スペックシート
デジタル指示導電率計
AER-102- ECH (高濃度)・48×96mm 角，パネルマウントタイプ
・防滴・防塵構造「IP66 対応」(前面パネル)
・電源電圧 24VAC/DC に対応 (指定仕様)
・接点出力 2 点(標準)，追加 2 点(オプション)・比例制御対応 最大 4 接点
・通信(RS-485)を介して，各種設定・校正操作が可能 (オプション)
・伝送出力 2 点(オプション)
製品名型 名

デジタル指示導電率計
AER - 1 0
入力点数

22-EC

H,2点
4 極式導電率センサ (温度素子 Pt100) (*1)
入 力
EC
4 極式導電率センサ (温度素子 Pt1000) (*1)
濃 度
H
高濃度
100～240 V AC (標準)
電源電圧
124 V AC/DC (*2)
C5
シリアル通信 RS-485
オプション
EVT3
EVT3, EVT4 出力 (接点出力 3, 4)TA2
伝送出力 2 点 (*3)(*1) : 入力の温度仕様は，ご注文時に指定された仕様です。
(*2) : 電源電圧は 100～240 V AC が標準です。
24 V AC/DC をご注文の場合のみ，ECH の後に[1]を記述しています。
(*3) : 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合，EVT1 は付加されません。
測定範囲(定格目盛)

入 力

導電率

導電率

目盛範囲
0.00～20.00 mS/cm
0.0～200.0 mS/cm
0.0～500.0 mS/cm
0～500 mS/cm
0.000～2.000 mS/cm
0.000～5.000 mS/cm
0.00～50.00 mS/cm
0～2000 S/cm
0～5000 S/cm
0.000～2.000 S/m
セル定数 0.00～20.00 S/m
1.0/cm
0.00～50.00 S/m
0.0～50.0 S/m
0～2000 mS/m
0.000～5.000 S/m
0.0～200.0 mS/m
0.0～500.0 mS/m
0.0～20.0 g/L
0～200 g/L
0～500 g/L
0～2000 mg/L
0～5000 mg/L

分解能0.01 mS/cm
0.1 mS/cm
0.1 mS/cm
1 mS/cm
0.001 mS/cm
0.001 mS/cm
0.01 mS/cm
1 S/cm
1 S/cm0.001 S/m
0.01 S/m
0.01 S/m
0.1 S/m
1 mS/m0.001 S/m
0.1 mS/m
0.1 mS/m
0.1 g/L
1 g/L
1 g/L
1 mg/L
1 mg/L

導電率ゼロ調整
係数の設定範囲-2.00～2.00-20.0～20.0-50.0～50.0-50～50-0.200～0.200-0.500～0.500-5.00～5.00-200～200-500～500-0.200～0.200-2.00～2.00-5.00～5.00-5.0～5.0-200～200-0.500～0.500-20.0～20.0-50.0～50.0-2.0～2.0-20～20-50～50-200～200-500～500

繰り返し性

直線性

指示精度
導電率校正
温度校正
接点出力

伝送出力 1

自己診断機能温度補償範囲
周囲温度
周囲湿度
電 源
(いずれか指定)
構 造

保護構造
適合規格
外形寸法
質 量

0.0～200.0 mS/cm
0.1 mS/cm-20.0～20.0
0.0～500.0 mS/cm
0.1 mS/cm-50.0～50.00～2000 mS/cm
1 mS/cm-200～200
0.00～20.00 S/m
0.01 S/m-2.00～2.00
セル定数0.00～50.00 S/m
0.01 S/m-5.00～5.00
導電率10.0/cm
導電率
0.0～200.0 S/m
0.1 S/m-20.0～20.00～200 g/L
1 g/L-20～200～500 g/L
1 g/L-50～500～2000 g/L
1 g/L-200～200
海水塩分換算0.00～4.00 %0.01 %-0.40～0.40
NaCl 塩分換算
0.00～20.00 %0.01 %-2.00～2.00
温 度(*) Pt100 または Pt1000 0.0～100.00.1(*): 温度入力の表示において小数点位置選択可能
導電率: 測定レンジスパンの 0.5 %塩分換算 : 測定レンジスパンの 1 %TDS 換算 : 測定レンジスパンの 1.5 %導電率: 測定レンジスパンの 0.5 %塩分換算 : 測定レンジスパンの 1 %TDS 換算 : 測定レンジスパンの 1.5 %温 度: ±1導電率ゼロ調整係数の設定範囲: 測定範囲の項目参照
校正範囲 : -10.0～10.0
リレー接点 : 1a
制御容量 : 3 A 250 V AC (抵抗負荷) 1 A 250 V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 : 10 万回出力動作 : P 動作，ON/OFF 動作
導電率，温度，MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
(工場出荷時: 導電率)
伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 1 は 4 mA DC 固定となる。
伝送出力量をバーグラフ表示可能。
分解能: 12000
電 流: 4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度 : 伝送出力 1 スパンの±0.3 %以内
ウォッチドッグタイマで CPU を監視し異常時は計器を初期状態にする｡
0.0～100.00～50
35～85 %RH（ただし，結露しないこと）
AER-102-ECH : 100～240 V AC 50/60 Hz
許容変動範囲: 85～264 V AC
AER-102-ECH 1 : 24 V AC/DC 50/60 Hz
許容変動範囲: 20～28 V AC/DC
制御盤埋込方式 (適合パネル厚み 1～8 mm)
ケース: 難燃性樹脂 色: 黒
パネル: メンブレンシート
防滴・防塵構造 : 前面部 IP66
過電圧カテゴリ ，汚染度 2(IEC61010-1)
RoHS 指令対応
W48×H96×D110 mm ケース奥行: 98.5 mm(パネルマウント時)
約 280 gシリアル通信[オプション: C5]

外部コンピュータから次の操作を行う。
(1) 各種設定値の読み取りおよび設定。
(2) 導電率，温度，状態の読み取り。
(3) 機能の変更，調整。
(4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定
1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 Ω 以内
ケーブル長
(終端抵抗：無しまたは両側に 120 Ω 以上)
通信回線
EIA RS-485 準拠
通信方式
半二重通信通信速度
9600, 19200, 38400 bps をキー操作により選択
同期方式
調歩同期式
符号形式
ASCII，バイナリ
通信プロトコル
神港標準，MODBUS ASCII，MODBUS RTU をキー操作により選択
データビット8 ビット/無し，7 ビット/無し，8 ビット/偶数，7 ビット/偶数/パリティ
8 ビット/奇数，7 ビット/奇数 をキー操作により選択
ストップビット
1 ビット，2 ビット をキー操作により選択
エラー訂正
コマンド再送エラー検出
パリティチェック
チェックサム(神港標準プロトコル)
LRC(MODBUS プロトコル ASCII)
CRC-16(MODBUS プロトコル RTU)
データの構成通信プロトコル
神港標準
MODBUS ASCIIMODBUS RTU
スタートビット
1 ビット
1 ビット
1 ビット
データビット
7 ビット
7 ビット(8 ビット)
8 ビット
選択可能
パリティ
偶数
偶数(無し，奇数)
無し(偶数，奇数)
選択可能
選択可能
ストップビット
1 ビット
1 ビット(2 ビット)
1 ビット(2 ビット)
選択可能
選択可能

EVT3, EVT4 出力(接点出力 3, 4)[オプション: EVT3]
伝送出力 2[オプション: TA2]

接点出力同様導電率，温度，MV の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。
(工場出荷時: 伝送出力 1: 導電率，伝送出力 2: 温度)
伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合，伝送出力 2 は 4 mA DC固定となる。
伝送出力量をバーグラフ表示可能。
分解能 : 12000
電 流: 4～20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度 : 伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内

外形寸法図(単位: mm)

ネジ式取付金具

9648

端子カバー(別売り)

91
106.2

ガスケット

11.5

13092＋0.80

パネルカット図(単位: mm)98.5
104.5(端子カバー取り付け時)

92＋0.80

n×48-3 ＋0.50

横方向密接取付，n: 取付台数

45＋0.50端子配列図GND: 接地(①)
POWER SUPPLY: 電源電圧(② - ③)
EVT1: EVT1 出力端子
(接点出力 1)(⑤ - ⑥)
EVT2: EVT2 出力端子
(接点出力 2)(⑦ - ⑧)
TRANSMIT OUTPUT1: 伝送出力 1 端子(⑪ - ⑫)
1, 2, 3, 4 : 導電率センサ端子(⑬ - ⑭ - ⑮ - ⑯)
E: シールド線端子(⑰)
A, B: 温度補償センサ端子
Pt100(2 線方式), Pt1000(⑱ - ⑲)
A, B ,B : 温度補償センサ端子
Pt100(3 線方式)(⑱ - ⑲ - ⑳)
オプション: C5 付加時
RS-485: シリアル通信
2 個のコネクタは，内部で結線されています。
オプション: EVT3 付加時
EVT3 : EVT3 出力(接点出力 3)
EVT4 : EVT4 出力(接点出力 4)オプション: TA2 付加時
TRANSMIT OUTPUT2: 伝送出力 2 端子(⑤ - ⑥)

202001 J03