歯列矯正用咬合誘導装置「マルチファミリー」は5歳以上のすべてのフェーズで使用することが可能な筋機能矯正装置です。口腔内の筋肉の緊張を緩和し、歯列を適切に調整します。

挙上された咬合平面筋機能のアンロック（開放）とそれにともなう TMJ の機械的アンロッキングを促進します。

舌位教育用の斜面

舌を正しい位置に導きます。

モノブロック
（一体形成）

上下顎の歯列に同時に作用に作します。

マルチ-S(Multi Start)

マルチ-T

口腔前庭シールド
リップバンバー効果で口唇圧を軽減し、 口腔周囲筋を活性化させます。

(Multi Trainer)

マルチ-T2

マルチ-P2

マルチ-P2(Multi Possibility)(Multi Possibility)

Narrow(Multi Trainer2)

Wide

マルチ-TB(Multi Trainer for Braces)「マルチファミリー」は5歳以上の患者さんに使用することが可能な筋機能矯正装置です。口腔内の筋肉の緊張を緩和し、歯列を適切な位置に誘導します。

〈装置選択の目安〉
・ 年齢との関係
2345

マルチ-S

678910111213141516+

5〜8歳

マルチ-T

6〜10歳

マルチ-T2

9〜13歳

マルチ-P2

マルチ-TB

13〜16歳・ 機能との関係は下記の表を目安として下さい。
必ず骨格、咬合の状態、習癖などを診断された上で、使用する装置を決定して下さい。
○ … 向いている

下顎の叢生

ディープバイト オープンバイト△ … 軽度の症例であれば向いている

Ⅰ級

Ⅱ級

舌癖など

マルチ-S

△

△

△

○-

○

マルチ-T / マルチ-T2

○

○

○

○

○

○

マルチ-P2

-○

○

○

○

○

マルチ-TB

矯正治療中のブラケットをつけた状態で使用します。

・ マルチ-S は比較的やわらかいシリコーン製のため、歯牙のコントロールが著しく必要な症例には不適切です。
・ マルチファミリーには積極的な拡大作用がないため、症例によっては、クワドへリックスなどで事前にアーチを拡げてから使用して下さい。
・ マルチ-S とマルチ-T に付与されている萌出ガイダンスの歯牙のサイズは同一です。
・ マルチファミリーは筋機能矯正装置です。歯列矯正用の装置ではありませんので、Ⅱ期治療が必要になる場合もあります。

1

MULTI-S

マルチ-S（マルチ スタート）〈ポイント〉・前 歯 部 に お い て 歯 根 尖 が 未 完 の 患 者 さ んに は マルチ-S の使用が推奨されています。
・マルチ-S は比較的やわらかいシリコーン製ですので重度のディープバイトには不適切です。
・嚥下障害や指しゃぶり、舌突出、呼吸障害な

対象年齢：5歳～8歳
使用目的：前歯部の萌出誘導
萌出ガイダンス：切歯・側切歯
特長：比較的やわらかいシリコーンを使用しているため、小児の患者にも受け入れられやすい装置です。
また前歯部に3つのブレスホールがあるため呼吸もしやすいデザインです。
1種類1サイズです。

どの是正を促します。
L 37

L 40

W 53

L 35〜60W 58
H 20

下口唇による下顎前歯への過度の作用を抑制するため、リップバンパー効果が得られるようデザインされている。

ブレスホール

MULTI-T

包装

商品番号1ECXSW

H 23206860107

マルチ-T（マルチ トレーナー）
対象年齢：6歳～10歳（混合歯列期：第一大臼歯萌出後）使用目的：前歯部の萌出誘導
萌出ガイダンス：切歯・側切歯・犬歯
特長：マルチ -S より硬いシリコーンを使用しているため、前歯部を圧下させる作用があり、効果的な歯牙コントロールを行います。1種類1サイズです。

〈ポイント〉・ マルチ-S より硬めのシリコーンでつくられているため、ディー
L 37プバイトの患者さんにも使いやすくなっています。

L 40

L 46

L 35〜60・ 犬歯の萌出ガイダンスがあるため、下顎の叢生やⅡ級の改善が期待できます。

W 53

W 58

・乳歯であれば4〜5mm、永久歯であれば2〜3mm までの叢生のH 20改善を促します。

WW 48〜68

H 23

H 13〜23・嚥下障害や指しゃぶり、舌突出、呼吸障害などの是正を促します。
・ブラキオフェイシャルで叢生のみの症例には不適切です。

下口唇による下顎前歯への過度の作用を抑制するため、リップバンパー効果が得られるようデザインされている。

L H WはP5 参照

包装

商品番号1

ECXT206860106

ブレスホール

販売名 : マルチトレーナー 一般的名称 : 歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器認証番号 :223AKBZX00129000 医療機器の分類 : 管理医療機器（クラスⅡ）
製造販売 : 株式会社 :JMOrtho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 製造 :LM-Instruments Oy2

MULTI-T2

マルチ-T2（マルチ トレーナー2）
対象年齢：6歳～10歳（混合歯列期：第一大臼歯萌出後）使用目的：前歯部の萌出誘導
萌出ガイダンス：切歯・側切歯・犬歯
特長：マルチ -S より硬いシリコーンを使用しているため、前歯部を圧下させる作用があり、効果的な歯牙コントロールを行います。1種類1サイズです。

〈ポイント〉・ マルチ-S より硬めのシリコーンでつくられているため、ディープバイトの患者さんにも使いやすくなっています。
・ 犬歯の萌出ガイダンスがあるため、下顎の叢生やⅡ級の改善が期待できます。

L47

・乳歯であれば4〜5mm、永久歯であれば2〜3mm までの叢生の改善を促します。

W59・嚥下障害や指しゃぶり、舌突出、呼吸障害などの是正を促します。

H26・ブラキオフェイシャルで叢生のみの症例には不適切です。
ブレスホール

ブレスホール

②①

①

③

マルチ-T

マルチ-T2③①より大きくなったラビアルシールド④延長された臼歯部

従来のマルチ-Tより、ラビアルシールドが3mm高くなりました。

従来のマルチ-Tより遠心部が7mm延長されたことで、臼歯部より効果的な口唇圧の排除と、口腔周囲筋の活性を促します。の安定感の向上と、より多くの症例への適応が期待できます。

23mm

マルチ-T

26mm

40mm

マルチ-T247mm

マルチ-T

マルチ-T2②下顎の前方誘導をより促す切歯関係
従来のマルチ-Tよりも、萌出ガイダンスがより切端咬合へ近づけた位置関係になりました。
これにより 、筋 機 能 的アンロッキング 、ならびにオーバージェットの是正をより促します。
③より大きくなったリップバンパー

マルチ-T

3

マルチ-T2

リップバンパーが前方に大きくなったことで、従来のマルチ-Tより下口唇圧の排除を促進します。
包装

商品番号

1

ECXT2

販売名 : マルチトレーナー 一般的名称 : 歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器認証番号 :223AKBZX00129000 医療機器の分類 : 管理医療機器（クラスⅡ）
製造販売 : 株式会社 :JMOrtho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 製造 :LM-Instruments Oy

206860116

MULTI-TB

マルチ-TB（マルチ トレーナー）ブレース対応
対象年齢：13歳～（ブラケット装着患者専用）
使用目的：下顎の成長促進と TMJ のアンロック装置に萌出を誘導するガイダンスがないので、ブラケットを装着した状態での装置の使用が可能です。マルチ -T、T2、P2よりも軟らかいシリコーンを使用しています。

〈ポイント〉・ 上下顎の歯牙が触れ合わないように設形されているため歯の移動を早めます。
L 40 ・リンガルブラケットやその他多くの装置と併用ができます。
L 35〜60

L 46

・就寝時の装着により口呼吸から鼻呼吸へと誘導します。
・ 装着中はブラケットが口唇や頬粘膜に当たらないため患者
W 58さんの不快感を和らげます。
H 23

W 62

W 48〜68

H 20

H 13〜23

L H WはP5 参照

包装

商品番号1

ECXTB

206860112

下口唇による下顎前歯への過度の作用を抑制するため、リップバンパー効果が得られるようデザインされている。

CASE
患者： 13 歳、女子
診
断： Ⅱ級の顔貌を呈するⅠ級症例
治療計画： マルチ -TB をブラケット接着前に２週間夜間使用。
上下顎ストレートワイヤー
ならび夜間にマルチ -TB 使用結果： １３ヶ月マルチ -TB、治療期間１７ヶ月
顎間ゴムの使用なし

治療前の顔貌

治療前後の側面セファロ重ね合わせ（Ba-Na at CC）
フェイシャルアキシスは、コントロールされている
治療後の口腔内治療前後のセファロ重ね合わせ（Xi-Pm at Pm）
下顎前歯の前方移動は認められない顔貌の改善

販売名 : マルチトレーナー 一般的名称 : 歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器認証番号 :223AKBZX00129000 医療機器の分類 : 管理医療機器（クラスⅡ）
製造販売 : 株式会社 :JMOrtho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 製造 :LM-Instruments Oy4

MULTI-P2〈ポイント〉・ 犬歯 / 小臼歯部にガイダンスがあるためⅡ級の改善を促します。
舌 位 教 育用の 斜 面と大きなウイングが 舌を挙上し正しい位置へと導きます。また、舌癖の是正にも効果があります。

マルチ-P2（マルチ ポシビリティー）
対象年齢：9歳～13歳（混合歯列期：下顎犬歯もしくは上顎第一大臼歯が生えかわった頃）
使用目的：前歯部と小臼歯の萌出誘導
萌出ガイダンス：切歯・側切歯・犬歯・小臼歯
特長：臼歯部の厚みは「Low Volume」と「High Volume」の2種類、またアーチの幅は「Narrow（ナロー）」と「Wide（ワイド）」の2種類があります。サイズは各8段階あり、専用のゲージで簡単に計測することが可能です。全64種類のアプラ
イアンスからより患者さんに適したものを選択できます。
〈マルチ -P2の特徴〉●アーチの幅は、「Narrow」と「Wide」の2種類。患者さんのアーチ形状に合わせて、より細かな選択が可能です。

●臼歯部の長さは「Narrow」と「Wide」ともに2種類です。

「Wide」は特に日本人患者に多くみられる歯列形態を基に新たに設計されました。

Narrow Low Volume
Short

Wide Low Volume
Short

Short

Wide の場合

Long●より効果的な治療を実現するために工夫されたデザインです。
挙上された咬合平面〈サイズ選択〉
サイズ選択にはシリコーン製の専用メジャリングデバイスを使用すると便利です。
上顎または下顎の側切歯遠心にメジャリングデバイスの凸部を筋機能のアンロック（開放）とそれにともなう TMJ の機械的アンロッキングを促進します。

スマイリーマーク
正しい位置に装着する目印になります。

舌位教育用の斜面

舌を正しい位置に導きます。

合わせ反対側の側切歯遠心までの距離を目安にサイズを選択しモノブロック（一体形成）

上下顎の歯列に同時に作用に作します。

ます。
ブレスホール

ブレスホールがあるので呼吸を妨げません。

口腔前庭シールド

リップバンバー効果で口唇圧を軽減し、 口腔周囲筋を活性化させます。

〈ポイント〉・ 叢 生がある症例では1〜2サイズ大きめのものを選択して下さい。
・ 空 隙のある症例では1サイズ小さいものを選択して下さい。
商品番号
メジャリングデバイス

XPSIZER

206860119

専用ハンドルECXPMANCHE

206860110

5※ハンドルの先端部についている目盛はマルチ-P2のサイズ選択には関係ありません。
※マ ルチ -P のメジャリングデバイスはご使用いただけません。
※マ ルチ -P とはサイズが異なる場合がございますので、 マルチ -P2用のメジャリングデバイスで計測し、サイズを選択してください。

〈装置の選択〉Low Volume と High Volume

Low 装着時に上下臼歯部に開きが確認できる場合

Low Volume

基本的には前歯部のコントロールを考慮し、どれくらいの量の臼歯部へのサポートが必要かで判断します。目安として短顔〜中顔型

High Volume（ブラキオ・メジオフェイシャル）の患者さんには Low Volume、比較的下顎肢が短く咬合力が弱いとされている長顔型（ドリコフェイシャル）の患者さんには High Volume を用いますが、全ての歯ブラキオフェイシャルタイプ

牙が装置にコンタクトしている状態であることが理想です。High

ドリコフェイシャルタイプ

Volume を使用した際、 臼歯部だけのコンタクトになる場合は全ての歯牙が装置にコンタクトしているか 1mm〜2mm 程度の咬み込みで前歯臼歯部のコンタクトの均衛が取れる場合

Low Volume からの開始が適切と考えられます。
メジオフェイシャルタイプ

Long と Short
全ての歯牙が装置にコンタクトしない場合最後方臼歯が装置に乗っていることが大切です。
7番まですでに萌出している、またはすぐの萌出が考えられる場合

ショートは Long を、6番までであれば Short を選択して下さい。臼歯部が長すぎる場合は、金冠ばさみ等で切り落とした後、シリコーン研磨用のバー（グライディングキャップ、ウルトラトリム）で表面を整えてから使用することも可能です。

ロング

Low
VolumeLow
VolumeHigh
VolumeHigh
VolumeNarrow と Wideマ ル チ -P2 に は 2 つ の アー チ タイ プ、 比 較 的 アー チ 幅 の 狭 い「Narrow」と広い「Wide」があります。装着前に模型上等で試適し、患者さんのアーチ形状により近いタイプを選択してください。

LW
H

箱の色が目印です。
青色の箱..................................... Narrow/Low Volume
緑色の箱..................................... Narrow/High Volume
赤色の箱..................................... Wide/Low Volume
紫色の箱..................................... Wide/High Volume

サイズ
Narrow
35
Low Volume404550556065
70Narrow
35
High Volume
40
4550556065
70

L
45474748
49515253
45
47
47
48
4951
5253

サイズ
354045505560
65
70
35
40
45505560
6570

L42434445
4748495142434445
47484951

WideLow VolumeWideHigh Volume(mm)W56586264666467695658626466646769(mm)W
63656769717373746365676971737374H21222223242425262122222324242526H21222223242424252122222324242425

Short タイプ
商品番号206860117-LS35
XPNLS35LS40
XPNLS40LS45XPNLS45LS50XPNLS50LS55
XPNLS55
LS60
XPNLS60
LS65
XPNLS65
LS70
XPNLS70
206860117-HS35
XPNHS35
HS40
XPNHS40
HS45
XPNHS45
HS50
XPNHS50
HS55
XPNHS55
HS60
XPNHS60
HS65
XPNHS65
HS70
XPNHS70
Short タイプ
商品番号206860118-LS35
XPWLS35LS40
XPWLS40LS45XPWLS45LS50
XPWLS50LS55
XPWLS55
LS60
XPWLS60
LS65
XPWLS65
LS70
XPWLS70
XPWHS35 206860118-HS35
HS40
XPWHS40
HS45
XPWHS45
HS50
XPWHS50
HS55
XPWHS55
HS60
XPWHS60
HS65
XPWHS65
HS70
XPWHS70L
505353555657
5960
50535355
5657
59
60
L
47
48
5051535455
57
47
48
50
51
5354
55
57(mm)
W
57596366
6865
6870
57
5963666865
68
70(mm)
W
65
67
69
71
7373757665676971737475
76

H
21222223242425262122222324242526H
21222223242424252122222324242425

Long タイプ
商品番号206860117-LL35
XPNLL35
LL40
XPNLL40
LL45
XPNLL45
LL50
XPNLL50
LL55
XPNLL55
LL60
XPNLL60
LL65
XPNLL65
LL70
XPNLL70
206860117-HL35
XPNHL35
HL40
XPNHL40
HL45
XPNHL45
HL50
XPNHL50
HL55
XPNHL55
HL60
XPNHL60
HL65
XPNHL65
HL70
XPNHL70
Long タイプ
商品番号206860118-LL35
XPWLL35
LL40
XPWLL40
LL45
XPWLL45
LL50
XPWLL50
LL55
XPWLL55
LL60
XPWLL60
LL65
XPWLL65
LL70
XPWLL70
206860118-HL35
XPWHL35
HL40
XPWHL40
HL45
XPWHL45
HL50
XPWHL50
HL55
XPWHL55
HL60
XPWHL60
HL65
XPWHL65
HL70
XPWHL70

販売名 : マルチトレーナー 一般的名称 : 歯列矯正用咬合誘導装置 医療機器認証番号 :223AKBZX00129000 医療機器の分類 : 管理医療機器（クラスⅡ）
製造販売 : 株式会社 :JMOrtho 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F 製造 :LM-Instruments Oy

上顎側切歯
遠心間 (mm)30.5‐31.7
31.8‐33.0
33.1‐34.4
34.5‐35.7
35.8‐37.1
37.2‐38.5
38.6‐39.9
40.0‐41.4
30.5‐31.7
31.8‐33.0
33.1‐34.4
34.5‐35.7
35.8‐37.1
37.2‐38.5
38.6‐39.9
40.0‐41.4
上顎側切歯
遠心間（mm)30.5‐31.7
31.8‐33.0
33.1‐34.4
34.5‐35.7
35.8‐37.1
37.2‐38.5
38.6‐39.9
40.0‐41.4
30.5‐31.7
31.8‐33.0
33.1‐34.4
34.5‐35.7
35.8‐37.1
37.2‐38.5
38.6‐39.9
40.0‐41.4

下顎側切歯
遠心間 (mm)23.1‐23.9
24.0‐24.8
24.9‐25.7
25.8‐26.7
26.8‐27.7
27.8‐28.7
28.8‐29.7
29.8‐30.8
23.1‐23.9
24.0‐24.8
24.9‐25.7
25.8‐26.7
26.8‐27.7
27.8‐28.7
28.8‐29.7
29.8‐30.8
下顎側切歯
遠心間 (mm)23.1‐23.9
24.0‐24.8
24.9‐25.7
25.8‐26.7
26.8‐27.7
27.8‐28.7
28.8‐29.7
29.8‐30.8
23.1‐23.9
24.0‐24.8
24.9‐25.7
25.8‐26.7
26.8‐27.7
27.8‐28.7
28.8‐29.7
29.8‐30.8

6

〈材質〉

〈使用方法〉・ シリコーン（マルチ-S、TB は 比較的やわらかいシリコーンを使用）

・ 日中2時間程度 + 就寝時あわせて15時間の使用が理想です。

〈効能〉

・装 着 中は装置を軽くくわえてくちびるを閉じ、舌を装置の上に乗せ、鼻で呼吸することを心がけるよう指導して下さい。

・ 萌出誘導とティッピングの是正

・ 必ず骨格等の診断を行った上で使用する装置を選択して下さい。

・ 機能的訓練（アウェアネス・トレーニング）〈適応症〉〈装置のお手入れ方法〉

・ Ⅰ級、Ⅱ級1類の叢生の改善

・マルチファミリーは 装 置 / メジャリングデバイス/ ハ ンドル も 含め、すべてオートクレーブが可能です。

・ ディープバイト
・ Ⅱ級1類の改善

・ 日々の装置の洗浄には「リテーナーシャイン」をご利用下さい。

〈禁忌〉〈装置の破損について〉・Ⅲ級の患者さん （装置は下顎を前方へ誘導するように設計されています）

・ 強いクレンチング、睡眠時のブラキシズム等で装置が破損する場合があります。

・ 顎関節疾患を持つ患者さん

・ 切歯部に力をかけすぎると破損の原因となります。

・ 3mm以上の歯間空隙がある症例

・ 破損した場合は、新しい装置と交換するか使用を中止して下さい。

・ 構成咬合位から3mm 以 上の下顎前方運動ができない症例

・ 2回以上続けて破損した場合、不適応症例と考えられますので、装置の使用を中止するか、または他の装置の使用をお勧めします。

・ 過剰歯または永久埋伏歯を持つ患者さん
・ 正中離開の症例
・ 先天性の切歯欠損
・ アーチフォームがあわない症例
・ 過蓋咬合を伴う著しい短顔系 （シビアブレーキー/ 2S.D.以上）
・ 患者さんの理解や協力が得られない場合〈その他〉
・ 装着開始からしばらくは、朝起きたときに口腔内からはずれていることもあります。
慣れるまではしばらくかかりますので、保護者の方にもその旨をお伝えください。
慣れてくると起床時まで口腔内で装着されているようになります。

〈関連商品〉

お手入れ商品
リテーナーシャイン

ボトルキャップは別売りです。

矯正用リテーナー洗浄剤でマルチファミリーの装置の洗浄におすすめします。

【オドントシル

オドントシルは収縮が少なく、透明性、耐摩耗性、靭性などが高いことから矯正用ポジショナー、マウスガード、インダイレクトボンディングなど幅広い用途にご利用いただけます。
臼歯部の挺出防止などマルチファミリー咬合面の厚みを部分的に変えるのに適しています。
※硬さとしてはオドントシル50を推奨します。

商品番号

リテーナーシャイン

顆粒24

RSK

リテーナーシャイン

ボトルキャップ

1RSC206850800】内はメーカー発表の患者様参考価格（税別）です。

商品名
オドントシル50

オドントシル60

クリアー＊1

クリアー＊1

容量包装

商品番号

50mL

25038150

206850486C

50mL

85038229

206860594

50mL

25038160206850487

50mL

85038227

206860593

60641521L

206410521-L

1641522206410522

ミキシングチップ＊2
カートリッジディスペンシングガンⅡ＊3※築盛する際には面を少し粗し、油分をしっかり※緑字の商品はお取り寄せ商品です。

とって行って下さい。

研磨用材料

サイズ 規格包装

商品番号

17.0mm538230S1206850852

グラインディングキャップ

210.0mm 538230S2206850853

グラインディングキャップ

314.5mm 538230S3206850854

グラインディングホルダー

16.5mm138230T1

206850855

グラインディングホルダー

29.5mm138230T2

206850856

グラインディングホルダー

314.0mm 138230T3206850857

商品名ウルトラトリム

シリコーン素材の最終研磨に使用します。

グラインディングキャップ／グラインディングホルダー

包装商品名

常温重合型シリコーン材

シリコーンなどの柔らかい素材のトリミングや粗研磨に使用します。

容量：60回分（150g）

グラインディングキャップ

商品名

包装

商品番号

ウルトラトリム ヘビー

643751M

206850366

ウルトラトリム ミディアム

1242752M

206850367

ウルトラトリム ライト

1243753M

206850368※緑字の商品はお取り寄せ商品です。
*1 販売名：オドントシル 一般的名称：歯科矯正用レジン材料 医療機器認証番号：228AGBZX00015000 医療機器の分類：管理医療機器（クラスII） 製造：Dreve Dentamid GmbH
製造販売：リンカイ株式会社 東京都新宿区南元町19番地信濃町外苑ビル3階 発売：株式会社JM Ortho*2 販売名：ミキシングチップ 一般的名称：歯科用練成器具 医療機器届出番号：27B1X00109000201 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI） 製造：J. Morita USA, Inc.
製造販売：株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 発売：株式会社JM Ortho*3 販売名：カートリッジディスペンシングガンⅡ 一般的名称：歯科用練成器具 医療機器届出番号：27B1X00109000202 医療機器の分類：一般医療機器（クラスI） 製造：J. Morita USA, Inc.
製造販売：株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 発売：株式会社JM Ortho〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶ノ水杏雲ビル14F
T. 03-5281-4711
https://www.jmortho.co.jp/＊仕様・価格は2023年6月21日現在のものです。 ＊消費税は含まれておりません。 ＊デザイン・色彩などは写真やイラストと異なる場合がございます。