－安全上のご注意－

漏電表示器
ＳＲＬ－０２●本器を安全にご使用いただくため、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
●ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載してあります。

取扱説明書
○使用環境

このたびは、漏電表示器ＳＲＬ－０２をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
なお、この取扱説明書は、必用な時にいつでも取り出せるように大切に保管して下さい。

＊＊注 意＊＊
・直射日光や高温多湿、結露するような環境下での、保存や使用はしないで下さい。変形または絶縁劣化をおこす場合があります。
・酸、アルカリ、有機溶剤、腐食性ガス等の影響を受ける環境で使用しないで下さい。
・機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。
・強磁界を発生するもの、または帯電しているものの近くで使用しないで下さい。誤動作の原因となります。
・本器は防水、防塵となっていません。ほこりの多い環境や、水のかかる環境では使用しないで下さい。
○使用条件、接続－ＳＯＵＫＯＵ－
本社・工場 〒529-1206 滋賀県愛知郡秦荘町蚊野２１５
TEL0749-37-3664(代) FAX0749-37-3515
東京営業所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町15 三友ﾋﾞﾙ 3F
TEL 03-3258-3731(代) FAX03-3258-3974
九州連絡所 〒812-0043 福岡市博多区4-24-14 ﾄｽﾃﾑﾋﾞﾙ 5F
TEL 092-413-7848(代) FAX092-413-7939＊＊警 告＊＊
感電の恐れがあります。
・本器は低圧用です。ＡＣ５００Ｖ以下の電路で使用して下さい。使用前に使用回路電圧の確認を行って下さい。
・測定は被覆線のみとし、裸線にはクランプしないで下さい。
・接続の際は、低圧用絶縁手袋の着用をおすすめします。
感電や感電事故の恐れがあります。
・雨や湿気にさらされた状態、水滴が付着した状態、または濡れた手での使用は避けて下さい。
・ＣＴセンサまたはコードに損傷、異常のある場合は使用を避けて下さい。
感電や火傷事故、発火事故の恐れがあります。
・ＣＴに過大電流を印加すると発熱する恐れがあるため、ＣＴは定格に応じて使用して下さい。
・本器の電源電圧はＡＣ１００Ｖです。定格電源電圧外で使用しますと、本器の破損や電気事故になりますので、範囲外では絶対に使用しないで下さい。
⑬ 電流設定ピン（ＣＨ２）：ＣＨ２の動作電流を設定します。

－各部の名称と説明－⑭ 警報出力端子（ＣＨ２）：ＣＨ２の警報出力端子です。
⑮ 警報出力端子（ＣＨ１）：ＣＨ１の警報出力端子です。
⑯ ＣＴ入力端子（ＣＨ２）：ＣＨ２のＣＴセンサの接続端子です。
⑰ ＣＴ入力端子（ＣＨ１）：ＣＨ１のＣＴセンサの接続端子です。
⑱ 電流設定ピン（ＣＨ１）：ＣＨ１の動作電流を設定します。
⑲ 電源プラグ：本器に電源を取り込むプラグです。
（ＡＣ１００Ｖ）＊各チャンネルのＣＴ入力ジャックと、ＣＴ入力端子とは、それぞれのチャンネル同士が並列になっています。基本的には付属のＣＴセンサをＣＴ入力ジ
ャックに接続して使用しますが、ＣＴ入力端子にＣＴセンサを接続する場合は、ＣＴ入力ジャックは使用しないで下さい。

－本体の取り付け－
注）故障を防ぎ、高精度で測定するため、次の場所には取り付けないで下さい。
① 電源ランプ：本器に電源を供給している時に点灯します。
② ％検出ランプ（ＣＨ１）：ＣＨ１の％検出動作時に点灯します。
③ 動作ランプ（ＣＨ１）：ＣＨ１の電流設定値動作時に点灯します。
④ ％検出ランプ（ＣＨ２）：ＣＨ2 の％検出動作時に点灯します。
⑤ 動作ランプ（ＣＨ２）：ＣＨ２の電流設定値動作時に点灯します。
⑥ 検出時間切替スイッチ：電流設定値動作の検出時間を切り替えます。
⑦ リセットスイッチ：検出動作したランプのリセットスイッチです。
⑧ テストスイッチ：本器の動作確認スイッチです。
⑨ ％検出切替スイッチ：％検出動作の値を設定するスイッチです。
⑩ マグネット：鉄柱などに取り付けるためのマグネットです。
⑪ ＣＴ入力ジャック（ＣＨ１）：ＣＨ１のＣＴセンサの接続ジャックです。
⑫ ＣＴ入力ジャック（ＣＨ２）：ＣＨ２のＣＴセンサの接続ジャックです。

・受電トランスの筐体やその付近、また電力線等強磁界を発生する場所。
・機械的振動が直接伝わる場所。
・直射日光の当たる場所、本器の使用温湿度範囲を超える場所。

－接続方法－３）必要に応じて％検出切替スイッチの設定を行います。

Ｂ種接地線、または低圧側配線にＣＴセンサを接続します。

このスイッチは、設定した電流レンジ（電流設定値）を１００％とし、それに対しての％で検出を設定できます。
例）電流設定ピン：３(100ｍＡ)、％検出切替スイッチ：８(80％)の場合
電流設定値動作１００ｍＡ以上、％検出動作８０ｍＡ以上で動作。
４）検出時間切替スイッチの設定を行います。
５）全ての接続、設定が終了したら、ＡＣ１００Ｖのコンセントに電源プラグを挿入します。
（電源ランプが点灯）
６）テストスイッチを押し、動作に異常がないことを確認して下さい。
各チャンネルの動作ランプと％検出ランプが点灯し、警報接点が動作します。
７）測定に移ります。
％検出動作以上の電流を検出した時に、％検出ランプが点灯します。

―使用方法―＊％検出動作は検出時間が０．１秒です。検出時間切替ｽスイッチの設定とは

１）接続方法に基づき、本体及びＣＴセンサを接続して下さい。
注）ＣＴセンサは、トランスや電力線から極力遠ざけて下さい。
２）ＣＨ１、ＣＨ２それぞれの電流設定ピンをショートピンにより設定をします。

関係ありません。
電流設定値動作以上の電流を、検出時間以上検出した時に、で動作ランプが点灯し、警報接点が動作します。
８）各検出動作ランプの点灯をリセットする場合は、リセットスイッチを押しショートピンを手で引き抜き、設定したい電流レンジの所にショートピンを挿入します。

注）計測中は変更しないで下さい。て下さい。
＊％検出ランプ及び動作ランプの点灯については、メモリ機能があるため、点灯中に電源が停電した場合でも、復旧した時には、検出していたランプは再点灯します。

―仕様―

保 証 書

電 源 電 圧 ：ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力 ：２ＶＡ以下
測 定 回 路 数 ：２チャンネル
検 出 方 式 ：ＣＴクランプ方式
電流設定レンジ ：１５／５０／１００／２００／４００ｍＡ
電流入力特性：１５０Ｈｚ以上で－３ｄＢの減衰特性

検 出 精 度 ：各電流設定値に対して±５％
検 出 時 間 ：０．１／２秒（％検出動作は０．１秒）
交流変換方式：平均値測定実効値換算

＊御使用者
住 所
氏 名
ＭＯＤＥＬ
保証期間

ＳＲＬ－０２年

SER.NO
月より１ヵ年

お願い
本保証書はアフターサービスの際、必要となります。
お手数でも＊印箇所にご記入のうえ、本器の最終御使用者のお手許に保管して下さい。

ＣＴセンサ窓径 ：φ４０ｍｍ

保証規定

警報出力方式

１．保証期間中に正常な使用状態で、万一故障が生じた場合は保証規定に基づき、無償で修理いたします。
２．本保証書は、日本国内でのみ有効です。
３．保証書の再発行はいたしません。
４．下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
ａ．不適当な取扱い使用による故障。
ｂ．設計仕様条件等を超えた取扱い、使用または保管による故障。
ｃ．当社もしくは当社が委譲した者以外の改造、または修理に起因する故障。
ｄ．その他当社の責任とみなされない故障。

：有接点（ａ接点）リレー出力（ＡＣ１２５Ｖ，０．５Ａ／ＤＣ２４Ｖ，１Ａ）抵抗負荷

使 用 環 境 ：０～５０℃ ８５％ＲＨ以下（但し結露なきこと）
保 存 環 境 ：－２０℃～６０℃ ８０％ＲＨ以下（但し結露なきこと）
外 形 寸 法 ：７０（Ｈ）×１１０（Ｗ）×３５（Ｄ）ｍｍ
重付

量 ：約３００ｇ

属品

・クランプ式ＣＴセンサ（４０φ）
・・・・・・・・・・・ ２個・電源補助コード・・・･・・・・・・・・・・・・・・・ １本
・取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部販売店名