TR |Kalorimetreler
Kalorifik Değer Belirleme
Dünyası2 | KALORİMETRE PORTFÖYÜKALORİMETRE PORTFÖYÜ | 3

Hayatınızı kolaylaştırmak için can
atıyoruz!

İnovatif Kalorimetre Portföyü
Sahip oldukları farklı otomasyon seviyeleri sayesinde küçük
veya büyük laboratuvarlar, çok sayıda endüstri ve eğitim amaçlı
kullanım için idealdir. Bununla birlikte, hepsi doğru, hatasızölçüm yapar ve kesin sonuçlar verir: Dört kalorimetremiz, çeşitli
uygulama paketlerinde ve başarısını kanıtlamış çeşitli aksesuarlarlabirlikte mevcuttur. İşte IKA, ihtiyaçlarınız için doğru kalorifik değer
belirleme ekipmanını bu şekilde sağlar.

Sıvı veya katı, düşük veya yüksek numune verimi, standartlara
uygunluk veya yalnızca kontrol amaçlı... Her türlü ihtiyaç ve
her türlü laboratuvar ortamı için IKA’da kalorifik değerlerin
belirlenmesine yönelik yüksek kaliteli uygun kalorimetre
bulunur. Hızlı ve güvenilir analizler, doğruluk ve uzun hizmetömrü boyunca istikrar, kalorimetrelerimizi günlük laboratuvarçalışmalarında ilginç ve güvenilir ortak haline getiriyor.

Kişiselleştirilmiş Uygulama Tavsiyesi
IKA Uygulama Merkezi’nde tüm kalorimetreleri test
edebilirsiniz. Uzmanlarımız yanma süreçlerinizi analiz edereklaboratuvarınızdaki numuneleri en iyi şekilde yakmak için sizinle
birlikte çalışacaktır. Bizi 00 8000 4522777 numaralı telefondan
arayabilir veya applicationsupport@ika.de adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Seçim Rehberi
Sayfa 20

C1

C 200

C 6000C 7000Sayfa 4

Sayfa 8

Sayfa 12

Sayfa 16

AOD Ayrıştırma
SistemiEk Ürünler
Sayfa 24

Sayfa 22

Dünya Çapında Hizmet
IKA kalorimetreyi tercih etmeniz, aynı zamanda bölgenizde
mükemmel IKA teknik servisinden hizmet almayı tercih etmeniz
demektir. Ekibimiz servis ve uygulama ihtiyaçlarınız için dünyaçapında hizmetinizdedir. Kalorimetrenizin yedek parçaları 10 yılgarantilidir.

C 6040 Calwin
Kalorimetre PC Yazılımı
Sayfa 26

Genel Sarf Malzemeler
Sayfa 29

Sorunuz mu var? Servis ekibimiz özel ihtiyaçlarınız içinhizmetinizdedir: bize 0216 394 43 43 numaralı telefondan veya
sales.turkey@ika.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

2 yılgaranti**www.ika.com/register adresinden
kaydolduktan sonra *1+1 yıl, aşınan
parçalar kapsam dışındadır.

RSD %0,05 –%0,15 ölçüm
aralığı maks.
40 000 J

Aksesuarlar
C 1 / C 6000

Aksesuarlar
C 200 / C 7000 / AOD

Sayfa 27

Sayfa 28

Numuneden
Kalorifik Değere

Uygulama Alanları

Sayfa 30

Standart Kalorimetre

SSS

Sayfa 33

Sayfa 34

Sayfa 32

4|C 1C 1 İŞLEVLERİ | 5

C1/// Dünyanın en küçük kalorimetresi
C 1 küçük bir dev. Laboratuvarda neredeyse hiç yer kaplamaz,
ancak yüksek derecede otomasyon sunar. Standartlara
uyumluluğun gerekmediği ancak kalorifik değerin belirlenmesi
veya proseslerin yüksek doğruluk oranıyla test edilmesi gereken
durumlarda, bu kalorimetre hayatınızı kolaylaştıracak. İzoperibolik
prensibi uyarınca ve statik kaplama ile çalışır. Bu nedenle C 1,
endüstriyel ve test laboratuvarları için güçlü bir ortaktır.

C 1 İşlevleri
Hafif ve kurulumu kolay yanma odası, vidalı bir kapaklaayrıştırma kabının yerini alır.
Ünite tamamen otomatik çalışır, bu da özellikle kullanıcı
dostu olmasını sağlar.

Özellikle atık yönetimi endüstrisinde, gıda maddeleri ve hayvan
yemi endüstrisinde ve inşaat malzemeleri sektöründe tercih edilir.

> Otomatik oksijen doldurma, havasını alma ve yıkama
> Sabit ateşleme kablosu ve ateşleme enerjisi belirleme
ile otomatik ateşleme
> Otomatik su dolumu ve tahliyesi> Bir soğutucu (RC 2 basic) veya mevcut bir soğuk subağlantısı ve bir ısıtıcı (C 1.20, aksesuar) ile çalışır
> PC (USB-B), yazıcı (seri arayüz), ölçek (seri arayüz) içinarayüzler

6 | C 1 PAKETLERİ

C 1 TEKNİK VERİ | 7

C1
Kalorimetre

Sizin Laboratuvarınız,Bizim C 1 Paketimiz

Teknik veri C 1 Kalorimetre

Nasıl bir laboratuvarınız var? Bizimle birlikte doğru C 1 paketini
kesinlikle bulacaksınız. Örneğin, yalnızca soğuk su bağlantınız
varsa ve numuneleriniz yüksek halojen içeriğine sahipse, C 1
paket 3/12’yi öneririz. İçerdiği su ısıtıcısı sayesinde çalışması için
gereken sıcaklığı sağlar ve tekrarlanabilir sonuçlar sunar. Teslimata
dahil olan C 1.12 ayrıştırma kabı, klorlu numuneler için gerekli
korozyon korumasını sağlar.

Maks. ölçüm aralığı

40.000 J / 9.560 cal

Minimum soğutma ortamı sıcaklığı.

18 °C

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu

0,0001 K

Maksimum soğutma ortamı sıcaklığı.

29 °C

Maks. oksijen çalışma basıncı.

30 barİzin verilen soğutma ortamı çalışma basıncı

1,5 bar

Ekran

TFT

Soğutma ortamı

Musluk suyu

Çok işlevli düğme (çevirme / itme)EvetSoğutma türüAkışÜretilebilirlik statik kaplama(1 g benzoik asit NBS39i)

0,15 % RSD

Minimum akış hızı

50 l/hMaksimum akış hızı

60 l/hSaat başı ölçümler

4

18 °C'de önerilen akış hızı

55 l/hKaplama kontrolü

Statik, kuruBaşlangıç sıcaklık ayarı

2 olasılık:22 °C veya 30 °C

GENEL VERİCihaz başına olası ayrıştırma kabı sayısı

2'ye kadar

DilDE, EN, FR, ES,
CN, RU, PO, ITAğırlık

15 kg

Açık haldeyken boyutlar (G × Y × D)

290 × 400 × 300 mm

Kapalı haldeyken boyutlar (G × Y × D)

290 × 280 × 300 mm

Kabul edilebilir ortam sıcaklığı

20 – 25 °C

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %Voltaj100 – 240 V

Neye ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçmeniz yeterli!

Yanma odası dahil paketler C 1.10
C 1 PAKET 1/10 | Tanımlama No. 0010002412

TEKNİK VERİRC 2 BASIC SOĞUTUCU İLE SOĞUTMA

RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu dahil C 1 Kalorimetre
C 1 PAKET 2/10 | Tanımlama No. 0010002413
C 1 KalorimetreARAYÜZLER
Arayüz Bilgisayarı

USB-B veya RS 232

Arayüz Yazıcısı / Tartı

9 pin (M) RS 232 serial

C 1 PAKET 3/10 | Tanımlama No. 0010002414
C 1.20 Isıtıcı dahil C 1 Kalorimetre
RC 2 basic
Sirkülasyonlu Soğutucu

Otomatik oksijen doldurma, gazını alma veyıkamaEvet

Frekans

50 / 60 Hz

Yanma odası dahil paketler C 1.12

Otomatik su dolumu ve tahliyesi

Evet

Güç girdisi

150 W

C 1 PAKET 1/12 | Tanımlama No. 0010002415

Ateşleme teli ile otomatik yanma ve her numuneçalışmasında yanma enerjisi belirleme

Evet

RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu dahil, halojen dirençli C 1
Kalorimetre
C 1 PAKET 2/12 | Tanımlama No. 0010002416
C 1 Kalorimetre, halojen dirençli
C 1 PAKET 3/12 | Tanımlama No. 0010002417
C 1.20 Isıtıcı dahil, halojen dirençli C 1 Kalorimetre

C 1.20Isıtıcı

C 1.10 / C 1.12
Yanma odası

OTOMATİK İŞLEVLER

8 | C 200

C 200 İŞLEVLERİ | 9

C 200/// Giriş seviyesi için mükemmel
kalorimetre
C 200 çeşitli standartlara uygun olarak çalışır, alandan tasarruf sağlar ve uygun maliyetlidir. Güçlü bir teknolojiye sahipolduğundan az bakım gerektirir. Ayrıca okullar, teknik kolejler,üniversiteler ve ulusal kurumlar için IKA, bu yanma kalorimetresinin“Öğrenci Modu” modelini de sunmaktadır. Eğitim amaçlı kullanıldığında daha anlaşılır ve öğretici olmaktadır.

C 200 İşlevleriÖğrenci Modu, kalorimetrik sürecin her aşamasınınderinlemesine anlaşılmasını sağlar.
C 200 alan tasarrufu sağlar.

Özellikle öğrenme ve eğitim amaçlı veya küçük hacimli numuneleresahip laboratuvarlar için tercih edilir.

> Kullanımı kolay ekran> Dört farklı test yöntemi: izoperibolik, manuel, dinamik vezaman ayarlıİzoperibol

17 dk'ya kadar

Dinamik

8 dk'ya kadar

Manuel (izoperibol)

17 dk'ya kadar

Zaman Ayarlı

14 dk'ya kadar> C 6040 CalWin kalorimetre yazılımı (aksesuar) ile ölçüm
sürecinin izlenmesi, görselleştirilmesi ve ölçüm verilerinin
yönetimi> GOST sertifikalı

10 | C 200 PAKETLERİ

C 200 TEKNİK VERİ | 11

C 5010 / C 5012
Ayrıştırma kabı

C 248
Oksijen dolum istasyonu

Sizin Laboratuvarınız,Bizim C 200 Paketimiz

Teknik veri C 200 Kalorimetre

C 200 auto ve halojen dirençli C 200 h auto paketleri, C 200’ün
tamamen otomatik bir su devresiyle çalıştırılmasını sağlar. Su
kapalı bir devre içinde dolaşır ve RC 2 basic sirkülasyonlu soğutucu
tarafından sabit bir sıcaklıkta tutulur. Böylelikle laboratuvarda
kullanıcının test hazırlama süresi azalır ve tekrarlanabilir sonuçlar
elde edilir.

Maks. ölçüm aralığı

40.000 J / 9.560 calAğırlık

21 kg

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu

0,0001 K

Boyutlar (G × Y × D)

400 × 400 × 400 mm

Kabul edilebilir ortam sıcaklığı

20 – 25 °CÖlçüm modları> İzoperibol> Manuel(Öğrenci modu)> Dinamik> Zaman ayarlı

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %Voltaj100 – 240 V

Neye ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçmeniz yeterli!

Üretilebilirlik (1 g benzoik asit NBS39i)

0,1 % RSD

Frekans

50 / 60 Hz

Güç girdisi

120 Wİşlem süresi

İzoperibol 17 dk
Dinamik 8 dk
Manuel 17 dk
Zaman ayarlı 14 dk

DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı

IP 20

C 200 PAKETLERİ | Tanımlama No. 0008802500

Maks. çalışma sıcaklığı

25 °C

C 200 Kalorimetre, C 5010 Ayrıştırma kabı,
C 248 Oksijen dolum istasyonu

Cihaz başına olası ayrıştırma kabı sayısı

En fazla 4Ayrıştırma kabı

C 5010 / C 5012

C 200.2
C 5012 için dönüştürme
kiti

C 200 Paketimiz

C 200 PaketimizTEKNİK VERİGENEL VERİC 200 H PAKETLERİ | Tanımlama No. 0008803700
C 200 Kalorimetre, C 5012 için C 200.2 dönüştürme kiti,
C 5012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençli
C 248 Oksijen dolum istasyonu
C 200 auto Paketimiz

C 200
Kalorimetre

C 200 auto Paketimiz

C 200.RC
Hortum takımı

PC

RS 232 serial

Yazıcı

Centronix

OTOMATİK İŞLEVLER

C 200 AUTO PAKETLERİ | Tanımlama No. 0010002379

Otomatik su dolumu ve tahliyesi

Evet

C 200 Kalorimetre, RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu,
C 5010 Ayrıştırma kabı, C 200.RC Hortum takımıAteşleme

Evet (manuel - Hayır)

C 200 H AUTO PAKETLERİ | Tanımlama No. 0010002387
C 200 h Kalorimetre, RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu,
C 5012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençli
C 200.RC Hortum takımı

RC 2 basic
Sirkülasyonlu SoğutucuARAYÜZLER

RC 2 BASIC SOĞUTUCU İLE SOĞUTMA
Soğutma ortamı

Musluk suyu

Soğutma türüAkışİzin verilen soğutma ortamı çalışma basıncı

2 bar12 | C 6000

C 6000 İŞLEVLERİ | 13

C 6000/// Kalorimetrede evrim
Modern kalorimetre şampiyonu daha da geliştirildi. C 6000, benzersiz kullanıcı rehberliği ile sezgisel bir dokunmatik ekrana sahiptir. Yüksek otomasyon seviyesi günlük işleri kolaylaştırır ve yüksek
numune verimi sağlar. Standartlara harfiyen uyulması, dünyanın
tekrarlanabilir en doğru sonuçlarının elde edilmesini sağlamakta
ve istenilen güvenceyi vermektedir.

C 6000 İşlevleri
Harekete duyarlı yeni dokunmatik ekrandaha da kolay ve sezgisel bir kullanımı
garantiler.
C 6000 tüm standartları kolaylıklakarşılar.

Özellikle standartlara uymanın ön koşul olduğu ve çok sayıda
numunenin ölçülmesi gereken sektörler için uygundur.

> Basit ve gelişmiş veri yönetimi için kolay erişilebilir USB arayüzü> Bir FTP sunucusu üzerinden veri yönetimi için Ethernet arayüzü> Daha iyi ısı transferi ve daha kısa ölçüm süreleri için küreselşekilli ayrıştırma kabı
> Kalibrasyon ve kalorifik değer düzeltmelerinin kontrol grafiği
görünümünde, global olarak uygulanabilir standartlarla uyumlu
güçlü cihaz yazılımı> Ayrıştırma kabı algılama için RFID teknolojisi> Daha kolay ölçüm hazırlığı için ters kroze tutucu> 3 başlangıç sıcaklığı: 22 °C, 25 °C, 30 °C

14 | C 6000 PAKETLERİ

C 6000 TEKNİK VERİ | 15

Sizin Laboratuvarınız,Bizim C 6000 Paketimiz
C 6000 global standartlarda veya izoperibolik versiyonlarda
mevcuttur. C 6000 global standartlarının inovatif teknolojisi
sayesinde, geleneksel adiyabatik ve izoperibolik ölçüm yöntemleri kullanılabilir. Bu sayede de, piyasadaki bu kadar yüksek
otomasyon seviyesine sahip tek cihazdır. Her iki varyant da hızlı
dinamik moda sahiptir.

Teknik veri C 6000 KalorimetreTEKNİK VERİMaks. ölçüm aralığı

40.000 J / 9.560 cal

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu

0,0001 K

Maks. oksijen çalışma basıncı.

40 barEkran

Dokunmatik ekranlı TFT

Ölçüm modları> İzoperibol 22 / 25 / 30 °C> Dinamik 22 / 25 / 30 °C> Adiyabatik 22 / 25 / 30 °C

Üretilebilirlik (1 g benzoik asit NBS39i)

0,05 ila 0,15 % RSD

Saat başı ölçümler

İzoperibol 4
Dinamik 6
Adiyabatik 5

Cihaz başına olası ayrıştırma kabı sayısı

En fazla 4

C 6000 PAKET 1/12 | Tanımlama No. 0010004521

Ayrıştırma kabı

C 6010 / C 6012

C 6000 Kalorimetre, C 6012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençli,
RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucuARAYÜZLER

Neye ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçmeniz yeterli!
C 6000
Kalorimetre

C 6000 global standartlar Paketler
C 6000 PAKET 1/10 | Tanımlama No. 0010004520
C 6000 Kalorimetre, C 6010 Ayrıştırma kabı,
RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu

C 6000 PAKET 2/10 | Tanımlama No. 0010004522
C 6000 Kalorimetre, C 6010 Ayrıştırma kabıPC

9 pin (M) RS 232 serial

Yazıcı

USB-B, Ethernet

Tartı

9 pin (M) RS 232 serial

C 6000 PAKET 2/12 | Tanımlama No. 0010004523

RC 2 basic
Sirkülasyonlu soğutucu

C 6000 Kalorimetre, C 6012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençli

C 6012Ayrıştırma kabı, halojen
dirençliOTOMATİK İŞLEVLER
Otomatik su dolumu ve tahliyesi

Evet

C 6000 izoperibol Paketler

Otomatik oksijen doldurma, havasını almave yıkamaEvet

C 6000 PAKET 1/10 | Tanımlama No. 0010004524

Her deney için ateşleme ve ateşleme
enerjisi tespiti

Evet

C 6000 Kalorimetre, C 6010 Ayrıştırma kabı,
RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu

C 6010Ayrıştırma kabı

KALORİMETRE STANDARTLARI

RC 2 BASIC SOĞUTUCU İLE SOĞUTMA

C 6000 PAKET 1/12 | Tanımlama No. 0010004525

Minimum soğutma ortamı sıcaklığı.

12 °C

C 6000 Kalorimetre, C 6012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençli,
RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu

Maksimum soğutma ortamı sıcaklığı.

27 °C

İzin verilen soğutma ortamı çalışma
basıncı

1,5 bar

C 6000 Package 2/10 | Tanımlama No. 0008804700
C 6000 Kalorimetre, 6010 Ayrıştırma kabı
C 6000 Package 2/12 | Tanımlama No. 0010004527
C 6000 Kalorimetre, C 6012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençli

Analizlerin uyması gereken
standartlar:

GB T213DIN EN ISO 1716
DIN CEN TS 14918
DIN EN 15170
ISO 1928

DIN 51900
ASTM D240
ASTM D4809
ASTM D5865

GENEL VERİAğırlık

29 kg

Boyutlar (G × Y × D)

500 × 450 × 450 mm

Kabul edilebilir ortam sıcaklığı

20 – 30 °C

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %Voltaj220 – 240 V

Frekans

50 / 60 Hz

Güç girdisi

1.700 W

DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı

IP 20

16 | C 7000

C 7000 İŞLEVLERI | 17

C 7000/// Hızlı olması gerektiğinde
C 7000, IKA’nın tamamen kuru olarak tasarlanmış ilk kalorimetresidir. Sıvı ve katı numunelerin kalorifik değerlerini doğrudanayrıştırma sisteminde ölçer. Seçilen ön test süresine bağlı olarak, ölçüm süreleri 3 ila 7 dakikaya kadar azaltılabilir. Sistem, birkodlama setini kullanarak sekiz adede kadar farklı ayrıştırma kabını
yönetebilir. Böylelikle zamanında kararlar alınabilir ve iş süreçleri
hızlandırılabilir.

C 7000 İşlevleri
Kuru cihaz tasarımı, birkaç dakika içinde ekstra hızlı ölçüm
yapılmasını sağlar.
Güçlü tasarımı sayesinde, zorlu koşullar altında dahi uzun
servis ömrü vardır.

> ISO 1928, DIN CEN/TS 16023, DIN EN 15400, DIN EN 15170,
DIN EN ISO 18125’e göre hassas, tekrarlanabilir kalorifik değer
belirlemeÖzellikle atık ve imha endüstrisinde tercih edilmektedir> Cihaz başına sekiz adede kadar ayrıştırma kabı kullanılabilir

18 | C 7000 PAKETLER

C 7000 TEKNİK VERİ | 19

Sizin Laboratuvarınız,Bizim C 7000 Paketimiz

Teknik veri C 7000 Kalorimetre

C 7000, standart bir ayrıştırma kabı (Set 1) veya atık endüstrisindeolduğu gibi yüksek halojen içeriğine sahip numuneler için halojene dirençli bir ayrıştırma kabı (Set 2) ile sunulmaktadır.

TEKNİK VERİMaks. ölçüm aralığı

30.000 J

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu

0,0001 K

Maks. oksijen çalışma basıncı.

40 barEkran

LEDÖlçüm moduÇift kuru (ISO 1928)Çift kuru yeniden üretilebilirlik(1 g benzoik asit NBS39i)

0,2 % RSD

Maks. çalışma sıcaklığı

30 °C

Yaklaşık çift kuru çalışma süresi

3 min

Cihaz başına olası ayrıştırma kabı sayısı

8

C 7000 SET 2 | Tanımlama No. 0008801400

Ayrıştırma kabı

C 7010 / C 7012

C 7000 Ölçüm hücresi, C 7002 Soğutma sistemi,
C 48 Oksijen istasyonu, C 7012 Ayrıştırma kabı, halojen dirençliARAYÜZLER

Neye ihtiyacınız var? Bizimle iletişime geçmeniz yeterli!

C 7000Ölçüm hücresi

C 7000 SET 1 | Tanımlama No. 0008800900
C 7000 Ölçüm hücresi, C 7002 Soğutma sistemi,
C 48 Oksijen istasyonu, C 7010 Ayrıştırma kabıPC

RS 232 serial

Yazıcı

Centronix

Tartı

RS 232 serialSOĞUTMA

C 7002Soğutma sistemiSoğutma türüAkışSoğutma ortamı

Musluk suyu

Minimum soğutma ortamı sıcaklığı.
Maksimum soğutma ortamı sıcaklığı.

12 °C
30 °C

İzin verilen soğutma ortamı çalışma basıncı

9 bar

GENEL VERİC 48
Oksijen istasyonu

C 7010 / C 7012
Ayrıştırma kabıAğırlık

43 kg

Boyutlar (G × Y × D)

310 × 395 × 490 mm

Kabul edilebilir ortam sıcaklığı

18 – 30 °C

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %Voltaj220 – 240 V

Frekans

50 / 60 Hz

Güç girdisi

260 W

20 | SEÇİM REHBERİ

TEKNİK VERİSEÇİM REHBERİ | 21

C1

C 6000 ISOPERIBOLDIN 51900
ISO 1928
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524

C6000 GLOBAL STANDARDSDIN 51900
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN ISO 1716
DIN EN ISO 9831
DIN EN 15170
DIN EN ISO 18125
DIN EN 14918
ISO 1928
ASTM D5865
ASTM D5468
ASTM D4809
ASTM D240
GB T213

Kalorimetre standartları

Maks. ölçüm aralığı

40.000 J

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu
RSD (NIST benzoik asit NBS39i)
Ölçüm modu

Statik kaplama(Regnault-Pfaundler)İzoperibol
Dinamikİzoperibol
Dinamik
Adiyabatik

Saat başı ölçüm

4İzoperibol 4
Dinamik 6İzoperibol 4
Dinamik 6
Adiyabatik 5Başlangıç sıcaklığı

22 °C, 30 °C

Operatör için hazırlık süresi

1 minAyrıştırma kabı tanımlama

ManualTEKNİK VERİKalorimetre standartları

C 200 (C 200 auto)
DIN 51900
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN ISO 1716
DIN EN 14918
DIN EN ISO 18125
ISO 1928
ASTM D240
ASTM D4809
ASTM D5865
ASTM D5468

C 7000

ISO 1928
DIN CEN/TS 16023
DIN SPEC 19524
DIN EN 15400
DIN EN 15170

40.000 J

Maks. ölçüm aralığı

40.000 J

30.000 J

0,0001 K

0,0001 K

Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu

0,0001 K

0,0001 K

0,15 %

0,05 to 0,15 %RSD (NIST benzoik asit NBS39i)

0,10 %

0,20 %

Ölçüm moduİzoperibol
DinamikÇift kuru

Saat başı ölçüm

İzoperibol
Dinamik
ManualZaman kontrollüBaşlangıç sıcaklığı

18 °C – 25 °C

max. 30 °C

1 min

Operatör için hazırlık süresi

5 min (auto 2 min)2 min

OtomatikAyrıştırma kabı tanımlama

ManualOtomatik

22 °C, 25 °C, 30 °C

3
6
3
4

6 – 20ARAYÜZLERARAYÜZLER
PC

USB-B veya RS 23

RS 232PC

RS 232RS 232

Yazıcı

RS 232USB-B, RS 232 serial veya ethernet

Yazıcı

Centronix

Centronix

Tartı

RS 232RS 232Tartı

RS 232RS 232

Numune rafı

Hayır

Evet

Numune rafı

Hayır

Hayır

OTOMATİK İŞLEVLEROTOMATİK İŞLEVLER

Otomatik su dolumu ve tahliyesi

Evet

Evet

Otomatik su dolumu ve tahliyesi

Hayır (otomatik: Evet)

Uygulanamaz

Otomatik oksijen doldurma, havasını alma veyıkamaEvet

Evet

Otomatik oksijen doldurma, havasını alma veyıkama

Hayır

Hayır

Her deney için ateşleme/ateşleme enerjisi tespiti

Evet / Evet

Her deney için ateşleme/ateşleme enerjisi tespiti

Evet (manual No) / Hayır

Evet / Hayır

Dil

DE, EN, FR, ES, CN

DE, EN, FR

Evet / Evet

GENEL VERİGENEL VERİDil

DE, EN, FR, ES, CN, RU,
PL, IT

DE, EN, FR, ES, CN, RU, PL, IT

Açık haldeyken boyutlar (G × Y × D)

290 x 400 x 300 mm

500 x 620 x 450 mm

Açık haldeyken boyutlar (G × Y × D)

400 x 470 x 400 mm

310 x 500 x 490 mm

Kapalı haldeyken boyutlar (G × Y × D)

290 x 280 x 300 mm

500 x 425 x 450 mm

Kapalı haldeyken boyutlar (G × Y × D)

400 x 400 x 400 mm

310 x 395 x 490 mm

Ağırlık

15 kgAğırlık

21 kg

43 kg

29 kg

22 | AOD

AOD | 23

Teknik veri AOD

AOD Ayrıştırma Sistemi
Oksijen (O2) ve basınç altında ayrışma, aktif oksidatif ayrışma,yani AOD olarak isimlendirilmektedir. Tıpkı kalorimetre ayrıştırma
kabında olduğu gibi, sıvı veya katı numune AOD sisteminde
tamamen yakılır. Geleneksel ayrıştırma kaplarının aksine, yenilikçi
AOD 1 hem klor direncine hem de katalitik olarak aktif bir içyüzeye sahiptir. Katalizörler yanma işlemi sırasında kimyasal tepkimeleri tetikleyerek halojen ve sülfür ile geri kazanım oranlarınınartmasını sağlar.

TEKNİK VERİÇeşitli numune malzemeler için çok sayıda global standart bu
bomba ayrıştırma teknolojisini tanımlar (örneğin DIN 51727,
DIN 51723, DIN EN 14582, DIN EN ISO 16994, DIN EN 15408,
ASTM D 4208).

Ayrıştırma zamanı

3 min

Hücre hacmi

210 mlMaks. basınç

195 barMaks. çekirdek sıcaklığı

1.200 °C

Maks. oksijen çalışma basıncı.

40 barKabul edilebilir ortam sıcaklığı

min. 5°C
max. 40 °C

GENEL VERİAOD 1.3 Koruma cihazı
Tanımlama No. 0003308000Ağırlık

10 kg

Boyutlar (G x Y x D)

400 × 480 × 260 mm

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %Voltaj230 V

Frekans

50 / 60 Hz

Güç girdisi

45 W

DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı

IP 20

AOD 1 AYRIŞTIRMA SİSTEMİ | Tanımlama No. 0008801300
AOD 1.1 Ayrıştırma kabı, C 48 Oksijen istasyonu, AOD 1.2
Harici ateşleme ünitesi, AOD 1.11 Kontrol standardı (50 ml)

AOD 1.13 Uzaktan ateşleme başlığı
Tanımlama No. 0003348100

Operatör, uygun koruma ekipmanı sağlayarak
AOD 1.1 ayrıştırma kabının doğru ve güvenlişekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Sistem,
AOD 1.3 koruyucu cihazımız ile donatılabilecektir. Başka bir koruma donanımı mevcutsa,
uzaktan ateşleme başlığı AOD 1.13’ün kullanılması gerekir. Her ikisi de ayrı aksesuarlar olarak
mevcuttur ve pakete dahil değildir (bkz. sayfa
32).

24 | EK ÜRÜNLER

EK ÜRÜNLER | 25

RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu

IKA Pilotina kuru öğütmesistemi

RC sirkülasyonlu soğutucular, her türlü kalorimetrik ölçüm için eşitbaşlangıç sıcaklığı sağlar. Bu sayede ölçüm sonuçlarının tekrarlanabilirliği artar. RC 2 basic, -20 °C’ye kadar soğutma yapabilenüstün verimli ve güçlü 400 W soğutma kapasitesine sahip bir
devridaim soğutucudur.
2,5 litreye kadar harici soğutma devresi için gerekli termofluid,
yüksek kaliteli yalıtımlı 4 litrelik rezervuardan yeniden doldurulmadan sağlanabilir. Hız kontrollü PEEK pompa, maksimum basınçve hacim akışının dolaylı ve sürekli olarak
ayarlanabilmesini mümkün kılar.

Pilotina kuru öğütücü, homojenleştirme için iki adet değirmen
sistemine sahiptir Pilotina kuru öğütücü, numune malzemesini
homojenleştirmek için iki adet öğütme sistemine sahiptir: bitki
parçaları, plastik ve yem peletleri gibi yumuşak, yapışkan, elastik
veya lifli malzemeler için bir kesme öğütme sistemi ve kömür,cam, cevher veya tohum gibi sert ve kırılgan malzemeler için bir
darbeli öğütme sistemi. Kurutma kabini bir USB arayüzü üzerinden kontrol edilebilir ve test parametreleri ayarlanabilir.

0,1 K’lik (-10 °C’de) üstün sıcaklık sabitliği özelliği,zorlu uygulamalar için bile uygundur. Dahili doldurma hunisive çıkış valfi, soğutucu akışkanın güvenli ve temiz bir şekilde
kullanılmasını sağlar. Kolay açılan ön kapak sayesinde hava filtresi
kolayca temizlenebilir.
RC sirkülasyonlu soğutucular C 1, C 200, C 6000 ve C 7000
kalorimetreler için uygun seçeneklerdir. Diğer harici analiz ekipmanlarını da doğal olarak hızlı ve verimli bir şekilde soğuturlar.

Pilotina, kısa sürede mükemmel öğütme performansı elde edereknumunelerinizin en iyi şekilde sergilenmesini sağlar. Güçlü, frekans kontrollü ve dijital göstergeli 3 kW tahrik motoru sayesindeçevresel hızı uygulama gereksinimleriniz için ilgili öğütme işlemine
en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Akıllı cihaz tasarımı aynı zamanda kolay ve hızlı temizlik imkanı sunar.
IKA Pilotina MU
Tanımlama No. U105421

TEKNİK VERİLER PILOTINA MU
RC 2 basic Sirkülasyonlu soğutucu
Tanımlama No. 0004171000

IKA Oven 125 basic dry - glass
Kolay numune hazırlama: Evrensel IKA hava sirkülasyonlu kurutma kabini, numunelerinizin güvenilir şekilde kurutulmasını sağlar.
Bu sayede, numunedeki su içeriğinin kalorifik değer belirleme
sonucunu tahrif etmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ürün, ayrıca
laboratuvardaki diğer tüm sıcaklık kontrolü, kurutma, yaşlandırmave ısıtma işlemleri için de uygundur.
İster sanayide ister eğitim, araştırma veya kalite kontrol içinkullanılsın, ürünün sunduğu hızlı ısıtma süresi ve hassas sıcaklık
kontrolü imkanı tekrarlanabilir sonuçlar elde etmenizi sağlar. Özelkokusuz yalıtım imkanı sayesinde işletme maliyetleri de dahadüşüktür. Kurutma kabini bir USB arayüzü üzerinden kontrol
edilebilir ve test parametreleri ayarlanabilir.
IKA Oven 125 basic dry - glass
Tanımlama No. 0020003956

Motor gücü

3 kW

Hız aralığı

1.500 – 4.500 rpm

Hız göstergesi

Dijital

Kapasite (nihai inceliğe bağlı olarak)

yaklaşık 60 - 80 kg/sAşırı yükleme koruması

EvetÇevresel hız

9 – 34 m/s

Maksimum yükleme dayanıklılığı

3 resp. 6 Mohs

Yaklaşık maksimum yükleme boyutu

65 x 60 veya 25 mm

Yaklaşık ölçüler (G x Y x D)

495 x 830 x 740 mm

Yaklaşık ağırlık

80 kg

Kabul edilebilir ortam sıcaklığı

5 – 35 °C

Kabul edilebilir bağıl nem

80 %Koruma tipi

IP 55

26 | CALWIN C 6040

AKSESUARLAR C 1 / C 6000 | 27

CalWin C 6040 Değerlendirme
YazılımıAKSESUARLAR C 1 / C 6000

IKA kalorimetreniz için CalWin C 6040 kontrol ve analiz yazılımını kullanarak,daha büyük hacimli verileri kaydedebilir, analiz edebilir ve laboratuvar bilgi
yönetim sisteminize (LIMS) kolayca aktarabilirsiniz. Birden fazla cihaz da yazılım
tarafından kontrol edilebilir. Yeni C 6000 global standartları, C 6000 izoperibol,
C 1, C 200 (Firmware 2.0) ve ayrıca C 5000 (Firmware 2.22) ve C 2000 (Firmware 2.22) sistemleri ile birlikte kullanılabilir.

> Microsoft SQL Server üzerinden veri yönetimi mümkündür

C 6010 Ayrıştırma kabı

C 1.12 Yanma odası

C 6030 Havalandırma istasyonu

C 29 Basınç ölçer, oksijen> Tüm ölçümler, sonuçlar ve bağlı kalorimetreler tek bir ekranda net bir

Standart kap
Tanımlama No. 0003770000

Halojen dirençli
Tanımlama No. 0004500400

Ayarlanabilir valf, ayrışmadan sonra
yanma gazlarının kontrollü olarakdışarı atılabilmesini sağlar. C 6010 ve
C 6012 ayrıştırma kabı için uygundurTanımlama No. 0004504100

Şişenin oksijen basıncını 30 bar’adüşürür
Tanımlama No. 0000750200

C 21 Pelet presi

C 5020 Numune rafı

C 1.50 Nokta vuruşlu yazıcı

C 27 Kalorimetre hazırlama seti

Tozlar için manuel pelet presi;
kolay yanıcı maddeler
Tanımlama No. 0001605300

Doğrudan kalorimetre üzerinde 12
adede kadar numune güvenilir şekilde
kaydedilebilir ve saklanabilir - C 6000
için uygundurTanımlama No. 0007145000

Seri arayüz, yazıcı kablosu, kağıt
ruloları ve mürekkep kartuşu mevcuttur - C 6000 ve C 1 kalorimetre içinuygundur.
Tanımlama No. 0004500600

Tanımlama No. 0004579700

şekilde görüntülenebilir> Kontrol grafiğinin yer aldığı kalibrasyon kayıtları yazdırılabilir vesaklanabilir> Gelişmiş veri filtresi seçenekleriyle kütüphane ve gruplama imkanı
mevcuttur> ISO, ASTM, DIN, GB, GOST ve diğer standartlara göre ısıtma değerini
belirlemek için düzeltme hesaplamaları yapılabilir> Önceden yapılandırılmış Excel çalışma sayfalarına veri aktarımı (kullanıcı
tarafından yeniden yapılandırılabilir) gerçekleştirilebilir

CALWIN C 6040 DEĞERLENDIRME YAZILIMI |Tanımlama No. 0004040500
Teslimat kapsamı: DVD, RS 232 kalorimetre bağlantı kablosu ve
RS 232-USB adaptörü
CALWIN C 6040 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
en az bir adet boş USB bağlantısı veya bir adet RS 232 (9-pin sub-D (M)), seri
arayüz, işlemci min. 1,6 GHz (tek çekirdekli işlemci), 2 GB RAM; 2,5 GB sabit
disk alanı, DVD-ROM sürücüsü.

www.ika.com
adresinde dahafazla aksesuaraulaşabilirsiniz.
C 60.1012 Düzenleyici

C 1.1012 Düzenleyici

C 5010.8 Küçük pota tutucu

C 6010 ve C 6012 için uygundurTanımlama No. 0004504200

C 1.10 ve C 1.12 için uygundurTanımlama No. 0004500700

Tanımlama No. 0004579800

28 | AKSESUARLAR C 200 / C 7000 / AOD

GENEL SARF MALZEMELER | 29

Aksesuarlar C 200 / C 7000 / AOD

C 5010 Ayrıştırma kabı
Standart kap

C 5010.4 Yanıcı pota için ek parça
C 14Malzeme: Sabit ateşleme kablolu
paslanmaz çelik. C 14 yanıcı pota ile
kullanılacak şekilde dönüştürülebilir
Tanımlama No. 0007114000

C 7012 Ayrıştırma kabı, halojen
dirençli
Malzeme: katalitik aktif iç yüzeyli
halojen dirençli paslanmaz çelik.
Özellikle halojen ve sülfür içeren
numunelerin yanması / ayrışması
için kullanılır
Tanımlama No. 0003017000

Genel sarf malzemeler

C 5030 Havalandırma istasyonu

C 200.RC Hortum takımı

C 723 Benzoik asit, blister ambalajlı

C 1.101 Yedek parça takımı

C 43 Benzoik asit NBS 39i

C 1.103 Ateşleme kablosu

C 5010 und C 5012 ayrıştırma kabıiçin uygundur IKA sirkülasyonlu
soğutucularımız, RC 2 basic ve
RC 2 control ile çalışacak şekilde özelolarak tasarlanmıştır
Tanımlama No. 0020010835

50 adet; pelet başına 0,5 g; Benzoik
asit dahil, ISO 17025 sertifikasına sahip DAkkS akredite bir laboratuvardan
analiz sertifikası mevcuttur
Tanımlama No. 0003243000

Tanımlama No. 0004502200

Sadece C 5010, C 5012, C 7010,
C 7012 ve AOD 1.1 ayrıştırma kapları
ile birlikte kullanılabilir
Tanımlama No. 0003016900

Ayarlanabilir valf, ayrışmadan sonra
yanma gazlarının kontrollü olarakdışarı atılabilmesini sağlar. C 5010 und
C 5012 ayrıştırma kabı için uygundurTanımlama No. 0007198000

Yüksek saflıkta benzoik asit tozu;
30 g; Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü (NIST), ABD sertifikalı standart referans malzeme
Tanımlama No. 0000750600

5 adet; her biri 100 ateşlemeyedayanıklı Kanthal ateşleme kablosu;özellikle C 6010 ve C 1.10 ayrıştırma
kapları için
Tanımlama No. 0004579300

C 7010.8 Havalandırma kolu

C 7002 Soğutma sistemi (230 V)

C 48 Oksijen istasyonu

C 710.2 VA yanma potası takımı

AOD 1.11 Kontrol standardı

Peltier elementler aracılığıyla
soğutma; daha az su tüketimi
Tanımlama No. 0007011000

C 7010 ve C 7012 ayrıştırma
kaplarının hassas ve tekrarlanabilir
bir şekilde oksijenle doldurulması içinkullanılır
Tanımlama No. 0001560000

C 710.4 Pamuk ipliği, uzunlamasına
kesilmiş

C 15 Parafin şeritler

C 7010 ve C 7012 ayrıştırma
kaplarının taşınması ve gazdan
arındırılması için kullanılır
Tanımlama No. 0007095000

600 adet; 45 mm x 3 mm; özellikle
sert yanıcı, su içeren numuneler için
Tanımlama No. 0003131100

25 parça; Ø 23 mm x 16 mm
yükseklik; parça başına 25 yanma
Tanımlama No. 0001483500

50 ml; sertifikalı sülfür ve klor içerikli
mineral yağ. AOD ayrıştırma ve çevresel algılama cihazlarını kontrol etmekiçin kullanılır
Tanımlama No. 0003044000

C 6 Kuvars pota, büyük

C 10 Asetobütirat kapsüller

C 6000.10 Yedek parça takımı

Ø 26 mm x 18 mm yükseklik; düşük
kalorifik değere sahip daha yüksek
miktarda malzemeyi doldurmak
için uygundur; özellikle yüksek kül
içeriğine sahip numuneler ile kullanılır;C 5010.5 kroze tavası, büyük olmalıdır
Tanımlama No. 0000355100

100 adet; kalorifik değeri bilinen;
uçucu bileşikler içeren numuneleri
doldurmak için kullanılır; higroskopikdeğildirTanımlama No. 0000750000

C 6000 kalorimetre ve C 6010 ayrıştırma kabı için uygundur; içinde çeşitli
o-ringler ve contalar; kapilerli bir havalandırma hortumu; iki ateşleme ve
topraklama elektrodu; 10 ateşleme kablosu; bütün bir piston; bir nozul; ikisıkıştırma yayı; yedek Hastelloy somunlar bulunur
Tanımlama No. 0004504300

500 parça, uzunlamasına kesilmiş.
Bilinen kalorifik değere sahip
Tanımlama No. 0001483700

www.ika.com
adresinde dahafazla aksesuaraulaşabilirsiniz.

AOD 1.1 FZ Ayrıştırma kabı

AOD 1.3 Koruma cihazı

AOD 1.13 Uzaktan ateşleme başlığı

Tanımlama No. 0003303000

Avrupa basınçlı ekipman direktifi 97
23 EC uyarınca AOD 1 için önerilen
koruma cihazı
Tanımlama No. 0003308000

Sadece başka bir koruma cihazı halihazırda mevcutsa, kabı uzaktanateşlemek için gereklidir
Tanımlama No. 0003348100

30 | KALORİMETRELER – BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

KALORİMETRELER – BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY | 31

Numuneden Kalorifik Değere
Yanma kalorimetresi kullanılarak bir numunenin kontrollü koşullar
altında yanması sırasında oluşan ısı ölçülür. ‘Bomba’ olarak adlandırılan ayrıştırma kabında numune fazla oksijenle yakılır. Ortayaçıkan ısı çevreye yayılır ve ölçülür. Bozucu dış sıcaklık etkileriniönlemek için sistem bir kaplamayla çevrelenmiştir.

Ölçüm Süreci
Yaklaşık bir gram katı veya sıvı bir potada tartılır ve “bombaya”
yerleştirilir. Potadaki numune ateşleme teline bir pamuk ipliği
ile bağlıdır. Kap daha sonra oksijenle (30 bar) doldurulur ve
numune yakılır. Yanma işlemi sırasında potanın çekirdek sıcaklığı 1000 °C’ye kadar yükselebilir. Bu, aynı zamanda basıncı daarttırır. Tüm organik maddeler bu koşullar altında yanar.

Dinamik Ölçüm Yöntemi
C 6000 global standards
C 6000 isoperibol
C 200

IKA dinamik süreçleri esasen orijinal adyabatik ve/veya
izoperibolik ölçüm süreçlerinin daha kısa yöntemlerdir. Ancak,ölçüm sonuçları yine de resmi standartlar için bağıl standart
sapma (RSD) ile uyumludur.

Yanma işlemi sırasında üretilen ısı artık belirlenebilir. Ölçüm
sonucu daha sonra kalorifik değer olarak belirlenir.

Statik Kaplama Ölçüm Yöntemi
TIV

C1

C 6000 global standards

Adyabatik Ölçüm Yöntemi
T [K]

TOV

TIV

Te

Ts

T
T

Ön. deney t [dak]TOV = TIV

Ana deney

2 - 6 dk.

Deney sonrası

8 - 12 dk.

Yaklaşık 6 dk.

IV

Static jacket
Calorimeter

Adyabatik kalorimetre ile kaplama içindeki sıcaklık (Tov) test
boyunca kabın içindeki sıcaklıkla (Tiv) aynı tutulur. Böylece“mükemmel yalıtım“ a makul ölçüde yaklaşılmış olur. İzoperibolik
kalorimetrenin aksine, herhangi bir düzeltme hesaplaması gereklideğildir.

OVt [dk.]

Çift Kuru Ölçüm Yöntemi

c x ΔT - Qf
Ho adiab. =m
ΔT = Te - Ts

C 7000TVesselİzoperibolik Ölçüm Yöntemi
C 6000 global standards
C 6000 isoperibol
C 200

T[K]

TOV

TIV

Te
Ttan

f1
f2
f1 = f2
T
T

TS

T0

Ön. deney t [dak]TOV = konstantAna deney

2 - 6 dk.

H0isop. =Deney sonrası.

8 - 12 dk.

Yaklaşık 6 dk.

mts + t e
z

2

ze
+
za

term 1z-- ze + zatts + tez

term 22

ze + zats - tezs - zeterm 3t [dk]

İzoperibolik kalorimetre ile kaplama içindeki sıcaklık (Tov) test
boyunca sabit tutulur. Alüminyum kaplama, C 1‘de basınç tutucu
kap işlevi görür. Kalorimetre muhafazası ve kaplama etrafında
halen yalıtkan bir hava tabakası bulunmaktadır. C 1‘in davranışı,sıcaklık profili açısından izoperibolik ölçme işlemine benzemektedir. Regnault-Pfaundler‘e göre izoperibolik kalorimetre için kullanılan düzeltme hesaplamasının aynısı burada da kullanılabilir.

İzoperibolik kalorimetre ile kaplama içindeki sıcaklık (Tov) test
boyunca sabit tutulur. Böylece daha düşük bir ısı akışı elde edilir.
Oda sıcaklığı dalgalanmalarının etkilerini mümkün olduğunca
düşük tutmak için iklimlendirme yoluyla çevresel faktörler en aza
indirilir. Ancak testten sonra ısı akışını dikkate alan bir düzeltme
faktörü (Regnault-Pfaundler = ξ ) hesaplanır.

Çift kuru
kalorimetreÇift kuru kalorimetre ile ayrıştırma kabının kendisindeki sıcaklıkartışı ölçülür. İkincisi büyük bir alüminyum kaplama ile çevrilidir.
Böylece yanma ısısı doğrudan ölçülebilir ve geleneksel tip
kalorimetrelerde olduğunun aksine iç kaptaki suya aktarılmaz. Bu
sayede zamandan büyük tasarruf sağlanır. Sonuç olarak - seçilen
ön test süresine bağlı olarak - test başına sadece 3 dakikalık birölçüm süresi elde edilir. Bu yöntem, ağırlıklı olarak atık yönetimi
sektöründe kullanılmaktadır. Gerçek ölçüm süreci, test öncesi ve
sonrasında nispeten çok büyük bir sapma olsa da, izoperibolikölçüme paralel şekilde gerçekleşir.

32 | UYGULAMA ALANLARIKALORİMETRE STANDARTLARI | 33

KALORİMETRE STANDARTLARI

Uygulama Alanları
Kalorifik değerler çok çeşitli sektörlerde rol
oynamaktadır. Ürün portföyümüz aşağıdaki
uygulama alanlarında kalorifik değer belirlemeiçin idealdir:

Kömür ve Kok /Enerji Santralleri
Antrasit kömürü
Taş kömürü
Kahverengi kömür
Bitümlü kömür
Kok

Atık Yönetimi /Geri Dönüşüm
Tetra-ambalaj
PVC tozu
Baskılı devre kartı
Cila
Atık çözücü

Yiyecek
NoodleKuru meyve
Balık
Süt
Çikolata
PeynirÜniversiteler veAraştırma Enstitüleri
Termodinamik öğretimi
Entalpi çalışmaları
Uçak kaplaması
Ekolojik çalışmalarÇimentoKok
Lastikler
Hayvan unuKarışık atık malzeme

Petrol
Jet yakıtı
Gazyağı
Sıvı yakıtlar
BenzinOil
Biyo-yakıtlar

Tarım (Yem)
Yem bitkileri
Kediler, köpekler, inekler,
koyunlar, domuzlar ve tavuklar için yem
Hayvan idrarı ve dışkısı

İnşaat ve
Yapı Malzemeleri
Yem bitkileri
Yalıtım malzemesi
StraforHarçKaya yünü

Biyokütle
AhşapAhşap peletler
Testere tozu
Çim
Mısır
Biyo-yakıtlar

ASTM – D240

Sıvı hidrokarbon yakıtların bomba ile yanma ısısı için standart test yöntemi
kalorimetre

ASTM – D4809

Sıvı hidrokarbon yakıtların bomba ile yanma ısısı için standart test yöntemi
kalorimetre (hassas yöntem)

ASTM – D5865

Kömür ve kok kömürünün brüt kalorifik değeri için standart test yöntemi

ASTM – D5468

Atık malzemelerin brüt kalorifik ve kül değeri için standart test yöntemi

ASTM – E711

Çöpten türetilmiş yakıtın kalorimetre bombası ile brüt kalorifik değeri için standart
test yöntemi

DIN EN ISO 9831

Hayvan besleme maddeleri, hayvansal ürünler ve dışkı veya idrar- brüt kalorifik değerin belirlenmesi

DIN EN 14582:2007

Atık karaktearizasyonu - halojen ve sülfür içeriği kapalı sistemlerde oksijen yanması
ve belirleme yöntemleri

DIN 51900 – 1

Katı ve sıvı yakıtların test edilmesi - bomba kalorimetresi ile brüt kalorifik değerin
belirlenmesi ve net kalorifik değerin hesaplanması. Bölüm 1: Prensipler, aparatlar,yöntemler

DIN 51900 – 2Katı ve sıvı yakıtların test edilmesi - Brüt kalorifik değerin bomba kalorimetresi ile
belirlenmesi ve net kalorifik değerin hesaplanması - Bölüm 2: İzoperibol veya statikkaplama kalorimetresi kullanılan yöntem

DIN 51900 – 3Katı ve sıvı yakıtların test edilmesi - Bomba kalorimetresi ile brüt kalorifik değerin
belirlenmesi ve net kalorifik değerin hesaplanması - Bölüm 3: Adyabatik kaplama
kullanılan yöntem

GB/T 213 – 2008

Kömür kalori testi yöntemi

ISO 1928

Katı mineral yakıtlar
Bomba kalorimetrik yöntemle brüt kalorifik değerin belirlenmesi
ve net kalorifik değerin hesaplanması

ISO 1716		

Yapı ürünlerine yönelik yangın testlerine reaksiyon

JIS M 8814

Kömür ve kok: brüt kalorifik değerin bomba kalorimetrik yöntemle belirlenmesi
ve net kalorifik değerin hesaplanması

34 | SSS

SSS
Uygulamam ve gereksinimlerim için en uygun kalorimetre
hangisidir?

Kalorimetre ile ölçebileceğim minimum. ve maksimum
kalorifik değerler nelerdir?

Cevaplanması gereken temel sorular aşağıdaki şekildedir:
1. Günde kaç deney yapmayı planlıyorsunuz?
2. ISO, ASTM, DIN, GB, GOST vb. gibi uyulması gereken
standartlar var mı?
3. Numuneler halojen ve sülfür içeriyor mu, içeriyorsa
konsantrasyonu nedir (yaklaşık olarak)?
4. Kalorimetre deneyi tamamlandıktan sonra halojen
ve sülfür içeriğinin analiz edilmesi gerekli midir?
5. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini tercih ediyor
musunuz: adyabatik, izoperibol, statik kaplama, kuru
veya dinamik?

Kalorimetrelerimize izin verilen maksimum enerji girişi 40.000 J’
dür. Bir numunenin kalorifik değeri her zaman ağırlık başına
enerji (J/g) olarak ifade edilir. Bu bilgiden hareketle numunenizinağırlığını 40.000 J’yi aşmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Numune tarafından oluşturulan enerji miktarı, benzoik asit ile
kalibrasyon sırasında elde edilenden kayda değer ölçüde
yüksek olmamalıdır. Kalorimetrelerimiz yüksek bir ölçüm hassasiyetine sahiptir ve düşük enerji miktarlarını tespit edebilir. Örneğin,70 J’lük ateşleme enerjisi± 20 J’lük mutlak hata oranıyla ölçülebilir. Enerji girdisi küçüldükçe bağıl hata doğal olarak (± %30)
hiperbolik olarak artar. Numunenizin kalorifik değeri çok düşükse,hata payını en aza indirmek için kalorimetreye enerji ekleyen
yanma yardımcıları da kullanabilirsiniz.

Kalorimetremin hala kalibrasyonda olduğunu nasıl
bilebilirim?
Çoğu müşteri kalorimetrelerini kontrol çizelgeleri ile çalıştırır.
Ünite kalibre edildikten sonra, örneğin benzoik asit ile kontrol
gerçekleştirilebilir. Yapılacak kontrolün sonuçları, benzoik asidin
sertifikalı kalorifik değeriyle tanımlanmış bir aralıkta eşleşmelidir.
Aralığın tanımı standartlarda belirtilmiştir. Kontrollerin yapılma
sıklığı günde bir taneden, her numuneden önce ve sonra bir
taneye kadar olacak şekilde farklılık gösterir. Kontrol grafikleri,ünitenin daha önce açıklanan koşullar altında uzun bir süreboyunca sergilediği performansı göstermektedir.

Kalorimetreyi ne sıklıkla kalibre etmem gerekir?
Kontrol tablosu aynı zamanda yeni kalibrasyonun ne zaman
gerekli olabileceğini de gösterir.

IKA’da yüksek basınç kontrolü için ayrıştırma kabını
ne zaman göndermem gerekir?
Kabı 1000 denemeden sonra veya 1 yıllık çalışmadan sonra(hangisi önce gerçekleşirse) kontrol ettirmenizi öneririz. Genel
denetim sürecinde hem yüksek basınç hem de çalışma basıncı
testi gerçekleştiriyoruz. Her iki testi de geçtikten sonra kap içinyeni bir sertifika hazırlanacaktır. Daha ayrıntılı bilgi kalorimetrenizin ve/veya ayrıştırma kabınızın kılavuzunda bulunabilir. Bunun yanısıra, daha fazla bilgi ve yardım almak için her zaman yerel servis
departmanınızla iletişime geçebilirsiniz.

Yedek parça listesini nerede bulabilirim ve kaç tane yedek
parçaya ihtiyacım var?
Örneğin 1 yıllık çalışma veya 1000 deneylik kullanım için parçalar
içeren yedek parça takımlarımız mevcut. Gerçek yedek parça sayısı
kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özel bir yedek parça
gerekmesi durumunda, detaylı bilgiye kullanım kılavuzunun servis
bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, web sitemizin (www.ika.com)“Hizmetler” bölümünden, her parçanın ayrıntılı açıklamalarını
içeren çizimleri indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve yardım için her
zaman müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Basit anlatımıyla, brüt ve net kalorifik değeri nasıl elde
edebilirim?
Bir kalorimetre numunenin ilk brüt kalorifik değerini ölçer. Brüt
kalorifik değeri elde etmek için, yanma sırasında olușan asitler
için düzeltme hesaplamaları gerekmektedir. Örneğin, nitrik asit
ve sülfürik asit miktarını elde etmek için kullanılan titrasyon
yöntemi ISO 1928 standardında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Net
kalorifik değere ulaşmak için, yanma sırasında hidrojenden oluşan
su miktarına ilişkin başka düzeltmeler yapılması gerekmektedir.
Numunenin yanmadan önceki durumuna (kuru, analitik nem,geldiği gibi) bağlı olarak başka düzeltmeler de yapılabilir. Nem,
numuneler kurutularak belirlenir. Hidrojen miktarı genellikle
element analizörü ile ölçülür. Detaylı açıklama için, uygulama
gereksinimlerinize bağlı olarak kullanmanız gerekebilecek
standartları incelemenizi rica ederiz.

202406_Calorimeter_brochure_TRÜcretsiz demonuziçin sales.turkey@
ika.com ile iletişime
geçin

Teknik değişikliklere tabidir

IKA KALORİMETRELER
IKA oksijen bombası kalorimetreleri, sıvı ve katı numunelerin kalorifik değerlerinin belirlenmesi alanında lider
konumdadır. IKA oksijen bombası kalorimetrelerinin seçimi, farklı taleplere en uygun şekilde tasarlanmıştır.
Kalorimetre portföyümüzde C 1, C 200, C 6000 ve C 7000 bulunmaktadır.

IKA Turkey Laboratuvar ve Proses Teknolojileri A.Ş.
Mescit Mah. Fettah Başaran Cad. No: 21/A
Phone: +90 216 394 43 43
eMail: sales.turkey@ika.com

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue