Pressure Calibration Equipment

Additel 783
気体圧圧力コントローラ

圧力範囲は -99 kPa から 25 MPa
マルチレンジ選択が可能な 2 つの取り外し可能な内部圧力モジュール
0.02%FS、0.01%FS、および 0.01%RD の精度
0.003%FS の制御安定性
超高速圧力制御
絶対圧とゲージ圧
LAN、USB、RS232、およびイーサネット通信
大型 7 インチカラータッチスクリーンディスプレイ
オプションの大気圧モジュール
使いやすいアイコン駆動型インターフェース
I/O アラーム
エミュレーションモード

製品概要

Additel Catalog

これらのモジュラー圧力コントローラは、最先端の制御 / 測定技術、モジュラー設計、およびユーザーフレンドリーな機能を兼ね備えています。Additel 783 コントローラシリーズは、精度と安定性を妥協することなく速度を最適化しています。自動化された生産、テスト、および校正を必要とするユーザーのために、Additel はこの圧力コントローラーでワークロードをカバーします。
ADT783 は、2 つの制御モジュールと 1 つの基準大気圧モジュールを素早く装備して、広い圧力範囲をカバーすることができます。Additel 783 シリーズは、25 MPa から低圧差圧まで、3 つの本体から選択できます。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

312024/06/21

31

10:54:58

Pressure Calibration Equipment

ADT783-D
ADT783-D は、最低 ±2.5kPa から 250 kPa までの差動およびゲージ圧校正用に設計されています。1 つまたは 2 つの圧力制御モジュールから選択します。各モジュールにはデュアルレンジ校正が付属しており、各モジュール内の測定精度が向上します。このユニットの制御安定性は 0.003%FS です。2 つの制御モジュールに加えて、ゲージと絶対測定を可能にするオプ
ションの大気圧モジュールを追加することができます。

ADT783-1K
ADT783-1K は、-099 kPa から 7 MPa までのゲージ圧校正用に設計されています。1 つまたは 2 つの圧力制御モジュールから選択します。各モジュールにはデュアルレンジ校正が付属しており、各モジュール内の測定精度が向上します。このユニットの制御安定性は 0.003%FS です。2 つの制御モジュールとオプションの大気圧モジュールに加えて、ゲージと絶対測定を可能にすることができます。

ADT783-3.6K
ADT783-3.6K は、-099 kPa から 25 MPa までのゲージ圧校正用に設計されています。1 つまたは 2 つの圧力制御モジュールから選択します。各モジ
ュールにはデュアルレンジ校正が付属しており、各モジュール内の測定精度が向上します。このユニットの制御安定性は 0.003%FS です。2 つの制
御モジュールとオプションの気圧モジュールに加えて、ゲージと絶対測定を可能にすることができます。

Additel Catalog

素早く圧力モジュール交換 (30 秒 )32Additel151 の圧力制御モジュールは、30 秒以内に取り付けまたは交換できます。キャビンの上端は簡単に開くことができます。ドアが開くと、コン
トローラは自動的に圧力を解放し、ADT151 モジュールの安全な取り外しと取り付けを提供します。Additel は、これらの簡単に交換できる圧力モジ
ュールを利用することにより、ADT783 コントローラにさまざまな異なる
圧力範囲を提供します。35 ページと 36 ページにリストされているモジュール範囲から選択します。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

322024/06/21

10:55:01

Pressure Calibration Equipment

内部圧力制御モジュールの便利な自動校正
生産現場では、圧力制御モジュールの校正と比較の頻度が高いことが重要であり、信頼性を高めるのに役立ちます。ADT783 は、
外部高精度圧力モジュールと接続することで、内部圧力制御モジュールの定期的な比較を実現することができ、内部圧力制御モジ
ュールの自動校正を実行するためにも使用できます。

モジュラー設計、簡単なメンテナンス
ADT783 は、メンテナンスが容易なさまざまな設計機能を採用しています。これにより、ユーザーは背面に取り付けられた圧力制
御モジュールをすばやく交換し、圧力制御とバルブコンポーネン
トをすばやく変更し、ソレノイドバルブをすばやく清掃し、汚染粒子の微細ろ過を提供できます。

10 秒以内に 20% の圧力ステップ
効率的でペースの速い生産ラインのテスト、検証、校正の行程で、ユーザーは圧力コントローラの速度に厳しい要件を持っています。 ADT783 は、制御速度と安定性を効果的に向上させるために専用の制御技術を採用しています : 制御応答時間 ( 標準 )≤10 秒、制御安定性 ( 標準 )≤±(0.001~0.003)%FS、詳細については仕様を参照してください。

真空ポンプ自動スタートストップ、真空ポンプの寿命を大幅に延ばす
ADT783 は、スイッチング部品を備えた正圧 / 真空ガス源を内蔵しています。大気圧以上の小さな圧力を制御する場合、真空ポンプを接続しなくても制御可能で安定できます。負圧または真空圧を制御する場合、外部真空ポンプまたは保護部品を使用する必要はありません。ソリッドステートリレーを真空ポンプの電源ラインに接続して、全自動真空ポンプのスタートストップ制御を実現
し、真空ポンプの寿命を大幅に延ばすことができます。

無電圧コンタクト
Additel Catalog

ADT783 内蔵の 3 方向ソレノイド・バルブ・ドライブは、外部電源なしで外部絶縁バルブを直接制御できます。 複数のアイソレー
ションバルブの組み合わせアプリケーションにより、テストシス
テムの柔軟性が大幅に向上します。3 つの非接触リレー出力を使用して、デバイスのアラーム出力を実現し、外部デバイスをトリガーするためにも使用できます。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

332024/06/21

33

10:55:03

Pressure Calibration Equipment

圧力仕様
型名

ADT783-D

ADT783-1K

ADT783-3.6K

250 kPa(36 psi )7 MPa(1000 psi)

25 MPa(3600 psi)

-99 kPa(-14.35 psi )-99 kPa(-14.35 psi )-99 kPa(-14.35 psi )0.015%FS (DP2-DP5)
0.025%FS (DP10-DP1K)

0.01%FS 又は 0.007%FS 又は
0.008%RD

0.01%FS 又は 0.007%FS 又は
0.008%RD

0.05%FS (DP2-DP5)
0.02%FS (DP10-DP1K)

0.02%FS 又は 0.01%FS 又は
0.01%RD

0.02%FS 又は 0.01%FS 又は
0.01%RD＜ 0.003%FS, 代表値 0.001%FS＜ 0.003%FS, 代表値 0.001%FS＜ 0.003% FS, 代表値 0.001%FS＜ 10 秒＜ 10 秒＜ 10 秒

差圧

ゲージ圧

ゲージ圧

別売

別売

別売

2

2

2

内部モジュールの最大圧力制御範囲-100 ~ 250 kPa(-14.5 ~ 36 psi )-100 ~ 7 MPa(-14.5 ~ 1000 psi)

-100 ~ 25 MPa(-14.5 ~ 3600 psi )内部モジュールの最小圧力制御範囲±2.5 kPa(±10 inH20)±70 kPa(±10 psi)-100~1 MPa(-15 psi ~ 150 psi )最大 Hi-Lo レンジ比

NA

20:1

NA

レンジ切替モード

固定又は自動固定又は自動固定又は自動外部エアー源外部エアー源外部エアー源400 kPa

8 MPa

280 MPa

高速 , 標準 , カスタム

高速 , 標準 , カスタム

高速 , 標準 , カスタム

最大オーバーシュート＜ 1%FS＜ 1%FS＜ 1%FS

最大負荷容量1000 mL

1000 mL

1000 mL

別売

別売

別売

6 mm Festo

1/4 BSP M

1/4 BSP M

エアー供給源ポート : 1 MPa
バキューム源ポート : 500 kPa

エアー供給源ポート : 14 MPa
バキューム源ポート : 500 kPa

エアー供給源ポート : 30 MPa
バキューム源ポート : 500 kPa

サポート

サポート

サポート

仕様
最大圧力レンジ
最小圧力レンジ[1]

製品精度 [2]
精度

[3]

制御安定度

[4]

制御応答時間[5]圧力の種類
ゲージ圧 / 絶対圧の切替[6]

交換可能な圧力モジュールベイ

供給圧

[7}

最大供給圧

[8]

制御モード

汚染防止システム (CPS)
圧力ポート
エアー供給源ポートの安全圧力制限
ポートフィルター

[10]

[9]

Additel Catalog[1] 最小負圧制限は、100 kPa の大気圧値を前提にしています。
[2] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補正が含まれます。
[3] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、参照標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償が含まれます。K = 2[4] 0.001%FS 制御の安定性を達成するために、構成および圧力レベルに応じて、所望の圧力での追加の安定化時間が必要な場合があります。
[5] エアー圧は、外部負荷ボリューム 50ml、20% ステップ、および 0.005%FS の安定性に達するまでの時間でテストされます。
[6] 基準大気圧モジュールを取り付けた後、ユーザーはゲージ圧または絶対圧力を選択できます。
[7] ガスとは、清潔で乾燥した窒素またはエアーを指します。
[8] 最良の制御効果を得るには、エアー源圧力を内圧制御モジュールの最大範囲の約 110% または 100 kPa のいずれか大きい方に調整する必要があります。
[9] エアー源の入口圧力が安全限界を超えないようにするために、エアー源の出口に適切な圧力安全弁を設置することをお勧めします。
[10] すべての圧力ポートには 40~100μm のフィルターが取り付けられています

34

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

342024/06/21

10:55:03

Pressure Calibration Equipment

ADT783 圧力モジュール仕様
以下の表は、ADT783 圧力コントローラのフロント・ベイに簡単に取り付けられるように設計された ADT151 モジ
ュラー圧力センサに関する情報を示しています。当社の差圧 (DP) および連成圧 (CP) モジュールの精度仕様には、
直線性、ヒステリシス、再現性、温度補償、年間ドリフトが含まれ、製品精度仕様には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。DP 型ゲージと CP 型ゲージの両モジュールはゼロドリフトの影響を軽減するためコントローラにより時々ゼロ調整することができます。仕様は 15°C~35°C まで有効です。 これらの圧力モデルは毎年校正することをお勧めします。
ADT783-1K / 3.6K 用の標準連成圧

型名

圧力モジュール

1st レンジ連成圧[1]

2nd レンジ

媒体

ADT151-XX-CP3.6K(-0.1~25) MPa/(-15~3600) psi(-0.1~10) MPa/(-15~1500) psi

G,L

ADT151-XX-CP3K(-0.1~20) MPa/(-15~3000) psi(-0.1~10) MPa/(-15~1500) psi

G,L

ADT151-XX-CP2K(-0.1~14) MPa/(-15~2000) psi(-0.1~7) MPa/(-15~1000) psi

G,L

ADT151-XX-CP1K(-0.1~7) MPa /(-15~1000) psi(-0.1~3.5) MPa/(-15~500) psi

G,L

ADT151-XX-CP500(-0.1~3.5) MPa /(-15~500) psi(-0.1~2) MPa/(-15~300) psi

G,L

ADT151-XX-CP300(-0.1~2) MPa /(-15~300) psi(-0.1~1) MPa/(-15~150) psi

G,L

ADT151-XX-CP150(-0.1~1) MPa/(-15~150) psi(-0.1~0.4) MPa/(-15~60) psi

G,L

ADT151-XX-CP100(-0.1~0.7) MPa /(-15~100) psi(-0.1~0.35) MPa/(-15~50) psi

G,L

ADT151-XX-CP50(-0.1~0.35) MPa /(-15~50) psi(-0.1~0.2) MPa/(-15~30) psi

G,L

ADT151-XX-CP35(-0.1~0.25) MPa /(-15~35) psi(-0.1~0.1) MPa/(-15~15) psi

G,L

ADT151-XX-CP30(-0.1~0.2) MPa /(-15~30) psi(-0.1~0.1) MPa/(-15~15) psi

G,L

ADT151-XX-CP15(-0.1~0.1) MPa /(-15~15) psi(-0.07~0.07) MPa/(-10~10) psi

G,L

製品精度 [2](%FS)

精度 [3] [4]（% FS）

0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)
0.007(0.01)

0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)
0.01(0.02)

推奨コントローラ
互換性
ADT783-3.6K 専用
ADT783-3.6K 専用
ADT783-3.6K 専用
両方
両方
両方
ADT783-1K 専用
ADT783-1K 専用
ADT783-1K 専用
ADT783-1K 専用
ADT783-1K 専用
ADT783-1K 専用

ADT783-D 差圧モジュール

型名
ADT151-XX-DP1K
ADT151-XX-DP800
ADT151-XX-DP400
ADT151-XX-DP300
ADT151-XX-DP200
ADT151-XX-DP150
ADT151-XX-DP100
ADT151-XX-DP50
ADT151-XX-DP30
ADT151-XX-DP20[5]差圧

1st レンジ [1](-100~250) kPa(-400~1000) inH2O(-100~200) kPa(-400~800) inH2O(-100~100) kPa(-400~400) inH2O(-70~70) kPa(-300~300) inH2O(-50~50) kPa(-200~200) inH2O(-35~35) kPa(-150~150) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-12.5~12.5) kPa(-50~50) inH2O(-7.5~7.5) kPa(-30~30) inH2O(-5~5)kPa(-20~20)inH2O

2nd レンジ(-100~100) kPa(-400~400) inH2O(-100~100) kPa(-400~400) inH2O(-50~50) kPa(-200~200) inH2O(-35~35) kPa(-150~150) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-12.5~12.5) kPa(-50~50) inH2O(-7.5~7.5) kPa(-30~30) inH2O(-5~5) kPa(-20~20) inH2O(-2.5~2.5)kPa(-10~10) inH2O

測定の種類

媒体

製品精度 [2] [3](%FS)

精度 [4]（% FS）

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

差圧

G

0.015

0.02

[1] すべての圧力モジュールの過負荷圧力は 150%FS であり、モジュールのバースト圧 :DP20 / DP 10 / DP5 / DP2:10 kPa、DP100 / DP50 / DP30:100 kPa、
DP400 / DP300 / DP200 / DP150:400 kPa、DP800 / DP1000:1000 kPa[2] FS はレンジのフルスパンに適用されます。
[3] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[4] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、参照標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償が含まれます。 K = 2[5] 推奨校正期間は 180 日です。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

352024/06/21

Additel Catalog[1] すべての圧力モジュールの過負荷圧力は 110%FS であり、バースト圧は 200%FS、CP150 のバースト圧は 130%FS です。
[2] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[3] FS はレンジのフルスパンに適用されます。
[4] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、参照標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償が含まれます。 K = 2[5] CP2K、CP3K、CP3.6K は密閉型ゲージ圧です。

35

10:55:03

Pressure Calibration Equipment

ADT783-1K / 3.6K 高精度連成圧ゲージ圧力モジュール仕様

製品精度 [3] [ 4]

精度 [5] [6]

推奨コントローラ
互換性

[2]

媒体

(-0.1~25) MPa(-15~3600) psi(0~25.1) MPa(0~3615) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
ADT783-3.6K 専用
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT151-01RD-CP3KM(-0.1~20) MPa(-15~3000) psi(0~20.1) MPa(0~3015) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
ADT783-3.6K 専用
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT151-01RD-CP2KM(-0.1~14) MPa(-15~2000) psi(0~14.1) MPa(0~2015) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
ADT783-3.6K 専用
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT151-01RD-CP1.5KM(-0.1~10) MPa(-15~1500) psi(0~10.1) MPa(0~1515) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
ADT783-3.6K 専用
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT151-01RD-CP1KM(-0.1~7) MPa(-15~1000) psi(0~7.1) MPa(0~1015) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

両方

ADT151-01RD-CP500M(-0.1~3.5) MPa(-15~500) psi(0~3.6) MPa(0~515) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

両方

ADT151-01RD-CP300M(-0.1~2) MPa(-15~300) psi(0~2.1) MPa(0~315) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

両方

ADT151-01RD-CP150M(-0.1~1) MPa(-15~150) psi(0~1.1) MPa(0~165) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

両方

ADT151-01RD-CP100M(-0.1~0.7) MPa(-15~100) psi(0~0.8) MPa(0~115) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT783-1K 専用

ADT151-01RD-CP50M(-0.1~0.35) MPa(-15~50) psi(0~0.45) MPa(0~65) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT783-1K 専用

ADT151-01RD-CP35M(-0.1~0.25) MPa(-15~35) psi(0~0.35) MPa(0~50) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT783-1K 専用

ADT151-01RD-CP30M(-0.1~0.2) MPa(-15~30) psi(0~0.3) MPa(0~45) psi

G,L

0.008% 読み値 又は 0.004% FS 0.01% 読み値又は 0.005% FS
どちらか大きい方
どちらか大きい方

ADT783-1K 専用

型名

ゲージ圧レンジ

ADT151-01RD-CP3.6KM[1]

絶対圧レンジ[1] すべての圧力モジュールの過負荷圧力は 110%FS であり、バースト圧は 200%FS、CP150M の破裂圧力は 130%FS です。
[2] 絶対圧は、基本的なゲージ圧モジュールとオプションの大気圧モジュールの合成によって測定されます。
[3] FS は正の範囲を指し、負圧部分の精度は正圧部分の精度と同じです。
[[4] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[5] 負圧の精度は、-100 kPa の最大誤差が 100 kPa の最大許容誤差に等しいなど、正圧の精度に等しくなります。
[6] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、参照標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償が含まれます。 K = 2[7] CP2KM,CP3KM,CP3.6KM は密閉型ゲージ圧です。

Additel Catalog

大気圧モジュール

36

測定仕様

型名 [1]

絶対圧レンジ

精度

ADT151-BP(60~110) kPa±22 PaADT151-BPH(60~110) kPa±10 Pa[1] 大気圧モジュールはオプションです。大気圧モジュールを挿入した後、コントローラはゲージ単位と絶対圧単位との間で切り替えることができます。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

362024/06/21

10:55:04

Pressure Calibration Equipment

一般仕様
仕様
電源仕様

詳細
電源 : AC100~240 V, 50/60 Hz
フーズ : T3.15A 250V AC
最大消費電力 : 150W
筐体寸法 : (440(W) × 133(H) × 380(D) mm)

寸法 / 重量

ラックマウント寸法 : 3U-19” ラック , 横置き
本体重量 : 16.9 kg
圧力モジュール重量 : 0.5 kg
動作温度範囲 : 10℃ ~50℃
保管温度範囲 : -20℃ ~70℃
動作時湿度 : 5%RH~95%RH, 結露しないこと
高度 ( 動作時 ): <2000 m
侵入保護 : IP20, 室内使用のみ

環境

振動レベル : 2 G
衝撃強度 : 4 G
ウォームアップ時間 : 15 分
基準適合

マシンの落下高さ : 250 mm
CE, UKCA
RS232, USB-A*2, LANWIFI、Bluetooth、GPIB、マウス、キーボード、その他の周辺コンポーネントは、USB ポートに基づいて拡通信張できます。
SCPI コマンドセットは ADT780、PACE5000/6000、DRUCK DPI520 と互換性があり、ユーザーがカスタ
マイズ可能
3 チャンネル外部ドライブバルブ、ロック付きグリーン端子コネクタ

外部駆動バルブポート

最大駆動能力 24 V / 12 W, 最大 30 V
CPS 汚染防止装置に割り当てられた 1 つのチャネル、残りの 2 つのチャネル、ユーザーは外部真空ポンプと外部アイソレーションバルブを制御するために使用できます。

I/O アラームポート

3 チャンネル、ロック付き緑色端子コネクタ
無電圧 No/Nc リレー、最大電流容量 :24 V / 0.5 A、最大 30 V
1 チャネル、ロック付き緑色端子コネクタ

圧力スイッチテストポート

最大負荷 24 V / 0.1 A 最大 30 V
メカニカルスイッチ、電子スイッチテストをサポート
7 インチの静電容量式タッチスクリーン、1280 * 800 解像度、反射パネル、黒、白の背景色をユーザーが選
択可能

ディスプレイ

通信更新速度 : 毎秒 10 回
ディスプレイのリフレッシュレート : 毎秒 5 回
圧力値最大表示 :+ 9999999、表示桁は調整可能です。

外部圧力制御モジュール
内部圧力制御モジュールポート
無償保証期間キャビンドアを開くと、モジュールを安全に取り外すために圧力が自動的に解放されます。
キャビン内には、左から右へ高圧モジュールベイ、低圧モジュールベイ、大気圧モジュールベイの、3 つのベイがあります。
1 年間
すべてのホースとフィルター ( 空気圧式および油圧式 ) の推定寿命 (EOL) は約 10 年です。摩耗や損傷の最初の兆候が見られたら交換する必要があります。

Additel Catalog

ホースとフィルターの寿命

測定専用

メイン画面

システム設定Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

372024/06/21

37

10:55:04

Pressure Calibration Equipment

オーダー情報ご発注型名 ( 本体のみ - 圧力モジュール別 )型名：

ADT783

ADT783 本体

ADT783-D
ADT783-1K
ADT783-3.6K

ADT151 大気圧 モジュール
ADT151 低圧モジュール
ADT151 高圧モジュール

ADT151 圧力モジュール選択ガイド
型名

ADT783-D

高圧モジュールベイ

注記

低圧モジュールベイ

ADT151-XX-DP30~DP1K

DP30 から DP1K の範囲
内のモジュールを少なく
とも 1 つ、高圧 モジュール ベイに取り付ける必要があります。

ADT151-XX-DP20-DP1K

CP50 から CP1K の範囲
内の少なくとも 1 つのモ
ジュールを高圧 モジュール ベイに取り付ける必要があります。

ADT783-1K

ADT151-XX-CP50~CP1K

ADT783-3.6K

CP2K から CP3.6K の範
囲内のモジュールを少なADT151-XX-CP2K~CP3.6K くとも 1 つ、高圧 モジュー ADT151-XX-CP150-CP3.6K
ル ベイに取り付ける必要があります。

ADT151-XX-CP15-CP1K

注記

大気圧モジュ
ールベイ

注記

低圧 モジュール ベ
イは空のままにしておくことができます
詳細については、が、低圧モジュール
ADT151-BP ADT151 大気圧を取り付ける場合は、
ADT151-BPH 仕様表を参照し取り付けた高圧モジてください。
ュールよりも範囲を小さくする必要があります。

ご発注型名 ( 圧力モジュール )

ADT15101

ADT151CP3.6K

精度 :内部モジュール仕様

01 = 0.01% フルスパン

表を参照

BP

型名 :
ADT151-BP (±22 Pa)

01RD = 0.01% 読み値

ADT151-BPH (±10 Pa)

02 = 0.02% フルスパン
ADT151-BP

Additel Catalog

ADT151-01-CP3.6K

38

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

382024/06/21

10:55:05

型名

数量

AC 電源コード(10 A 250 V)

画像

汎用別売アクセサリ
型名

詳細

1本

9050

USB ~ 232 ケーブル

ISO17025 認定校正証明書

1通9055-1

USB ~ Bluetooth モジュール

緑色の端子プラグ( スイッチテスト用 )2個

9055-2USB ~ WIFI モジュール

9053

USB ~ GPIB ケーブル

9050-EXT

RS232 通信ケーブル

O- リング 3.5 × 1.5

10 個(ADT151 用 )画像

Festo プラグ
(6 mm)( ADT783-D のみ )2個

シリコンチューブ
最大圧力 120 kPa(ADT783-D のみ )

0.3 m
3本

9245

ラックフランジアセンブリ

ポリウレタンチューブ
最大圧力 700 kPa(ADT783-D のみ )

1.5 m
2本

9055

緑色の端子プラグ

ADT100-BARB-FESTO(ADT783-D のみ )

2個

9060

ADT161 圧力モジュール接続ケーブル

標準ベントアッセンブリー（ベントバルブ付きプラグ )( ADT783-1K/3.6K のみ )

1個
9054

ADT151 の校正フィクチャ(1/4BSP オスフィッティング付き
アダプタベース、RS232 / 電源ケーブル、9V アダプタ、校正ソフ
トウェアを含む )1.5 m フレキシブルホース , 100 MPa, 1/4BSP
メス から 1/4BSP メス(ADT100-HTK-15K-BSPF4-BSPF4, ADT783-1K/3.6K
のみ )Pressure Calibration Equipment

標準アクセサリ1本

アダプタ , 1/4NPT オス から 1/4BSP メス(ADT100-NPTM4-BSPF4)

1個

アダプタ , 1/4NPT オス から 1/4BSP オス(ADT100-NPTM4-BSPM4 ）1個

吐出圧接続用アクセサリ

000-059908-本文.indd

詳細

画像

9240A
（ADT783-D のみ )80 ml エアチャンバー内蔵ゲージホルダー

ADT121-X

外部マニフォールド

1650700087

クイックコネクタ (6 mm)

1650800039

ポリウレタンチューブ(6 mm× 1.5 m )ADT108-KIT

汚染防止システム(ERP#:1650800039 ポリウレタンホース 700 kPa、最大長さ 1.5m、アダプター、6mm Festo 〜 1/4BSP F
を含む )Additel Catalog

型名

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

39

39

内部液体を外部容器に排出するために、
ベントポートまたは排気ポ
ートにこの
2 つの部品が必要です

2024/06/21

10:55:15