Vol.２５Vol.
２５ No.２
No.２，２００６，２００６

９2
センターニュース

分析機器解説シリーズ（92）◆表面プラズモン共鳴バイオセンサー …………………………………………………P1
宗工学研究院応用化学部門

伸明・今任稔彦

トピックス◆職業性インジウム吸入による肺障害の病態と診断 ………………………P5
医学研究院環境医学分野

田中昭代、平田美由紀

お知らせ ………………………………………………………………………………………………… P8

分析機器解説シリーズ（92）

表面プラズモン共鳴バイオセンサー
工学研究院応用化学部門

宗伸明・今任稔彦

あろうこのSPRバイオセンサーについて、測定原理、



はじめに

表面プラズモン共鳴（Surface Plasmon Resonance; SPR）バイオセンサーは表面感応型の化学・生化学センサーであり、1983年にLiedbergらにより初めて
1）測定手法を中心に紹介したい。



表面プラズモン共鳴現象

まず、SPRバイオセンサーの基盤となる表面プラズ

報告されて以来 、医薬生化学領域を中心に広く利用モン共鳴現象について説明する。表面プラズモンとはされている。SPRバイオセンサーの最大の魅力の一つ金属表面を伝播するプラズマ波のことを指す。金属のは、分子間の相互作用を放射性同位元素や蛍光色素等

内部は自由電子が規則的に整列した陽子の間を満たしの標識なしにリアルタイムでモニターできるというこた構造をしており、この自由電子は金属中を不規則にとにある。リアルタイム計測であるため、生体分子間動き回っている。このように、正および負の電荷が不相互作用の速度定数を正確に決定することも可能であ

規則に動いているが全体として中性となっている状態る。これは、従来の平衡後の複合体の量を計測する手をプラズマ状態と言い、量子力学的な粒子の概念を付法（例えば、酵素標識固相免疫測定やゲルシフトアッ与する場合にはプラズモンと呼ぶ。表面プラズモン共セイ等）にはない大きな利点であり、生体反応の分子鳴は、この表面プラズモンと光波との共鳴によって生レベルでの理解に大きく寄与することができる。一方じる物理的な現象である。光により表面プラズモンをで、測定の迅速性、簡便性から、SPRバイオセンサー生じさせるには普通に伝播するよりも遅い光が必要での食品・環境分析等への応用も盛んに行われている。

あり、このような条件を満たすのがエバネッセント波

本稿では、今後も様々な研究領域で効力を発揮するでである。エバネッセント波は、光が全反射するときに（1）分析機器解説シリーズ（92）
反射面の反対側に生じる表面波のことである。SPRバイオセンサーで多用されるKretschmann配置と呼ばれる光学系では、金属はプリズム表面に数十nmの厚さでコーティングされており、光照射時に金属薄膜を通りぬけてその反対側にしみ出したエバネッセント波が金属表面の表面プラズモンを励起する。
表面プラズモン共鳴が起こると光のエネルギーは表面プラズモンに移動するため、反射光強度は減衰する。したがって、光の入射角に対して反射光強度をプロットした場合、反射光のある特定の角度（SPR角度）で反射光強度が

図2 SPRバイオセンサーの典型的なセンサーグラム減衰する。以上が、表面プラズモン共鳴現象の原理である。

ガンドとアナライトの結合に伴いセンサーチップ表面の質量が増大するとともにセンサーチップ表面の屈折装置と測定原理率が増大し、その結果としてSPR角度が変化する。この経時変化を図2で示すようなセンサーグラムとして

SPRバイオセンサーは上記の表面プラズモン共鳴表示することで、センサーチップ表面における分子間現象を利用したバイオセンサーである。SPRバイオの相互作用をリアルタイムに計測することができる。

セ ン サ ー は、1990年 に ス ウ ェ ー デ ン のPharmacia

アナライトの注入後、緩衝液を流すことにより、リガBiosensor社（現Biacore社）により、BIACOREといンドに結合したアナライトの解離反応が起こる。最後う装置として初めて製品化された。これが、SPRバイに、pHあるいは塩濃度等が異なる洗浄用溶液を流すオセンサーが現在のように広く利用される大きな契機ことで残存するアナライトをリガンドから溶出し、セとなった。現在では、Biacore社以外にも様々な会社

ンサーチップを再生する。これが1サイクルの実験でがSPRバイオセンサーを市販している。

あり、再生されたセンサーチップは次の測定に使用す

SPRバイオセンサーによる測定の概念図を図1に示ることができる。センサーチップの寿命はリガンドのした。表面プラズモン共鳴におけるSPR角度は、金属安定性や再生条件にも左右されるが、数十回から数百薄膜表面近傍の媒質の屈折率に依存して変動する。従回程度は使用できる。また、一般に1サイクルの測定って、センサーチップ上に計測対象とした分子（アナ実験には濃度としておよそ10ｰ9〜10ｰ3Mのアナライライト）を認識するための分子（リガンド）を固定化

トが50〜100μL程度必要であり、測定の所要時間はし、これにアナライトを含む試料を注入した場合、リ10〜20分程度である。



センサーチップの作製と測定応用

SPRバイオセンサーを測定に使用する際には、まずアナライトを捕捉するためのリガンドを固定化したセンサーチップを準備する必要がある。Biacore社からはカルボキシメチルデキストラン薄膜でコーティングされたセンサーチップ（CM5）が市販されており、よく利用されている。リガンドの固定化法としては、

N −エチル−N '−（3'−ジメチルアミノプロピル）カ
図1 SPRバイオセンサーにおける測定の概念図（2）

ルボジイミドヒドロクロリド（EDC）とN −ヒドロキ分析機器解説シリーズ（92）シスクシンイミド（NHS）でデキストランのカルボキれる角度シフトの大きさは、センサーチップ表面の屈シメチル基を活性化した後、タンパク質中のアミノ基折率変化、言い換えれば質量変化に依存する。アナラを介して固定化するアミノカップリング法が最も一般

イトがタンパク質のような高分子量物質の場合、アナ的な手法である。カップリング反応後は、残存する活ライトの結合に伴い十分なSPR角度シフトが観測さ性基を不活性化させるためにメタノールアミン等で処れるため、測定に問題は生じない。しかし、アナライ理する。その他にも様々な固定化法が知られており、トが化学物質のような小分子の場合、アナライトがリ

例えばリガンドがタンパク質の場合には、予め固定化ガンドに結合しても大きなSPR角度シフトは得られした抗グルタチオン−S −トランスフェラーゼ（GST）ない。この問題を解決するために取られる手法が競合抗体を介してGST融合タンパク質を固定化する手法法である。まず、小分子を認識するリガンドを固定化や、同様に、予め固定化したニッケルキレート錯体をしたセンサーチップを用いる場合2）、計測対象とした介してヒスチジンタグ融合タンパク質を固定化する小分子を含む試料に対して一定量のコンジュゲートを手法等がある。これらの手法は、予め固定化された分添加することで測定を行う。コンジュゲートとは結合子との特異的な相互作用を利用して間接的に目的のリ体の意であり、ここでは計測対象とした小分子を高分ガンドを固定化するため、固定化に伴うリガンドの変子量のタンパク質等（例えばウシ血清アルブミン）に質が抑制できるという利点がある。我々も、金結合性結合したものを指す。コンジュゲートは高分子量であポリペプチドとプロテインGを積層した薄膜を介してるため、センサーチップ上のリガンドに結合すると十リガンド（抗体）を固定化する手法について報告して分なSPR角度シフトを誘起する。従って、測定におい2）いる 。一方、DNAなどのリガンドを固定化する際にては、試料中に含まれる小分子が少ないほど、より多は、ビオチン修飾リガンドをストレプトアビジン修飾くのコンジュゲートがリガンドに結合し、結果、よりセンサーチップに固定化する手法がよく用いられる。

大きなSPR角度シフトが観測されることになる（直接また、単層の脂質膜を形成可能な疎水性表面を有する競合法）（図3⒜）。一方で、計測対象とした小分子をセンサーチップも報告されている。一般に、固定化すリンカー等を介して固定化したセンサーチップを用いるリガンドとしては50〜100μg／mL程度の試料がる手法も知られている3−5）。この場合、小分子を含む100μLほどあれば良い。

試料に対し、小分子を認識するリガンドを一定量加え既に述べたように、SPRバイオセンサーで観測さ
⒜

直接競合法

⒝

間接競合法

図3 競合法による測定の概念図て結合反応を行った後、これをSPRバイオセンサーに⒜ 直接競合法⒝ 間接競合法（3）

分析機器解説シリーズ（92）

図4 間接競合法による測定結果の例（BPAの測定）

図5 小型SPRバイオセンサー

導入して測定を行う。添加したリガンドは、試料中の14,15）サーの開発を行っている（図5）。これらの装置面フリーの小分子だけでなく、センサーチップ上に固定での進歩も加わり、SPRバイオセンサーは今後更に様々化した小分子に対しても結合能を有する。リガンドはな研究において有効性を発揮するものと期待できる。

通常、高分子量の抗体等であるため、結合に伴い十分なSPR角度シフトを誘起する。従って、試料中に含ま参考文献

れる小分子が少ないほど、より多くのリガンドがセン

1）B. Liedberg, C. Nylander, I. Lundstrom, Sens. Actuators, 4,

サーチップ上に固定化した小分子に結合することになり、結果、より大きなSPR角度シフトが観測される（間接競合法）（図3⒝）。実際に、後者の競合法を内分泌撹乱作用が疑われているビスフェノールA（BPA）の測定に応用した時の結果を図4に示す5）。このように、競合法ではアナライト濃度とSPR角度シフトの関係はsigmoid curveとなる。

299-304 (1983).
2）N. Soh, T. Tokuda, T. Watanabe, K. Mishima, T. Imato, T.
Masadome, Y. Asano, S. Okutani, O. Niwa, S. Brown, Ta-lanta, 60, 733-745 (2003).
3）G. Sakai, S. Nakata, T. Uda, N. Miura, N. Yamazoe, Electro-chim. Acta, 44 3849-3854 (1999).
4）N. Miura, M. Sasaki, G. Sakai, K. V. Gobi, Chem. Lett.,342-343 (2002).
5）N. Soh, T. Watanabe, Y. Asano, T. Imato, Sens. Mater., 15,423-438 (2003).

おわりに以上、SPRバイオセンサーについて、測定原理や測定手法に関して基本的事項を中心に記述した。SPRバ
イオセンサーの実際の様々な応用例に関しては紙面の7）R. L. Rich, D. G. Myszka, J. Mol. Recognit., 13, 388-407(2000).
8）R. L. Rich, D. G. Myszka, Curr. Opin. Biotech., 11, 54-61(2000).
9）永田和宏, 半田宏 共編,「生体物質相互作用のリアルタイム解析実験法」, シュプリンガー・フェアラーク東京 (1998).

関係上割愛したが、これについては他の文献を参考さ

10）六車仁志,「バイオセンサー入門」, コロナ社 (2003).

れたい6−8）。また、SPRバイオセンサーの詳細な原理

11）橋本せつ子, ぶんせき, 5, 362-368 (1997).

や測定手法に関しても、多数の優れた成書・総説がある9−13）。SPRバイオセンサーが実に多様な測定に応用

12）栗原一嘉, 鈴木孝治, ぶんせき, 4, 161-167 (2002).
13）笠井献一, 蛋白質 核酸 酵素, 37, 2977-2984 (1992).
14）A. Hemmi, T. Imato, Y. Aoki, M. Sato, N. Soh, Y. Asano,される一方で、SPRバイオセンサーは装置的な面でもC. Akasaka, S. Okutani, S. Ohkubo, N. Kaneki, K. Shimada,

著しく進歩している。例えば、SPRイメージング装置

T. Eguchi, T. Oinuma, Sens. Actuators B, 108, 893-898などはその代表例であり、SPR光学顕微鏡やSPRタンパクチップなどの応用が期待されている。我々もSPR
バイオセンサーを用いた環境汚染物質のフィールド分
析を目的とし、持ち運びが容易な小型SPRバイオセン（4）6）六車仁志, ぶんせき , 1, 38-42 (2003).

(2005).
15）M. Kobayashi, M. Sato, Y. Li, N. Soh, K. Nakano, K. Toko,N. Miura, K. Matsumoto, A. Hemmi, Y. Asano, T. Imato, Ta-lanta, 68, 198-206 (2005).

トピックス

トピックス

職業性インジウム吸入による肺障害の病態と診断
医学研究院環境医学分野

田中

安全な金属

昭代、平田美由紀

1. はじめにはとして認識されてきた。しかし、インジウム（Indium : In）は、原子番号49、原子の毒性実験が行われ、毒性情報の知見が集まりつつあ

量114.8、比重7.30（20℃）、融点156.6℃、沸点り、さらに、ヒトではITO製造に係わる研磨作業者に2,080℃の光沢のある銀白色の金属で、柔らかく、おいて肺障害の症例2,3）が報告されるなど、インジウ可鍛性、展延性にすぐれている。インジウムは鉛やム吸入による健康影響が注目されている。

1990年代より、実験動物を用いたインジウム化合物

亜鉛精錬の副産物として回収され、インジウムリン

ここでは、InP、InAs、ITOなどのインジウム化合物（Indium phosphide : InP）やインジウムヒ素（Indiumの吸入による肺障害の病態と診断について紹介する。

arsenide : InAs）などの化合物半導体材料、蛍光体材料、ボンディング材、電池材料、歯科用合金、低融点は世界最大であり、最近では、インジウム国内需要の2. 実験動物を用いた吸入および気管内投与によるインジウムの生体影響

約90％がインジウム・スズ酸化物（Indium-tin oxide

インジウム化合物の生体影響は、投与経路や粒子: ITO）ターゲット材としてノート型パソコン、液晶径、溶解性によって非常に異なる。不溶性のInPをラテレビやプラズマテレビのフラットディスプレイ、携ットの気管内に投与した場合の最も顕著な急性影響

帯電話用の液晶ディスプレイの透明導電膜に用いらは、肺炎や肺胞上皮細胞の扁平化などの肺障害であれ、ITOターゲット材向けインジウム需要が急拡大しる。極低濃度のInPの投与でも肺障害は引き起こされ、ている。さらに、鉛フリー化に伴い、低融点合金とし量−依存性に発現する4−6）。

合金として用いられてきた。日本のインジウムの需要ての需要も増加している1）。

一方、ハムスターを用いた気管内投与による不溶性

一方、今までインジウムの毒性情報が極めて少なかのInP、InAsおよびITOの亞慢性および慢性影響を表1ったことから、インジウム取り扱い作業者の健康影響に示している7−13）。粒子径が微細なInAsおよびInPはについては特段の注意は払われず、逆にインジウム粗大粒子に比べて肺障害性は強く惹起され、生体影響

インジウム化 合 物

実験動物（観察期間）InP InAs

ハムスター
（2年間）

肺胞蛋白症様病変、肺胞および細気管支上皮細胞の増生、肺炎、肺気腫、骨異形成

Tanaka et al. (1996)7）

InAs

ハムスター
（8週間）

扁平上皮化生、角化を伴った限局性肺胞および細気管支上皮細胞の増生、肺炎

Tanaka et al. (2000)8）InP InAs

ハムスター
（2年間）

扁平上皮化生を伴った限局性肺胞および細気管支上皮細胞の増生、肺炎

Yamazaki et al (2000)9）InP

ラット、マウス（2年間）

腺腫、腺がん、肺胞上皮細胞の異型増殖、活動性肺炎、間質の線維性増殖、肺胞および細気管支上皮細胞の増生

NTP (2001)12）
Gottschling et al. (2001)13）

ITO InP

ハムスター（16週間）

扁平上皮化生を伴った限局性肺胞および細気管支上皮細胞の増生、肺炎（InP）、肺炎（ITO）

Tanaka et al.(2002)11）

InAs

ハムスター
（9週間）

扁平嚢腫、扁平上皮化生を伴った限局性肺胞および細気管支上皮細胞の増生、肺炎

Tanaka et al. (2003)10）

肺病

変参 考 文 献

表1 InP、InAsおよびITOの吸入および気管内投与による亞慢性および慢性影響実験（5）トピックスは粒子径に依存すると考えられる7,8）。微細なInAsやいた。肺の生検による病理組織検査では、間質性肺炎

InP粒子のハムスターへの反復気管内投与によって、の病像を示し、微細粒子が多数散在し、肺に沈着した著しい体重増加の抑制、重度の肺炎、肺の線維化、蛋微粒子のＸ線解析の結果、インジウムとスズが検出さ白症様病変、前がん病変と考えられる肺の限局性扁平れ、血清中からは290μg／Lのインジウムが検出さ上皮の増生、扁平嚢腫が発生し、InAsやInPの発がんれた。2001年に両側性の気胸により死亡している。

性が強く示唆された8−10）。さらに、InPに比べて肺炎

2002年に別のITO作業者の肺線維症の症例が報告や線維組織の増殖など肺障害性の程度は軽度ではある3）が、インジウム・スズ酸化物（ITO）の気管内投与に約４年間ITO作業に従事し、1998年以後ITO作業か10）よって肺障害が発現することが明らかになったされた。この症例は、1994年から1998年までの。

ら離れていた。2002年時の血清中インジウム濃度はまた、InAsやInPの気管内投与による血清中インジウ

51μg／L、KL‐6値は799U/mL（基準値＜500）で9）ムの半減期が約420日と非常に長く 、肺障害が長期あった。肺組織中に沈着した微粒子からインジウムと間にわたって持続するが、このことは肺組織中からのスズが検出され、肺生検の病理組織検査より肺線維症

InAsやInPの排泄が遅く、これらの粒子が長く貯留すおよび肺気腫と診断された。

ることによって肺胞上皮細胞や肺胞マクロファージに対して持続的な障害を引き起こしていると考えられる。
アメリカのNational Toxicology Program12）および

4. インジウム吸引に起因する肺障害の鑑別診断

Gottschlingら13）はInPの吸入曝露実験を行い、肺の発肺障害がインジウムに起因するのかどうかの鑑別診がん性を報告した。雌雄のラットおよびマウスを用い断にはICP-MSを用いた血液中のインジウム濃度の測てInPの0.03mg／㎥の曝露濃度では2年間、0.1 mg

定と肺の生検による病理組織を用いてのX線分析が有／㎥および0.3mg／㎥の曝露濃度では22週間（ラッ用である。健常人の血清インジウム濃度は0.1μg／Lト）および21週間（マウス））の吸入曝露を行い、肺以下という報告14） があり、インジウム吸入に起因す腺腫と腺がんの発生率が最低曝露濃度の0.03mg／㎥

ると考えられる上記2症例の血清インジウム濃度は健群を含むすべての曝露群で対照群に比べて有意に増加常人の少なくとも500倍〜3,000倍の高値を示してした。InPの肺での半減期は、マウス（0.1mg／㎥群；いた。肺病理組織中の粉塵の同定は走査型電子顕微鏡

144日、0.3mg／㎥群；163日）およびラット（0.1mgとエネルギー分散型X線分析装置を用いて行う。イン／㎥群；262日、0.3mg／㎥群；291日）で、非常にジウム取り扱い工場の作業者は過去にさまざまな金属長く、InPが肺内に長期にわたって貯留することによを含む粉塵を吸入していた可能性があるので、現在おって炎症が慢性的に持続し、そのために酸化的ストレよび過去の取り扱い粉塵の聞き取り調査は重要であス、DNA傷害を引き起こし、肺胞・細気管支上皮の増る。図1に肺組織中から検出された金属の分析結果の13）

生から肺がんへと進展すると推測されている。

NTPに お け るInPの 吸 入 曝 露 実 験 の 結 果 か ら、2003年の国際がん研究機関（International Agencyfor Research on Cancer ; IARC）の専門家会議で、InPの発がん性はGroup 2A（ヒトに対しておそらく発がん性がある）と評価された。

3. ヒトに対するインジウムの影響
現在までにインジウム吸入による肺障害の症例報告は下記の2例が報告されている。2001年にITOの吸入に起因すると考えられる肺の間質性肺炎による死亡例が世界で初めて発生した2）。この症例では、1994年から1997年の約3年間ITOの加工、研磨に従事して（6）

図1 肺組織中に沈着した粒子のEDX-SEMによる元素分析
アルミニウム、シリコン、ジルコニウム、インジウムが検出された。

トピックス
一例を示している。肺胞マクロファージが様々な粉塵

C. Ishizuka, K. Hosoda, H. Sakurai, K. Yamazaki and I.

を貪食し、アルミニウム、ジルコニウム、シリコン、Kabe, J. Occup. Health, 39, 205-210 (1997)

インジウムが検出された。肺組織中に沈着している金

6）K. Oda, Ind. Health, 35, 61-68 (1997)7）A.Tanaka, A. Hisanaga, M.Hirata, M. Omura, Y. Makita, N.

属の定量には、病理組織標本からの測定は困難である

Inoue, and N. Ishinishi, Fukuoka Acta Medica 87, 108-115

ので、外科的に切除された肺組織を用いて誘導結合プ(1996)

ラズマ質量分析装置（ICP-MS）による分析を行うことが望ましい。

8）A. Tanaka, M.Hirata, M. Omura, Z. M.hao, Y. Makita, K.
Yamazaki, N. Inoue, and K. Gotoh, Fukuoka Acta Medica,91, 21-33 (2000)
9）K.Yamazaki, A. Tanaka, M.Hirata, M.Omura, Y. Makita,
N. Inoue, K. Sugio, and K. Sugimachi,. J. Occup. Health,

5. おわりに

42,169-178 (2000)

現在までに、金属としてのインジウムの生体影響に

10）A. Tanaka, M. Hirata, and M. Omura, J. Occup. Health,45, 405-407 (2003)

関する知見は見当たらず、インジウム化合物の生体影

11）A. Tanaka, M. Hirata, M. Omura, N. Inoue, T. Ueno, T.

響についてもまだ十分には解明されていない。しかHomma, and K. Sekizawa, J. Occup. Health, 44, 99-102

し、ヒトにおいて、ITO吸入に起因すると考えられる2例の間質性肺炎や肺の線維症の症例2,3）が報告され、さらに、動物実験でInPの発がん性は明らかになり、InAsの発がん性も強く疑われている。InP、InAs、ITOのインジウム以外の構成元素の影響も考慮しなければならないが、インジウムが発がんや肺障害発現の主因であると考えられる。一旦肺に沈着したインジウム化合物は、肺からの排泄が非常に遅いために長期間にわ(2002)
12）National toxicology program：NTP TR 499, U.S. Department of health and human services, Public Health Service,
National Institute of Health (2001)13）B.C. Gottschling, R.R. Maranpot, J.R. Hailey, S. Peddada,
C.R.Moomaw, J.E. Klaunig, and A. Nyska, Toxicol. Sci., 64,
28-40 (2001)14）M. Chiba, Nippon Rinsho, 54, 179-185 (1996) (in Japanese)【日本経済新聞平成18年３月17日（金曜日） より掲載】

たって肺内に貯留すると考えられる。これらのインジウム化合物粒子あるいはそこから溶解してきた微量のインジウムが持続的に肺や全身性に障害を発現していると推測され、発がん性を含めた慢性影響については、十分に注意を払う必要がある。
今後ITOとしてのインジウム需要の増加に加えて、鉛フリーはんだとしても需要増加が見込まれ、さらにインジウムを使用している製品のリサイクル作業での曝露機会の増大が考えられる。インジウムは金属ではなく、 有害性のある金属安全なとして認識する必要があり、インジウム化合物取り扱い職場の環境改善をはかるとともに生体影響に関する知見の集積が望まれる。
参考文献
1）Arumu Publishing Co. Indium: In Industrial rare metals.
No.120, Tokyo, Arumu Publishing Co., 108 - 109 (2004)(in Japanese)
2）T. Homma, T.Ueno, K.Sekizawa, A Tanaka, and M. Hirata, J.
Occup. Health, 45,137-139 (2003)
3）S. Homma, A. Miyamoto, S. Sakamoto, K. Kishi, N. Motoi,and K.Yoshimura, Eur.Respir. J., 24,200-2004 (2005)4）W. Zheng, S.M. Winter, M.J. Kattnig, D.E. Carter, and I.G.
Sipes, J. Toxicol. Environ. Health, 43, 483-494 (1994)
5）T.Uemura, K. Oda, K. Omae, T. Takebayashi, T. Nomiyama,

（7）

お知ら

（1）分析センター（筑紫地区）では平成17年3月18日に

せ説明会当日、何かご要望がありましたら、メールにてＮＭＲ（500ＭＨｚ）のコンピュータや 測定システムを日お知らせください。

本電子社製からバリアン社製に更新しました。この時、〈連絡先メールアドレス〉

超伝導磁石はそのままで従来使用して来た磁石をそのまま使うようにしました。ところが、2日後の平成17sakashit@mm.kyushu-u.ac.jp （坂下寛文）

年3月20日（日）の福岡県西方沖地震により、超伝導または磁石がクエンチし、再起不能となりました。その後、midortcm@mbox.nc.kyushu-u.ac.jp（渡辺美登里）

時間がかかりましたが、平成18年3月中古の超伝導磁石を導入し、ようやくNMRシステムが稼動するようになりました。

（2）分析センター（伊都地区）では、各方面のご協力によつきましては、NMR取り扱い説明会のための参加人数

り下記の装置のコンピュータのアップグレードが可能

調査行います（ＮＭＲ室が狭いため、人数調整が必要）。になりました。

参加ご希望の研究室は人数とメールアドレスを下記まＦＴＩ/Ｒ-620のコンピュータをWindowsXPへ。

でご連絡ください。

AFMのコンピュータをWindowsXPへ。これにより開催時期 ４月後半

データ保存の制限が解消しました。

開催場所 中央分析センター（筑紫地区）

これまで以上に操作性が向上していますので、どうぞ

説明内容 １次元プロトン、カーボン測定操作など（１日目）ご利用下さい。

１次元多核測定操作など（２日目）

２次元gCOSY, NOESY, gHMQCなど（３日目）

登 録 装 置 募 集 中 で す
中央分析センターでは、全学的な分析機器の共同利用の一層の充実を図るため、随時「登録装置」を募集しています。

登録装置 Q and A
利用料金は?／各研究室で自由に設定できます。全額研究室に移算されます。
利用料金の計算は?／利用料金の計算及び移算手続きは分析センターが代行します。
装置の設置場所は?／現在設置されている場所です。移動する必要はありません。
負担が大きくなるのでは?／負担分を考慮して、利用経費を設定して下さい。
面倒では?／否定はできませんが、全学的視点から装置が効率的に利用でき、学内の相互協力の実現というメリットをご考慮いただければ幸いです。

手続きは?／登録装置システムにご賛同いただけましたら、「装置登録依頼書」（用紙はダウンロードするか、センターに要求して下さい）に必要事項をご記入の上、分析センターへお送りいただくだけです。

編集後記
先日のWBCの決勝戦でのキューバの追い上げには逆転されるかと手に汗を握る状態でしたが、最後に突き放したのは見事でした。チーム全体の最後まであきらめない姿勢と気迫には感動しました。成田でのヨン様（死語）顔負けのファンの熱烈な歓迎とフラッシュの嵐にある投手がこういう歓迎は初めてとコメントしていたのがプロ野球の一面を垣間見たようで少し意外でした。何事もあきらめないで最後まで力を尽くすということを（M・W）改めて考えさせられた出来事でした。

（8）

九州大学中央分析センターニュース
第92号

平成18年４月１日発行

九州大学中央分析センター（筑紫地区）〒816-8580 福岡県春日市春日公園6丁目1番地
TEL 092-583-7870／FAX 092-593-8421
九州大学中央分析センター伊都分室（伊都地区）〒819-0395 福岡市西区元岡744番地
TEL 092-802-2857／FAX 092-802-2858
ホームページアドレス
http://www.bunseki.cstm.kyushu-u.ac.jp