SA シリーズ

スペックシート

熱電対警報器モデル：(表示機能付)◆ 特徴

熱電対・警報励磁/非励磁機能
・警報保持機能・警報動作遅延機能
・設定値ロック機能

57

E

58

T

SAEA

入力レンジ
-328 ～

1472～

752.0

-199.959

N-328 ～

2372

60

PL-Ⅱ

32 ～

2534

61

W5Re/W26Re

32 ～

4199

62

W3Re/W25Re

32 ～

4199

*2: 警報出力は，無動作，上限警報，下限警報，待機付上限警報，待機付下限警報をキー操作で選択可能です。

◆ 入力仕様◆ ご注文方法
形名をご指定ください。 例: SAEA-0111-0

形名: SAEA － □ □ □ － □
入力信号
入力信号コード表参照 *1

熱電対
入力抵抗: 1MΩ 以上
外部抵抗: 100Ω 以下 (但し，B 40Ω 以下)
バーンアウト: 上方
入力信号: 熱電対 (入力信号コード表参照)◆ 出力仕様2 点の警報出力個々に警報動作選択により上限警報，下限警報と各待機付を選択できる｡

警報 1 出力 (リレー接点 1a) *2
0: 無動作
1: 上限警報
2: 下限警報
3: 待機付上限警報
4: 待機付下限警報

・上限警報動作警報 2 出力(オープンコレクタ) *20: 無動作
1: 上限警報
2: 下限警報
3: 待機付上限警報
4: 待機付下限警報

・下限警報動作

警報動作ヒステリシス

警報動作ヒステリシス

ONONOFF▲

OFF・待機付上限警報動作

電源電圧0: 100～240V AC
1: 24V AC/DC*1: 入力信号コード表
0102
03
04
05
06
07
08
09
10
111251

熱電対
K
K
JRS
B
E
T
N
PL-Ⅱ
W5Re/W26Re
W3Re/W25Re
K

入力レンジ-200 ～ 1370℃-199.9 ～ 400.0℃-200 ～ 1000℃-50 ～ 1760℃-50 ～ 1760℃
0 ～ 1820℃-200 ～
800℃-199.9 ～ 400.0℃-200 ～ 1300℃
0 ～ 1390℃
0 ～ 2315℃
0 ～ 2315℃-328 ～

2498

52

K

-199.9 ～

752.0

53

J-328 ～

1832

54

R

-58 ～

3200

55

S-58 ～

3200

56

B

32 ～

3308

▲
警報設定

警報設定

・待機付下限警報動作

警報動作ヒステリシス

警報動作ヒステリシス

ONON

OFF

▲
警報設定

OFF▲
警報設定

斜線部分が待機警報動作: ON-OFF 動作, 動作ヒステリシス 0.1～100.0℃( ),遅延時間 0～9999 秒, 励磁/非励磁動作が選択可能,
警報保持機能の有/無が選択可能
警報 1 出力: リレー接点 1a, 制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷),
1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4), 電気的寿命 10 万回
警報 2 出力: オープンコレクタ, 制御容量 0.1A 24V DC◆ 性能
設定精度: 指示精度と同じ
基準精度: 各入力スパンの±0.2%以内
R, S 入力-50～200℃(-58～392 )は±6℃(12 )以内
B 入力 0～300℃(32～572 )は精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力 0℃(32 )未満は入力スパンの±0.4%以内
指示精度: 基準入力精度±1 デジット以内
冷接点補償制度: -5～55℃において±1℃以内
温度係数: ±0.015%/℃ 応答時間: 1 秒以下

SAEA
絶縁抵抗: 入力－出力－電源間 500V DC 10MΩ 以上
耐電圧: 入力－警報 1 出力－警報 2 出力－電源間 1500V AC1 分間
アイソレーション: 3 ポート絶縁(入力-出力-電源間)

警報出力状態警報 1 出力 ON
警報 2 出力 ON
警報 1, 警報 2 出力 ON◆ 一般機構ケース: 難燃性樹脂 色: ライトグレー
パネル: メンブレンシート 設定: 前面キーによる表示: 電源表示灯 緑色 LED
入力値表示器 7 セグメント赤色 LED ディスプレイ 4 桁
文字寸法 7.4×4.0mm(高さ×巾)
設定値表示器 7 セグメント緑色 LED ディスプレイ 4 桁
文字寸法 7.4×4.0mm(高さ×巾)◆ 推奨棒端子
端子①～④・絶縁スリーブ付(フェニックス・コンタクト社製)
AI0.25-8YE
0.2－0.25mm2
AI0.34-8TQ
0.25－0.34mm2
AI0.5-8WH
0.34－0.5mm2
AI0.75-8GY
0.5－0.75mm2
AI1.0-8RD
0.75－1.0mm2
AI1.5-8BK
1.0－1.5mm2・カシメ工具(フェニックス・コンタクト社製)
CRIMPFOX ZA3, CRIMPFOX UD6
端子⑤～⑨・絶縁スリーブ付(フェニックス・コンタクト社製)
AI0.25-8YE
0.2－0.25mm2AI0.34-8TQ
0.25－0.34mm2
AI0.5-8WH
0.34－0.5mm2・カシメ工具(フェニックス・コンタクト社製)
CRIMPFOX ZA3, CRIMPFOX UD6

電源表示灯
入力値表示器
設定値表示器UP キー
DOWN キー

設定値表示器MODE キー
MODE 補助キー◆ 回路構成・端子配列◆ 設置仕様
電源電圧: 100～240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧範囲: 85～264V AC, 20～28V AC/DC
消費電力: 約 6VA
周囲温度: -5～55℃ 周囲湿度: 35～85%RH (但し，結露しない事)
取付方式: DIN レール取付方式
外形寸法: W22.5×H75×D100mm 質量: 約 120g

3＋54
入力回路

－CPU

◆ 環境仕様 RoHS 指令対応
◆設定
ファンクション･キー(1)UP キー: 数値の増加 (2)DOWN キー: 数値の減少(3)MODE キー: 設定モードの選択(4)MODE 補助キー: 設定モードの補助
設定項目
・MODE キー3 秒押しによる設定(1)警報 1 設定
(2)警報 2 設定
・MODE 補助キー+MODE キーによる設定(1)設定値ロック選択(2)フィルタ時定数設定(3)センサ補正設定(4)警報 1 動作選択
(5)警報 2 動作選択
(6)警報 1 励磁/非励磁選択(7)警報 2 励磁/非励磁選択(8)警報 1 保持機能選択(9)警報 2 保持機能選択(10)警報 1 動作ヒステリシス設定(11)警報 2 動作ヒステリシス設定(12)警報 1 動作遅延時間設定 (13)警報 2 動作遅延時間設定(14)表示器選択(15)表示時間設定

絶縁回路

68791表示・設定回路◆ 付属機能停電対策: 不揮発性 IC メモリでデータをバックアップ
自己診断: ウオッチドッグタイマで CPU を監視
異常時は出力を OFF にして計器を初期状態
冷接点補償: あり

警報1出力（リレー接点1a）

T.C

警報2出力
（オープンコレクタ）
＋電源回路

電源電圧
2－

警報 1 出力リレーの接点保護とノイズ消去のため下記の対策を行って下さい。
・AC 電源のとき
AC

34コイルなどの誘導性負荷

負荷

バリスタ・CR回路など

・DC 電源のとき
DC

34コイルなどの誘導性負荷

負荷ダイオード・バリスタ・CR回路など

警報 2 出力オープンコレクタ出力接続例
+8DC

9-

◆ 外形寸法 (単位: mm)◆表示
電源表示灯: 電源投入時緑色 LED 点灯
入力値表示器: 入力値を表示
アンダレンジ: 入力値表示器に“”を点滅表示
オーバレンジ: 入力値表示器に“”を点滅表示
ウォームアップ表示: 電源投入後約 3 秒間，入力値表示器に入力の種類を，設定値表示器に定格上限値を表示
設定値表示器: 表示器選択で選択した表示を行う。
警報 1 設定値，または警報 2 設定値表示。
警報出力時は，下記キャラクターを表示する。

神港テクノス株式会社

URL：http://www.shinko-technos.co.jp E-mail：sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：048-223-7121 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20090406