DIGITAL THERMOMETER MANUAL
注意

デジタル温度計

TC-950

取扱説明書

TC-950

取扱いを誤った場合に、取扱者が障害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで

この度は当社のデジタル温度計をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

本社

大阪
メールアドレス
ホームページ〒152‑0001
東京都目黒区中央町2‑37‑7
TEL:03‑3716‑5151(代)
FAX:03‑3710‑4552
TEL:06‑6538‑0365(代)
FAX:06‑6538‑0315
webtrade@line.co.jp
http://www.line.co.jp

DIGITAL THERMOMETER MANUAL
e.オフセット調節（温度差調整）※ご注意ください（調整を行う前に必ずお読みください）1)a.測定方法1) 「POWER」ボタンを押して電源を入れてください。
2) 起動画面終了後、「SENSOR」ボタンを押してセンサタイプを、選択してください。
表示部の左下に、選択されたセンサタイプが表示されます。
3) 「プローブコネクタ接続部」にプローブを挿入してください。
4) 表示部に現在の測定温度が表示されます。

2.プローブ使用上のご注意
・プローブにはそれぞれ使用限界温度が決まっていますので、その温度範囲を越えないようにしてください。
・プローブは非絶縁形ですから感電の恐れのある箇所の測定には使用しないでください。
・プローブの材質を腐食させる気体、液体または半固形物、半粘性物の測定は避けてください。
・プローブコネクタ部に上下から強い力を加え、曲げないようにしてください。
・測定プローブを曲げたり、落としたり、ぶつけたりしないよう充分に気を付けてご使用ください。
・表面形プローブを使用して表面温度を測定する場合、物体表面に垂直に当たるようにしてください。また油などを塗布し密着度をよくすると、正しい温度に近くなります。
・非金属の表面温度測定は熱伝導が遅いため、測定時間を長くとってください。
・測定後は、プローブを乾いた布などできれいに拭き取って保管してください。

a.データホールド1) 測定中に「HOLD」ボタンを押すと、測定データが保持されます。
保持されている間は、表示部に HOLD と表示されています。
2) 再び「HOLD」ボタンを押すと、ホールド状態は解除され、現在の測定値が表示されます。
b.最大値・最小値計測
1) 測定中に「REC」ボタンを押すと、表示部に REC と表示され、データの記録を開始し、最大値と最小値を記録します。
2) 再度「REC」ボタンを押すと、測定が終了します。同時に、表示部に Max と表示され、最大値表示を保持します。さらに、「REC」
ボタンを押すと表示部に Min と表示され、最小値表示を保持します。
3） 「REC」ボタンを2秒以上押し続けると、通常の測定状態に戻ります。
c.リラティブ
1) 測定中に「RELATIVE」ボタンを押すと、キーを押す直前の測定値を基準にその後の測定値との差を表示します。
2) 再び「RELATIVE」ボタンを押すと、通常の測定値表示に戻ります。
d.オートパワーオフ
最終キー操作から約10分後に自動的に電源がOFFになります。
但し、データ記録中の場合は電源が自動的にOFFにはなりません。

1.各部の名称および機能
本体正面

本体裏面

本体側面

プローブ接続部

シリアルナンバー表示部
POWER(電源)

三脚取付部

HOLD(ホールド機能)
スタンド
POWER

HOLD

REC
MAX/MIN

REC(MAX/MIN記録)

Relative

Thermometer
TC-950①※特別な操作の時のみ使用
3.e.オフセット調整参照

LINE SEIKI

サイドカバーおよびRS‑232出力ケーブル接続部

LINE SEIKI

RELATIVE(リラティブ表示選択キー)

電池ケース

9600
なし

K

4.製品仕様仕形4（固定）D131（固定）
Annunciator for Display℃=01
Polarity
0 = Positive, 1 = Negative
Decimal Point(DP), position from right to the left
0=NoDP, 1=1DP, 2=2DP, 3=3DP
Display reading D 8 = M S B , D 1 = L S B(例：1 2 3 4 = 0 0 0 1 2 3 4 ）D12・D11

D8 〜 D1

CR（ASCIIコード）【例】HEX

TC-950

式

1 bit

D14

D0様(本体）ストップbit

STX（ASCIIコード）

D9(3)

8 bit

D15℃
K

(2)

データ長

通信フォーマット

LINE SEIKI℃

(1)

入 力 数

1

センサ種類

熱電対

測定範囲

K：‑100.0 〜 +1300.0℃
T：‑100.0 〜 + 400.0℃
R：
0〜 +1700 ℃

K、J、T、E、R（スイッチボタンで切換）
J：‑100.0 〜 +1150.0℃
E：‑100.0 〜 + 900.0℃

02 34 31 30 31 30 31 30 30 30 30 30 32 3432 0d

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2

D1 D0℃
STX 4

10＋ DP
101Display(value)
00000242CR※出力タイミングは、表示更新と同期しております。

測定周期約1秒（シリアル出力は表示更新と同期）

測定機能

データホールド、メモリ(最大値・最小値)
偏差データ

表 示 部

液晶部：51mm×32mm
文字高：15mm

センサ用コネクタ

熱電対用ミニチュアコネクタ

通信機能

RS‑232シリアルインターフェイス

電単４形乾電池×６個

源

電池寿命

約90時間 (アルカリ電池使用時)

消費電流

11mA

使用温湿度範囲

0〜50℃、80％RH以下

寸法・質量

本体：202(H)x68(W)x30(D)mm
質量：約290g(電池含む)

付 属 品

乾電池：６個

6. 電池交換
1.) ローバッテリー表示が表示された場合、電池交換を行ってください。
2.) 下図のように電池カバーを開けてください。
3.) 下図のように単４形乾電池をケースに入れてください
4.) 下図のように電池カバーを閉めてください。
※ ローバッテリー表示が点灯した以降は測定精度を保障できませんので、速やかに電池を交換してください。
電池カバーを開ける

電池カバーを閉める

電池を入れる

取扱説明書：1部

7.保管

能

センサ種類

分解能

熱電対K型

0.1℃

熱電対J型

0.1℃

熱電対T型

0.1℃

熱電対E型

0.1℃

熱電対R型

1 ℃

SENSOR(熱電対種類選択キー)

通信設定(RS‑232)
ボーレート
パリティ

D10℃

性ラベル

Sensor3)

K

3.機能操作

パソコンにて温度計本体の表示温度および表示温度変化グラフの確認を行えます。専用出力ケーブル(UPCB‑02,USB‑01,別売）を使用して、パソコンへの出力を行ってください。
※専用取込ソフト(UPCB‑01 VER.2,別売）もご用意しております。

測定中に「HOLD」ボタンと「REC」ボタンを同時に押してください。表示部の右下に現在の温度が小さく表示されます。
(図(1)参照)「HOLD」ボタンと「REC」ボタンを押したままの状態で、「①」ボタン(2.各部の名称および機能図参照）または「RELATIVE」ボタンを押して温度調整を行ってください。(図(2)参照）
温度調整終了後、ボタンをすべて離してください。右下に表示されている小さな数字が消えます。オフセット値調整を終了します。(図(3)参照)

2.測定方法1.本器使用上のご注意
・本器を強い電磁波を出す機器の近くや静電気のたまっている物体の近くで使用しないでください。
・本器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
・本器は防水形ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用は避けてください。
・本器を直射日光、ほこり、高温多湿での使用、保管をしないでください。
・電池を確実にケースに入れて使用してください。
・長期間本器を使用しない場合は、電池を外して保管してください。
・本器の分解、改造等を絶対に行わないでください。

5.RS‑232 PCシリアルインターフェイス

本器は、校正を行った後に出荷されております。
しかしながら、測定値に温度ドリフトが生じ測定誤差が発生した場合は、オフセット値調整を行うことができます。
なお、以下の操作を行いますと設定基準温度が変更されます。
電源を切っても出荷時状態には戻りません。
出荷状態に戻すためにはオフセット値調整時の値及び調整後の値を控えておく必要があります。
操作後、測定温度に異変がある場合は校正を行ってください。

2)

ご使用上の注意

TC-950温度範囲

確度‑100.0 〜 ‑ 50.1℃‑ 50.0 〜 +1300.0℃‑100.0 〜 ‑ 50.1℃‑ 50.0 〜 +1150.0℃‑100.0 〜 ‑ 50.1℃‑ 50.0 〜 + 400.0℃‑100.0 〜 ‑ 50.1℃‑ 50.0 〜 + 900.0℃
0〜
600 ℃
+601
〜 +1700 ℃±(0.2%+1℃)±(0.2%+0.5℃)±(0.2%+1℃)±(0.2%+0.5℃)±(0.2%+1℃)±(0.2%+0.5℃)±(0.2%+1℃)±(0.2%+0.8℃)±(1%+5℃)±(1.5%+5℃)

湿気の多い場所、直射日光の当たる所、高温の所、振動の激しい所、ちり、ごみ、塩分、腐食性ガスの多い所での保管は避けてください。
また長期間使用しないときは電池を取り外してください。

8.アクセサリー（別売）・熱電対プローブ
・専用取込ソフト・出力ケーブル(USB用)：UPCB‑01 VER.2：USB‑01

本紙は2012年05月24日現在のものです。 4LU005B
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved,Copyright C 2012,LINE SEIKI CO.,LTD.