－－－－

6－－－－－－－－－－

7－－－－－－－－－－

－－

7

RTS

・外形寸法………………W68 x D40 x H232mm

8－－－－－－－－－－

－－

8

CTS

・質量……………………約 375g

9－－－－－－－－－－－－

9－－－－－－－－－－

10 －－－－－－－－－－－－

専用 USB ケーブル : RZ-USB（長さ約 1.5m）

外形図

・ヒロセ電機 9pinD-sub コネクタ ( 雌 )・HDEB-9S(D-sub) 雌－ 33 －－ 34 －保証内容
MODEL
SERIAL No.
保証期間

年

月

日までの 1 年間

本記載内容は下記の場合に限り、無償修理を行なうことをお約束するものです。
1. 初期不良による動作不良
2. 正常なご使用状態にもかかわらず故障した場合お手数ですが、最寄の弊社営業所またはお買い上げ頂きました販売店まで御連絡下さい。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理となります。
（イ）ご使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障及び損傷（ロ）取り付け場所に設置または移動される際の落下などによる故障及び損傷（ハ）火災、煙害、ガス害、地震、落雷等の天災あるいは異常電圧などの外的要因による故障及び損傷（ニ）接続している他の機器の起因による故障及び損傷
4. 本製品の修理サービスを受ける場合には、接続している他の機器を全て切り離してからご依頼下さい。

取扱店－ 35 －