IRMA7800S

赤 外 線透過形厚さ計
赤外線透過形厚さ計は、赤外線を透過するフィルムやフィルム上の塗工厚さをオンライン・非接触で計測できる投光・受光分離形の赤外線吸収式厚さ計です。
反射形厚さ計に比べ、より厚みのある測定対象の計測が可能で、約φ5mmの微小測定径により高分解能の厚み分布計測ができます。
設定表示器との組み合わせにより遠隔からのパラメータ設定、測定値確認もできます。

長●外来光など外乱の影響を低減
反射形厚さ計に比べ、外来光など表面反射の影響を低減します。
●出力更新周期28ms、高速計測が可能
生産ライン上でリアルタイム計測が可能です。
●自己診断機能を搭載
自己診断異常を出力し、メンテナンスが容易です。

式●検出器
IRMA7800S

設定表示器●設定表示器IRGMEG2□

■外形寸法
●検出器

通信インターフェイス
R ：RS-232C（標準）
A：RS-422A
S ：RS-48580

本体取付用ネジ穴
4-M8 深さ10
取付ピッチ140×80
23514053

IM SERIES

6110MADE IN JAPAN

※（注1）

8

ENT

受光器
冷却用入出口4-PT1/8（注2） 投光器

10°

設定表示器
・測定値表示・演算、警報など
各種設定

冷却用入出口4-PT1/8（注2）50

RS-485MADE IN JAPAN

DATA

ENT

フィルム

パージエア流量：50〜100L／min（normal）
パージエア圧力：最大200kPa
注1：投光器・受光器（※部以外）は同一形状
注2：冷却用入出口数は投光器・受光器合計

24V DC

赤外線照射●設定表示器
電源ユニット
IR-WEP（標準付属品）

端子カバー
０

パネルカット寸法□91−1 ×91−1０

SEL CH/+

投光器
・受光器
接続ケーブル

測定対象

96

CH

3

DATA

SEL CH/+

50〜100

測定対象となるフィルム固有の赤外線吸収特性に基づき、赤外線波長ごとのエネルギー吸収から厚さを測定します。

CH

144

114

IM SERIES■測定原理

IRMA7800S
受光器

ケーブル引き出し口

(25)

17130

■形

投光器

24V DC
96IRMA7800S
投光器

92 ＋０0.8

■特受光器

8120

0.8
92 ＋０

単位：mm

1PP-108-1

■一般仕様■アクセサリ●検出器●電源ユニット
検出器へ24V DCを供給します。検出器に付属品として添付されます。

方式：赤外線透過形
源：タングステン電球
定 距 離：50〜100mm（投光・受光器間距離）
定径：約φ5mm（投光・受光器間50mmの場合）
現性：検出器から出力する吸光度･･･±0.003以内※周囲温度、湿度同一条件にてキャリブレーション時の再現性であり、測定対象により異なります
出 力 信 号：アナログ信号…4〜20mA DC
出力精度 出力範囲の±0.2%
負荷抵抗 500Ω以下
通信インターフェイス…RS-485（MODBUS）
出 力 更 新 周 期：28ms
表示：測定値…LED5桁表示
検量線番号 他…LED2桁表示演 算 機 能：2色比率演算
検 量 線 本 数：99本
検量線：1〜3次式 検量線補正機能あり
スムージング演算：時定数 0.1〜99.9s
キャリブレーション：ゼロ点キャリブレーション（測定物がない状態でキャリブレーション）
検出 器 番 号 設 定：マルチヘッドで使用時、キー操作にて検出器番号設定
C H . N o . 設 定：キー操作にて検量線のCH.No.を設定
自 己 診 断 機 能：自己診断異常時、表示および通信出力
使 用 温 度 範 囲：0〜50℃（45℃以上は空冷用エア必要、ただしエアは計装用ドライエアで30℃以下）
電源：24V DC（標準付属の電源ユニット IR-WEPより供給、電源ユニット…100−240V AC、50／60Hz）
消 費 電 力：最大36VA
接
続：電源、信号線（端子接続）
ケー
ス：アルミニウム鋳物
質
量：約8kg（投光器・受光器各4kg）
取 付 方 法：ボルト吊り下げ方式（M8ボルト 投光器・受光器に各4本）

消費電力：最大約200VA
ケ ー ス：樹脂
取付方法：壁掛形
質量：約330g

電源電圧：24V DC
出力電流：2.5A
使用温度範囲：−10〜50℃
電源：100−240V AC
47〜450Hz
許容変動範囲：85〜264V AC

11.35-M4 端子ネジ 10（角座金付）

L

97N

INPUT

95
4.5
（スライド時 最大15）

POWER SUPPLYOUTPUT

DC 24V 2.5A

-V

35.4

50／60Hz AC100-240V 1.7A

+VDC ON

V.ADJ

40

1108.3

単位：mm●接続ケーブル IR-WERP□□□
ケーブル長
検出器と設定表示器、電源ユニットの接続に使用する専用のケーブルです。
構
外造：4芯キャブタイヤケーブル（2重シールド付き）
径：φ10.5mm

さ：最大200mm
続：両端チップ

長
接電源ユニット、設定表示器側

検出器側

マーカチューブ

絶縁被覆マーカチューブ
φ10定74測
光測測
再1102030200

単位：mm

長さは指定による（最大200mまで）●設定表示器●中継ボックス IR-WEE□

信信

号：RS-485（検出器から）、最大9台接続可能
号：アナログ出力…4〜20mA DC、2出力※
負荷抵抗 500Ω以下※マルチヘッドの場合、検出器番号1､2の各1出力
通信インターフェイス…RS-232C、RS-422AまたはRS-485 1種指定
出 力 更 新 周 期：通信出力…28ms×検出器台数表
示：測定値（LED5桁）、検出器番号、CH.No.、パラメータ
ヘッド 番 号 設 定：キー操作にて検出器ヘッド番号No.1〜9を設定
C H . N o . 設 定：キー操作にて検量線のCH.No.を設定（ヘッドNo.ごとに設定可能、外部接点信号にても可能）
ス ム ー ジ ン グ T：スムージング演算時のスムージング時間の設定
T＝0.1〜9.9s、10〜99s
キャリブレーション操作：投光器・受光器間に測定物がない状態でキャリブレーション
ホールド・プリセット操作：キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット
検 量 線 補 正：入力された検量線のオンライン補正、1〜2次式補正
外 部 設 定 機 能：ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能
警 報 機 能：設定範囲外にてHCL端子に接点出力（1出力）
自 己 診 断：検出器自己診断異常時、接点出力（異常時1b接点）
ランプ表示付き使 用 温 度 範 囲：0〜50℃
電源：100−240V AC 50／60Hz
消 費 電 力：最大15VA
ケース：ABS樹脂
取 付 方 法：パネル埋込取付
質
量：約0.6kg
保 護 構 造：前面部…防塵防滴構造IP65準拠

材質

1. 鋼板
2. SUS304

検出器を複数台接続するときに中継端子として使用するもので、電源ユニットを内蔵して使用します。鋼板製とSUS製があり、SUS製は防滴構造となっています。
使用温度範囲：0〜50℃
質量：約4kg（電源ユニット含む）
4-φ8（設置用穴）（扉を開けて固定）

・IR-WEE2

4-M8用取付穴

4040404020080（20）160130270290

5-φ22、ケーブル引き込み口（膜付グロメット付）

192

・IR-WEE1250

力力250

入
出40 40 40 4020080160

単位：mm※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : http://www.chino.co.jp/
営業所：

PP-108-1

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
前 橋
大 宮

千東立
川
厚
静

葉
京川
崎
木岡

安全に関するご注意
高 松
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
古紙配合率100％再生紙を※このカタログの記載内容は2008年9月現在のものです。使用しています。

2

発行2008.9 初版2008.9