M a x i m u m P r e s s u r e.
High Pressure Technology • Testing Equipment
Hydraulics • Pneumatics

テクニカル・データ・シート

ガスブースター DLE 75-1-2 高圧ガス保安法適合
エア駆動圧 pL:

0.1-1 MPa / 14,5 - 145psi

圧力比 i:

1:150

圧縮比

1:20

最小吸入圧 pA:

3.5 MPa

最大吸入圧 pA:

150 MPa

最大吐出圧 pB:

150 MPa

吐出量 / 単動:

25 cm³

最大吐出回数:

120 / 分停止圧:

PB = i x pL

標準接続ねじ:DLE 75-1-2
単動, ダブルエアドライブヘッド
１段式

エア駆動:

3/4 BSPDLE 75-1-2 (-GG)

吸入/吐出: 1/4BSP

許容運転温度

100°C

総重量:

20 kg

圧力と流量の性能については、付属のグラフをご覧ください。

DLE 75-1-2

高圧部使用材料:

寸法:

オプション:

標準シール材:PTFE, Viton

高圧ヘッド:

1.4305

ガスシリンダー:

1.4057ピストン:1.4305継手:

1.4305ボール:

1.4034スプリング:

1.4310

長さ:448 mm

幅:181 mm

高さ:275 mm

不活性ガス用 (標準)DLE 75-1-2 (-GG)

酸素用:

DLE 75-1-2-GG-S

CO2 用:DLE 75-1-2-GG-C

吸入-/吐出: 9/16-18UNF

DLE 75-1-2-UU

吸入-/吐出: 1/4NPTDLE 75-1-2-NN

アクセサリー:フィルター付き圧力調整弁方式空気圧制御装置（圧力計、閉止弁内蔵）:DLE 75-1-2 C2付き

設定値を超えた過度の圧力からブースターを保護するため、駆動エアラインに安全弁を設置します。:

DLE 75-1-2 C2/SVair 付き(吐出圧力を表示する必要があります。)すべての技術情報および寸法情報は変更されることがあります。 当社の責任の範囲を含むすべての一般販売条件は、販売されるすべての製品およびサービスに適用されます。このデータシートは翻訳であり、最新のリリースについてはMaximator社のWebサイトを参照してください。
ご質問がある場合は、お気軽に弊社にお問い合わせください。

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-10 KCビル 3F
Phone:03-3562-7787 Fax:03-3562-7780 URL http://www.maximator.co.jp

Release 03 / 2012 • MAXIMATOR • Technical Data Sheet DLE 75-1-2 • Page 1 of 3 • DB.01.02.02.32

主要諸元:M a x i m u m P r e s s u r e.

Release 03 / 2012 • MAXIMATOR • Technical Data Sheet DLE 75-1-2 • Page 2 of 3 • DB.01.02.02.32

High Pressure Technology • Testing Equipment
Hydraulics • Pneumatics

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-10 KCビル 3F
Phone:03-3562-7787 Fax:03-3562-7780 URL http://www.maximator.co.jp

M a x i m u m P r e s s u r e.
High Pressure Technology • Testing Equipment
Hydraulics • Pneumatics

Performance Graph DLE 75 - 1 - 2Max. Outlet Pressure 1500 bar
Drive Pressure 4 bar
160

1400
Pv = 100 bar

140

1000

100
800
Pv = 50 bar

80600
60

Pv = 35 bar

400

4060
050
010040003000200200020Outlet Pressure (bar)Outlet Flow at Pv = 35 bar

Outlet Flow at Pv = 50 bar

Outlet Flow at Pv = 100 bar

Air Consumption

Outlet Flow at Pv = 80 bar

Performance Graph DLE 75 - 1 - 2
Max. Outlet Pressure 1500 bar
Drive Pressure 6 bar
200

2000
Pv = 120 bar

160

1800
1600

Pv = 100 bar

1400

120

1200

Pv = 70 bar

100

1000

80

800
Pv = 40 bar

90080
070060005000400200

30040020200600

40

10060

0

Outlet Flow(lN/min)

140

Air Consumption(lN/min)180

Outlet Pressure (bar)Outlet Flow at Pv = 40 bar

Outlet Flow at Pv = 70 bar

Outlet Flow at Pv = 120 bar

Air Consumption

Outlet Flow at Pv = 100 bar

Performance Graph DLE 75 - 1 - 2
Max. Outlet Pressure 1500 bar
Drive Pressure 8 bar
250

3000
Pv = 150 bar

Outlet Flow(lN/min)

2000

Pv = 100 bar

150

1500

Pv = 70 bar

100
1000

Pv = 40 bar

50

500

Outlet Flow at Pv = 70 bar

Outlet Flow at Pv = 150 bar

Air Consumption

マキシメーター・フルード・テクノロジーズ株式会社〒104-0031 東京都中央区京橋2-10-10 KCビル 3F
Phone:03-3562-7787 Fax:03-3562-7780 URL http://www.maximator.co.jp

1200

1100

1000

Outlet Pressure (bar)Outlet Flow at Pv = 40 bar

900800700600500400300200010000

Outlet Flow at Pv = 100 bar

Air Consumption(lN/min)

2500

200

Release 03 / 2012 • MAXIMATOR • Technical Data Sheet DLE 75-1-2 • Page 3 of 3 • DB.01.02.02.32

Outlet Flow(lN/min)

Pv = 80 bar

Air Consumption(lN/min)

1200120