DEA

ACCURATE
AND POWERFUL
Seit 1910 ermöglichen wir Chemikern mit Leidenschaft eine bessere Welt zu schaffen.
Von A bis Z.

THERMOSTATE VON IKA.

Thermostate

Thermostate

Kälte- und Wärmethermostate/// Hochpräzise und voller PowerAlles aus einer Hand: Mit unseren Thermostatenbieten wir Ihnen ein breites Spektrum für alleTemperieraufgaben in höchster Präzision und mit
voller Power. Wir versprechen Ihnen, dass Sie nicht
nur von der überdurchschnittlich starken Leistung
der kombinierten Druck- und Saugpumpe begeistertsein werden.
Von - 30 °C bis + 250 °C: Der Temperaturbereich unserer Thermostate ist allen Herausforderungen gewachsen. Und auch
Ihren Budgets: So bieten wir günstige Einstiegsmodelle undHigh End Produkte für die höchsten Ansprüche.
Neben einer überdurchschnittlichen Leistung der IKA Druck- undSaugpumpe, die die Branche begeistert, sind unsere Geräte
auch auf Nachhaltigkeit bedacht. Unser Topseller, der Umwälzkühler RC 2 basic/control ist beispielsweise mit einem Kompressor ausgestattet, der nur läuft, wenn gekühlt werden muss.
Ein Highlight ist neben der hervorragenden Kompatibilität zu
vielen Applikationen auch unser Wireless Controller:
Er ermöglicht die kabellose Fernbedienung. Ein Sicherheitsfaktor,
aber gleichzeitig eine sehr bequeme Möglichkeit, die Temperiersysteme von IKA in jeder Position zu steuern.

4

14/// ALLE THERMOSTATEIM VERGLEICH/// HEIZEN

28

38/// HEIZEN & KÜHLEN

/// KÜHLEN

50

54/// TECHNISCHE DATEN/// LIEFERUMFANG

56

66/// ZUBEHÖR/// PAKETANGEBOTE

70

71/// SOFTWARE/// IKA SERVICE

3 JAHRE GARANTIE** 2 + 1 Jahre nach Registrierung unter www.ika.de/myika, ausgenommen Verschleißteile

Erleben und bestellen Sie die faszinierenden Produkte von IKA online: www.ika.com.

2

3

Thermostate

Thermostate

Für jede Anwendungdas richtige Thermostat/// IKA Thermostate im Vergleich

Seite

ICC basic | control

ICC eco Package*
basic | control

ICC pro Package**
basic | control

IC basic | control

IC pro Package**
basic | control

HBC 5 basic | control

HBC 10 basic | control

CBC 5 basic | control

HRC 2 basic | control

RC 2 basic | control

RC 5 basic | control

16 – 19

66 – 67

66 – 67

24 – 2569

20 – 23, 26 – 27

20 – 23, 26 – 27

30 – 33

34 – 37

40 – 49

40 – 49- 20 °C bis RT |- 30 °C bis RT- 30 °C bis RT

Arbeitstemperaturbereich

RT + 10 °C bis + 150 °C

RT + 10 °C bis + 100 °C

RT + 10 °C bis + 150 °C+ 20 °C bis + 250 °C

RT + 10 °C bis + 250 °C

RT + 10 °C bis + 250 °C

RT +10 °C bis + 250 °C- 25 °C bis + 200 °C- 20 °C bis + 100 °C |- 30 °C bis + 100 °C

Temperaturstabilität± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,1 K | ± 0,05 K± 0,1 K | ± 0,05 K± 0,2 K | ± 0,1 K

Heizleistung

2.000 W

2.000 W

2.000 W

2.500 W

2.500 W

2.500 W

2.500 W

2.500 W

1.500 W––

Kühlleistung

–

–

–

–

–

–

–

350 W (bei + 20 °C)

400 W (bei + 20 °C)

400 W (bei + 20 °C)

1.400 W (bei + 20 °C)

Pumpenleistung druckseitig

0,3 bar0,3 bar0,3 bar0,61 bar

0,61 bar

0,61 bar

0,61 bar

0,61 bar

0,5 bar0,3 bar0,61 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,2 bar0,2 bar0,2 bar

0,45 bar

0,45 bar

0,45 bar

0,45 bar

0,45 bar

0,2 bar0,2 bar

0,45 barFörderstrom max.

18 l/m18 l/m18 l/m31 l / m

31 l/m31 l/m31 l/m31 l / m

21 l/m18 l/m31 l/mexternes Temperieren

nein | ja

nein | ja

nein | ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein | ja

nein | ja

Magnetventil-Ansteuerung

nein

nein

nein

nein | ja

nein | ja

nein | ja

nein | ja

nein | ja

nein | ja

nein

nein

Anwendungen› Kompaktes Einhängethermostat überwiegend für interne
Applikationen.

› Wärmebadthermostat für interneoder einfache externe Applikationen.

› Brückenthermostat füranspruchsvolle interne
und externe Applikationen.

› Wärmebadthermostat füranspruchsvolle interne
und externe Applikationen.

› Leistungsstarke Umwälzthermostate für die Temperierung externer Applikationen, z. B. für die Temperierungvon doppelwandigen Laborreaktoren oder Destillationsapparaturen.

› Leistungsstarkes
Kälte-Wärme-Umwälzthermostat fürexterne Applikationen.

› Kompaktes Kälte-WärmeUmwälzthermostat für
die Temperierung externer Applikationen, wie
z. B. Bioreaktoren.

› U mwälzkühler für überwiegend externe Applikationen.

› Durch die ausziehbare
Badbrücke universell inverschiedenen Bädern
einsetzbar, z. B. fürMaterialtests in großen
offenen Bädern oderzum externen leistungsstarken Temperieren vonAnalysegeräten.

› Für die Temperierung vonReagenzgläsern können
IKA Einhängeracks
verwendet werden.

› Mit IKA Zubehör sind die Thermostate der HBC Serie auch für
die Temperierung großer externer offener Bäder geeignet.

› Ideal für die Temperierung von doppelwandigen Reaktionsgefäßen,Reaktionssystemen und
Autoklaven.

› Einsetzbar in Laboren derLife Sciences, Medizin,
Chemie, Kosmetik- undLebensmitteIindustrie(u. v. m.).

› M it IKA Zubehör auch für externe offene Bäder geeignet.

› Universell in unterschiedlichen Badgefäßen einsetzbar.

› Zur Temperierung diverser Proben, z. B. in
Reagenzgläsern mit passgenauen IKA Einhängeracks.
› Mit Pumpenanschlussset auch für die Temperierungkleiner Analysengeräte oder Reaktionssysteme geeignet.

› Zur Temperierung
diverser Proben,z. B. für Analysen-,Material- oder
Lebensmitteltests.

- 20 °C

0 °C+ 20 °C+ 100 °C

+ 150 °C

+ 200 °C

- 30 °C- 0,4+ 250 °C///////////////////////////////////

- 0,2

- 0,1

0

› B
 reite Anwendungsmöglichkeiten durch großen
Temperaturbereich, bspw.
in der Halbleiter-,
Verpackungs- und Kunststoffindustrie.

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

IC, HBC 5 | 10, CBC 5, RC 5

IC pro Package**

HRC 2
ICC, RC 2

RELATIVDRUCK- UND VOLUMENSTROM

ICC eco Package*USB› F ür die Temperierung
analytischer Geräte, wie
Viskosimeter, Rheometeroder Polarimeter.

RS 232PT 100

MULTI I/O-PORT+ 0,6 bar

ICC basic und control, ICC pro Package**

///

+ 0,5

- 0,5 bar

IC basic und control, HBC 5 | 10 basic und control////////////////////////////////////////////////- 0,3› Geeignet für die externe
Temperierung von doppelwandigen Gefäßen(z. B. Laborreaktoren) mit
Arbeitsvolumen größer
als 3 Liter.

› Für die Bestimmung temperaturabhängiger Stoffkonstanten,z. B. Viskosität oder Wärmeleitfähigkeit in flüssigkeitstemperierten Versuchsapparaturen.

› Z ur schnellen und effizienten Kühlung von externen
Geräten, wie Rotationsverdampfern, Soxhlet-Apparaturen,
Kalorimetern und Inkubationsschüttlern.

IC control, HBC 5 | 10 control, CBC 5 control, HRC 2 control, RC 5 control

31 L / MIN
21 L / MIN
18 L / MIN

ICC control, IC basic, HBC 5 | 10 basic, CBC 5 basic, RC 2 control
ICC basic, HRC 2 basic, RC 2 | 5 basic

SCHNITTSTELLEN

CBC 5 basic und control°
HRC 2 basic und control
RC 2 basic/////////////////////////////////RC 2 control° | RC 5/////////////////////////////////TEMPERATURBEREICH
4

Externe Anwendungen erfordern ein Pumpenanschlussset. Mehr dazu erfahren Sie auf der Seite für Zubehör.
* Kunststoffbäder (eco Packages) geeignet bis + 100 °C (nur H2O).
** Edelstahlbäder (pro Packages) verwendbar bis + 200 °C.
° Bis zu -30°C (bei 2.000 min-1)/// = Betriebstemperaturbereich mit Fremdkühlung bzw. erweiterte Rücklauftemperatur mit Fremdheizung.

6

Thermostate

Thermostate

Sicherheit

Leistung

Intelligenz/// IKA Thermostate auf höchstem Sicherheitsstandard/// Überdurchschnittliche Power/// Intuitive Bedienung und automatische Temperaturregelung

Alle mit einer Heizfunktion ausgestatteten Geräte der Thermostatereihe
von IKA entsprechen der höchsten Sicherheitsklassifizierung III (FL) zur
Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten gemäß DIN 12876.

Ob stufenlose Druck-/Saugpumpe oder hochwertiger Edelstahl:
Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken Partner.

Dank intelligenter Technik und bedienerfreundlicher Menüführung gelingen
Ihnen alle Temperieraufgaben kinderleicht.

›› Temperieren
Die IKA Wärme- und Kältethermostate
temperieren Flüssigkeiten in einem
Bereich von - 30 °C bis + 250 °C mit bis
zu 2,5 kW Heizleistung bzw. 1,4 kW
Kühlleistung.

›› Konnektivität
USB- und RS 232-Schnittstelle sind Standard. Die Messdatenerfassung sowie dieÜberwachung und Steuerung der Geräte
erfolgt mit Hilfe einer Software, zum
Beispiel mit labworldsoft® von IKA.
Nach der Registrierung sorgt das Firmware Update Tool für eine immer aktuelle
Software.

›› Auswählbare Betriebsart
Wie sich das Gerät bei Neustart odernach einem Stromausfall verhält, lässt sicheinstellen.

Ein Großteil der IKA Thermostate verfügtüber eine PT 100-Schnittstelle zur Anzeige
und Regelung der externen Temperatur(außer ICC basic, HRC 2 basic und
RC 2/RC 5 basic).

Betriebsart B:
Nach Einschalten bzw. Netzunterbrechungautomatischer Neustart der Funktionen,
abhängig von vorherigen Einstellungen.
Ideal für die Ansteuerung über Schaltsteckdosen.

SICHERES HANDLING DURCH ERGONOMISCHES UND DURCHDACHTES DESIGN

Tragegriff
Ermöglicht sicheres Tragen und Abstellen(ICC).

Griffmulden
Für ergonomischen Transport (HBC und RC 2).

Standfuß
Sichert den Stand und schützt Schwimmer
und Rohrheizkörper (ICC).

Transportgriff
Für einfaches und sicheres Handling (HBC).

Vollständige und sichere
Entleerung der Bäder
Das Thermofluid kann einfach und sauber
komplett aus dem Badgefäß abgelassen
werden. Die örtliche Trennung des Ablassventils und der Öffnungsschraube stellt
sicher, dass der Anwender nicht mit der
Flüssigkeit in Berührung kommt.

Sehr große Heizoberflächen temperieren
die Thermofluide schonend und sichern
einen hervorragenden Wärmeübergang.
Die hohe Heizleistung der Geräte sorgt fürkurze Aufheizzeiten.

RollenErleichtern das Aufstellen des Gerätes(RC, HBC, CBC).

SICHERER BETRIEB DURCH
EINSTELLBARE GRENZWERTE›› Sicherheitstemperatur
Die Sicherheitstemperatur kann mit Hilfe
von Werkzeug und der Displayanzeige angepasst werden. Überwacht wird sie voneinem unabhängigen Temperatursensor.
›› Grenztemperatur des Thermofluids
Im Menü lässt sich das verwendete Thermofluid auswählen. Dadurch bleibt die
Temperatur außerhalb der kritischen Werte
des Fluids. Innerhalb dieser Grenzen
können Minimal- und Maximaltemperatur
manuell angepasst werden.
›› Drehzahl
Die Drehzahl lässt sich begrenzen. So
kann der maximale Pumpendruck festgelegt werden.
7›› Temperaturregelung ist seit
Jahrzehnten eine ­Kern­kompetenz
von IKAIKA Heizthermostate erreichen eine
Temperaturkonstanz von bis zu ± 0,01 K.
Der leistungsgeregelte Verdichter der
Umlaufkühler ermöglicht eine Temperaturkonstanz von 0,05 K.

OPTISCHE UND
AKUSTISCHE WARNSIGNALE
Hinweise auf kritischen Füllstand, kritische
Temperatur oder eine blockierte Pumpe.

„LOCK”-TASTE
Sperrt den Controller vor versehentlichem
Verstellen der eingestellten Parameter.

FÜLLSTANDSERKENNUNG
Ein kritischer Minimal- oder Maximal­standwird mechanisch mit Hilfe des Schwimmers
und elektronisch von einem Temperatursensor erkannt.

Für alle IKA Heizthermostate ist eine
Kühlschlange mit großer Kühloberfläche
für den Betrieb bei oder unter Umgebungstemperatur verfügbar. Durch
Anschluss eines Kühlers ist ein Betriebstemperaturbereich von bis zu - 20 °C
möglich.
›› Druck-/Saugpumpe
Alle IKA Thermostate verfügen über eineleistungsstarke, stufenlos einstellbare
Druck-/Saugpumpe aus hochwertigem
PEEK-Kunststoff, die den flexiblen Einsatz
der Geräte in offenen oder geschlossenen
Systemanwendungen ermöglicht. Die
Pumpe garantiert eine gute Durchmischung im Bad und liefert einen hohen
Förderstrom für externe Anwendungen.
Alle Thermostate sind mit Pumpenanschlüssen (M 16 × 1) ausgestattet odernachrüstbar.

›› Pumpenkennlinie
Anhand einer Pumpenkennlinie lässt
sich der reale maximale Förderstrom bei
bekanntem Druckverlust des Versuchsaufbaus ermitteln.
Druckverluste enstehen bspw. durch
Höhenunterschiede, enge und lange
Schläuche sowie hohe Viskosität desThermofluids. Die maximale Viskosität derTemperierflüssigkeit liegt bei 50 mPas.
›› Energieeffizienz
Die hervorragende Isolierung und die
bedarfs­gesteuerte Leistungsregelungmachen die IKA Thermostate sehr energieeffizient.
So kommen die IKA Umwälzkühler bei
Standardanwendungen mit bis zu 60 %weniger Energie aus als vergleichbare
Wettbewerbsgeräte.
›› Robust und langlebig
IKA Thermostate bestehen aus hochwertigen Materialien und sind für eine lange
Betriebsdauer konstruiert.
Produktberührende Teile sind ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl
und hochbeständigem PEEK, FKM und
PTFE gefertigt und erfüllen damit auch die
Grundvoraussetzungen zum Einsatz im
Lebensmittelbereich.

›› Kalibrierung und Justage
Interner und – falls vorhanden – externer
Temperatursensor können wahlweise mit
einer Zwei- oder Dreipunkt-Kalibrierung
justiert werden.
›› Automatische Temperaturregelung
Vor dem Start der Temperierung werden
die Regelparameter des Thermofluids
und dessen Menge abgeschätzt, um
ein Überschwingen der Temperatur zu
unterbinden. Sie kann auch manuellüber frei wählbare PID-Regelparameter
eingestellt werden.
›› Softwareansteuerung /Vorgabe von Heizraten
Mit Hilfe der Software labworldsoft® können Temperaturrampen und Aufheizzeiten/
Heizraten exakt vorgegeben werden.

Betriebsart A:
Nach Einschalten bzw. Netzunterbrechungkein automatischer Neustart der Funktionen.

Betriebsart C:
Sollwerte (eingestellt in A oder B) können
nicht geändert werden. Nach Einschalten
bzw. Netzunterbrechung automatischer
Neustart der Funktionen, abhängig vonvorherigen Einstellungen.
Betriebsart D:
Bestätigungsanfrage für Sollwertänderungen, wenn Funktionen aktiv sind. Nach
Einschalten bzw. Netzunterbrechung kein
automatischer Neustart der Funktionen.
›› Intuitive Bedienung
Eine benutzerfreundliche Menüführungsowie Druck- und Drehknöpfe machen
die Bedienung einfach.

Druck-/Saugpumpe

9Thermostate

Thermostate

IKA control Geräte/// Der Mehrwert
ENTDECKEN SIE
DIE VORTEILE DERCONTROL GERÄTE!

SICHERHEITLEISTUNG›› Überwachung der Temperatur
Zusätzliches Limit für externe Temperaturund Überprüfung der Differenz zwischen interner und externer Temperatur (einstellbar).

›› Erhöhte Genauigkeit
IKA control Geräte erreichen eine Temperaturkonstanz von bis zu ± 0,01 K.
Der leistungsgeregelte Verdichter der
Umlaufkühler ermöglicht eine Temperaturkonstanz von bis zu 0,05 K.

›› Überwachung des Pumpendrucks
Maximaler Druck komfortabel einstellbar/
auswählbar.
›› Wireless Controller (WiCo)(nicht ICC control):Sichere Fernsteuerung der Geräte z. B.
unter dem Abzug. Kabellose BluetoothSteuerung der Geräte mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern oder via
USB-Kabel.
›› Akustische Signale (z. B. bei
Erreichen der Solltemperatur)›› Alarmgesteuerter Schaltausgang(über Multi I/O-Anschluss)›› Standby-Betrieb(über Multi I/O-Anschluss)Durch Anlegen einer Spannung am
Schalteingang kann das Gerät abgeschaltet werden.

HBC control
Umwälzthermostat›› Ausgangsleistung reduzierbar
Möglichkeit der Reduzierung der Heizleistung auf bis zu 50 % der Nennleistung fürmoderate Aufheizzeiten, zur Anpassung
an vorherige Systeme oder als Überlastschutz.
›› Ansteuerung einer Kühlschlange(über Multi I/O-Anschluss)
Einsatz der Kühlschlange als Erweiterung
der Wärmethermostate für schnelles
Abkühlen, Temperierung bei Raumtemperatur oder um moderate Temperaturerhöhungen (z. B. durch exotherme Reaktion) abzufangen.
Mit einem gesteuerten Magnetventil kanngezielt Leitungswasser oder Kühlwasser
dosiert werden, um den Wasserverbrauch
auf ein Minimum zu reduzieren.

Anschlussmöglichkeit externer
Magnetventile über Multi I/OAnschluss (nicht ICC/RC 2 control)› Zur Steuerung von Magnetventilen- zur automatischen Nachfüllung- zum Ein-/Ausschalten
des Kühlwasserkreislaufs- zur Füllstandsregelung- als elektronisches Absperrventil› Ausgang für Alarmsignale› Eingang für Standby-Betrieb(zum Abschalten des Gerätes)1011

Thermostate

ThermostateZUSÄTZLICHE INTELLIGENTE MERKMALE DER CONTROL GERÄTE
›› Übersichtliches und benutzerfreundliches Display
Alle wichtigen Prozessparameter sind übersichtlich angeordnet und lassen sich leicht
ablesen. Zu sehen sind bspw. Ist- und Solltemperatur, Füllstand und Sicherheitstemperatur.
Der Schnellzugriff auf alle wichtigen Bedienparameter ist ebenfalls möglich.
›› Programmfunktion
Zehn individuelle Programme mit je zehn Schritten, die über Zeit oder Solltemperatur
ausgelöst werden. Zusätzliche Aktionen, bspw. das Schalten von Magnetventilen im
Programm, sind möglich.
›› Messgraph
Der Hauptbildschirm kann wahlweise mit den Prozessparametern (Standard) odereinem Temperatur-/Zeitdiagramm belegt werden. Das Umschalten erfolgt über die
Schnellzugriffstaste.
›› Timer-/Counter-Funktion›› Umschaltung zwischen interner undexterner Temperaturregelung auf KnopfdruckAlle control Geräte verfügen über eine PT 100-Schnittstelle für einen externen
Temperaturfühler. So kann jederzeit die interne oder externe Temperatur geregelt werden.

Externer Fühler
gesteckt/nicht gesteckt

Arbeitsmodus
USB-Anschluss aktiviert

Verriegelungstaste

WiCo befindet sich auf der Station

Bluetooth aktiviert

Batteriestandsanzeige
und Ladestatus
Heizung an/aus

Aktuelle interne
Temperatur

Füllstandsanzeige
Verbindung zum PC hergestellt

Pumpe an/aus
Aktuelle externe
Temperatur

Sicherheitstemperatur

Solltemperatur

Laufzeitanzeige
HH:MM:SS›› Entgasungsfunktion
Zur Reduzierung von Lufteinschlüssen in Ölen.

HRC 2 control
Kälte-WärmeUmwälzthermostat

Programmfunktion

12

Messgraph

13

Thermostate

Thermostate

Heizen/// Optimaler Wärmeaustausch bei
einem Temperierbereich von RT + 10 °C bis + 250 °C
Egal ob mit unseren kompakten Einhängethermostaten ICC, unseren
Brückenthermostaten IC oder unseren Umlaufthermostaten HBC 5
und 10 – IKA Thermostate arbeiten zuverlässig, sicher und unter vollem
Druck der leistungsstarken Druck- und Saugpumpe. Große Heizkörperoberflächen sorgen für einen optimalen Wärmeaustausch bei einem
Temperierbereich von RT + 10 °C von bis zu + 250 °C.

+ 100 °C

+ 150 °C

HBC 5 | 10 basic und control
Umwälzthermostate+ 200 °C

+ 250 °C

RT + 10 °C

Das farbige TFT-Grafikdisplay des HBC 10 controls
zeigt alle relevanten Prozessdaten an.

IC basic und control, HBC 5 | 10 basic und control
IC pro Package
ICC basic und control, ICC pro Package
ICC eco Package

ICC basic und control
Kompakte Einhängethermostate

14

IC basic und control
Brückenthermostate

15

Thermostate

Thermostate

ICC basic und control/// Kompakte Einhängethermostate
Praktischer Tragegriff
für sicheren Transport.

Die kompakten Einhängethermostate ICC basic und ICC control sind ausgelegt für die
Temperierung von Flüssigkeiten bis zu + 150 °C und stellen so eine wirtschaftliche undattraktive Lösung für Standardapplikationen, wie bspw. die Temperierung von Proben,
dar. Der praktische Tragegriff und die kompakte Bauform erlauben sicheren Transportsowie komfortable Nutzung. Der integrierte Standfuß sorgt für einen sicheren Standund schützt gleichzeitig Schwimmer und Rohrheizkörper. Eine Halteklammer zur Befestigung am Badgefäß ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die kompakten ICC
Einhängethermostate ermöglichen somit den einfachen und flexiblen Wechsel zwischen unterschiedlichen Badgefäßen.
Die ICC Thermostate von IKA sind vorbereitet für den Anschluss eines Pumpenanschlusssets (PCS.ICC, siehe Bild S. 19) zum externen Temperieren sowie einer Kühlschlange (CC2) für den Betrieb bei und unter Umgebungstemperatur.

16

Der ICC control ist mit einem grafischen Display zur Anzeige von verschiedenen Parametern, wie Temperatur, Pumpendrehzahl usw. ausgestattet.

USB/RS 232-Schnittstelle zum
Anschluss eines PCs, zur Nutzung vonlabworldsoft® und zur Onlineaktualisierung
der Gerätesoftware.

Der ICC control hat eine integrierte
PT 100-Schnittstelle.

Integrierter Standfuß schützt Rohrheizkörper und Schwimmer.

Integrierter Standfuß
schützt Rohrheizkörper
und Schwimmer.

ICC control
Einhängethermostat

17

Thermostate

Thermostate

ANWENDUNGSBEISPIELDie ICC Thermostate von IKA können wie
in der Applikation dargestellt mit einer
Badbrücke oder über die im Lieferumfang
enthaltene Halteklammer an unterschiedlich
großen Badgefäßen befestigt werden.
Durch Anschluss des Pumpenanschlusssetskann ein zusätzliches offenes Bad temperiert
werden. Das ICC ist über einen Levelcontroller mit dem externen Kunststoffbad
verbunden.
Damit sind die ICC Thermostate besonders
flexibel und platzsparend und eignen sichmit den Reagenzglasbadeinsätzen bspw.
hervorragend für die Temperierung einer
großen Anzahl an Proben.

ICC mit Halteklammer (imLieferumfang enthalten)
und Pumpenanschlussset
PCS.ICC (Zubehör).

0,3Druck/Sog [bar]0,20,11.000 min-102.000 min-1

3.200 min-1

- 0,1
- 0,2
- 0,3

Pumpenkennlinie: ICC basic und control
Messung nach DIN 12876-2 mit Wasser bei + 20 °C,
geschlossener Pumpenkreislauf.

0

5

10

15

20

Förderstrom [l/min]

100

TECHNISCHE DATEN/// ICC basic, Ident-Nr. 0004134400 |ICC control, Ident-Nr. 0004136600

Temperatur [°C]

80
60
40

7 l Wasser
10 l Wasser

20

14 l Wasser
18 l Wasser

0

0

20

40

60

Aufheizkurven: ICC basic und control
Die Aufheizkurven zeigen die Aufheizzeit in Abhängigkeit
verschiedener Badgrößen. Die Angaben beziehen sich auf das
Wasservolumen in einem offenen Bad.

Heizleistung (230 V)

2.000 W

Arbeitstemperaturbereich

RT + 10 °C bis + 150 °C

Förderstrom max. (bei 0 bar)

18 l/minPumpenleistung druckseitig

0,3 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,2 barAufheizzeit [min]1819

Thermostate

Thermostate

IC und HBC/// Leistungsstarke Heizthermostate
Die IC und HBC Thermostate von IKA sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut.
Die Basis beider Geräte bildet der IC-Kopf. In Kombination mit einem hochwertig
isolierten Bad ergibt sich das Umwälzthermostat HBC. Die leistungsstarke Pumpe
erreicht einen hohen Volumenstrom und sorgt in Kombination mit der großen Heizkörperoberfläche für einen optimalen Wärmeaustausch zwischen Anwendung undThermostat.
IC basic und control

NEU: BASIC GERÄTE
MIT MEHR POWER!

Die IC und HBC basic Thermostate wurden optimiert
und kommen nun mit verbesserten Leistungsdaten:
Temperierung bis + 250 °C bei gleicher Pumpleistungwie die control Geräte.

Die IC Brückenthermostatesind für die Temperierungvon Flüssigkeiten auf bis zu+ 250 °C geeignet.

HBC 5 basic und control

Die hochwertige Isolierung
der Badthermostate undUmwälzthermostate HBC
ermöglicht besonders
schnelle Aufheizzeiten.

IC basic
Brückenthermostat

20

21

Thermostate

Thermostate90
80

Temperatur [°C]

70
60
50
40
7 l Wasser

30

10 l Wasser

20

14 l Wasser

10

SCHNITTSTELLEN DER
BASIC UND CONTROL GERÄTE

0

18 l Wasser
0

10

20

30

40

Aufheizkurven: IC basic und control
Die Aufheizkurven des IC basic und control zeigen die
Aufheizzeit in Abhängigkeit verschiedener Badgrößen. Die
Angaben beziehen sich auf das Wasservolumen in einem
offenen Bad.

50

Aufheizzeit [min]9080

Temperatur [°C]

70
60
50
40
30

HBC 5:
5,5 l Wasser

20

RS 232/USB

100

HBC 10:10,0 l Wasser
0

10

20

Aufheizkurven: HBC 5 | 10 basic und control
Die Aufheizkurven zeigen die Aufheizzeiten des HBC 5 basic
und control und des HBC 10 basic und control. Die Angaben
beziehen sich auf 5,5 l bzw. 10 l Wasservolumen.

30

Aufheizzeit [min]externer Fühler PT 100
Multi I/O-Anschluss(nur control)

0,7
0,5
0,3

Pumpeneingang/-ausgang
Kühlschlange

Druck/Sog [bar]3.200 min-1

4.600 min-1

2.000 min-1

0,1
0
- 0,1

- 0,3
- 0,5

Pumpenkennlinie: IC | HBC basic und control
Messung nach DIN 12876-2 mit Wasser bei + 20 °C,
geschlossener Pumpenkreislauf.

0

5

10

15

20

25

30

35

Förderstrom [l/min]

TECHNISCHE DATEN/// IC basic, Ident-Nr. 0003861000 | IC control, Ident-Nr. 0003863000
HBC 5 basic, Ident-Nr. 0004125000 | HBC 5 control, Ident-Nr. 0004127000

22

Heizleistung (230 V)

2.500 W

Förderstrom max. (bei 0 bar)

31 l/minArbeitstemperaturbereich

RT + 10 °C bis + 250 °C

Pumpenleistung druckseitig

0,61 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,45 bar

23

Thermostate

Thermostate

IC basic und control/// Universelle Brückenthermostate
Die IC Einhängethermostate sind für die Temperierung von Flüssigkeiten auf bis zu+ 250 °C bestimmt. Dank der flexiblen Badbrücke können sie auf verschiedene Badgefäße montiert werden. Die control Variante besitzt eine abnehmbare Fernbedienung(WiCo-Wireless Controller), etwa für die Aufstellung unter einem Abzug. Die erweiterten Funktionen ermöglichen anspruchsvolle interne und externe Anwendungen in
Analytik und Materialprüfung.

ANWENDUNGSBEISPIEL A
Das IKA IC Brückenthermostat lässt sichsowohl für interne als auch für externe
Temperieraufgaben verwenden. Im Beispiel
ist das IC control in einem IB pro 20

Edelstahlbad zu sehen, welches Proben,
die auf einem variablen höhenverstellbaren
Stellboden befestigt sind, auf bis zu+ 200 °C temperieren kann.

ANWENDUNGSBEISPIEL B
Die IKA IC Brückenthermostate eignen sichauch hervorragend für externe Anwendungen. Der Aufbau zeigt das IC control mit
Edelstahlbad, Badbrücke und Abdeckung(Package IC control pro 20 c), welches aneinen Metalldoppelwandreaktor angeschlossen ist. Mit dem großen Edelstahlbad
ergibt sich ein Nutzvolumen von ca. 5,5 Liter.

IC basic
Universelles Brückenthermostat

IC control
Universelles Brückenthermostat

USB/RS 232-Schnittstelle zum Anschlusseines PCs, zur Nutzung vonlabworldsoft® und zur Onlineaktualisierung
der Gerätesoftware.

Anschluss für einen externen
PT 100-Temperaturfühler.

Durch die flexible Badbrücke kann der
IC Einhängethermostat auf unterschiedlich
großen Badgefäßen befestigt werden(285 – 400 mm).

Integrierte Druck-/Saugpumpe ermöglicht internes und externes Temperieren.

24

Der IC control hat die Anschlussmöglichkeit externer Magnetventileüber Multi I/O-Anschluss.

Der IC control besitzt eine abnehmbare
Fernbedienung (WiCo) für einen sicheren
Fernzugriff aus bis zu 10 m.

Durch Anschluss des PT 100-Fühlers kanndie Temperatur des Mediums im Reaktor
gemessen und geregelt werden.
Mit der abnehmbaren Fernbedienung(WiCo) kann das Brückenthermostat
IC control sicher aus bis zu 10 Metern
Entfernung bedient werden.

SICHERHEITS- UND
KOMFORTMERKMALE›› einstellbarer Temperatursicherheitskreis›› mechanische und elektronische
Füllstandserkennung›› optische und akustische Warnsignale›› Umschaltung von externer auf
interne Temperaturkontrolle per
Knopfdruck (control)›› universelle Anwendbarkeit fürinterne und externe Anwendungen›› Kühlschlange im Lieferumfang
enthalten (control)25

Thermostate

Thermostate

HBC 5 | 10 basic und control/// Umwälzthermostate für externe Temperieraufgaben

GROSSESAUSDEHNUNGSVOLUMEN

Zwei der herausragenden Merkmale der HBC Wärmethermostate sind das hochwertig
isolierte Heizbad aus Edelstahl und die leistungsstarke PEEK Druck- und Saugpumpe.
Die hohe Temperaturkonstanz von bis zu ± 0,01 K, die kurzen Aufheizzeiten und die
erweiterten Funktionen des Hightech TFT-Displays mit abnehmbarer Fernbedienung(WiCo) machen das HBC control-Thermostat zur idealen Lösung für anspruchsvolleund komplexe Temperiervorgänge.
Die Maximaltemperatur der HBC control Umwälzthermostate liegt bei + 250 °C(basic: + 200 °C). Die große Oberfläche des Rohrheizkörpers sorgt für optimalen
Wärmeaustausch. Das Thermofluid wird schonend und schnell erwärmt.

Optische und akustische
Warnmeldungen.

USB/RS 232-Schnittstelle zum
Anschluss eines PCs, zur Nutzung vonlabworldsoft® und zur Onlineaktualisierung
der Gerätesoftware.

Integrierte Druck-/Saugpumpe ermöglicht internes und externes Temperieren.

SICHERHEITS- UND
KOMFORTMERKMALE›› ergonomisches Design›› augezeichnete Isolierung für kurze
Aufheizzeiten und verbesserten
Wärmeaustausch›› Sicherheitsablassventil zur
einfachen Entleerung›› einstellbarer Sicherheitskreis›› Umschaltung von externer auf
interne Temperaturkontrolle per
Knopfdruck (control)

Integrierter Transportgriff
an der Geräterückseite, Griffmulden fürergonomischen Transport.

26

HBC 5 basic und control

Der HBC 5 hat ein Volumen
von 5,5 bis zu 7,5 Liter. Das
ergibt ein Nutzvolumen von
2 Liter.

HBC 10 basic und control

Der HBC 10 hat ein Volumen
von 7,5 bis zu 10,5 Liter.
Das ergibt ein Nutzvolumen
von 3 Liter.

Der HBC control hat die Anschlussmöglichkeit externer Magnetventileüber Multi I/O-Anschluss.

ANWENDUNGSBEISPIEL

Der HBC control besitzt eine abnehmbare
Fernbedienung (WiCo) für einen sicheren
Fernzugriff aus bis zu 10 m.

Das HBC Umwälzthermostat eignet sichhervorragend für externe Anwendungen.
Etwa für die Beheizung doppelwandiger
Laborreaktoren, wie dem LR-2.ST von IKA.

Badöffnung: 160 × 90 mm

27

Thermostate

Thermostate

Heizen und Kühlen
/// Heizen und Kühlen mit einem Gerät
Mit vier neuen Geräten für einen Temperaturbereich von - 30 °C bis + 200 °C erweitert
IKA sein Thermostaten-Portfolio mit den kombinierten Kälte-Wärme-Umwälzthermostaten CBC 5 und HRC 2.

CBC 5 basic
Kälte-WärmeUmwälzthermostat- 20 °C

CBC 5 control
Kälte-WärmeUmwälzthermostat

JETZT NEU!

HRC 2 basic
Kälte-WärmeUmwälzthermostat

HRC 2 control
Kälte-WärmeUmwälzthermostat

0 °C- 30 °C+ 200 °C///

CBC 5 basic und control
HRC 2 basic
HRC 2 control+ 100 °C

28

29

Thermostate

Thermostate

CBC 5 basic und control/// Leistungsstarke Kälte-Wärme-Umwälzthermostate
Mit dem CBC 5 steht ein leistungsstarkes Kälte-Wärme-Umwälzthermostat mit
2.500 W Heizleistung und 350 W Kühlleistung zur Verfügung, das durch die bewährte
Druck- und Saugpumpe von HBC und IC bestens für externe Applikationen gerüstet ist.
Die hochwertige Isolierung des Gerätes ermöglicht besonders schnelle Aufheizzeiten
und vermindert Wärmeeintrag bei tiefen Temperaturen.
Sowohl in der basic als auch in der control Variante kann mit einem externen Temperaturfühler auf das Reaktionsmedium temperiert werden. Über die USB oder RS 232Schnittstelle können alle Parameter über eine Software (z. B. labworldsoft® oder
NAMUR-Befehle) ausgelesen, überwacht und vollständig dokumentiert werden.

CBC 5 control
Kälte-WärmeUmwälzthermostat

SICHERHEITS- UND
KOMFORTMERKMALE›› einstellbarer Sicherheitskreis›› Füllstandsüberwachung›› optische und akustische Warnsignale›› RS 232 und USB-Schnittstellen
als Standard›› Multi I/O-Anschluss (nur control)›› Umschaltung von externer auf
interne Temperaturkontrolle per
Knopfdruck (control)›› ausgezeichnete Isolierung›› Sicherheitsablassventil

30

31

Thermostate

Thermostate

0,7

ANWENDUNGSBEISPIEL

0,5

Ein typisches Anwendungsfeld kombinierter
Kälte-Wärme-Umwälzthermostate liegt imTemperieren von Prozessanlagen im
Labor- und Pilotenmaßstab. In unserem Beispiel wird die IKA magic PLANT kombiniert
mit dem Inline-Dispergierer IKA magic LAB
gezeigt. Das Produkt wird zunächst mit dem
CBC 5 control über den Doppelmantel der
IKA magic PLANT erwärmt und im folgenden Dispergier-Prozess mit der Kühlfunktion
auf Ziel-Temperaturlevel gehalten. Abschließend wird das Produkt auf Raumtemperatur
abgekühlt. Die Temperaturregelung erfolgtüber den externen Temperatursensor direkt
auf die Temperatur des Produkts.

0,3

Druck/Sog [bar]3.200 min-1

4.000 min-1

2.000 min-1

0,1
0
- 0,1

- 0,3
- 0,5

Pumpenkennlinie: CBC 5 control und basic
Messung nach DIN 12876-2 mit Wasser bei + 20 °C,
geschlossener Pumpenkreislauf.

0

5

10

15

20

25

30

35

Förderstrom [l/min]

TECHNISCHE DATEN/// CBC 5 basic, Ident-Nr. 0004165000 | CBC 5 control, Ident-Nr. 0004167000
Heizleistung (230 V)

2.500 W

Förderstrom max. (bei 0 bar)

31 l/min- 25 °C bis + 200 °C(- 30 °C erreichbar
bei 2.000 min-1)

Pumpenleistung druckseitig

0,61 barArbeitstemperaturbereich

Pumpenleistung saugseitig

0,45 barKÜHLLEISTUNG/// CBC 5 basic, Ident-Nr. 0004165000 | CBC 5 control, Ident-Nr. 0004167000

32

USB/RS 232-Schnittstelle zum
Anschluss eines PCs, zur Nutzung vonlabworldsoft® und zur Onlineaktualisierung
der Gerätesoftware.

Silent Mode – der Lüfter arbeitet nur
bei Bedarf.

Temperatur

Kühlleistung bei max. Drehzahl

Kühlleistung bei 3.200 min-1+ 20 °C

350 W

400 W

+ 10 °C

320 W

370 W

0 °C

270 W

320 W

- 10 °C

190 W

240 W

- 20 °C

80 W

130 W

Anschluss für einen externen
PT 100-Temperaturfühler.

Das control Gerät besitzt eine abnehmbare
Fernbedienung (WiCo) für einen sicheren
Fernzugriff aus bis zu 10 m.

Der CBC 5 control hat die Anschlussmöglichkeit externer Magnetventileüber Multi I/O-Anschluss.

Der CBC 5 control hat eine Regelgenauigkeit –der leistungsgeregelte Verdichter ermöglicht eine
Temperaturstabilität von bis zu 0,01 K.

33

Thermostate

Thermostate

HRC 2 basic und control/// Kompakte Kälte-Wärme-Umwälzthermostate

JETZT NEU!

Mit dem HRC 2 stellt IKA ein kompaktes Kälte-Wärme-Umwälzthermostat mit 400 W
Kälteleistung und 1.500 W Heizleistung bereit, das zum Temperieren von kleineren
externen Applikationen bestens geeignet ist. Durch die leistungsgesteigerte Druck- undSaugpumpe mit 0,5 bar können auch Applikationen mit größeren Druckverlusten,
wie z. B. Laborreaktoren oder Viskosimeter, mit einem angemessenen Volumenstromam Temperiermedium versorgt werden. Mit einem Level-Konstanter ist auch das
Temperieren von Proben in offenen Bädern möglich.
Die bedarfsgeregelte Kühleinheit arbeitet geräuscharm und äußerst effizient. Durcheinen leicht erreichbaren Luftfilter steht bei regelmäßiger Reinigung immer die
maximale Kühlleistung zur Verfügung.

USB/RS 232-Schnittstelle zum Anschlusseines PCs, zur Nutzung von labworldsoft®
und zur Onlineaktualisierung der Gerätesoftware.

Silent Mode – der Lüfter arbeitet nur bei
Bedarf.

Handling – sicheres und ergonomisches
Handling durch durchdachtes Design.

Der HRC 2 control besitzt einen Anschluss
für einen externen PT 100 Temperaturfühler.

SICHERHEITS- UND
KOMFORTMERKMALE›› einstellbarer Sicherheitskreis›› Füllstandsüberwachung›› optische und akustische Warnsignale›› RS 232 und USB-Schnittstellen
als Standard›› Multi I/O-Anschluss (nur control)

Der HRC 2 control hat die Anschlussmöglichkeit externer Magnetventile über Multi
I/O-Anschluss.

Das control Gerät besitzt eine abnehmbare
Fernbedienung (WiCo) für einen sicheren
Fernzugriff aus bis zu 10 m.

34

35

Thermostate

Thermostate

500
400
300
4,000 min-1
Druck/Sog [bar]200
2,000 min-1

ANWENDUNGSBEISPIEL

3,200 min-1

100

Das Beispiel zeigt einen doppelwandigen 10-Liter-Glasreaktor zum Temperieren von Algen.

0
- 100
- 200
- 300

Pumpenkennlinie: HRC 2 basic und control
Messung nach DIN 12876-2 mit Wasser bei + 20 °C,
geschlossener Pumpenkreislauf.

0

5

10

15

Der HRC 2 eignet sich hervorragend, um konstante Temperaturbedingungen im Reaktor bei Temperaturen
um Raumtemperatur zu erreichen, um eine hohe bzw. kontrollierte Wachstumsrate der Algenbildung einzustellen. Bei temperaturkritischen Anwendungen kann mit dem HRC 2 control mit einem externen Temperaturmessfühler direkt auf das Medium geregelt werden.

20

Förderstrom [l/min]KÜHLLEISTUNG/// HRC 2 basic, Ident-Nr. 0025003742 |HRC 2 control, Ident-Nr. 0025004524

TECHNISCHE DATEN/// HRC 2 basic, Ident-Nr. 0025003742 |HRC 2 control, Ident-Nr. 0025004524

Heizleistung (230 V)

1.500 W

Arbeitstemperaturbereich- 20 °C bis +100 °C |- 30 °C* bis +100 °C

Förderstrom max. (bei 0 bar)

21 l/minPumpenleistung druckseitig

0,5 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,2 barTemperatur

Kühlleistung HRC 2+ 20 °C

400 W+ 10 °C

370 W

0 °C

320 W

- 10 °C

240 W- 20 °C

130 W* - 30 °C erreichbar bei 2.000 min-1

36

37

Thermostate

Thermostate

Kühlen/// 1.400 Watt Kühlleistung kompakt verpackt- 20 °C
IKA erweitert sein Sortiment an hocheffizienten Umwälzkühlern um zwei neue Geräte.
Mit dem RC 5 basic und control stehen ab sofort zwei für eine Kälteleistung von1.400 W äußerst kompakte und leistungsstarke Geräte zur Verfügung.

- 30 °C+ 20 °C
RC 2 basic
RC 2 control | RC 5 basic und control

Kühlen mit Köpfchen – sparen Sie nicht nur kostbares Trinkwasser sondern auchEnergie und senken damit Ihre Betriebskosten.

RC 2 basic
Umwälzkühler

38

RC 2 control
Umwälzkühler

RC 5 basic
Umwälzkühler

RC 5 control
Umwälzkühler

39

Thermostate

Thermostate

RC 2 | RC 5 basic und control/// Energieeffiziente Umwälzkühler
Durch die hohe Energieeffizienz unserer auf R134a basierenden Kältemaschine wirdüber die Produktlebenszeit eine deutlich geringere Menge an Treibhausgasen emittiert als bei vergleichbaren ungeregelten Kältemaschinen mit natürlichem Kältemittel.

IKA UMWÄLZKÜHLER:GUT FÜR DIE UMWELT!

In der Worst-Case-Annahme ergibt sich durch die CO2-Einsparung von 500 g/kWh(im aktuellen Energiemix) bereits nach 1,5 Jahren ein Vorteil für IKA Geräte im Vergleich zu ungeregelten Geräten mit natürlichem Kältemittel (Annahmen: Kältemittel
ist zum Ende der Produktlebenszeit vollständig entwichen; GWP für R134a = 1300,
gemäß IPCC AR5 100 Jahre; bei 250 Arbeitstagen/Jahr; 2 kWh Einsparung/Tag).
Mit dem RC 5 stellt IKA erstmalig einen Umlaufkühler mit dem natürlichem Kältemittel
R290 vor. Kombiniert mit der innovativen bedarfsgesteuerten Regelung verfolgt IKA
damit konsequent die Idee einen Beitrag für eine grüne Zukunft leisten zu wollen!

einfaches Handling der Kühlflüssigkeiten durch die große Öffnung
und den integrierten Einfülltrichter

BEI DER ENTWICKLUNG DER RC UMWÄLZKÜHLER HABEN DIE IKA-INGENIEURE
AUF ENERGIEEFFIZIENZ GESETZT UND EINZIGARTIGE LÖSUNGEN ENTWICKELT.
›› Das Herzstück der RC Umwälzkühler ist ein drehzahlgeregelter Verdichter, mit dessen Hilfe auf den aktuellen Kälteleistungsbedarf reagiert werden kann. So kann der Energieverbrauch markant reduziert und die
Lebensdauer des Verdichters erhöht werden.

Sicherheitsablass an der Gerätevorderseite›› Die hochwertige Schaumisolierung des Vorrattanks minimiert den Energieeintrag aus der Umgebung undhält das Thermofluid kalt.
›› Der luftgekühlte Microchannel-Kondensator sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr. Der hierfür benötigte
Luftstrom wird von einem drehzahlgeregelten Lüfter erzeugt. Dies reduziert den Geräuschpegel und senkt
den Energieverbrauch.

einfach zu
reinigender Luftfilter›› Mit Hilfe des elektronisch gesteuerten Expansionsventils wird eine herausragende Temperaturkonstanz vonbis zu ± 0,05 K erreicht.

40

41

Thermostate

ThermostateÖkonomische Features/// Sparen Sie Kosten

WASSEREINSPARUNG›› Ein mit Leitungswasser gekühlter Rotationsverdampfer (50 l/h) verbraucht bei einer angenommenen
durchschnittlichen Betriebszeit von 6 Stunden an 200 Arbeitstagen 60.000 Liter Wasser pro Jahr. Dieses
Wasser kann bei Verwendung eines Umwälzkühlers eingespart werden. Das schont die Umwelt und senkt
die Betriebskosten (bei einem Kubikmeterpreis von € 4,00) um bis zu € 240,00 pro Jahr.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE FÜHRT ZU ERHEBLICHEN ENERGIEEINSPARUNGEN›› Durch die dargestellten Innovationen der IKA Umwälzkühler, insbesondere durch den drehzahlgeregelten
Kompressor, ist es IKA gelungen, bei vergleichbaren Applikationen im Vergleich zu Wettbewerbsgeräten
bis zu 60 % Energie einzusparen.

400

Leistung [W]350

ENERGIEVERBRAUCH IM WETTBEWERBSVERGLEICH

300
250
200
150
100

›› Beispiel: Energiebedarf eines Kühlers bei einer Standarddestillation von 500 ml Wasser im 1-Liter Verdampferkolben eines Rotationsverdampfers. Wasserbadtemperatur + 60 °C, Druck 70 mbar.
Schon beim Vergleich der mittleren Leistungsaufnahme im Leerlauf der Umwälzkühler (Rotationsverdampfer
ausgeschaltet) wird deutlich, dass der RC 2 von IKA im Vergleich zum Wettbewerber deutlich effizienterarbeitet (Bild 1).
Bei der Betrachtung des Energieverbrauchs über einen ganzen Tag gesehen, wirkt sich die Effizienz noch
stärker aus. Denn die bedarfsgesteuerten IKA Umwälzkühler reduzieren ihre Leistung auf ein Minimum,
angepasst an die tatsächlich benötigte Kühlleistung. Hier zeigt sich, dass der RC 2 im Vergleich zum Wettbewerber weniger als ein Drittel der Energie verbraucht.

Wettbewerber 2(600 W)

Wettbewerber 2(600 W)

Wettbewerber 1(350 W)

Wettbewerber 1(350 W)

IKA RC 2

IKA RC 2

0

100

200

Leerlaufleistung(W)
Leerlaufleistung(W)
Bild 1

300

400

0

2

Destillation 1

50

Destillation 2

Destillation 3

Destillation 4

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zeit [h]Leistung (W) und Energieverbrauch (kWh) über 8 Stunden mit 4 Destillationen
Gesamtenergieverbrauch
des Wettbewerbers 1: 1,85 kWhGesamtenergieverbrauch
IKA RC 2: 0,81 kWh›› Die Abbildung zeigt die Wirkungsweise unserer bedarfsgesteuerten Umwälzkühler (rot) im Vergleich zu einem ungeregelten Kühler (blau). Dargestellt ist ein 8 Stunden Arbeitstag, an dem 4 Destillationen (500 ml
Wasser) durchgeführt worden sind. Gut zu erkennen ist der generell niedrigere Leistungsbedarf im Leerlauf
zwischen den Destillationen sowie die Anpassung der Kühlleistung im Destillationsprozess.

4

Tages-Energieverbrauch(8 vierh) Destillationen
Tages-Energieverbrauch
in kWh bei
mit 4 Destillationen
Bild 2

42

43
400
350
300

Thermostate

Thermostate

RC 2 | RC 5 basic und control/// Energieeffiziente Umwälzkühler
Die RC Kältethermostate sind konzipiert für die schnelle und effiziente Kühlung vonexternen Geräten. Die Kühler zeichnen sich durch kurze Abkühlzeiten bei einer Temperaturstabilität von bis zu ± 0,05 K aus. Der Arbeitstemperaturbereich reicht dabei
von Raumtemperatur bis zu - 30 °C. Die maximale Rücklauftemperatur beträgt + 80 °C.
Durch die drehzahlgeregelte Druck- und Saugpumpe können Sie die Pumpleistung
Ihrem Bedarf anpassen und damit die nach DIN angegebene Kälteleistung übertreffen.

ALLE IKA UMWÄLZKÜHLER JETZT MIT EINEMERWEITERTEN BETRIEBSTEMPERATURBEREICH
BIS + 80 °C, ERWEITERTER ARBEITSTEMPERATURBEREICH BEIM RC 2 CONTROL BIS ZU - 30 °C(50 W KÜHLLEISTUNG BEI 3.200 MIN-1)

Die control Geräte sind mit einem Anschluss für einen externen Temperaturfühler
ausgestattet. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen externen PT 100 Fühler können
Sie die Temperatur direkt in ihrem Zielmedium temperieren.
Über den Wireless Controller (WiCo) des RC 2 und 5 control wird die komfortable Fernsteuerung des Gerätes ermöglicht. So kann der Kühler platzsparend auch an schwer
erreichbaren Stellen im Labor platziert werden.

Energieeffizienz – bis zu 60 Prozent
weniger Energieverbrauch bei Standardanwendungen im Vergleich zu Wettbewerbsgeräten.

Großes Arbeitsvolumen – die große Differenz zwischen maximalem und minimalem
Volumen kann als Arbeitsvolumen für die
externe Temperierung genutzt werden.

Regelgenauigkeit – der leistungsgeregelte
Verdichter ermöglicht eine zehnfach bessere
Temperaturstabilität von bis zu ± 0,05 K.

Die control Geräte besitzen einen Anschluss
für einen externen PT 100 Temperaturfühler.

Silent Mode – der Lüfter arbeitet nur bei
Bedarf.

Der RC 2 und 5 control besitzen eineabnehmbare Fernbedienung (WiCo) für
einen sicheren Fernzugriff aus bis zu 10 m.

RC 2 basic und control
Umwälzkühler

RC 5 basic und control
Umwälzkühler

Handling – sicheres und ergonomisches
Handling durch durchdachtes Design.

44

45

Thermostate

Thermostate

IKA UMWÄLZKÜHLER KÖNNENDANK STARKER DRUCK- UND
SAUGPUMPE AUCH OFFENE BÄDER
KÜHLEN! DAS BEISPIEL ZEIGT EIN VOM
RC 2 AUF - 17 °C GEKÜHLTES BAD.

0,3

Druck/Sog [bar]0,20,11.000 min-102.000 min-1

3.200 min-1

- 0,1
- 0,2
- 0,3

Pumpenkennlinie: RC 2 basic und control
Messung nach DIN 12876-2 mit Wasser bei + 20 °C,
geschlossener Pumpenkreislauf.

0

5

10

20

15

Förderstrom [l/min]

TECHNISCHE DATEN/// RC 2 basic, Ident-Nr. 0004171000 | RC 2 control, Ident-Nr. 0004173000
RC 5 basic, Ident-Nr. 0004181000 | RC 5 control, Ident-Nr. 0004183000
RC 5 basic | control

Kühlleistung (bei + 20 °C)

400 W

1.400 W

Arbeitstemperaturbereich- 20 °C bis RT | - 30 °C bis RT- 30 °C bis RT

Förderstrom max. (bei 0 bar)

18 l/min

31 l/minPumpenleistung druckseitig

0,3 bar0,61 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,2 bar

0,45 bar

0,50,33.200 min-1

4.600 min-1

2.000 min

-1

0,1
0
- 0,1

- 0,3

KÜHLLEISTUNG/// RC 2 basic, Ident-Nr. 0004171000 | RC 2 control, Ident-Nr. 0004173000
RC 5 basic, Ident-Nr. 0004181000 | RC 5 control, Ident-Nr. 0004183000

46

0,7

Druck/Sog [bar]RC 2 basic | control- 0,5Temperatur

RC 2 basic | control

RC 5 basic | control+ 20 °C

400 W

1.400 W

+ 10 °C

370 W

1.200 W

0 °C

320 W

950 W

- 10 °C

240 W

650 W

- 20 °C

130 W

450 W

- 30 °C–

200 W

Pumpenkennlinie: RC 5 basic und control
Messung nach DIN 12876-2 mit Wasser bei + 20 °C,
geschlossener Pumpenkreislauf.

0

5

10

15

20

25

30

35

Förderstrom [l/min]

47

Thermostate

Thermostate

RC 2 | RC 5 basic und control/// Applikationsinformationen
ANWENDUNGSBEISPIEL AEFFIZIENTER EINSATZ DER UMWÄLZKÜHLER BEIM VERDAMPFEN UND EXTRAHIEREN

Bei der Destillation mit Rotationsverdampfern oder der Extraktion mit z. B SoxhletApparaturen hängt die benötigte Kühlleistung von der Größe des Verdampferkolbens
bzw. der Anzahl der Extraktionseinheiten ab.

Der IKA RC 5 eignet sich bestens für die Kühlung mehrerer Rotationsverdampfer, wie hier am Beispiel
der IKA Rotationsverdampfer RV 10 control und RV 8 gezeigt wird. Bei Verwendung eines 1 Liter
Verdampferkolbens ist es (abhängig von dem zu destillierenden Lösungsmittel) möglich, bis zu vier Rotationsverdampfer gleichzeitig zu kühlen, was mit essentiellen Platz-, Energie- und Kosteneinsparungen einhergeht.

Die folgende Tabelle zeigt, wieviele Rotationsverdampfer bzw. Extraktionseinheiten mit
einem IKA Umwälzkühler gekühlt werden können und hilft Ihnen somit für Ihre spezifische Anwendung den idealen Umwälzkühler zu finden.

KÜHLLEISTUNG BEI + 20 °C KÜHLTEMPERATUR
IN ABHÄNGIGKEIT VON DER VERDAMPFERKOLBENGRÖSSE*
600

500
600

ANWENDUNGSBEISPIEL B

500
Bedarf Kühlleistung [W]

Bedarf Kühlleistung [W]

400

300

200

100

Die RC 2 Umwälzkühler sind bestens geeignet zur Kühlung von externen Analysegeräten, wie bspw.
Laborreaktoren, Kalorimetern, Inkubationsschüttlern oder Rotations­­verdampfern. Abgebildet ist der
Umwälzkühler RC 2 basic angeschlossen an das IKA Kalorimeter C 1.

400
300
200
100

0

50

100

250

500

1.000

2.000

3.000

0
0

Kolbengröße [ml]

200

400

600

800

1.000

Kolbenoberfläche [mm2]* Als Referenz-Lösemittel wurde Wasser verwendet. Der Kühlleistungsbedarf kann bei anderen Lösemitteln geringer sein.

UMWÄLZKÜHLER
/// RC 2 basic, Ident-Nr. 0004171000 | RC 2 control, Ident-Nr. 0004173000
RC 5 basic, Ident-Nr. 0004181000 | RC 5 control, Ident-Nr. 0004183000

48

RC 2 basic | control

RC 5 basic | control

Kolbengröße

50 – 100 ml | 250 – 500 ml | 1.000 ml

1.000 ml | 2.000 ml | 3.000 ml | 5.000 ml

Anzahl Rotationsverdampfer (Bild 1)4|2|14|3|2|1

Extraktionseinheiten(Soxhlet-Apparatur – Bild 2)

bis zu 4

bis zu 14

Rotationsverdampfer

Soxhlet-Apparatur

Bild 1

Bild 249

Thermostate

ThermostateTechnische Daten/// Thermostate

TECHNISCHE DATEN/// im Vergleich

50

TECHNISCHE DATEN/// im Vergleich
ICC basic | control
Ident-Nr. 0004134400 |
0004136600

IC basic | control
Ident-Nr. 0003861000 |
0003863000

HBC 5 basic | control
Ident-Nr. 0004125000 |
0004127000

HBC 10 basic | control
Ident-Nr. 0004135000 |
0004137000

GerätetypKompaktes
Einhängethermostat

Brückenthermostat

Sicherheitsklasse

III (FL)

III (FL)

GerätetypUmwälzthermostat

Umwälzthermostat

Sicherheitsklasse

III (FL)

III (FL)

Heizleistung (230 V)

2.000 W

Kühlleistung (bei + 20 °C)–

2.500 W

Heizleistung (230 V)

2.500 W

2.500 W–

Kühlleistung (bei + 20 °C)––

Kältemittel
Arbeitstemperaturbereich––

Kältemittel––

RT + 10 °C bis + 150 °C

RT + 10 °C bis + 250 °C

Arbeitstemperaturbereich

RT + 10 °C bis + 250 °C

RT + 10 °C bis + 250 °C

Betriebstemperaturbereich (mit Fremdkühlung)- 20 °C bis + 150 °C- 20 °C bis + 250 °C

Betriebstemperaturbereich (mit Fremdkühlung)- 20 °C bis + 250 °C- 20 °C bis + 250 °C

Temperaturanzeige

LED | TFT

LED | TFT

Temperaturanzeige

LED | TFT

LED | TFT

Anzeigenauflösung

0,1 °C | 0,01 °C

0,1 °C | 0,01 °C

Anzeigenauflösung

0,1 °C | 0,01 °C

0,1 °C | 0,01 °C

Einstellauflösung

0,1 °C

0,1 °C

Einstellauflösung

0,1 °C

0,1 °C

Temperaturkonstanz nach DIN 12876± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K

Temperaturkonstanz nach DIN 12876± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,02 K | ± 0,01 K

Füllvolumen

abhängig vom
verwendeten Badgefäß

abhängig vom
verwendeten Badgefäß

Füllvolumen

5,5 – 7,5 l

7,5 – 10,5 l

Nutzvolumen

abhängig vom
verwendeten Badgefäß

abhängig vom
verwendeten Badgefäß

Nutzvolumen

2l

3l

Pumpenleistung druckseitig

0,3 bar0,61 bar

Pumpenleistung druckseitig

0,61 bar

0,61 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,2 bar

0,45 bar

Pumpenleistung saugseitig

0,45 bar

0,45 barFörderstrom max.

18 l/min

31 l/minFörderstrom max.

31 l/min

31 l/minAbmessungen (B × H × T)

145 × 340 × 200 mm

285 × 313 × 291 mm

Abmessungen (B × H × T)

275 × 406 × 500 mm

275 × 456 × 506 mm

Gewicht

3,75 kg

8,5 kg | 8,8 kg

Gewicht

17,0 kg | 17,3 kg

18,0 kg | 18,3 kg

Zulässige Umgebungstemperatur

5 – 40 °C

5 – 40 °C

Zulässige Umgebungstemperatur

5 – 40 °C

5 – 40 °C

Zulässige relative Feuchte

80 %

80 %

Zulässige relative Feuchte

80 %

80 %

USB/RS 232-Schnittstellejaja

USB/RS 232-SchnittstellejajaAnschluss für externen PT 100 Fühler

nein | ja

ja

Anschluss für externen PT 100 Fühler

ja

ja

Anschlussgewinde

optional

M 16 × 1

Anschlussgewinde

M 16 × 1

M 16 × 1

Kühlschlange enthalten

nein

nein | ja

Kühlschlange enthaltenjajaMulti I/O-Anschluss enthalten

nein

nein | ja

Multi I/O-Anschluss enthalten

nein | ja

nein | ja€ 900,00 | € 1.400,00€ 2.150,00 | € 2.800,00€ 2.850,00 | € 3.350,00€ 3.050,00 | € 3.550,00

51

Thermostate

Thermostate

TECHNISCHE DATEN/// im Vergleich

TECHNISCHE DATEN/// im Vergleich
CBC 5 basic | control
Ident-Nr. 0004165000 |
0004167000

HRC 2 basic | control
Ident-Nr. 0025003742 |
0025004524

RC 2 basic | control
Ident-Nr. 0004171000 |
0004173000

RC 5 basic | control
Ident-Nr. 0004181000 |
0004183000

GerätetypUmwälzthermostat

Umwälzthermostat

Sicherheitsklasse

III (FL)

III (FL)

GerätetypUmwälzkühler

Umwälzkühler

Sicherheitsklasse––

Heizleistung (230 V)

2.500 W

Kühlleistung (bei + 20 °C)

350 W I 400 W bei 3.200 min-1

1.500 W

Kühlleistung (bei + 20 °C)

400 W

1.400 W

400 W

Kältemittel

R134a

R290

Kältemittel

R134a

R134a

Arbeitstemperaturbereich- 20 °C bis RT | - 30 °C bis RT- 30 °C bis RT

Arbeitstemperaturbereich- 25 °C bis + 200 °C- 20 °C bis + 100 °C |- 30 °C** bis + 100 °C

Betriebstemperaturbereich (mit Fremdheizung)- 20 °C bis + 80 °C |- 30 °C bis + 80 °C- 30 °C bis + 80 °C

Betriebstemperaturbereich (mit Fremdkühlung)- 30 °C** bis + 200 °C- 20 °C bis + 100 °C |- 30 °C bis + 100 °C

Temperaturanzeige

LED | TFT

LED | TFT

Anzeigenauflösung

0,1 °C | 0,01 °C

0,1 °C | 0,01 °C

Temperaturanzeige

LED | TFT

LED | TFT

Einstellauflösung

0,1 °C

0,1 °C

Anzeigenauflösung

0,1 °C | 0,01 °C

0,1 °C | 0,01 °C

Temperaturkonstanz nach DIN 12876± 0,1 K | ± 0,05 K± 0,1 K

Einstellauflösung

0,1 °C

0,1 °C

Füllvolumen

1,5 – 4 l

5,2 – 8 l

Temperaturkonstanz nach DIN 12876± 0,02 K | ± 0,01 K± 0,05 K

Nutzvolumen

2,5 l

2,8 l

Füllvolumen

5–7l

1,5 – 4 l

Pumpenleistung druckseitig

0,3 bar0,61 barNutzvolumen

2l

2,5 l

Pumpenleistung saugseitig

0,2 bar

0,45 bar

Pumpenleistung druckseitig

0,61 bar

0,5 barFörderstrom max.

18 l/min

31 l/minPumpenleistung saugseitig

0,45 bar

0,2 barAbmessungen (B × H × T)

220 × 475 × 525 mm

310 × 490 × 546 mm

Förderstrom max.

31 l/min21 l/minGewicht

28,0 kg | 28,5 kg

37,5 kg

Abmessungen (B × H × T)

275 × 490 × 690 mm

220 × 525 × 475 mm

Zulässige Umgebungstemperatur

5 – 32 °C

5 – 32 °C

Gewicht

39,5 kg

28,5 kg

Zulässige relative Feuchte

80 %

80 %

Zulässige Umgebungstemperatur

5 – 32 °C

5 – 32 °C

USB/RS 232-Schnittstelleja

ja

Zulässige relative Feuchte

80 %

80 %

Anschluss für externen PT 100 Fühler

nein | ja*

nein | ja*

USB/RS 232-SchnittstellejajaAnschlussgewinde

M 16 × 1

M 16 × 1

Anschluss für externen PT 100 Fühler

ja

nein | ja

Multi I/O-Anschluss enthalten

nein

nein | ja

Anschlussgewinde

M 16 × 1

M 16 × 1

Kühlschlange enthalten

nein

nein

€ 3.050,00 | € 4.050,00€ 4.500,00 | € 5.000,00

Multi I/O-Anschluss enthalten

nein | ja

nein | ja€ 4.500,00 | € 5.000,00€ 3.750,00 | € 4.400,00* PT 100 Fühler im Lieferumfang enthalten.

**- 30 °C erreichbar bei 2.000 min-1

52

53

Thermostate

Thermostate

Lieferumfang/// Thermostate

LIEFERUMFANG/// im Vergleich
ICC
basic

ICC
control

Pumpenanschlussset

IC
basic

IC
control

HBC 5 | 10
basic

HBC 5 | 10
control

××

×

Pumpenanschlussset

×

×

×

Kühlschlange CC1

×

×

×

Schnittstelle PT 100

×Kühlschlange CC1
Schnittstelle PT 100

××

Externer PT 100 Fühler

CBC 5
basic

CBC 5
control

×

×

×

×

HRC 2
basic
×

HRC 2
control

RC 2 | 5
basic

RC 2
control

RC 5control

×

×

×

×

×

Externer PT 100 Fühler

×

×

×

×

Schnittstelle USB

×

×

×

×

×

×

Schnittstelle USB

×

×

×

×

×

×

×

Schnittstelle RS 232

×

×

×

×

×

×

Schnittstelle RS 232

×

×

×

×

×

×

×

×

Schnittstelle Multi I/O

×

×

×

×

1 × USB-Kabel (Station)

×

×

×

Schnittstelle Multi I/O
1 × USB-Kabel (Station)

×
×

×

×
×

×

×
×

×

×

1 × USB-Kabel (WiCo)××

1 × USB-Kabel (WiCo)

×

×

×

×

Ladegerät für Wireless Controller

××

Ladegerät für Wireless Controller

×

×

×

×

Netzkabel
Oliven für DN 12 Schläuche (2 ×)

×

×

×

×

×

×

Netzkabel

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Oliven für DN 12 Schläuche (2 ×)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Oliven für DN 8 Schläuche (2 ×)Oliven für DN 8 Schläuche (2 ×)Wandhalterung für WiCo

Wandhalterung für WiCo

HeizenKühlen und Heizen

Kühlen× = im Lieferumfang enthalten

54

55

Thermostate

Thermostate

Zubehör
/// Badgefäße und Abdeckungen

BADGEFÄSSE
/// im VergleichBRÜCKEN UND ABDECKUNGEN/// im Vergleich

BadtypAußengrößen[mm]

Innengrößen[mm]

Badgröße S

Preis

ICC

IB 8 eco,
Ident-Nr. 0004248100

Kunststoffbad,
8l

IB R 9 eco,
Ident-Nr. 0020004382

Kunststoffbad,
9 l, rechtwinklig

356 × 287 × 167

307 × 239 × 151

IB 9 pro,
Ident-Nr. 0004248500

Edelstahlbad,
9l

377 × 374 × 195

292 × 230 × 150

335 × 320 × 155

286 × 227 × 150€ 309,00

Edelstahlbad,
12 l

461 × 354 × 195

317 × 292 × 150

Brücke BS.ICC,
Ident-Nr. 0020003077

S€ 117,00€ 330,00

Brücke BL.ICC
Ident-Nr. 0020003078

M+L€ 117,00€ 435,00

Abdeckung CS.ICC
Ident-Nr. 0004471500

S€ 122,00

Abdeckung CM.ICC
Ident-Nr. 0025000290

M€ 155,00

Abdeckung CL.ICC
Ident-Nr. 0004471600

L€ 155,00

M+L€ 117,00

Abdeckung CM.IC
Ident-Nr. 0004577600

M€ 117,00

Abdeckung CL.IC
Ident-Nr. 0004471800

L€ 155,00

Badgröße M
IB 12 pro,
Ident-Nr. 0004577500

passend für Bäder
folgender GrößePreis€ 496,00
IC

Badgröße L
IB 18 eco,
Ident-Nr. 0004248200

Kunststoffbad,
18 l

IB 24 HF eco,
Ident-Nr. 0020006884

Brücke BS.IC,
Ident-Nr. 0004472800
584 × 338 × 155

490 × 286 × 150€ 435,00

Kunststoffbad,
24 l, hohe Form

584 × 338 × 205

490 × 286 × 200€ 495,00

IB R 20 eco,
Ident-Nr. 0020004383

Kunststoffbad,
20 l, rechtwinklig

552 × 365 × 167

504 × 317 × 151€ 440,00

IB R 52 eco,
Ident-Nr. 0020007044

Kunststoffbad,
52 l, rechtwinklig

648 × 365 × 316

600 × 317 × 300€ 605,00

IB R RO 15 eco,
Ident-Nr. 0020006341

Kunststoffbad,
für Magnetrührer
RO 15

722 × 365 × 165

674 × 317 × 98

€ 770,00

IB 20 pro,
Ident-Nr. 0004248600

Edelstahlbad,
20 l

641 × 354 × 195

495 × 292 × 150€ 596,00

Floating globes, PP›› aus Polypropylene›› zur Abdeckung offener
Wasserbäder›› nur mit Wasser verwendbar›› ø 20 mm›› 500 Stück

Information: eco › Wasser, + 100 °C | pro › Wasser, Öl, + 200 °C

IB 18 eco
Kunststoffbad, 18 l

56

IB HF 24 eco
Kunststoffbad,
hohe Form, 24 l

IB 9 pro
Edelstahlbad, 9 l

IB 20 pro
Edelstahlbad, 20 l

IB R RO15 eco
für Magnetrührer RO 15

BS.ICC
BrückeCS.ICC
AbdeckungIdent-Nr. 0020003666€ 105,00

57

Thermostate

Thermostate

Zubehör
/// Badeinsätze

BADEINSÄTZE
/// im Vergleich

SCHWIMMSTÄNDER
/// im Vergleichø Probengefäße
[mm]

Tiefe
[mm]

Eintauchtiefe [mm]Anzahl der
Probengefäße

Floating tube rack 1
Ident-Nr. 0020003667

13

100

70

57

€ 76,00

Tube rack, 17 mm, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004027

17

100

100

37

€ 76,00

Tube rack, 22 mm, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004028

22

100

50

22

€ 76,00

13

100

70

73

€ 128,00

Tube rack, 17 mm, ML, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004030

17

100

100

47

€ 128,00

Tube rack, 22 mm, ML, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004031

22

100

50

30

€ 128,00

Variable Testglaseinsätze für Bäder M / L
Anzahl Testglaseinsätzen mit ICC: 1 / 2 | Anzahl Testglaseinsätzen mit IC: 1 (nur L)
Variable rack, ICC, ML, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004032

VerpackungseinheitPreis

1,5 / 2,0 ml

24

5 Stück€ 29,00

Floating tube rack 2
Ident-Nr. 0020003668

15 ml

8

5 Stück€ 29,00

Floating tube rack 3
Ident-Nr. 0020003669

50 ml

4

5 Stück€ 29,00

HALTEKLAMMERN/// für Ident.-Nr. 20004032, 20004614, 20006212, 20007353

Testglaseinsatz für Badgrößen M / L
Anzahl an Testglaseinsätzen mit ICC: 1 / 3 | Anzahl an Testglaseinsätzen mit IC: 2 (nur L)
Tube rack, 13 mm, ML, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004029

max. Anzahl
an Proben

Preis

Testglaseinsatz für Badgröße S
Anzahl an Testglaseinsätzen mit ICC: 1
Tube rack, 13 mm, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004026

geeignete
Probengefäße

–

132

–

–

€ 165,00

Inlay 1, variable rack, ICC, 2 Stk.
Ident-Nr. 0020004033

13–

0 – 120*84€ 55,00

Inlay 2, variable rack, ICC, 2 Stk.
Ident-Nr. 0020004034

17–

0 – 120*51€ 55,00

Inlay 3, variable rack, ICC, 2 Stk.
Ident-Nr. 0020004035

22–

0 – 120*33€ 55,00

AS 2.1 Halteklammer
Ident-Nr. 0001234300

geeignete Probengefäße

Preis

25 ml

€ 21,00

AS 2.2 Halteklammer
Ident-Nr. 0001234400

50 ml€ 21,00

AS 2.3 Halteklammer
Ident-Nr. 0001234500

100 ml€ 21,00

AS 2.4 Halteklammer
Ident-Nr. 0001234600

200 / 250 ml€ 41,00

AS 2.5 Halteklammer
Ident-Nr. 0001234700

500 ml€ 41,00

Stellböden Größe L
Anzahl an Testglaseinsätzen mit ICC: 1; außer bei Bodenplatte L: 0 | Anzahl an Testglaseinsätzen mit IC: bei Variable Bottom: 1; sonst 0
Variable bottom, ICC, Edelstahl
Ident-Nr. 0020004614–

240

0 – 115–€ 365,00

Bodenplatte L
Ident-Nr. 0020006212–

460

50 – 110–€ 397,00

Bodenplatte L.ICC
Ident-Nr. 0020007353–

290

50 – 110–€ 333,00

Tube rack
13 mm, S, Edelstahl

Variable rack ICC
ML, Edelstahl
in Kombination mit Inlay 1

Variable bottom ICC
L, Edelstahl

Bodenplatte L* in 15 mm Schritten

58

59

Thermostate

Thermostate

Zubehör
/// Thermofluide
60

50

Viskosität [mm2/s]

40

chemischer
Hauptbestandteil›› Silikonöl (Si)Typ Thermofluid›› Heizfluide (HF)›› Universalfluide (UF)Viskosität

UF.Si.150.N30.10 LV

20

HF.Si.20.200.50

10

UF. Si. N20.150. 20 LV
Minimal-/Maximaltemperatur

30

Zusatz›› Low viscosity (LV)›› Additiviert (A)0

HF.Si.20.250.50A
-30

10

50

90

130

170

210

250

290

Temperatur [°C]

TEMPERIERFLÜSSIGKEITEN AUF SILIKONÖL-BASIS/// im Vergleich
Temperaturbereich

Viskosität
bei + 25 °C

Farbe

Menge

Preis

HF.Si.20.250.50 A
Ident-Nr. 0020003521+ 20 °C bis+ 250 °C*

50 mm2/s

rötlich-durchscheinend

10 kg€ 450,00

HF.Si.20.200.50
Ident-Nr. 0020003520+ 20 °C bis+ 200 °C**

50 mm2/s

klar

10 kg

€ 400,00

10 mm2/s

klar

9 kg

€ 400,00

Heizfluide

Universalfluid
UF.Si.N30.150.10 LV
Ident-Nr. 0020003518- 30 °C bis+ 150 °C**** + 250 °C nur in geschlossenen Bädern (HBC), sonst + 200 °C** + 250 °C nur kurze Zeit in geschlossenen Bädern
*** + 130 °C in offenen Bädern

60

61

Thermostate

Thermostate

Zubehör
/// TemperierschläucheTECHNISCHE DATEN/// im Vergleich

TECHNISCHE DATEN/// im Vergleich
H.PVC.8 | H.PVC.12
Ident-Nr. 0004568800 |
0004568900

H.SI.8 | H.SI.12
Ident-Nr. 0004569000 |
0004569100

H.PUR.8.R | H.PUR.12
Ident-Nr. 0020004612 |0020004613

Verpackungseinheit222, inkl. 4 Schlauchschellen

Länge

1,5 m

1,5 m

H.FKM.8 | H.FKM.12
Ident-Nr. 0004569200 |
0004569300

LT 5.20 | LT 5.21
Ident-Nr. 0002606700 |
0020000988

Verpackungseinheit

2, inkl. 4 Schlauchschellen (nur H.FKM.8)

2

1,5 m

Länge

1,5 m

1,5 m

Material

Viton (FKM/FPM)

Edelstahl | PTFE

Material

PVC

SilikonPUR klar verstärkt |PUR klarØ innen [mm]8 | 12

8 | 12

8 | 12

Ø innen [mm]8 | 12

10 | 13Ø außen [mm]12 | 16

12 | 16

12 | 16Ø außen [mm]12 | 1645 | 38

Anschluss

für Schlaucholive

für Schlaucholive

für Schlaucholive

Anschluss

für Schlaucholive/M 16 × 1

M 16 × 1

Temperaturbereich- 20 °C bis + 60 °C- 30 °C bis + 180 °C- 30 °C bis + 90 °C

Temperaturbereich- 30 °C bis + 180 °C- 30 °C bis + 300 °C | - 30 °C bis + 260 °C

max. Betriebsdruck (+ 20 °C)

drucklos zu betreiben

drucklos zu betreiben

8 bar | 3 bar

max. Betriebsdruck (+ 20 °C)

6 bar/1 bar (>1 bar auf Anfrage)

6 bartransparent

milchig-transparent

milchig-transparent |transparent

Farbe

schwarz (zusätzliche
Ummantelung aus Edelstahl)rot€ 11,00 | € 14,00€ 28,00 | € 34,00€ 52,00 | € 64,00€ 264,00 | € 323,00€ 1.050,00 | € 827,00

Farbe

H.PVC.8

H.PVC.12

H.SI.8

H.SI.12WasserSilikonöl
Ethylenglykol

H.PUR.8.R H.PUR.12

H.FKM.8

H.FKM.12

LT 5.20

LT 5.21

ISO.8›› Schlauchisolierung für
Schläuche DN 8›› 1,5 m›› 2 Stk.

ISO.12›› Schlauchisolierung für
Schläuche DN 12›› 1,5 m›› 2 Stk.

Ident-Nr. 0004569400

Ident-Nr. 0004569500€ 23,00€ 30,00

Mineralöl
EthanolBESTÄNDIGKEIT
sehr gute Beständigkeit bei + 80 °C
nicht beständig
nicht bei › + 30 °C betreiben

62

63

Thermostate

Thermostate

Zubehör
/// Thermostate

ABSPERRHÄHNE & MAGNETVENTILE/// im Vergleich

SCHLAUCHOLIVEN & ADAPTER/// im Vergleich

Beschreibung

Anschluss

Preis

MV 1
Ident-Nr. 0020003763

Magnetventil zur Kühlwasserregelung, 0 °C bis + 90 °C, max. 10 bar

2 Schlaucholiven DN8 enthalten€ 368,00

Olive für DN 6 Schläuche
Ident-Nr. 0020004667

CO V 1
Ident-Nr. 0020000249

Absperrventil für externe
Temperierung,- 40 °C bis + 180 °C, max. 1 bar

direkt am Thermostat, zweite
Seite für Schlaucholiven M 16 × 1€ 560,00

Kugelhahn, komplett öffnend

einseitig mit Überwurfmutter fürMontage an Gewinde M 16 × 1 .
Zweiter Anschluss M16×1

Ball valve M 16 × 1
Ident-Nr. 0020004620€ 75,00

SONSTIGES ZUBEHÖR/// für Thermostate

CO V 164

Verpackungseinheit

Preis

Schlauchadapter für Schlauch DN 6

2€ 30,00

Olive für DN 8 Schläuche
Ident-Nr. 0020004566

Schlauchadapter für Schlauch DN 8

2€ 25,00

Olive für DN 10 Schläuche
Ident-Nr. 0020004568

Schlauchadapter für Schlauch DN 10

2€ 30,00

Olive für DN 12 Schläuche
Ident-Nr. 0020004889

Schlauchadapter für Schlauch DN 12

2€ 25,00

Adapter NPT 1/4
Ident-Nr. 0020004569

Adapter M 16 × 1 auf NPT 1/4

2€ 37,00

Adapter NPT 1/2
Ident-Nr. 0020004570

Adapter M 16 × 1 auf NPT 1/2

2€ 117,00

Adapter NPT 3/4
Ident-Nr. 0020004571

Adapter M 16 × 1 auf NPT 3/4

2€ 140,00

Beschreibung

Preis

Pumpenanschlussset für ICC€ 135,00

Überwurfmutter M 16 × 1
Ident-Nr. 0020004583

Mutter zur Befestigung von Schlaucholive, Blindstopfen, NPT-Adapter

2€ 35,00

PT 100.30
Ident-Nr. 0004284700

Temperaturmessfühler, Edelstahl, 250 mm€ 279,00

Blindstopfen
Ident-Nr. 0020004584

zum Verschluss, in Kombination
mit Überwurfmutter2€ 35,00

PT 100 extension (Lemo)
Ident-Nr. 0020004629

Verlängerung Temperaturfühler PT 100, Lemo Stecker, 3 Meter€ 165,00

Elbow tube 90°
Ident-Nr. 0025001212

90° Rohr-Adapter, z. B. zum knickfreien Anschluss von Schläuchen

1€ 70,00

WH 10
Ident-Nr. 0020000984

Wandhalterung für WiCo

€ 17,00

PC 1.1
Ident-Nr. 0002616700

RS 232 Kabel, 3 m€ 31,00

labworldsoft® 6 Pro
Ident-Nr. 0020017366

Laborsoftware€ 8.900,00

labworldsoft® 6 Lite
Ident-Nr. 0020017364

Laborsoftware€ 3.900,00

Olive für
6 mm/8 mm
Schlauchadapter

Adapter NPT 1/4
Adapter M 16 × 1 auf
NPT 1/4 (male)

Adapter NPT 1/2
Adapter M 16 × 1 auf
NPT 1/2 (male)

Blindstopfen
zum VerschlussÜberwurfmutter
M 16 × 1
Mutter zur Befestigung

Elbow tube 90°
90° Rohr-Adapter

PCS.ICC
Ident-Nr. 0004471900

MV 1

Beschreibung

CC1›› Kühlschlange für IC basic

CC2›› Kühlschlange für ICC

Mechanischer Niveauregler›› Füllstandsüberwachungzum Betrieb von
Umwälzthermostaten/
Kühlern an offenen Bädern

Ident-Nr. 0020005116

Ident-Nr. 0025001061

Ident-Nr. 0020004618€ 123,00€ 115,00€ 300,00

Adapter NPT 3/4
Adapter M 16 × 1 auf
NPT 3/4 (male)

65

Thermostate

Thermostate

ICC Paketangebote/// Wärme-Badthermostate undWärme-Bad- und Umwälzthermostate

TECHNISCHE DATEN/// ICC Packages
Badgröße

SIE KÖNNEN ECO-BÄDER (KUNSTSTOFF)BEI TEMPERATUREN BIS + 100 °C
VERWENDEN (NUR MIT H2O). SIE KÖNNEN
PRO-BÄDER (EDELSTAHL) BEI TEMPERATUREN
BIS + 200 °C VERWENDEN.

ICC basic eco 8
Ident-Nr. 0008034900
ICC control eco 8
Ident-Nr. 0008035300

Gesamtmaß: 320 × 335 × 349 mm
Badöffnung: 188 × 105 mm*
max. Badöffnung: 227 × 118 mm**

ICC basic pro 12
Ident-Nr. 0010000414

Kühlschlange

ICC control pro 12
Ident-Nr. 0010000415

M

ICC basic eco 18
Ident-Nr. 0008035000
ICC control eco 18
Ident-Nr. 0008035400
ICC basic pro 20
Ident-Nr. 0008035200

Abdeckung€ 1.251,00€ 1.751,00

S

ICC control pro 9
Ident-Nr. 0008035500

BadbrückePreis

ICC Package 1 – Wärme-Badthermostate | beinhaltet: ICC Thermostat, Bad, Brücke

ICC basic pro 9
Ident-Nr. 0008035100

ICC basic oder control Kopf

Abmessungen (B × T × H)*

Gesamtmaß: 374 × 377 × 388 mm
Badöffnung: 195 × 100 mm*
max. Badöffnung: 230 × 121 mm**

€ 1.377,00

Gesamtmaß: 354 × 461 × 388 mm
Badöffnung: 255 × 127 mm*
max. Badöffnung: 292 × 147**€ 1.438,00

Gesamtmaß: 338 × 584 × 349 mm
Badöffnung: 245 × 305 mm*
max. Badöffnung: 286 × 325 mm**

€ 1.377,00

Gesamtmaß: 354 × 641 × 388 mm
Badöffnung: 255 × 309 mm*
max. Badöffnung: 292 × 325 mm**

€ 1.538,00€ 1.877,00€ 1.938,00€ 1.877,00

L

ICC control pro 20
Ident-Nr. 0008035600€ 2.038,00

ICC Package 2 – Wärme-Bad- und Umwälzthermostate | beinhaltet: ICC Thermostat, Bad, Badbrücke,Abdeckung, Pumpenanschlussset, Kühlschlange, PT 100.30 (nur bei control-Version)
ICC basic eco 8 c
Ident-Nr. 0008035700
ICC control eco 8 c
Ident-Nr. 0008036100

Bad
Pumpenanschlussset
PT 100 Fühler
(nur bei control-Version)

ICC control pro 9 c
Ident-Nr. 0008036300

ICC Package 1›› ICC basic/control Kopf›› Badbrücke›› BadICC Package 2›› ICC basic/control Kopf›› Badbrücke›› Bad›› Abdeckung›› Kühlschlange›› Pumpenanschlussset›› PT 100 Fühler
(nur bei control-Version)ab € 1.251,00

ab € 1.598,00

ICC control pro 12 c
Ident-Nr. 0010000417

M

ICC basic eco 18 c
Ident-Nr. 0008035800
ICC control eco 18 c
Ident-Nr. 0008036200
ICC basic pro 20 c
Ident-Nr. 0008036000
ICC control pro 20 c
Ident-Nr. 0008036400€ 1.598,00€ 2.327,00

S

ICC basic pro 9 c
Ident-Nr. 0008035900

ICC basic pro 12 c
Ident-Nr. 0010000416

66

Gesamtmaß: 320 × 335 × 349 mm
Badöffnung: 188 × 105 mm*
max. Badöffnung: 227 × 118 mm**Gesamtmaß: 374 × 377 × 388 mm
Badöffnung: 195 × 100 mm*
max. Badöffnung: 230 × 121 mm**

€ 1.724,00

Gesamtmaß: 354 × 461 × 388 mm
Badöffnung: 255 × 127 mm*
max. Badöffnung: 292 × 147**€ 1.818,00

Gesamtmaß: 338 × 584 × 349 mm
Badöffnung: 245 × 305 mm*
max. Badöffnung: 286 × 325 mm**

€ 1.757,00

Gesamtmaß: 354 × 641 × 388 mm
Badöffnung: 255 × 309 mm*
max. Badöffnung: 292 × 325 mm**

€ 1.918,00€ 2.453,00€ 2.547,00€ 2.486,00

L€ 2.647,00* Maximale Größe einer auf den Boden des Bades platzierbaren Platte.
Eintauchtiefe für alle Bäder mit ICC: 85 bis 125 mm.
** Maximale Abmessungen der Badöffnung an der oberen Badkante.

67

Thermostate

Thermostate

IC Paketangebote/// Wärme-Bad- und Umwälzthermostate

ICC RO 15 Package›› Thermostat ICC basic/ICC control›› Magnetrührer RO 15›› Badgefäß IB R RO 15 eco›› Brücke BL.ICC

IC Package›› IC Thermostat›› Bad›› Badbrücke›› Abdeckung›› Kühlschlange**›› PT 100.30

ab € 3.200,00

ab € 3.182,00

TECHNISCHE DATEN/// ICC RO 15 Package

TECHNISCHE DATEN/// IC Package
Badgröße

Abmessungen (B × T × H)

Preis

ICC RO 15 Package | beinhaltet: ICC Kopf, Badbrücke BL.ICC, Badgefäß IB R RO 15 eco, Mehrstellenmagnetrührer RO 15
ICC basic IB R RO 15 eco
Ident-Nr. 0010002471
ICC control IB R RO 15 eco
Ident-Nr. 0010002474

Eintauchtiefe mit IB R RO 15: 35 bis 75 mm.

LGesamtmaß: 365 × 722 × 388 mm
Badöffnung: 317 × 492 mm€ 3.200,00€ 3.700,00

BadgrößePreis

IC Package - Wärme-Bad- und Umwälzthermostate | beinhaltet: IC Thermostat, Bad,Badbrücke, Abdeckung, Kühlschlange**, PT 100.30
IC basic pro 12 c
Ident-Nr. 0008039900

M

IC control pro 12 c
Ident-Nr. 0008040000
IC basic pro 20 c
Ident-Nr. 0008036800
IC control pro 20 c
Ident-Nr. 0008037200

68

Abmessungen (B × T × H)*

L

Gesamtmaß: 354 × 461 × 359 mm
Badöffnung: 255 × 80 mm*
max. Badöffnung: 292 × 105 mm***Gesamtmaß: 354 × 641 × 359 mm
Badöffnung: 255 × 262 mm*
max. Badöffnung: 292 × 278 mm**** Maximale Größe einer auf den Boden des Bades platzierbaren Platte. | ** Im IC control-Gerät bereits enthalten.
Eintauchtiefe für alle Bäder mit IC: 95 bis 135 mm.
*** Maximale Abmessungen der Badöffnung an der oberen Badkante.

€ 3.182,00€ 3.659,00€ 3.320,00€ 3.797,00

69

Thermostate

Thermostate

labworldsoft® Software

Kalibrierung und Justage/// Moderne Software mit einem innovativen
visuellen Ansatz für die Laborautomatisierung/// Zwei- oder Dreipunkt-Kalibrierung

Die Software labworldsoft® ermöglicht die Vernetzung beliebiger Laborgeräte, die gleichzeitig über einen PC gesteuert werden können. Nicht nur
IKA Produkte, sondern auch Laborgeräte anderer Hersteller lassen sich mit
labworldsoft® bedienen.
So wird die Automatisierung und Dokumentation Ihrer Laborexperimente
und -verfahren einfacher und effizienter.

Der interne und – falls vorhanden – externe Temperatursensor können
wahlweise mit einer Zwei- oder Dreipunkt-Kalibrierung justiert werden. Auf
Wunsch kann die Kalibrierung auch werksseitig durch das IKA Serviceteamoder durch einen nach ISO und DAkks zertifizierten externen Partner
durchgeführt werden.

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unsere Serviceabteilung unter
00 8000 4524357 (00 8000 IKAHELP) oder per eMail anservice@ika.de.

labworldsoft® 6 Pro

Ident-Nr. 0020017366€ 8.900,00

labworldsoft® 6 Lite

Ident-Nr. 0020017364€ 3.900,00

HARD- UND SOFTWAREANFORDERUNGEN/// labworldsoft® Software

VERSUCHEN SIE ES SELBST!
Holen Sie sich Ihre voll funktionsfähige
30-Tage-Testversion.
Download unter: www.labworldsoft.com

70

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit Betriebssystem) mit mindestens 2
GB RAM und 100 MB freiem Festplattenspeicher. Für manche
Geräte ist die Installation spezifischer Gerätetreiber notwendig.
Für besondere Anforderungen können Kommunikationsschnittstellen über Adapter am PC nachgerüstet werden.

71

Thermostate

Thermostate

Customizing Center

IKA Application Support

Wir möchten stets sicherstellen, dass unsere Produkte Ihnen
Lösungen bieten, die Sie voranbringen.
Sollte Ihnen unser Standardrepertoire nicht die Lösung bieten, die Sie
suchen, so wenden Sie sich gerne jederzeit an unser Customizing Center.
Unser Team prüft die Machbarkeit und setzt Ihren Produktwunsch um.

Unser Application Center umfasst 400 m² und bietet moderne Einrichtungen zur Präsentation und zum Testen von Laborgeräten
und -prozessen. Das bringt uns noch näher an unsere Kunden undverbessert unseren Service. Hier können Interessenten und Kunden
Prozesse testen, die das Rühren, Schütteln, Dispergieren, Mahlen,
Aufheizen, Analysieren und Destillieren beinhalten.

Weitere Informationen mit Beispielen bereits umgesetzter
Produktänderungswünsche finden Sie hier: www.ika.com.

Rufen Sie uns an unter 00 8000 4522777 (00 8000 IKAAPPS)
oder schicken Sie uns eine eMail an applicationsupport@ika.de.

Weltweites Service-Netzwerk/// Direkte Ansprechpartner in Ihrer Region
Unser engagiertes Team von Ingenieuren bietet weltweit umfassenden
technischen Service. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Servicefragen direkt
an IKA oder Ihren Händler zu wenden. Für Ersatzteile garantiert IKA eine
Lieferbarkeit von 10 Jahren.

Unser Application Center umfasst
400 m² und bietet moderne Einrichtungen zur Präsentation und zum Testen
von Laborgeräten und -prozessen.

Senden Sie uns Ihre Probe.
Wir machen den Test mit dem
passenden Gerät – innerhalb von
48 Stunden.

Wir helfen Ihnen gerne, das perfekte
Gerät für Ihre Anwendung zu finden.

Interessenten und Kunden können
Prozesse testen, die das Rühren,
Schütteln, Dispergieren, Mahlen,
Aufheizen, Analysieren und Destillieren beinhalten.

Im Falle von Gerätestörungen oder technischen Fragen zu den Geräten,der Instandhaltung und Ersatzteilen rufen Sie uns bitte unter
00 8000 4524357 (00 8000 IKAHELP) an oder schicken Sie uns eine
eMail an service@ika.de.

72

73

DE

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland
Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

KOREA
IKA Korea Ltd.
Telefon: +82 2 2136 6800
eMail: info@ika.kr

BRASILIEN
IKA Brasil
Telefon: +55 19 3772 9600
eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Telefon: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

INDIENIKA India Private Limited
Telefon: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

CHINA
IKA Works Guangzhou
Telefon: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

JAPAN
IKA Japan K.K.
Telefon: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

POLEN
IKA Poland Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

ENGLAND
IKA England LTD.
Telefon: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

THERMOSTATE VON IKA.

USA
IKA Works, Inc.
Telefon: +1 910 452-7059
eMail: sales@ika.net

201805_ThermostateLab_DE_IWS_EUR_ 94000320/// WELTWEITVIETNAMIKA Vietnam Company Limited
Telefon: +84 28 38202142
eMail: sales.lab-vietnam@ika.com/// SOCIAL MEDIA

Erleben und bestellen Sie die faszinierenden Produkte von IKA online:
www.ika.com

IKAworldwide

IKAworldwide /// #lookattheblue

Preis- und technische Änderungen vorbehalten.
Preise gültig bis 31. Oktober 2018.
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.

@IKAworldwide

www.ika.com/// ONLINESHOP