これまで４カ月間の震災後の状況

リ アック棟前
リニアック棟前

震災直後

給排水設備配管が多数寸断

現在
給排水設備は、早急な回復が必要

3月24日のリニアック地下部

3月17日に1センチでの水であったのが、3月24日には10センチに。
約100トンの水。3月25日より自家発電機で排水を開始して問題を解決。

途中で約4ｃｍの沈下がみられる。しかしビームモニターの異常の他は、ほぼ正常。
（途中までビームを落とし、磁石で曲げて途
ビ落
磁曲げ持ちあげての調整。来年には真っ直ぐにする）リニアックのその後大きなこと・冷却水（９月頃までかかる）
冷却水（ 月頃までかかる）
・電気 （低電圧はOK、高電圧は電線が復旧次第OK)・クレーン （支えの架台まで損傷、調査中）
・アラインメント （直線状には来年夏、今年は曲が たままで運転）
今年は曲がったままで運転）

トンネル内クレーン点検作業
台車を利用して実施、加重制限付き
だが使用に支障ないことを確認

衝撃弾性波法、コア抜きで詳細に調査衝撃弾性波法、ア抜きで詳細に調査
一部で８０ｃｍほどの空隙を発見、補修方法を検討中
床レベルなども測定

地下トンネル止水工事
地下トンネル
水 事
漏水箇所のヒビに沿ってドリルで穴を空け、薬剤（発泡ウレタン）を注入

3 GeV 付近の道路
この部分が６月下旬には下のようにきれいに舗装された。ここに足場を組み、奥の冷却棟や、手前の受電ヤードの修復が始まった。
ヤードの修復が始まった

地震直後

道路の波打ち現象。中央部の盛り上がった所の下はビームパイプ。
その両サイドが陥没している。

６月下旬

3 GeV 電源棟、コンデンサーバンク、電源棟、 ンデンサンク、冷却棟、等

震災直後
電源棟

震災直後
コンデンサーバンク

機器全体が左の建屋側に傾く。
建屋側に100本ほどのケーブル
建屋側に100本ほどのケブルがあるが、すべて変形。

コンデンサーバンクが波打つ。
ケーブルが押しつぶされて大きケブルが押しつぶされて大きな荷重。

受電ヤ ドの修復
受電ヤードの修復

冷却水設備の補修：配管撤去作業中

コンデンサーバンクの修理

3 GeV 主リング
震災直後

加速器本体は、目視の限り大丈夫。
(3月29日撮影)

50 GeV 加速器本体
震災直後¥

外見からだけは損傷は見えない
外見からだけは損傷は見えない。
(3月17日撮影)

止水対策工事MR（５０GeV）のその後※復旧作業は順調に進捗、トンネル止水工事などもほぼ終了
復業
進捗
事なども ぼ終
主電磁石電源の全台一斉通電試験、パターン通電試験を実施
・電流偏差、温度、異音、異臭、磁場などを測定、大きな問題はなし
・電流偏差
温度 異音 異臭 磁場などを測定 大きな問題はなし
・水に濡れた電磁石も健全性を確認

高周波システムの復旧調査も完了
レーザートラッカーによる全周測量（Preliminary）

・水平、垂直方向ともかなりのずれがあることが判明
水平 垂直方向ともかなりのずれがあることが判明
・電磁石架台の調整代を超えているものも２０台ほどあり、対応を検討
・全電磁石の再アライメントを実施する。８月〜１０月まで３チームで実施予定

物質生命実験施設(MLF) 周辺部

地震直後

MLF建屋の西側の道路。
MLF建屋の西側の道路1.5メートルの陥没がみられた。

現 在遮蔽体のずれと標的部ベローの伸びベロー部が伸びている
ターゲット交換が必要

水銀ターゲット
この修正には数千トンの遮蔽体を一旦外に出してから修復

水銀ターゲット台車が振動で約３０ｃｍ移動。台車を引き出して交換

MLF実験ホールでは、ずれた遮蔽体を 時撤去 点検後組 立 直すを一時撤去し、点検後組み立て直す作業を実施中。内部の実験室は正常。

特定中性子施設 実験装置一覧
特殊環境下回折装置
計画中 (KEK,京大,NEDO)

建設中

中性子核反応測定装置（東工大, JAEA, 北大)
● 稼働中

● 稼働中

茨城県生命物質構
造解析装置
(茨城県)

超高分解能粉末回折装置
(KEK)

建設中

● 稼働中

超高圧高温物質科学ステーション (東大, JAEA)
● 稼働中

● 稼働中

中性子光学基礎物理
実験装置 (KEK)

ダイナミクス解析装置(JAEA：共用)
建設中

中性子源特性試験装置 (JAEA)

4次元空間中性子探査装置（JAEA, KEK, 東北大）

● 稼働中
高分解能型チョッパー分光器 (KEK)

● 稼働中

● 稼働中

● 稼働中
高強度汎用全散乱装置（NEDO, KEK）

低エネルギー分光器
分光(JAEA)
建設中

● 稼働中
● 稼働中

建設中
建設中

茨城県材料構造解析装置(茨城県)

ナノ構造解析装置
(JAEA：共用)
高性能試料水平型反射率計 (KEK)

階層構造解析装置
(JAEA：共用)

物質構造解析装置
(JAEA：共用)● 稼働中
新材料解析装置(JAEA)

最大設置可能BL本数：23本 / 稼動・建設中のBL本数：18本（うち共用BLは5本の予定）

MLF 西側増築建屋

崩落しかけた遮蔽体

西側増築部分が30㎝垂直方向に沈下。 BL18,BL19,BL20 の3つのビームラインに大きな損傷。右の図は、これに伴い崩壊しかけた遮蔽体。現在は、修復している。

３GeVよりのビーム輸送系
トンネル内測量を実施。ＲＣＳ（３ＧｅＶシンクロトロン）から見て、ＭＬＦは約12mm沈下している。

３NBTトンネル内でのトンネル内での測量作業の様子

内壁、床のクラック補修：樹脂注入

ミュオン、等ミュオンターゲットの確認
遮蔽体を撤去して、ミュオンターゲット周囲の健全性を確認。

ミュオンターゲット部の点検
極低温水素システムの点検
膨張タービンなどを点検。総合試験で詳細を確認予定
詳細を確認予定。
膨張タービンの点検の様子

ニュートリノ外部
ト外部

地震直後

地震直後

収束用ホーンと収束用ホンと前置検出器

ニュートリノ用 ホーンのリモート
メンテナン
ス用ガイドセル。
架台から外れて危険な状態であったが 修たが、修理した。

前置検出器にはほとんど異常がなかった。底に1cm ほど水がたまったが、その後、問題は解消。

ニュートリノ実験施設のその後※復旧作業は順調に進捗、建物、電気・機械設備などもほぼ復旧
復業
進捗 建物
気 機械 備なども ぼ復
電磁石（常電動、超伝導）・電磁石には大きな異常は無かった。超電導磁石も通電試
電磁は大きな異常は無か た 超電導磁 も通電試験を行い、気密保持や遮断試験でも異常なし。
・一部水没したケーブルやコネクタなどは交換する。
・トンネル躯体の変動によりずれが生じたので、ほぼ全磁石
トンネル躯体の変動によりずれが生じたので、ほぼ全磁石（31台/35台）の再アラインメントを行なう。

タ ゲットステ シ ン
ターゲットステーション・ヘリウム容器内の点検作業を開始。
・３台の電磁ホーンは、共に数ミリから１０ミリ程度、水平に移動。水平位置を保つボルトはす て破損していた。垂直移動。水平位置を保つボルトはすべて破損していた。垂直方向には変化なし。
・電磁ホーンを取り出して通電試験などの確認を行うが、第一ホーンは交換する予定。
・カーボン標的も交換の予定。
カ ボン標的も交換の予定水没したケーブルや電力コネクタは水没したケ
ブルや電力コネクタは交換・再配置

前置検出器
測定器等の目視点検 通電試験等終了 特に問題なし
・測定器等の目視点検、通電試験等終了。特に問題なし
ヘリウム容器のふたを開け、内部の放射線レベルを測定

超伝導は全14台基準高さに揃える
常伝導前段部は全11台基準高さに揃える

ビ ムはこの高さでビームはこの高さで入ってくる（6/28決定）
MRはセプタム高さに揃える

超伝導から出たビームを神岡方向に合わせる。
FF磁石は10台中6台をこのラインに合わせて持ち上げる。
これが神岡方向。振り下げ部４台は不動ニュートリノ用 超伝導ビー

ムライン (下) とハドロン用
ビームライン (右)スイッチヤード電磁石アライメント
・測量の結果、アライメントが必要であることが判明。
・電磁石架台の調整代がなく、約１５０個の調整用穴の拡大も必要。
・復旧時間を考慮して、ステアリング磁石でビーム軌道調整を行い、ビ道 整穴の拡大を行わない。

超伝導ビームライン (健全)ハドロン用 ビームライン

スイッチヤード電磁石アライメント開始

ハドロン実験室外壁

北横張
南横張

この部分は将来の拡張用の壁面。
ハドロン実験室で最大の損害
26ハドロン実験室内部撤去した遮蔽体

ハドロン実験施設のビームライン電磁石、電源配線、冷却水配管などに いて、健全性の確配線、冷却水配管などについて、健全性の確認が進められている。ただし、数千トンの遮蔽体を一旦出すことは必要。

ハドロン実験室外周

ハドロン実験施設では、トレーラー出
ハドロン実験施設ではトレーラー出入り口周辺の陥没修復を実施し、重量物の輸送手段の確保がされた。
地震直後

Ｊ−ＰＡＲＣ各施設 震災４ヶ月後の状況
リニアック
リ
アック
・建物床下に空隙を発見、補修が必要。冷却水設備は使用不可、クレーンも使用制限あり。
・加速空胴のアライメントなど、機器関係の復旧作業はほぼ順調に進捗。
ＲＣＳ（３ＧｅＶシンクロトロン）
・周回道路の復旧など、建物関係復旧工事は順調に進捗。
・トンネル内機器点検の結果は概ね良好であるが、今後の大電力試験が課題。
ＭＲ（５０ＧｅＶシンクロトロン）
・電源・冷却設備はほぼ復旧。止水工事もほぼ終了
・全電磁石のアライメントが必要
全電磁石のアライメントが必要、今後実施予定。
今後実施予定。
ＭＬＦ（物質・生命科学実験施設）
・建物関係の復旧工事が進捗。
・補助遮蔽体の再組み立て作業を継続。
３ＧｅＶシンクロトロン（ＲＣＳ）

ニュートリノ実験施設
周回道路の修復が完了
・建物関係の復旧工事はほぼ終了。
建物関係の復旧工事はほぼ終了
・ターゲットステーション部の確認、電磁ホーン交換作業などは今後実施予定。
ハドロン実験施設
・建物関係の復旧工事はほぼ終了。
・遮蔽体内部機器の確認、スイッチヤード電磁石アライメントが必要なことが判明。

J‐PARC復旧スケジュール （@2011.5.20）
2011年
4インフラ

2012年
56

7

8

9

応急工事（インフラ復旧、危険部位是正）

1011121

2

3恒久復旧工事

ビーム試験開始
共 運転開始共用運転開始

リニアック

調査・点検
調査・点検

3GeV シンクロシ ク

機器詳細点検・修理
機器詳細点検・修理
機器詳細点検
修理

通電試験

動作試験

ビーム調整

MLF利用運転
M
F利用運転

通電試験

RCS冷却水復旧
調査・点検

50GeVシンクロ

NU or HD実験運転

機器詳細点検・修理
通電試験

物資生命科学
実験施設

調査・点検

ハドロン

調査・点検

機器詳細点検・修理

調査・点検

機器詳細点検・修理

ニュートリノアライメント

遮蔽体補修、BL遮蔽各BL補修、準備
拡張建家床保守ターゲット準備

ビーム受入れ試験

MLF利用

ビ ム受入準備完了
ビーム受入準備完了

ビーム受入準備完了
ビーム受入準備完了

ビーム受入、 HD実験
ビーム受入、 NU実験

Case-2
Case-1J-PA
ARC Poower Ex
xpectatioon[MWW]

震災復旧後のH24,25年度の運転計画
新たな方針

RCSパワー
MRパワー
ワ

古い方針

3 GeV
に対する期待値
MRに対する期待値

大震災
400 MeV リニアック建設
最先端

最先端

最先端

新たな方針
200 kW
通常の夏季停止

145 kW

夏季停止
400MeV
RFQ,IonS
IonS.

震災中断

H20

H21

H22

H23

H24 夏季停止 H25 夏季停止H26＋400MeV＋RFQ,IonS.

Case-1 の場合

年度

まとめ
• 津波の影響はなかった– ８メートルまで津波の予防をしてあった.
ま 津波 予防をあ た• 主たる建物はほとんど大丈夫– 多くの杭打ちのお陰.

• しかし、ユーティリティ建屋、道路、増築建屋は大きしかし、ティリティ建屋、道路、増築建屋は大きな被害• いつ回復？
– 今年の末までの運転再開に向けて努力.
– 今年度中には２サイクル運転を企画.
今年度中には２サイクル運転を企画• 来年度の運転– ９サイクル（フル運転）を目標に。
９サイクル（フル運転）を目標に