テク・トライアングル
TECH-TRIANGLE& CO.

〔住所〕〒299-4111 千葉県茂原市萱場 776-58〔Address〕776-58 Kayaba, Mobara-City, Chiba, 299-4111 Japan〔TEL〕0475-36-7037[FAX〕0475-34-3965[URL] http:// www.tech-triangle.jp[TEL〕81-475-36-7037[FAX〕81-475-34-3965[URL] http://www.tech-triangle.jp〔担当部門〕〔Division〕Sales Dept.

営業部

Etsuo Suzuki(Mr.)

〔担当責任者〕 鈴木悦雄

〔取扱製品〕
MIL/EIA 規格適合 電荷減衰解析装置 MODEL 4406 (製造：米国 Electro-Tech Systems, inc)

MODEL 4406 用 非破壊製品測定用プローブ MODEL 806B(ETS 社)

ESD/IEC 規格適合 精密級抵抗計キット MODEL8873 キット(ETS 社)

ESD/IEC 規格抵抗測定プローブ MODEL 803B(ETS 社)、Model 844(ETS 社) 他

静電電圧計ESD/MIL 規格適合

自動環境チャンバー MODEL 5532(ETS 社), MODEL5506pkgA(ETS 社)他

帯電防止袋他

MODEL 212 (ETS 社)
シールドバックテスト装置 MODEL 4431T(ETS 社)

STAT-A（製造：テクノスタット工業）パナテトラ(製造：アムテック)他〔PRODUCTS〕
STATIC DECAY ANALYZER MODEL 4406 manufactured by Electro-Tech Systems, Inc

NON-DESTRUCTIVE STATIC DECAY ELECTRODE MODEL 806A by ETS

PRECISION RESISTANCE METER KIT MODEL 8873KIT by ETSRESISTANCE METER MODEL 8873

STATIC METER MODEL 212

SHIELDED BAG TEST SYSTEM MODEL 4431 by ETSCONTROLLED ENVIRONMENT CHAMBER MODEL 5532、and others by ETSANTISTATIC BAG OR ANTISTATIC AGENT by Domestic Firmsby ETSby ETS

1．MIL/EIA 規格適合の電荷減衰解析装置(STATIC DECAY ANALYZER) MODEL 4406
特徴・ MIL-PRF-81705E, ANSI/ESD S541, NFPA99,CECC 00015 他の規格に適合します。
・ 全てのデータを素早く解析します。
・ 各種電極が利用できます。（トレイ、IC TUBE, 非破壊用プローブ他）
・ 自動で一連の校正作業ができます。
（アジャスト不要）
・ 分解能は最大 0.001 秒です。
仕様
・ 静電電圧計：ステップ応答速度：1msec
・ 印 加 電 圧：調整可能範囲：±600v～±5,500ｖ
・ データ表示：4 line 蛍光管表示
・ 分 解 能：0.001 秒
・ カットオフレベル：1％～99%任意プログラム可能・
操作方法：自動及び手動・ 電極：クランプ、マグネット、他オプション
・ 寸法・重さ：コントロールユニット： 482ｘ774ｘ95mm、5.4kg
センサーユニット：279ｘ229ｘ279ｍｍ、6.1kg
・ 電源：90～260VAC 50／60Hz 最大電流：2A
STATIC DECAY ANALYZER Model 4406

校正器(Model STM-2)

２．自動環境チャンバー(Controlled Environment Chamber) Model 5532
特徴・ マイコンによる微細な環境が得られます。(PID control)
・ 熱電式冷却装置(ペルチェ効果利用)で安全に冷却制御できます。
・ 大きな全面ドアにより、種々使用可能です。
（カスタム仕様も承ります）
・ チャンバー内の照明ライト、内部電源コンセントが付属されます。
仕様
・ 除湿方法：ポンプ及び大型デシケータ(2.5lbs) 除湿剤：CaSO4・ 加湿方法：超音波式加湿装置
・ 湿度制御範囲：10-98%rh@23℃
・ 冷却方法：150W 熱電式冷却装置（ﾍﾟﾙﾁｪ効果を利用し周囲温度 23℃より約 7℃下がる）
・ 加熱方法：500W 電気ﾋｰﾀ （max 50℃±2℃）
・ 湿度・温度表示範囲： 0-100%rh/0-50℃
・ 外寸法・重さ：132.0Wx64.1Dx55.8Hcm 68kg
・ 全面ドア：81.2x35.5cm
・ 電源：115／220／240VAC(選択) 50／60Hz 電流：20A

CONTROLLED ENVIRONMENT CHAMBER

Model 5532

３．表面抵抗計(Model 8873, 880)及び規格プローブ(Model 803B, 校正冶具 Model 809B)
特徴
・ ANSI/ESD S.11.11, IEC 61340-2-3, JIS C 2170 他規格に沿った測定ができます。
・ 自動測定ができます。(Model 8873)
・ 表記規格に合うプローブが使えます。(Model 803B,Model 844)
・ 校正冶具で正しい検証ができます。(Model 809B)

Model 8873 (LCD 表示抵抗計)

Model 803B (同芯円ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ)

Model 880 (LED 表示簡易型抵抗計)

Model 844(P-P ﾌﾟﾛｰﾌﾞ)

Model 809B（検証用冶具)仕様
Model 880（LED 表示簡易型抵抗計）：
・測定範囲：e+3～e+12Ω
・印加電圧：DC10V & 100V
・精度：±10%
・電源：9V アルカリバッテリ
・電極寸法及び材質：クロムメッキ並行バー、 長さ 6.25cm 間隔 4.0cm
・重さ及び寸法：244ｇ 6.5W x 2.8D x 13H cm
Model 8873（LCD 抵抗表示計）：
・測定範囲：e+2～e+10Ω(10V) e+4～e+12Ω@100V(Over Scale: 1.5e+12<)・測定精度：±5％(e+11Ω> , ±15％(e+11Ω＜) @100V
・電源：9V アルカリバッテリ, AC アダプタ別売
・寸法、重さ：直径約 100mmｘ高さ 140mm（ハンドル部分は幅 114mm）, 2kg

Model 803B (同心円リングプローブ)：・測定範囲：e+2～e+14Ω
・電極材質：Nickel coated graphite silicone
・体積抵抗：e+2Ω>・絶 縁 体：テフロン・電極寸法：外円：直径 60mm x 3mm(w)x3mm(h) 内円：直径 30.5mm x 3mm(h)・硬度：Shore-A Hardness: 65±10 Durometer・プローブ寸法：直径 83mm x 102mm

重さ：2.2kg

Model 844 (２点プローブ):・最小測定寸法：19mm x 5mm x 11mm(溝)・電極(ｺﾝﾀｸﾄ面)：直径 3mm 材質：導電性ゴム
・電極間隔：双方の電極の中心位置 6mm
Model 809B（検証用冶具）:・アライメント：20 個 x 10MΩ(1/4 W, 1%)・高抵抗面：1 x e+12 Ω，5%・構成：3mm G10 PCB. テフロン

４．ESD/MIL 規格適合のシールドバックテスト装置

MODEL 4431T

特徴
・ ANSI/ESD STM 11.31/IEC61340-5-1/RCJS-5-1 他の規格に適合します。(電流法)・ 自動測定が出来、エネルギー計算ソフトで規格のデータ取得が簡単（電流法）
・ MIL PRF 81705D/EIA541 に適合します。（電圧法）
・ アッテネータが内蔵されています。(100:1) (電圧法)仕様
・ 高圧電源・ 人体回路・ 放電波形・・・・・・：800~1200VDC：100pf/1500Ω（電流法）200pf/1500Ω、400KΩ（電圧法）：ライズタイム（短絡時）6±2nsec、（500Ω）20nsec 以上
フォールタイム（短絡時）150±15nsec, (500Ω)200±20nsec
リンギング 15%以下
出力エネルギー 50±5μJ
スイッチング ：バウンスレス SPDT 水銀リレー
放電／接地電極：直径 1.5”(38mm) ステンレス
ｷｬﾊﾟｼﾃｨﾌﾞｾﾝｻｰ ：電極部分：直径 0.875”(22mm) 絶縁部分：厚さ 0.5”(13mm)ｱｸﾘﾙ
ｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽ 6pf
電源：90-260VAC, 50/60Hz ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ TDS ｼﾘｰｽﾞ
CT-1, ｱｯﾃﾈｰﾀ(100:1)
パソコン/計算ソフト：ETS Test Suit Manager (ソフト) WINDOWS10(付属)寸法／重さ ： 4W x 12Dx6H ｲﾝﾁ(102x305x152mm), 2kg (本体)

SHIELDED BAG TEST SYSTEM MODEL 4431T

Model 4431 本体以上