IEC61557-1～7（低電圧配電システムの電気的安全性とそのテスタに関する定義）準拠
MACROTEST G3 は低電圧配電システムの電気的安全性の各種測定項目を１台で実行可能なポータブルタイプテスタです。

特徴■ 下記の測定が可能■ 絶縁抵抗試験( IEC61557-2)■ ループインピーダンス試験 ( IEC61557-3)■ 200mA 保護導通試験 ( IEC61557-4)■ アース抵抗試験 ( IEC61557-5)■ RCD 試験 ( IEC61557-6)■ 接触電圧試験■ ターミナル位相試験■ 漏れ電流試験 （オプション）■ 周囲温度、湿度、照度測定 （オプション）■ 測定データは被試験機別に本体メモリーにセーブされ、専用ＰＣソフトで即座にテストリポートを作成可能■ 専用アプリ(App HT analysis) を i Pad, i Phone, Android 端末にインストールし、HT Cloud を介して測定データ管理やテストリポートを作成■ 測定パラメータ設定は全て本体のディスプレイにアイコンによる表示で簡易操作■ 測定結果はその場で OK , NG の合否判定メッセージ付■ IEC-61557 準拠の安全設計及び校正証明書( ISO9000 レベル)付

タッチスクリーン

iPad, iPhone や Android 端末用専用アプリの HTanalysis を使用して測定結果の管理や写真入りの詳細なテストリポート作成が HTCloud を介して遠隔で操作可能！
絶縁抵抗試験

IEC 61557-2＜絶縁抵抗の測定＞
キーボードから容易に試験電圧と許容値の設定
試験時間の設定
測定結果は 192MΩで合否は OK

ループインピーダンス試験

OK マークIEC 61557-3＜MCBs, ヒューズ、ケーブルサイズのチェック＞
間接接触に対する保護のチェック
kA MCB, ヒューズブレイクのチェック
l2t 短絡回路の熱影響に対する保護チェック

トリッピング時間に対する保護チェック
STD ラインインピーダンス測定と見込短絡電流チェック
IMP57 を使用して、0.1mΩの分解能が得られる

200mA 導通試験

IEC 61557-4

アース抵抗試験

測定ケーブルを選定し、キーボードで許容値と試験時間を設定

RCD 効果試験

TT,TN,IT タイプ別の保護クラスに従い測定
クランプ T2100 を使用し各ロッドの抵抗測定
グランド抵抗(ρ)測定(4 端子 Wenner 法)

IEC 61557-6＜Type A, AC, B のトリッピング電流テスト＞
General, Selective, Delayed テスト
テストタイプ：x½ x1x2x5 AUTO モードでの連続テスト
トリッピング電流測定

標準付属品

オプション付属品

PR400

HT96U

IMP57

TOPVIEW2006

HT52/05

HT53/05

IEC 61557-5

C2013

測定項目
200mA 保護導通試験

RCD 試験

測定範囲
精度
試験電流

0.01Ω~ 99.9Ω
±5% /rdg +3 digits>200mA

RCD タイプ
RCD 定格電流
L-N, L-PE 電圧

AC, A, B, G, S, R
10, 30, 100, 300, 500, 650, 1,000mA
100V, 265V, 50/60Hz ±5%

開放電圧4V≤ Vo≤12V

半正弦波試験電流0°、180°

トリッピングタイム精度±2% rdg +2digits

試験電流乗数x½, x1, x2, x5(0.3～1.1) ldn (AC,A)
5%ldn (10mA～650mA)

絶縁抵抗試験
試験電圧50, 100, 250, 500, 1000VDC

測定範囲

0.01MΩ~99.9MΩ(50Ω)
0.01MΩ~199.9MΩ(100V)
0.01MΩ~499MΩ(250V)
0.01MΩ~999MΩ(500V)
0.01MΩ~1,999MΩ(1,000V)

トリッピング電流範囲
トリッピング電流精度

ノントリップアースループインピーダンス試験
L-N, L-PE 電圧範囲
測定範囲

±2%rdg +2digits>mA(1KΩx50, 100, 250, 1KΩ) 又は、>2.2mA / 230KΩ/500Ω

精度
試験電流精度
試験電流100～265V 50/60Hz ±5%0.01Ω~1,999Ω(ニュートラル付システム)1Ω～1,999Ω(ニュートラル無システム)±5%rdg +3 digits＜15mA<6.0mA (各試験電圧値)

短絡回路電流接触電圧試験（Ｕｔ）
ライン・ループインピーダンス試験（L-L, L-N, L-PE ）測定範囲

0～Utlim (Utlim=25V 又は 50V)
±5%rdg +3 digits

測定範囲
分解能
精度

0.01Ω～199.9Ω
0.01Ω
±5% /rdg +3 digits

精度

試験電圧
最大試験電流選択可能 MCB 保護
選択可能ヒューズ保護100～250V(L-N), 100～460V(L-L) 50/60 Hz
81A / 265V, 10.10A /457V
B, C, D, K カーブ
タイプ aM, gG

L-N,L-PE 電圧範囲
測定タイプ

絶縁材質

PVC, EPR, XLPE, ブチルゴム

測定範囲
分解能2mA～999mA
1mA

精度±5%rdg +3 digits

1 ターミナル位相試験

アース抵抗試験

100V～265V 50/60Hz ±5%
金属部への接触(絶縁材料部は不可)

漏れ電流測定試験 (オプションのクランプ HT96U が必要)

測定範囲 R

0.01Ω～49.99KΩ

環境パラメータ試験 (オプションのプローブ HT52/05, HT53/05 が必要)

測定範囲 ρ
精度
試験電流
開放電圧

0.06Ωm～3.14MΩm±5% rdg +3 digits
10mA, 77.5Hz＜20Vrms

温度測定範囲湿度測定範囲照度(Lux)精度-20 ℃～60℃-4～140°F
0％～100% RH
0.0001lux～20Klux±2%rdg +2 digits

1.2V 充電式バッテリー(NiMH)6 本、又は 1.5V アルカリバッテリー6 本

安全仕様
防塵・防水クラス
測定カテゴリー
参照規格
使用環境
収納環境

IEC-61010-1, 二重絶縁式
IP50
CATⅢ 240V, Max 415V / 測定入力間
IEC61557-1～70℃ ～ 40℃、<80% RH-10℃～60℃、<80% RH'

一般仕様
電源バッテリー寿命
ディスプレイメモリー
ＰＣインターフェース
外形寸法＞500 テスト
320x240 カラーLCD, タッチスクリーン式
999 ロケーション、3 マーカー付
USB 及び Wi-Fi(オプションの C2013)
約 225W x 165D x 75Hmm
約 1.2Kg(バッテリー込)

標準付属品
C2033XPR400
KITGSC5KITTERRNE

バナナプラグケーブル 3 本
リモートスイッチケーブル 1 本
4 個の鰐口クリップ付
2 個のテストリード付 4 本の測定ケーブル

PT400
BORSA2051
TOPVIEW2006

ソフトキャリングバック

YABAT0002000

YABAT0003000

日射角度計
キャリングケース
PC 解析ソフトウエア
充電式ニッケル水素バッテリー
1.2V x 6 個
外部バッテリーチャージャ
2個

その他

クイックユーザーガイド
取扱説明書(CD-ROM)
校正証明書(ISO9000 準拠)

1066-IECN

拡張ブラックコネクター（4mm バナナタイプ）

1066-IECR

拡張レッドコネクター（4mm バナナタイプ）

オプション
HT96U
IMP57
T2100

ＡＣ電流用トランスジューサ（漏れ電流測定を含む）
測定範囲：
0～1, 0～100, 0～1,000A AC

HT52/05
HT53/05

温度・湿度測定トランスジューサ

C2013

Wi-Fi アダプタ

高分解能インピーダンス測定アダプタ

SP-0400
606-IECN

首掛け式ハンドフリーケース

アースクランプトランスジューサ

製造元

照度測定トランスジューサ

ネジ端子部接続マグネットアダプタ

日本総代理店
HT ITALIA(イタリア)

本社 埼玉県さいたま市中央区上落合3-4-15〒338-0001 TEL：048(857)3541㈹ FAX：048(857)3530
大阪営業所 大阪府箕面市桜5-20-22 コスモス102〒562-0041 TEL：0727(24)3777 FAX：0727(24)6685

https://www.excelinc.co.jp

販売代理店