SBench6 ビギナーズガイド_デジタイザ 中編
目次（目次は、前編、中編、後編の全てを記述しています）
前編
1.PC を立ち上げた時の画面
2.Spectrum Control Center を起動した時の画面
3.NETBOX を接続する画面（カードの場合は、この操作は不要）
4.NETBOX を接続した時の画面（カードの場合は、この操作は不要）
5.SBench 6 の開始画面
6.SBench６をスタートした時の画面
7.登録済みの Project を使用する場合
8.測定機能と測定波形（入力に信号を接続して、測定した時の波形）
9.Input Channels の設定画面（測定しない入力チャネルの設定）
10.Input Channels の設定画面（測定する入力チャネルの設定）
11.Input Channels（入力チャネル毎に、入力抵抗（1MΩ）、カプリング、レンジを選択）
12.Input Channels（入力チャネル毎に、入力抵抗（50Ω）、カプリング、レンジを選択）
13.Input Channels（入力チャネル毎に、最速の入力パス（HF）、カプリング、レンジを選択）
14.スケーリング、ユーザ定義（任意）単位の設定と Offset の設定
15.スケーリング結果の表示の例
16.Input Mode（測定モード）の選択
1７.Input Mode（Memsize）の選択
18.Input Mode（Pre-Trigger）の選択
19.Input Mode（Post-Trigger）の選択
20.Clock（内部サンプリングレート）の選択
21.Clock（外部クロックモード）の設定
22.トリガの設定（単一チャネルによるトリガの場合）
23.トリガディレイの設定（トリガを検出して、指定サンプル数後にデータ収集（格納）を開始する）
24.トリガの設定 Ch0（チャネル０とチャネル１の“AND”トリガの例）
25.トリガの設定 Ch1（チャネル０とチャネル１の“AND”トリガの例）
26.トリガの設定（External トリガ、Trig0 と Trig１のコンビネーショントリガの例）
27.測定データ表示例（チャネルデータの表示を追加）
28.測定データ表示例（カーソル位置のデータを表示可能）
29.Project の設定（ファイル名と格納方法）
30.Project の設定と登録（データファイル名と格納方法）
31.Project の設定と登録（演算がある場合の演算タイミングの選択）
32.格納された Project ファイルの例
33.格納された Project ファイルの内容
34.格納されたデータファイルの例

中編
35.【Pro】収集したデータの export（ASCII）の方法
36.【Pro】Export ファイルの設定方法
37.【Pro】Export されたファイル（ASCII の例）
38.【Pro】Export されたファイルの例（CSV 形式）
39.【Pro】Time Stamp の例 Input Mode の設定
40.【Pro】Time Stamp の例 サンプリングクロックの設定
41.【Pro】Time Stamp の例 Trigger の例
42.【Pro】Time Stamp の設定 Time Stamp モードを Standard モードにして測定開始
43.【Pro】Time Stamp の動作 Segment と Time Stamp との関係
44.【Pro】Time Stamp の例 Time Stamp データを含む Export の設定方法（ASCII フォーマット）
45.【Pro】Time Stamp の例 Export 出力方法の設定（ASCII フォーマットの例）
46.【Pro】Time Stamp の例 Export データの格納場所
47.【Pro】Time Stamp の例 測定データを Export したデータの例
48.【Pro】Time Stamp の例 Time Stamp データを Export したデータの例（ASCII）
49.Standard ABA モードの場合 Input Mode の設定
50.Standard ABA モードの場合 サンプリングレート
51.Standard ABA モード時の Input Channel と Input Mode の設定
52.Standard ABA モードの場合 マルチディスプレイの設定
53.Standard ABA モードの表示例

154.（参考）Standard Multi モードでのセグメントと表示の例
55.【Pro】X-Y 表示と同一 Project 内のデータ表示例
56.測定データ（SBench6 フォーマットを import した例
57.SBench6 フォーマットのデータを Import した測定データの表示例
58.【Pro】FFT の設定画面（Window 関数他）
59.【Pro】演算チャネル（FFT）の表示とカーソル位置のデータ表示例
60.別の Project のデータ（Sbench6 フォーマット）を import する場合
61.別の Project のデータを import し、測定中の画面に Reference として表示した結果
62.Simple Measurement Signal Info 波形パラメータ表示を行うための設定
63.Simple Measurement Signal Info パラメータ演算の範囲の設定
64.Simple Measurement Signal Info パラメータ演算結果の表示
65.Simple Measurement Peak-Peak 演算対象範囲などの詳細の設定を行う場合
66.Simple Measurement 演算対象範囲の設定

後編
67.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合）
68.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合）
69.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合）

Input Channel の設定
Input Mode の設定
Sampling Clock の設定

70.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） トリガ条件の設定（External trigger）
71 Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average Mode の設定
72.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average Multi の設定
73.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average 前後の波形
74.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average 後の波形
75.Moving Average の例 Input Mode の設定
76.Moving Average の例 Average Mode（Moving Average）の設定
77.Moving Average の例 Moving Average の詳細設定
78.Moving Average の例 Moving Average 前の波形
79.Moving Average の例 Moving Average 後の波形
80.Simple Measurement Average の例（Basic Calculation） Average を行う対象チャネルの選択を行う
81.Simple Measurement Average の例（Basic Calculation） Average を選択
82.Simple Measurement Average の例（Basic Calculation） Average 回数の設定と演算結果
83.【Pro】Calculation Signal Averaging 演算対象のチャネルを選択
84.【Pro】Calculation Signal Averaging Average 機能を選択（この場合は、Average Single）
85.【Pro】Calculation Signal Averaging Average 回数等を選択
86.【Pro】Calculation Signal Averaging 演算結果の例87.【Pro】Calculation Moving Average 演算対象チャネルを選択
88.【Pro】Calculation Moving Average 機能を選択
89.【Pro】Calculation Moving Average の Average 回数と Average 後の信号の名前等を設定
90.【Pro】Calculation Moving Average 選択したデータを表示
91.【Pro】便利な機能（Screenshot と Print）
92.便利な機能（Print の設定画面）
93.【Pro】便利な機能（Screenshot の設定画面）
94.【Pro】Screenshot（イメージファイル）の格納場所
95.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）
96.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）の Template の設定画面１
97.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）の Template の設定画面２
98.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）の Template の設定画面３
99.【Pro】便利な機能（Report 作成機能） 作成された Template の画面

３５．【Pro】収集したデータの export（ASCII）の方法

３６．【Pro】Export ファイルの設定方法（出力形式等） CSV 出力の例

小数点以下の桁数

18

３７．【Pro】Export されたファイル（ASCII の例）

３８．【Pro】Export されたファイルの例（CSV 形式）

19３９．【Pro】Time Stamp の例 Input Mode の設定
Time Stamp が使用できるのは、StandardMulti、StandardGate、StandardGate”などです。
ここでは、”StandardMulti”の例を示します。
測定モードを設定します。

４０．【Pro】Time Stamp の例 サンプリングクロックの設定
内部サンプリングクロックを設定します20４１．【Pro】Time Stamp の例 Trigger の設定
Ch0 の立ち上がりでトリガを掛けています。

４２．【Pro】Time Stamp の設定 Time Stamp モードを Standard モードにして測定開始

21

ASCII

４３．【Pro】Time Stamp の動作

Segment と Time Stamp との関係

Segment 数 4４４．【Pro】Time Stamp の例 Time Stamp データを含む測定データの Export の設定方法（ASCII フォーマット）22

４５．【Pro】Time Stamp の例

Export 出力方法の設定（ASCII フォーマットの例）

小数点以下の桁数

４６．【Pro】Time Stamp の例

Export データの格納場所

23

４７．【Pro】Time Stamp の例（ASCII）

測定データを Export したデータの例

４８．【Pro】Time Stamp データを Export したデータの例（ASCII）

24

４９．Standard ABA モードの場合 Input Mode の設定

Input Mode の設定

５０．Standard ABA モードの場合 サンプリングレートの設定

Segment 数 2 の例

257

５１．Standard ABA モードの時の Input Channel と Input Mode の設定

５２．Standard ABA モードの場合 マルチディスプレイの設定
設定したサンプリングレートの収集波形をマルチディスプレイに表示26

５３．Standard ABA モードの表示例

５４．（参考）Standard Multi モードでのセグメントと表示の例

27

５５．【Pro】XY 表示と同一 Project 内のデータ表示例＊X-Y 表示の場合は、表示したい信号を Input Channel からクリックして X 軸及び Y 軸に、持って来る（他の Analog Display と同様）

Project navigator＊X-Y 表示５６．測定データ（SBench6 フォーマット）を import した例

28

５７．SBench6 フォーマットのデータを Import した測定データの表示例

５８．【Pro】FFT の設定画面（Window 関数他）

21
20
29

５９．【Pro】演算チャネル（FFT）の表示とカーソル位置のデータ表示例

６０．別の Project のデータ（SBench6 フォーマット）を import する場合

30
23

６１．別の Project のデータを import し、測定中の画面に Reference として表示した結果

６２. Simple Measurement Signal Info 波形パラメータ表示を行うための設定

31

６３．Simple Measurement

Signal Info パラメータ演算の範囲の設定

演算対象波形を選択、演算対象範囲を設定後に ON

６４．Simple Measurement

Signal Info パラメータ演算結果の表示

Info パネルをクリックして移動させると、Info が拡大され、全データが表示される

32

６５．Simple Measurement Peak-Peak 演算対象範囲などの詳細の設定を行う場合

６６．Simple measurement 演算対象範囲の設定

33