取扱説明書

アナログ偏差指示温度調節計

ＤＩＣ-Ｏ，ＤＩＣ-Ｐ№ＤＩＣ１１ＴＪ２ 2001.02

このたびは，アナログ偏差指示温度調節計[ＤＩＣ-Ｏ，ＤＩＣ-Ｐ]をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
本書は[ＤＩＣ-Ｏ，ＤＩＣ-Ｐ]の設置方法，機能，操作方法および取扱いの注意について説明したものです。
本書をよくお読みいただき，充分理解されてからご使用くださいますようお願いいたします。
誤った取扱いなどによる事故防止のために，本取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手もとに，確実に届けられるようお取り計らいください。

警

告配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
１．形

名

1.1 形名説明ＤＩＣ−□ＯＰ

ＤＩＣ(Ｗ９６×Ｈ９６×Ｄ１２３mm)
制御動作：ON／OFF 動作
入力：熱電対(Ｋ，Ｊ)
制御動作：PD 動作□部の仕様を枠内からいずれかご指定ください。
ご注文例）

ＤＩＣ-Ｐ
制御動作：ＰＤ動作の場合
・他に入力の種類，目盛範囲，電源電圧をご指定ください。

1.2 定格目盛
入力の種類

熱電対

目
0 〜 200℃
0 〜 400℃
0 〜 600℃
0 〜 1200℃
0 〜 400℃

ＫＪ

盛
0 〜 750
0 〜 750

２．各部の名称①②③④⑤⑥⑦(図 2-1)①：ON／OFF 表示ランプ②：偏差指示計③：設定指針④：設定つまみ⑤：目盛板⑥：ケース⑦：本体取付ねじ

３．動作原理
熱電対よりの入力電圧は，標準電圧を加えられた電位差計回路のポテンショメータより取出された電圧と比較され，その差の電圧はＩＣ(集積回路)で増幅されます。増幅された電圧は，トランジスタによって制御リレーを動作させ，同時に比例回路にも帰還されます。
制御リレーが動作すると負荷回路に通電し，ヒータは加熱を始め，熱電対の起電力は増加します。
熱電対の起電力の増加は，ポテンショメータ電圧(設定値)と等しくなるまでつづき，等しくなった時に比較電圧は零となります。(制御リレーの接点がはなれ，負荷回路が OFF になります。)
このような動作(ON／OFF 動作)を繰り返すことにより，温度を一定に保ちます。
ただし，比例制御動作は設定温度の上下約５℃の間で制御を行います。
偏差指示計は，設定温度と実際の測温点の温度との温度差を指示するように構成されています。
４．制御盤への取付け
4.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)(1) 塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
(2) 可燃性，爆発性ガスのないところ。
(3) 機械的振動や衝撃の少ないところ。
(4) 直射日光が直接あたらず，周囲温度が 0〜55℃で急激な温度変化のないところ。
(5) 湿気が少なく(85％RH 以下)，結露の可能性がないところ。
(6) 大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
(7) 水や油，薬品等，またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
4.2 外形寸法図□962512123(図 4.2-1)
4.3 パネルカット図□90-10(図 4.3-1)□88103.24.4 取付け取付け可能なパネルの板厚は，1〜15mm 以内です。

パネル

計器を制御盤前面から挿入してください。

取付金具

ケース左右の穴に取付け金具を引っかけ，ねじを締めて固定してください。

注

意

ケースは樹脂製ですので，取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると，取付金具やケースが変形するおそれがあります。
0.12N・m ぐらいで締めてください。
(図 4.4-1)
５．結線

警

告

配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
5.1 端子配列＋①−②③・④⑤AC ・100V

TC⑥⑦⑧CHL
負荷AC 200V(図 5.1-1)■推奨端子について
下記のような，M3 のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。

3.2mmφ7.9mm以下

7.9mm以下

締付トルクは 0.6N・m〜1.0N・m を指定してください。

(図 5.1-2)

3.2mm

注

意・ＤＩＣ-Ｐ，ＤＩＣ-Ｏの端子板は，下側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず下側方向から端子へ挿入し，端子ねじで締め付けてください。
・熱電対，補償導線は本器の入力に合ったものをご使用ください。
・熱電対，電源線，負荷線は，できるだけ離してください。
同一コンジット管内に入れるような場合は，熱電対，補償導線はシールドしたものを使用してください。
・熱電対は強い磁界のある場所(例えば，電磁開閉器等)からできるだけ遠ざけてください。

5.2 結線例

１＋

恒温槽

２ ３−

４５６７８＋
熱電対−
ヒータ

電磁開閉器
＊
単相200V(図 5.2-1)＊：予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐために，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。

６．運転

正面中央の設定つまみを回し，設定指針を設定する温度目盛に合わせます。
電源を入れると，直ちに動作します。
動作原理の説明でおわかりのように，入力が設定値近くになると，ＤＩＣ-Ｏの場合，ON／OFF 動作を繰り返し，ＤＩＣ-Ｐの場合，PD 動作になります。
調節動作に入りますと，切替時にチャタリングがおきる場合がありますが，これは主に外部より電磁開閉器等の接点開閉時に出るスパーク等の雑音信号が，熱電対，補償導線から入るためで，[５．結線]の注意事項を確認してください。
７．オフセットについて
比例特性は(図 7-1)に示すようにヒータの通電率が，50％で設定温度に達する熱容量の負荷を対象に設計されておりますので，もしこの熱容量以外の負荷に本器を用いますと，例えば，設定温度にするには 70％の通電率が必要なものなら，(図 7-2)より設定値の約 2℃低いところで温度が安定します。
また，逆に 20％の通電率で設定値に達するときは，約 3℃設定値より上で安定します。
このズレがオフセットで，比例動作のみの調節計では必ず出てくるもので，本器自体の誤差ではありません。このように，調節温度は必ずしも設定値の温度とは言いきれない場合がありますので，ご注意ください。
ONの時間
ONの時間＋OFFの時間

通電率：×1007060
比例周期

50

100秒

通電率

40％

30
OFFの通電時間

201050ONの通電時間0-5△5℃(図 7-1)-5△5℃(図 7-2)

偏差指示計の意味と読み方
例えば設定指針が 200℃であり，偏差指示計が(＋3℃)で温度が安定したときは，実際の温度は 200℃＋3℃＝203℃と言うことになります。希望する温度が 200℃であれば，設定指針を 197℃にしてください。即ち 197℃＋3℃(偏差計の指示値)＝200℃となります。
また，加熱容量が少ない場合(加熱時間が長い場合)には，逆に偏差指示計は(−)側で安定します。

８．仕様

指 示 計

偏差指示計：可動線輪形
目

盛

長：22mm

設 定 器

アナログ設定器(ポテンショメータ)入熱力

電対：K，J

外 部 抵 抗：100Ω以下目

盛：定格目盛の項参照

設定精度±1％FS 以内

指示精度

±10％以内(偏差計フルスケール)

制御動作

DIC-O の場合，ON／OFF 動作
制御感度：1.2℃，動作すきま：2.4℃
DIC-P の場合，PD 動作比例帯(P)：10℃ ，比例周期：約 30 秒

制御出力

リレー接点

1c

AC 220V 5A(抵抗負荷)，AC 220V 2A(誘導負荷 cosφ=0.4)
電源電圧

AC 100／200V 50／60Hz

許容電圧変動範囲

定格電圧の±10％以内

消費電力

約 2.5VA

絶縁抵抗

DC 500V

耐 電 圧

入力端子−接地間：AC 500V

1 分間

電源端子−接地間：AC 1.5kV

1 分間

出力端子−接地間，出力端子−電源端子間：AC 1.5kV

1 分間

10MΩ以上

周囲温度

0〜55℃

周囲湿度

35〜85％RH(結露不可)

材

樹脂(色：グレー)質

取付方式

制御盤埋込方式

設定方式

設定つまみ調節方式

質

約 800g量

付属機能

自動冷接点温度補償，バーンアウト(熱電対断線)

９．故障かな？と思ったらお客様がご使用されている本器に，電源が入っているか確認されたのち，下記に示す内容の確認を行ってください。

警

告配線などの作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

現象

温度が上がらない

計器の状態
指示計

表示灯

(＋)振り切れOFF 表示灯点灯(−)振り切れON 表示灯点灯

0 位置より振れない

表示灯点灯せず(−)振り切れON 表示灯点灯(＋)振り切れOFF 表示灯点灯

0 位置より振れない

表示灯点灯せず

指示がふらつく不安定

温度が上がりすぎる

推定故障箇所・熱電対，補償導線の断線
・入力端子部の接続不良
・ヒータの断線，または接続不良
・電磁開閉器等の故障
・ヒューズの断線
・電源回路の断線，接続不良
・規定電圧が印加されていない
・熱電対の短絡・熱電対の取付不具合
・熱電対，または補償導線の極性が逆・電磁開閉器等の故障
・入力回路の絶縁不良
・入力回路の取付不具合
・誘導障害，雑音の影響を受けている・測温体に交流が漏洩している・端子部の接続不良