Pressure Gauge

GC04

高精度
電池式デジタル圧力計

Rev.6

液体・気体計測（ステンレスダイアフラム採用）

Battery-powered digital pressure gauge
精度：±0.25％F.S.
● 5桁のLCDディスプレイ
（文字サイズ約12mmの大型表示）● 圧力値のバーグラフ表示（20セグメント）● 保護等級：IP67●

全レンジ即納対応

ブラックとオレンジの保護ブーツは、オプションです。

多機能型で、幅広い用途に対応可能！

ステンレスセンサにより、液体、気体の計測が可能！
GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式 SS センサを採用し、さまざまな媒体（液体・気体）の圧力計測が可能です。
精度±0.25%F.S. で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。
JCSS 校正証明書の発行も可能です。

精度：±0.25%F.S.
単三アルカリ乾電池×2 本により駆動
高い環境性能（IP67）
選択可能な圧力計測単位
暗所でも見やすいバックライト付き
5 桁 LCD ディスプレイ（文字サイズ 12mm）①②MAXTAREMIN③④⑤⑥原寸【LCD 機能】① 5 桁 圧力表示
② 圧力範囲を20 セグメントで示すバーグラフ
各セグメントは 5% 単位③ スリープおよび、バックライトタイマの表示④ 最大（MAX）／最小（MIN）圧力およびテア（TARE）アイコン⑤ 単位表示（英数字）⑥ バッテリ寿命インジケータ（4 セグメント）

全レンジ即納対応出来ます

GC04
電池式デジタル圧力計

圧力レンジと表示桁※校正証明等の書類付に関してはお問い合せ下さい。

本製品は、ＪCSS 校正証明書の発行が可能で、より高い信頼性をお約束します。

0080

圧力レンジ

連成

長野計器グループは、計量法に基づく圧力の国際 MRA 認定事業者です。

※ JCSS 標章（）付校正証明書は、その校正結果が国家計量標準へとつながっていることを、公に証明しているものです。
JCSS 標章付校正証明書があれば、さらに上位の国際又は国家計量標準へとトレーサビリティをさかのぼって調べる必要はありません。

正圧−0.1〜 0.2MPa−0.1〜 0.3MPa−0.1〜 0.5MPa−0.1〜 1MPa
−0.1〜 2MPa0〜 0.3MPa0〜 0.5MPa
0〜 1MPa
0〜 2MPa
0〜 3.5MPa
0〜 5MPa0〜 10MPa
0〜 20MPa
0〜 35MPa
0〜 50MPa

表示桁
最小値

最大値

−.1000−.1000−.1000−.1000−.1000
.0000
.0000
.0000
.0000
.000
.000
.000
.000
.00
.00

.2000
.3000
.5000
1.00002.0000.3000.5000
1.00002.00003.500
5.000
10.00020.00035.00
50.00

耐圧（圧力レンジに対して）

2倍

2倍

1.5 倍

！

Pressure Gauge
制作仕様

項 目
測定流体
接続
精度
温度係数（ゼロ点、スパン共）
使用温度範囲
保存温度範囲
単位切替
電源
電池寿命
表示周期
保護等級
質量（単体）保護ブーツ
接液部材質
筐体材質
耐振動性
耐衝撃性
その他機能

内 容
液体・気体（接液部材質を腐食させないこと）
R1/4±（0.25%F.S.＋1 digit）直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む ＊ゼロ調整後±0.072%F.S./℃−20〜60℃（凍結、結露なきこと）−20〜80℃（凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合）
MPa、kPa、bar 及びユーザ定義※1
単三アルカリ乾電池×2 本※22,000 時間以上（動作条件による）
1sec（出荷時）、0.5sec、0.25sec
IP67
約 150g（電池なし）
2 色（黒色又は、オレンジ色） ＊オプションとなります
センサ部：SUS630（17-4PH） 継手：SUS316L
ケース及び背面：PC ／ ABS
窓部：PC
MIL-STD-202G、試験法 201A
MIL-STD-202G、試験法 213B、試験条件 K
表示スケーリング機能※3、風袋引きオートゼロ（TARE）、ホールド機能（表示の最大値、最小値）、初期化機能（工場出荷状態）、電源 OFF 設定、ゼロ点調整ロック機能※1：psi、kgf/cm2 など、SI 単位系以外を希望される場合は、輸出用等 計量法に定められた用途に限り、使用可能です。
※2：出荷時、電池は付属しておりません。
※3：連成形圧力レンジの製品では使用できません。

外形寸法

(101)

(70)

(41)

(16)

(6)

保護ブーツはオプションとして、黒色又は、オレンジ色を準備しております。

R1/4

単位：mm

形番構成

ご用命に際しては、形番、各仕様をご指定下さい。

全レンジ即納対応

モデルNo.

G C 0 41 7 4

電池式デジタル圧力計

①②4 B

③④

形番

⑤3⑥⑦⑧選択仕様①ケースの大きさ・形状

1②接続ネジ

φ70

立形

7R1/4

③接液部材質4⑩⑫⑬⑭⑮

センサ部：SUS630（17-4PH） 継手部：SUS316L⑤精度レンジ

2−0.1〜0.2.2000

3−0.1〜0.3.3000

5−0.1〜0.5.5000

6−0.1〜11.0000

7−0.1〜22.0000

C0〜0.3.3000

E0〜0.5.5000

G

0〜11.0000

J0〜22.0000

K

0〜3.53.500

L

0〜55.000

N

0〜1010.000

Q

0〜2020.000

R

0〜3535.00

S0〜5050.00

4⑥電源

表示最大値

±（0.25%F.S.＋1digit）

B

単三アルカリ乾電池×2本駆動※電池は付属しておりませんので、ご使用時に準備ください。

⑨処理

3

禁油・禁水
※ 本製品は「禁油・禁水」が標準です。
接液部に油脂類及び水分の残留が無いよう製作・処理を行い、本体に識別シールを貼付してあります。

PP12 20MPa（油用）⑮ドキュメント01PP11 1MPa（空気用）

⑪付加仕様（オプション）④圧力レンジ（MPa）

アクセサリ（別途ご用命ください）● ハンドポンプ⑨ナシアリ（ご希望のものを別途ご指示ください。）

提出図、取扱説明書、検査要領書、検査成績書（1個1部）、検査・トレサビリティ証明書、強度計算書、立会検査

PP13 50MPa（油用）※「ドキュメント」は有無のみとし、内容は別途ご指定ください。
※ 上記仕様以外の特殊仕様についてはお問合せください。

別売（オプション）

1

保護ブーツ 黒色（GC04-901）

2

保護ブーツ オレンジ色（GC04-902）

このカタログの記載事項は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

代理店

長野計器 株 式 会 社
本社 ／ 〒143-8544 東京都大田区東馬込１−30−４ 代表TEL 03（3776）5311 FAX 03（3776）5320●お問合せは下記フリーコールをご利用ください。

コールセンター／ 0120-10-8790

ホームページ URL：

http://www.naganokeiki.co.jp/

営 業 管 理 課 TEL 03-3776-5329 仙 台 営 業 所 TEL 022-227-9331
海 外 営 業 部 TEL 03-3776-5328 熊 谷 営 業 所 TEL 048-525-8751
神奈川営業所 TEL 046-222-0334
東 京 営 業 所 TEL 03-3776-5324・5
上 田 営 業 所 TEL 0268-25-3758
札 幌 駐 在 所 TEL 080-9025-9006 静 岡 営 業 所 TEL 054-253-4148
東関東営業所 TEL 0476-20-1670 大 阪 営 業 所 TEL 06-6265-3303

名古屋営業所 TEL 052-932-8780
富 山 営 業 所 TEL 076-441-6949
滋 賀 営 業 所 TEL 077-516-0201
四 国 営 業 所 TEL 087-822-8550
広 島 営 業 所 TEL 082-262-1590
九 州 営 業 所 TEL 092-572-5072

19年2月制作／PRINTED IN JAPAN 2000F（SUN）