Pressure Calibration Equipment

Additel 680A
デジタル圧力ゲージ
最大圧力レンジ 420 MPa (60,000 psi)
0.1% または 0.2%FS 精度
800,000 件のデータロギングレコード
本質安全防爆対応 (ADT680AEx)
IP67、SS 鋼シェル、完全に溶接センサー
最大 4000 時間のバッテリー寿命
大きくて読みやすいディスプレイ
バックライト付きディスプレイ
Bluetooth および RS232 対応
Additel の Link モバイルアプリとの通信
製品概要

ADT680A&ADT680AEx データロギング と Bluetooth 機能

Additel680A シリーズデジタル圧力ゲージは、幅広い圧力測定および校正アプリケーションを念頭に置いて設計されています。データロギングや Bluetooth テクノロジーなどの機能が含まれているため、これらのゲージはお求めやすい価格で高い価値があります。これらの耐久性のある IP67 規格ゲージは、屋外使用を念頭に置いて設計されており、現場での作業に最適です。防爆エリアで作業している場合は、この驚くべきデジタル圧力計の Ex バージョンが、危険なエリアでさらに高いレベルの安全性を提供します。

耐久性
ADT680A モデルは、内部エレメントを保護できるように強靭な素材で作られています。 ステンレス鋼の筐体から最も内部のセンサー設計まで、すべてが最適化されており、このゲージは今後何年にもわたってオンデマンドでもロギングされた圧力測定値でも情報を提供し続けることができます。IP67 規格により、埃や濡れた環境でもこのゲージの性能が損なわれることはありませんし、耐衝撃性と耐振動性 (5g の振動、10g の衝撃 ) と共に耐食性をもつ接液部が組み合わさり、耐久性のある Additel ゲージの内部構造を保護します。

容易な操作性
現場技術者はタイトなスケジュールと重い作業負荷を抱えていることが多く、ミスを修正したり、やり直しをしたりするための余分な時間がほとんどありません。ADT680A は、スムーズで使いやすいボタン機能でこれらのエラーを防ぎます。ディスプレイは明るい日光の下でも鮮明で、暗い場所ではボタンを 1 つ押すだけでバックライトをオンにすることができます。圧力値は大きなフォントで表示でき、数メートル離れた場所から読み取ることができるため、このゲージは実用的な測定、校正、検証作業に最適なデバイスです。

保守性 :Additel Catalog

ADT680A はメンブレンボタンで設計されているため、手入れやメンテナンスが簡単です。これらの使いやすいゲージの非常に長いバッテリー寿命と相まって、メンテナンスが最小限でまれであることがわかります。

66

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

662024/06/21

10:55:42

Pressure Calibration Equipment

仕様
型名

ADT680A

ADT680AEx

詳細デジタル圧力ゲージ

本質安全防爆デジタル圧力ゲージ
CE マーク
EU: II 1G EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C

本質安全防爆CE マーク&欧州規格

北米 : CLASS I, Division 1, Groups A, B, C and D, T4
CLASS I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
T4 at -20~50°C
インターナショナル :EX ia IIC T4 Ga T4 at -20~50°C

精度( 詳細な精度については、圧力レ 0.1% , 0.2% フルスパン
ンジ表を参照してください )ゲージの種類

ゲージ圧、連成圧
説明 : 広視野角 FSTN セグメントコード LCD、3 パーティション設計

ディスプレイ

白色バックライト
4 桁または 5 桁の表示 ( 切り替え可能 )。数字表示の高さ :14.5mm(0.57 インチ )Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, kgf/cm2, %,inH2O@4°C,mmH2O@4°C, inHg@0°C, mmHg@0°C

圧力単位

6 つの水柱圧 :inH2O(20°C) , inH2O(60°F) , mmH2O(20°C) , mmH2O(15°C) , ftH2O(60°F) , ftH2O(4°C)
1 カスタムユニット :USER アイコンで識別されます。変換係数は、Additel Link モバイルアプリで設定できます。
補償温度範囲 : -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

環境

動作温度範囲 : -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
保管温度範囲 : -40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F )
湿度 : 5%RH~95%RH, 結露しないこと。 作動高度 :<3000 メートル
≤100 MPa: 1/4NPT male, 1/2NPT male, 1/4BSP male, 1/2BSP male, M20×1.5 male

圧力ポート>100 MPa: 1/4HP female or 1/4HP male
*1/4HP メス : Autoclave F-250-C, 9/16" - 18 UNF-2B*1/4HP オス : Autoclave M-250-C, 9/16" - 18 UNF-2A
単三アルカリ電池 3 本 ( 付属 )、RS232 ケーブルを介して外部から給電することもできます。

電源

電源自動オフ :120、90、60、45、30、15、分自動オフオプション
工場出荷時の電源自動オフ機能は無効です。
筐体材質 : 304 SS

筐体

接液部材質 :316L SS
寸法 :Ø105mm x 46.5 mm x 148.5 mm(4.13 "x 1.83" x 5.84 ")重量 :0.58 kg(1.27lbs)
保護レベル :IP67( 作動媒体は液体です。)

コンプライアンス

振動 :5 g(20-2000 Hz)
耐衝撃性 :10 g

通信

データ保存 :800,000 レコード ( 時間と圧力 ) または 400,000 レコード ( 時間、圧力、温度 )レート :1 〜 99,999 秒間隔でユーザーが選択可能
Bluetooth、RS232 *( 危険場所で RS-232 コネクタを使用しないでください。)

校正証明書

ISO 17025 認定校正証明書 ( データ付き )

保証期間

1 年間

Additel Catalog

データロギング ( 別売 )注記 : 危険区域では RS232 ポートに接続したり、危険区域で電池を交換したりしないでください。

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

672024/06/21

67

10:55:43

Pressure Calibration Equipment

圧力レンジ
ゲージ圧

[1]

P/N

圧力レンジ
(psi)

(MPa)

媒体 [2]

精度 (%FS)

バースト圧

V15-15-0.1

G, L0.1, 0.2

3×GP550.035

G, L0.1, 0.2

3×

GP10

100.07

G, L0.1, 0.2

3×GP15150.1

G, L0.1, 0.2

3×GP30300.2

G, L0.1, 0.2

3×GP50500.35

G, L0.1, 0.2

3×

GP100

1000.7G, L

0.1, 0.2

3×

GP150

1501G, L

0.1, 0.2

3×

GP300

300

2G, L

0.1, 0.2

3×

GP500

500

3.5G, L0.1, 0.2

3×

GP600

600

4G, L

0.1, 0.2

3×

GP1K

1,000

7G, L

0.1, 0.2

3×

GP1.5K

1,500

10G, L0.1, 0.2

3×

GP2K

2,000

14G, L0.1, 0.2

3×

GP3K

3,000

20

G, L

0.1, 0.2

3×

GP5K

5,000

35

G, L

0.1, 0.2

3×

GP10K

10,00070

G, L

0.1, 0.2

1.5×

GP15K

15,000100

G, L0.1, 0.2

1.5×

GP20K

20,000140

G, L0.1, 0.2

1.5×

GP25K

25,000160

G, L

0.1, 0.2

1.5×

GP30K

30,000200

G, L

0.1, 0.2

1.5×

GP36K

36,000250

G, L

0.1, 0.2

1.5×

GP40K

40,000280

G, L

0.1, 0.2

1.35×

GP50K

50,000350

G, L

0.1, 0.2

1.2×

GP60K

60,000420

G, L

0.1, 0.2

1.1×

媒体 [1]

精度 (%FS)

バースト圧[1] 1,000 psi 以上は封入型ゲージです。
[2] G= 気体 , L= 液体

連成圧
P/N

圧力レンジ
(psi)(MPa)[2]CP5±5±0.035

G, L

0.1,0.2

3×CP10±10±0.07

G, L

0.1,0.23×CP15±15±0.1

G, L0.1,0.2

3×

CP30

-15 ~ 30-0.1 ~ 0.2

G, L0.1,0.2

3×

CP50

-15 ~ 50

-0.1 ~ 0.35

G, L

0.1,0.2

3×CP100-15 ~ 100-0.1 ~ 0.7

G, L0.1,0.2

3×

CP150

-15 ~ 150

-0.1~ 1

G, L

0.1,0.2

3×CP300-15 ~ 300

-0.1 ~ 2G, L0.1,0.2

3×

CP500

-15~ 500-0.1 ~ 3.5

G, L0.1,0.2

3×

CP600

-15 ~ 600

-0.1 ~ 4G, L

0.1,0.2

3×

CP1K-15 ~ 1K-0.1 ~ 7G, L

0.1,0.2

3×[1] G= 気体 , L= 液体

Additel Catalog[2] FS 仕様は、レンジのスパンに適用されます。

68

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd

682024/06/21

10:55:43

Pressure Calibration Equipment

オーダー情報ご発注型名
ADT680A

10GP300

PSINDL

型名 :ADT680A
ADT680AEx

レンジの種類 :PSI- psi レンジ
BAR-bar レンジ

精度 :10-0.1% フルスパン
20-0.2% フルスパン

圧力ポートの種類 :N- 1/4NPT オス
N2- 1/2NPT オス
B-1/4BSP オス
B2-1/2BSP オス
M-M20X1.5 オス
AF-Autoclave F-250-C メス
AM-Autoclave M-250-C オス

圧力レンジ P/N:
圧力レンジ表を参照

DL: データログング

標準アクセサリゴム製ブーツ単三アルカリ乾電池 (3 本 )ISO 17025 認定校正証明書

別売アクセサリ
型名

詳細9258680A ゲージ用ラバーブーツ ( ブルー )9259

680AEx & 601Ex ゲージ用ラバーブーツ ( レッド )9040

マグネット付き吊り下げストラップ

9530-BASIC

Additel Acal 資産管理機能付き自動校正ソフトウェア、基本バージョン

9530-NET

Additel Acal 資産管理、ネットワークバージョンを備えた自動校正ソフトウ
ェアには、サーバーのインストールと 1 つのユーザーライセンスが含まれています。

9530-PRO

Additel Log II データロギングソフトウェア (PC)
Additel Acal 資産管理機能付き自動校正ソフトウェア、シングル PC 用のプ
ロフェッショナルバージョン

9814-X

電源キット ( 電源アダプタを含む )9050-EXTRS 232(DB9 / M) 延長ケーブル、9 フィート

9920Additel Catalog

9502

ADT680A 1 個または ADT601Ex デジタル圧力計用キャリングケース

Additel 製品については www.maximator.co.jp にアクセス、又は 03-3562-7787 までご連絡下さい。

000-059908-本文.indd69

2024/06/21

69

10:55:43