仕様■本体型

測定モード：式：EA-5J

最 大 供 給 電 圧：±1200V

マニュアルモード測① イオンバランス測定モード
プレート電圧は平均値表示(20ms毎に測定した値の最大値･最小値を除いた平均値)
0.2s：8ポイントのデータの平均を表示
1s：48ポイントのデータの平均を表示

定

精度：±10% ±1digit (指示値)

インターフェース：USB2.0に準拠
ア ナ ロ グ 出 力：電圧出力(負荷抵抗 20kΩ以上)
プレート電圧 1V/ 出力電圧 1mV(0.001V)
外 部 接 続 端 子：①プレートセンサー信号用コネクタ②高電圧コネクタ(プレートセンサーに高電圧を供給)③USB(Mini-B)端子(データの送信･バッテリー充電：パソコンまたは専用AC/DC電源で使用)④アナログ出力端子(ミニジャック φ3.5)⑤接地(GND)端子(バナナジャック)

5s：248ポイントのデータの平均を表示
10s：498ポイントのデータの平均を表示
測定時間設定(10sec,30sec,60sec,連続)設定した測定時間内の平均値･ピーク値･バレー値を表示② 減衰時間測定モード
プレート電圧表示は平均値表示(20ms毎に5ポイント測定した値の最大値･最小値を除いた平均値)

電

源：内蔵バッテリーによる方式
USB(Mini-B)端子にパソコンまたは専用AC/DCアダプターを接続して使用する方式

減衰時間の表示(Fastモード：0.1sec〜99.9sec,Slowモード：100sec〜300sec)
測定時間設定(10sec,30sec,60sec,120sec,300sec)

最 大 動 作 時 間：約30時間(イオンバランス連続測定時)

極性毎の測定(正負の各極性で減衰時間を測定)

外

測定終了電圧設定(5V〜100Vまで5Vおきに設定可能)

重オートモード(自動測定)形

寸法：117(W)×228(D)×47(H)mm
量：約410g

イオンバランス測定：イオンバランス測定モードで設定した測定時間(連続は120s)内の平均値･ピーク値(最大値)･バレー値(最小値)を記憶
減衰時間測定：減衰時間測定モードで設定した測定時間･測定終了電圧で測定して正負の極性の減衰時間を記憶

228デ ータセ ーブ：測定終了後､[SAVE]ボタンで内部メモリに測定値を記憶(最大1000件)
記憶したデータはUSB(Mini-B)端子よりパソコンに[CSV]形式でダウンロードが可能

表示：

現場でのイオナイザーの点検・チェックに最適
ハンディタイプ・らくらく簡単操作

チャージプレートモニター

EA-5J① LCD表示
電圧･時間を3桁のデジタルで表示
エラー･バッテリー残量･モードの表示
イオンバランス測定時のバーグラフ表示
モード表示(Au,Ma,Pc,ib[IonBalance],±dE[Decay],ERROR)

23

72
117

② LED表示HV OUT：高電圧をプレートに供給しているときに点灯
GND：プレートが接地されているときに点灯＋Decay,−Decay,IB：ボタン内のLEDで測定しているモードを表示
CHARGE：内蔵バッテリーに充電しているときに点灯｡赤(充電中)､緑(充電完了)

47

コントローラー EA-5J
190160150150

高電圧・信号ケーブル（ケーブル長：1.5m）

本体EA-5J27

測定プレートCPM-LPS

プレートセンサー CPM-LPS

本体と測定プレートのセットでのご使用になります。

アナログ出力コード

キャリングケース

USBケーブル

USB ACアダプター

ホームページ http：//www.simcoion.jp
お問い合わせは... e-mail： info@simcoion.jp

シムコジャパン株式会社
本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町1-2-4
TEL：078-303-4651 FAX：078-303-4655

SIMCO JAPAN, INC.
1-2-4, Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe, JAPAN 650-0046
Tel:+81-78-303-4651 Fax:+81-78-303-4655

西 日 本 営 業 〒650-0046 神戸市中央区港島中町1-2-4
TEL：078-303-4651 FAX：078-303-4655
東 日 本 営 業 〒136-0073 東京都江東区北砂1-4-4 1F
TEL：03-5637-7921 FAX：03-5637-7925● 各製品の詳しい資料を用意しております。
弊社営業所又は、販売代理店までお問合せください。
● 弊社製品は予告なくモデルチェンジすることがあります。

● 印刷のため、実際の製品とは多少色調が異なる場合があります。

● 本製品は防爆構造ではありません。
溶剤・可燃性ガス等が存在する「危険箇所」
ではご使用になれません。

〈EA5J2.0〉191220

除電器管理の追求。

The Best and More
チャージプレートモニター

EA-5J～ 除 電 器 管 理 の 追 求 ～EA-5Jは、コンパクトで正確なチャージプレートモニターです。
静電気除去装置の除電性能（除電時間）測定およびイオンバランス電位測定を簡単に行います。
片手でもラクに持てるコンパクトサイズ・軽量なため現場測定に最適です。
静電気除去装置の定期点検、選定、評価等にご使用頂けます。

使用方法

静電除去装置の除電性能(減衰時間)・イオンバランス電位測定

マニュアルモードとオートモードの2つの測定モードを選べます。
マニュアルモードは、個々の測定（減衰時間・イオンバランス）を行う場合に使用するモードです。
オートモードでは、マニュアルモードで設定した測定条件に基づいて、『PLATE CONTROL』ボタンを1回押すだけで、除電性能（減衰時間）・イオンバランスの測定が連続して自動的に行えるモードです。

■マニュアルモード（プラス/マイナス減衰時間測定）
測定開始電圧：1000V
測定終了電圧：100V〜5V（5Vおきの設定可能）特長
・高機能・簡単操作・低価格

・片手でもラクに持てる軽量なコンパクトサイズ
・測定データを本体内部に記録可能

減衰時間測定設定された測定時間・測定終了電圧で＋・－の両極性における減衰時間を測定・記憶します。

❷イオンバランス測定

用途
・イオナイザーの評価及び管理用

OR

❶❸

❺

設定された測定時間の間、連続して測定。
平均値、ピーク値（最大値）、バレー値（最少値）を記録します。

・静電気対策商品の評価用(導電床のストロール法)❺ボタンでマニュアルモード選択

測定時間設定：10秒・30秒・60秒・120秒・300秒の5種類❶測定
開始❷ボタン選択後、❶ボタンを押す（プラス減衰時間測定時）❸ボタン選択後、❶ボタンを押す（マイナス減衰時間測定時）

測定終了❶ PLATE CONTROLボタン■マニュアルモード（イオンバランス電位測定）

・静電気対策の教育用❷ ＋DECAYボタン❸ －DECAYボタン❻ SAVEボタン❺ MODEボタン❶❹測定
開始❺❺ボタンでマニュアルモード選択❹ボタン選択後、❶ボタンを押す❹ IBボタン

測定終了

電源

測定時間設定：10秒・30秒・60秒・連続の4種類
イオナイザーの性能確認・調整に■オートモード（プラスマイナス減衰時間・イオンバランス電位測定）

測定プレート

標準プレートはANSI/ESD-STM3.1-2000に準拠の150mm角プレートです。

アナログ信号出力❶

アナログ出力を標準装備
データーロガーに接続すればイオンバランス振幅も波形で更に見易くなります。

測定開始画面＋減衰時間測定−減衰時間測定

イオンバランス測定

測定終了❶ボタンで測定スタート
アナログ出力
高電圧・信号ケーブル（ケーブル径：1.0cm）

データーロガ−イオンバランス振幅測定

イオンバランス測定

パルスＤＣあるいはＡＣタイプのバーで生成されるイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが交互に生成されるため、帯電物は一旦０Ｖ付近に除電されたあと、プラスとマイナスの帯電を繰り返します。
この電圧の振れをイオンバラ

標準プレートセンサー CPM-LPS
準拠規格
プレート寸法
静電容量
絶縁抵抗
ケーブル長
外形寸法
重量

CPM-LPSANSI/ESD-STM3.1-2000
150 mm × 150 mm
20pF ±2pF
1 × 1014 Ω以上
信号ケーブル･高電圧ケーブル 1500 mm
160（W）×190（D）×26（H）mm
約510g（ケーブル含)

データセーブ・データ転送

オートモードでは、測定終了後、「SAVE」
ボタンを押すことで測定したデータを内部メモリに最大1000件まで記憶出来ます。
また、USBケーブルを使用して、記憶したデータをお使いのパソコンに「CSV」形式でダウンロードすることが出来ます。複数台の静電気除去装置の定期点検が簡単に行え、測定データのパソコンへの入力作業の低減が可能です。

ンス振幅（イオンバランススウィングとも言います）と呼びます。
ＥＡ－５Ｊは、イオンバランスの測定時間内の平均＋V＋側ピークオフセット電圧値、最大値(ピーク値)、最小値(バレー値)を測定します。
一般的にイオンバランス（オフセット電圧）と言えば、このイオンバランス振幅の中心値を指すことが多いですが、上図で示すピークオフセット電圧が高すぎると重大イオンバランス振幅な生産障害を起こすことがあります。そのため、静電気に弱い素子を扱う半導体産業においては、除電時間（ディケィタイム）、イオンバランスと共にこのピークオフセット電圧を管理することも重要です。

−V−側ピークオフセット電圧

最大値（ピーク値）

最小値（バレー値）

平均値