UVSORII の建設と立ち上げ
加藤政博

分子科学研究所〒4448585 愛知県岡崎市明大寺町西郷中38

Construction and Commissioning of UVSORIIMasahiro KATOHUVSOR, Institute for Molecular Science

Meidaiji, Okazaki 4448585, JapanAbstract
UVSOR has been successfully converted to UVSOR
II, which has a small emittance of 27 nm-rad and six straight sections forundulators. The reconstruction of the accelerators was completed in three months, from April to June 2003. The commissioning was started in July. On 14th July, the electron beam was successfully stored. Until the end of July, the maximumbeam current reached 500 mA. In September, the operation for users has started.

.

はじめに分子科学研究所極端紫外光実験施設（ UVSOR ）は1980 年代前半に建設された第 2 世代の放射光リングである。初めてビームが蓄積されたのが 1983 年 11 月であり，2003 年は稼動開始からちょうど 20 年目ということになる（Fig. 1）。この節目の年に，UVSOR 光源加速器は高度化
さ れ UVSOR II へ と 生 ま れ 変 わ っ た 。 UVSOR II は 1

Figure 1.

A plate commemorating the 1st beam of UVSOR in 1983.

GeV 以下の低エネルギーの放射光リングとしては世界的にも最高レベルの 27 nm-rad の低エミッタンスを実現で画の柱はき，また挿入光源も最大で 6 台が設置可能となった。加

挿入光源設置可能な直線部の増設速器の改造は 2003 年春から夏にかけて 3 ヵ月という短期

低エミッタンス化による放射光高輝度化間で完了し，その後 2 ヶ月間の加速器調整運転を経て 9

挿入光源およびビームラインの更新による高性能化

月よりユーザー運転を再開している。以下では，UVSOR



加速器各部の更新による高性能化，信頼性向上

II の設計と建設，立ち上げ状況について報告する。

である。なるべく少ない改造で高い効果が得られ，わずか5 名の加速器スタッフでも遂行が可能であり，改造作業に
.

UVSOR 高度化計画

伴う共同利用の停止期間はできるだけ短くする，といった

UVSOR はこの20年間，我が国における主要な放射光源のひとつとして順調に稼動を続けてきた1)。光源リングのことを意識しながら改造計画は練られた。その概要は以下のようなものである。

ビームエネルギーは 750 MeV ，周長はおよそ 50 m ， 20 本

高度化計画の中心となるのは光源リングのラティス（電の放射光ビームラインを有し，その半数は共同利用に供さ磁石配置）の改造である3)。建物の制約もあり，また，既れてきた。しかしながら，その多くは偏向電磁石からの放設ビームラインへの影響を最小限にとどめるという観点か射光を利用するものであった。アンジュレータ 2 台，超らも，リングの周長，形状を変えるような改造案は排除さ伝導ウィグラ 1 台が設置されていたが，アンジュレータれた。偏向電磁石には変更を加えず，その間に設置されてのうち 1 台は老朽化が著しく，一方，超伝導ウィグラはいる収束電磁石の配置を変えることで，新たに 4 本の短施設の限られたマンパワーでは運転維持が難しく，稼働率い直線部（フリースペース）を作り出し，且つ，偏向電磁の低い状態が続いていた。電子ビームのエミッタンスは

石中での水平ベータトロン関数，エネルギー分散関数を極160 nm-rad と，最新の第 3 世代光源に比べて一桁以上大小化し低エミッタンスを実現する。また直線部における垂きく，またこれ以上アンジュレータを増設できるスペース

直ベータトロン関数を極小化することで，磁極間隙の狭いも無かった。このような光源性能面での競争力の低下に加アンジュレータも設置できるようにする。

えて，建設から 20 年が経過し加速器構成機器の老朽化も最終的な光源リングの改造案は Fig. 2 に示すようなも深刻な問題になりつつあった。UVSOR が全国共同利用施のとなった。UVSOR の元々のラティスでは 2 台の偏向電設にふさわしい最先端の放射光利用実験の可能な場であり磁石の間に 3 台の四極電磁石と 2 台の六極電磁石が設置続けるためには，光源加速器の高度化を急ぐ必要があっされていたが，ここに1.5 m の短い直線部（フリースペース）を設け，その両側に四極電磁石 2 台づつを配置する。

た。

UVSOR 施設では2000年に高度化計画を立案した2)。計

長直線部側の 2 台づつの四極電磁石も交換しコンパクト

10 ● Jan. 2004 Vol.17 No.1
(C) 2004 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research

Figure 2. Conˆguration of UVSORII. Modiˆcation of the magnetic lattice is indicated by an arrow. The blue circles
indicate the undulators and the red ones free spaces reserved for undulators.

な配置とすることで，3 m であったフリースペースを 4 mまで拡大する。限られた空間を有効に活用するために六極磁場は四極電磁石に設ける補助コイルにより発生する。これらにより直線部は，従来の 3 m 直線部 4 本から， 4 m直線部 4 本と 1.5 m 直線部 4 本の合計 8 本へと倍増される。高周波加速空洞，ビーム診断用装置類など，運転に不可欠な機器を，整理し，効率よく配置することで，直線部のうち 2 本はこれらの装置に占有されるものの，残りの 6本が挿入光源に利用可能となる。
ビームオプティクスは Fig. 3 のように変わる。全ての直線部に有限のエネルギー分散を持たせる一方，偏向電磁石中の水平ベータトロン関数とエネルギー分散を極小化することでエミッタンスを従来の 1 / 6 の 27 nm-rad まで小さくする。また全ての直線部において垂直方向のベータトロン関数を 1 m 程度まで小さくすることで，ビーム性能に影響を与えることなく磁極間隙の狭い短周期アンジュレータなどの導入が可能となるようにする。高度化前後の加速器パラメタは Table 1 にまとめてある。

UVSOR II は ， 小 型 に も か か わ ら ず 6 台 の ア ン ジ ュ
レータが設置可能であり，また，そのアンジュレータの高輝度特性をより活かすために低エミッタンス化してある。
アンジュレータを主力とする放射光源に転換するための第一段階として，高度化計画には，老朽化した超伝導ウィグ

Figure 3. Beam Optics of UVSORI (lower) and II (upper).
Those for one quadrant of thering are shown.

ラ 1 台，アンジュレータ 1 台を撤去し，替わりに 2 台のJan. 2004 Vol.17 No.1 ● 11

トピックス ■ UVSORII の建設と立ち上げ

Table 1

Parameters of UVSORI and II
UVSORIUVSORIIElectron Energy

750 MeV

750 MeV

Circumference
Number of Super-periods

53.2 m
43 m×453.2 m
44 m×4, 1.5 m×4165 nm-rad
4.2×10－4(3.16, 1.44)

4.2×10－4(3.75, 3.20)

Straight Sections
Emittance
Energy Spread
Betatron Tunes (nx, ny)
Natural Chromaticity (jx, jy)(－3.4, －2.5) (－8.1, －7.3)

Momentum Compaction Factor 0.026
10XY Coupling (presumed)

Table 227.4 nm-rad

0.02810Figure 4. Synchrotron Radiation Spectra of UVSORII calculatedby SPECTRA20). Increases in brilliance of the bending radiation andan existing undulator are indicated by arrows.

Parameters of Undulators
BL3U

BL5U

BL7U

Type
Polarity

in-vacuum
linearout-of-vacuum
helical/linear

in-vacuum
linearNumber of Periods

50

1826

Period Length
Pole Length

38 mm
1.9 m

36 mm
0.94 mMax. K Parameter

2.0110 mm
2.4 m
4.6 (helical)

1.8

8.5 (linear)(Note; for the minimum gap of 15 mm in the cases of BL3U andBL7U)置する。収束電磁石についてはテスト機を製作し磁場測定を行った7)。鉄心は通常の四極電磁石であるが，1 台の電磁石に 3 系統のコイルを設け，四極磁場，六極磁場を同時に生成する。磁場測定の結果，必要な磁場強度が生成できることが確認できた。
電磁石電源は，電磁石本体は再利用する偏向電磁石用も含め，全て更新する。電源には IGBT を用いたスイッチング方式を採用する。電源類の制御装置として，従来のミニコンピュータと CAMAC を組み合わせたシステムに替真空封止型アンジュレータを導入することを盛り込んだ。

えて，ネットワークで相互に接続された PLC ( program-

真空封止型アンジュレータは周期長を短く作れることか

mable logic controller) とパーソナルコンピュータで構成

ら4)，UVSORII のような短い直線部でもある程度の周期される簡便なシステムを構築する。ビーム位置モニター系数を確保でき，また， UVSOR II のビームエネルギーでと接続することで軌道安定化が行える機能も組み込む。

も 1 次光で 100 eV を超えることができる。高度化改造直UVSOR は建設来電磁石の精密測量を行っておらず，ま後には，これら真空封止型アンジュレータ 2 台に，既存た，その後の機器の設置などにより建設当初の測量機器類の円/直線可変偏光アンジュレータ 1 台を加えた計 3 台がは使用できなくなっていることがわかっていた。事前に電稼動する。アンジュレータの諸元を Table 2 に放射光ス

磁石位置の現状を把握し，また，測量方法を確立しておく

ペクトルを Fig. 4 に示してある。加速器改造と並行してために， 2001 年春にリングの精密測量を試行した。軌道

これらアンジュレータのビームラインについてもそれぞれ面内の電磁石の位置については自動追尾型のレーザー測距高度化改造が行われる5,6)。

装置を，また鉛直方向については精密光学レベルを用い光源リングの改造，挿入光源の更新に加えて，老朽化の進みつつある入射器も部分的に更新を行う。電子銃及び電源類，線形加速器のクライストロン用電源類，冷却装置なて，測量できることを確認した。
. 真空系
高度化ではリングの約2/3の真空ダクトを更新する8,9)。

どである。特に電子銃は単バンチ入射にも対応可能な短パ真空ダクトは従来どおりステンレス製とした。従来は偏向ルスも発生可能なものとなる。

部以外は冷却されていなかったが，将来の電流値増加など

.

できるようにした。チタンサブリメーションポンプとスパを想定して，放射光が照射される部位は基本的に全て水冷
詳細設計と機器開発
高度化計画の骨子が固まった後，ただちにハードウエア

ッタリングイオンポンプの組み合わせからなる排気装置はの詳細設計，テスト機の製作と性能評価を開始した。

2 台の四極電磁石の間にコンパクトに組み込み，各直線部

. 電磁石系に 2 セットづつが設置される。偏向部のダクトのうち 2

今回の改造では，全ての四極電磁石，六極電磁石，ステ本は新しいアンジュレータ用ビームラインの設計に合わせアリング電磁石を撤去し，複合機能型（四極/六極）の収て，また別な 1 本は赤外線ビームラインの高度化に合わ

束電磁石 32 台，軌道補正用ステアリング電磁石 16 台を設せて新たに設計したものに更新する。これらについては従12 ● Jan. 2004 Vol.17 No.1

来の分布型イオンポンプに加えてチタンゲッターポンプを

い Touschek 効果によりビーム寿命が制限されることが予備え排気能力を増強してある。アンジュレータラインに対想された。これを防ぐには高周波加速系の増強が必要であ応する 2 台にはビームライン用の放射光取り出しポートるが，その第一弾として，それまで高周波加速空洞の投入に加えて電子ビーム診断用の光取り出しポートを設けた。

電力を制限してきた入力カプラーの交換を 2002 年春に行

偏向ダクトはダクトに直接電流を流して加熱することでった13) 。従来のもので見られた発熱は大幅に低減され，ベーキングを行っていたが，偏向ダクトを電気的に絶縁す投入電力を 30 程度上げた試験運転では特に問題は見らるために，ダクトの各所にセラミックスが挿入されていれなかった。ただし，空洞本体は老朽化が進んでおり，空た。これらはビームの電気的ノイズの外部への漏れ，ビー洞内部での電力損失が大きいなどの問題もあるためリングム不安定性，真空リークなどの原因となる恐れがあるた

改造後の適当な時期に更新することとした。

め，この機会に一掃することにした。既設のものも含め偏. ビーム計測系

UVSOR II の高輝度特性を十分に引き出すためには軌向ダクトには全てヒーターと断熱材を取り付け，通常の方式でベーキングが行えるようにした。

道の安定化が重要である。従来の偏向電磁石ダクトに設け. アンジュレータ

られているビーム位置検出器は，放射光照射によるダクト

真空封止型アンジュレータについては，光源リング改造の熱変形などの影響を受けるため，軌道の動きを正確に捉に先行して，磁石長約 1 m，周期長36 mm，周期数26周期えていない可能性があった。高度化改造に際して 8 台ののものを製作し， 2002 年春に超伝導ウィグラを撤去した

ビーム位置検出器を長直線部の両端に設置することとし跡地に設置した（ Fig. 5 )10)。試験運転の結果，磁石列のた。 これら新 旧の検出器 の信号は，高 度化に先行 してビームへの影響も特に観測されず，磁石間隙とビーム寿命

2001 年に構築されたビーム収集系によりまとめて処理すの関係も予測と概ね一致し，この種のアンジュレータがることで，1 秒毎の軌道を数ミクロンの精度で計測するこUVSOR のような低エネルギーのリングでも問題なく使用と がで きる14) 。こ れら電 子ビ ーム 位置モ ニタ ーに加 えできることが実証できた11) 。また新しいアンジュレータて，放射光位置モニターも，高度化改造に先行して 2002制御システムを構築し動作試験を行った。コントロール

年夏にビームライン BL7B に設置した15)。

室，ビームラインの双方からの運転が可能であり，磁極間従来，計 4 箇所に設けられていたビーム診断用光取り隙変更に伴う軌道の変化もリング全周で数ミクロン以内に出しポートはアンジュレータ設置用スペースの確保のた補正できることが確認できた12)。2 台目の真空封止型アンめ，全て撤去され，その替わりに，新たに製作する偏向電ジュレータについては利用グループとの協議の結果，周期磁石ダクト 2 台にビーム診断用光取り出しポートを 1 台

長 38 mm ， 50 周期で磁極長約 2 m と 1 号機の約 2 倍の長づつ設ける。これらはビームプロファイル観測，バンチ純さのものを製作することとなった。

度測定などに利用される。
ビームを強制振動させるための RFKO 装置はビーム診

. 高周波加速系

UVSOR 高度化では電子ビームの低エミッタンス化に伴断用と ˆlling pattern 制御用の 2 つが設置されていたが，スペースの有効利用のため，後者を両方の目的に使用できるよう 2002 年に改良を施し16) ，残りの 1 台は撤去することとなった。蓄積ビームを削り落とすためのビームスクレーパは，老朽化が進んでおり機能も貧弱であったので更新する。
. 入射器UVSOR の 入 射 器 は 15 MeV の 線 形 加 速 器 と 600 MeVのブースターシンクロトロンからなるが，今回の高度化改造では，線形加速器の部分更新を行うこととした。具体的には電子銃及び駆動電源類，クライストロン用パルス変調器，冷却水循環装置などである。電子銃は単バンチ入射が可能な短パルスも生成できるものとなる。
.

加速器改造

UVSOR 高度化計画は，幸い， 2002 年度に予算化された。 2002 年度末までに必要な装置の製作を完了し， 2003
年 4 月から 6 月の 3 ヶ月で完了， 7, 8 月の 2 ヶ月で立ち上げ調整を終え，9 月から共同利用を再開する，というス
Figure 5.

1st In-vacuum undulator for BL7U.

ケジュールが組まれた。

Jan. 2004 Vol.17 No.1 ● 13

トピックス ■ UVSORII の建設と立ち上げ

Figure 8. UVSORII Storage Ring and Beam-lines just after thereconstruction.
Figure 6.

2nd In-vacuum undulator for BL3U.

を Fig. 8 に示す。
.

UVSORII の立ち上げ

2003 年 7 月の第 1 週にリングに先行して，入射器の調整運転を開始した。開始当日はシンクロトロンへの入射条件を見失って慌てたが，二日目には入射と 600 MeV への加速に成功した。線形加速器からシンクロトロンへの入射効率は大幅に改善され，改造前と比べておよそ 3 倍程度の強度の電子ビームを加速できるようになった。線形加速器の更新の効果が現れたものと考えている。入射器が極めて好調に立ち上がったことが引き続き行われた光源リング
Figure 7.

Injection linac under reconstruction.の立ち上げにも好影響を与えた。

7 月第 2 週から光源リングの運転を開始した。しかしすぐにビームが蓄積できたわけではなかった。シンクロトロ

2003 年 3 月 末 に 旧 UVSOR で の ユ ー ザ ー 運 転 を 終 了

ンからはビームはちゃんと来ている。リングに入射されたし，加速器改造のための約 3 ヶ月のシャットダウンに入ビームは何千回も周回しているのが計測システムにより確った。加速器の改造では，まず，高周波加速空洞などごく認できる。しかし何故か蓄積されない。調べて見ると，一部を除くリングのほぼ全周を大気開放した。全てのビーハードウエアに関係する問題が複数見つかった。これらをムラインの真空系は一旦リングと切り離した。その後，偏ひとつひとつ取り除いて 7 月 14 日に運転を再開したとこ

向電磁石など再利用する機器を除く全ての機器と配線配管ろビームの蓄積に成功した。その 1 週間後にはビーム強類の撤去が始まった。建設後 20 年が経過し正体のわから度が，放射線管理上 UVSOR に許可されている上限値でないケーブル類なども大量に見つかったが，一本一本追跡ある 500 mA に達す るようにな った。また 同じ日に 750し，不要なものは撤去した。床面の補修などを行った後，MeV への加速にも成功した。 7 月 30 日には低エミッタン

新しい電磁石を搬入し 1 mm 以内程度の粗い精度での据えスモードでの入射蓄積にも成功した。

付けをおこなった。その後，電磁石類を半分割し真空ダク

ユーザー運転をスケジュールどおりに再開することを最トを据え付けた。これらと並行して電源類の据付，配線優先に調整を進めたために，光学関数，エミッタンスなど配管，真空封止型アンジュレータ 2 号機の据え付けの基本的なパラメタの測定は後回しになっている。ベータ（Fig. 6），入射器の更新（Fig. 7）も行われた。
真空ダクト据え付け完了後，全ての電磁石を±100ミク

トロンチューンやエネルギー分散の測定結果は，光学関数が概ね設計どおりであることを示しており，目標のエミッロン以内の位置精度で精密に据え付けた。測量は前述したタンスは達成できているものと考えている。エミッタンス

レーザー測距装置と精密光学レベルを用いる手法で行っ確認のため，現在，放射光の可視光成分を用いたビーム診た。 真 空ダ ク トは リ ング 1 周を 接 続し ， 真空 引 き した断ステーションを立ち上げ中である。

後，最高200 °Cでおよそ 1 週間かけて加熱排気処理を施し8 月に入ってからは一日あたり約12時間の運転時間の半た。これら全てが終わり光源リング運転再開の準備が整っ分を真空度改善のための大電流運転に，残りの半分をビーたのは 7 月の第 1 週である。改造完了後のリングの様子

ムライン側へ放射光を取り出しての立ち上げ調整に充て

14 ● Jan. 2004 Vol.17 No.1

グの大半に及ぶ大改造をわずか 3 ヶ月で完了し，その後 2ヶ月のビーム調整期間でユーザー運転の再開までこぎつけることができた。目標とした低エミッタンスでのビーム運転も既に成功し，新しいアンジュレータ 2 台の立ち上げも順調に進んでいる。これまでのところ高度化された光源リング UVSOR II は極めて順調に立ち上がったといえる。今後は，ビーム電流値，ビーム寿命の改良，軌道安定化など，時間のかかる課題に取り組んでいくことになる。
ビーム寿命については短期的には高周波加速系の増強で対応することになるが，長期的にはいわゆるトップアップ運転も検討する必要があると考えている。
アンジュレータは現在 3 台が設置され，あと 3 台の増設が可能である。そもそも UVSOR 高度化計画は，アンジュレータ中心の光源への転換が目的であったが，その意
Figure 9. Improvement in beam lifetime during the ˆrst onemonth. Lifetime multiplied by beam current is illustrated versus time
integrated beam current. The normal beam lifetime before the upgrade was around 1000 mAhr.

味では，残り 3 台のアンジュレータの建設導入とビームラインの整備が完了して，初めて，目的を達したといえる。現在はそのための土台ができた段階である。今後も立ち止まることなく， UVSOR II の特長が活かせるようなアンジュレータとビームラインの整備を利用者と協議しなた。今回の改造ではリングの大半の真空ダクトが新品にながら進めていくことが重要であると考えている。

り，また，更新しないものも長期間大気にさらされた。こUVSOR II の低エミッタンスと長くなった直線部は，のため運転再開直後は放射光がダクト内壁に照射されるこUVSOR で長年行われてきた自由電子レーザー開発においとで激しい脱ガスが起き，真空の悪化でビームの寿命は非ても，より短波長域での発振，高調波発生など，新たな展常に短くなった。これは新しい加速器あるいは大きな改造

開 をも たらす 可能 性があ る17) 。ま た，レ ーザ ーと電 子をした加速器の立ち上げでは避けて通れない問題であり，ビームの相互作用を利用した新しい光発生法の開発18,19)な

これを解決するには電子ビームをどんどん回して，放射光ど，高性能でありながら小型で小回りのきく加速器の特長の照射を続け，脱ガスを促し，ダクトが真空的に涸れてくを活かした光源開発も進めていきたいと考えている。

れるのを待つしかない。運転開始から最初の 1 ヶ月間でのビーム寿命の回復の様子を Fig. 9 に示す。着実に回復していることがわかる。

謝辞UVSOR II の建設と立ち上げは小杉信博施設長以下，9 月第 1 週，当初の予定通りユーザー運転を再開した。

UVSOR 職員全員によって行われたものである。本計画の真空は回復しつつあるとはいえ改造前のレベルに到達する実現にあたって，分子科学研究所茅幸二所長には様々な形には何ヶ月かかかることが予想されたため，少しでも寿命で支援をいただいた。加速器の機器開発は， KEK ， SPr-を延ばすためにエミッタンスはやや大きめの約 60 nm-rad

ing-8 など，外部の研究者の支援を得て行われたものも多とし Touschek 効果を緩和している。入射間隔も改造前のい。真空封止型アンジュレータの設計開発は，平成 12 ，6時間に対して 4 時間と短くしてある。今後ビーム寿命の13 年度分子科学研究所共同研究として，理化学研究所回復を待って，低エミッタンスモードでの運転に移行し，（ SPring-8 ）北村英男，原徹，田中隆次の各氏の協力を得また，運転間隔も延ばしていく予定である。て行われた。ビーム位置検出システムの開発は，平成 12

新しいアンジュレータの立ち上げ調整は週 1 回の光源

年度分子科学研究所共同研究として，高エネルギー加速器開発用の運転時間を利用して進めている。磁極間隙をビー研究機構本田融氏の協力を得て行われた。真空系の設計

ム性能に影響を与えることなく目標値まで小さくできるかは，高エネルギー加速器研究機構堀洋一郎氏（平成 13 ，どうかが重要であったが，2 台とも目標の最小磁極間隙1514年度分子科学研究所客員助教授）の協力を得て進めた。

mm までの範囲内で特に問題なく運転できることが確認で高周波加速系に関しては高エネルギー加速器研究機構の斎きている。ビームラインの光軸調整，利用者からの磁極間藤芳男，春日俊夫，坂中章吾の各氏に貴重な助言をいただ

隙の随時変更を可能とするための制御系の調整を進めていいた。高エネルギー加速器研究機構の芳賀開一氏にはビーる段階である。

ム位置検出器の設計に協力していただいた。理化学研究所の小関忠氏には真空封止型アンジュレータ真空槽の設計に

.

まとめと展望UVSOR 高度化計画は当初のスケジュール通りに，リン協力していただいた。佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターの江田茂氏（平成13 年まで分子科学研究所在籍）

Jan. 2004 Vol.17 No.1 ● 15

トピックス ■ UVSORII の建設と立ち上げにはビーム計測系の構築に協力していただいた。名古屋大学の高嶋圭史氏（平成 14 年まで分子科学研究所流動部門在籍）にはマシンスタディ，放射線遮蔽の検討などに協力していただいた。計画に参加された全ての方々，支援してくださった全ての方々に感謝します。

17)

M. Hosaka et al.: presented at 2003 FEL Conference(Tsukuba, 2003).
18) Y. Takashima et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR
29 43 (2002).
19) Y. Takashima et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR
30 56 (2003).
20) T. Tanaka and H. Kitamura: J. Synchrotron Rad. 8, 1221
1228 (2001).

参考文献
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

e.g. M. Kamada et al.: J. Synchrotron Rad. 5, 1166 (1998).
加藤政博
「放射光」第14巻第 4 号 27 (2001).
M. Katoh et al.: Nucl. Instr. and Meth. A 467
468, 68(2001).
e.g. H. Kitamura: Proc. 25th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop: ``Shanghai Symposium on Intermediate210 (2002).
Energy Light Sources'' 206T. Hatsui et al.: presented at SRI'03 (San Francisco, 2003).
Y. Nonogaki et al.: presented at SRI'03 (San Francisco,2003).
J. Yamazaki et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR
29 39 (2002).
Y. Hori et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR
30 46(2003).
J. Yamazaki et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR
30 48 (2003).
A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR
29 47 (2002).
A. Mochihashi et al.: presented at 8th Internat. Conf. Synch.
Rad. Instr. (San Francisco, 2003).
K. Hayashi et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR
30 50 (2003).
A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity report 2002, UVSOR
30 44 (2003).
K. Hayashi et al.: UVSOR Activity Report 2001, UVSOR
29 37 (2002).
A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR
30 42 (2003).
A. Mochihashi et al.: UVSOR Activity Report 2002, UVSOR
30 39 (2003).

16 ● Jan. 2004 Vol.17 No.1

加藤政博
分子科学研究所極端紫外光実験施設
助教授
高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所助教授（客員研究部門）
E-mail: mkatoh＠ims.ac.jp
専門加速器科学略歴1986 年に 高エネル ギー物 理学研 究所放射 光実験 施設（ Photon Factory ）に助手として着任。以降，放射光源加速器を対象とした研究を続けている。 2000 年 3 月より現職。現在，物質構造科学研究所助教授（客員部門）を併任中。
これまでに PF リングの高輝度化計画，UVSOR の高度化計画と比較的大きなプロジェクト 2 つを，設計からコミッショニングまで一貫してやらせていただき，チャンスに恵まれたと言えなくもないが，実は，新品の加速器というのは一度も作ったことがない。いつの日かそのような仕事をやってみたいものである。また今後は，加速器本体に関する仕事と並行して，相対論的な電子ビームを用いた様々な光発生法に関する研究も行っていきたいと考えている。