PTDOSAGEM SEGURA | IKA PETTE fix, vario e multi

2 | PETTE fixo, variável e multicanal

IKA PETTEPETTE fix, vario e multi/// TÃO CONFORTÁVEIS E ERGONÔMICAS, QUE VOCÊ NÃO VAI QUERER LARGÁ-LAS/// Manuseio seguro de líquidos para volumes fixos e variáveis

Tudo o que você deseja para uma dosagem segura combinado em um único dispositivo: Com as pipetas PETTE
fix,vario e multi a IKA combina as características mais populares deste clássico do laboratório. Com um desempenho
extremamente preciso e a reprodutibilidade desejada, as pipetas PETTE são também incrivelmente suaves ao toque.
Cada pipeta vem com três tamanhos de alças diferentes. Se você é canhoto ou destro, tem mãos grandes ou
pequenas - a IKA PETTE sempre se adapta perfeitamente à sua mão São ideais para uma ampla variedade deaplicações e uso frequente no laboratório.

Sensação ergonômica combinada com um desempenho preciso
intransigente: as pipetas monocanal e multicanal da IKA foram projetadas
para uso em muitas aplicações típicas de um laboratório moderno. A
codificação por cores facilita o reconhecimento da pipeta correta. O fatode serem resistentes a impactos, UV e produtos químicos garante que as
pipetas forneçam uma dispensação confiável a longo prazo. PETTE fix,vario e multi são totalmente autoclaváveis, garantindo assim uma fácil
esterilização. Isso permite uma operação sem falhas, precisa e segura.

Micropipeta Monocanal
A linha PETTE fix e vario está disponível em 18 volumes diferentes, desde
micropipetas a partir de 0,1 μl até um volume de dosagem de 10 ml. Dezmodelos possuem volume fixo e oito são ajustáveis de forma variável. Cada
pipeta é fornecida com três alças substituíveis diferentes. Não importa sevocê seja canhoto ou destro, tenha mãos grandes ou pequenas – a nova
PETTE adapta-se perfeitamente à sua mão.

Micropipetas Multicanal
A PETTE multi está disponível em 8 ou 12 canais para dispensação precisa
em placas de microtitulação ou de poços profundos. No total, existem seismodelos diferentes disponíveis com volumes ajustáveis de​​ 0,5 a 200 μl.

Consultoria personalizada de aplicações
No IKA Application Center, você poderá testar pessoalmente todas as
pipetas. Os nossos especialistas estão disponíveis para todo o tipo deperguntas e testes.

Serviço mundial
TECNOLOGIA ALEMÃ
A IKA PETTE é 100% desenhada edesenvolvida na Alemanha.

2 anos degarantia**1+1 ano após o registro em www.ika.com/register,
wearing parts excluded

Escolher uma IKA PETTE também significa escolher o excelente serviço
técnico oferecido pela IKA. Nossa equipe está disponível em todo o mundopara suas necessidades de serviço e aplicação. A disponibilidade de peças dereposição para sua pipeta é garantida por 10 anos. Além disso, calibramos
sua pipeta a pedido com a frequência que você precisar de acordo com ospadrões (ISO 8655).
Tem alguma dúvida? A nossa equipe técnica está disponívelpara atendê-lo pessoalmente:+55 19 3772-9600
sales@ika.net.br412/// CARACTERÍSTICAS/// TODAS AS SOLUÇÕES DE
LABORATÓRIO

8

14/// DADOS TÉCNICOS/// FAQ

11

15/// ACESSÓRIOS

/// ESCOPO DE FORNECIMENTO

4 | Características

Características | 5

Uma dose de tudo o que você precisa
Design ergonômico
As pipetas da IKA são fornecidas com três alças substituíves
e removíveis em diferentes formatos e materiais. Isso garante
conforto e não importa se destros ou canhotos, mãos pequenas
ou grandes. As forças de atrito e de tensão da mola reduzidas
resultam em uma dosagem com um manuseio ergonômico e sem
esforço. O botão multifuncional permite ajustar o volume com
uma só mão. Além disso, a ponta da pipeta pode ser ejetada
em qualquer posição manual, enquanto o ajuste do volume ébloqueado com segurança. Juntamente com a superfície lisa e obaixo peso, o design ergonômico proporciona uma experiência
de trabalho particularmente agradável.

Premiada IKA PETTEAs IKA PETTE de volume fixo e variável, já receberam dois prêmios. O Conselho de Design homenageou o clássico de laboratório
com o "German Design Award 2020" na categoria "Excellent
Product Design - Industry ". Além disso, o painel de 78 membros
do Fórum de Design GmbH Internacional em Hannover elogiou
a forma inovadora da IKA PETTE premiada mundial mente com orenomado iF Design Award 2020.

Sempre legíveis
O mostrador de volume mecânico exibe o volume definido com
números grandes e é fácil de ler a cada manuseio – mesmo durante
a pipetagem.

Isolamento por ar
Construção duradoura
O porta cone e o pistão são revestidos com um revestimentode alta qualidade* (DLC, diamante como carbono). A IKA PETTE
é construída de forma funcional e minimalista e consiste em
apenas algumas peças individuais claramente organizadas. Esta
combinação resulta em pipetas extra robustas que proporcionam
resultados fiáveis dia​​ após dia e são muito fáceis de limpar.

* Pipetas com volume até 200 μl

A carcaça e as alças são separados termicamente por uma camadade ar. Esta camada de ar isola a pipeta para que não aqueça na sua
mão. Graças a este design, os erros típicos de volume para pipetas
são reduzidos.

Manutenção e ajuste simples
Somente componentes necessários na menor quantidade possível:Graças ao design sofisticado, a unidade de volume com pistão evedação pode ser desmontada e limpa em apenas alguns passos
simples. Caso necessário, é possível realizar um ajuste de modo
simples e fácil sem precisar de ferramentas adicionais. Para PETTE
multi, cada porta cone pode ser substituído individualmente. Isso
prolonga a vida útil das pipetas.

6 | Características

Características | 7

Código de cores prático

High-tech – o melhor para o laboratório

As diferentes cores dos botões de dosagem facilitam a escolha da ponta da
pipeta correta.

PETTE FIX

N.º IDENT.

VOLUME MÁX. PONTEIRA

5 μl

0020011219

10 μl

10 μl

0020011220

10 μl

20 μl

0020011221

200 μl25 μl0020011222

200 μl50 μl0020011223

200 μl100 μl0020011224

200 μl200 μl0020011225

200 μl250 μl0020011226

1000 μl

500 μl0020011227

1000 μl1000 μl0020011228

1000 μl

PETTE VARIO

N.º IDENT.

VOLUME MÁX. PONTEIRA

0,1 – 2 μl

0020011210

10 μl

0,5 – 10 μl

0020011211

10 μl

2 – 20 μl

0020011213

200 μl10 – 100 μl

0020011214

200 μl20 – 200 μl

0020011215

200 μl100 – 1000 μl

0020011216

1000 μl

0,5 – 5 ml

0020011217

5 ml

1 – 10 ml

0020011218

10 ml

PETTE MULTI

N.º IDENT.

VOLUME MÁX. PONTEIRA

8 x 0.5 – 10 μl

0020017943

10 μl

8 x 10 – 100 μl

0020017944

200 μl8 x 20 – 200 μl

0020017945

200 μl12 x 0,5 – 10 μl

0020017946

10 μl

12 x 10 – 100 μl

0020017947

200 μl12 x 20 – 200 μl

0020017948

200 μlNa IKA, acreditamos que uma peça comum do equipamento delaboratório diário, como pipetas, merece a atenção de nossos
melhores engenheiros. Afinal, trata-se de facilitar o trabalho
dos usuários, abrangendo uma ampla gama de aplicações egarantindo um trabalho em conformidade com os padrões. Umolhar sobre a produção de última geração da PETTE revela muito
sobre o que espera por você com sua pipeta.

Montagem Pick-by-LightAs pipetas IKA são totalmente montadas de acordo com oprocesso Pick-by-Light. Os nossos preparadores de pedidos
podem montar as pipetas rapidamente e sem erros, graças
ao uso de luzes chamativas que guiam até o item e botões deconfirmação controlados por computador. O resultado disso são
taxas de devolução reduzidas e prazos de entrega curtos paranossos clientes.

Calibração por robótica
"Pit" e "Patty" são os nomes que nossos desenvolvedores
deram carinhosamente aos robôs especialmente desenvolvidos
que calibram todas as pipetas montadas de forma totalmente
automática e de acordo com os padrões. Pit e Patty podem
identificar imprecisões e analisar falhas de forma independente.
Certificado de calibração e qualidadeVocê recebe sua IKA PETTE fix, vario e multi com um certificado
de qualidade individual (QC) e certificado de calibração de acordo
com a ISO 8655.
Software de calibração IKA
O software da IKA para o planejamento, execução edocumentação de intervalos de calibração personalizados éparticularmente fácil de usar.
Serviço de calibração da IKA
Se preferir que suas pipetas sejam calibradas de forma
independente, você também pode enviá-las para nosso serviçode calibração.

8 | Dados Técnicos

Dados Técnicos | 9

Dados técnicos
DADOS TÉCNICOSIKA PETTE fix
5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl

IKA PETTE fix
250 µl | 500 µl | 1000 µl

DADOS TÉCNICOSIKA PETTE vario
0.1-2 µl | 0.5-10 | 2-20 µl | 10-100 µl | 20-200 µl

IKA PETTE vario
100-1000 µl | 0.5-5 ml | 1-10 ml

DesignPipeta de curso do pistão - colchão de ar

Pipeta de curso do pistão - colchão de ar

DesignPipeta de curso do pistão - colchão de ar

Pipeta de curso do pistão - colchão de ar

Manuseio

Mecânico

Mecânico

Manuseio

Mecânico

Mecânico

VolumeFixo

Fixo

VolumeVariável

Variável

Número de canais

1

1

Número de canais

1

1

Código de cores

Cinza | Cinza | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo

Azul

Código de cores

Cinza | Cinza | Amarelo | Amarelo | Amarelo

Azul | Verde | Vermelho

Nominal volume

5 µl | 10 µl | 20 µl | 25 µl | 50 µl | 100 µl | 200 µl

250 µl | 500 µl | 1000 µl

Nominal volume

2 µl | 10 µl | 20 µl | 100 µl | 200 µl

1000 µl | 5000 µl | 10 000 µl

Exatidão com volume nominal±0.06 µl | ±0.12 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl | ±0.35 µl | ±0.6 µl | ±1.2 µl±1.5 µl | ±3 µl | ±6 µl

Volume mín.

0.1 µl | 0.5 µl | 2 µl | 10 µl | 20 µl

100 µl | 500 µl | 1000 µl

Exatidão com volume nominal±1.2 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 % | ±0.7 % | ±0.6 % | ±0.6 %±0.6 %

Volume máx.

2 µl | 10 µl | 20 µl | 100 µl | 200 µl

1000 µl | 5000 µl | 10 000 µl

Precisão com volume nominal±0.03 µl | ±0.06 µl | ±0.06 µl | ±0.075 µl | ±0.15 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl±0.5 µl | ±1 µl | ±2 µl

Incrementos

0.002 µl | 0.01 µl | 0.02 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

1 µl | 5 µl | 10 µl

Precisão com volume nominal±0.6 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 %±0.2 %

Exatidão com volume nominal±0.028 µl | ±0.1 µl | ±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.2 µl±6 µl | ±30 µl | ±60 µl

Certificado de conformidade deacordo com a ISO 8655

Sim

Sim

Exatidão com volume nominal±1.4 % | ±1 % | ±1 % | ±0.8 % | ±0.6 %±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 %Precisão com volume nominal±0.014 µl | ±0.04 µl | ±0.06 µl | ±0.2 µl | ±0.4 µl±2 µl | ±7.5 µl | ±15 µl

Pode ser aquecido em autoclave

Sim

Sim

Precisão com volume nominal±0.7 % | ±0.4 % | ±0.3 % | ±0.2 % | ±0.2 %±0.2 % | ±0.15 % | ±0.15 %Dimensões (E × A × P)

30 x 248 x 63 mm

30 x 247 x 63 mm

Exatidão com 50% do volume nominal±0.025 µl | ±0.075 µl | ±0.12 µl | ±0.5 µl | ±1 µl±5 µl | ±30 µl | ±40 µl

Peso0.084 kg | 0.084 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.086 kg

0.083 kg

Exatidão com 50% do volume nominal±2.5 % | ±1.5 % | ±1.2 % | ±1 % | ±1 %±1 % | ±1.2 % | ±0.8 %Temperatura ambiente permissível

5 – 40 °C

5 – 40 °C

Precisão com 50% do volume nominal±0.015 µl | ±0.04 µl | ±0.06 µl | ±0.15 µl | ±0.3 µl±1 µl | ±6.25 µl | ±10 µl

Umidade relativa permissível

90 %

90 %

Precisão com 50% do volume nominal±1.5 % | ±0.8 % | ±0.6 % | ±0.3 % | ±0.3 %±0.2 % | ±0.25 % | ±0.2 %Exatidão com 10% do volume nominal±0.024 µl | ±0.025 µl | ±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.5 µl±3 µl | ±12 µl | ±30 µl

Exatidão com 10% do volume nominal±12 % | ±2.5 % | ±5 % | ±3 % | ±2.5 %±3 % | ±2.4 % | ±3 %Precisão com 10% do volume nominal±0.012 µl | ±0.018 µl | ±0.03 µl | ±0.1 µl | ±0.14 µl±0.6 µl | ±3 µl | ±6 µl

Precisão com 10% do volume nominal±6 % | ±1.8 % | ±1.5 % | ±1 % | ±0.7 %±0.6 % | ±0.6 % | ±0.6 %Certificado de conformidade de acordo
com a ISO 8655

Sim

Sim

Pode ser aquecido em autoclave

Sim

Sim

Dimensões (E × A × P)

30 x 248 x 63 mm

30 x 247 x 63 mm | 30 x 219 x 63 mm |30 x 222 x 63 mm

Peso

0.089 kg | 0.089 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.091 kg

0.088 kg | 0.099 kg | 0.108 kg

Os dados de exatidão e precisão listados na tabela (de acordo com a DIN EN ISO 8655) aplicam-se somente seforem utilizadas ponteiras IKA. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações.

10 | Dados Técnicos

Acessórios | 11

Acessórios
Para complementar o trabalho com as pipetas PETTE fix, vario e multi, os seguintes acessórios da
IKA estão disponíveis para o seu laboratório:Suporte de pipetas - LINEA
Suporte seguro de pipetas para facilitar o acesso em casode uso frequente.
N.º Ident. 0020018987

Suporte de Carrossel para pipetas - RONDA Ptte carousel standComporta até 6 pipetas monocanal ou multicanal.
N.º Ident. 0020107134

Ponteiras
A variedade de ponteiras da IKA inclui opções com e sem
filtro. Oferece uma indicação de amostra mais precisa e uma
maior reprodutibilidade. Disponível de 0,1 μl – 10 ml.

Software de calibração de pipetas
A IKA fornece um software de calibração de pipetas intuitivo
para planejar, executar e documentar os testes de calibração.
N.º Ident. 20022141

DADOS TÉCNICOSIKA PETTE multi
8 x 0.5-10 µl | 10-100 µl | 20-200 µl

IKA PETTE multi
12 x 0.5-10 µl |10-100 µl | 20-200 µl

DesignPipeta de curso do pistão - colchão de ar

Pipeta de curso do pistão - colchão de ar

Manuseio

Mecânico

Mecânico

VolumeVariável

Variável

Número de canais

8

12

Código de cores

Gray | Yellow | Yellow

Gray | Yellow | Yellow

Nominal volume

10 µl | 100 µl | 200 µl

10 µl | 100 µl | 200 µl

Volume mín.

0.5 µl | 10 µl | 20 µl

0.5 µl | 10 µl | 20 µl

Volume máx.

10 µl | 100 µl | 200 µl

10 µl | 100 µl | 200 µl

Incrementos

0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

0.01 µl | 0.1 µl | 0.2 µl

Exatidão com volume nominal±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl±0.2 µl | ±0.8 µl | ±1.6 µl

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO

N.º IDENT.

LINEA

Suporte para pipetas0020018987

RONDA

Suporte carrossel

0020107134

Tip xs bag

Ponteira, 10 ul, transparente

0020017816

Exatidão com volume nominal±2 % | ±0.8 % | ±0.8 %±2 % | ±0.8 % | ±0.8 %Precisão com volume nominal±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl±0.1 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl

Precisão com volume nominal±1 % | ±0.3 % | ±0.3 %±1 % | ±0.3 % | ±0.3 %Tip xs tray

Ponteira, 10 ul, transparente

0020017818

Exatidão com 50% do volume nominal±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl±0.2 µl | ±0.5 µl | ±1 µl

Tip xs box +Ponteira com filtro, 10 μl, estéril, transparent

0020017820

Exatidão com 50% do volume nominal±4 % | ±1 % | ±1 %±4 % | ±1 % | ±1 %Tip s bag

Ponteira, 200 ul, transparente

0020017822

Tip s tray

Ponteira, 200 ul, transparente

0020017823

Tip s box +Ponteira com filtro, 200 μl, estéril, transparent

0020017824

Tip m bag

Ponteira, 1000 ul, transparente

0020017826

Precisão com 50% do volume nominal±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl±0.1 µl | ±0.4 µl | ±0.65 µl

Precisão com 50% do volume nominal±2 % | ±0.8 % | ±0.65 %±2 % | ±0.8 % | ±0.65 %Exatidão com 10% do volume nominal±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl±0.08 µl | ±0.3 µl | ±0.6 µl

Tip m box

Ponteira, 1000 ul, transparente

0020017827

Exatidão com 10% do volume nominal±8 % | ±3 % | ±3 %±8 % | ±3 % | ±3 %Tip m box +Ponteira com filtro, 1000 μl, estéril, transparent

0020017828

Precisão com 10% do volume nominal±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl±0.05 µl | ±0.2 µl | ±0.25 µl

Tip l bag

Ponteira, 5 ml, transparente

0020017829

Precisão com 10% do volume nominal±5 % | ±2 % | ±1.25 %±5 % | ±2 % | ±1.25 %Tip l box

Ponteira, 5 ml, transparente

0020017830

Tip xl bag

Ponteira, 10 ml, transparente

0020017831

Tip xl box

Ponteira, 10 ml, transparente

0020017832

IKA Tip 10 µl bag

Ponteira, 10 µl, transparente

0020114634

IKA Tip 10 µl box

Ponteira, 10 µl, transparente

0020116857

IKA Tip 200 µl bag

Ponteira, 200 µl, transparente

0020114635

IKA Tip 200 µl box

Ponteira, 200 µl, transparente

0020116858

IKA Tip 1000 µl bag

Ponteira, 1000 µl, transparente

0020114636

IKA Tip 1000 µl box

Ponteira, 1000 µl, transparente

0020116859

Certificado de conformidade de acordo
com a ISO 8655

Sim

Sim

Pode ser aquecido em autoclave

Sim

Sim

Dimensões (E × A × P)

83 x 235 x 63 mm

119 x 235 x 63 mm

Peso

0.135 kg | 0.147 kg | 0.160 kg

0.160 kg | 0.182 kg | 0.195 kg

Os dados de exatidão e precisão listados na tabela (de acordo com a DIN EN ISO 8655) aplicam-se somente seforem utilizadas ponteiras IKA. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações.

12 | Solução laboratorial completa

Solução laboratorial completa | 13

Solução laboratorial completa

Agitadores
IKA oferece o agitador de laboratório perfeito para todas as tarefas de misturae agitação. Além dos comprovados agitadores circulares e horizontais, também
contamos com agitadores de incubação.

Nosso objetivo é oferecer não apenas dispositivos individuais de alta qualidade,mas soluções laboratoriais perfeitas. E onde a pipetagem é executada, também énecessário...

Destaques:> Mantêm as amostras em movimento> Realizam até 3000 rpm em operação contínua> Oferecem um display digital, função de temporizador e controle através dosoftware laboratorial labworldsoft®
> Fornecem uma ampla variedade de acessórios
> São duradouros e seguros

Acessório IKA
PCR 96

Acessório IKA
0,5 mlAcessório IKA
1,5/2,0 ml

MATRIX Orbital
Ident-No.: 0030000627

Agitador térmico
MATRIX representa a família de produtos de alto desempenho de agitadorestérmicos IKA. Mesmo os menores volumes se misturam de forma confiável e
completa em todas as aplicações laboratoriais (ou seja, amostras de sangue,
agentes farmacêuticos, amostras de DNA/RNA ou ensaios ELISA). Não hácontaminação cruzada; em vez disso, o que você obtém é uma mistura ideal. É
disso que tratam os termoshakers MATRIX:> Pode misturar, aquecer, resfriar ou até mesmo fazer tudo em um só processo> Velocidade de até 3000 rpm> A base de alumínio fundido garante uma base segura e estabilidade extra> Inserções variáveis aumentam a faixa de aplicação

Loopster digital
N.º Ident. 0004016000

Dispersor
O Dispersor IKA UTTD power control garante os melhores resultados de agitação,dispersão, trituração e homogeneização e é particularmente adequado para oprocessamento seguro de amostras infecciosas, tóxicas ou com odor intenso. Um
motor extremamente potente confere ao dispersor seu nome.

Trayster basic
N.º Ident. 0004005000

ROCKER 3D digital
N.º Ident. 0004001000

VORTEX 3
N.º Ident. 0003340000

KS 3000 ic control
N.º Ident. 0003940100

Seus pontos fortes em resumo:

ULTRA-TURRAX®
Tube Drive Power control
Ident-No.: 0025005981>O s recipientes de amostra descartáveis excluem sistematicamente a
contaminação cruzada>O tempo, a energia e o volume podem ser programados e os parâmetros
frequentemente utilizados, armazenados na biblioteca> O sentido de rotação pode ser invertido>O botão turbo proporciona uma intensidade ainda maior ao misturar, dispersar
ou triturar

14 | FAQ

Escopo de fornecimento | 15

FAQ
1. Cada pipeta é calibrada individualmente no momento daentrega?
Sim, cada pipeta é calibrada de forma confiável na IKA atravésda utilização de robótica de última geração. A calibração está
em conformidade com a norma EN ISO 8655.

2. É possível calibrar a pipeta posteriormente?
Sim, os testes de calibração para PETTE fix, vario e multi são
extremamente fáceis de usar com o software de calibração IKA
IPCS Pipette.

3. Posso calibrar a minha pipeta na IKA?
Estamos felizes em cuidar da calibração de suas pipetas de acordo com as normativas. Nossa equipe de serviço está disponívelpara ajudá-lo com qualquer dúvida que possa ter.
Por e-mail: service@ika.de
Por telefone: 00 8000 4524357

4. São necessárias ferramentas para efetuar o ajuste?
Não, PETTE fix, vario e multi são projetadas de forma que vocênão precise de ferramentas para reajuste.

5. As ponteiras de outros fabricantes também são adequadas nas
pipetas da IKA?
Todos os modelos da IKA PETTE são compatíveis com as ponteiras de pipetas da maioria dos fabricantes.

Escopo de fornecimento
6. Quais são os líquidos preferencialmente utilizados para uma
pipetagem reversa?
A pipetagem reversa é mais adequada para líquidos com altapressão de vapor, alta viscosidade e tendência para a formação
de espuma. Também é ideal para volumes muito pequenos. Poroutro lado, a pipetagem direta é usada em soluções aquosas,
como soluções-tampão ou soluções diluídas.

Pipetas7. Como se deve esterilizar as pipetas PETTE fix ou vario da IKA?
As pipetas da IKA são totalmente autoclaváveis por esterilização
por calor sob as seguintes condições: 121 °C, 2 bar durante 20
minutos. Graças a seu design simples, a pipeta pode ser limpa
e autoclavada mesmo quando desmontada. Alternativamente,
podem ser usados métodos com radiação UV.

3 garras substituíveis

Gordura inerte

Tudo para o seu laboratório

BIORREATORESMISTURAAQUECIMENTO /REFRIGERAÇÃO / TÊMPERA

MANUSEIO DE LÍQUIDOSMEDIÇÃO DA VISCOSIDADETECNOLOGIA DE VÁCUO

MOAGEM

SOFTWARE DE LABORATÓRIOSEPARAÇÃOELETROQUÍMICA
QUÍMICA DE FLUXOSISTEMAS DE REAÇÃOCALORIMETRIA

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Rua Alfredo da Costa Figo, N°. 102,
Jardim Santa Cândida - Campinas SP CEP 13.087-534, Brasil+55 19 3772-9600 / sales@ika.net.br

IKAworldwide // #lookattheblue

Fique em dia:
www.ika.com/
newsletter

técnicas são sujeito a alterações sem
aviso prévio.
Informações sobre a entrega não são
vinculativas.

202409_Pette_Brochure_IWR_PT

A IKA é seu parceiro confiável em tecnologia de laboratório, análise e processos. Quando se trata de aplicações nas áreas de agitação,mistura, temperagem, destilação ou moagem, os líderes de mercado confiam em nossos produtos e tecnologia comprovados.
Trabalhamos continuamente para desenvolver ainda mais nosso portfólio de acordo com as necessidades de nossos clientes. Com basenisso, conectamos nossos produtos e serviços em rede para criar soluções holísticas e orientadas para aplicações e permitir que nossos
clientes alcancem os melhores resultados possíveis e entrem na era digital.