AM/FM信号発生器

MAS-8421A

「MAS-8421A」は、100kHz ～ 170MHz の RF 信号発生器と変調用内部信号発生器及び AM/FM モノ
ラル、FM ステレオの変調信号発生部すべてに DDS 方式を採用した AM/FM 標準信号発生器です。
＊外部変調入力は AM/FM モノラルに対応しています。

MAS-8421A は生産ラインの検査用途のみならず、ラジオ受信機の評価にもご活用いただけます。
また、高出力 132dB μ V（EMF）が標準搭載されており、強電界テスト領域での高出力ニーズにお応え致します。

「MAS-8421A」専用制御ソフトウェアとの連携「MAS-8421A」の操作および制御は、全て専用のソフトウェアを介して行います。

■ 信号品質の改善により生産ラインだけではない、使用用途の創出■ 高出力標準装備（最大 132dBuV（EMF) まで出力可能）■ SG 専用アプリケーションによる、容易な制御を実現■ API での外部制御も可能■ 軽量・コンパクトな省スペース設計「MAS-8421A」のアプリケーション例■ DUTの復調音声計測
LAN■ ソフトウェア制御のメリット

LAN● API コマンドを利用して作業プログラムを作成し、設定から測定までの一連の流れを自動化
制御PC● ハードウェア操作がないことで、設定ミスや操作ミスが軽減● ネットワーク接続により、リモート制御が可能

MAS-8421A

AM 設定

FM 設定

1. MAS-8421A から AM/FM 信号を出力

音声出力

2. DUT で復調した音声を計測
API の利用で自動計測も可能となります。

オーディオアナライザ

AM or FM信号

疑似空中線

DUT
アンテナ入力■ FM多重放送の検査■ ソフトウェア動作環境
OS

Microsoft Windows 10

CPUIntel、AMD 3 GHz以上

Memory4 GB以上HDD空き容量10 GB以上

MAS-8421A

CD-ROMドライブ

インストール時に必要

インターフェースUSB、Ethernet

画面解像度

1024×768以上

FM 多重信号発生器と組み合わせるこUSBドライバ (弊社より提供) のインストールが必要.NET Framework Ver.4.7.2 以上のインストールが必要とで、VICS 機能等の評価を行うことがその他

DARC/RDS信号
外部変調入力へ接続

出力値設定は、いずれもマウスおよびキーボード入力での操作が可能です。
また、MAS-8421A にモニターとマウスを接続することで、PC 無しでもご利用いただくことができます。

FM多重信号発生器

FM多重信号できます。

疑似空中線

DUT
アンテナ入力

■ 仕様
型名
出力方式
周波数範囲
設定分解能
周波数確度
出力レベル範囲
設定分解能
RF信号出力

出力レベル確度

標準

出力インピーダンス
VSWR
スプリアス
残留FM
残留AM
漏洩妨害
アッテネータRANGE OUT
周波数偏移
内部変調
設定分解能
変調確度
ひずみ率

FM変調

寄生AM
プリエンファシス

外部変調

周波数範囲
周波数特性
インピーダンス
入力電圧

MAS-8421A
DDS 方式
100kHz ～ 170MHz
100 Hz±5×10⁻⁶-20dBµV ～ 132dBµV（EMF)
0.1 dB±1.5 dB :0 ～ 132 dBμV (EMF)±2.0 dB :-20 ～ 0 dBμV (EMF)
50 Ω
≦1.3
高調波 : ≦-30dBc / 非高調波 : ≦-40dBc≦-80dB(AF 1kHz, FM 75kHz)≦-55dB(AF 1kHz, AM 30%)
0dBµV出力時の性能に影響しない
半導体
外部リレー駆動用信号出力
0kHz ～ 135kHz
RF≦35MHz 25% (carrier frequency)
10 Hz ～ 100 kHz
分解能：1 Hzステップ
0.1kHz10.7 MHz ±1 MHz、76 MHz ～ 108 MHz : ± (設定値×0.1+0.5) kHz
0.3 MHz ～ 170 MHz : ± (設定値×0.1+1) kHz≦0.05% (10.7MHz ± 1MHz, 76 ～ 108MHz)≦0.1% (0.3MHz ～ 170MHz)(AF 1kHz, FM 75kHz, BW50～20kHz, DE-EMPHASIS 50μs)≦0.5%(10.7MHz ± 1MHz, 76 ～ 108MHz)(AF 1kHz, FM 75kHz)
25μs / 50μs / 75μs / OFF※25μs / 50μs / 75μs設定時：（プリエンファシスをON時）

高域信号のひずみ防止対策として、プリエンファシスOFFレベルに対し低域平坦部で20dBレベルが低下します。

内部変調周波数
FMステレオ変調

変調モード
分離度
変調度設定範囲
設定分解能
パイロット設定範囲
パイロット設定分解能
変調度設定範囲
設定分解能
変調度確度

AM変調

RF周波数(MHz)
ひずみ率
内部変調周波数
外部変調

一般仕様
インターフェース
定格電源電圧
消費電力
外形寸法（W × H × D mm）
質量
確度保障温度・湿度範囲
保管温度・湿度範囲

0.4 ～ 1.7
0.15 ～ 170
周波数範囲
周波数特性
インピーダンス
入力電圧0 ～ 30%≦ 0.5%≦ 1.5%

50Hz ～ 100kHz±1dB (1kHz 基準)
10kΩ(不平衡)
1Vp-p ± 2%
LEFT 10Hz ～ 15kHz, 分解能：1Hzステップ
RIGHT 10Hz ～ 15kHz, 分解能：1Hzステップ
MONOモード以外は15kHz以上の設定は保証しません
MONO / L=R / L / R / L=-R / L&R / OFF≧ 55dB at 1kHz, ディエンファシス 50µs
0 ～ 135％（75kHz/100％） (MONOのみ ～150%)
1%
0 ～ 15％0.1%
0 ～ 100％>126dBµV(EMF) 30％ Max
0.1%
0.4 MHz ～ 1.7 MHz ：± ( 設定値× 0.1+1)%
0.15 MHz ～ 170 MHz ：± ( 設定値× 0.1+2 )%AF 1kHz, 変調度 ≦80%, RF 出力 ≦126dBμV(EMF)
変調度30.1 ～ 60%≦ 1.5%≦ 3.0%
ただし、RF出力レベル 120dBμV（EMF）
10Hz ～ 20kHz,分解能：1Hzステップ
50Hz ～ 20kHz± 1dB (1kHz 基準)
10k Ω ( 不平衡)
1Vp-p ± 2%60.1 ～ 80%≦ 3.0%≦ 5.0%HDMI × 1 / LAN（TCP/IP, 10/100 Base-T） × 1 / USB-A × 3 / USB-B × 1
AC100V ～ 240V 50/60Hz
約20VA
240×100×385
約4㎏
10℃～ 35℃、5％～ 85％ RH（結露無きこと)-10℃～ 50℃、5％～ 95％ RH（結露無きこと)●このカタログの記載内容は、2023 年 4 月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。
製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。

パワエレ営業部●記載されている会社名・お問い合わせ、 ご用命は信用ある当社へ

日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960
大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp https://www.keisoku.co.jp/pw/
2023 年 4 月発行 ● CM-0148-2304