歯科矯正用アンカースクリュー

デュアル・トップオートスクリュー Ⅲ

ラインナップが増え、さらに使い易くなりました
デュアル・トップ オートスクリューⅢは、矯正用として正式な許可を得た、安心してお使いいただける「歯科矯正用アンカースクリュー」です。

デュアル・トップ オートスクリューⅢは─
● コンパクトな形状のアンカースクリューで、患者さんに矯正治療中の煩わしさや痛みをあまり感じさせません。
● プレドリルなしで歯肉上から直接植立が可能な、セルフドリリング・セルフタッピングのスクリューです。※● 不動固定源ですので、コントロールの効いた精度の高い矯正治療が期待できます。
※プレドリルが必要なケースもあります。

5.0〜10.0∅0.9JA● 最も多く使用されているベーシックなスクリューです。
● ヘッド部が面取りされており、痛みを与えにくい形状です。
● パワーチェーンの使用に最適です。

∅1.3/1.4/1.6/2.0

5.0〜10.0∅1.6JB● パワーチェーンの他、コイルスプリングも使用可能です。
（ヘッド上部ボタンの直径 1.6mm）∅1.3/1.4/1.6/2.0

5.0〜10.0∅0.7∅1.3/1.4/1.6/2.0

5.0〜10.0∅0.9∅1.3/1.4/1.6/2.0

G1● ヘッド下皿がないため、斜めに植立する際やヘッドの高さ調節が必要な部位に最適です。
● ヘッドの十字の切り込みにより、角ワイヤーの使用が可能です。
（角ワイヤー適応サイズ：.022×.028 または .022×.025）

G2● ヘッドの十字の切り込みにより、角ワイヤーの使用が可能です。
（角ワイヤー適応サイズ：.022×.028 または .022×.025）● パワーチェーンも使用可能です。

直径∅1.3mm∅1.4mm∅1.6mm

商品コード

JAJB

G1G2JD

JK

JO6mm

13-JA-006H

13-JB-006

13-G1-006

13-G2-006

13-JD-006

13-JK-006

13-JO-006

8mm

13-JA-008H

13-JB-008

13-G1-00813-G2-008

13-JD-008

13-JK-008

13-JO-008

6mm

14-JA-006H

14-JB-006

14-G1-006

14-G2-006

14-JD-006

14-JK-006

14-JO-006

8mm

14-JA-008H

14-JB-008

14-G1-008

14-G2-008

14-JD-008

14-JK-008

14-JO-008

5mm

16-JA-005H

16-JB-005

16-G1-005

16-G2-005

16-JD-005

16-JK-005

16-JO-005

6mm

16-JA-006H

16-JB-006

16-G1-006

16-G2-006

16-JD-006

16-JK-006

16-JO-006

8mm

16-JA-008H

16-JB-008

16-G1-008

16-G2-008

16-JD-008

16-JK-008

16-JO-008

10mm

16-JA-010H

16-JB-010

16-G1-010

16-G2-010

16-JD-010

16-JK-010

16-JO-010

5mm

20-JA-005H

20-JB-005

20-G1-005

20-G2-005

20-JD-005

20-JK-005

20-JO-005

6mm

20-JA-006H

20-JB-006

20-G1-006

20-G2-006

20-JD-006

20-JK-006

20-JO-006

8mm

20-JA-008H

20-JB-008

20-G1-008

20-G2-008

20-JD-008

20-JK-008

20-JO-008

10mm

20-JA-010H

20-JB-010

20-G1-010

20-G2-010

20-JD-010

20-JK-010

20-JO-010

5.0〜10.0∅2.0mm

長さ5.0〜10.0∅1.3/1.4/1.6/2.0

JD

面取り加工

● ヘッドの切れ込みにより、角ワイヤーの使用が可能です。
（角ワイヤー適応サイズ：.022×.028 または .022×.025）● 従来のG１、G２タイプと比較して、角ワイヤーの結紮が格段にしやすくなりました。
● ヘッドのエッジも面取り加工がされ、頬粘膜の引っ掛かりが少なくなりました。
● JA、G2 用のヘキサドライバーシャフトが使用できます。

JK

約 15% 縮小
面取り加工

● ヘッドの高さが低いロープロファイルデザインを採用。
JAタイプと比較し、約 15％低くなりました。
頬粘膜の引っ掛かりが少なくなりました。
● ヘッドとベースのエッジも面取り加工がされ、● JK用のクロスドライバーシャフトが使用できます。

∅1.3/1.4/1.6/2.0∅1.7

5.0〜10.0∅0.9∅1.3/1.4/1.6/2.0

JO● 球形ヘッドにより、頬粘膜の引っ掛かりがありません。
● 球形ヘッド部分にワイヤーを4 方向から挿入可能な穴がありワイヤー挿入の自由度が広がりました。（角ワイヤー適応サイズ：.022×.028）● ワイヤーとコイルスプリングまたはパワーチェーンの同時使用が可能です。
（ヘッド上部ボタンの直径 1.7mm)● JB用のヘキサドライバーシャフトが使用できます。

推奨するJA の植立方法
1．ヘキサドライバーシャフトでスクリューをピックアップします①。
2．回転スピードとトルク値に注意しながら時計回りに回転させ植立します。
＊ヘキサドライバーシャフトはスクリューヘッドを全周でしっかり把持し、口腔内でのスクリュー脱落を防止します②。
3．ヘッド下皿が歯肉近くまで植立されたらヘキサドライバーシャフトからクロスドライバーシャフトに付け替え③、ヘッドの下面が歯肉にピッタリつくまでスクリューを入れて行きます。
＊クロスドライバーシャフトは微調整用に最適です④。

ヘキサドライバーシャフト

クロスドライバーシャフト①②

承認番号：22400BZX00302000③④

押し下げることでシャフトの着脱ができます。
一般的名称：歯科矯正用アンカースクリューオートスクリュー用手術器械対応表
No.

先端部形状

商 品コード名称

全1113-MD-103ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、JD 兼用）

2113-MD-202

3ロング

長適合スクリュー
JA

JB

G1

G2

JD

JK

JO70mm●●●ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、JD 兼用） ミディアム

40mm

●

●

●

113-MJ-205

ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、JD 兼用） ミディアムショート

28mm

●

●

●

4

113-MD-203

ヘキサドライバーシャフト（JA、G2、JD 兼用） ショート

20mm

●

●

●

5113-MD-101

クロスドライバーシャフト（ミッド、JA 兼用）

ロング70mm●

6113-MD-211

クロスドライバーシャフト（ミッド、JA 兼用）

ミディアム

40mm

●

7

113-MD-221

クロスドライバーシャフト（ミッド、JA 兼用）

ミディアムショート

28mm

●

8

113-MD-201

クロスドライバーシャフト（ミッド、JA 兼用）

ショート18mm●

9113-GD-101

クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用）

ロング70mm●●

10113-GD-211

クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用）

ミディアム

40mm

●

●

11113-GD-221

クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用）

ミディアムショート

28mm

●

●

12

113-GD-201

クロスドライバーシャフト（G1、G2兼用）

ショート20mm●●

13113-JB-101

ヘキサドライバーシャフト（JB、JO兼用）

ロング70mm●●14

113-JB-202

ヘキサドライバーシャフト（JB、JO兼用）

ミディアム

40mm

●

●

15

113-JB-201

ヘキサドライバーシャフト（JB、JO兼用）

ショート25mm●●

16

113-NF-101

クロスドライバーシャフト（JK用）

ロング70mm●17113-NF-203

クロスドライバーシャフト（JK用）

ミディアム

40mm

●

18

113-NF-202

クロスドライバーシャフト（JK用）

ミディアムショート

28mm

●

19

113-NF-201

クロスドライバーシャフト（JK用）

ショート20mm●

20112-MC-201

パイロットドリル（デンタルシャンク 径 1.0）

28mm●

●

●

●

●

●

●

21

112-MC-211

パイロットドリル（デンタルシャンク 径 1.0）

40mm

●

●

●

●

●

●

●

22

112-MD-201

パイロットドリル（デンタルシャンク 径 1.3）

30mm

●

●

●

●

●

●

●

23

112-MD-211

パイロットドリル（デンタルシャンク 径 1.3）

40mm

●

●

●

●

●

●

●

24

112-MN-201

パイロットドリル（デンタルシャンク 径 1.6）

28mm

●

●

●

●

●

●

●

25

112-MN-211

パイロットドリル（デンタルシャンク 径 1.6）

40mm

●

●

●

●

●

●

●

スクリュードライバーボディ【装着可能なドライバーシャフト】
ロング

●

●

●

●

●

●

●

スクリュードライバーボディ【装着可能なドライバーシャフト】
ロング

●

●

●

●

●

●

●

スクリュードライバーボディ【装着可能なドライバーシャフト】
ロング

●

●

●

●

●

●

●

26

909.01HB01

27909.01HB02

28111-010

29111-TD-010

トルクドライバー【装着可能なドライバーシャフト】
ロング

●

●

●

●

●

●

●

30

111-LD-020

リンガルドライバー【装着可能なドライバーシャフト】
ミディアム、ミディアムショート、
ショート

●

●

●

●

●

●

●

31

112-060

スクリューブロック（060）

●

●

●

●

●

●

●

32

112-071

ミニブロック（071）

●

●

●

●

●

●

●

（全長：100mm）（全長：90mm）（全長：110.7mm)

届出番号：13B1X00199JE0004

オルソニア タイプ 010
33

34［セット内訳］
111-ED-010 ハンドピース、ストレートホルダー、アングルホルダー、充電器、充電池、電源コード【装着可能なドライバーシャフト】
ストレートホルダー：ロング
アングルホルダー：ミディアム、ミディアムショート、
ショート

●

●

●

一般的名称：手術用ネジ回し

●

●

●

●

充電池
認証番号：225AKBZX00072000

一般的名称：電池電源式骨手術用器械

MIM

Minimally
Invasive
Mini-ImplantScrew〔 ミムスクリュー 〕

患者さんのための、新しいコンセプト● テーパーデザインにより骨質が柔らかい患者さんに対しても、埋入時のトルクを上げて植立の条件を最大化します。
● 歯根間距離の短い場合でもテーパーデザインの先端部により歯根への接触のリスクを最小化します。
● 小さなヘッドの低侵襲なデザインにより患者さんの負担を軽減します。

∅1.3

∅0.5

頬側部

4.0〜8.0

前歯部∅1.4/1.6
口蓋側壁部

口蓋正中部

MIMスクリュー
直径
∅1.4

∅1.6

※MIM 用の専用ドライバーシャフトが必要になります。

長さ

商品コード

4mm

14-MIM-004

6mm

14-MIM-006

8mm

14-MIM-008

4mm

16-MIM-004

6mm

16-MIM-006

8mm

16-MIM-008

承認番号：22400BZX00302000

MIM

一般的名称：歯科矯正用アンカースクリューJB

JBスクリューとの比較イメージMIMスクリュー用手術器具形

112-073 MIMブロック

状

商品コード名称

全長113-MIM-101

MIMヘキサドライバーシャフト−ロング

70mm

113-MIM-202

MIMヘキサドライバーシャフト−ミディアム

40mm

113-MIM-201

MIMヘキサドライバーシャフト−ショート20mm

スクリュードライバーボディ

110mm

111-010

届出番号：13B1X00199JE0004

一般的名称：手術用ネジ回し

電池電源式骨手術用器械

ORTHONIA〔 オルソニア 〕
トルク値と回転スピードが設定可能な電動式スクリュードライバー● 適正なトルク値と回転スピードによって植立することで、スクリューの安定的な初期固定が得られます。
また、スクリュー破折のリスクを軽減できます。
● コードレスタイプのドライバーなので、手軽に使用できます。
● ストレートシャフト用とコントラシャフト用のホルダーを揃えました。
スクリュー植立の部位に合わせ、適切なホルダーを選択いただけます。
● 5〜30Ncmの範囲で6 段階のトルク調整が行えます。
● 回転スピードは10/15/20rpmの３段階に設定できます。
● 充電時間 90 分で、30 分の連続稼働が可能です。
ON/OFFスイッチ

LCD パネル

アングルホルダー（ショートシャフト用※）

ストレートホルダー（ロングシャフト用※）※ロングタイプ（ストレート）およびショートタイプ（コントラ）のドライバーシャフトは含まれておりません。

充電器

スピード切替スイッチ

電池電源式骨手術用器械
商品コードリバース
（反転）
スイッチ

品名

トルク調節幅

トルク切替スイッチ

111-ED-010 ［セット内訳］
ハンドピース、ストレートホルダー、アングルホルダー、充電器、充電池、電源コード

5〜30Ncm

電源スイッチ

オルソニア タイプ 010

注）交換用充電池もご用意しております。

〔 トルクドライバー 〕

TORQUE DRIVER

トルクリミッター機能付き、手動ハンドドライバー● トルク値をコントロールすることで、スクリューの安定性を向上させます。
（回転速度は自動コントロールされません）● 6 〜 30Ncm の間で、0.5Ncm 単位でトルク値が設定できます。
● スクリューを最適なトルク値で植立することで、脱離率を低下させます。
● スクリュー破折のリスクを軽減します。
● Jeilスクリューシリーズのロングタイプドライバーシャフト（ストレート用）※と組み合わせてお使いいただけます。

〔 リンガルドライバー 〕

LINGUAL DRIVER

操作性に優れた、手動コントラドライバー● 頬側臼歯部や口蓋側へのスクリュー植立時にご使用いただくドライバーです。
● 片手で使用でき、高い操作性が得られます。
※と組み合わせてお使いいただけます。
● Jeilスクリューシリーズのショートタイプドライバーシャフト（コントラ用）※上記製品にはいずれもロングタイプ（ストレート）およびショートタイプ（コントラ）のドライバーシャフトは含まれておりません。

「歯科矯正用アンカースクリュー」の植立の際にはトルクリミッター機能付きのドライバーの使用が推奨されています。
「植立時回転トルクの違いはスクリューの初期安定性に大きく関与する」、「ドリリングの有無より植立時に発生する回転トルクのほうが、スクリューの初期安定性に大きな影響を及ぼしていることが推察された」
引用：「ラット上顎骨に植立した矯正用ミニスクリューの安定性の検討」広島大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医科学専攻 顎口腔頸部医科学講座歯科矯正学分野 大谷淳二先生、丹根一夫先生他

印象採得器材

インプレッション キャップＪＡ スクリューレプリカ
ＪＤ スクリューレプリカ
Ｇ２ スクリューレプリカ

インプレッション キャップＪＡ スクリューレプリカ

ＪＤ スクリューレプリカ

Ｇ２ スクリューレプリカ

精度の高いワイヤー技工物の作製が可能になり口蓋正中スクリューのフォースアプリケーションが広がります■ 印象採得器材を使用した口蓋スクリューアタッチメント製作例
インプレッションキャップとスクリューレプリカを使用すると個々の患者さんの状態に合わせて、より精度の高いスクリューアタッチメントが製作できます。
臨床現場での先生方のアイデア、工夫を形にする為に役立ちます。

JA スクリュー使用例（資料提供：渡辺矯正歯科

JD スクリュー使用例

渡辺 八十夫先生）（資料提供：渡辺矯正歯科

製品名

製 品コードインプレッション キャップ（１個入） 交換用 Oリング ５個付属

111-IM-001

JA スクリューレプリカ（４本入）

111-RP-JA

JD スクリューレプリカ（４本入）

111-RP-JD

G2 スクリューレプリカ（４本入）

111-RP-G2

渡辺 八十夫先生）

G２ スクリュー使用例（資料提供：かながわ矯正歯科 六地蔵診療所

金川 京市先生）

スクリューのホールやヘッドのスロットの方向がわかるインジケーターが付いており、ホールやスロットを活用した、ワイヤー技工物の製作が可能です。

■ 印象採得ステップ（資料提供 かながわ矯正歯科 六地蔵診療所 金川 京市先生）

1．インプレッション キャップをスクリューに接続し、印象材を用いてインプレッションキャップを取込みます

2．スクリューと同型のスクリューレプリカを方向を確認して差し込みます

3．石膏を流し込み、石膏模型を作成します

4．作成された石膏模型上で技工作業を行います

ご使用に際しましては、以下の点にご注意ください●インプレッション キャップをスクリューに装着する際は、口腔内での脱落後の誤嚥を防ぐ為、インプレッション キャップにフロス等を巻きつけてご使用ください。
●デュアル・トップオートスクリューⅢ JA・JD・G2の口蓋正中部植立スクリュー以外に使用しないでください。
●アルジネート印象材でインプレッションキャップが外れない場合及び精密技工作業をする場合、シリコーンラバー印象材を使用してください。
●２本以上のスクリューを同時に印象採得する場合は、スクリューを可及的平行性を維持しながら植立してください。スクリュー間の角度が１０°以上になる場合、インプレッション キャップがスクリューから外れない恐れがあります。
●外れないでインプレッション キャップがスクリュー側に残った場合は、インプレッション キャップを外してインプレッション キャップの方向を確認して再度印象材の中に嵌め込み使用してください。
一般的名称 : 歯科印象採得用器材

届出番号 : 13B1X00199JE0005

【関連書籍・小冊子販売のご案内】ご注文は、株式会社プロシードまでお問い合わせください。

インプラント矯正アトラス
15 臨床医のアイデアと工夫
監 修：植木 和弘
価 格：¥8,000-（税込）
目次一覧
1．犬童症例
2．遠藤症例
3．小川症例
4．川上症例
5．久野症例

6．好田症例
7．佐藤症例
8．中野症例
9．佐奈症例
10．土屋症例11．安野症例12．山田症例13．横関症例14．渡辺症例15．植木症例

インプラント矯正アトラス 第二巻

最新手法に学ぶ 15 臨床医のアイデアと工夫
監 修：植木 和弘
価 格：¥8,000-（税込）

目次一覧
1．赤柴症例
2．石川症例3．大山症例
4．岡下症例
5．坂本症例

6．佐藤症例
7．澤田症例
8．嶋﨑症例
9．東海林症例10．高橋症例11．山内症例12．山形症例13．山口症例14．米澤症例15．大谷原著

歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療アトラス
監 修：植木 和弘
価 格：¥15,000-（税込）
目次一覧 奥羽大学 歯学部成長発育歯学講座
大阪大学 顎顔面口腔矯正学教室
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科歯科矯正学分野
鹿児島大学大学院 歯科矯正学分野
東京歯科大学 歯科矯正学講座
東北大学 顎口腔矯正学分野
北海道医療大学 歯科矯正分野
松本歯科大学病院 育成期口腔診療部門矯正歯科
明海大学 歯科矯正学分野

歯科用スクリューを使ったインプラント矯正治療（小冊子）
価 格：1,000 円（20 部セット）（税別）

歯科用スクリューを使ったインプラント矯正治療を分かりやすく解説。
インプラント矯正の必要性や特徴、治療の流れなど、患者さんの疑問にお答えする便利なハンドブックです。

資料提供：大谷歯科矯正歯科、かながわ矯正歯科六地蔵診療所、さかた歯科医院、歯科一番町、スマイルコンセプト（五十音順）
販売名：デュアル・トップ オートスクリューⅢ 承認番号：22400BZX00302000
販売名：オルソニア 認証番号：225AKBZX00072000
販売名：オートスクリュー用手術器械 届出番号：13B1X00199JE0004
販売名：デュアル・トップオートスクリューⅢ 印象採得用器材 届出番号：13B1X00199JE0005

製造販売
業
者

株式会社プロシード〒１５０-０００２ 東京都渋谷区渋谷 2-10-13 東信青山ビル
FAX 03-5468-1650
TEL 03-5468-1666
URL http://www.proseedcorp.com

製造業者

Jeil Medical Corporation, Korea
2021.6.0000.5NPDY