SE シリーズ

スペックシート

2ch 熱電対警報器(表示機能付)◆特長

モデル：SE2EA◆ 出力仕様1 入力に最大 3 点の警報出力。各警報出力に， 警報動作選択により，上限警報，下限警報と各待機付を選択可能｡

警報励磁/非励磁
警報保持機能警報動作遅延機能
設定値ロック機能・上限警報動作・下限警報動作

警報動作ヒステリシス

警報動作ヒステリシス

ONONOFF▲

OFF・待機付上限警報動作◆形名SE2EA - □ - □ - □ソケット
1: 端子ねじ脱落防止機能
フィンガープロテクト付(Y 端子対応)
2: 丸端子対応
電源電圧
0: 100～240V AC
1: 24V AC/DC
出力点数
0: 2 点(警報 1 出力)
1: 6 点(警報 1～3 出力)

警報動作ヒステリシス

▲
警報設定

警報設定

・待機付下限警報動作
警報動作ヒステリシス
ONONOFF▲
警報設定OFF▲
警報設定

斜線部分が待機
ON-OFF 動作
警報動作ヒステリシス 0.1～100.0 %FS
警報遅延時間 0～9999 秒
警報励磁/非励磁動作が選択可能
警報保持機能の有/無が選択可能
警報 1 出力:
リレー接点 1a
制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷)
1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)
電気的寿命 10 万回
警報 2, 3 出力: オープンコレクタ
制御容量 0.1A 24V DC
警報動作:◆ ご注文方法
形名をご指定ください。 例: SE2EA-1-0-0
工場出荷時
CH1 入力信号
K: -200～1370℃
CH2 入力信号
K: -200～1370℃◆性能◆ 入力仕様熱電対
入力抵抗: 1MΩ 以上
外部抵抗: 100Ω 以下 但し，B 40Ω 以下
バーンアウト : 上方
入力信号
熱電対
入力レンジ
KJRS
B

-200 ～ 1370 ℃-200 ～ 1000 ℃-50 ～ 1760 ℃-50 ～ 1760 ℃
0 ～ 1820 ℃-328 ～ 2498
-328 ～ 1832
-58 ～ 3200
-58 ～ 3200
32 ～ 3308

ETN
PL-Ⅱ
W5Re/W26Re-200 ～ 800 ℃-200 ～ 400 ℃-200 ～ 1300 ℃
0 ～ 1390 ℃
0 ～ 2315 ℃-328 ～ 1472
-328 ～ 752-328 ～ 2372
32 ～ 2534
32 ～ 4199

W3Re/W25Re

0 ～ 2315 ℃

32 ～ 4199

最小スパン: 50℃(100 )基準精度 (周囲温度: 23℃)
熱電対入力: 各入力スパンの±0.1%以内
R, S 入力-50～200℃(-58～392 )は±6℃(12 )以内
B 入力 0～300℃(32～572 )は精度保証範囲外
K, J, E, T, N 入力 0℃(32 )未満は入力スパンの±0.4%以内
冷接点補償精度 : -5～55℃において±1℃以内
指示精度: 基準入力精度±1 デジット以内
入力サンプリング周期: 25msec, 125msec, 250msec(キー操作により選択)
温度係数: ±0.015%/℃以下
絶縁抵抗: 入力－出力－電源間 500V DC 10MΩ 以上
耐電圧: 入力－出力－電源間 1.5kV AC 1 分間

◆ 一般機構ケース : 難燃性樹脂，色: ライトグレー
パネル : メンブレンシート
設 定 : 前面キーによる
表 示 : 入力値表示器 7 セグメント赤色 LED ディスプレイ
4 桁 文字寸法 10×4.6mm (高さ×巾)
設定値表示器 7 セグメント赤色 LED ディスプレイ
4 桁 文字寸法 10×4.6mm (高さ×巾)
電源表示灯 緑色 LED
CH1, CH2 表示灯 黄色 LEDSE2EA
電源表示灯
CH2 表示灯CH1 表示灯

入力値表示器

電源表示灯 : 電源投入時緑色 LED 点灯
CH1 表示灯: 表示器選択で CH1 選択時黄色 LED 点灯
CH2 表示灯: 表示器選択で CH2 選択時黄色 LED 点灯◆ 推奨圧着端子
Y 端子

設定値表示器

丸端子

MODE キー

UP キー

MODE 補助キー

DOWN キー

光学センサ: 100～240V AC 50/60Hz
24V AC/DC 50/60Hz
許容電圧範囲 : 85～264V AC, 20～28V AC/DC
消費電力: 約 9VA
周囲温度: -5～55℃
周囲湿度: 35～85%RH (但し，結露しない事)
取付方式: DIN レール取付方式
外形寸法: W30×H88×D108mm (ソケット含む)
質量: 約 200g (ソケット含む)
電源電圧◆ 回路構成・端子配列
CH1
A2出力

CH1A3出力

+1

絶縁回路

CH1-2

CH2A3出力

3表示・設定回路

CH1入力回路

4絶縁回路

CPU+5◆ 付属機能

CH2A2出力T.C◆ 設置仕様

13+14-

9+10-11+12-電源回路

CH1出力回路

電源電圧

CH1 A1出力

CH 2-67CH2入力回路

絶縁回路

絶縁回路

CH2出力回路

8CH2 A1出力

T.C

自動調光機能: 周囲の明るさに応じて表示器の輝度を調節する機能。必要以上の輝度を抑制し節電を図る。
停 電 対 策 : 不揮発性 IC メモリでデータをバックアップ
自 己 診 断 : ウォッチドッグタイマで CPU を監視計器が異常と判断した場合，出力を OFF にし計器を初期状態する。
冷接点補償 : あり

警報 1 出力: リレーの接点保護とノイズ消去のため，下記の対策を行って下さい。
・AC 電源のとき◆ 環境仕様RoHS 指令対応◆設定
ファンクション･キー(1) UP キー(2) DOWN キー(3) MODE キー(4) MODE 補助キー

AC

910: 数値の増加: 数値の減少: 設定モードの選択: 表示器の再点灯 (UP キー，DOWN キー
または MODE キーの何れかでも再点灯を行えます。)◆表示: 入力値を表示
小数点付きレンジを選択した場合，-200.0 以下の表示はマイナス(-)と入力値が交互に点灯。
アンダスケール: 入力スパンの-10%以下で，入力値表示器に“”を点滅表示
オーバスケール: 入力スパンの 110%以上で，入力値表示器に“”を点滅表示
ウォームアップ表示: 電源投入後約 3 秒間，入力値表示器に CH1
入力の種類を，設定値表示器に CH2 入力の種類を表示
設定値表示器 : 警報 1(A1), 警報 2(A2), 警報 3(A3)設定値を表示(表示器選択に依存)
警報設定表示中に UP キーを 1 秒押すと，警報設定表示が切替る(A1→A2→A3→A1)
電源投入時は A1 表示
警報出力 ON 時は，警報が ON している CH のCH 表示灯が点滅し，設定値表示器に表示器選択で選択された数値と“”を交互に表示する。上記状態で，DOWN キーを押しながらUP キーを押すことにより，警報が出ている警報出力が表示される。
(例: CH1 の警報 1 と CH2 の警報 3 出力 ON 時は，“”“”を順次に表示する。)
入力値表示器コイルなどの誘導性負荷

負荷バリスタ・CR回路など

・DC 電源のとき
DC

910

コイルなどの誘導性負荷

負荷ダイオード・バリスタ・CR回路など

警報 2, 3 出力: オープンコレクタ出力接続例+DC-◆ 外形寸法(単位: mm)

神港テクノス株式会社

URL：http://www.shinko-technos.co.jp E-mail：sales@shinko-technos.co.jp
大阪営業所 TEL：072-727-3991 東京営業所 TEL：048-223-7121 名古屋営業所 TEL：052-331-1106

20120409