屈折率表示モデル
デジタル屈折計 PR-RⅠCat.No.3480
測 定 項 目 ：屈折率、温度(℃)
測 定 範 囲 ：屈折率1.3306〜1.4436 温度5〜45℃
最 小 表 示 ：屈折率0.0001 温度1℃
測 定 精 度 ：屈折率±0.0002(20℃水において)
温度±1℃
温 度 範 囲 ：5〜45℃

PR-RⅠ

専用目盛モデル
デジタルイソプロピルアルコール濃度計 PR-60PA Cat.No.3477
測 定 範 囲 ：イソプロピルアルコール濃度0.0〜60.0％(W/W)
最 小 表 示 ：0.1％
測 定 精 度 ：±0.5％(濃度0〜30％にて)※濃度40％付近 ±0.8％※濃度60％付近 ±1.6％
温 度 範 囲 ：10〜35℃(自動温度補正)

PR-60PA

デジタルエチルアルコール濃度計 PET-109 Cat.No.3486

デジタルDMF(ジメチルホルムアミド)濃度計 PR-40DMF Cat.No.3489

測 定 範 囲 ：エチルアルコール濃度0.0〜45.0％(W/W)
最 小 表 示 ：0.1％
測 定 精 度 ：±0.5％(濃度0〜30％にて)※濃度40％付近 ±0.8％※濃度45％付近 ±1.2％
温 度 範 囲 ：10〜35℃(自動温度補正)

測 定 範 囲 ：DMF(ジメチルホルムアミド)濃度
0.0〜40.0％(W/W)
最 小 表 示 ：0.1％
測 定 精 度 ：±0.3％
温 度 範 囲 ：5〜40℃(自動温度補正)

デジタル過酸化水素水濃度計 PR-50HO Cat.No.3478

デジタル海水濃度計 PR-100SA Cat.No.3488

測 定 範 囲 ：過酸化水素水濃度0.0〜50.0％(W/W)
最 小 表 示 ：0.1％
測 定 精 度 ：±0.5％
温 度 範 囲 ：5〜40℃(自動温度補正)

測 定 範 囲 ：海水濃度(Salinity) 0〜100‰
最 小 表 示 ：1‰
測 定 精 度 ：±2‰
温 度 範 囲 ：5〜40℃(自動温度補正)

液体濃度をインラインで連続測定！
■濃度モニター

CM-780 Cat.No.3546 価格¥450,000〜（税別）●測定範囲：Brix 0.0〜78.0％●測定精度：Brix ±0.2％

溶液濃度％●最小表示：Brix 0.1％
●測定温度：5〜100℃（自動温度補正）

小さなボディに充実の機能

pH・導電率測定に！
■デジタルpHメーター

水分％

二液混合％

パレットα

DPH-1 Cat.No.4310 価格¥14,000（税別）●測定範囲：0.0〜14.0pH●寸法・重量：3.8×3.8×16.7cm，90g■デジタルECメーター

希釈濃度％●最小表示：0.1pH●校正：3点校正（4.0,7.0,10.0）●測定精度：±0.1pH●電源：ボタン型電池（LR44）×3個●防水保護等級：IP67●測定精度：±0.20mS/cm●電源：ボタン型電池（LR44）×4個●防水保護等級：IP67

PR-101α Cat.No.3442

DEC-1 Cat.No.4330 価格¥14,000（税別）●測定範囲： 導電率0.00〜19.90mS/cm●寸法・重量：3.8×3.8×16.5cm，90g●最小表示：0.10mS/cm●校正：0.50g/100g食塩水にてPR-201α Cat.No.3452
PR-301α Cat.No.3462

アタゴの屈折計は環境に配慮しつつ、また設計から製造まで全て日本で行なっています。
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

本社/東京都板橋区本町32-10（〒173-0001）
TEL : 03-3964-6131 FAX : 03-3964-6137
http://www.atago.net/ eigyo@atago.net
工場/埼玉県大里郡寄居町藤田80 修理サービス部（修理窓口）
TEL : 048-581-8063 FAX : 048-581-7792（アメリカ支社）
12011 Bel-Red Road, Suite 101, Bellevue, WA 98005 U.S.A.
TEL: 1-425-637-2107 FAX: 1-425-637-2110 customerservice@atago-usa.com（インド販売社）
A-501, Mangal Aarambh Business Centre, Near Kora Kendra,Off. S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092 India
TEL: 91-22-2833-8038 / 8076 FAX: 91-22-2899-8164 customerservice@atago-india.com

V.0406103000CP

パレットの進化はまだ終らない!

・・・・・・パレット誕生

測定するサンプルに合わせて3タイプ

安心
して使 用 で き ま す！
！

ユーザーの「あればいいな」を形にしました。
長年の信頼性に加えて、デザイン、操作性、性能を追求したパレットαシリーズは究極のコンパクトモデルです。

光の力で濃度を測る︑パレットシリーズ︒

サンプルはわずか

測定時間はわずか1滴！

3秒！

各部の名称

PR-101α Cat.No.3442

液晶ディスプレイ

PR-201α Cat.No.3452

PR-301α Cat.No.3462

PRαは、水溶性切削油、洗浄液、工業用液体、各種薬品などほとんどの液体が測定可能な材質、機能を備えています。全く安心して使用することができます。

主な特長
精度は±0.1％（Brix換算）に向上

安心の2年保証

従来の測定精度±0.2％から±0.1％にアップしました。コン
パクトモデルでは最高精度です。

本器の保証期間は、お買い上げ後2年間です。

自動温度補正機能

ユーザースケール機能搭載

自動温度補正付きですので温度を気にせずに測定できます。

ユーザースケール機能が加わりました。係数を設定することにより、各種液体の濃度を直接表示させることができます。3種類

見やすい大型パネル
ディスプレイ部は大型液晶パネルを採用していますので、も登録が可能です。

読み取りやすく、測定結果のチェックが簡単です。

便利な温度表示（External-Light-Interference:の略：特許出願中）ます。

強い外光は、本器のプリズムを通ってセンサーまで迷い込み正しい測定を妨げます。お客様が正しい測定を完了することを第一に考え、万が一、本器に直接の強い外光が検知された際はELI機能「nnn」を表示する安心設計を採用しています。ELI機能「nnn」が現れたら、サンプルステージを軽く手で覆ってもう一度STARTキーを押す習慣を付けていただ
きますと、いつでも100％確実な測定が可能となります。

外光誤測定防止機能（ELI機能）搭載
プリズム

ELI機能

温度表示機能も加わりました。スイッチを押すと温度を表示し従来は窓際・屋外では誤測定値を表示してしまう危険性がありましたが新技術のELI機能により、安心して測定できます。

ゼロ(基準)合わせスイッチ
スタート/オフ・スイッチ

主な用途

1

希釈濃度%(倍数)の管理

水溶性切削油･水系洗浄液･界面活性剤･薬液などを、水で薄めて使用した場合、その希釈濃度%(倍数)をパレットシリーズで管理することができます。

2

水分%の管理作動油･洗浄液･薬液の中には使用しているうちに水分が蒸発して、ある程度以下になると水を補給しなくてはならないような種類もあります。この場合の水分%の変化をパレットシリーズで管理することができます。

3

二液混合%の管理ある液体に、別の液体が溶け込んだ場合(例:洗浄液にフラックスや金属加工油などが溶け込んだ)、その混合%をパレットシリーズで管理することができます。

測定方法

スケールスイッチ

測定例

金属加工油
水溶性切削油／潤滑油／作動油／圧延油／焼入油／伸線油／白色離型剤／etc.

洗浄液水系／準水系／炭化水素系／石油系／アルカリ系／
IPA(イソプロピルアルコール)／etc.

1 サンプルを1滴プリズム面に滴下します。

2 スタート/オフ・スイッチを押します。

（濃度）を3 矢印が3回点滅後、Brix表示します。

その他アルカリ液／アミノ酸液／アンモニア液／液状ゴム／エチルアルコール／海水／界面活性剤／苛性ソーダ／過酸化水素水／凝固剤(液)／グリセリン／現像液／高分子混合液／コーキング剤／コンパウンド／シーラント／シーリング剤／樹脂液／消化液／食塩水／植物組織液(抽出液)／織布処理液／スターチ／接着剤／ゼラチン／タン
パク液／DMF／凍結防止剤／動物体液(分泌液)／塗料(メジウム)／乳化剤／熱媒液(冷凍･ソーラー用)／糊(各種)／培養液／白液／発酵液／腐蝕剤／不凍液／フラックス液／紡糸液／防蝕液／ホルマリン／水ガラス／メッキ液／ライニング液／冷凍食品解凍液／etc.

表示値に 本器は液体の屈折率を測定し、それを糖液濃度に換算した目盛「Brix」を表示しています。
ついて 屈折率と濃度%の関係は液体の種類により異なります。ユーザースケール機能により、係数を設定することで直接、濃度を表示できるようになりました。

Cat.No.
測定範囲
最小表示
測定精度
測定温度
環境温度
サンプル量
測定時間
電源
防水の保護等級
寸法・重量
価 格PR-101α
3442
Brix0.0〜45.0％

PR-201αPR-301α3452
3462
Brix0.0〜60.0％
Brix45.0〜90.0％
Brix 0.1％
Brix±0.1％
Brix±0.1％
Brix±0.1％(5〜40℃)(10〜40℃)(10〜30℃)
5〜40℃自動温度補正
10〜40℃自動温度補正
5〜40℃
10〜40℃
0.1ml以上
約3秒
006P乾電池(9V)
JIS−C0920 4級防沫形
IEC規格529 IP64
17(W)×9(D)×4(H)cm,300g (本体のみ)
90,000円
170,000円
130,000円

校正証明書の発行
弊社ではISO品質マネジメントシステムに沿ってお客様のデジタル濃度 計 の 校 正 を 有 料 にて承ります。校正では下記の3点が添付されます。
※校正証明書※トレーサビリティ証明書※トレーサビリティ体系図