DL-ISO 高電圧
光アイソレーションプローブ


D
CGG

主な特徴

•• GaN、SiCデバイスに最適• システム精度 1.5%
• 立ち上がり時間 435 ps• 高CMRR - 160 dB• 柔軟な接続オプション

SE

帯域幅 1 GHz

主なアプリケーション• サーバー• マザーボード• モバイル機器• 照明およびビルオートメーション• 家庭用インバータ• UPS• スイッチング電源• 家庭用・産業用製品向けモーター

DL-ISOは、最高の精度、最高の信号忠実度、豊富な接続アタッチメントにより、GaNおよびSiCデバイスの特性評価において最高の信頼性を実現します。

GaNとSiCに最適なプローブ

最高の信号忠実度

帯域幅1GHz、差動入力範囲2500V、コモン測定において最も忠実に信号を描写すること

モード60kVのDL-ISOプローブは、GaN とは困難です。DL-ISOは、最速の立ち上がり時

SiC の両方のデバイス特性評価とシステム開間、最小のオーバーシュート、DUTに対する発エンジニアに最適なプローブです。

低いプローブ負荷で業界最高の信号忠実度を実現し、この課題を克服しています。

最高の精度
DL-ISOプローブと業界をリードする12ビット豊富な接続アタッチメント

高分解能オシロスコープ（HDO）を組み合わ

DL-ISOプローブは、不要なノイズを除去すせることで、他社ソリューションの約2倍となる高品質の同軸減衰チップを採用し、業界標る1.5%のシステム精度を実現します。

準のMMCXコネクタまたは高電圧対応の角ピンヘッダでテストボードに接続することにより、測定の信頼性を高めています。

最も正確なGANおよびSICの特性評価
最高の精度•	最高のシステム精度 - 1.5%
•	優れたノイズ除去を実現する 高CMRR - 160 dB•	12ビット高分解能オシロスコープの高精度ゲイン校
正により最高の結果を実現

最高の信号忠実度•	最も忠実な信号の描写•	低プローブ負荷と最小のオーバーシュート•	最速の立ち上がり時間 (435 ps) - 高dV/dtのGaNやSiCの波形の取り込みに最適

幅広い接続アタッチメント•	業界標準のMMCXコネクタを使用し、テストボードへの接続が容易•	互換性のある角型ピンヘッダを使用して、1000Vと2500Vに安全に接続可能•	高品質な同軸リード線によりEMI/RFイミュニティを向上し、寄生ノイズのピックアップを低減

2

ワイドバンドギャップ測定で最高の信頼性

DUTとの柔軟なインターフェイス

ゲート駆動信号測定用MMCXコネクタ

高電圧を安全に測定するための角ピンヘッダ

柔軟なインサーキットデバッグ•	DCバス、デバイス（VgsおよびVds）、インバータ出力測定用の万能プローブ•	大きなコモンモードおよび広い差動スイングで、非常に大きなDCバス電圧を扱うことが可能•	Device-Powerソフトウェアは、JEDEC で定義され®

た様々なデバイス損失を自動的に計算

他のパワーエレクトロニクスプローブにご興味はありますか？
低電圧GaN測定

コンパクトでシンプル、低コスト

コモンモード60V、差動入力範囲80V、帯域幅1GHzを持つDL-

HVFO108は、帯域幅150MHzで、性能を犠牲にすることなく、狭いHCMプローブは、様々な低電力GaNシステムのテストに必要な帯スペースや厳しい予算にも対応します。

域幅と性能を提供します。



3

仕様およびオーダー情報
電気
帯域幅
立ち上がり時間(10-90%)
差動電圧範囲(Pk to Pk)
同相モード電圧範囲
最大入力電圧(対グランド）
非破壊最大電圧(DC+Peak AC)
感度
DCゲイン精度
DCゲインドリフト
オフセット
入力インピー ダンス
出力終端
入出力カップリング
インタフェース
ケーブル長

DL03-ISO
350 MHz1.1 ns
2 V～2500 V、それぞれ異なる減衰チップを使用

DL07-ISO
700 MHz575 psDL10-ISO
1 GHz
435 ps±60 kV (DC+Peak AC) (ハンドヘルドでの使用は不可。プローブ部品とアース・グランドの間に十分な離間を確保すること)±60 kV (DC+Peak AC) (ハンドヘルドでの使用は不可。プローブ部品とアース・グランドの間に十分な離間を確保すること)
DL-ISO-2V-TIP:
50 V
DL-ISO-10V-TIP:
100 V
DL-ISO-40V-TIP: 250 V
DL-ISO-200V-TIP: 300 V
DL-ISO-2V-TIP:
20 mV/div ～ 250 mV/div
DL-ISO-40V-TIP: 400 mV/div ～ 5 V/div
1.5% (精密ゲイン校正後)< 1 %/°C
DL-ISO-2V-TIP:±25 V
DL-ISO-40V-TIP: ±150 V
DL-ISO-2V-TIP:
200 kΩ || 3.6 pF
DL-ISO-40V-TIP: 1 MΩ || 2.1 pF
50 Ω
DCのみ
ProBus
プローブ先端からオシロスコープ接続部まで 3.375 m

DL-ISO-10V-TIP:
DL-ISO-200V-TIP:

100 mV/div ～ 1.3 V/div
2 V/div ～ 25 V/div

DL-ISO-10V-TIP:±50 V
DL-ISO-200V-TIP: ±150 V
DL-ISO-10V-TIP:
1 MΩ || 2.1 pF
DL-ISO-200V-TIP: 7.5 MΩ || 2 pF

ノイズ、リジェクション、電磁適合性（EMC）
ノイズ
700 MHz
DL-ISO-2V-TIP
1 GHz
1.78 mVrms
50 mV/div
1.98 mVrms
3.00 mVrms
100 mV/div
3.37 mVrms
7.12 mVrms
200 mV/div
9.22 mVrms
ノイズスケールは2Vのチップ電圧の性能に比例
10Vチップのノイズは2Vチップの10/2=5倍

静電気放電（ESD）イミュニティ
放射RF電磁界イミュニティ
RFフィールドによる伝導妨害イミュニティ

350 MHz1.12 mVrms
2.25 mVrms
4.49 mVrms

CMRR
プローブチップ
DL-ISO-2V-TIP
DL-ISO-10V-TIP
DL-ISO-40V-TIP
DL-ISO-200V-TIP

DC
160 dB
160 dB
150 dB
140 dB

1 MHz
110 dB
100 dB
100 dB95 dB

100 MHz
90 dB
75 dB
70 dB
55 dB

200 MHz
90 dB
75 dB
60 dB
50 dB

500MHz
80 dB
65 dB
60 dB
45 dB

1 GHz
75 dB
65 dB
50 dB
35 dB

IEC61000-4-2 基準Aに準拠した8kV接触放電および10kV気中放電
標準構成で動作時、IEC61000-4-3の基準Aに基づき最大25 V/m (80 MHz ～ 2.7 GHz)
標準構成で動作時、IEC61000-4-6の基準Aに基づき最大10 V (150 kHz to 80 MHz)

環境
温度
湿度
高度
汚染度
規格認証
CE適合宣言書

レーザー製品認証

5℃ ～ 40℃（標準構成で動作時）、-20℃ ～ 70℃（非動作時）
5% ～ 95% RH (結露無き事), 30℃以上75% RH、40℃以上45% RH
最大3000m（動作時）、10,000m（非動作時）
2、屋内使用のみ
低電圧指令 2014/35/EU (IEC/EN 61010-1:2010; IEC/EN 61010-2-030:2010)
EMC指令 2014/30/EU (IEC/EN 61326-1:2013; IEC/EN 61326-2-1:2013)
RoHS2指令2011/65/EU (IEC/EN 63000:2018)
IEC/EN 60825-1:2014; US 21CFR Part 1010; US 21CFR Part 1040

オーダー情報製品の説明

製品名

高電圧光アイソレーションプローブモデル
高電圧光アイソレーションプローブ、350 MHz帯域幅
高電圧光アイソレーションプローブ、700 MHz帯域幅
高電圧光アイソレーションプローブ、1 GHz帯域幅

DL03-ISO
DL07-ISO
DL10-ISO

アクセサリ（別途注文が必要）
DL-ISO 2 V MMCX チップ
DL-ISO 10 V MMCX チップ
DL-ISO 40 V MMCX チップ
DL-ISO 200 V MMCXチップ
DL-ISO MMCX to 0.1インチピッチ高電圧角ピンアダプタ
DL-ISO 1000/2500 V 0.2インチピッチ高電圧角ピンチップ

DL-ISO-2V-TIP
DL-ISO-10V-TIP
DL-ISO-40V-TIP
DL-ISO-200V-TIP
DL-ISO-M2S
近日発売予定顧客サービス
テレダイン・レクロイ のオシロスコープとプローブは、高い信頼性を確保するように設計、製造、テストされています。もし不具合が発生した場合は、デジタルオシロスコープは3年、プローブは1年の完全保証となります。

テレダイン・レクロイ

お客様窓口

〈東京〉

〈大阪〉

042-402-9400

06-6330-0961

メールでの問合せ先 lecroy.contact.japan@teledyne.com
お気軽にご相談ください。（お電話の受付時間 10：00〜16：00、月〜金曜日）© 2022 Teledyne LeCroy, Inc.All rights reserved.仕様、価格、供給性および納期については予告なく変更することがあります。
製品名またはブランド名は各社によって申請された登録商標です。

dl-iso-probes-ds-11apr22