プログラムコントローラ
PCA1

グレードアップした性能・機能・操作性

プログラムは16パターン16ステップ,最多256ステップ設定可能
表示３色が切り替わり状態変化をすばやく確認

電源不要USB通信ケーブルで簡単初期設定
防滴・防塵構造 前面部 IP66

形 名（ 選 定 例 ） PCA1 R 0 0- 210
制御出力 : リレー接点
電源電圧 :100 ～ 240 V AC
入 力 : マルチレンジ
オプション① : シリアル通信 RS-485
オプション② : 伝送出力（ 4 ～ 20 mA DC ）オプション③ : オプション無し

PCA1

制御出力

電源電圧入力(*1)

オプション (*2)

①②仕様

標準価格

③59,000 円

PCA1R

リレー接点 : 1a1bSA

無接点電圧 (SSR 駆動用 )： 12V DC±15%直流電流 :4 ～ 20mA DC
100 ～ 240V AC（標準）24V AC/DC
マルチレンジ (*1)

010012345

オプション無し
シリアル通信 RS-232C
シリアル通信 RS-485
タイムシグナル出力
シリアル通信 RS-232C+ タイムシグナル出力
シリアル通信 RS-485+ タイムシグナル出力
オプション無し
伝送出力 (4 ～ 20 mA DC)

0120123

伝送出力 (0 ～ 1 V DC)
オプション無し
加熱冷却制御 制御出力 OUT2リレー接点出力(*3)
加熱冷却制御 制御出力 OUT2無接点電圧出力 (*3)
加熱冷却制御 制御出力 OUT2
直流電流出力 (*3)

──
─
─
─
─
─
C+6,000 円
C5+6,000 円
TS+7,000 円
C+TS +13,000 円
C5+TS +13,000 円

─TA
TV+10,000 円+10,000 円

─DR+2,500 円

DS+2,500 円

DA+2,500 円(*1): 熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧をキー操作で選択することができます。
(*2): オプション①，オプション②およびオプション③から，それぞれひとつづつ選択が可能です。
(*3): 加熱冷却制御( オプション: DR, DS, DA) 付加時，イベント出力EV2 は働きません。

■ 別売品
製品名標準価格

端子カバー (TC-FCD)
コンソール用専用ケーブル (CMB-001)

600 円
30,000 円

専用モニタソフト，専用コンソールソフトを弊社ホームページから無償ダウンロードできます。[対応OS: Windows 10/11 (日本語/英語版)]
モニタソフトを使用する場合，オプションＣ５が必要です。
コンソールソフトを使用すると，初期設定の操作性がアップし，省力化に貢献できます。コンソール用専用ケーブル(CMB-001)を使用すれば，PCA1への電源は不要です。
https://shinko-technos.co.jp/ →サポート･ダウンロード → ダウンロード →ソフトウェアのダウンロードをクリック[PCA1コンソールソフト(SWC-PCA101M_V100)，PCA1モニタソフト(SWM-PCA101M_V100)]

仕 様

入 力

熱電対
測温抵抗体
許容入力導線抵抗
直流電流
入力インピーダンス
直流電圧: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗: 100 Ω以下(ただし, B 40Ω以下): Pt100, JPt100 3導線式
: 1線当りの抵抗値 10 Ω以下(ただし， Pt100 -100.0～100.0℃は5 Ω以下)
: 0～20 mA, 4～20 mA DC: 50 Ω， 許容入力電流: 100mA以下: 0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50 mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DC
入力インピーダンス 1 M Ω以上，許容入力電圧 5 V DC以下，
許容信号源抵抗 2 kΩ以下(0～1 V DC)， 200 Ω以下(0～100 mV DC, 0～50 mV DC)，40 Ω以下(-10～10 mV DC)， 20 Ω以下(0～10 mV DC)
0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
入力インピーダンス 100 kΩ以上， 許容入力電圧 15 V DC以下， 許容信号源抵抗 100 Ω以下

熱電対

基準精度

入力サンプリング周期

制御出力

イベント出力 EV1

イベント出力 EV2

イベント出力 EV3, EV4: 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
ただし， R, S入力 0～200℃ (32～392℉)は±6℃(12℉)以内
B入力 0～300℃(32～572℉)は精度保証範囲外
K, J, E, T, N入力 0℃(32℉)未満は入力スパンの±0.4 %±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1 %±1デジット以内
直流電流 : 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
直流電圧 : 各入力スパンの±0.2 %±1デジット以内
125 ms
リレー接点 1a 1b: 制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)， 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10万回
無接点電圧(SSR駆動用): 12 V DC±15 %最大 40 mA (短絡保護回路付き)
直流電流: 4～20 mA DC (分解能12000)
負荷抵抗 最大 600 Ω
リレー接点 : 1a
制御容量 : 3 A 250 V AC (抵抗負荷)， 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 : 10万回
リレー接点 : 1a
制御容量 : 3 A 250 V AC (抵抗負荷)， 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 : 10万回
リレー接点 : 1a
制御容量 : 3 A 250 V AC (抵抗負荷)， 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 : 10万回
イベント出力EV3, EV4の片方は共通端子
パターン数
ステップ数

プログラム性能: 16パターン(連結可能): 256 (16ステップ/パターン)
リピート回数: 0～9999回 (0に設定すると， リピート動作しない)プログラム時間範囲 : 0～99時間59分/ステップまたは0～99分59秒/ステップ(を設定すると， ステップSVで定値制御を行う)
ウエイト値: 熱電対， 測温抵抗体入力で小数点無しの場合 ±(0～100)℃(℉)
熱電対， 測温抵抗体入力で小数点付きの場合 ±(0.0～100.0)℃(℉)
直流電圧， 直流電流入力の場合 ± (0～1000)(小数点位置は小数点位置選択に従う)(0または0.0に設定すると， ウエイト動作しない)
通信回線
通信方式
同期方式
通信速度
データビットパリティ
ストップビット
データの構成シリアル通信(オプション): EIA RS-232C 準拠(オプション: C)， EIA RS-485 準拠(オプション: C5): 半二重通信: 調歩同期式: 9600， 19200， 38400bpsキー操作にて選択 (工場出荷時: 9600bps): 7または8 (工場出荷時: 7ビット): 偶数， 奇数， パリティ無しをキー操作にて選択 (工場出荷時: 偶数): 1または2をキー操作にて選択 (工場出荷時: 1)

通信プロトコル

神港標準

MODBUS ASCII

スタートビット111

データビット77 または 88

パリティ

偶数

ストップビット

1偶数 ( 無し，奇数 )MODBUS RTU無し ( 偶数，奇数 )

選択可能

選択可能

1 または 2

1 または 2

設定値デジタル伝送 : シリアル通信の通信プロトコル選択で設定値デジタル伝送を選択すると， 弊社のデジタル指示調節計[シリアル通信(オプション: C5)付き]と組み合わせて， 設定値をデジタル伝送出来る。更新周期: 250 ms
タイムシグナル出力(オプション)

伝送出力(オプション)

加熱冷却制御出力(オプション)

回路数:8
オープンコレクタ: 容量 24 V DC， 最大 50 mA
分解能
出力:12000:TA 4～20 mA DC (負荷抵抗 最大500 Ω)
TV 0～1 V DC (負荷抵抗: 最小100 kΩ)
出力精度 :伝送出力スパンの±0.3 %以内
オプションD□付加時， イベント出力EV2は働かない｡
リレー接点 1a: 制御容量 3 A 250 V AC (抵抗負荷)， 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)(オプション: DR) 電気的寿命 10万回
無接点電圧(SSR駆動用): 12 V DC±15 %(オプション: DS) 最大 40 mA (短絡保護回路付き)
直流電流: 4～20 mA DC (分解能12000)(オプション: DA) 負荷抵抗 最大 600 Ω端子配列

GND
PWR
O1
O2
EV1
EV2
EV3
EV4
EVENT INPUT
RS-485/RS-232C
TC
RTD
DC 1V≧DC 5V≦DC mA
TRANSMIT OUTPUTEXT OPERATION
T.SIGNAL OUTPUT

接地
電源電圧100～240 V ACまたは24 V AC/DC
24 V AC/DCでDCの場合，極性を間違わないようにしてください。
制御出力OUT1
制御出力OUT2(オプション: DR, DS, DA)
イベント出力EV1
イベント出力EV2
イベント出力EV3
イベント出力EV4
イベント入力シリアル通信 RS-485(オプション: C5)またはRS-232C(オプション: C)
熱電対入力
測温抵抗体入力
直流電圧入力 0～10 mV DC, -10～10 mV DC, 0～50 mV DC, 0～100 mV DC, 0～1 V DC
直流電圧入力 0～5 V DC, 1～5 V DC, 0～10 V DC
直流電流入力 0～20 mA DC, 4～20 mA DC
伝送出力(オプション: TA, TV)
外部操作入力 STOP, HOLD, ADV, RUN
タイムシグナル出力(オプション: TS)

外 形 寸 法 (単 位 : mm)■パネルカット図 （単位：mm）

ネジ式取付金具

端子カバー（別売り）130□92 0+0.8

ガスケット+0.5

n×96-3 0

横方向密接取り付けn: 取り付け台数+0.8□92 0(端子カバー取り付け時 )注 意
横方向密接取り付けの場合， 防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

安全に関するご注意● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2024 年 6 月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

本社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL:: (072)727-4571
1
FAX:: (072)727-2993
3[URL] https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

大阪営業所
東京営業所

名古屋営業所

福岡

TEL:: (072)727-3991
1
FAX:: (072)727-2991
1〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL:: (03)5117-2021
1
FAX:: (052)957-2562
2〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL:: (052)957-2561
1
FAX:: (052)957-2562
2
TEL:: (0942)77-0403
3
FAX:: (0942)77-3446

技術的なご相談はお客様相談室までどうぞTEL (072)727-3491

202406 J06