スマート進化。
機能や操作性をよりスマートに進化させた
NEW HAST 装置

新型高精度温湿度プログラムコントローラー搭載
数々の優位性を誇る二槽式構造の HAST 装置。
外部端末でリモート操作！よりスマートに進化。

PC-422R9高加速寿命試験装置（HAST 装置）

PC-R9 series
PC-304R9/422R9

新型高精度温湿度プログラムコントローラーを搭載し、HAST装置としてより高精度な加速評価を実現。また、新型タッチパネルで外部端末と連携した遠隔操作など、よりスマートに機能や操作性を実現しました。

高加速寿命試験装置(HAST装置) PC-R9series
新型コントローラーでより進化
新型高精度温湿度プログラムコントローラー
従来の HAST 装置と比べより高精度な加速評価を実現した温湿度プログラムコントローラーを搭載。操作も対話式タッチキー入力で簡単に設定できます。

遠隔操作も可能
スマートフォンやタブレットの外部端末との連携で、遠隔操作を実現。
多数の装置や広い設置場所も少人数で監視・調整が可能。よりスマー
トに設定操作を実現。（外部端末機に専用アプリケーションソフトをダウンロードしご利用いただけます）

遠隔操作

各種設定も対話式タッチキー入力で簡単
メニュー画面

モニター画面

モニター、トレンドグラフ、モード設定、運転状態をカラーで見やすく表示、試験プログラム、試験名簿登録、その他のメニューが表示。必要なキーにタッチする中の残時間の確認もできます。電源を入れた時のオープニング画面です。と画面が表示されます。

（圧力は標準です）

グラフ表示画面

モード設定画面

プログラムの進行もカラーグラフでひと

運転モード、実行モード、運転操作、STD

更してプログラムパターンを見やすく表表示。必要なキーにタッチすると各詳細目で確認できます。温度・時間目盛を変示。スケーリング機能付。

/HUM 選択、排気モードの各設定画面が設定の画面が表示されます。

警報表示画面

警報作動時の対策表示画面

装備している数々の安全装置を個別に表

警報作動時のその原因、対策方法を表示

い警報の表示がされます。

がら操作することで、警報状態からの復示。作動した警報は、作動時間と共に赤するメッセージ機能を装備。表示を見な帰ができます。

扉の開閉がボタン操作ひとつ、接続作業も楽々

優れた性能を誇る二槽式構造

電動クランプ・スライドトレー方式

試験槽と蒸気発生槽が完全に分離独立に扉を手前に引き出すスライド式トレーを採用。試料の出し入れがされた二槽式構造を採用。両方がひとつのチャンバー内に設置され簡単で、しかも熱い槽内で手作業による出し入れを無くし、オペレている一槽式構造と比べ、試験槽ータの安全を守ります。

( 乾球 ) と蒸気発生槽 ( 湿球 ) との間

扉内面電圧印加端子で及ぼし合う温度影響が少なく広い扉の開閉がボタン操作ひとつで行える電動クランプ方式を採用。更

電圧印加端子を扉の内面に装着。バイアス試験時の試料との接続作業もチャンバーの外側で楽々行えます。
電圧印加端子を 20 端子標準装備。
更に必要に応じオプションで 80 端子まで、増設可能です。

試験槽と蒸気発生槽が完全に分離独立した２つのチャンバーで構成

圧力安全弁

有効寸法と、幅広い使用湿度範囲を実現。また、強度的に効率の良い丸型チャンバーを使用。有効エリヤを最大限に拡大、活用しています。

圧力計

センサー

試験槽（乾球）熱伝導板
試験槽ヒーター
蒸気発生槽（湿球）
蒸気発生槽ヒーター

空気抜弁
センサー
排水弁

目的に応じた制御方式・排気モード選択
２つの制御方式
２．飽和制御１．不飽和制御
結露を防止し、65 〜 100％RH まで任意に湿度が設定できる不飽和試験モードです。定値運転だけでなく標準装備のプログラム機能と組み合わせ、立上がり立下がりの勾配設定、湿度制御も可能です。IEC 60068-2-66

100％RH の飽和試験専用モードです。立ち上がりから 100％RH を維持し、濡れる飽和試験とも呼ばれ試料に結露が発生します。従来の飽和型プレッシャークッカーに対応した試験が可能です。

及び C60068-2-66 で定められている試験条件を満足することができます。

３つの排気モード
１．湿度維持徐冷モード

試験時間

試験終了後、槽内温度 100℃以下、槽内圧力「0MPa」になるまで試験温度試験湿度を維持しながら徐冷します。急激な排気を行うことによ

試験湿度って、試料に与える圧力ストレスや乾燥を防止。また、途中取り湿度維持徐冷

槽内温度 100℃まで自然冷却

試験圧力出しの影響を最小限に抑えた精度の高い試験が行えます。
２．保湿冷却モード

試験時間

試験終了後、試験槽内圧力が「0MPa」になるまで排気は行わずフ

試験温度

ァンにより空冷をする機構を採用。圧力ストレス・乾燥を最小限に試験湿度抑えながら、湿度維持徐冷に比べ短時間での冷却が可能です。

槽内圧力 “0MPa”

保湿冷却時間
槽内圧力 “0MPa” まで
冷却ファンにより空冷

試験圧力

３．急速排気モード

試験時間

試験終了後、すぐに排気弁を開き、短時間に排気・排湯を行います。

槽内圧力 “0MPa”

急速排気時間

試験温度

試験終了から取り出しまで最短時間で行えます。圧力ストレスなど

槽内圧力 “0MPa” まで
急速排気

試験湿度あまり問題としない試料に適しています。また、飽和型プレッシャ

試験圧力ークッカーとの互換性も得られます。

槽内温度 100℃まで
試験湿度維持槽内圧力 “0MPa”

汚れ付着防止、洗浄性に優れたチャンバー

クリーニングモード搭載

ステンレス SUS316L の表面に平滑化と光沢を与える電解研磨処理を従来の定値運転・プログラム運転に加え、オートクリーニング運転が施しました。耐食性の向上はもとより汚れの付着防止除去洗浄性に可能になりました。クリーニングモードを選択しスタートボタン ONも優れたチャンバーです。槽内汚染の影響を最小限に抑えます。

で槽内の洗浄に有効な条件でクリーニング運転を開始します。

電解研磨処理従来品

運転記録を外部メモリへ保存
温度・湿度・圧力の運転記録を USB 等の外部メモリへ保存可能。記録計などオプションが無い場合でも運転記録を残すとこが可能です。

希望時間に運転スタート！自動スターター

冷却タンクで安全排水

月日時間設定の自動スターターを標準装備。希望の終了時間に合わせ試験終了後の熱排水は、標準装備の冷却タンクで冷却後安全に排水さてスタート時間を指定することができます。

れます。排水用配管は、耐熱性塩ビ配管 (JISK6776) も使用可能です。

RS-485 通信機能
集中監視・集中管理を実現

PC-R9 シリーズのネットワークシリーズに通信インターフェース (RS-485) を装備。パソコンからの操作が１台目

２台目

３台目

１６台目可能です。また、最大 16 台までの試験器を１台のパソコンで、集中管理ができるネットワークシステムを実現。既にご利用頂いている PC-R8/R8D シ
リーズでも本体のバージョンアップでもネットワーク対応となります。

管理・プログラム編集も簡単操作

試験条件の設定、試験状態の把握、試験終了日時の確認やトラブル状態の交換器把握など、あらゆる作業が一括で行えます。また、Windows の専用ソフトでプログラム編集をはじめとするデータ処理が簡単に行えます。詳しくは、弊社までお問い合せください。※Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

※２〜１６台接続の場合は、機器間の通信をRS-485に変換する必要があります。詳しくは弊社までお問い合せください。

主な規格・仕様型

PC-304R9式

外寸法

試験槽寸法

φ300×D373 ㎜ 容量 (26ℓ)

重量（約）

260 ㎏

有効内寸法
電源

ヒーター容量
運転モード

温度

温度制御精度

φ420×D485 ㎜ 容量 (67ℓ)
φ340×D475 ㎜ 容量 (40ℓ)
280 ㎏

単相 AC 200V 50/60 Hz 2.3kW

単相 AC 200V 50/60 Hz 3.0kW

試験槽 0.6kW

試験槽 1.3kW

蒸気発生槽 1.5kW

蒸気発生槽 1.5kW

プログラム運転モード、定値運転モードの 2 種類
150 パターン、1500 ステップ (Max)HUM ( 不飽和 ) / STD ( 飽和 ) 試験モードの２種類

試験モード

使用温度範囲W710×D950×H1620 ㎜

φ220×D350 ㎜ 容量 (12ℓ)

プログラム運転
温度制御方式PC-422R9

W710×D950×H1620 ㎜

PID 制御・SCR 駆動

105.0 〜 151.4℃ (at 100%RH)

110.0 〜 140.0℃ (at 85%RH)

118.0 〜 162.5℃ (at 65%RH)±0.5℃ (at 100%RH)

圧力時間±1.0℃ (at 85%RH)

使用湿度範囲湿度制御精度
使用圧力範囲容器の種類

65 〜 100%RH±3%RH (at 85%RH)

0.019 〜 0.393MPa

連続 500 時間可能

時間設定範囲

1 分 ~999 時間 59 分

瞬時停電補償排気モード

電圧印加端子約4秒

約 70 分 ( 室温から 120℃ / 85%RH までの到達時間 )EXHT MODE 選択スイッチ モード 1：湿度維持徐冷モード / モード 2：保湿冷却モード / モード 3：急速排気モード
20 本 ( 印加電圧：125V トータル 30W 以内 )タイムシグナルタイムシグナル信号端子

非常停止

非常停止スイッチ

缶体材質

給水タンク内蔵、蒸気発生槽に初期自動給水

扉開閉操作

付属品

4点

ステンレス SUS316L ( 電解研磨仕上げ )給水方式

安全・警報機能

0.019 〜 0.208MPa

小型圧力容器構造規格

使用時間範囲温度上昇時間118.0 〜 150.0℃ (at 65%RH)±0.5℃

温度分布精度
湿度105.0 〜 133.3℃ (at 100%RH)

110.0 〜 157.5℃ (at 85%RH)

モーター駆動、クランプ締め方式、前面扉引き出し構造
圧力安全弁、過圧防止・過熱防止・空焚防止機構、給水異常検知機構、漏電ブレーカー (O.C 付 )、ヒーター専用ブレーカ、ヒューズ、温度ヒューズ、設定値ロック機構、熱排水処理機構、シーケンスコントローラ自己診断機構、陰圧防止機構、扉安全機構 ( 運転時ドアロック機構、扉開閉確認機構 )排水ホース２本 / 給排水ホース 1 本 / 給水用補助タンク 1 個 / フタパッキン 2 本、電源スイッチキー 2 個 / 電源コード 1 本 / 製品保証書 、試験成績表、小型圧力容器明細書、アンケートハガキ ( 各 1 部 ) / 取扱説明書、簡易操作説明書、自主検査確認書 ( 各 1 部 )※ 外寸法には突起部分の寸法までは含まれておりません。 ※ 性能値は周囲温度が常温、試験槽内は空状態の値です。 ※ 空気残留・外部加圧モードは、特注品として製作も可能です。

Option オプション■通信ソフト１台のパソコンで最大 16 台まで集中的に管理・監視ができます。

■試料観察窓■記録計

窓径φ50、槽内照明付

温度・湿度・圧力記録計
温度・温度記録計
チャートレスタイプ■バスケット・PC-304R9
W172×D346×H30mm・PC-422R9
W252×D410×H30mm■槽内試験台（ボートラック）■高抵抗測定端子( 測定電線 )

特注仕様も製作可能です。
ご相談ください。

マイグレーションテスターと組合せて絶縁抵抗の自動測定が可能。

■電圧印加端子■３段棚

304R9 は 60 端子 ( 標準 20 端子含む ) まで、422R9 は 80 端子( 標準 20 端子含む ) まで増設可能。

フレーム寸法・PC-304R9
W264×D350×H135mm
・PC-422R9
W370×D412×H215mm■蒸気発生槽直接給水機構

蒸気発生槽内へ、工場の純水配管から直接給水が行えます。

■ポリタンク自動注水機構

工場の純水配管から本体内蔵の給水タンクへ自動注水が行えます。
※仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。

代理店

http://www.hirayama-hmc.co.jp/
本社 〒344-0014

大 阪 支 店 〒530-0043

仙台事務所 〒983-0833
福岡事務所 〒812-0007
サービスセンター 〒344-0014

ISO 13485 認証取得
本社 / サービス / 工場

埼玉県春日部市豊野町2-6-5

TEL. 048-735-1241 FAX. 048-733-2384

仙台市宮城野区東仙台2-12-43-101

TEL. 022-296-3677 FAX. 022-296-3688

大阪市北区天満4-9-1

福岡市博多区東比恵4-5-7 (ヤガミ福岡ビル)
埼玉県春日部市豊野町2-6-5

TEL. 06-4800-0025 FAX. 06-4800-0062

TEL. 092-433-3031 FAX. 092-471-6870
TEL. 048-735-1222 FAX. 048-733-2384

D20.03.50HIR