デジタル指示調節計

ACD-13A, ACR-13A

オンオフサーボ形デジタル指示調節計
ACD-15A, ACR-15A

わかりやすい表示と操作

96

96

業界トップクラスの大きな表示
3 色が切り替わり状態変化をすばやく確認

96

110

48110

屋外での視認性もアップ
現場でよく使う設定を集約：簡単操作モード

業界トップクラスの大きな表示部

簡単操作の多機能な調節計

見易い大型 LCD 表示器

業界トップクラスの大きさと，特殊加工で屋外や明るい場所でも抜群の視認性。
ACD シリーズの PV 表示器は 24.0×11.0mm（高さ × 幅）

目標値を変更した際 ,PIDの再設定不要 (PIDゾーン機能)

本器は，複数のPIDパラメータを持たせることができます。(最大5つ)目標値を変更したときに，最適な制御をおこなうPIDパラメータに自動で切替える機能です。(目標値変更のたびにPID設定をかえる手間を軽減します)

デジタル 指示調節計
ACD-13A, ACR-13A

目標値

オンオフサーボ形デジタル指示調節計

ゾーン①

ACD-15A, ACR-15AACD シリーズ

ゾーン②

弊社調節計 JCD-33A

250℃

見えるバーグラフ表示器

このように変更した時100℃22ドットのバーグラフで，見えなかった値をいつでも確認。
出力のマニュアル操作機能と合わせてより使いやすく！
ACD-15A, ACR-15Aはモータバルブの開度をバーグラフで確認。(フィードバックポテンショ「有」のみ)
出力操作量(MV)表示例-5%

・操作量100%時の表示
-5%

105%

・偏差0の時の表示-0-0

設定範囲内の時電源不要 USB 通信ケーブル● 11 セグメント LCD 表示器の採用でPV 値，SV 値，設定キャラクタがさらに見やすくなりました。

全セグメント点灯時

SENS 表示

US B通信ケーブル (CM B - 0 01) (別売品)を使 用してパソコンに接続すれば，煩わしい配線をしなくても簡単に初期設定が可能です。
[USB通信ケーブル(別売品)，専用ソフトウェア(無償)が必要です。]

原寸大専用ソフトウェアは，弊社ホームページから無償ダウンロードできます。
[対応OS: Windows 7/8/10 (日本語/英語版)]
https://shinko-technos.co.jp/ →サポート･ダウンロード → ダウンロード →ソフトウェアのダウンロードをクリック[ACD-1□A，ACR-1□A コンソールソフト(SWS-AC001M)]

ARW 表示● PV 表示色切替選択には，以下の 7 つのモードがあります。
設定範囲内より低い時

目標値を100℃から250℃に変更した場合，
PIDゾーンの設定が300℃以下200℃以上のゾーン内に自動で切替えます。

+

PV表示器の色を赤，緑，橙の3色お好みに応じて選択。
また，PV値とSV値の偏差によって表示色を変えることもできますので，遠くからでも状況確認ができます。

設定範囲内より高い時

PIDゾーン設定「200℃」

エンジニアリング項目を表示しない簡単操作モード搭載で「誤操作防止」と「簡単操作」を実現。3つのキーでこれまでの弊社調節計同様のキー操作が可能です。

表示色切替で視認性アップ● PV 連動表示色切替モード

PIDゾーン設定「300℃」

簡単操作モード+・マイナス偏差時の表示

ゾーン④

PIDゾーンは④から③に切替わる

偏差量(DV)表示例

105%

ゾーン③

ゾーン⑤- 5〜105%のスケールとなり，出力操 偏差が0の場合，中央の2個の表示灯
作 量に合わせて右 方 向に表 示 灯が が点灯します。
増加しながら点灯します。
プラスに偏差がある場合，右側に増加しながら点灯します。マイナスに偏差がある
場合，左側に増加しながら点灯します。

・操作量50%時の表示

PIDゾーン設定

・PV表示色の切替: 緑, 赤, 橙

・イベント出力(EVT1〜5のいずれか)
警報OFF時: 緑，警報ON時: 赤
警報OFF時: 橙，警報ON時: 赤・PV連動表示切替: 橙，緑，赤を切替・PV連動表示切替: 橙，緑，赤を切替＋イベント出力(EVT1〜5のいずれか) ON時: 赤USB 通信ケーブル (CMB-001)
ACR-13A 底面

フィードバックポテンショメータの「有無」を選択

パソコン

キー操作で選択することができます。
「有」を選択の場合，フィードバックポテンショメータの全閉・全開位置を自動調整します｡「無」を選択すればマニュアル調整も可能。(ACD-15A, ACR-15Aのみ)

■形

名ACD - 1 □ A - □ / M □ , □ □ □ W96×H96mm
ACR - 1 □ A - □ / M □ , □ □ □ W48×H96mm■ 定格目盛入 力

目盛範囲-200〜1370 ℃-328〜2498 °ＦKPID
Ｆ-200.0〜400.0 ℃ -328.0〜752.0 °オンオフサーボ出力 PID
Ｆ-200〜1000 ℃-328〜1832 °J
警報動作はキー操作で選択 (*1)
イベント出力A0〜1760 ℃
32〜3200 °ＦR
リレー接点: 1a1b (AC□-15Aは1a x 2)
ＲＦ0〜1760 ℃
32〜3200 °S
無接点電圧 (SSR駆動用): 12V DC±15%Ｓ
制御出力 OUT1
熱電対
Ｆ0〜1820 ℃
32〜3308 °B
直流電流: 4〜20mA DC
A
Ｆ-200〜800 ℃-328〜1472 °E入力
Ｍ
マルチレンジ (*2)-200.0〜400.0℃ -328.0〜752.0 °ＦT
100〜240V AC (標準)
無電源電圧
Ｆ
-200〜1300 ℃-328〜2372 °N
24V AC/DC (*3)
1Ｆ
0〜1390 ℃
32〜2534 °PL-Ⅱ
イベント入力(*5)
EIＦ
0〜2315 ℃
32〜4199 °C(W/Re5-26)
イベント出力 (EVT1〜3) (*4)(*6)(*7)
A3-200.0〜850.0℃ -328.0〜1562.0 °Ｆ
イベント出力 (EVT4, EVT5)A5Ｆ-100.0〜100.0℃ -148.0〜212.0 °ヒータ断線警報
単相W
Pt100(*4)(*8)
三相Ｆ-100.0〜500.0 ℃ -148.0〜932.0 °W3
測温抵抗体
リレー接点: 1a
DRＦ-200〜850 ℃-328〜1562 °
加熱冷却制御出力
無接点電圧 (SSR駆動用)
Ｆ-200.0〜500.0℃ -328.0〜932.0 °DS
JPt100制御出力OUT2: 12V DC±15%-328〜932 °Ｆ-200〜500 ℃(*4)(*6)(*7)
直流電流
4〜20mA
DA
直流電流
オプション(複数選択可能): 4〜20mA DC
0〜20mA
RS-232C
C0〜10mV
シリアル通信(*5)
RS-485C5-10〜10mV
4〜20mA
DC
EA1
0〜50mV
0〜20mA DC-2000〜10000 *1
EA2
外部設定入力0〜100mV
0〜1V DCEV1
直流電圧0〜1V1〜5V DC
EV20〜5V
4〜20mA DC(*9)
TA1
伝送出力
1〜5V
0〜1V DC(*10)
TV10〜10V
絶縁電源出力 24V DC (*4)(*6)(*7)P(*1): 警報動作(12種類と動作無し)と励磁/非励磁の選択をキー操作で選択することができます。
*1 小数点位置移動及びスケーリング可能。
(*2): 熱電対，測温抵抗体，直流電流，直流電圧をキー操作で選択することができます。
(*3): 電源電圧は100〜240V ACが標準です。
24V AC/DCをご注文の場合のみ，入力記号の次に[1]を記入しています。
(*4): ACD-13A, ACR-13Aに付加できます。
(*5): オプション[EI]と[C, C5]を同時に付加した場合，イベント入力EVI3，EVI4は使用できません。
(*6): オプション[A3], [D□], [P]は同時付加できません。
(*7): オプション [D□], [P]を付加した場合，EVT2は使用できません。
(*8): 単相，三相の定格電流は，20A, 100Aをキー操作で選択することができます。CTは別売となります。
直流電流出力形には付加できません。
(*9): 0〜20mA DC, 0〜5mA DCまたは0〜12mA DCに変更することができます。お問い合わせください。
(*10): 0〜5V DC, 1〜5V DCまたは 0〜10V DCに変更することができます。お問い合わせください。
制御動作

35

■ 標準仕様表示器

入力

精 度（設定・指示）

入力サンプリング周期

制御出力

FBP分解能フィードバック抵抗

制御動作

イベント出力

PV表示器

分解能Ｆ)
1℃ (°Ｆ)
0.1℃ (°Ｆ)
1℃ (°1℃ (°Ｆ)Ｆ)
1℃ (°Ｆ)1℃ (°Ｆ)1℃ (°0.1℃ (°Ｆ)Ｆ)
1℃ (°Ｆ)1℃ (°Ｆ)1℃ (°0.1℃ (°Ｆ)Ｆ)
0.1℃ (°Ｆ)
0.1℃ (°Ｆ)
1℃ (°Ｆ)
0.1℃ (°1℃ (°Ｆ)

1: 11セグメントLCD 5桁 バックライト 赤/緑/橙
文字寸法 ACD-1□A: 24.0×11.0mm (高さ×巾)，ACR-1□A: 14.0×5.4mm (高さ×巾)
SV/MV/TIME表示器: 11セグメントLCD 5桁 バックライト 緑
文字寸法 ACD-1□A: 14.0×7.0mm (高さ×巾)，
ACR-1□A: 10.0×4.6mm (高さ×巾)
MV/DVバーグラフ表示器 : バーグラフLCD 22ドット バックライト 緑
MEMO/STEP表示器: 11セグメントLCD 2桁 バックライト 橙
文字寸法 ACD-1□A: 10.0×5.0mm (高さ×巾)，ACR-1□A: 10.0×4.6mm (高さ×巾)
熱電対: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C 外部抵抗: 100Ω以下(ただしBは40Ω以下)
測温抵抗体 : Pt100, JPt100 3導線式 許容入力導線抵抗: 一線当りの抵抗値10Ω以下
直流電流 : 0〜20mA, 4〜20mA DC 入力インピーダンス: 50Ω 許容入力: 電流50mA以下
直流電圧 : 0〜10mV, -10〜10mV, 0〜50mV, 0〜100mV, 0〜1V DC
入力インピーダンス: 1MΩ以上 許容入力電圧: 5V DC以下
許容信号源抵抗: 2kΩ以下(0〜1V), 200Ω以下(0〜100mV, 0〜50mV), 40Ω以下(-10〜10mV), 20Ω以下(0〜10mV)
0〜5V, 1〜5V, 0〜10V DC
入力インピーダンス: 100kΩ以上 許容入力電圧: 15V DC以下 許容信号源抵抗: 100Ω以下
熱電対: 各入力スパンの±0.2%±1デジット以内
ただし，R, S入力の0〜200℃ (32〜392°F)は±6℃ (12°F)以内
B入力の0〜300℃ (0〜572°F)は精度保証範囲外
K, J, E, T, N入力の0℃ (32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内
測温抵抗体: 各入力スパンの±0.1%±1デジット以内
直流電流，直流電圧 : 各入力スパンの±0.2%±1デジット以内
125ms (オプション: EA□，EV□付加の場合は250ms)
AC□-13A
制御出力: リレー接点 1a 1b，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷cosφ=0.4)，電気的寿命: 10万回
無接点電圧(SSR駆動用): 12V DC±15% 最大 40mA(短絡保護回路付)
直流電流 : 4〜20mA DC(分解能1/12000) 負荷抵抗 最大 600Ω
AC□-15A
制御出力: リレー接点 1a×2，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷cosφ=0.4)，電気的寿命: 10万回
1/1000(FBP抵抗調整による全閉，全開に対応) (AC□-15Aのみ)
100Ω 〜10kΩ
PID動作(オートチューニング機能付)，PI動作，PD動作(オート，手動リセット機能付)，P動作(オート，手動リセット機能付)，ON/OFF動作
比例帯(P): 0〜入力スパン℃(°F)または0.0〜1000.0% (0または0.0に設定するとON/OFF動作になる。) (工場出荷時: 10℃)
積分時間(I): 0〜3600秒 (0に設定すると積分動作なし) (工場出荷時: 200秒)
微分時間(D): 0〜1800秒 (0に設定すると微分動作なし) (工場出荷時: 50秒)
比例周期 (*1): 1〜120秒 (工場出荷時: リレー接点 30秒，無接点電圧 3秒，直流電流はなし)
ARW機能: 0〜100% (工場出荷時: 50%)
ON/OFF動作すきま: 0.1〜1000.0℃(°F)または1〜10000 (小数点位置は小数点位置選択に従う) (工場出荷時: 1.0℃)
OUT1上限，下限設定 (*1) : 0〜100%(直流電流出力の場合は-5〜105%) (ON/OFF動作時は，この設定項目はなし)(工場出荷時: OUT1上限100%，OUT1下限0%)
操作量上限，下限設定 (*2) : 0〜100% (ON/OFF動作時は，この設定項目はなし) (工場出荷時: 操作量下限0%，操作量上限100%)
オープン出力時間 (*2)
: 0.1〜1000.0秒(工場出荷時: 30.0秒)
クローズ出力時間 (*2)
: 0.1〜1000.0秒(工場出荷時: 30.0秒) 出力時間が操作量の0〜100%に対応する｡
オープン･クローズ出力デッドバンド (*2) : 比例帯の0〜100%(工場出荷時: 10%)オープン･クローズ出力ヒステリシス (*2) : 比例帯の0〜100%(工場出荷時: 1%)(*1): AC□-13Aのみ，(*2): AC□-15Aのみ
EVT1出力出 力: リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)，電気的寿命: 10万回
EVT2出力 AC□-13Aのみ
出 力: EVT1と同じ 加熱冷却制御出力(オプション: D□)または絶縁電源出力(オプション: P)が付加された場合EVT2機能は付加できない。

警報動作
上限警報，下限警報，上下限警報，上下限警報個別，上下限範囲警報，上下限範囲警報個別，絶対値上限警報，絶対値下限警報および待機付上限警報，待機付下限警報，待機付上下限警報，待機付上下限警報個別に励磁，非励磁選択を含めたの24種類と動作なしの中から選択が出来る。(工場出荷時: 動作なし)
設定精度 : 基準精度および冷接点補償精度に準ずる
動作: ON/OFF動作
警報動作すきま設定範囲: 熱電対入力，測温抵抗体入力の場合: 0.1〜1000.0℃(°F)，
イベント出力
DC入力の場合: 1〜10000(小数点位置は小数点位置選択に従う)
出力: イベント出力設定モードで警報出力に割付られたEVT出力
ループ異常警報
設定範囲 : LA時間設定 0〜200分
LA動作巾設定 熱電対入力，測温抵抗体入力の場合: 0〜150℃(°F)または0.0〜150.0℃(°F)，
DC入力の場合: 0〜1500（小数点位置は小数点位置選択に従う）
出力: イベント出力設定モードでループ異常警報に割付られたEVT出力
100〜240V AC 50/60Hz(許容電圧変動範囲: 85〜264V AC), 24V AC/DC 50/60Hz(許容電圧変動範囲: 20〜28V AC/DC)
電源電圧約18VA
消費電力
500V DC 10MΩ以上
絶縁抵抗
電源端子−接地(GND)間，入力端子−接地(GND)間，入力端子−電源端子間: 1.5kV AC 1分間
耐電圧
周囲温度: 0〜50℃ 周囲湿度: 35〜85%RH (結露不可) RoHS指令対応 防滴・防塵構造 前面部 IP66
環境
ケース材質: 難燃性樹脂 色: 黒
ケース材質・色取付方式・設定方式 取付方式: 制御盤埋込方式 設定方式: シートキー入力
外形寸法: ACD-1□A: W96×H96×D110mm，ACR-1□A: W48×H96×D110mm 質量: ACD-1□A: 約460g，ACR-1□A: 約330g
外形寸法・質量センサ補正，設定値ロック，プログラム制御機能，設定値ランプ機能，PV表示色切替選択，タイマ機能，バーグラフ表示選択，停電対策，
付属機能自己診断，自動冷接点温度補償 (熱電対のみ)，バーンアウト，入力異常表示，表示範囲・制御範囲，ウォームアップ表示，自動/手動制御切替，
コンソール通信
ねじ式取り付け金具1組，取扱説明書1部，シリアル通信付加時(オプションC, C5): 通信用取扱説明書1部，ガスケット (本体に取り付け)1個
ACR-1□Aのみ
ハーネスEVT5: 1個[イベント出力(オプション記号: A5)付加時], ハーネスW: 1個[ヒータ断線警報 (オプション記号: W)付加時](ACR-13Aのみ),
付属品
ハーネスW: 2個[ヒータ断線警報(オプション記号: W3)付加時](ACR-15Aのみ), ハーネスE: 1個[外部設定入力(オプション記号: EA1, EA2,EV1, EV2)付加時], ハーネスVT: 1個[伝送出力(オプション記号: TA1, TV1)付加時], ハーネスFBP: 1個 (ACR-15Aのみ)
端子カバー，
ヒータ断線警報 (オプションW, W3): 20A用CT(CTL-6S), 100A用 CT(CTL-12-S36-10L1U), USB通信ケーブル (CMB-001)
別売品■ オプション
イベント入力としてEVI1〜EVI4が付加される。
イベント入力選択モードで割付られたイベントが入力のON(閉)または，OFF(開)状態によって実行される。設定値メモリ機能が選択された場合，イベント入力をBCD信号のLSB〜MSBに割付SV1〜SV15を切り替える。MEMO表示器に選択したメモリ番号を表示する。閉時回路電流：約16ｍA
シリアル通信(オプション: C, C5)と同時に付加した場合，イベント入力 EVI3, EVI4は使用できない。
A3: イベント出力1〜3が付加される。
イベント出力設定モードで割付られたイベント条件によって出力がONまたはOFFになる。
このオプションを付加した場合，加熱冷却制御出力(オプション: D□)または絶縁電源出力(オプション: P)は同時に付加できない。
イベント出力[A3] (*)
A5: イベント出力4とイベント出力5が付加される。
イベント出力設定モードで割付られたイベント条件によって出力がONまたはOFFになる。
イベント出力[A5]出 力: リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC(抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)，電気的寿命: 10万回
定格
: 単相[W] 20 A, 100A キー操作で選択，三相[W3] 20A, 100A キー操作で選択
W3(20A)]の場合0.0〜20.0 A，定格100A[W(100A)，W3(100A)]の場合0.0〜100.0 A
ヒータ断線警報出力 設定範囲 : 定格20A[W(20A)，
設定精度 : 定格値の±5%以内[W，W3] (*)
動作: ON/OFF動作
出力: リレー接点 1a，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷cosφ=0.4)，電気的寿命: 10万回
加熱制御動作: 制御出力(OUT1)と同じです。
冷却制御動作:
OUT2比例帯(P): 制御出力 (OUT1)比例帯の0.0〜10.0倍 (0.0のときON/OFF動作)
OUT2積分時間(I): 制御出力 (OUT1)の積分時間設定値と同じです。
OUT2微分時間(D): 制御出力 (OUT1)の微分時間設定値と同じです。
OUT2比例周期: 1〜120秒 (直流電流出力形はなし)
オーバラップ/デッドバンド : 熱電対，測温抵抗体入力の場合，-200.0〜200.0℃(°F)
直流電流，直流電圧入力の場合，-2000〜2000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)
加熱冷却制御OUT2動作すきま: 熱電対，測温抵抗体の場合，0.1〜1000.0℃(°F)[ D □ ] (*)
直流電流，直流電圧の場合，1〜10000 (小数点の位置は小数点位置選択に従う)
OUT2動作モード選択 : 空冷(リニア特性)，油冷(1.5乗特性)，水冷(2乗特性) キー操作で選択
出 力 (DR): リレー接点:1a，制御容量: 3A 250V AC (抵抗負荷)，1A 250V AC (誘導負荷cosφ=0.4)，電気的寿命: 10万回(DS): 無接点電圧12V DC±15% 最大40mA DC (短絡保護回路付)(DA): 直流電流 4〜20mA DC分解能(12000) 負荷抵抗 最大 600Ω
このオプションを付加した場合，イベント出力(EVT1〜3)[オプション: A3]，絶縁電源出力[オプション: P]は同時に付加できない。
外部コンピュータから各種設定値の読み取り及び設定，入力値，動作状態の読取り，機能の変更等の操作を行います。
通信インタフェース : EIA RS-232C 準拠[C]，EIA RS-485 準拠[C5]通信方式: 半二重通信同期方式: 調歩同期方式
通信速度: 9600bps/19200bps/38400bps キー操作で選択 (工場出荷時: 9600bps)
データビット/パリティ : データビット7または8，パリティ偶数/奇数/パリティなし キー操作で選択 (工場出荷時: 7 ビット/偶数)
シリアル通信[C,C5]
ストップビット: 1または2 キー操作で選択 (工場出荷時: 1)
通信プロトコル: 神港標準/ MODBUS RTU/ MODBUS ASCII キー操作で選択 (工場出荷時: 神港標準)
接続可能台数: ホストコンピュータ1台につき1台[C]，ホストコンピュータ1台につき最多31台[C5]通信エラー検出方式 : パリティ，チェックサム，LRC(MODBUS ASCII選択時)，CRC-16(MODBUS RTU選択時)
デジタル外部設定 : 弊社プログラムコントローラ(PC-900, PCD-33AオプションSVTC)より，デジタル設定値を受け取る。
このオプションを付加した場合，設定値メモリ番号外部選択(オプションSM)は同時に付加できない。
外部アナログ信号をSVとする。
リモートバイアス値を加算した値を制御目標値とする。
設定信号: 直流電流 4〜20mA(OP: EA1)または0〜20mA(OP: EA2)，直流電圧 0〜1V(OP: EV1)または1〜5V(OP: EV2)
外部設定入力許容入力: EA1,EA2: 50mA DC以下，EV1: 5V DC以下，EV2: 10V DC以下
[EA□ ,EV□ ]入力インピーダンス : EA1,EA2: 50Ω，EV1,EV2: 100kΩ
入力サンプリング : 250ms
PV伝送，SV伝送，MV伝送，DV伝送のいずれかを125ms毎にアナログ量に変換し電流で出力する。(工場出荷時: PV伝送)
伝送出力上限設定と伝送出力下限設定が同じ場合，伝送出力下限 (4mA DCまたは0V DC)を出力する。
分解能 : 1/12000
伝送出力[TA1,TV1]
出力: TA1: 4〜20mA DC(負荷抵抗 最大500Ω)
TV1: 0〜1V DC(負荷抵抗 最小100kΩ)
出力精度 : 伝送出力スパンの 0.3%以内
出力電圧: 24V±3V DC（負荷電流 30mA DC時）
リップル電圧 : 200mV DC以内
（負荷電流 30mA DC時）
絶縁電源出力[P] (*) 最大負荷電流 : 30mA DC
このオプションを付加した場合，イベント出力(オプション: A3)または加熱冷却制御出力(オプション: D□)は同時に付加できない。
またイベント出力 EVT2は使用できない。

イベント入力[EI](*): ACD-13A, ACR-13Aに付加できます。

ガスケット

ねじ式取り付け金具

端子カバー（別売り）

11.5

98.5
104.5
（端子カバー取り付け時）

・ACR-1□A

TRANSMITOUTPUT

221EVENT
INPUT

22100to240V AC

3323

EXT
CONT

4RS-4852425NOOUT16 3A
7NO

8EVT2OUT2/P24 EVT224V
DC30mANO

971324V AC/DC

58 3A

28250VAC

EVT5mANO

EVT230 3A

12119BDC

EVT4 NOTCB
RTD

250V
AC

24V AC/DCPOWER
SUPPLYOUT2/P24 EVT224V
DC30mANO

9EVT1 NO

20TRANSMITOUTPUT

2DI1EVENT
INPUT

22100to240V AC

33NO

81875250V
AC

14155VmA

A

1A
250V
AC

250V
AC

□92 ＋0.80181V

4NO

n×96−3 ＋0.50

横方向密接取り付けn: 取り付け台数

17NO
NO

10 3A

250V
AC

DI4SG COM

16EVT

NO

8 3A
913250V
AC

EVT110 3A

DI3YB
(RX)
(RS-232C)

19B

DC

TCB
RTD

20・ACR-1□A・ACR-15A

GND

27YA
(TX)

CT26 3A

EVT3RS-485

CT1NO

OUT11V

29NO

10 3A

EXT
CONTNC

161112DI23417EVENT
INPUT

100to240V AC

315A

DI12145V

TRANSMITOUTPUT

1POWER
SUPPLY

DI4・ACD-15A
POWER
SUPPLY

2SG COM

27250V
AC

250V
AC

DI3POWERSUPPLYCT2NO

910 3A

CT112・ACD-1□A

GND

11DI226250V
AC

EVT1EVT1 NO

YA
(TX)

YB
(RX)
(RS-232C)

NC

5EVT3■パネルカット ( 単位 : mm )

23EXT
CONT

4RS-485

5OPENNO

W

6YB
(RX)
(RS-232C)

24

F.B.P.
O

YA
(TX)

25

GND

11DI212DI313POWER
SUPPLY

224V AC/DC

DI414SG COM

15C

250V
AC

5V

28EVT59NO

10 3A

250V
AC

A

mANO

EXT
CONT

DC

EVT4 NO

30 3A

250V
ACB
B
RTD

RS-4855FBP

OPENNONO

7 3A
8199TC

250V
ACO

13DI414SG COM

15EVT
5NO

10 3A

250V
AC

1A
250V
AC

横方向密接取り付けn: 取り付け台数

17NONO

n×48−3 ＋0.5
045＋0.5
0165VmA

4EVT120DI3W
C

618YA
(TX)

YB
(RX)
(RS-232C)

1V

29EVT131727

1112DI2CLOSE

7 3A
824NO

CLOSE

DI1EVENT
INPUT

100to240V AC

31626TRANSMITOUTPUT

1POWER
SUPPLY

92 ＋0.8
024V AC/DC1POWER
SUPPLY98.5104.5（端子カバー取り付け時）

130

2DI111.592 ＋0.80GND
POWER
SUPPLY

48・ACR-13A・ACD-13A

端子カバー（別売り）□92 ＋0.80■端子配列

ねじ式取り付け金具130□96ガスケット

96□91106.2・ACD-1□A

91106.2■外形寸法 ( 単位 : mm )

DCA

18

注 意1VB
B
RTD

19TC

20

横方向密接取り付けの場合，防塵防滴 IP66 仕様を満たしません。

■推奨圧着端子について安全に関するご注意

3.2mm

5.8mm以下

5.8mm以下

下記のような，M３のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。締付トルクは0.63N・mを指定してください。
3.2mm

注 意・本器は電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
( 推奨ヒューズ :定格電圧 250V AC，定格電流 2A のタイムラグヒューズ )・電源が 24V AC/DC で DC の場合，極性を間違わないようにしてください。

● 正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
● 本製品は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。
（人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。）● 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また，定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
● 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，当社はその責任を負いかねます
のでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器（軍事用途・軍事設備等）
で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

・このカタログの内容は 2024 年 3月現在のものです。尚，品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
・掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
・ご注文，お問い合わせ等ございましたら，最寄りの営業所 (出張所) または販売店までお気軽にご連絡ください。

本社 〒562-0035 大 阪 府 箕 面 市 船 場 東 2 丁 目 5 番 1号
TEL（072）727‑4 5 7 1 FAX（072）727‑2 9 9 3［URL］https://shinko-technos.co.jp/ [E-mail]sales@shinko-technos.co.jp

大 阪 営 業 所 TEL（072）727‑3 9 9 1 FAX（072）727‑2 9 9 1
東 京 営 業 所 〒171-0021 東 京 都 豊 島 区 西 池 袋 1 ‑11 ‑1
メ ト ロ ポ リ タ ン プ ラ ザ ビ ル 14 階
TEL（03）5117‑2 0 2 1 FAX（052）957‑2 5 6 2
名古屋営業所 〒461-0017 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 東 外 堀 町 3 番
CS東外堀ビル402号室
TEL（052）957‑2 5 6 1 FAX（052）957‑2 5 6 2
福岡 TEL（0942）77‑0 4 0 3 FAX（0942）7 7‑3 4 4 6
技術的なご相談はお客様相談室までどうぞTEL (072)727-3491

202403 J10