４／４以降の状況＃１ （リニアック）
加速空洞内部の状況観察
・下流端板面とカメラ面が平行になるようにカメラを端板に密着させ、空洞内部を撮影。
・これまでのところ、顕著にずれているものは認められていない。
← 空洞内撮影
作業の様子→中央部、同心円状の銅色の部分はドリフト
チューブノーズ、白い部分はドリフトチューブ内面。

電流モニター破損・約50個のうち15個程度の電流モニター（ＣＴ）に破損を確認。全数を取り外して点検。
モニターの取り外し作業。→
移動式チェーンブロックを利用して四極磁石と一緒に取り外す。

４／４以降の状況 （リニアック－２）
・浸水した真空ポンプの動作確認を行い、健全性が確認されたものを再度設置設置を開始した
真空ポンプ →

・トンネル内に仮設の除湿器を設置、湿度約７０％。
床面亀裂の一部から水が浸み出してくる。

← 漏水により浸水した真空粗引きポンプ類の点検・試験。
数台に不具合を発見。
落下したボルト・クライストロンギャラリー天井クレーン→からボルトが数本落下、支柱の根巻きコンクリートにもひび割れの被害。
・クレーンの点検、修理が必要だが、その稼働が遅れると、復旧作業に大きく影響する。
支柱根巻き部コンクリートのひび割れ →４／４以降の状況＃２ （ＲＣＳ【3GeVｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ】）
RCS主トンネルの様子

RCSサブトンネルの様子
主トンネルやサブトンネルを目視点検。大きな問題なし。
クレーン用レール7mm程度の段差1cm程度の段差
リニアックとの接続部でクレーンレールのずれや、ビームダクトベロー部が変形。

４／４以降の状況 （ＲＣＳ－２）
・実機ターボ分子ポンプで、ビームラインを排気、圧力測定実施。
真空は概ね健全、大きなリークは観測されず。
出射部に若干のスローリーク？→今後詳細に調査

・ＲＦ空胴のインピーダンス測定や真空管などの点検。
特に問題なし。

ターボ分子ポンプ
スクロールポンプ↑天井から吊り下がるケーブルラックなどの健全性を確認中。

配管内の水抜き作業を →4/20から開始。非管理区域からの排水。

搬入扉前の変形したアスファルト撤去、扉を開けることが可能になった。

４／４以降の状況 ＃３（MＲ【50GeVｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ】）
電磁石の点検真空機器の点検

・目視点検終了。一部冠水するも大きな損傷無し ・速い取り出し部、遅い取り出し部、入射部のセプタム磁石部に微少(～1E-12)のリーク。
・主回路端子板の一部にずれ。大きな問題なし
・今後イオンポンプなどを稼働させ、調査を継続。
・これ以外には大きな真空リークは、なさそう。

↑ 端子板（通称；羽子板）のずれ

高周波装置の点検
・トンネル内湿度は順調に低下し、ＲＦ空胴インピーダンスの測定を開始。
・ＲＦ空胴のインピーダンスが全体的に低下。
今後詳細に調査。

電源、冷却水、建家設備関係
・トンネル内の水の排水完了、トンネル内モニター類の点検換気中。
・電磁石全数、ＢＰＭモニター全数の点検終了。
・高圧受電電源設備点検は、担当メーカーと大きな問題なし。
日程を調整中。作業員の手配などが難航。
・ロスモニターの約６割の目視点検終了。
・冷却水などは５月中旬の復旧に向け作業中。

加速器ビームライン部の測量（速報）①リニアック・トンネルの変形を調査（長さの測定は今後）。全体が西側（海岸と反対方向）へ傾斜。
・中央部の電磁石が西側方向に最大約３ｍｒａｄ傾斜している。
・床面も一部で40mmを超える沈下がある。
・今後、レーザートラッカーなどを利用して詳細な測量を実施する。

②ＲＣＳ（３ＧｅＶシンクロトロン）
・床基準座の傾斜や沈み込みを水準器を用いて計測。
・RCS床基準座は全て内周側に傾き、RF直線部で最大0.3mm/mの傾斜が観測された。
・出射直線部からＲＦ直線部にかけて沈下傾向にある。

③ＭＲ（５０ＧｅＶシンクロトロン）
・特定点(MAR096)の壁基準座を基準として、相対的な沈下を計測。
・リングの内側に向けて沈下しているようである。
・床に細い亀裂のあるSDA61とQFX061の間に、0.3mm程度の段差が確認できる。
・入射部から下流に行くに従って沈下する傾向。

４／４以降の状況 ＃４（MLF【物質・生命科学実験施設】）
・水銀ターゲット台車が振動で約３０ｃｍ移動。
台車を引き出して調査

・前置き遮蔽体のズレは、スペーサーなどで、横ズレを防止。

ベロー部が伸びている
ターゲット交換が必要

中性子源前置き遮蔽体

水銀ターゲット
中性子シャッター
・ほぼ全数の中性子シャッター部から真空リーク。
・フランジ部のボルトの緩みが原因と思われる。

高速チョッパー・遮蔽体はズレたが、高速チョッパーなどは健全

ミュオン実験施設
・遮蔽体を外して真空関係の健全性、真空シールなどを確認。
・ケーブルラックの一部に損傷あり。

・一部ビームラインの検出器に被害。
それ以外はほぼ健全。
ビームライン計測器

４／４以降の状況 （MLF【物質・生命科学実験施設】－２）↑ 前置き遮蔽体のズレ確認、解体開始 →↑ 前置き遮蔽体解体後、高速ディスクチョッパーの健全性確認← ガイド管ミラー確認作業。

↑ 本体遮蔽体天井部解体後、内部で転倒した鉛遮蔽体の取り出し作業。

長尺ビームライン →(BL-08)のガイド管が、一部破損。破損部付近の鉄遮蔽体撤去作業。

ＭＬＦ実験ホール、外部建家、長尺ＢＬ等の沈下測量（速報）・実験ホール内は、遮蔽体設置に伴う沈下が観測される程度で、地震の影響による沈下はほとんど観測されない。今後詳細に調査。
・長尺ＢＬ（ＢＬ－０８）の実験ホール出口で、約30mmの沈下。建家との接続部では沈下が大きく（約90mm）、ガイド管の一部が破損。

・第２実験ホール西側建家（ＢＬ－１９など）の沈下量が大きい（～140mm）。
・建家の補修工事方法を検討。

４／４以降の状況 ＃５（ニュートリノ実験施設）
・目視による施設確認をほぼ終了。概ね健全。
・排水順調。換気により湿度も低下。

移動クレーンが稼働。ずれていた装置や傾いた機器などを元に戻した。

１次ビームラインの超電導磁石は、今後常温に戻して状態を確認。

ミュオンモニター（健全にみえる）

４／４以降の状況 ＃６（ハドロン実験施設）
・実験ホール建家周辺の陥没大。冷却水配管などが損傷。

← 実験ホール入り口の陥没。
１ｍ以上の段差。

↑ 宙づりになった配管
配管ベロー部のゆがみ →・実験ホール機器の目視確認。

・機器の目視確認、重大な真空リークなし。
← スイッチヤード
機器は健全。
換気により湿度も低下。

実験ホール遮蔽体のズレ
今後ビームダンプ部を点検 →マニホールド部は健全

実験ホール床面にクラック
少量の漏水有り。

＃７（全体アライメント作業）
・Ｊ－ＰＡＲＣ敷地全体にわたり、①ＧＰＳ測量②基準点水準測量③レーザートラッカーによる精密測量の順に早急に実施して、夏までに結果をまとめる。

・機器のアライメント後は、精密多角測量を実施。

＃８（電気と冷却水）

GPS測量

・電気： 主電源からは、ＲＣＳを除いて、ほぼ復旧。 (Ｌｉｎａｃ一部は未復旧)

・冷却水： 全施設で、未だ復旧していない。

＃９（今後の復旧計画）
・２０１１年１２月までに、加速器、ＭＬＦ、ハドロン、ニュートリノを含む、全てのＪ－ＰＡＲＣ研究活動を再開することを目指す。

・今年度（2011年度）後半に、少なくとも２サイクル程度のユーザー実験運転再開を目指す。
・ 第２次補正予算を文科省に提出した（４/２２）。

・建物関係の復旧工事等の工程調整がこれからの課題。ＪＡＥＡとＫＥＫ、両方で交渉中。