SE シリーズ

スペックシート

2ch ユニバーサル変換器◆形名(表示機能付)

モデル：

SE2U

SE2U - □ - □ソケット
1: 端子ねじ脱落防止機能
フィンガープロテクト付(Y 端子対応)
2: 丸端子対応
電源電圧
0: 100～240V AC
1: 24V AC/DC◆ ご注文方法
形名をご指定ください。 例: SE2U-1-0
工場出荷時
CH1 入力信号
1～5V DCCH2 入力信号
1～5V DCCH1 出力信号
4～20mA DC
CH2 出力信号
4～20mA DC

測温抵抗体（3 導線式）
入力検出電流 : 約 0.2mA
許容導線抵抗 : 一線あたり 10Ω 以下
バーンアウト : 上方，下方(キー操作により選択)
入力信号
測温抵抗体
入力レンジ

◆ アクセサリ(別 売)
品名形名
RES-S01-050
RES-S01-100
丸端子
RES-S01-200
シャント
RES-S01-01K
抵抗器
RES-S06-050
RES-S06-100
Y 端子
RES-S06-200
RES-S06-01K
コンソール接続用通信ケーブル: CMB-001

仕様50Ω ±0.1%100Ω ±0.1%200Ω ±0.1%
1kΩ ±0.1%
50Ω ±0.1%100Ω ±0.1%200Ω ±0.1%
1kΩ ±0.1%◆ 入力仕様熱電対
入力抵抗: 1MΩ 以上
外部抵抗: 100Ω 以下 但し，B 40Ω 以下
バーンアウト : 上方，下方(キー操作により選択)
入力信号
熱電対
入力レンジ
K

-200 ～ 1370 ℃-328 ～ 2498

J-200 ～ 1000 ℃-328 ～ 1832

R

-50 ～ 1760 ℃-58 ～ 3200

S

-50 ～ 1760 ℃-58 ～ 3200

B

0 ～ 1820 ℃

32 ～ 3308

E-200 ～ 800℃

-328 ～ 1472

T-200 ～ 400℃

-328 ～ 752N

-200 ～ 1300 ℃-328 ～ 2372

PL-Ⅱ

0 ～ 1390 ℃

32 ～ 2534

W5Re/W26Re

0 ～ 2315 ℃

32 ～ 4199

W3Re/W25Re

0 ～ 2315 ℃

32 ～ 4199

最小スパン: 50℃(100)Pt100-200 ～ 850 ℃-328 ～ 1562

JPt100-200 ～ 500 ℃-328 ～ 932

最小スパン: 50℃(100)直流電流 (別売のシャント抵抗器を入力端子間に接続)
入力レンジ
受信抵抗
4～20mA DC
50Ω
0～20mA DC
0～16mA DC
2～10mA DC
100Ω
0～10mA DC
200Ω
1～5mA DC1kΩ
0～1mA DC
直流電圧
入力レンジ
0～10mV DC-10～10mV DC
0～50mV DC
0～60mV DC
0～100mV DC
0～1V DC
0～5V DC
1～5V DC
0～10V DC

入力抵抗

許容信号源抵抗20Ω 以下40Ω 以下200Ω 以下

1MΩ
2kΩ 以下1kΩ 以下◆ 出力仕様
出力レンジの下限値が 0 のレンジは，出力量がマイナス表示であっても出力はマイナス値にはなりません。
直流電流
許容
ゼロスパン
出力レンジ
負荷抵抗
調整範囲
調整範囲
4～20mA DC
700Ω 以下-5～5%
95～105%0～20mA DC
700Ω 以下
0～5%
95～105%0～12mA DC
1.2kΩ 以下
0～5%
95～105%0～10mA DC
1.2kΩ 以下
0～5%
95～105%1～5mA DC
2.4kΩ 以下
-5～5%
95～105%

SE2U
直流電圧
出力レンジ
0～1V DC
0～5V DC
1～5V DC
0～10V DC許容
負荷抵抗100Ω 以上
500Ω 以上
500Ω 以上
1kΩ 以上ゼロ
調整範囲
0～5%0～5%
-5～5%
0～5%

スパン
調整範囲
95～105%95～105%95～105%95～105%◆性能
基準精度（周囲温度: 23℃）
・熱電対入力 各入力スパンの±0.1%以内
R, S 入力-50～200℃(-58～392 )は±6℃(12 )以内
B 入力 0～300℃(32～572 )は精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力 0℃(32 )未満は入力スパンの±0.4%以内
・測温抵抗体入力 各入力スパンの±0.1%以内
・直流電流入力±0.1%以内・直流電圧入力±0.1%以内・出 力±0.1%以内
冷接点補償精度 : -5～55℃において±1℃以内
指示精度: 基準入力精度±1 デジット以内
入力ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期: 25ms, 125ms, 250ms (キー操作により選択)
応答時間: 65ms (typ.) (0→90%) (入力サンプリング 25ms)
225ms (typ.) (0→90%) (入力サンプリング 125ms)
425ms (typ.) (0→90%) (入力サンプリング 250ms)
温度係数: ±0.015%/℃以下
絶縁抵抗: 入力－出力－電源間 500V DC 10MΩ 以上
耐電圧: 入力－出力－電源間 2.0kV AC 1 分間

◆ 一般機構ケース : 難燃性樹脂，色: ライトグレー
パネル : メンブレンシート
設 定 : 前面キーによるコンソール接続用コネクタ: CMB-001 専用
表 示 : 入力値表示器 7 セグメント赤色 LED ディスプレイ
4 桁 文字寸法 10×4.6mm (高さ×巾)
出力量表示器 7 セグメント赤色 LED ディスプレイ
4 桁 文字寸法 10×4.6mm (高さ×巾)
電源表示灯 緑色 LED
CH1, CH2 表示灯 黄色 LED

計器が異常と判断した場合，出力を OFF にし計器を初期状態する。
冷接点補償 : あり

◆ 環境仕様RoHS 指令対応◆設定
ファンクション･キー(1) UP キー(2) DOWN キー(3) MODE キー(4) MODE 補助キー

: 数値の増加: 数値の減少: 設定モードの選択: 表示器の再点灯 (UP キー，DOWN キー
または MODE キーの何れかでも再点灯を行えます。)◆表示: 入力値を表示
小数点付きレンジを選択した場合，-200.0 以下の表示はマイナス(-)と入力値が交互に点灯。DC
入力の場合，-2000 以下の表示はマイナス(-)と入力値が交互に点灯。10000 以上の表示は下位4 桁の表示が点滅。
アンダレンジ : 入力値表示器に“”を点滅表示
オーバレンジ : 入力値表示器に“”を点滅表示
ウォームアップ表示: 電源投入後約 3 秒間，入力値表示器に CH1入力の種類を，出力量表示器に CH2 入力の種類を表示
出力量表示器 : 出力量(%)を表示
電源表示灯: 電源投入時緑色 LED 点灯
CH1 表示灯: 表示器選択で CH1 選択時黄色 LED 点灯
CH2 表示灯: 表示器選択で CH2 選択時黄色 LED 点灯
入力値表示器◆ 推奨圧着端子
Y 端子

丸端子◆ 回路構成・端子配列

コンソール接続用コネクタ◆ 設置仕様
電源電圧
許容電圧範囲
消費電力
周囲温度
周囲湿度
取付方式
外形寸法
質量: 100～240V AC 50/60Hz
24V AC/DC 50/60Hz: 85～264V AC, 20～28V AC/DC: 約 8VA: -5～55℃: 35～85%RH (但し，結露しない事): DIN レール取付方式: W30×H88×D108mm (ソケット含む): 約 190g (ソケット含む)◆ 外形寸法(単位: mm)◆ 付属機能自動調光機能: 周囲の明るさに応じて表示器の輝度を調節する機能。必要以上の輝度を抑制し節電を図る。
停 電 対 策 : 不揮発性 IC メモリでデータをバックアップ
自 己 診 断 : ウオッチドッグタイマで CPU を監視

神港テクノス株式会社

URL：http://www.shinko-technos.co.jp E-mail：sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：048-223-7121 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20120110