Pressure Calibration Equipment

Additel 773
低圧圧力コントローラ / ポンプ内蔵

圧力範囲は -95 kPa から 100 kPa
マルチレンジ選択が可能な 2 つの取り外し可能な内圧モジュール
0.02%FS の精度
0.003%FS の制御安定性
超高速圧力発生・制御
オプションの大気圧モジュール
内蔵差圧ポンプ
大型 7 インチカラータッチスクリーンディスプレイ
モジュラー設計により現場でのダウンタイムを大幅に削減
エミュレーションモード

製品概要

Additel Catalog

このモジュラー圧力コントローラは、速度、最先端の制御 / 測定技術、モジュラー設計、およびユーザーフレンドリーな機能を兼ね備えています。Additel 773 コント
ローラは、有名なハンドヘルドモデル ADT760 に見られるように、業界に革命をもたらした制御機能と組み合わせて、Additel の実績のある低圧ポンプ技術を利用することにより、低圧作業用に最適化されています。
自動化された生産、テスト、および校正を必要とするユーザーのために、Additel はこれらの圧力コントローラーでワークロードをカバーします。ADT773 は、2 つの制御モジュールと 1 つの基準大気圧モジュールを迅速に装備して、広い圧力範囲をカバーすることができます。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd25

2024/06/21

25

10:54:46

Pressure Calibration Equipment

素早く圧力モジュール交換 (30 秒 )Additel151 圧力制御モジュールは、30 秒以内に取り付けまたは交換できます。キャビンの上端は簡単に開くことができます。ドアが開くと、コント
ローラは自動的に圧力を解放し、ADT151 モジュールの安全な取り外しと取り付けを提供します。Additel は、これらの簡単に交換できる圧力モジュールを利用することにより、ADT773 コントローラにさまざまな異なる圧力範囲を提供します。27 ページにリストされているモジュール範囲から選択します。

30 秒以内に 20% の圧力ステップ
効率的でペースの速い生産ラインのテスト、検証、校正の過程で、ユーザーは圧力コントローラの速度に厳しい要件を持っています。 ADT773 は、専用の圧力制御技術を採用して、制御速度と制御安定性を効果的に向上させます。エア圧コントローラ : 制御応答時間 ( 標準 )≤10 秒、制御安定性<0.003%FS、詳細については仕様を参照してください。

ポンプ内蔵
Additel 773 には、圧力校正作業のためのターンキーソリューションをユーザーに提供する内部低圧ポンプが内蔵されています。アディテルポンプの設計はよく知られており、信頼性があります。高速であるだけでなく、クラス最高のコントロールと安定性も提供します。実際、他の Additel モデルの自動ポンプは業界に革命をもたらしました。

外部ドライブバルブ制御
ADT773 コントローラは、最大 3 つの外部バルブのバルブ制御を提供します。チャネルの 1 つは、メディアの汚染を防ぐのに役立つ汚染防止システ
ム (CPS) を制御するために指定されています。 残りの 2 つのチャンネルは、外部真空ポンプまたは外部絶縁バルブの制御に使用でき、個々の状況に対する柔軟性と互換性を高めることができます。

Additel Catalog

汚染防止システム (CPS) は、コントローラのメンテナンス間隔を延長26

DUT の校正 ( 被試験デバイス ) は、校正システムに汚染物質をもたらすことがよくあります。汚染物質は、バルブ、ライン、フィルターに不具合を引き起こす可能性があります。Additel は、ADT773 にターンキー・ソリューションを搭載しており、お客様のデバイスを校正する際のこれらの懸念を軽減し、耐久性と信頼性を向上させるのに役立ちます。 自動汚染防止シ
ステムと統合ファームウェアを使用して、圧力サイクル間のパージを可能にし、システムに汚染物質を導入する可能性をさらに低減します。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

262024/06/21

10:54:49

Pressure Calibration Equipment

圧力仕様
型名仕様

最大圧力レンジ
最小圧力レンジ

ADT773[1]

100 kPa( 14.5 psi,400 inH2O )-95 kPa (-13.5 psi, -380 inH2O)
0.015%FS (DP2-DP5)
0.025%FS (DP10-DP1K)
0.05%FS (DP2-DP5)
0.02%FS (DP10-DP1K)

製品精度 [2]
精度[3]

制御安定度

[4]

＜ 0.003%FS

制御応答時間 [5]圧力の種類
交換可能な圧力モジュールベイ
内部モジュールの最大圧力制御範囲＜ 10 秒微差圧
2(-100~100) kPa/(-400~400) inH2O

内部モジュールの最小圧力制御範囲(-250~250) Pa /(-1~1) inH2O

レンジ切替モード

固定又は自動供給圧制御モード

エアーポンプ内蔵
高速 , 標準 , カスタム
＜ 1%FS
500 mL

圧力ポート

6 mm Festo

最大オーバーシュート
最大負荷容量
汚染防止システム (CPS)

別売

ポートフィルタ [6]サポート[1] 最小負圧制限は、100 kPa の大気圧値を前提にしています。
[2] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補正が含まれます。
[3] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、参照標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償が含まれます。K = 2[4] 制御安定度は 0.003%FS または 0.05Pa の どちらか大きい方です。
[5] エアー圧は、外部負荷ボリューム 50ml、20% ステップ、および 0.005%FS の安定性に達するまでの時間でテストされます。
[6] すべての圧力ポートには 40~100μm のフィルターが取り付けられています。

内部モジュール仕様

ADT773 差圧モジュール
型名
ADT151-XX-DP400
ADT151-XX-DP300
ADT151-XX-DP200
ADT151-XX-DP150
ADT151-XX-DP100
ADT151-XX-DP50
ADT151-XX-DP30
ADT151-XX-DP20[5]ADT151-XX-DP10[5][5]ADT151-XX-DP5

ADT151-XX-DP2[5]差圧

1st レンジ [1]2nd レンジ(-100~100) kPa(-400~400) inH2O(-70~70) kPa(-300~300) inH2O(-50~50) kPa(-200~200) inH2O(-35~35) kPa(-150~150) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-12.5~12.5) kPa(-50~50) inH2O(-7.5~7.5) kPa(-30~30) inH2O(-5~5)kPa(-20~20)inH2O(-2.5~2.5) kPa(-10~10) inH2O(-1~1) kPa(-5~5) inH2O(-0.5~0.5) kPa(-2~2) inH2O(-50~50) kPa(-200~200) inH2O(-35~35) kPa(-150~150) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-25~25) kPa(-100~100) inH2O(-12.5~12.5) kPa(-50~50) inH2O(-7.5~7.5) kPa(-30~30) inH2O(-5~5) kPa(-20~20) inH2O(-2.5~2.5)kPa(-10~10) inH2O(-1~1) kPa(-5~5) inH2O(-0.5~0.5) kPa(-2~2) inH2O(-0.25~0.25) kPa(-1~1) inH2O

測定の種類

媒体

製品精度 [2] [3](%FS)

精度 [4]（% FS）

DP

G0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0150.02

DPG0.0250.05

DPG0.025

0.05Additel Catalog

次の表は、ADT773 圧力コントローラーのフロント ベイに簡単に取り付けられるように設計された ADT151 モジュラー圧力センサーに関する情報を示しています。 当社の差圧 (DP) モジュールの精度仕様には、直線性、ヒステリシス、再現性、温度補償分解能、基準標準測定の不確かさ、年間ドリフトおよび K=2 が含まれ、製品精度仕様には直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、および温度補償が含まれます。DP 型ゲージはゼロドリフトの影響を軽減するためコントローラにより時々ゼロ調整することができます。仕様は 15°C~35°C まで有効です。 これらの圧力モデルは毎年校正することをお勧めします。

[1] すべての圧力モジュールの過負荷圧力は 150%FS であり、モジュールのバースト圧 : DP20 / DP 10 / DP5 / DP2: 10 kPa, DP100 / DP50 /DP30:1000mbar, DP400/DP300 / DP200 / DP150: 400 kPa.
[2] FS 仕様は、レンジのスパンに適用されます。
[3] 製品精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、温度補償が含まれます。
[4] 精度 : 誤差成分には、直線性、ヒステリシス、再現性、分解能、参照標準測定の不確かさ、年間ドリフト、温度補償が含まれます。 K = 2[5] 推奨校正期間は 180 日です。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

272024/06/21

27

10:54:49

Pressure Calibration Equipment

大気圧モジュール

仕様

型名 [1]

絶対圧レンジ

精度

ADT151-BP(60~110) kPa±22 PaADT151-BPH(60~110) kPa±10 Pa[1] Additel 773 コントローラーには大気圧モジュールを装備できます。大気圧モジュールを挿入した後、コントローラはゲージ単位と絶対圧単位との間で切り替えることができます。

一般仕様
仕様

詳細
電源 : AC100~240 V, 50/60 Hz

電源仕様

ヒューズ : T3.15A 250V AC
最大消費電力 : 150W
筐体寸法 : 440(W) × 133(H) × 380(D) mm)

寸法 / 重量

ラックマウント寸法 : 3U-19” ラック , 横置き
本体重量 : 17.6 kg
圧力モジュール重量 : 0.5 kg
動作温度範囲 : 10℃ ~50℃
保管温度範囲 : -20℃ ~70℃
動作時湿度 : 5%RH~95%RH, 結露しないこと
高度 ( 動作時 ): <2000 m
侵入保護 : IP20, 室内使用のみ

環境

振動レベル : 2 G
衝撃強度 : 4 G
ウォームアップ時間 : 15 分
基準適合

マシンの落下高さ : 250 mm
CE, UKCA
RS232, USB-A*2, LANWIFI、Bluetooth、GPIB、マウス、キーボード、その他の周辺コンポーネントは、USB ポートに基づいて拡張できます。

通信

SCPI コマンドセットは ADT780、PACE5000/6000、DRUCK DPI520 と互換性があり、ユーザーがカスタマイズ可能
3 チャンネル外部ドライブバルブ、ロック付きグリーン端子コネクタ
外部駆動バルブポート

最大駆動能力 24 V / 12 W, 最大 30 V
CPS 汚染防止装置に割り当てられた 1 つのチャネル、残りの 2 つのチャネル、ユーザーは外部真空ポンプと外部アイソレーションバルブを制御するために使用できます。

I/O アラームポート

3 チャンネル、ロック付き緑色端子コネクタ
無電圧 No/Nc リレー、最大電流容量 :24 V / 0.5 A、最大 30 V
1 チャネル、ロック付き緑色端子コネクタ

圧力スイッチテストポート

最大負荷 24 V / 0.1 A 最大 30 V
メカニカルスイッチ、電子スイッチテストをサポート
7 インチの静電容量式タッチスクリーン、1280 * 800 解像度、反射パネル、黒、白の背景色をユーザーが選択可能

ディスプレイ

通信更新速度 : 毎秒 10 回
ディスプレイのリフレッシュレート : 毎秒 5 回
圧力値最大表示 :+ 9999999、表示桁は調整可能です。

外部圧力制御モジュール 測定専用
キャビンドアを開くと、モジュールを安全に取り外すために圧力が自動的に解放されます。
キャビン内には、左から右へ高圧モジュールベイ、低圧モジュールベイ、大気圧モジュールベイの、3 つのベイ があります。

Additel Catalog

内部圧力制御モジュール
ポート

保証期間

1 年間

ホースとフィルタの寿命

全てのホース、フィルタの推定寿命 (EOL) は約 10 年であり、摩耗や損傷の最初の兆候が見られたら交換する必要があります。

28

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

282024/06/21

10:54:49

Pressure Calibration Equipment

オーダー情報ご発注型名 ( 本体のみ - 圧力モジュール別 )ADT773 本体

ADT773

ADT151 大気圧 モジュール
ADT151 低圧モジュール
ADT151 高圧モジュール

ADT151 圧力モジュール選択ガイド

高圧モジュールベイ用 ADT151 圧力モジュール
DP30 から DP400 の範囲内のモジュールを少なくとも 1 つ、高圧 モジュール ベイに取り付ける必要があります。

ADT151-XX-DP30 ~ DP400

低圧モジュールベイ用 ADT151 圧力モジュール

低圧 モジュール ベイは空のままにしておくことができますが、低圧モジュールを取り付ける場合は、取り付けた高圧モジュールよりも範囲を小さくする必要があります。

ADT151-XX-DP2 ~ DP400

大気圧モジュールベイ用 ADT151 大気圧モジュール
ADT151-BP
ADT151-BPH

詳細については、ADT151 大気圧仕様表を参照してください。
DP202

内部モジュール仕様

精度 :

表を参照

02 = 0.02% フルスパン

数量

ADT151-BP (±22 Pa)

ADT151-BP

ADT151-02-DP2

型名

型名 :
ADT151-BPH (±10 Pa)

05 = 0.05% フルスパン

標準アクセサリBP

ADT151

画像

汎用別売アクセサリ
型名

詳細

9050

UUSB ~ 232 ケーブル

9055-1

USB ~ Bluetooth モジュール

9055-2USB ~ WIFI モジュール

2個

9053

USB ~ GPIB アダプタ

10 個

9050-EXT

RS232 通信ケーブル

9245ラックフランジアセンブリ

9055

緑色の端子プラグ

9054

ADT151 用校正フィクスチャ
(1/4BSP オス・フィッティング付きアダプタ・ベース、RS232/電源ケーブル、9V アダプタ、校正ソフトウェアを含む )1311000014
AC パワーコード(10A 250V)

1本

ISO17025 認定校正証明書

1通

緑色の端子プラグ( スイッチ検出用 )O- リング 3.5*1.5(ADT151 圧力モジュール用 )Festo プラグ
6 mm
( シーリング用 )シリコンチューブ
最大圧 120 kPa

0.3 m
3本

ポリウレタンチューブ
最大圧 700 kPa

1.5 m
2本

ADT100-BARB-FESTO

2個2個

画像

Additel Catalog

ADT151

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd29

2024/06/21

29

10:54:55

Pressure Calibration Equipment

ADT773 ( 別売 ) 吐出圧接続用アクセサリ
型名

詳細9240A

80 ml エアチャンバー内蔵ゲージホルダー
外部マニフォールド

ADT121-X

内部液体を外部容器に排出するために、ベントポートまたは排気ポートにこの2 つの部品が必要です

1650700087

クイックコネクタ (6 mm)

1650800039

ポリエチレンチューブ(6 mm× 1.5 m )汚染防止システム(ERP#:1650800039 ポリウレタンホース 700 kPa、最大長さ 1.5m、アダプター、6mm Festo 〜 1/4BSP Fを含む )Additel Catalog

ADT108-KIT

画像30

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

302024/06/21

10:54:58