NIRS-R-64

平成２２年度
次世代ＰＥＴ研究報告書

平成２３年３月

放射線医学総合研究所

2

目次
1

まえがき
第１部

イメージング物理研究チームの 5 年間

（１）

イメージング物理研究チームの 5 年間

山谷泰賀

4

第２部

OpenPET 研究開発の進捗報告（２）

OpenPET 研究開発の進捗

山谷泰賀

25

（３）

小型 OpenPET 試作機の開発

吉田英治

27

（４）

リストモード OpenPET 画像再構成の高速実装

木内尚子、他

30（５）

リアルタイム画像再構成に向けたシステムアーキテクチャ

田島英朗

32

（６）

OpenPET 用要素別感度補正法の開発

三好裕司、他

34（７）

OpenPET 画像再構成における欠損周波数の解析

勝沼隆幸、他

37（８）

重粒子照射場における PET 検出器への影響の解析

錦戸文彦

39

（９）

HIMAC の今後と RI ビーム照射技術

野田耕司、他

41（１０） 中皮腫モデルマウスにおける重粒子線治療と効果判定

辻43（１１） 放射線治療抵抗性低酸素組織のイメージング：直腸癌、肺癌での試み

小泉

満

45

（１２） PET 臨床研究の現状と OpenPET への期待

犬伏正幸

46

伊藤

49

第３部

厚至

クリスタルキューブ検出器開発の進捗報告（１３） 次世代 PET への期待―最近の脳機能イメージング研究から―

浩、他（１４） クリスタルキューブ検出器の試作と評価

稲玉直子

51

（１５） クリスタルキューブ検出器における 1mm 等方分解能の実現

三橋隆之、他

54（１６） クリスタルキューブ検出器用位置弁別アルゴリズムの開発

横山貴弘、他

56（１７） MPPC のタイミング性能

澁谷憲悟、他

59（１８） クリスタルキューブ内光伝搬シミュレータの開発

緒方祐真、他

61（１９） レーザーによるシンチレータ内部加工と MPPC 用 ASIC の開発

大村知秀、他

64（２０） 腫瘍の診断・治療における次世代 PET への期待

井上登美夫

67

（２１） 脳機能画像の現状と展開－次世代 PET への期待－

松田博史

68

（２２） PET/MRI に対する MRI 側からのアプローチと臨床応用への期待

小畠隆行

70

（２３） 小動物実験用 PET の問題点と望まれる装置

和田康弘

72

（２４） 脳機能イメージングの現場から-次世代 PET に託す願い-

島田

斉

75

（２５） 脳神経 PET における定量性の現状と問題点

織田圭一

77

第４部

第５部

特別寄稿：次世代 PET への期待

特別寄稿：定量化・標準化に向けて（２６） 点状線源による PET 装置の定量性評価・校正

長谷川智之

80

（２７） 放射能絶対測定と PET 装置・ｷｭﾘｰﾒｰﾀ・ｳｪﾙｶｳﾝﾀの校正

佐藤

泰

81

（２８） 標準脳から個体脳へ－脳 SPECT/PET 画像解析の新手法 FUSE

工藤博幸

83

（２９） APD アレー放射線検出器の開発

柳田健之、他

87（３０） モノリシック MPPC アレーの開発と基礎評価

片岡

90

第６部

特別寄稿：最先端の要素技術・装置開発研究
淳、他（３１） 4 層 DOI 検出器の実用化

津田倫明

92

（３２） Pr:LuAG シンチレータを用いた平板対向型乳房用 PEM 装置の開発

三宅正泰

96

（３３） 光ファイバー型超高分解能 PET/MRI 一体型装置の開発と Si-PM-PET/MRI 装置との比較
山本誠一

98

イメージング物理研究チーム研究業績リスト（2006 年－2010 年）

100

3

まえがき
平成 23 年 1 月 24 日、平成 22 年度次世代 PET 研究講演会（分子イメージング研究センター主催）を放医研にて開催しました。所外 77 名を含む計 108 名の参加者を迎えて、次世代 PET への期待や研究開発について、活発な情報交換が行われました。具体的には、横浜市立大学井上登美夫教授による基調講演、埼玉医科大学松田博史教授による特別講演のほか、臨床サイドからの 4 講演と、所外の開発プロジェクトに関する 4 講演をお願いしました。イメージング物理研究チームを中心とした 2 つの開発プロジェクト（OpenPET とクリスタルキューブ検出器）に関する 14 の報告と合わせて、大変中身の濃い講演会となりました。
今回、我々からの進捗報告が 14 件にもなってしまったのは、プロジェクトが順調に進んでいることに加え、今春に修士課程を卒業する千葉大学の 4 名の学生さんに 3 年間の成果を発表してもらったためでもあります。放医研は、研究機関であり、学生さんの育成は大学の役割です。しかし、PET 装置開発の研究分
野は、てこ入れが早急に求められているものの、RI 管理区域など必要な実験環境を有する大学は限られていることから、放医研が研究の中核となり、一部の研究テーマを大学との共同研究としています。
本研究会は、平成 13 年度から 5 年間行われた次世代 PET 装置開発プロジェクトをきっかけとして、平成 12 年度から毎年開催され、今回は 11 回目の開催になります。いつまで「次世代」なのか？と思われるかもしれません。PET 装置開発研究は世界的な競争下にある今、新技術の速やかな実用化を目指すと共に、
常に未来を見据えた研究を行うことが重要であると考えています。具体的には、平成 18 年度からは、DOI検出器の実用化と平行して、DOI 検出器の応用や新技術の開発を進めることに主眼が置かれました。その結果、放医研では、OpenPET やクリスタルキューブ検出器など新しいアイディアが生まれたほか、PET/MRI
要素技術開発など放医研外での産官学連携プロジェクトの立ち上げにも貢献することができました。なお、
放医研におけるイメージング物理研究は、村山秀雄博士の定年退職により、平成 21 年度から山谷にバトンが引き継がれました。世代交代を心配された方もいたでしょうが、安心してもらえたでしょうか？誰も踏み込んだことのない雪原に足を踏み入れるのは楽しいものです。世界をリードするラボを目指したいと思っています。
さて、この 10 年間で、日本の臨床 PET は大きな変化を迎えました。具体的には、PET/CT 装置の実用化
や FDG-PET の保険適用によって、国内の臨床 PET 装置の台数は、この 10 年間で 50 台から 500 台近くにまで急増しました。しかし、PET への期待は高まる一方で、装置は PET の潜在能力をまだまだ活かし切れておらず、高分解能化、高感度化、標準化など早急な技術革新が求められています。また、輸入過多の現状を打破すべく産学官連携による開発力の強化、若手育成、学術分野の強化も重要課題です。日本における研究協力体制の核の１つとなって世界に貢献する役割を果たせるよう、今後とも次世代 PET 研究へのご支援をよろしくお願いします。

2011 年 3 月 15 日
独立行政法人放射線医学総合研究所
分子イメージング研究センター
先端生体計測研究グループ
イメージング物理研究チームリーダー 山谷泰賀

1

平成 22 年度次世代 PET 研究講演会 プログラム
日時
場所
主催
事務局
参加費
10:00
10:05

平成 23 年 1 月 24 日（月）10：00～18：00(独) 放射線医学総合研究所 重粒子治療推進棟２階 大会議室(独) 放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター(独) 放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター 山谷泰賀
無料 （事前登録は不要）
理事長挨拶
イメージング物理研究チームの 5 年間

米倉義晴理事長
山谷泰賀（放医研）

OpenPET が切り拓く PET の未来 （座長：小畠隆行（放医研））
基調講演：
10:20
腫瘍の診断・治療における次世代 PET への期待
11:00
11:20

PET 臨床研究の現状と OpenPET への期待
HIMAC の今後と RI ビーム照射技術

井上登美夫 (横浜市立大学)

犬伏正幸（放医研）
野田耕司（放医研）

OpenPET 開発研究の進捗
11:40
11:50
12:00
12:10
12:15
12:20

・小型 OpenPET 試作機の開発・リストモード OpenPET 画像再構成の高速実装
・リアルタイム画像再構成に向けたシステムアーキテクチャ
・OpenPET 用要素別感度補正法の開発
・OpenPET 画像再構成における欠損周波数の解析
・重粒子照射場における PET 検出器への影響の解析

吉田英治（放医研）
木内尚子（千葉大／放医研）
田島英朗（放医研）
三好裕司（千葉大）
勝沼隆幸（千葉大）
錦戸文彦（放医研）

高分解能 PET への期待と要素技術 （座長：菅野 巌（放医研））
13:40
14:00

次世代 PET への期待―最近の脳機能イメージング研究から―
脳神経 PET における定量性の現状と問題点

伊藤 浩（放医研）
織田圭一（健康長寿研）

クリスタルキューブ検出器開発の進捗
14:20
14:30
14:35
14:45
14:55
15:05

・クリスタルキューブ検出器の試作と評価
・クリスタルキューブ検出器における 1mm 等方分解能の実現
・クリスタルキューブ検出器用位置弁別アルゴリズムの開発
・LGSO-MPPC のタイミングに関する基本特性
・クリスタルキューブ内光伝搬シミュレータの開発
・レーザーによるシンチレータ内部加工と MPPC 用 ASIC の開発

稲玉直子（放医研）
三橋隆之（千葉大／放医研）
横山貴弘、菅幹生（千葉大）
澁谷憲悟（東大）
緒方祐真、羽石秀昭（千葉大）
大村知秀（浜松ホトニクス）

15:20

特別講演：脳機能画像の現状と展開－次世代 PET への期待－

松田博史（埼玉医科大学）

PET および PET/MRI の最先端開発 （座長：村山秀雄（放医研））
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30

17:50
17:55

MRI 側からのアプローチと臨床応用への期待
PET/MRI 用 APD アレー放射線検出器の開発
モノリシック MPPC アレーの開発と基礎評価
4 層 DOI 検出器の実用化
ファイバー型超高分解能 PET/MRI 一体型装置の開発とSi-PM-PET/MRI 装置との比較
まとめ
閉会の挨拶

小畠隆行（放医研）
柳田健之（東北大）
片岡 淳（早稲田大）
津田倫明（島津製作所）
山本誠一（神戸高専）

藤林康久センター長
辻井博彦理事（18:00-19:30 懇親会 重粒子推進棟地下１階：セミナー室 会費 1500 円）

2

3

第１部
イメージング物理研究チームの５年間

4

（１）イメージング物理研究チームの 5 年間
山谷泰賀
放医研・分子イメージング研究センター

2. 五年間の研究成果概要
次世代 PET 技術として、jPET®-D4 で実証された
Depth-of-Interaction(DOI)検出器の実用化研究を通して、PET 装置設計の自由度が飛躍的に向上する
ことが示された。特に世界初の発案である「OpenPET®」については、理論的確認、小型機による実証を終え、実用機の開発に向けて準備が進められている。OpenPET は、放射線治療中の画像
収集、重粒子線治療のビーム形状、粒子到達位置の同時計測が可能となり、その実現が非常に待たれる技術である。また、JST 先端計測分析技術・機器開発事業からの委託のもと、分解能の飛躍的向上に向けた次世代 DOI 検出器「クリスタルキュー
ブ」の概念実証にも成功した。

1. はじめに
Positron Emission Tomography（PET）は、がん診断など臨床現場で活躍するほか、分子イメージン
グ研究を推進する手段として有望視されている。
生体透過性に優れる放射線を使って体内情報を得る核医学イメージングにおいて、PET は原理的に感度および定量性に優れる方法であるが、未だその潜在能力を十分に活かしきれていない。具体的には、分解能や感度、さらにはコストに課題が残され、これらを解決する技術革新が急務である。
一例を挙げると、現状の PET 装置は、体外に放出された放射線の 9 割以上を、検出できず無駄にしている。新しい PET プローブ（PET 薬剤）開発も盛んな今、次世代 PET 装置の開発研究は世界的な競争下にある。
放射線医学総合研究所・分子イメージング研究センター・先端生体計測研究グループ・イメージ
ング物理研究チームでは、産学協力のもと、がんや脳の疾患で困ることのない未来を目指し、次世代の PET 装置および要素技術の研究開発を進めてきた。
本稿では、放医研第 2 期中期計画（2006 年度から 2010 年度までの 5 年間）における、イメージン
グ物理研究チームの成果について概説する。

成果概要（５年間）
1. 頭部用試作機 jPET-D4 で実証された DOI 検
出器について、画像再構成の高速化や新しい散乱線除去法などの実用化研究を通し、PET メーカーによる製品化へ導いた。
2. DOI 検出器の応用として、治療中の PET 撮
影などを可能とする世界初の OpenPET や次世代 DOI 検出器クリスタルキューブを考案
し、コンセプト実証に成功した。

図１ 第 2 期中期計画（5 年間）の成果概要と今後の展開
5

表１
年度
2006
(H18)

1.

2.

3.

4.

5.

2007
(H19)

1.

2.
3.

2008
(H20)

1.
2.
3.

2009
(H21)

1.
2.
3.

2010
(H22)

1.

2.

3.

年度毎の研究成果概要

研究成果概要次世代 PET 用検出器は、高計数率測定条件下においてエネルギーおよび位置弁別特性の低下が見られ計数損失が生じる。この問題に対して、検出器出力信号処理部に Base line restorer を設けて、直流成分を安定化することにより改善できることを実証した。
試作機 jPET-D4 の画像再構成においては検出素子数が膨大なため、142P バイトにおよぶシステム
マトリクスの要素数となる。この問題に対して規則性を利用すれば 13.4G バイトに圧縮できることを見出した。DOI 画像再構成演算に従来は１週間を要していたが、開発した簡便法を用いることで３日間に時間短縮することができた。
乳がんモデルのラットに FDG を投与し、試作機 jPET-D4 を用いた PET 計測を試行し、数 mm レベルの腫瘍が明確に画像化された。本研究は、放医研・発達期被ばく影響グループと共同して行われた。
GATE を用いた jPET-D4 のモンテカルロ・シミュレーションモデルを構築した。このモデルにより試作
装置 jPET-D4 の物理性能評価を行い、感度・散乱フラクションの実測データと比較分析することで、データを構成する物理的因子の割合が明らかになった。特に、検出器内散乱が感度の 4 分の３を占めることが判明したことは、画質を向上する信号処理法の開発のみでなく将来の装置開発にも有益であると考えられる。
PET 画像の解像度を制限する消滅放射線の角度揺動に関して、人体を対象にした実測を世界で初めて行なった。光電ピークスペクトルが電子の運動量により広がるドップラーブロードニングを計測することで、角度揺動を間接的に定量した。その結果、従来知られている４℃の水中における角度揺動の値より 10%大きい事が判明した。
32GB メモリの高速演算装置の導入と、開発した DOIC 法、近似化観測モデル、システムマトリクス事
前計算手法をアルゴリズムに組み込むことにより、1 反復当たり 1 時間までに計算時間の短縮が達成された。
次世代 PET 試作機および商用装置を用いて６例のボランティア測定の実施を終了した。現在、PET
画像に関する装置の性能評価を進めると共に、その分析を行った。
次世代の PET 装置のための検出器に有望な半導体光検出器（APD）を用いた DOI 検出器を試作し、有効であることが確認できた。また、検出器素子配列の幾何学的対称性を用いて画像演算時間の短縮に寄与できることを示した。
測定対象部位の両側にリング状に検出器を配置する Open PET に関して、拡張した開放空間を画像再構成できる検出器配列法を考案した。
次世代 PET に装備する DOI 検出器において、層ごとにシンチレータの種類を変えることにより散乱成分の軽減が可能で画質が向上できることを、シミュレーションで立証した。
次世代 PET の高速高解像力検出器として、シンチレータ素子配列に対して受光素子配列が３次元的光学結合をするクリスタルキューブ 検出器を新規に提案し、一面に受光素子を配列した検出器を試作して、位置弁別を最適化する受光素子配列法を見いだした。
Open PET 装置について、画像化および装置シミュレーション研究を行い、消滅放射線の飛行時間差(Time-of-flight)情報を付加することで、画像のアーティファクトが抑制できることなどを示した。
Open PET 装置の放射線治療応用に向けて、重粒子線の照射野近くに設置する PET 用検出器が照射ビーム散乱線により受ける放射化の影響を実測した。
シンチレータを３次元配列した結晶ブロックの多面に受光素子を配列するクリスタルキューブ検出器について、光電子増倍管で代替したフィージビリティ実験を行い、信号読み出しを行う手法を確立した。
独自アイディアである開放型 PET 装置「OpenPET」について、それぞれ 8 個の 4 層 DOI 検出器から構成される 2 つの検出器リングを 42mm 離して配置した小型試作機を開発し、HIMAC の二次ビーム
ポートにおけるファントム実験によって、重粒子線がん治療の照射野を 3 次元的に即時に画像化するコンセプトを世界で初めて実証した。さらに、ファントム実験やマウス実験によって、リアルタイム型
マルチモーダルイメージングと視野拡大効果のコンセプト実証にも成功した。
シンチレータを３次元配列したブロックの複数側面に受光素子を光学結合する次世代 DOI 検出器「クリスタルキューブ」について、半導体受光素子を用いた検出器を一次試作し、目標を超える 2mmの等方的分解能を達成した。
DOI 検出器およびその性能を活かすための要素技術等について、産学連携のもと、半導体受光素子による DOI 検出器や点線源による新しい校正法を開発したほか、次世代 PET 研究会等を通じた技術交流を推進した。特に、マンモ PET に続く産官連携の実用化計画が新たにスタートした。

6

3. 統計
第 2 期中期計画におけるイメージング物理研究チームの予算、研究員、成果に関するデータを表 2、
図 2 にまとめる。要点は以下の通り。

（研究成果について）

学会発表は 5 年間で 244 件、研究員一人当たり平均 40.7 件、費やした研究費は平均 122 万円／件であった。

原著論文数は 5 年間で 44 件（うち筆頭著者がチーム外である共同研究による成果は 9 件）あり、研究員一人当たり平均 7.3 件、費やした
研究費は平均 676 万円／件であった。

特許出願と登録を合わせた数は 5 年間で 49 件
（うち筆頭発明者がチーム外である案件は 12件）あり、研究員一人当たり平均 8.2 件、費やした研究費は平均 607 万円／件であった。

学会発表件数と特許出願登録件数は、研究費の増減と正の相関が見られた。原著論文はア
クセプトまでの時間差があるため、研究費の増減に一定の時間差を置いて反応すると予想される。

（研究員について）
村山チームリーダーの定年退職により、後半 2
年間は山谷がチームリーダーとしてチームを率いた。

研究員は 5 年間平均で 6 名であり、現時点での内訳は、定年制職員 1 名（山谷）、任期制フ
ルタイム 4 名（稲玉、吉田、錦戸、脇坂）、ポ
スドク 1 名（田島）の構成である。

今後、中長期的研究の指揮に向けた定年制職員の増員と、将来を担う若手研究者の発掘・登用が急務である。
（人件費以外の研究費について）

運営費交付金は、2007 年度の 4,142 万円をピークに-1,000 万円／年以上のペースで削減を受けたが、幸いにも所内競争的資金や外部資金を獲得できたため、平均で毎年 6,000 万円を維持できた。

特に今年度は運営費交付金が 809 万円にまで削減されたため、OpenPET 研究を中止せざるを得ない状況に陥ったが、所内競争的資金に加え、科研費基盤Ａの獲得にも成功し、試作機開発によるコンセプト実証という大きな成果を得ることができた。

今後、研究内容・規模に合わせた適切な研究費が確保されることが望まれる。

学会発表件数は 244 件／5 年（研究員一人当たり平均 40.7 件／5 年／人、費やした研究費は平均 122 万円／件）
原著論文数は 44 本／5 年（研究員一人当たり平均 7.3 本／5 年／人、費やした研究費は平均 676 万円／本）
特許出願・登録数は 49 件／5 年（研究員一人当たり平均 8.2 件／5 年／人、費やした研究費は平均 607 万円／件）

7

表２

イメージング物理チームの統計（2006年度から2010年度）
年度

200 6(H18) 2007(H19) 2008(H20) 20 09(H21) 2010(H22)１．研究費[千円]|- 運営費交付金（人件費以外）|- 所内競争的資金|- 外部資金|- 科研費等|- 受託研究費|- 助成金5年計52 ,699
29,1493,600
19,9505,400
14,550069,4 20
41,4201,800
26,20011,50014,700064,57823,765
17,36323,45011, 900
11, 5500

48 ,913
17,666
17,44513,802
3,243
9,650
909

61,8 69
8,092
16,81236,96523,21013,755
0297,47 9120,092
57,020120,367

２．研究員[人]|- 定年制職員|- 任期制フルタイム職員|- ポスドク

7
2
3
2

7
2
4
1

6
2
3
1

4
1
3
0

6
1
4
1

6. 0
平均人数

３．成果（集計は年 度ではなく年単位）
学会発表数（アクティビティ）研究員一人あたり[件／人]費やした研究費[千円／件]

57
8.1
925

57
8.1
1,218

33
5.5
1, 957

41
10.3
1,193

56
9.3
1,105

24 4
40.7
1,219

原著論文数（成果）研究員一人あたり[件／人]費やした研究費[千円／件]

13
1.9
4,054

5
0.7
13,8848
1.3
8, 072

9
2.3
5,435

9
1.5
6,874

44
7.3
6,761

特許
|- 特許出願数|- 特許登録数
研究員一人あたり[件／人]費やした研究費[千円／件]

5
3
2
0.7
10,540

10
9
1
1.4
6,942

14
10
4
2.3
4, 613

7
4
3
1.8
6,988

13
11
2
2.2
4,759

49
37
12
8.2
6,071

0
4
11
3
23

1
5
5
2
8

2
6
10
12
10

2
4
6
4
9

3
14
3
5
2

8
33
35
26
52

評価・アウトリーチ|- 表彰|- 招待講演|- 著書・ 総説|- 新聞発表・広報など|- 講義・ 講演年度

200 6(H18) 2007(H19) 2008(H20) 20 09(H21) 2010(H22)

主なス タッフ（週30 時間以上従事）
職員
村山秀雄
山谷泰賀
稲玉直子
吉田英治
錦戸文彦
Chih Fung Lam
脇坂秀克
澁谷憲悟
田島英朗

チームリーダー(定年制)
研究員・主任研究員(定年制)
研究員
研究員
研究員
研究員
博士研究員
研究員
―
―
―
―
学振特別研究員―――

学生（プレドク）
小林哲哉
矢崎祐次郎
木内尚子
三橋隆之

―
―
―
―

大学院課程研究員―――

8(専門 業務員)
チームリーダー(定年制)

―
―
―
―

―
准技術員
―
博士研究員

―
―
―
大学院課程研究員―
大学 院課程研究員―
大学院課程研究員――

イメージング物理研究チームの研究費の推移

研究費[千円]

50,000

運営費交付金（人件費以外）40,00030,00020,000

外部資金

10,000
所内競争的資金02006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22)

外部資金

研究費の内訳の推移

運営費交付金（人件費以外）所内競争的資金2006(H18)

2007(H19)

2008(H20)

2009(H21)

2010(H22)

研究費（右軸）学会発表件数80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000

研究費[千円]

70
60
50
40
30
20
10
-

80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000

研究費[千円]学会発表件数研究費と研究アクティビティの関係

2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22)件数

研究費と成果の関係
16
14
12
10
8
6
4
2
-

研究費（右軸）論文数
特許
2006(H18) 2007(H19) 2008(H20) 2009(H21) 2010(H22)

図２ イメージング物理研究チームの統計

9シンチレータを３次元配列したブロックの複数
側面に受光素子を光学結合する次世代 DOI 検出器「クリスタルキューブ」について、半導体受光素子を用いた検出器を一次試作し、目標を超える
2mm の等方的分解能を達成した。
DOI 検出器およびその性能を活かすための要素
技術等について、産学連携のもと、半導体受光素子による DOI 検出器や点線源による新しい校正法を開発したほか、次世代 PET 研究会等を通じた技
術交流を推進した。特に、マンモ PET に続く産官連携の実用化計画が新たにスタートした。

4. 今年度（H22 年度）の研究成果概要
独自アイディアである開放型 PET 装置 OpenPET
について、それぞれ 8 個の 4 層 DOI 検出器から構成される 2 つの検出器リングを 42mm 離して配置した小型試作機を開発し、HIMAC の二次ビームポートにおけるファントム実験によって、重粒子線がん治療の照射野を 3 次元的に即時に画像化するコンセプトを世界で初めて実証した。さらに、ファントム実験やマウス実験によって、リアルタイ
ム型マルチモーダルイメージングと視野拡大効果のコンセプト実証にも成功した。

図３ 今年度（H22 年度）の研究成果概要

10イメージング物理研究チーム 2010
チームメンバー山谷泰賀（チームリーダー）、稲玉直子、吉田英治、錦戸文彦（研究員）、脇坂秀克（准技術員）、
村山秀雄（専門業務員）、田島英朗（博士研究員）、木内尚子、三橋隆之（大学院課程研究員）、
客員協力研究員 11 名、実習生 3 名
外部資金（所内競争的資金を含む）
1

課題名（グラント）:直接経費額[万円]
診断と治療の融合に向けた開放型リア
ルタイム PET 装置の基礎的・実証的研
究（科研費基盤研究(A)）: 2,130

敬称略、下線は代表者
内容
小型 OpenPET 装置の開発と実証実験

チーム内メンバー
山谷泰賀, 稲玉直子, 吉田英治,
錦戸文彦

チーム外の共同研究者
工藤博幸（筑波大）, 菅幹生, 羽
石秀昭（千葉大）, 小畠隆行（分イメ C 計測 G）, 辻厚至（分イメ C
病態 G）, 稲庭拓, 吉川京燦（重粒子 C）, 河合秀幸（千葉大）, 小尾高史（東工大）
稲庭拓, 佐藤眞二, 森慎一郎,
古川卓司, 蓑原伸一, 野田耕司,
吉川京燦（重粒子 C）, 樋口真人
（分イメ C 神経 G）, 辻厚至, 小泉満（分イメ C 病態 G）, 国領大介,
青木伊知男（分イメ C 計測 G）
小畠隆行, 川口拓之, 黒岩大悟
（分イメ C 計測 G）

2

OpenPET：小型試作機開発とコンセプト
実証実験（所内競争的資金：理事長裁
量経費創成研究）:1,495

小型 OpenPET 装置の開発と実証実験

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦,
稲玉直子, 田島英朗, 木内尚子,
三橋隆之

3

高機能画像診断機器の研究開発（マルチモダリティ対応フレキシブルＰＥＴ）（NEDO/島津製作所）:1,045.5

PET/MRI 要素技術
開発

4

革新的 PET 用 3 次元放射線検出器の開発（JST 先端計測分析技術・機器開発事
業）:330クリスタルキューブ
検出器の開発山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子,
錦戸文彦, 田島英朗, 脇坂秀克
山谷泰賀、稲玉直子、錦戸文彦、
吉田英治、三橋隆之

5

MRI 同時計測が可能な RF コイル一体型
PET 装置の提案と基礎実験（所内競争
的資金：理事長裁量経費萌芽的研究）:186.2
結晶形状の工夫によるＤＯＩ－ＰＥＴ検出器の高性能化の研究（科研費若手
B）:180新たな放射能測定法を用いた PET 装置の定量性向上に関する研究（科研費基盤 C）:11

PET/MRI 用 PET 検
出器開発

錦戸文彦

―

DOI 検出器研究稲玉直子―

放射能絶対定量技術の研究

村山秀雄、吉田英治、錦戸文彦67

菅幹生（千葉大）、澁谷憲悟（東大）、羽石秀昭（千葉大）、渡辺
光男（浜ホト）佐藤泰（産総研）、織田圭一（都健康長寿研）、佐藤友彦（島津）共同研究契約共同研究先
1

浜松ホトニクステーマ
次世代ＰＥＴ検出器および画像化技術に関する基礎的研究

11主な研究協力先（50 音順、敬称略）
1
2
3

共同研究先
小尾高史（東工大）
片岡 淳（早稲田大）
河合秀幸（千葉大理学研究科）

4
56

河野俊之（東工大）
澁谷憲悟（東大）
菅幹生（千葉大工学研究科）

7
8
9長谷川智之（北里大）
羽石秀昭（千葉大ﾌﾛﾝﾃｨｱﾒﾃﾞｨｶﾙ）Anders Brahme（カロリンスカ研究所）＊

テーマ（担当学生）
jPET-D4 の画質性能評価法の研究（D2 ｲｽﾒｯﾄ ｲｽﾅｲﾆ）
リアルタイム被曝線量モニタリングシステムの基礎研究（B4 岸本彩）
クリスタルキューブ検出器開発（M2 三橋隆之）
8 層 DOI 検出器の研究（B4 吉岡俊祐）
jPET-D4 による重粒子線照射野画像化実験（D3 中島靖紀）
PET 検出器の時間分解能改善法の研究
GPU による高速 PET 画像再構成（D1 木内尚子）
OpenPET 画像再構成理論（M2 勝沼隆幸）
PET 感度補正法（M2 三好裕司）
クリスタルキューブ検出器の位置弁別法（M2 横山貴弘）
全身同時視野 PET シミュレーション研究（M1 桝田清史）
PET 分解能予測法の研究（M1 山下浩生）
クリスタルキューブ検出器のシミュレーション研究（B4 松本貴宏）
PET 校正法
クリスタルキューブ検出器シミュレーター開発（M1 緒方祐真）＊ 国際オープンラボを通じたコラボレーション

12主な記事／プレスリリース

13（出典：放医研 研究レポート 2006-2010）14平成 20 年 2 月 7 日
独立行政法人 放射線医学総合研究所

診断と治療が同時に可能な世界初の開放型 PET 装置を開発
PET の可能性を広げ、分子イメージング研究を推進【概要】
独立行政法人 放射線医学総合研究所 (理事長 : 米倉 義晴、以下、放医研)分子イメージング研究*1 センター、
先端生体計測研究グループの山谷 泰賀研究員らは、がんの早期診断などに有効な PET (陽電子放射断層撮像法) *2 において、診断と治療を同時に行うことを可能にする世界初の開放型 PET 装置を開発しました。従来の PET
装置は、検出感度を高めるために被験者を囲むように放射線検出器を配置していますが、一部でも検出器が欠損すると画像の劣化は避けられませんでした。その結果、患者ポートは長いトンネル状になり、これが患者の心理的ストレスを高めると共に診断中の患者のケアの障害にもなっていました。

今回、山谷らは最も画質の優れる PET 装置中央部分が検出器で覆われていない世界初の開放型 PET 装置を開発しました。開放型 PET 装置では、体軸方向に検出器リングを 2 分割して離して配置しますが、検出器同士を結ぶ直線上の放射線を計測するという PET の原理によって、分割した検出器同士から開放空間の放射線を計測できます。PET の画像化理論に基づいて画像劣化が最小になるように検出器を除去している点がポイントで、シミュレーション及び基礎実験の結果、検出器を分割しても装置感度は低下せず、また放医研がこれまでに開発した「3次元放射線位置 (DOI) 検出器*3」と組み合わせると、分解能の劣化も抑えられることが明らかとなりました。

新開発の装置は、開放空間から照射治療が行えるため、これまでは不可能であった治療中の PET 診断を可能にします。特に、粒子線がん治療装置と組み合わせると、ビームが照射された患者体内のがん標的近傍を PET で画像化して確認できることから、治療精度の向上に役立つものと考えられます。将来的には、画像化計算を高速化することで、診断・治療・確認をリアルタイムに行う未来型のがん治療も可能になると期待されます。また、本装置は、限られた数の検出器でも視野範囲を拡大できることから、全身を一度に診断できる高感度・低被ばくな PET装置を比較的低コストで実現できる可能性があり、医薬品の開発効率を高める方法として注目されているマイクロドージング試験*4 の推進に役立つものと期待されます。さらに、近年普及が進んでいる PET/CT 装置に今回の開発技術を応用すると、開放空間に X 線 CT 装置など別の診断装置を設置できることから、従来の PET/CT 装置
では不可能であった同一部位からリアルタイムで高精度の情報を得ることが可能になります。

本成果は国際特許及び商標登録「OpenPET」を出願し、2 月 7 日に英国物理学会発行の Physics in Medicine andBiology 誌に掲載されました。

（出典：http://www.nirs.go.jp/news/press/2007/02_07.shtml）

15

【研究の背景】
がんや脳血管障害、認知症などの早期診断に有効と注目されている PET (陽電子放射断層撮像法) は、極微量の放射性元素で標識した特殊な薬剤を投与し、体内から放出される放射線を検出することで、糖代謝など代謝機能を画像化し、病気の有無や程度を調べる検査法です。PET は、がんなど病気の早期発見だ
けではなく、治療方針の選択や治療効果の確認にも有効ですが、その一方で、感度や解像度に課題が残され、各国で研究が続けられてきました。装置感度を高めるためには、図 1 (a) に示すように検出器をトンネル状に配置して、立体角を高める必要があり、長いトンネル状の患者ポートは検査中の患者の心理的ス
トレスを高めると共に患者へのケアの障害にもなっています。

3 次元放射線位置 (DOI) 検出器を用いることにより高分解能が維持されます (図 3)。

(図 2) 開放型 PET 装置「OpenPET」の原理(図 3) DOI 検出器との組み合わせによる効果。従来検
出器では検出素子の厚みによって分解能の劣化を招くが、DOI 検出器を用いると高分解能が維持される【実験結果】(図 1) 従来の PET 装置 (左) と新たに開発した開放型 OpenPET 装置 (右)【開発技術の概要】
山谷らは、図 1 (b) に示すように、体軸方向に 2 分割した検出器リングを離して配置し、物理的に開放された 視 野 領 域 を 有 す る 世 界 初 の 開 放 型 PET 装 置「OpenPET」を開発しました。従来は一部でも検出器が欠損していると画像が劣化しましたが、本装置では、最も画質の優れる PET 装置の中央部分を覆う検出器を除去しても、画質への影響が最小になるように検出器を配置しました。即ち、PET では同一検出器リング
内および異なる検出器リング間で放射線を計測しますが、異なる検出器リング間での計測データは冗長であることに着眼し、残存する検出器リング間の計測デー
タで欠損情報を補って画像化することにより、性能が低下しないようにしました (図 2)。
従来の PET 検出器では、検出素子の厚みの影響によって斜め入射の放射線に対する分解能が劣化してしまうことが知られています。OpenPET では、放医研が独自に開発した、薄い検出素子を多層に配置する
16(図 4) に示すように、2 台の商用の PET 装置 (検出器幅 15cm) を離して配置し、相互の検出器リング間で放射線を計測できると仮定した計算機シミュレーシ
ョンを行い、15cm の開放空間が生じても画像化できることを確認しました。開放空間は検出器幅に応じて拡
大でき、さらに放医研を中心にして開発した次世代
PET 試作機「jPET-D4」*5 に適用し､OpenPET によって開放空間の画像化が可能であることを実証しました(図 5) ｡具体的には､jPET-D4 装置は 5 つの検出器リングから構成されますが､健常ボランティア実験の計
測データから中央の 1 リング分に相当する部分を欠損させ、開放空間においても良好な画像を得ることに成功しました。

OpenPET では、図 6 (a) に示すように、装置感度を低下させることなく、開放空間を利用してビーム経路を確保することができます。
一方、マルチモダリティ装置としては PET/CT 装置が普及しつつありますが、従来装置は、単に PET 装置と
X 線 CT 装置を体軸方向に並べた構造であるため、
PET の視野と X 線 CT の視野は数十 cm 離れており、同一部位を同時に撮影することができませんでした。
これに対して、OpenPET を用いれば、図 6 (b) に示す
ように、開放空間に X 線 CT 装置を組み合わせることによって、同一部位をリアルタイムに撮影する新しい
PET/CT 装置が実現できます。今後は、実用化に向けて開放型 PET 装置に適した検出器などの要素技術の開発を行うと共に、放医研の重粒子線がん治療装置「HIMAC」への適用を目指していきます。

(図 4) 計算機シミュレーションの例(図 5) 次世代 PET 装置 jPET-D4」(左)を用いた開放型
PET 装置「OpenPET」の実験結果(右)(図 6) 期待される OpenPET の応用【研究の効果と今後の見込み】
検出器を分離した開放空間は、治療スペースや X 線
CT 装置など別の診断装置の設置場所として活用でき、
粒子線がん治療中の効果のモニタリングや病巣の大きさや位置などを検出できる新しいマルチモダリティ
装置への応用が期待できます。
重粒子線や陽子線による粒子線治療は線量集中性が高いため、正常組織への線量を極力抑えて、がん病巣に絞り照射できる放射線治療方法です。照射は、患者の CT 画像をもとに綿密に計算された治療計画に基づいて行われますが、実際の患者体内において、毎回の照射が計画通りの線量分布になっているかを、
外部から経時的に確認するのはきわめて難しく、この手法は確立されていません。もし照射中に体内の標的が動いたり変形したりして、治療計画からずれてしまった場合には線量分布のズレは検出できません。この課題を解決するため、粒子線ビームの照射に応じて体内から発生する放射線を PET 装置で計測し画像化することにより、体内の線量分布を外部からモニタリングする方法が研究されてきました。PET 装置の要件としては、検出器がビーム経路と干渉しないこと、および発生する放射線が微量であるため高感度である
ことの 2 つがありますが、感度を高めるためには検出器を密に広く配置して立体角を増やす必要があるた
め、両者を両立することは困難でした。しかし、
17(用語解説)*1 分子イメージング研究
生体内で起こるさまざまな生命現象を外部から分子レ
ベルで捉えて画像化することであり、生命の統合的理解を深める新しいライフサイエンス研究分野。PET によるがん診断もその一分野として行っている。
*2 PET
陽 電 子 放 射 断 層 撮 像 法 (Positron Emission
Tomography ; PET) のこと。画像診断装置の一種。陽
電子放出核種で標識した薬剤を体内に投与し PET 装置で様々な病態や生体内物質の挙動を画像化する方法である。PET 装置は投与した陽電子放出核種から発生する放射線を計測し、コンピューター処理によって計測データから元の薬剤の分布を計算する。
*3 3 次元放射線位置 (DOI) 検出器
次世代の PET の技術開発において、放医研が世界に先駆けて開発した新規検出器であり、従来の PET では両立出来なかった感度と解像度が飛躍的に向上する。例えば、本検出器を頭部用 PET 装置に実用化した場合は解像度が従来の 5mm から 3mm へと向上し、感度は従来の 3 倍に改善することが可能となり、検査時間も 3 分の 1 に短縮出来る見込みである。

国際的な次世代 PET 開発競争下において、放医研が他機関・大学等と共同で世界に先駆けて開発した。高感度・高解像度を両立する「3 次元放射線検出器」を実装した PET 装置の試作を行い、高解像度 PET 撮像に成功したものである。

*4 マイクロドージング試験
効率的な新医薬品開発を促進するために、開発の早期段階において、超微量の化合物を投与して、ヒトにおいて最適な薬物動態を示す開発候補の化合物を選択する方法。
*5 次世代 PET 試作機「jPET-D4」

18

平成 23 年 1 月 21 日
独立行政法人 放射線医学総合研究所

世界初!開放型 PET 装置の実証に成功-「PET で見ながらがん治療」の実現に弾み独立行政法人 放射線医学総合研究所(理事長:米倉 義晴)
分子イメージング研究センター 先端生体計測研究グループ
山谷泰賀チームリーダー【本研究成果のポイント】
世界初となる開放型の PET※1 装置「OpenPET®」※2 の小型試作機を開発



開発した小型試作機により、目に見えない重粒子線治療ビームをその場で可視化できることを実証

がんが照射される様子を見ながら治療する「PET で見ながらがん治療」の実現に向け、今後実用化を目指す

独立行政法人 放射線医学総合研究所(以下、放医研)分子イメージング研究センター山谷 泰賀(やまや たいが)チームリーダーらは、3 年前に発表※3 した開放型 PET 装置「OpenPET®」について、千葉大学と共同で小型試作機を開発し、コンセプトの実証にはじめて成功しました。PET は、がん診断等に役立つことから普及が進んでいますが、CT 装置と同じような狭いトンネル状の装置に患者を通して検査を行うため、その応用範囲が制限されていました。これに対して OpenPET®は、トンネルを分断し、中央部を広く開放化しても画像化できる画期的な方法であり、この開放空間を使って同時にがん治療するなど PET の応用が大きく広がります。今回、重粒子線がん治療装置 HIMAC※4 において人体に見立てた模型を使った実験を行い、患者体内の治療ビームの様子
をほぼリアルタイムに画像化できることを実証しました。

これまで、放射線がん治療では、照射の位置決めをした後は、実際に照射される様子を見ることができませんでした。今後、医師が PET で照射状態を見ながら確実に照射を行う、新たな放射線がん治療の実現を目指します。
本研究の成果は、2011 年 1 月 24 日、分子イメージング研究センター主催の次世代 PET 研究講演会※5 及び2011 年 1 月 25 日、放医研主催の第 2 期中期計画成果発表会※6「安全と医療 新しい放射線の時代へ」にて、発表されます。

（出典：http://www.nirs.go.jp/news/press/2011/01_21.shtml）

19

【研究の背景と目的】
がんや認知症などの早期診断に有効と注目されている PET は、極微量の放射性同位元素(陽電子放出核種)で標識した特殊な薬剤を投与し、体内から放出される放射線を検出することで、糖代謝など代謝機能を画像化し、病気の有無や程度を調べる検査法です。
放医研は、1979 年に国産第 1 号の PET 装置を開発して以来、PET の研究開発を継続してきました。これまでの PET 装置は、患者ポートが CT 装置や MRI 装置と同様に長いトンネル状になっており、被検者に外部からアクセスしにくく、その応用範囲が制限されてきました。これに対して、山谷らは、世界初となる開放型
PET 装 置 の 方 法 を 3 年 前 に 提 唱 し 、 こ れ を「OpenPET®」と名付けました(国際特許出願済)(図 1)。
OpenPET®は、検出器リングを体軸方向に 2 分割して形成した開放空間を 3 次元的に画像化する装置であり、3 次元放射線位置(DOI)検出器※7 と組み合わせ
ることにより、開放化しても優れた分解能を維持することが可能です。

る物理現象を利用したり、治療ビーム自体を放射化※8 したりして、標的内部の照射ビームの様子を PETの原理により画像化する試みがなされてきましたが、対向型のポジトロンカメラ※9 を用いた先行研究では 3次元の画像化は極めて困難でした。これに対して、山谷らは、OpenPET® を用いれば、開放部分を通して治療ビームを照射しながら、標的内部の照射ビーム自体を 3 次元的に画像化できると考えました。
そこで今回、上記のコンセプトを実証するために、
OpenPET®の小型試作機をはじめて開発し、重粒子線がん治療装置 HIMAC にて実験を行いました。

【研究手法と結果】開発した試作機は、DOI 検出器から構成される 2 つの検出器リング(内径 11cm)を 4.2cm 離して配置したものです(図 2)。この幅は、ヒト用装置に相似拡大した場
合、放射線がん治療に十分な 20～30cm の隙間に相当します。そして、重粒子線がん治療装置 HIMAC にて、人体に見立てた模型に放射化させた重粒子線を照射する実験を行いました。(図 3)。その結果、標的に入射した重粒子線を即時に 3 次元画像化することに成功しました。

図 1： 従来の PET 装置(左)と開放型 OpenPET®装置(右)の比較
OpenPET®により、PET の可能性が大きく広がると期待されます。特に、開放型という特徴を最大限に活用した応用として、放射線がん治療との組み合わせを検討し、要素技術の研究開発や周辺特許の出願を進めてきました。特に、重粒子線や陽子線による粒子線がん治療は、周囲の正常組織を避けてがん病巣に線量を集中できる理想的な放射線治療法ですが、実際の患者体内において、毎回の照射が治療計画通りの線
量分布になっているかどうかを外部から検証する方法は確立していません。すなわち、治療計画時から標的が変形するなど何らかの原因で、線量分布にずれが生じてしまった場合、これを検出することは極めて難しいのが現状です。このため、照射ビームと標的の原子
核反応により患者体内で陽電子放出核種が生成され

図 2： 開発した OpenPET®小型試作機

20

なお、本研究の一部は、独立行政法人日本学術振興 会の 科学研 究費 補助金 基盤 研究 (A)(課 題番 号
22240065)の助成によって遂行されました。

(用語解説)※1 PETPET とは Positron emission tomography の略称で、陽電子断層撮像法のこと。PET 装置は、画像診断装置の一種で陽電子を検出することにより様々な病態や生体内物質の挙動をコンピューター処理によって画像化する。
※2 OpenPET®
図 3： 重粒子線がん治療装置 HIMAC にて、人体に見立てたアクリル円筒に入射した重粒子線を即時に 3 次
元画像化した結果。重粒子線の下半分だけ、アクリル円筒内で 5mm 手前に止まるようにしたところ、5mm の違いが OpenPET®で正しく検出できることが示された。

放医研が発明した世界初の開放型 PET 装置の方法。
国際特許出願済み(WO2008/129666)。「OpenPET® 」
は、放医研の登録商標(登録第 5258764 号)。
※3 「診断と治療が同時に可能な世界初の開放型
PET 装置を開発 PET の可能性を広げ、分子イメージ
ン グ 研 究 を 推 進 」 ( 平 成 20 年 2 月 7 日 発 表 )(http://www.nirs.go.jp/news/press/2007/02_07.shtml)※4 HIMAC
Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba の略称で、重粒子線がん治療装置のこと。重粒子線によるがん治療は、加速器により炭素イオンを最終的に光速の約70%まで加速し、がん病巣に照射し治療に用いる。本装置は 1994 年に開発された医療用としては世界初の重粒子線加速器である。
※5 次世代 PET 研究講演会
放医研を中心にして、平成 12 年度から毎年開催している専門家向けの講演会。世界的な競争下にある
PET をはじめとした核医学イメージングの次世代装置
開発において、産学官連携および技術移転を促進し、日本の技術力を高めることを目的としている。また、下記のアドレスから過去の報告書の閲覧が可能です(最新版閲覧はユーザー登録が必要です)。
(http://www.nirs.go.jp/usr/medical-imaging/ja/study/
main.html)

図 4： OpenPET®の今後の展開。PET で誘導しながら行う新たな放射線がん治療(画像誘導治療)のイメージ【今後の展開】
OpenPET® は、がん診断等に有用な分子イメージン
グ※10 の技術を放射線がん治療にも応用する画期的な方法とも言え、今後は、精度の向上や副作用の低減化のために、重粒子線がん治療における治療ビー
ムの可視化の実現を目指します。

※6 第 2 期中期計画成果発表会
本成果発表会は「安全と医療新しい放射線の時代へ」とのテーマで開催する。2006 年から 5 年間の計画で実施されてきた第 2 期中期計画終了に際し、期間中の研究成果と今後の展開を一般の皆様に直接紹介する。開催日:2011 年 1 月 25 日(火)13 時開会、会場:
東京国際フォーラム B5 ホール。

さらに、他の応用法として、OpenPET®で誘導しながら行う新たながん治療(画像誘導治療)の実現を目指した研究も行います。将来的には、がんに集積する
PET 薬剤を治療前に投与し、OpenPET®でがんの位置を 3 次元的に可視化しながら重粒子線を含む放射線治療や外科治療を施すことも可能になると考えています(図 4)。研究成果は順次、企業などへの技術移転を図り、早期の実用化を目指します。

※7 3 次元放射線位置(DOI)検出器
次世代の PET の技術開発において、放医研と島津製作所、浜松ホトニクス、日立化成工業等の企業との産学官共同研究により世界に先駆けて開発した新規検21する装置。X 線イメージングに例えると、PET は CT と同様な断層撮影法であるのに対して、ポジトロンカメラ
はレントゲン装置であると言える。

出器であり、従来の 2 次元の放射線位置検出に対して、検出器内部で、検出器の深さ方向も含めた 3 次元の放射線位置検出を可能とする。従来の PET では両立出来なかった感度と解像度の双方を飛躍的に向上させることができる。

※10 分子イメージング
生体内で起こるさまざまな生命現象を外部から分子レ
ベルで捉えて画像化する技術及びそれを開発する研究分野であり、生命の統合的理解を深める新しいライ
フサイエンス研究分野。体の中の現象を、分子レベルで、しかも対象が生きたままの状態で調べることができる。がん細胞の状態や特徴を生きたまま調べることができるため、がんができる仕組みの解明や早期発見が可能となる新しい診断法や画期的な治療法を確立するための手段として期待されている。

※8 治療ビーム自体を放射化
重粒子線がん治療では、安定核である炭素 12C を加速させて治療ビームとするが、加速させた 12C を金属などの標的に当てて、11C など特定の放射性同位元素を治療ビームとして取り出すことを指す。二次ビー
ム照射と呼ばれる放医研独自の技術である。
※9 ポジトロンカメラ
測定対象を挟むように 2 つの 2 次元放射線検出器を対向させて、陽電子放出核種の分布を 2 次元画像化

22

23

第２部
OpenPET 研究開発の進捗報告

平成 22 年度科学研究費補助金 基盤研究(A)「診断と治療の融合に向けた開放型リアルタイムＰＥＴ装置の基礎的・実証的研究」
研究報告書

平成 22 年度理事長裁量経費創成的研究「OpenPET：小型試作機開発とコンセプト実証実験」
研究報告書

24

（２）OpenPET 研究開発の進捗
山谷泰賀
放医研・分子イメージング研究センター

1. はじめに
我々は、開放化という全く新しい特徴をもつ世界初の開放型 PET 装置「OpenPET」のアイディア
を 2008 年に発表している[1]。OpenPET により、PET ガイド下のがん治療のほか、リアルタイム型のマルチモーダルイメージングや、限られた検出器数での体軸視野拡張など、新しいコンセプトのPET イメージングが可能になると期待される。図１は、OpenPET 研究開発に関する流れを整理したものである。将来のヒト用試作機開発に向け、これまでの要素技術開発のフェーズから、それらを集約した実証実験のフェーズへ移行しようとしている。表１は、現在進めている OpenPET 研究開発に関するテーマをまとめたものである。現在、主に所内競争的資金（理事長裁量経費）と科研費のサポートのもと、OpenPET が可能にする診断治
療融合システムにより、重粒子線など粒子線がん
治療の精度を高めるコンセプトを確立し、まずは小動物サイズの小型 OpenPET 試作機開発を通じて、ファントムにてコンセプトの実証実験を行う
ことを目指している。本稿では、進捗について報告する。

2. OpenPETによるがん診断治療融合コンセプ
トの提案
治療においては、がんを根絶し、かつ失われた機能回復を早める、すなわち QOL（生活の質）を高める方法として、放射線治療が注目されている。特に、周囲の正常組織への影響を極力抑えてがんのみに線量を与える技術として、重粒子線など粒子線がん治療の高度化が進められている[2]。
患者ごとに照射を決める治療計画においては、照射野の画像化[3]のほかに、肉眼的腫瘍体積(GTV)に一定の線量を与える従来法に対して、PET 画像
を用いて臨床標的体積(CTV)を決定し、さらには酸素状態に応じて線量をきめ細やかに決めるな
ど、分子イメージングと放射線治療を融合する検討もはじまった[4]。しかし、治療計画作成から治療までの数週間の間に腫瘍の形状が変化したりするリスクは否定できず、また、数週間後の予後診断以外に、計画通りの照射が行われたかを確認する方法はないのが現状である。そこで本研究では、長期目標として、線量や治療効果を即時に画像化し、その結果をフィードバックして治療計画
をオンタイムに修正する、治療と診断を高度に融合する一体型システムの実現を目指す（図２）。
具体的には、
世界初となる OpenPET を具現化し、リアルタイム、すなわち動画のように開放空間を画像化する PET システムを開発する。将来、治療計画システムのリアルタイム化や、治療効果に即時的に反応する新たな PET プローブが実現す
れば、がんそのものを見ながら、体内線量分布を見ながら、さらには治療効果を見ながら照射する、患者そして腫瘍ごとに最適化した、安全・安心・
確実な夢の放射線がん治療が実現できるのではないかと考える。

図１ OpenPET 研究開発の流れ。本稿では、主に青部分について、進捗を報告する。
表１ 現在進めている OpenPET 研究開発に関するテーマ
テーマ
担当者
小型試作機システム吉田英治（放医研）
重粒子対応 DOI 検出器
錦戸文彦（放医研）
リアルタイム再構成システ 田島英朗（放医研）
ム
GPU 高速画像再構成
木内尚子（千葉大菅研／放医研）
画像再構成理論解析
勝沼隆幸（千葉大菅研）
感度補正法
三好裕司（千葉大菅研）
全身同時視野 PET 検討
桝田清史（千葉大菅研）

治療と診断の高度融合

＋
治療計画の
即時修正
OpenPETのアイディア一体型システム

照射野の
即時画像化
治療効果の
即時判定

世界初のリアルタイムOpenPET装置の開発

がんを見ながら、線量分布を見ながら、治療効果を見ながら照射する、

夢の、安全・安心・確実な放射線がん治療の実現へ

図２ OpenPET によるがん診断治療融合コンセプトの提案

25そして、重粒子線がん治療装置 HIMAC にて、
体内線量分布を可視化できることをファントム
実験にて実証した。具体的には、直径 4cm のPMMA 円 筒 フ ァ ン ト ム に 11C ビ ー ム を 105
particle/sec で 20 分間照射し、照射直後の 20 分 PET
計測（off-beam）と、照射中の PET 計測（in-beam）のどちらにおいても、与えた 5mm のレンジの差が明確に画像化できることを示した（図４）。

3. 小型試作機の開発と実証実験
コンセプト実証実験を目的とした、小動物サイズの OpenPET 試作機を開発した（図３）。具体的には、2.9×2.9×5.0mm3 の LGSO 結晶（日立化成）を 14x14x4 段に配置したシンチレータブロッ
クを光電子増倍管（H8500, 浜松ホトニクス）に光学結合した 3 次元放射線位置(DOI)検出器 8 個から構成される検出器リング（内径 110mm）を 2
本離して配置し、42m 幅の開放領域（シンチレー
タブロック間距離）を確保した。実際の開放領域
幅はガントリ部材の厚みにより多少狭くなるが、
ヒト用サイズに相似拡大した場合、放射線治療に十分な 20cm から 30cm の開放領域幅に相当する。
ガントリーは、PET エリアから HIMAC 物理照射
室へスムーズに移動できるようにキャスター式とし、また検出器リング中央位置の高さは、HIMAC ビームラインの床面高さと同じ 1250mmとした。プリアンプなどのフロントエンド回路は、
通常の PET では検出器の直後に設置するが、設計装置では、核破砕片の影響を極力抑えるために、
1.2m のケーブルで検出器から延長し、遮蔽したケース内に収めるようにした。

4. 結論
小型の OpenPET 試作機を開発し、目に見えない重粒子線ビームの体内線量分布を３次元的に可視化するコンセプトを、ファントム実験により実証した。現在、画像再構成のリアルタイム化な
ど試作機の改良研究や、より詳細な HIMAC 実験を進めているほか、科研費基盤Ａ(課題番号22240065)による 2 号機開発にも着手した。さて、試作機は小動物用サイズであるため、前臨床の分子イメージング研究を推進するツールにもなる。
そこで、FDG 投与の腫瘍モデルマウスを試作機で計測し、複数のモダリティ（今回は PET と光学カメラ）で同時撮像する実験も行っている。今後、現時点では思いもつかない様な、開放化の特長を活かした斬新的な研究が生まれる可能性を期待したい。
謝辞 共同研究者の先生方（敬称略）へお礼申し上げます。
千葉大：菅幹生(＋菅研学生)、羽石秀昭、河合秀幸(＋
河合研学生)
筑波大：工藤博幸
東工大：小尾高史、中島靖紀(河野研学生)
NIRS 重粒子：稲庭拓、佐藤眞二、蓑原伸一、野田耕司、ほか
NIRS 病院 ：吉川京燦
NIRS 分イメ：辻厚至、小泉満、青木伊知男、国領大介、
樋口真人、小畠隆行、ほか
NIRS イメージング物理研究チームメンバー

図３ 開発した小型試作機の設計図

参考文献
[1]
T Yamaya et al., A proposal of an open PET
geometry, Phys. Med. Biol. 53, 757-73, 2008.
[2]
Noda K et al.: New accelerator facility forcarbon-ion cancer-therapy, J. Radiat. Res. A 48
Sup., 43-54, 2007.
[3]
Nishio T et al.: Dose-volume delivery guided
proton therapy using beam ON-LINE PET
system, Med Phys 33, 4190-7, 2006.
[4]
Apisarnthanarax, S. and Chao, K. S. C.,
Current imaging paradigms in radiation
oncology, Radiat. Res. 163, 1-25, 2005.

図４ 重粒子線がん治療装置 HIMAC における小型試作機の実験結果。二次ビームポートにて 11C ビームをファントムに照射する際(a)、ビームの下半分を 5mm だけレンジをずらすようにし(b)、照射後(d)に加え照射中(c)でも、ファン
トム内の線量分布が正しく画像化できることを実証した。

26

（３）小型 OpenPET 試作器の開発
吉田英治
放医研・分子イメージング研究センター

チレータを 4 層に積層したシンチレータブロック
を 64 チャンネルの位置弁別型光電子増倍管と光学結合した Depth-of-interaction (DOI)検出器を開発した。シンチレータの深さ検出には光分配方式[2]を用いた。体軸方向の 2 個の DOI 検出器は重心演算時に束ねることで仮想的に単一の検出器リングとし、結晶弁別等も一括して処理する。また、重心
演算前に光電子増倍管の個々のアノード増幅率は専用回路によって補正される。
OpenPET においては開放空間に画像化するター
ゲットを配置するため、ギャップに面したシンチ
レータブロックの側面の感度が高くなる。したがって、周辺部でのシンチレータの識別能を優先するためにシンチレータブロックを PMT の有感領域
よりひと回り小さくした。このような検出器の仕様はギャップのサイズを制限するが 27 mm の開放
領域でも十分に OpenPET のコンセプト実証実験が可能である。

1. はじめに
我々のグループでは、治療と診断の新しい融合を目指し、世界初となる OpenPET[1]装置の開発を行っている。OpenPET は検出器リングの欠損している開放空間でも画像化が可能となる点に特徴があり、粒子線治療のモニタリングや低コストでの
体軸視野の延長等が可能になる。本研究ではOpenPET の コ ン セ プ ト 実 証 の た め に 、 小 型
OpenPET 試作機を開発し、PET 装置としての性能評価及び HIMAC における 11C 照射によるオンライ
ン画像化実験の結果を報告する。
2. 方法
小型OpenPET試作機
図 1 に小型 OpenPET 試作機の外観を示す。本装
置は、8 つの検出器が 1 検出器リングを成し、2 つの検出器リングから構成される。（図 2）検出器リ
ングは直径 110 mm、体軸長 42 mm であり、2 つの検出器リングを 42 mm 間隔で設置することで体軸視野は 126 mm となる。2 つの検出器リング間距離は 42 mm であるが、固定具等があるため解放空間
は 27 mm となる。体軸視野は検出器幅の 1.5 倍となる 126 mm まで拡張される。

図 3 4 層 DOI 検出器

図 1 小型 OpenPET 試作機（左：ギャップなし、
右：ギャップあり）

図 4 小型 OpenPET 試作機のハードウェア構成
図 4 に小型 OpenPET 試作機のハードウェア構成を示す。重粒子線による回路系への放射線損傷を避けるため、検出器とフロントエンド回路間を 1.2
m の同軸ケーブルで延長し、回路を鉛およびパラフィンのブロックで覆った。また、本装置は非常にコンパクトな設計となっており、データ収集系

図 2 小型 OpenPET 試作機の検出器リング構成
開放空間における空間分解能の低下を抑制するために、図 3 に示す 2.9 x 2.9 x 5 mm3 の LGSO シン27

11

も下部のラックに収まる。ベッドは取り外し可能であり、別途ブランク収集用の回転ステージも設置可能である。データ収集はリストモードで行い、0.01 秒間隔にて、任意のイベントを収集後に抽出することが可能である。表１に小型 OpenPET 試作機の仕様を示す。
収集されたデータは感度補正及び偶発同時計数
補正のみを行い、分解能特性を組み込んだ 3D
OS-EM[3]を用いて画像再構成を行った。再構成画
像の画素ピッチは 1.5 mm とした。

C照射によるオンライン画像化
図 5 に示すように小型 OpenPET 試作機を用い
HIMAC の SB1 コースで 11C の照射実験を行った。
11
C ビームのエネルギーは 330MeV/u であり照射強度は 5x106 pps である。標的は直径 4 cm の円筒状
PMMA であり、真鍮コリメータによりビームを直径 5 mm まで絞り、レンジシフターによりファント
ム中での照射レンジは約 2 cm とした。照射時間は20 分とし、照射中及び照射後 20 分について PET
でデータ収集を行った。

表１ 小型 OPENPET 試作機の仕様

Scintillator material
Number of scintillators
Size of scintillator
Block size of the detector
DOI
PMT
Ring diameter
FOV
Distance between detector rings

Axial FOV
Data acquisition
Energy window
Coincidence time window

LGSO
25,0882.9 x 2.9 x 5 mm342 x 42 x 20 mm3464 channel PS-PMT
110 mm
86 mm
42 mm
126 mmList mode
400 – 600 keV
20 ns

図 5 オンライン画像化実験セットアップ
3. 結果と考察
性能評価
図 6 に点線源による空間分解能評価の結果を示す。空間分解能はリング内及びギャップ内のどちらにおいても 3 mm 以下であった。

性能評価
本装置の性能評価として空間分解能、感度及び計数率特性の評価を行った。性能評価実験はエネ
ルギーウィンドウが 400-600 keV、コインシデンス
タイムウィンドウが 20 ns の条件下で行った。
18
F 水溶水を染みこませた微小なモレキュラーシーブを用いて空間分解能評価を行った。厚紙の上に上記モレキュラーシーブを 1 cm 間隔で 3x8 のマ
トリックス上に配置して 10 分間の測定を行い、半値幅を評価した。
22
Na 点線源(0.047 MBq)を用いてシステム感度及び体軸方向の感度プロファイルを測定した。感度
プロファイルは Radial offset が 0, 17.5, 37.5 mm においてそれぞれ体軸方向に 5 mm ピッチで体軸方向に 27 点の測定を行い、各点の測定時間はそれぞれ１分とした。
NEMA NU4-2008 で規定されたマウスサイズフ
ァントム（直径 2.5 cm、長さ 7 cm のアクリル円柱に 18F 水溶水のラインソースを挿入したもの）を用いて計数率特性を測定した。また、放射能が十分減衰したデータのサイノグラムから散乱フラクシ
ョンを別途見積もった。得られた結果から次式で表される雑音等価計数(NECR)を算出した。
T2
NECR 
T  S  2 R
ここで T は真の同時計数、S は散乱同時計数、R は
偶発同時計数である。

図 6 点線源による空間分解能
図 7 に 22Na 点線源による体軸方向の感度プロフ
ァイルを示す。視野中心での感度は 5.5 %であった。
検出器リングとギャップで３つの山ができたが、体軸方向に連続した感度分布を持ち、１検出器リング分体軸長を延長出来ていることが分かる。

図7
28

22

Na 点線源による感度プロファイル

図 8 に円筒ファントムによる計数率特性を示す。
散乱フラクションは 6 %であった。4 MBq 以降から計数率が低下しているが、これはデータ収集系に起因した制限である。ピーク NECR は 33 kcps@4.2
MBq であった。

図 10

図 8 円筒ファントムによる計数率特性11

C照射によるオンライン画像化
図 9 に 11C 照射開始から 40 分間の同時計数率を示す。照射中は 3.3 秒の照射周期に合わせて即発ガンマ線によるものと思われるピークが計測された。
照射開始から時間の経過とともに 11C が蓄積されていることが分かる。また、照射後の同時計数率
は主として 11C の半減期 20.4 分に従って減衰している。図 10 に照射中及び照射後 20 分間におけるポジトロン核種の分布の再構成画像を示す。図か
ら真鍮コリメータとレンジシフターによってPMMA の中心にブラッグピークを持つように 11Cが照射できていることを確認できた。しかしながら、照射後（図 10c））のデータに比べると照射中のデータは即発ガンマ線によると思われるアーチファクトが見られた（図 10a））。そこで図 9 右に示す 3.3 秒周期のピーク部分のデータを取り除く
ことによって図 10b)に示すように鮮明な画像を得ることができた。

図9

11

11

C 照射によるオンライン再構成画像

4. 結論
OpenPET のコンセプトを実証するために小型
OpenPET 試作機を開発し、PET 装置としての性能評価実験を行った。本装置は計数率特性に一部制限があるが、高い感度を有することを確認した。
また、11C 照射によるオンライン画像化実験を行った。得られた結果から 3.3 秒のビーム照射周期に同期してビーム入射時のデータを取り除くことによってオンラインでポジトロン核種の分布の３次元画像化に成功した。
なお本研究の一部は、科研費基盤 A(課題番号22240065)の助成を受けて行われた。
参考文献[1] Yamaya T, et al.: Phy Med Biol 53: 757-775, 2008[2] Tsuda T, et al.: Trans. Nucl. Sci, 53, 35-39, 2006.
[3] Kinouchi S, et al.: IEEE NSS & MIC, 2010.

C 照射における同時計数率

29

（４）リストモード OpenPET 画像再構成の高速実装
1)

千葉大学大学院工学研究科

木内尚子 1)2) 菅幹生 1)
放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター

2)

みをメモリに保持すればよいため、大幅なメモリ削減が可能となる。また、左右非対称な確率分布もモデル化できるため、高精度な DRF のモデル化が可能となる。なお、DRF は 3 次元分布を持つため、断面方向(DRFtr)と体軸方向(DRFax)の 2 つに分けてモデル化した。
DRF len s (1) DRFtr len s _ tr  DRFax len s _ ax / DRFax 0

1. はじめに
放射線治療と診断の融合に向けた開放型
PET(Positron Emission Tomography)装置 OpenPET[1]を実現するためには、リアルタイム画像再構成技術が不可欠となる。本研究では、グラフィック演
算ボードである GPU(Graphics Processing Unit)を汎用 計 算 に 応 用 す る GPGPU(General Purpose
computing on GPU)による画像再構成の高速化を検討する。 GPU による高速化の効率は条件判定を避け、メモリの参照方法を工夫するなど、実装方法に大きく左右される。画像再構成の実装方法はシステムモデルにより決定される。そこで本研究では、GPU 実装に適したシステムモデルを提案する。



 


DRF len    Ctr  (len ) 
DRF len    Cax  (len )   len 
len  len6trs _ trax

s _ axcc 0s _ tr

c

6

c 0

c

2

s

s _ axs _ axc2s _ tr



(2)
(3)
(4)

ここで、lens_tr は断面方向内の sub-voxel 中心点とLOR と の 距 離 、 lens_ax は lens の 体 軸 方 向 内 のsub-voxel 中心点と LOR との距離、Ctrc は断面方向多項式の c 乗の係数、Caxc は体軸方向多項式の c乗の係数である( c = 0 ~ C )。

2. 方法
2.1. システムモデル
提案システムモデルでは、画素を S 個の sub-voxelに 分 割 し 、 sub-voxel の 中 心 点 と LOR(Line of
Response) と の 距 離 (lens) に 応 じ た DRF(Detector
Response Function)の値の合計値をシステムマトリ
クス(aij)として計算した(図 1)。このシステムモデル
では、点と直線の距離という単純な計算で実装ができ、GPU による効率的な高速化が可能となる。

2.2. 画像再構成法
反復計算することなく目的解を得る one-pass
list-mode DRAMA(Dynamic RAMLA (Row-Action
Maximum Likelihood Algorithm))法[2]を採用した。

x (jk ,l 1)  x (jk ,l )


1


a
p

 i (t ) j  J a x (k ,l ) lj 
Clj tSl  j1 i (t ) j jIL
plj   aij /   ai ( t ) j i 1
 l 1 tSl
(5)
Clj   ai (t ) j plj ( k ,l )x (jk ,l )tSl

k は反復回数、l はサブセット番号( l = 1 ~ L )、i は
LOR 番号( i = 1 ~ I )、i(t)は t 番目のイベントが検出された LOR の番号、xj は再構成画像の画素 j の画
素値( j = 1 ~ J )、pij はブロッキングファクター[2]、aij はシステムマトリクス、λ(k, l)は緩和係数である。
緩和係数は各サブセットの更新における更新量ベクトルから算出した[3]。

図 1 システムモデル
DRF は LOR からの距離に応じて変化する検出確率分布をモデル化したものである。LOR と画素との距離は様々であるため DRF はなるべくサンプリ
ング間隔を細かくして計算する必要がある。しかし、すべてのサンプリング点の値をメモリに保持すると、メモリ量が膨大となり GPU 実装には適さない。そこで本研究では、6 次多項式を用いて DRFをモデル化した。これにより、多項式の各係数の3. GPU 実装手法
本研究では、画像再構成において最も計算負荷の高い順投影演算及び逆投影演算を GPU により並列計算した。投影演算は LOR から計算するボクセルを探索する Ray-driven 法により行った。順投影計
30

算の際、各スレッドは各 LOR の投影値を計算した。
逆投影の際、各スレッドは LOR が寄与する画素の値を計算した。
4. 実験
開発した小型 OpenPET 試作機(図 2)を用いて 18Fを満たした小動物用 Derenzo ファントムを測定した。ファントムは開放領域中央に配置して 23 分測
定し、おおよそ 32M カウント計測された。
本研究では GPGPU のための統合開発環境である CUDA (Compute Unified Device Architecture,
NVIDIA 社 ) 2.2 を 使 用 し 、 GPU に は TESLA
C1060(NVIDIA 社)を使用した。計算結果の比較のために使用した CPU は Intel Quad-Core Xeon®
2.67GHz である(シングルコアのみの利用)。GPU では単精度、CPU では倍精度で計算を行い、GPU では提案システムモデル、CPU では従来採用している sub-LOR モデル[4]を使用した。画像再構成の際、サブセット数は 100 と、sub-voxel の分割数 S は 8とした。

図 4 プロファイル結果

図 5 反復計算時間
6. まとめリアルタイム画像再構成に向けた GPGPU によるリストモード DRAMA 画像再構成手法の高速実装方法を開発した。GPU による並列計算の効率化のために、複雑な条件判定を避けたシステムモデ
ルを開発した。そして小型 OpenPET 試作機の実験
データに適用し、従来 CPU に用いる画像再構成法と比較した結果、同等の画質の画像がおおよそ 46
倍も高速に得られることを実証した。なお本研究の一部は放医研内競争的資金（理事長裁量経費創成 的研 究）お よび 科研費 基盤 研究 A(課題 番 号
22240065)の支援を受けて行われた。

図 2 小型 OpenPET 試作機
5. 結果・考察
図 3 に再構成画像結果を示す。また、画像上の線上のプロファイル結果を図 4 に示す。これらの結果から、再構成画像に違いは見られず、提案シ
ステムモデルは sub-LOR モデルと同等の画像を得ることができた。
また図 5 に 1 サブセット(約 320K カウント)における反復計算時間を示す。この結果から、GPU を用いた提案モデルによる計算は CPU を用いた
sub-LOR モデルによる計算と比較しておおよそ 46
倍もの高速化が可能となった。

参考文献[1] T. Yamaya, et al, "A proposal of an open PET
geometry," Phy. Med. Biol., 53, pp. 757-773,
2008.
[2] T. Nakayama, H. Kudo, “Derivation andimplementation of ordered-subsets algorithms forlistmode PET data,” IEEE MIC conf. record,
No.M5-7, 2005
[3] 工藤博幸、平成 21 年度次世代 PET 研究報告書[4] T. Yamaya, N Hagiwara, T. Obi, M. Yamaguchi, N.
Ohyama, K. Kitamura, T. Hasegawa, H. Haneishi,
E. Yoshida, N.
Inadama, H. Murayama,“Transaxial system models for the jPET-D4 image
reconstruction,” Phys. Med. Biol., Vol. 50, pp.
5339-5355, 2005.

図 3 再構成画像

31

（５）リアルタイム画像再構成に向けたシステムアーキテクチャ
田島英朗
放医研・分子イメージング研究センター

1. はじめに
我々は現在、リング間の視野に物理的な開放空間を持ち、粒子線治療中に PET 撮影が可能なOpenPET の開発を進めている[1]。OpenPET はリ
アルタイム画像再構成が可能になれば、放射性薬剤で標識した腫瘍を治療中に可視化し追跡することができる。そのため、PET ガイド下の腫瘍ト
ラッキング粒子線治療を実現できると期待されている（図１）。リアルタイムの腫瘍追跡は、呼吸によって動く肺のように、動きやすい臓器にできた腫瘍の治療において特に望まれている。PETによるリアルタイム腫瘍追跡には大きく３つの課題がある。１）物理的な開放空間が必要である。
２）時間フレーム内に十分なカウントを得るために高感度が要求される。３）リアルタイムイメー
ジングの実装が必要である。OpenPET によって
１）と２）の課題を解決することができる。しかしながら、PET によるリアルタイムイメージング
は計算負荷のため困難な課題である。そのため、本研究では３）のリアルタイムイメージングを行
うためのシステムアーキテクチャを提案し、OpenPET の小型試作機に実装することで、リアル
タイム OpenPET イメージングの可能性を実証す
る。

粒子線治療

放射性薬剤により標識された腫瘍

ヒトサイズ
OpenPET

図１ OpenPET による PET ガイド腫瘍トラッキング粒子線治療
ジに転送する。ここで、RTR システムの処理時間
はデータ量に大きく依存している。また、転送先と転送元は物理的に同じデバイスでも違うデバ
イスでも構わないとする。DTC システムは、再構成処理後に画像強度を補償することができる
ように、時間窓内に収集されたリストモードデー
タ数と転送されたリストモードデータ数の比を引数として RTR システムを呼び出す。その際、呼び出しの前に DTC システムは RTR システムの状態を調べ、前回のプロセスが終了状態にない場
合には呼び出しをスキップする。リアルタイムビ
ューア（RTV: Real-Time Viewer）システムは高速ストレージを見張っており、再構成処理が終わって画像が格納されるとすぐに読み込み、表示を行う。または、ストレージの監視はディレクトリ内

2. 方法
既存のシステムでは、OpenPET の検出器に接続したデータ収集システムによって、リストモード
データを PC 上に格納している。そして、データをすべて取得し終わってから画像再構成の処理を行っている。リアルタイムイメージングを行うにあたり、既存のシステムに対する変更をなるべ
く少なくしつつ、リアルタイム再構成が行えるよ
うに新しいシステムアーキテクチャを提案する。
図２に提案するアーキテクチャとシステム中のデータフローを示す。データ収集システムがOpenPET で計測されたリストモードデータをス
トレージに格納し、データ転送制御（DTC: Data
Transfer Control）システムがそれを監視する。あらかじめ設定した時間間隔（時間窓）ごとに DTC
システムはストレージ上に新しいデータが格納されたかどうかを調べ、新しいデータの一部をリ
ア ル タ イ ム 再 構 成 （ RTR: Real-Time
Reconstruction）システムの処理能力に応じて、RTR システムが読み込めるように高速ストレー

OpenPET
検出器信号
フロントエンド回路

データ収集
システム

イベントデータ
データ収集ボード
同時計数イベントデータ①

PC

データ収集ソフト
再構成像

リストモードデータ②⑥⑨

リアルタイムビューアシステム

高速ストレージ
⑤

⑧ 監視
監視

③

リストモードデータの一部⑧´ アップデート通知

リアルタイムイメージング
システム

リアルタイム再構成
システム

データ転送制御システム④

転送率を引数に呼び出す⑦ 終了ステータス

リストモードデータのカウント数を調べ、一部をリアルタイム再構成システム用に格納する

図２ リアルタイムイメージングシステムのシステムアーキテクチャ
32

time
[sec.]

光学カメラ

検出器リング

光学カメラ画像

OpenPET 再構成像
Transaxial

CoronalSagittal

0.022Na 点線源

0.5

図３ OpenPET 試作機による点線源トラッキング
の実証実験

1.0

のファイル数が多い場合に遅くなることがある
ため、DTC システムが再構成結果を確認し、RTVシステムにアップデート通知を行うことで、迅速な画像表示のアップデートを行う。
今回、これらのシステムを単一 PC（Intel® 3.33
GHz Core™ i7 CPU、メモリ 24GB、NVIDIA®
Tesla® C1060 GPU を搭載）上に実装した。このPC はデータ収集システムと接続されており、データ収集ソフトによって OpenPET で収集したリ
ストモードデータを PC 上のストレージに格納することができる。今回の実装では、メモリのうち21.5GB を RAM（Random-Access Memory）ディス
クとして使用することで、DTC、RTR、RTV シス
テム間のデータのやり取りを無視できる程度に高速化することができた。また、RTR システムは
近年開発された高速な再構成手法である、3D
one-pass list-mode DRAMA（Dynamic Raw-Action
Maximum likelihood Algorithm ） を GPGPU（ General-Purpose computations on Graphics
Processing Unit）の技術を用いて実装した。
提案したアーキテクチャによって、リアルタイ
ム再構成が可能であることを示すために、図３に示すような、点線源トラッキングの実証実験を行った。22Na の点線源が小型 OpenPET 試作機の検出器リング間に位置するように、回転ステージ上に固定した細長い棒の先端に取り付けた。そして、提案システムによるリアルタイムイメージングを行うと同時に回転の様子を光学カメラで撮影
した。

1.5

.
.
.
30.0

30.5

.
.
.
60.0

図４ 点線源トラッキング実証実験結果：ディス
プレイ上に表示された光学カメラ画像と再構成像をスクリーンキャプチャソフトにより取得
去しながらの ROI（Region Of Interest）再構成の適用等によりある程度実現できると予想される。
4. 結論
リアルタイム OpenPET イメージングが可能な
システムアーキテクチャを提案し、実証実験を行った。今後さらなる研究開発が必要ではあるが、PET ガイド下の腫瘍トラッキング粒子線治療の可能性を示した。また、OpenPET のリアルタイム
イメージングの将来的な応用として、PET ガイド
による生検も期待される。

3. 結果と考察
図４に実証実験の結果を示す。光学カメラと提案システムによる再構成像の両方において、点線源の回転が大きな遅延なく表示されていることを確認した。またその際のフレームレートはおよ
そ 2 フレーム毎秒であった。実際の応用では、より複雑でバックグラウンドのある画像を再構成しなければならないため、さらなる高速化が要求されるが、複数 GPU の使用、視野外の LOR を除

参考文献
[1]
Yamaya T, Inaniwa T, Minohara S et al.: Phy
Med Biol 53: 757-775, 2008
[2]
Yamaya T, Yoshida E, Kinouchi S, et al.: IEEE
MIC, M05-5, 2010
[3]
Nakayama T and Kudo H: IEEE NSS Conf.
Rec., 2005, pp. 1950-195
33

（６）OpenPET 用要素別感度補正法の開発
三好裕司 1)，木内尚子 1), 2)，菅幹生 1)1) 千葉大学大学院，2) 放医研・分子イメージング研究センター

1. はじめにPET(Positron Emission Tomography)画像再構成の際，高精度な再構成画像を得るためには，個々の検出器の検出効率を均一にする感度補正が重要になる．従来の感度補正法として，ブランクデータの逆数を補正係数とする直接法[1]がある．しかし直接法で高精度な補正係数を得るには，ブランク
データの統計精度を高めるために，データ収集時
間が膨大になる欠点がある．短いデータ収集時間で高精度な感度補正を実現する手法として，補正係数をいくつかの補正要素に分ける要素別感度補正法[2][3]がある．要素別感度補正法では，各要素をそれぞれブランクデータを加算平均することで算出するため，統計精度の高い補正係数を求めることが可能である．
近年の PET 装置は深さ方向に検出結晶を分割す
る DOI (Depth of Interaction)検出器[4]により，高感度高分解能化が進んでいる．現在開発が進められている OpenPET[5]は DOI 検出器に加え，体軸方向に開放領域を有しているため，画像再構成の際にシステムモデルを正確に定義する必要がある．より精度の高い再構成画像を得るためには，検出器の検出効率のみではなく，システムモデルも考慮した正確な感度補正が求められる．しかし既存の要素別感度補正法では，要素分けが複雑であることに加え，収集データの近似処理が必要なサイノグラム再構成に対応した感度補正法であるため，
OpenPET に は 適 さ な い ． そ こ で 本 研 究 で は ，OpenPET に適したヒストグラム再構成に対応した
感度補正法を提案する．本手法は，少ない要素に分けることで実装が容易で，かつ検出効率だけではなくシステムモデルも補正できる新しい要素別
感度補正法である．提案手法を OpenPET のシミュ
レーションデータに適用し，再構成画像・ノイズの観点から提案手法の有効性を検討した．

による LOR のブランクデータ，
は投影データ，Ci は結晶 i の結晶要素，Lij は LOR 要素である．投影データは画像再構成におけるシステムモデルを用いてブランク測定を想定して順投影計算したものである．
提案手法では各要素をブランクデータと投影データとの誤差を最小にするように計算する．誤差を評価するための目的関数を以下の式で定義する．

ここで， は目的関数，ALL とは LOR の組み合
わせ総数である．
この目的関数は各要素において，下に凸な二次関数であるため，各要素で偏微分することで目的関数を最小化するその計算式を求められる．各要素を算出する計算式はもう一方の要素を含んでいるため，反復計算により各要素を求めた．

ここで，n は反復回数，LORi,j は結晶 i,j により構成される LOR， は幾何学的に等しい LOR の集合(図 1)であり， は結晶 i に関する LOR の集合(図2)である．

図.1：幾何学的な LOR の集合 Sl

2. 方法
提案手法では二つの要素により LOR(Line of
Response)ごとの感度補正係数を算出している．要素の一つは，検出結晶の感度の違いを補正する結晶要素である．もう一つは，想定した幾何学的なシステムモデルを実測の幾何学的なシステムモデ
ルへ補正する LOR 要素である．
各要素とブランクデータ，投影データの関係は以下の式で表すことができる．
ここで，i,j は検出結晶の番号，は結晶 i,j

図 2：ある結晶に関する LOR の集合 Fi
34

3-4.ノイズ評価
再構成画像上の関心領域を設定しノイズを計算した．本研究ではノイズを以下の式で定義した．

(3)，(4)式を用いて N 回反復計算した各補正係数
から，感度補正係数を以下の式に従い算出する．

ここで img は再構成画像の画素値，StDev は標準偏差，Ave は平均である．
ノイズ評価における関心領域は，検出器リング
部分と開放領域部分で直径 36mm，長さ 36mm の円筒の領域とした．
本研究ではブランクデータのカウント数と再構
成画像のノイズの関係を調べるために，いくつかのブランクデータのカウント数において再構成画
像中のノイズを評価した．

3. 実装
3-1.計算手順
逐次計算終了の閾値判定には二乗平均平方根を正規化した式を用いた．

4. 結果
4-1.再構成画像
感度補正に使用したブランクデータごとに各再構成画像を示す．

ここで，T は閾値，ALLC は結晶要素の集合の総数，ALLL は LOR 要素の集合の総数である．今回は閾値 T を 10-3 とした．図 3 に提案手法のフローチャートを示す．
ブランクデータ：

直接法

投影データ：
提案
手法

C0=1, L0=1, n=1(3)により Cn を計算

50M

n++

(5)により500M 2000M

図. 4-a：検出器リング内のスライス画像(4)により Ln を計算(6)，(7)により閾値判定
YES

100M

直接法
NO

提案
手法

を計算

図.3：計算フローチャート

50M

100M

500M 2000M

図. 4-b：開放領域のスライス画像

3-2.画像再構成
本研究では，サブセット数を 8，反復回数を 10と し た OSEM
(ordered subset expectation
maximization)法によりヒストグラムベースで画像再構成した．想定したシステムモデルは sub-LOR
モデル[6]である．再構成空間のボクセルサイズは検出結晶幅の半分の 1.5mm とした．

4-2.ノイズ評価
各再構成画像のノイズ評価の結果を図 5-a，図 5-b
に示す．

Noise

0.19

3-3.シミュレーション実験
シミュレーション実験の際に想定した PET 装置
は，小型 OpenPET 試作機とした．各検出結晶の大きさは 3.0mm*3.0mm*5.0mm であり，検出器ブロックに検出結晶を 14*14*4 結晶配置した．この検出器ブロックを 8 角形に配置し，開放領域を検出器
リング幅と同じ 42mm とした．エミッションデー
タに長さ 126mm，直径 40mm の円筒ファントム，ブランクデータに長さ 126mm，太さ直径 1mm の線状線源を半径 40mm で回転させたものを想定した．
それぞれのカウントは，エミッションデータが344M カウント，ブランクデータが最大 2G カウン
トであった．

Direct method

0.14Proposed method
0.09
0.04
0

500

1000
1500
Mcount2000

2500

図 5-a：検出器リング内のノイズ

Noise

0.19
Direct method

0.14Proposed method
0.09
0.04
0

500

1000 1500
Mcount2000

図 5-b：開放領域内のノイズ
35

2500

5. 考察直接法と提案手法で再構成した画像を比較す
る．提案手法の結果は少ないブランクデータのカウントでも直接法で多くのブランクデータの結果とほぼ同じ精度の再構成画像が得られた．また両手法による再構成画像中のノイズを比較すると，
あらゆるブランクデータのカウントにおいて提案
手法の結果の方が直接法の結果よりノイズを抑えられている．これらの結果から，提案手法がOpenPET に対応した要素別感度補正であり，統計精度の高い感度補正係数を算出できたことがわかる．
また，検出器リング内も優れた結果が得られたことから，OpenPET に限らず従来までの開放領域を有しない PET 装置においても提案手法は有効であると考えられる．

参考文献
D.W. Townsend et al., “Three dimensional
reconstruction of PET data from a multiring
camera”. IEEE Trans Nucl Sci, vol. NS-36, pp.
1056-1065, 1989.
[2] M.E. Casey et al., “A component based method
for normalization in volume PET” Proceedingsof the 3rd International Meeting on Fully
Three-Dimensional Image Reconstruction inRadiology and Nuclear Medicine, Aix-les-Bains,
France, 1995.
[3] Wenli Wang et al., “A New Component
Approach to Efficiency Normalization for 3D
PET” IEEE Trans Nucl Sci vol. 54, pp. 92-99,
2007[4] T. Tsuda et al., "Performance Evaluation of a
Subset of a Four-Layer LSO Detector for a Small
Animal DOI PET Scanner: jPET-RD", IEEE
Trans. Nucl. Sci., Vol. 53, No. 1, pp. 35-39,
2006.
[5] T. Yamaya et al., “A proposal of an open PET
geometry”, Phys. Med. Biol., vol. 53, pp.
757–773, 2008.
[6] T. Yamaya et al., “Transaxial system models for
jPET-D4 image reconstruction” Phys. Med. Biol.
Vol50 , No.22, pp.5339-5355 , 2005.
[1]

6. まとめ本研究では感度補正において正確なシステムモ
デルが必要とされる OpenPET に対応した新しい要
素別感度補正法を提案した．提案手法を評価するために，提案手法と従来手法である直接法を評価した結果，提案手法の方がブランクデータのカウ
ントが少なくても優れた結果を得られた．
本研究で提案した手法は，OpenPET に限らず，
従来の PET 装置にも対応した要素別感度補正法であると考えられる．

36

（７）OpenPET 画像再構成における欠損周波数の解析
勝沼隆幸，菅幹生
千葉大学大学院工学研究科

1. はじめに
現在，放射線医学総合研究所を中心として世界初の開放型 PET 装置「OpenPET」の研究開発が進められている[1]。OpenPET は検出器リングを対軸方向に分割して配置しており，物理的な開放領域を有するという特徴を持つ。この開放領域を利用して，リアルタイム PET/CT や全身同時視野 PET，
がん診断・治療融合システムなど，様々な応用が期待されている。一方で，開放領域では低周波数成分が欠損する斜めの LOR のみを用いて画像化するため[2]，OpenPET 画像再構成は不完全問題となる[3]。しかし，これまでのシミュレーションや試作機を用いた実験では，逐次近似法を用いることによって良好な再構成画像が得られることが示されている[1, 4, 5]。したがって，逐次近似法には欠損した周波数を復元する効果があると考えられる。
本稿では，逐次近似法の周波数復元効果を解析的に検証するため，解析的な手法で得られたOpenPET の再構成像に，欠損周波数復元法を適用し，逐次近似法と再構成画像を比較する。そして，OpenPET 画像再構成における逐次近似法の有効性を確認する。
2. 方法
本稿では，逐次近似法の欠損周波数復元効果を確認するための手法として，新たに周波数復元法
である凸射影法[6]を用いた OpenPET 画像再構成手法を提案する。本手法ではまず，OpenPET で計測できる斜めの LOR のみを用いて，解析的 3 次元画
像再構成手法である直接フーリエ変換法 (Direct
Fourier Method : DFM) により再構成した。直接フーリエ変換法では，ある一定角度の LOR から得られる 2 次元投影データを再構成の計算に使う。この 2 次元投影データに欠損があるとアーチファクトの原因になる。そこで使用する LOR は，図 1 のように一定の傾斜角のもののみを使用し，被写体は欠損が生じない領域に配置した。このとき，再構成画像は図 2 (a) に示したような円錐状の領域の周波数が欠損し，完全データからの再構成画像（図 2 (b)）と比べると，激しいアーチファクトが発生する（図 2 (c)）。ここで，vx，vy，vz はそれぞれ x，y，z 方向の周波数である。このような欠損周
波数に対して，凸射影法を適用することで，周波数情報の復元を試みた。

逐次近似法の欠損周波数復元効果を確認するため，提案手法で得られた再構成画像を，周波数復元 法 を 用 い な い ML-EM (Maximum likelihood
expectation maximization) 法とシミュレーション実験により比較した。

図 1 OpenPET 装置と一定傾斜角 θ の LOR

図 2 傾斜角 θ の LOR を用いて再構成したときの欠損周波数領域(a)と完全データからの再構成画像(b)，(a)の不完全データからの再構成画像(c)3. シミュレーション実験
2．で説明した提案手法と逐次近似法をシミュレ
ーションデータに適用した。想定した OpenPET 装
置を図 3 に，そのパラメータを表 1 に示す。図 3のように，24 リングの 2 つの検出器リングを体軸方向に 10 cm 離して配置した。
ファントムには対軸方向の周波数欠損の影響を大きく受けるディスクファントム（Defrise ファントム）を使用した。ディスクファントムは直径 15cm，体軸方向の長さ 7.5 cm の円筒内に直径 7.5 cm，厚さ 1.25 cm の円盤を 1.25 cm 間隔で配置した。
また提案手法と逐次近似法を同じ条件で比較するため，ML-EM 法で用いる LOR を提案手法と同様に，図 1 のような一定傾斜角のもののみに制限した。

37

Transaxial
Sagittal(a) 原画像Transaxial
Sagittal(b) 直 接 フ ー リ エ 変 換法による再構成画像

Transaxial

Transaxial
Sagittal(d) ML-EM 法による再構成画像

図 3 シミュレーション実験で想定したOpenPET 装置
表 1 シミュレーション実験のパラメータ

Sagittal(c) 提案手法による
再構成画像
図 4
画像

4. 結果と考察
図 4 にファントムの原画像(a)と各手法による再構成画像(b)-(d)を示す。図 4 (b) は直接フーリエ変換法，図 4 (c) は直接フーリエ変換法で再構成した
後 凸 射 影 法 を 適 用 し た 提 案 手 法 ， 図 4 (d) は
ML-EM 法による再構成画像である。また，図 5 に
図 4 の点線で示した線上のプロファイルを示す。
直接フーリエ変換法による解析的な再構成画像（図 4 (b)）には，周波数欠損による激しいアーチ
ファクトが発生した。しかし，凸射影法を適用することでアーチファクトをかなり軽減させることができた（図 4 (c)）。この結果から，凸射影法にはOpenPET 画像再構成における欠損周波数を復元する効果があると考えられる。また提案手法と，周波数復元法を何も用いていない ML-EM 法による再構成画像はよく似た傾向のプロファイルを示していることから， 逐次近似法には凸射影法と同様の欠損周波数復元効果があると予想される。

ファントムの原画像と各手法による再構成

Transaxial
Sagittal
図 5 図 4 に示した各画像のプロファイル

5. 結論
OpenPET 画像再構成における逐次近似法の欠損
周波数効果を検証するため，凸射影法を用いた解OpenPET 画像再構成手法を提案し，逐次近似法と比較した。その結果，同じデータを使用したときは，提案手法と逐次近似法ではほぼ同等の欠損周波数成分復元効果が見られた。したがって，逐次近似法には欠損周波数復元効果があると考えられ，OpenPET 画像再構成に有効な手法であるといえる。

38

参考文献
[1] T. Yamaya, et al. : A proposal of an open PET
geometry, Phys. Med. Biol., 53, 757-773, 2008.
[2] Tanaka E and Amo Y: A Fourier rebinningalgorithm
incorporating
spectraltransfer
efficiency for 3D PET, Phys. Med. Biol., 43,
739-746, 1998.
[3] Orlov SS, "Theory of three-dimensional
reconstruction. 1. Conditions for a complete set ofprojections, Soviet Physics Crystallography, 20,
312-314, 1976.
[4] T. Yamaya, T. Inaniwa, S. Mori, et al. : Imaging
simulations of an “OpenPET” geometry withshifting detector rings, Radiol. Phys. Technol., vol.
2, pp. 62-69, 2009[5] T. Yamaya, et al. :A Small Prototype for a
Proof-of-Concept of OpenPET Imaging, IEEE,
IEEE Medical Imaging Conference, M05-5, 2010?
[6] D. C. Youla, H. Webb : Image Restoration by the
Method of Convex Projections: Part 1 – Theory,
IEEE Trans. Med. Imaging, MI-1,
81-94, 1982.

（８）重粒子照射場における PET 検出器への影響の解析
錦戸文彦
放医研・分子イメージング研究センター

えられる位置(ターゲットの最後尾から 30 度の角
度に 30cm 離した位置)にセットした。
DOI 検出器としてはシンチレータブロックに2.9mm×2.9mm×5.0mm の LGSO を 8×8×4 層のブロック上に組み上げた 4 層 DOI 検出器を用いた[2]。
光電子増倍管には 64ch の位置敏感型光電子増倍管(H8500)を使用した。64ch のアノードからの信号は抵抗チェーン回路を通した後、電荷型 ADC を用いて記録を行った。シンチレータの放射化による計数率増加の対策として高圧分割回路の電流値を標準の回路よりも高く設定してある。
コインシデンス検出器は 16×16×4 層の LGSO
ブロックと光電子増倍管による 4 層 DOI 検出器を用い、図 4 に示す通りちょうど水ファントムの中心で対称になる位置に設置した。HIMAC では 3.3秒周期でビームが導入されているが、ビームがちょうど入射している瞬間での計測は困難であるため、ビームのスピル間にのみデータの取得を行った。

1. はじめにPET 装置を用いた重粒子線治療でのオンライン
モニタリングでは、PET 用検出器が重粒子線照射からの影響を受けることは避けられない。OpenPET
での検出器配置の場合、入射する粒子自身は図 1に示すとおりにギャップを通りターゲット内で全エネルギーを落として止まるため直接的に検出器に影響を与えることは無いが、ターゲット中で生成された核破砕片の一部はターゲットを突き抜け
検出器に入射する可能性がある。特にプロトン等の軽い粒子は角度を持って突き抜けてくるものが多く存在するため[1]、それらが検出器に対して入射する事で様々な影響を与える。我々のグループ
ではそれらの影響を調べるために放医研内のがん治療加速器施設である HIMAC において実験を行
い、DOI-PET 検出器の重粒子照射からの影響を調べた。更に重粒子線治療用にシステムを最適化を行った後、炭素線照射中での 4 層 DOI 検出器の測定を行った。

図２

図1

in-beam 実験セットアップ

3. 結果と考察
図 3 に重粒子照射前後の LGSO 結晶に対して得られた計数率の時間変化を示す。Old は改造前の標
準的な高圧分割回路を用いた検出器の場合を示しており、new は改造後の高圧分割回路を用いた場合の変化を示している。0 分がちょうど照射を停止した時間であり、照射直後は核破砕片入射によるン
チレータの放射化が原因で計数率が非常に高くなっており、時間と共に生成された不安定核種の半減期に従って計数率が減少している。標準的な回路の場合 0.3×105cps の計数率で信号が崩れてしま
い正常にカウント出来なくなりグラフが飽和している。当然この場合には結晶弁別や正しいエネル
ギースペクトルを得ることは不可能である。一方

in-beam OpenPET 装置

2. 実験
実験は放医研 HIMAC の物理コース(PH2)を用いて行なった。290MeV/u の 12C ビームを 109 pps(particles per second)の強度で、ターゲット直前でビーム径が約 1cmφになるよう調整を行なった。ターゲットは 10cm×10cm×20cm のアクリル製の水ファントムを用いており、290MeV/u の 12C ビーム
自身はファントム中で止まるようになっている。
シンチレータや DOI 検出器は OpenPET の配置にした際に最もフラグメント粒子の影響が大きいと考39

別は十分に可能であるが、照射前と比較するとポジションヒストグラムが変形してしまっていることがわかる。原因としては今回用いたシステムではパイルアップの影響や、3.3 秒のビーム導入周期間でのオフセットの変化の影響等をを取り除くことが困難であるため、この様な劣化が起こってしまっていることが考えられる。

で改良後の回路だと照射直後の計数率が高い状態でも正常な信号が得られており、一定の効果があったことがわかる。以下のデータはこの回路を用いて測定を行ってものである。

4. まとめ我々のグループではオンライン OpenPET に向けた検出器の開発を行っている。本研究では HIMAC
において実際に重粒子の照射を行い、その影響を調べた。その結果、重粒子照射からの核破砕片がシンチレータに入射することで、シンチレータが強く放射化してしまう現象が見られた。しかしながら高計数率対策を施した検出器を使用すること
で、炭素線照射下ででも 4 層 DOI 検出器の結晶弁別が可能であることを示した。ただし検出器自体の性能の低下が見られているため、今後はこれらの対策を行っていく必要がある。

図 3 計数率の時間変化
図 4 にビーム照射前・ビーム照射中に DOI 検出器で得られたポジションヒストグラムを示す。ビ
ーム照射前のデータは、137Cs 線源からの 662keV のガンマ線を一様照射することで得られたものである。照射中のポジションヒストグラムは炭素線照射によって水ファントム中に生成された核種からの消滅放射線をコインシデンスを取り測定を行った。それぞれ光電ピークのイベントのみを用いヒストグラムを作成した。炭素線照射中でも結晶弁

参考文献
[1]
Matsufuji N, Komori M, Sasaki H et al.: Phy
Med Biol 50: 3393–3403, 2005
[2]
Tsuda T, Murayama H, Kitamura K et al.: IEEE
Trans Nucl Sci 51: 2537, 2004(a)照射前のポジションヒストグラム(b)照射中のポジションヒストグラム
図 4 ビーム照射前・ビーム照射中に DOI 検出器で得られたポジションヒストグラム

40

（９）HIMAC の今後と RI ビーム照射技術
野田耕司、片桐健、北条悟、本間寿広
放医研、重粒子医科学センター・次世代照射システム研究グループ

第一次近似として入射核の速度および方向を保存した飛行状態の陽電子崩壊核が生成され、入射核と同様に体内の軌道電子を励起、電離しながら進み、その生成位置、核種などに依存した飛程付近で停止する。このような反応を経て分布した陽電子崩壊核からの消滅γ線対を PET やポジトロンカメラで同時計測することで消滅γ線分布が得られる。
両者の分解能を比較するために、HIMAC の SB1
コースにて 12C ビームを用いた照射による PET
画像と直接 11C を入射した場合の PET 画像を比較した。これを図１に示す。この実験では、照射
野内で 5mm の飛程段差を設け、また、両者ともに 1Gy の照射を行った。図１から、明らかに、11Cビームの直接入射の方が高い分解能（~2mm）が得られることがわかる。さらに、12C ビーム照射
では、検出される消滅γ線の分布が、入射ビームの停止位置や照射野などの物理量を直接的に表すわけではなく、それらの物理量を導出するためには、消滅γ線の分布と照射野とを相関付ける高度なシミュレーション計算の助けが必要となる。
他方、11C などの陽電子崩壊核種を直接治療用ビームとして用いる方法では、入射ビームの停止位
置と陽電子崩壊核の分布が一致することから、シミュレーション計算の助けを必要とせず、直接的に入射ビームの停止位置を確認することが可能となる。更に、この方法では、同一の線量を与える上で、安定核ビームに比べ一桁以上の数の陽電子崩壊イベントが期待できる。

1. はじめに重粒子線を用いたがん治療は、停止位置付近での高い線量集中性および生物学的効果比により、正常組織への影響を最小限度にとどめ腫瘍を狙い撃ちできる特性を持つ。この特性を活かし、更に高精度な治療を達成するためには、入射粒子の停止位置、照射野や与えられた線量分布を外部から確認できることが重要である。このための一つの手法として、照射に伴い患者体内に分布する陽電子崩壊核を利用する方法が挙げられる。ビーム照射に伴い体内に分布した陽電子崩壊核から、
180 度対向方向に放出される消滅γ線対を PET などの検出器により同時計測することにより消滅
γ線の分布が得られる。この分布は、患者体内での入射粒子の停止位置や与えられた線量分布と強い相関を持つ。従って、目に見えないそれらの物理量を、消滅γ線の分布を通して外部から推定できると考えられる。陽電子崩壊核を用いた照射
野確認へのアプローチには、（１）安定核ビームを用いた治療において、入射粒子と患者体内の原子核との衝突による核破砕反応を通して生成される陽電子崩壊核を利用する方法 [1]、（２）入射ビームとして陽電子崩壊核を直接利用する方
法 [2]があるが、(2)の方法のほうが高い精度での検出が可能であることが実験的にも示されている。これまで、陽電子崩壊核ビームを生成するた
めに、入射核破砕反応で生成された二次ビームを粒子識別し、11C ビーム等を選択する方法が用いられてきた。しかしながら、この方法では、ビー
ムエミッタンスや運動量の広がりが大きく、生成量も少ないという、実用上、大きな問題があった。
そこで、サイクロトロンで生成された 11C ガスをイオン化し、直接、HIMAC で加速、供給する方法を開発している。
ここでは、RI ビーム照射技術の現状について報告する。
2. 陽電子放出ビームを用いた照射野確認法
HIMAC での治療に用いられる 12C などの安定な重粒子線照射では、入射粒子と体内の原子核との衝突による標的核・入射核破砕反応を通して破砕片が生じる。破砕片の一部は陽子過剰な不安定な原子核、陽電子崩壊核となる。標的核破砕反応
では停止状態の陽電子崩壊核が入射粒子の飛跡に沿って生成する。他方、入射核破砕反応では、

図１．a)11C ビーム入射、b)標的核破砕反応による PET 画像観測例。計画照射野は上図のように5mm の段差を設けたもので、照射線量は 1Gy。

41

3. 陽電子放出ビームの直接加速
前節で述べたように、11C ビームを直接入射す
る方法は、オンライン照射野の検出に大きく前進するものである。しかしながら、これまでの陽電子放出核ビームの生成法は、一次ビームとして
12C などの安定核ビームを Be などの標的に当て、
11C ビームなどの陽電子放出核ビームを生成するものであった。そのために、核破砕反応時のフェルミキックや標的による多重散乱により、ビー
ムエミッタンスや運動量幅が非常に大きく、また、生成量も一次ビームの 1%以下と少ないという問
題点があった。そこで、サイクロトロンにより生成した 11C ガスをイオン化し、直接、HIMAC で加速する方法を研究している。これまで、イオン源として HIMAC で用いられている１）ECR イオ
ン源を用いた場と２）よりイオン化効率の高い
EBIS 型イオン源を用いた場合についてのイオン化効率などについて検討を進めている。
ECR イオン源を使う場合、図 2 に示すように、
サイクロトロンで生成した 11C ガスを分離・圧縮した後、パルス化し、ECR イオン源でイオンビー
ム化する。これまでの研究から、ECR イオン源でのイオン化効率は 1%程度であるが、サイクロト
ロンで生成される 11C の量を 1Ci、入射器、シンクロトロンの加速、取り出し効率を現状の同じと仮 定 す る と 、 一 運 転 サ イ ク ル あ た り 108 個（108ppp）程度の 11C ビームを供給できると推計される。一方、EBIS の場合、11CH4 ガスを超伝
導 EBIS に導入し凍結させ、必要量を蒸発させてイオン源ガスとして使用する。これまでの実験では、イオン化効率は約 20%と非常に高く、ECR
イオン源の場合と同じ仮定のもとでは、2×109ppp 程度の 11C ビームを供給することができる。この量は、HIMAC の通常運転周期 3.3 秒のもとでは、109pps となり、ほぼ 20 サイクル運転（約 1 分）で一分割照射に対応する線量を付与できる計算になる。

図３．11C ビーム生成試験を行っている EBIS 型
イオン源（JINR, Russia）。
4. まとめ陽電子崩壊核を治療用ビームとして利用する
ためには、陽電子崩壊核ビームを生成・分離するための大規模で高額な装置が必要となる欠点が
あ る も の の 、 Open PET [3] な ど の On-Line
Monitoring 装置と組み合わせることで、ビームの停止位置を高精度に確認しながら治療を行うという、世界に先駆けた高精度重粒子線治療が達成できると考える。

参考文献[1]
Enghardt, W., Fromm, W.D., Geissel, H.,
Manfraand, P., Shardt, D.: The spatial
distribution of positron-emitting nuclei
generated by relativistic light ion beams.
Med. Phys. Biol., 37, pp.2127-2131, 1992.
[2]
Urakabe, E., Kanai, T., Kanazawa, M., et al. :Spot scanning using radioactive 11C beams forheavy-ion radiotherapy. Jpn. J. Appl. Phys., 40,
pp.2540-2548, 2001.
[3]
Yamaya, T., Inaniwa, T., Minohara, S., et al. : A
proposal of an open PET geometry. Med. Phys.
Biol., 53, pp.757-773, 2008.

図２．ECR イオン源で 11C ビームを生成する場合のブロックダイアグラム。

42

（１０）中皮腫モデルマウスにおける重粒子線治療と効果判定
辻 厚至
放医研・分子イメージング研究センター

後、2 週間前後までは腫瘍サイズが大きくなったが、その後減少に転じ、重粒子線では 15、30 Gy 照射
で、X 線では 30、60 Gy 照射で腫瘍が消失した。重
粒子線 15Gy 群と X 線 30Gy 群では、再び腫瘍が増殖したが、重粒子線 30Gy 群と X 線 60Gy 群では、
照射後 75 日まで観察したが、再発は見られなかった。重粒子線では、半分の線量で X 線と同じ治療効果が得られることがわかった。腫瘍の HE 染色像
では、照射後 7 日程度からアポトーシスやネクローシスなどの細胞死が観察され始め、14 日後以降
では、繊維化が観察され、細胞密度が低下することがわかった。TUNEL 染色像からは、照射によるア
ポトーシスの顕著な増加は観察されず、どの時点でも一定程度観察された。Ki-67 染色像からは、重粒子線照射では、3 時間後と 1 日後に、増殖細胞がほとんど観察されなくなり、7 日目以降で再び増殖細胞が観察されるようになった。X 線照射の 3 時間
後では、増殖が観察されたが、1 日後ではほぼ見られなかった。7 日目以降は、重粒子線と同様に増殖細胞が観察されるようになった。これらの結果より、重粒子線照射では、X 線より早い時点で、一時的に細胞増殖が止まり、その後増殖を再開してから、細胞死が始まることが示唆された。この細胞
死のアポトーシスの頻度は高くないことが示唆された。また組織型による違いはほとんどなかった。
重粒子線 30Gy と X 線 60Gy 照射後の FDG と FLTの腫瘍への取込の評価を行った。上皮型腫瘍では、
重粒子線照射群、Ｘ線照射群ともに FLT の取込が照射 3 時間後と 1 日後で照射前に比べ低下した。
一方、FDG の上皮型腫瘍への取込は重粒子線およびX 線照射の治療効果と相関しなかった。肉腫型腫瘍
では、重粒子線照射群では FLT の取込がほとんど変化しなかったが、X 線照射群では上皮型と同様に
FLT 集積は 3 時間以降減少した。FDG の肉腫型への集積の変化は、上皮型と同様に治療効果とは相関しなかった。以上より、上皮型では、重粒子線と X線ともに FLT が治療効果の評価に適していることが示唆されたが、肉腫型では、X 線治療効果の評価には FLT が適しているが、重粒子線治療効果の評
価には FDG、FLT ともに適していないと考えられ、他のトレーサーでの検討が必要であることが示唆された。しかし、今回使用した肉腫型腫瘍は、増殖が速いにも関わらず、FLT の取込が低かった。この腫瘍特有の問題である可能性もあることから、今後他の腫瘍での検討が必要だと考えられる。

1. はじめに悪性中皮腫は、主に胸膜から発生する悪性腫瘍
で、病理学的に上皮型、肉腫型、二相性（混合型）の３つに分類されており、その発生率は、それぞれ約 60%、20%、20%である。中皮腫の発生には、アスベストのばく露の関与が大きく、過去の国内における使用量から、今後さらに患者が増加すると予測されている。最近では、アスベストを使用した工場近辺の住人に中皮腫の発生頻度が高いことがわかり、大きな社会問題にもなっている。中皮腫は、確立された治療法がなく、外科療法、内科
療法、放射線療法を組み合わせた治療が行われているが、未だ予後が非常に悪い腫瘍である。そのため、有効な治療法の開発が緊急の課題のひとつとなっている。現在、完治が期待できるのは、初期の中皮腫に対する外科療法だけである。しかし、中皮腫は初期に発見することが難しい腫瘍のひとつであり、治療効果の高い内科療法や放射線療法の開発が重要である。放射線療法の効果が低いのは、正常臓器の肺の放射線障害のリスクを抑えるために、中皮腫に対して十分な線量が照射できな
いことが一因とされている。重粒子線治療は、一般的な放射線治療に比べて生物学的効果も高く腫瘍に線量を集中できることから、中皮腫に対する有効な治療法のひとつとなることが期待される。
そこで、中皮腫モデルマウスにおいて、重粒子線治療効果の検討と治療効果の評価に適した PET 診断法の検討をマウスモデルにおいて行った。
2. 方法
ヒト中皮腫細胞株をヌードマウスの大腿部皮下に移植し、上皮型と肉腫型のモデルマウスを作成した。炭素線(290MeV/u, 6 cm SOBP)を照射した(2,5, 10, 15, 30 Gy)。対象として、X 線(200kV、20mA)
を 5, 15, 30, 60 Gy 照射した。未照射群も設定した。各群 5 匹で、移植後から週 2 回、腫瘍のサイ
ズと体重を測定した。重粒子線 30Gy、X 線 60Gy を照射後 3 時間、1 日、7 日、14 日に 14C-FDG と 3H-FLTを投与し、腫瘍への集積を測定した。各タイムポ
イントで腫瘍の HE 染色、TUNEL 染色、Ki-67 染色を行い、病理学的変化を検討した。
3. 結果と考察
重粒子線と X 線を中皮腫モデルマウスの皮下腫
瘍に照射したところ、肉腫型、上皮型ともに照射43が適していることが示されたが、肉腫型に適したPET プローブに関しては、他の PET プローブや他の腫瘍での検討が必要であることが示唆された。

4. 結論
中皮腫の重粒子線治療の有効性をモデルマウス
で示し、その治療効果の評価には、上皮型では FLT

44

（１１）放射線治療抵抗性低酸素組織のイメージング：
直腸癌、肺癌での試み
小泉 満
放医研・分子イメージング研究センター

低酸素組織は放射線治療や化学療法に対して抵抗性があり、低酸素組織の存在が治療抵抗性の要因の一つと言われている。 PET を用いた低酸素のイメージングは、腫瘍内での低酸素を非侵襲的に腫瘍内の低酸素部位を検出することにより、治療に対して良好に反応する群と治療に対する反応の悪い群に分けることを第一の目的としている。
さらには、低酸素 PET イメージングにより反応が悪いことが予想される群では、放射線照射や化学療法の方法の変更や分子標的療法などの新しい治療法を試みるなど、従来の標準療法の変更に結びつくと考えられる。
低酸素 PET イメージングは新しい放射線照射技
術の一つとされる dose-painting に結びつく診断法になる可能性があると考えられる。
しかし、低酸素 PET イメージングはまだ標準的な手法として臨床分野においては確立していない。
現在、様々な PET 製剤が低酸素イメージングの候補として提案されている。低酸素部位を認識する
機序からこれらの PET 製剤は、イミダゾール製剤

45（ミソニダゾールおよびその誘導体）と Cu-ATSMに分けられる。
イミダゾール製剤の中では、比較的歴史のある
FMISO が 初 期 の 臨 床 研 究 が 行 わ れ て き た が 、FMISO はその脂溶性の高さから集積に一定の時間が必要であることが広く臨床使用されることを妨げている。
我々は、認識グループと共同し FMISO よりも脂溶性が低く速やかな血中半減期を持ち比較的早期にイメージングが可能とされるイミダゾール製剤
FAZA に注目し、昨年より直腸癌を対象にした臨床研究を開始した。また、本年に入り、対象に肺癌を加えて臨床研究を開始した。まだ、症例の集積
および治療経過（結果）のデータは十分といえな
いが、直腸癌、肺癌での FAZA-PET/CT での低酸素
イメージング研究の途中経過を報告する。
本報告を通じて、臨床から次世代 PET に対してどのような要望があるかの理解が深まれば幸いである。

（１２）PET 臨床研究の現状と OpenPET への期待
犬伏 正幸
放医研・分子イメージング研究センター

1. はじめに分子イメージング研究センター分子病態イメー
ジング研究グループ疾患診断研究チームでは現在、
腫瘍 PET プローブを用いて以下のような臨床研究を行っている。１）新規低酸素 PET プローブ
[18F]FAZA の臨床研究、２）新規核酸代謝 PET プ
ローブ[11C]4DST の初期臨床研究。さらに、３）放医研で合成した 62Zn/62Cu ジェネレータを所外の 3施設に供給して標識する低酸素 PET プローブ
62
Cu-ATSM の多施設共同臨床研究について、開始に向けた準備を進めている。
このうち[11C]4DST は、豊原氏らが開発した放医研オリジナルのプローブであり、世界初の臨床試験であった。このような場合、医療被ばくを適切に低減させるために、組織・臓器別吸収線量の評価が重要となる。
2. MIRD 法による内部被ばく線量計算
PET プローブが体内に分布したときの内部被ば
く線量の計算は、一般に米国会医学会の Medical
Internal Radiation Dose Committee による MIRD（ミルド）法によって行われており、この方法が現在最も合理的な計算法である。MIRD 法では従来、平衡吸収線量定数および吸収率と累積放射能から吸収線量が計算されていたが、現在は単位累積放射能当たりの各ターゲットへの吸収量率”S”値を用いて簡便に計算されることが多い。この方法では、人体モデルと放射能核種が定まれば、あとは累積
放射能(Bq・s)が求まれば算出できる。すなわち、
PET プローブの体内分布およびその時間経過を、
経時的な体外計測および尿中・血中の放射能計測から決定すればよい。

4. 内部被ばく線量計算の問題点
このような撮像方法は極めて例外的なものであり、市販の PET/CT 装置はこのような撮像を想定していないため、いくつかの問題点が感じられた。
１）全身撮像を繰り返すような撮像プロトコール
がプリセットとして組めず、全身撮像が１回終了
する度に次の全身撮像を手動で開始する必要があった。２）経時的な静脈採血をガントリーの頭側から行ったり尾側から行ったりするため煩雑な上、長い採血ルートが必要となり血液フラッシュ量が多めになった。３）head-first から feet-first へと移る際は骨盤部の、feet-first から head-first へと移る
際は頭部の２回の撮像間隔が短くなるため、データの信頼性が低下する可能性が危惧された。
5. 全身用 OpenPET 装置への期待
以前、山谷氏の OpenPET に関する講演を拝聴した際、間隔を開けて配置した検出器同士をさらに間隔を開けて配置するということを繰り返すこと
によって、限られた数の検出器を用いて体軸方向の FOV を理論的には無限に拡大することができると話されていたと記憶している。OpenPET の概念
を全身撮像用装置へ応用するもので、個人的には
図右のような配置を想像していた。検出器の配置の最適化は目的によって異なると推測されるが、体軸方向の視野を広げる他、体軸方向の感度の均一性を改善するなどの目的でも、複数の間隔を持
つ OpenPET 装置が提案されうる。全身用 OpenPET
装置は、内部被ばく線量計算など、経時的採血を要する全身 dynamic 撮像の問題点をすべて同時に解決してくれる可能性があると期待している。
参考文献[1]
Bolch WE, Eckerman KF, Sgouros G, Thomas
SR: MIRD pamphlet No. 21: a generalized
schema for radiopharmaceutical dosimetry -standardization of nomenclature. J Nucl Med.
2009;50:477-84.
[2]
Yamaya T, Inaniwa T, Yoshida E, Nishikido F,
Shibuya K, Inadama N, Murayama H:
Simulation studies of a new 'OpenPET' geometry
based on a quad unit of detector rings. Phys Med
Biol. 2009;54:1223-33.

3. 内部被ばく線量計算の実際
そこで我々は、[11C]4DST における内部被ばく線
量計算のための初期臨床研究を以下のプロトコー
ルにて実施した。[11C]4DST を約 10 mCi 投与し、1分後、4 分後、10 分後、20 分後、30 分後、80 分後に注射時と反対側の上肢から静脈採血を行った。
採血のタイミングはガントリーが最も頭側または最も尾側に位置するときを考慮して決定した。体外計測は PET/CT 装置(Siemens Biograph)を用いて 2
分後から開始し、1 分 x 8 ベッドの全身撮像を３回、2 分 x 8 ベッドの全身撮像を３回連続で行った。連
続の全身撮像は、撮像間の時間を最小限に留める
ために、head-first と feet-first を交互に繰り返した。
46

図 OpenPET 装置（左）と全身用 OpenPET 装置（右）の検出器配置の概念図

47

第３部
クリスタルキューブ検出器開発の進捗報告

独立行政法人科学技術振興機構
先端計測分析技術・機器開発事業「革新的ＰＥＴ用３次元放射線検出器の開発」
平成 22 年度報告書

48

（１３）次世代 PET への期待
―最近の脳機能イメージング研究から―
伊藤 浩、小高文聰、藤原広臨、木村泰之、江口洋子、島田 斉、高野晴成
放医研・分子イメージング研究センター

いて検討した。これによると、ドーパミン D1 および D2 レセプター共に線条体内の３つの領域でその分布密度(発現量)にほとんど有意な相関はみられず、ドーパミン作動性神経系の経投射路毎にレセプター発現量は独立である可能性が示唆された。
本研究のように線条体という小さな構造物の中のさらに副領域を検討する研究では、超高分解能 PET装置が有用であるものと思われる。

1. はじめに
脳機能イメージング研究の立場から次世代 PET
測定システムに望むものとしては、
・感度および空間分解能
・定量性
・定量値の普遍性がある。感度および空間分解能については、検出器の性能や画像再構成法などが関与し、定量性については、画像再構成や吸収補正、散乱線補正な
どの放射能濃度の空間分布を正確に測定することに関するものから、モデル解析などの脳血流量やレセプター結合能といった生理学的パラメータを計算するための方法論が関与する。また、定量測定の普遍性、すなわち同一の放射能濃度の測定を異なる機種を用いても再現できることもマルチセンター研究では重要なものとなる。
上記の項目のうち空間分解能については、その向上により、脳微細構造の脳機能パラメータの測定と、組織混合効果による測定誤差の低減が可能となる。ここでは、FWHM で 1 mm 以下の空間分解能を有する超高分解能 PET 装置、いわゆるサブミリ
PET について、最近の我々の研究を紹介しながらその可能性や必要性について述べる。

図 1 線条体内の３つの副領域
3. 脳内アミロイド蓄積の測定
脳内アミロイド蓄積はアルツハイマー病の主要な病理学的変化の１つであり、ヒト生体におけるアミロイド蓄積のイメージング用に様々な PET 用
放射性薬剤が開発されている。最近我々は、東北大学との共同研究により、東北大学で開発されたアミロイドイメージング用放射性薬剤である[18F]FACT を用いて、アルツハイマー病における脳内アミロイド蓄積のイメージングを試み、アミロ
イドイメージング用放射性薬剤としてすでに広く用いられている[11C]PIB による PET 測定も同一人を対象に施行して、この２つの放射性薬剤の脳内分布を検討した。アミロイドイメージング用放射性薬剤の多くが、白質への非特異的な集積を示す
ため（図 2, 3）、この影響を除去するべく下記の式による部分容積効果の補正を行い、単位灰白質
量当たりの放射性薬剤の集積量を求めた。
SUV = g·SUVg + w·SUVw
SUV : 関心領域内の集積量
g : 関心領域内の灰白質存在比率

2. 神経伝達機能の測定
以前に我々は、ドーパミン作動性神経系のシナ
プス前およびシナプス後における各種の機能、すなわちドーパミン生成能、ドーパミントランスポーター、ドーパミン D1 および D2 レセプターについて正常データベースを構築し、ヒト生体におけるこれらの機能の脳内分布について、線条体以外の脳部位を対象に明らかにした[1]。ドーパミン作動性神経系は、中脳の黒質から背側線条体に投射する経路と、中脳の腹側被蓋野から腹側線条体および辺縁系を含む大脳皮質へ投射する経路に大別され、線条体は、その機能によって辺縁線条体（腹側線条体に相当）、連合線条体、感覚運動線条体（以上、背側線条体に相当）の３つに大別される[2]（図 1）。近年我々は、線条体内の３つの副領域について、それぞれの領域におけるドーパミン
D1 および D2 レセプターの存在比率や、それぞれの領域間のレセプター分布密度の個人間における相関を調べ、ドーパミン作動性神経系のそれぞれの投射経路におけるレセプター発現量の独立性につ49

plaque の両者に結合することがわかっているが、[18F]FACT はアルツハイマー病の病態により関与するとされる neuritic plaque にのみ結合することが示唆されている[3]。[11C]PIB と[18F]FACT の脳内分布の違いは、それぞれの放射性薬剤が結合する
アミロイドの違いを反映している可能性があり、今後は反映する脳病理変化が異なるアミロイド測
定用放射性薬剤を使い分けることで、認知症におけるより詳細な病態評価を行いうることが示唆された。
本研究では、PET 装置の有限な空間分解能がもたらすアミロイドイメージング用放射性薬剤の白質への非特異的な集積の影響を、MRI を用いた部分容積効果補正により補正したが、超高分解能 PET 装置が実現すればこのような補正なしに精度の高い病態評価が可能となると思われる。

SUVg : 単位灰白質量当たりの集積量
w : 関心領域内の白質存在比率
SUVw : 単位白質量当たりの集積量
この式において関心領域内の灰白質および白質の存在比率を MRI により与え、単位白質量当たりの集積量として半卵円中心に設定した関心領域内の集積量を用いると、単位灰白質量当たりの集積量を求めることができる。

4. まとめ以上、超高分解能 PET 装置が実現すればさらに精度の高い検討が可能となると思われる脳機能イ
メージング研究の例を挙げた。PET による脳機能イ
メージング研究は、MRI による様々な形態イメージ
ングとも組み合わせて、より微細な構造における機能を測定する方向に進みつつあり、PET 装置の空間分解能の向上は強く望まれている。
サブミリレベルの空間分解能を有する超高分解
能 PET 装置が実現し、脳微細構造の脳機能パラメータの測定と、組織混合効果による測定誤差の低減が可能となれば、脳病態診断や脳病態研究に革新的な展開をもたらす可能性がある。次期中期においては、装置開発側と臨床応用側の研究者の密接な協力関係により実用的な超高分解能 PET 装置の開発を目指していきたい。

図 2 健常者における[11C]PIB および[18F]FACT による脳内アミロイド蓄積の画像例。白質への非特異的集積がみられる。

参考文献
[1]
Ito H, Takahashi H, Arakawa R et al.:Neuroimage 39: 555-565, 2008.
[2]
Martinez D, Slifstein M, Broft A et al.: J Cereb
Blood Flow Metab 23: 285-300, 2003.
[3]
Kudo Y, Okamura N, Furumoto S et al.: J Nucl
Med 48: 553-561, 2007.

図 3 アルツハイマー病患者における[11C]PIB および[18F]FACT による脳内アミロイド蓄積の画像例。
PET により測定された集積量は、白質に集積した放射性薬剤の影響を含む。
この検討では、[18F]FACT と比較すると、後頭葉や海馬傍回において相対的に[11C]PIB の集積が低いことが示された。基礎研究では、[11C]PIB は脳内アミロイドのうち、diffuse plaque と neuritic

50

（１４）クリスタルキューブ検出器の試作と評価
稲玉直子
放医研・分子イメージング研究センター

1. はじめにクリスタルキューブ（X’tal cube）は我々が開発中の放射線検出器で、立方体のシンチレーション
結晶を 3 次元に配列した結晶ブロックの全表面に小型な半導体受光素子をいくつか光学結合させた構造を持つ（図 1a））。結晶ブロック内には反射材を挿入せず、放射線を検出した結晶で生じたシンチレーション光は図 1b) に示すように 3 次元的に広がり、全表面の受光素子で受光される。Position
histogram 上に受光素子信号のアンガー計算の結果を表すと各結晶に対応する応答が形成され、その応答の識別を可能にすることで、その結晶サイズの検出器分解能を得る。
検出器内での検出位置の 3 次元特定は、PET 装置において高感度・高解像度の両立に大きく貢献する。シンチレータを用いた PET 検出器には従来受光素子として photomultiplier tube（PMT）が用いられ、PMT の体積による制限のためシンチレータの一面に結合させていた。そのため、PMT へのシ
ンチレーション光の入射位置により PMT 受光面に平行な 2 方向の放射線検出位置特定は可能であったが受光面に垂直な方向（深さ方向）の検出位置（= Depth of interaction (DOI)）の特定は工夫が必要であった。波形弁別、結晶配置の工夫、内部の反射材位置の工夫、など行われてきたが、PMT で得られる 2 方向と同等の位置分解能を達成するのは困難であった。小型な受光素子をシンチレーショ
ン結晶ブロックの全面に結合する X’tal cube は、シンチレーション光の読み出しに関し 3 方向が同等であり、等方分解能が達成されやすい構造となっている。
前回の報告で、3 mm の立方体のシンチレーショ
ン結晶で X’tal cube の試作を行い、3 mm の等方分解能が達成できたことを示した [1]。その後、さらなる高分解能を目指し 1 mm の立方体の結晶でX’tal cube を作成し 1 mm の等方分解能が達成可能か実験を行った。また、高感度化を目指し X’tal cubeの構造を一方向に延長させた検出器の開発も行った。前者については次の予稿で、後者（大面積 X’tal
cube）について本報で報告する。

図 1 a) X’tal cube の構造と b) 受光の様子
2. 方法
試作した大面積 X’tal cube の構造を図 2 に示す。
大面積 X’tal cube は高 packing fraction を実現するために結晶ブロックを隙間なく連ねたものに相当する。中央のシンチレーション結晶において 2 面上の受光素子が遠くに位置することになるが、X’tal
cube の基礎実験より、X’tal cube の構造では近くの4 面上の受光素子のみを用いた位置演算で結晶識別が十分可能であることが分かっている [2]。
受光素子には、Multi-Pixel Photon Counter（MPPC）
S10931-025P（浜松ホトニクス社製、受光面サイズ
3×3 mm2、開口率 30.8 %、micro pixel 数 14400 個）を用いた。結晶ブロックは 3 × 3 × 3 mm3 のLu2xGd2(1-x)SiO5 :Ce（LGSO, x = 0.9, 日立化成）結晶
6×6 配列を 14 列連ねて形成し、結晶ブロックの全
表面に 1 mm 厚のライトガイドを通して計 90 個のMPPC を光学結合した。結晶は化学研磨されている。
MPPC 受光面の結晶に対する配置を図 3 に示す。結晶間、結晶とライトガイド間は空気、ライトガイ
ドと反射材または MPPC は RTV ゴム（KE420 信越
化学工業、屈折率 1.45）で光学結合した。
MPPC の受光面以外の結晶ブロック表面（ライトガイド表面）は受光量の損失を防ぐために反射材（Multilayer polymer mirrors, 住友 3M, 反射率 98 %,厚さ 65 μm）で覆った。
作成した X’tal cube 性能評価は、3 つの 137Cs 点
線源からのγ線（662 keV）を 3 方向から一様照射して行った。
得られた MPPC 信号で図 3 に示す x, y,z 方向それぞれについてアンガー計算を行い、その結果を 2 次元（2D）position histogram として表した。
2D(x-z) position histogram 上で z 方向（X’tal cube を連続させる方向）の結晶列を抽出し、その列に含
ま れ る 6 × 6 の 結 晶 識 別 能 を 2D(x-y) position
histogram 上で評価した。

51

図 2 X’tal cube 試作器の構造と MPPC の配置

図 4 a) 得られた Z = 5, 6, 7（中央）, 12（端）の 6×6 結晶配列の 2D position histogram。b) 各 6×6 結
晶配列に対する MPPC 受光面の配置。
図3

MPPC 受光面と結晶の対応

3. 結果と考察
図 4a) は得られた大面積 X’tal cube の結晶識別能の結果である。中央の結晶列（z = 5,6,7）でも端（z= 12）でも結晶識別ができている。ただ、識別能に差があるが、それは中央か端かという結晶の位置にではなく図 4b) に示す各結晶列表面の MPPC 受
光面の占有率に起因していると考えられる。図 4b)の A 面では受光面全体、B 面では受光面の半分が結合している z = 6 の結晶配列の結晶識別能は図4a) にあるように最も良く、A 面でも B 面でも受光面に直接結合していない z = 5 の結晶配列の結晶識
別能は z = 6 と隣り合うにも関わらず最も劣っている。受光面の結合条件が同じ z = 7 と 12 の結晶配列は、結晶ブロックの中央と端に位置するにも関わらず同程度の結晶識別能を示している。
図 5 に各結晶列の中央 1 結晶の波高分布を示す。
表 I は光量の相対値とエネルギー分解能をまとめたものである。最も光量の多い z = 6 結晶列で最もエネルギー分解能が悪かったが、2D(x-y) position
histogram 上で該当する結晶応答の範囲に他の複数の結晶で起こったコンプトン散乱（検出器内散乱）のイベントが混入し、その光量が z = 6 の結晶で得られるものよりやや低めであるためピークの半値幅が広がったのではないかと考えられる。

図 5 z 方向各結晶列の中央付近 1 結晶における波
高分布。

表I

52

z 方向各結晶列の中央付近 1 結晶の光量とエネルギー分解能

なお本研究は、科学技術振興機構（JST）先端計
測分析技術・機器開発事業の支援のもと行われた。

4. 結論
X’tal cube の高感度化を目指し、大面積 X’tal cubeの開発を行った。3 mm 角の LGSO 結晶を用いて試作器を作り性能を評価した結果、結晶識別が十分可能であることが分かった。今後は、より小さな結晶を用いたり受光素子数を減らしたりすること
で結晶数/ 受光素子数の比率を大きくすることを試みる。また、隣り合う結晶配列間で結晶識別能に差が出たことより、ライトガイドの厚みについても検討する。通常の X’tal cube では packing
fraction が低下するためライトガイドを厚くすることができないが、大面積 X’tal cube では packing
fraction に影響する面にライトガイドを付けることがないため、厚くして光を周辺の受光素子に届くようにする試みも行っていく。

参考文献
[1]
矢崎祐次郎、三橋隆之：「クリスタルキュー
ブ：プロトタイプ検出器の製作と性能評価」,
平成 21 年度次世代 PET 研究会報告書, pp. 38- 40, 2009.
[2]
横山貴弘, 三橋隆之, 錦戸文彦, 稲玉直子,
吉田英治, 村山秀雄, 山谷泰賀, 菅幹生：「次世代 PET 検出器「クリスタルキューブ」の
位置演算における情報取捨選択法」, Medical
Imaging Technology, Vol. 28, No. 4, p.223-228,
2010.

53

（１５）クリスタルキューブ検出器における 1mm 等方分解能の実現
三橋隆之 1,2)・稲玉直子 1)
1)
放医研・分子イメージング研究センター
2)
千葉大院・理学研究科

実験方法としては、作成した検出器ブロックにCs から放出される 662keV のγ線を一様に照射した。NIM、CAMAC を通して得られたイベントごとに、MPPC96ch それぞれの波高値データに対して
3 次元的な重心演算を適用し、結晶位置弁別能、エネルギー分解能の評価を行った。

1. はじめに
近年、シンチレータや受光素子の性能が向上し、超高分解能 PET 検出器の研究は世界的な競争下にある。特に、サブミリオーダーの位置分解能を持
つ PET 検出器が開発、実用化されれば、分子イメージング研究に加え今後のニーズ増加が予想されるアルツハイマー病の超早期診断など、脳研究等に新たな展開をもたらすことが予想される[1]。
我々が提唱する次世代型 DOI-PET 検出器 X’tal cube
では前ページの報告でもあるように、結晶ブロッ
ク全面からの効率的なシンチレーション光の検出を行うことができるため、サブミリオーダーに到達する非常に高い分解能を得ることができる可能性がある。本報告ではその第一歩となる、検出器全体で一様な 1mm 等方空間分解能を達成した実験結果を報告する。

137

2. 検出器構成と実験方法
今回試作した検出器基本構成を図 1 に示す。シンチレータ結晶ブロックは 1×1×1mm3 サイズの結晶素子を 16×16×16 配列で組み、結晶ブロック内部には反射材は挿入していない。結晶素子としては表面を化学研磨した Lu2(1-x)Y2xSiO5 (LYSO, x = 0.05,
Proteus Inc.; USA)を使用し、全ての結晶素子は紫外線硬化型光学接着材(屈折率 1.456)で接着されている。結晶ブロックの全表面にはアクリル素材の台形型ライトガイドを光学接着している。台形型ラ
イトガイドのサイズは厚みが 1mm、結晶ブロック側は 16.0×16.0mm2、受光面側は 17.6×17.6mm2 となっている。台形ライトガイドの外側には Multi-Pixel
Photon Counter(MPPC)( Hamamatsu Photonics K.K.;
Hamamatsu; S10931-50P, sensitive area; 3 mm × 3 mm,
micro cell; 50 μm2)を光学結合しており、1 面に対し4×4 配列で 16 個、全結晶ブロック表面で 96 個使用している。MPPC の受光面以外の部分は台形型ラ
イトガイドの表面を反射材で覆い、出来るだけシ
ンチレーション光をロスなく検出するよう努めた。
また、ライトガイドとして台形型を選択した理由
は、結晶ブロックに対して直接的に MPPC を接着した場合、結晶ブロック外側の結晶素子の応答が 3個程度オーバーラップするということが事前実験として確認されていたので、それを軽減するために MPPC の受光範囲を広げる役割で挿入した。製
作途中の検出器を図 2 に、1 面に対する MPPC の受
光領域、結晶素子の配置関係を図 3 に示す。
54

図 1.

製作したクリスタルキューブ検出器の基本構成

図 2.

製作途中のクリスタルキューブ検出器

図 3.

受光領域、結晶素子の配置関係

3. 実験結果と考察
今回試作した検出器により得られたポジション
マップが図 4 である。1 つの白い点が、1 つの発光結晶応答に対応している。クリスタルキューブでは発光結晶位置情報を得るため、重心演算を適用して得られるポジションヒストグラムは図 4(a)のような 3 次元的なものになる。この図では結晶ブ
ロック外側の結晶素子応答が分離できていることが分かる。さらに図 4(a)のライン上のイベントのみを抽出し、2 次元のポジションヒストグラムに投影したものが、図 4(b)である。この図から、結晶ブロック内部においても、ほぼ全ての位置で結晶応答が弁別できていることが分かる。
図 5 は結晶ブロックの外側の 1 つの結晶素子、一番中央の 1 つの結晶素子でのイベントのみを抽出し、それぞれエネルギーヒストグラムを作成したものである。中央の結晶素子の光電ピーク値は外側の結晶素子の光電ピーク値と比較して、相対値で 0.97 という値を得た。また、ランダムに選んだ 100 個程度の結晶素子応答を調べた結果、結晶
ブロック全体で光電ピーク値の平均値からのバラ
つきが 4.1%、エネルギー分解能が 11.2±0.9%という値を得た。結晶位置に依存なく、あらゆる位置
でほぼ同等な数のシンチレーション光を検出できていること、さらにあらゆるポジションでの結晶応答のピーク値、エネルギー分解能のバラつきが小さいことから、クリスタルキューブ検出器が効率的な光収集を実現できていることがわかる。

図 5. 結晶ブロック外側の 1 つの結晶素子と、結晶ブロック中央の 1 つの結晶素子のみのイベントを抽出し、得られたエネルギースペクトル

4. 結論
1×1×1mm3 サイズの結晶素子を 16×16×16 配列に組み、製作したクリスタルキューブ検出器は、ほぼ全ての結晶素子に対し発光結晶位置の弁別を行えることが分かり、クリスタルキューブ検出器が検出器全体で一様な 1mm の等方的位置分解能を有することを実証した。
なお本研究は、科学技術振興機構(JST)先端計測
分析技術・機器開発事業の支援のもと行われた。

参考文献[1] 伊藤 浩：「サブミリ PET が変える脳機能イメージング」, 平成２1 年度次世代 PET 研究会
報告書, pp36-37,2009

図 4. (a)3D ポジションヒストグラム (b)(a)のライン位置に相当するイベントのみを抽出し、作成された 2D ポジションヒストグラム

55

（１６）クリスタルキューブ検出器用位置弁別アルゴリズムの開発
横山 貴弘，菅 幹生
千葉大学・工学研究科

1. はじめに
近年、multi-pixel photon counter (MPPC) など小型薄型の半導体受光素子の実用化にともない、新発想の受光素子配置に基づく PET 検出器開発が可能になった。現在放射線医学総合研究所では、千葉大学、東京大学、浜松ホトニクスと共同でクリスタルキューブ (X’tal cube)[1]と名付けた、MPPCを用いた新しい depth of interaction (DOI) 検出器の開発を進めている（図 1）。X’tal cube では受光素子を結晶ブロック全面に分散して配置し、高度解析によりミリレベルの等方的分解能の実現を目指している。X’tal cube に適した位置弁別アルゴリズ
ムの開発を目的とし、受光素子出力の応答関数を基に、尤度関数を作成して位置演算をする最尤推定法による位置弁別手法を検討している[2,3]。最尤推定法では、結晶ブロックの発光位置に応じた受光素子出力信号の応答関数を実験的に取得する必要があるが、3 次元検出器である X’tal cube では、
従来 2 次元検出器で行われるγ線スポット照射は適用できない。本研究では X’tal cube に適した新しい応答関数実測手法を提案し、十分な効果が得られることを確認した[4]。しかし他の位置弁別手法
に対する最尤法の位置弁別精度、また結晶ブロックを構成するシンチレータ結晶サイズを変えた際に最尤法が位置弁別精度に与える影響は確認していない。今回結晶サイズの異なる複数の検出器構造において、提案応答関数作成手法を用いた最尤推定法と位置演算法として広く知られる Anger 法の位置弁別精度を比較検証したので報告する。

Surface of crystal block

(a)

(b)

(c)
図 1 X’tal cube 検出器例(a) 3×3×3mm3 の結晶(b) 2×2×2mm3 の結晶(c) 1×1×1mm3 の結晶

2. 方法
2.1 最尤推定法による位置弁別法（分割結晶）
最尤推定法による位置弁別手法は、以下の 3 つのステップから構成される。
I. シンチレータとγ線との相互作用結晶 j に応じた受光素子 i の平均受光素子出力 fij を求める。
II. 受光素子 i の平均受光素子出力 fij と実際の受光素子出力 zi を用いて尤度関数 p( z |j ) を求める。
z f jiNf ij i e

i 1

zi !

p( z | j )  (1)

ここで i (= 1 … N) は受光素子番号、N は受光素子数である。
56

(a)

(b)

(c)

図 2 提案手法フローチャート(a) 上方よりγ線を検出器に一様照射(b) 3 次元ヒストグラム作成、及び同結晶イベントの抽出(c) 同結晶イベントの受光素子出力を加算平均し応答関数を作成

III. 尤度関数 p ( z | j )が最大値をとる j を相互作用
結晶 X と推定する。
2.2 提案する応答関数実測方法
応答関数は結晶ブロック内の発光結晶に応じた
全受光素子の出力値である。本研究ではスポット照射でなく X’tal cube で可能なγ線を一様照射した結果から応答関数を作成する方法を提案する。提案法は 3 つのステップで構成される（図 2）。
I. γ線を検出器に一様照射したデータから Anger法により 3 次元 position histogram を作成する。
II. 3 次元 position histogram 上のスポットは各結晶で相互作用が起きたイベントを表しているため、各スポットで関心領域を設定し、各結晶で相互作用したイベントを抜き出す。
III. 同じ結晶イベントごとに受光素子出力を加算
平均し応答関数を作成する。
2.3 提案手法検証のためのシミュレーション
最尤推定法の有効性をシミュレーション[5]により検証した。提案手法を検証するために想定した検出器は結晶サイズの異なる 3 種類を想定した。
各想定検出器構造を図 1 (a), (b), (c)に示す。
一つ目は 3.0 × 3.0 × 3.0 mm3 の LSO 結晶を 6 × 6 ×
6 に配列し、結晶・受光素子間はライトガイドを配置せず光学接着により直接結合した。二つ目は 2.0
× 2.0 × 2.0 mm3 の LSO 結晶を 9 × 9 × 9 に配列し、受光素子間は厚さ 1.0 mm のライトガイドを配置した。ライトガイド・受光素子間は光学接着した。
3 つ目は 1.0 × 1.0 × 1.0 mm3 の LSO 結晶を 16 × 16 ×
16 に配列し、結晶・受光素子間には厚さ 1.0 mm のライトガイドを配置した。ライトガイド・受光素
子間は光学接着した。
各ブロック表面には、受光素子を 4 × 4 に配列し、それ以外の表面には反射材を配置した。各受光素子の有感領域は 3.0 × 3.0 mm2 とし、結晶間は空気を想定した。最尤推定法の評価として Anger 法と結晶識別正答率を比較した。結晶識別正答率は各結晶における入射γ線数に対する正しく判別されたγ線数の割合と定義した。

結晶サイズが 2 mm の場合では 3 mm に比べると、最尤法、Anger 法共に正答率は低下した。しかし、全体的に最尤法の正答率が高くなった。平均正答率も両手法の差が 6.1%と結晶サイズが 3 mm の時よりも差は大きくなった。
結晶サイズが 1 mm の場合では他の 2 種類の結晶サイズと比較して差は広がり、最尤法の平均正答率が Anger 法より 10.9%高い結果となった。
以上の結果より 3 次元に組み上げた結晶ブロッ
クに受光素子を分散配置した構造においても最尤
推定法は有効な手法となりうることが考えられる。
4. 結論
本研究では X’tal cube においても実施可能な受光素子応答関数実測手法を提案し、シミュレーショ
ンを用いて効果を検証した。最尤法と Anger 法を比較した結果，3.0 × 3.0 × 3.0 mm3 結晶では両手法の位置弁別精度に大きな差はなかったが、2.0 × 2.0
× 2.0 mm3 結晶、1.0 × 1.0 × 1.0 mm3 結晶では最尤推定法の方が位置弁別精度は高くなった。
謝辞
本研究は、科学技術振興機構(JST)先端計測分析
技術・機器開発事業の委託のもと行われている。
参考文献[1]
Yujiro Yazaki,et al, ”Preliminary study on a new
DOI PET detector with limited number ofphoto-detectors”, The 5th KOREA-JAPAN Joint
Meeting on Medical Physics, YI-R2-3, 2008.
[2]
T.D. Milster,et al, “Digital position estimation
for the modular scintillation camera”, IEEE
Transactions on Nuclear Science, Vol. NS-32,
No. 1, February 1985.
[3]
菅幹生, 他, ”クリスタルキューブ:位置弁別
アルゴリズムの開発”, 平成 21 年度次世代PET 研究会報告書, pp.41-43, 2010[4]
横山貴弘,他, “3 次元最尤推定における位置
弁別アルゴリズムの検討”, 平成 22 年度次世
代 PET 研究会報告書, pp.13-14, 2010[5]
横山貴弘,他, “受光素子の 3 次元配置最適化に向けた DOI 検出器シミュレータの開発”,
医学物理, 29, pp.179-180, 2009.

3. 結果と考察
3 種類のシンチレーション結晶サイズの検出器における最尤法、Anger 法を用いた際の結晶識別正答率を図 3～5 に示す。各図の(b),(d)が Anger 法、(c),(e)が最尤法を用いた際の正答率であり、(b),(c)は結晶ブロック最下層の、(d),(e)は中央層の結晶の正答率である。注目結晶層位置を各図(a)に示す。
全ての正答率は MAX 値を 93%に、MIN 値を 35%に統一している。また、各結晶サイズ、位置弁別手法における結晶識別正答率の平均値を表 1 に示す。結晶サイズが 3 mm の場合では最尤法の平均正答率が Anger 法より 3.2%高い結果となった。両手法とも、結晶ブロックの中央に近づくほど正答率が低くなる傾向が見られた。
57

(layer)(layer)

6

35

3

16

93(%)

Correct answer rate

93(%)

Correct answer rate

8

(a)

1

35

(a)

1
Layer 1(c)(b)

Layer 1

(b)

(c)

(d)

(e)

Layer 3
(d)

Anger

(e)

Layer 3MLAnger

図 3 3x3x3mm3 結晶結果 (a):注目結晶ブロック
層,(b)-(e): 各結晶層、位置弁別法における結晶識別正答率ML

図 5 1x1x1mm3 結晶結果 (a):注目結晶ブロック層,(b)-(e): 各結晶層、位置弁別法における結晶識
別正答率(layer)9

表 1 各手法、結晶サイズでの平均正答率
35

5
(a)

1

93(%)

Anger
ML

Correct answer rate

Layer 1
(b)

(c)

(d)

(e)

Layer 3Anger

ML

図 4 2x2x2mm3 結晶結果 (a):注目結晶ブロック層,(b)-(e): 各結晶層、位置弁別法における結晶識
別正答率

58

3mm
80.3%
83.5%

2mm
64.8%
70.9%

1mm
52.4%
63.3%

（１７）MPPC のタイミング性能
1

澁谷憲悟 1,4、吉岡俊祐 2,4、岸本彩 3,4
東大院総合文化、2 千葉大理、3 早大理工、4 放医研分子イメージング

1. はじめに
日本物理学会誌の今月号に、MPPC の解説が掲載されている[1]。昨今、高エネルギー物理学実験では、ニュートリノ振動の計測装置に 667 ピクセルの PMMC が 6 万個実装されるなど[2]、
従来の PMTや APD を代替えする動きが見え始めた。しかし、これだけの紙数にも関わらず、タイミング特性に関する言及は希薄であり、TOF-PET ほど MPPC に
時間分解能を期待する分野は珍しいのかもしれない。
TOF-PET における MPPC の利用は、世界的にもまだ基礎的な開発競争の段階であるが、増幅領域の厚さに起因するジッターが PMT のそれと比べて僅少なため、原理的に高い時間分解能が期待される。また APD と比較しても、増幅率が大きく、プリアンプや後段の増幅器を必要としない点が有利である。最良の時間分解能としては、3×3×5 mm3の LaBr3:Ce 結晶で約 100 ps と報告されている[3]。
2. 方法
我々は、これまで PMT で培った、デジタルサン
プリングを用いたタイミング解析の手法を応用して、MPPC のタイミングに関する技術開発に着手した。
計測の最適化パラメータとして考えているのは、①引加電圧、②ディスクリレベル、③フィルタリ
ング（カットオフ）周波数である。
まず、印加電圧が大きいほど、MPPC の増幅率は大きくなるが、同時にノイズの頻度や強度も大きくなるため、タイミング測定に最適な印加電圧が存在する[4]。その電圧値は素子毎に異なり、実験的に求める必要がある。メーカ推奨値よりも高い電圧を印加した方が、しばしば良好な結果が得られる。
次に、信号とノイズを弁別し、かつタイミングを決定するためのディスクリレベルは、信号の立
ち上がり時間が短く（例えば 1ns 以下）て、イベン
ト毎の波形の変化が小さい場合には、勾配が最も急峻な時刻にコンスタントフラクション法でトリガを掛けるのが適当である。一方、信号の立ち上がり時間が長く、またイベント毎の波形の変化が大きい場合には、コンスタントフラクション法によるトリガレベルを引き下げるか、リーディング
エッジ法に切り替えると良好なタイミング特性が59得られる。後者の場合、トリガレベルは、ノイズを拾わない程度に、極力低く設定することが最適な場合も多い[5]。
最後に、フィルタリングは、量子化ノイズを含
む高周波ノイズの適度な軽減を目的として行う。
高周波カットオフ周波数が必要以上に小さいと信号は十分に滑らかになるが、信号の立ち上がり時間が長くなるため時間情報が希薄化する。最適なカットオフ周波数は、このトレードオフの均衡点で成立する。
なお、パラメータの最適化に当たって、従来のアナログ計測では、①②③の全てについてハード
ウェアの設定を変更しながらデータを取りなおさなければならないのに対して、我々が行っている
デジタル計測では、波形をデジタル保存してからソフトウェアで解析するので、②③の最適化は半自動的化されている。解析の所要時間は PC スペッ
クに依存する。
MPPC（型番 S10362-33-050C, S/N 08002587, 推奨
電圧 70.5 V, 増幅率 7.5e+5）と PMT（型番 H3378-50）にそれぞれ 3 mm 角の LGSO 結晶を乗せ、両検出器
で 22Na 線源を挟む配置で同時計数を行い、波形を
デジタルオシロスコープ（DPO7104, 10 GS/s）で記録した。
3. 結果と考察
本課題では、今年度前半において、実験系と解析プログラムの開発および動作テストを東京大学
にて澁谷を中心に行った。また、後半からは、実験系を放医研に移設し開発を進めている。
本予稿に示すデータは、東京大学において行われた動作テスト結果である。なお設備の都合により、MPPC の温度制御はなされていない。
まず、印加電圧に関しては、図１のように電圧を大きくするほど時間分解能が良くなる傾向が見られた。この傾向はメーカ推奨電圧の 70.5V を超えても続いていた。更に電圧を上げると、ある電値を境に時間分解能は悪くなり、その手前に最適値があるものと考えられるが、時間の都合上、動作テストではその値を求めなかった。将来、MPPCと MPPC の同時計数を行う場合にも、このようにして個々の素子の最適電圧を求めてから測定を行うのが良い。

800

4. 結論
MPPC のタイミング解析に必要な実験系と解析
プログラムの開発を行い、今後の技術開発環境を整備した。所感として、MPPC は TOF-PET 用の光検出器として十分な資質を備えていると思われる。
今後は、放医研にて学生が専従することにより、
従来よりも迅速な開発が行われるものと期待される。

Timing FWHM (ps)

700
600
500
400
300
200
69.4

図1

69.6

69.8
70
70.2 70.4
Bias Voltage [V]

70.6

70.8

参考文献
[1] 生出秀行他、日本物理学会誌、2011 年 1 月号、20-28。
[2] M Yokoyama et al, NIM-A, 610, 128-130 (2009).
[3] DR Schaart et al, PMB, 55, N179-N189 (2010).
[4] CL Kim, IEEE TNS, 56, 2580-2585 (2009).
[5] R Vinke et al, NIM-A, 6140, 188-191 (2009).

バイアス電圧と時間分解能の関係（動作テスト）

次に、ディスクリレベルに関しては、今回は一意に波高値の 4%と定め、最適化は行わなかった。
最後に、フィルタリングに関しては、図のように印加電圧が 70.3 V の際には、最適なカットオフ
周波数が 250 MHZ と求められた。信号波形の S/Nが良いほど、カットオフ周波数を高く設定した方が有利と考えられる。
500

Timing FWHM (ps)

480
460
440
420
400
380
360
340

図2

0

200

400
600
800
1000
Cutoff Frequency [MHz]1200

カットオフ周波数と時間分解能の関係（動作テスト）60

（１８）クリスタルキューブ内光伝搬シミュレータの開発
緒方祐真，羽石秀昭
千葉大・フロンティアメディカル工学研究開発センター

1. はじめに科学技術振興機構の研究プロジェクトとして進められている「革新的ＰＥＴ用３次元放射線検出器の開発」[1]において、我々は、モノリシック・
シンチレーターブロック内光学特性の設計のためのシミュレータを開発している。数 mm 角に精度よく加工した数千個のシンチレーターを、間に反射膜を挟みながら積み上げる第２世代の DOI 検出器と対比して、本課題では、モノリシック・シン
チレーターブロックに、外部からのレーザー照射で内部に微細な光学的不連続点（以下、クラック
面と呼ぶ）を導入[2]することで、検出器組み立ての工数を大幅に削減すると共に、シンチレーター間に存在する不感領域を低減しガンマ線検出感度の向上を図る。このためには、相互作用位置の弁別能を最適にするためのブロック内光学特性の設計がきわめて重要である。
我々のグループでは、第２世代の DOI 検出器の開発において、シンチレーション光の振る舞いを高速に計算する簡易的検出器シミュレータを開発してきたが[3]、モノリシック・シンチレーターブ
ロックにおける光子の振る舞いをシミュレーショ
ンする場合には、簡易型シミュレータで用いていた近似が成り立たなくなる、よって、精度を確保するためにモンテカルロ法に基づいたシミュレー
ションが必要になる。我々は浜松ホトニクスにより計測されたクラック面の光学特性データを用い、シミュレーションを実装した。
そして、今回、シミュレーションと実験で得られたデータとの比較を行いシミュレーションの正当性の検証を行った。

2.2 光子の振る舞い
図１に示すフローチャートに従い、光子の追跡を行う。光子の追跡は消滅放射線の各相互作用につき発生する全光子に対して行う。

図 1 光子追跡フローチャート

また、クラック面での振る舞いは浜松ホトニクス
にて計測されたレーザー光強度データに基づいて、光子の振舞いを決定する。以下では、入射角、反射角を界面の法線方向からの角度と定義する。
クラック面に角度 1 で入射した光子は、次の手順にしたがってクラック面から出射する。
①
確率 t 0 (1 ) で透過光と判断する。この確率は入射角 1 に対する透過率の実測値を多項式近似した、図 2 に示す関数を用いた。
1

2. シミュレーション方法
2.1 クラック面の設定
三角形パッチの集合によってクラック面を設定することとした。これにより、より自由度の高い
クラック面も想定することが可能になる。そして、消滅放射線と結晶の相互作用位置で発生した光子
はランダムな方向に飛行し、最初に当たった界面で透過、散乱の判断がなされる。最初の境界面の判断は、各三角形パッチと飛行する光子が描く直線との交差判定により行う。

0.9
0.8

透過率

0.7
0.6

透過率

0.5

多項式 (透過率)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

図2

61

10

20

30

40

50

60

70

80

90

入射角 1
用いたクラック面に関する入射角と透過率の関係

② 透過でない場合は反射光と判断する。反射光の角度に関しても、反射光の実測値と類似した分布をもたせる。図 3 は実測された反射光強度分布である。このグラフを参考に、反射角  への確率分
布を以下で与えることとした。
(2)r ( 1 ,  )  c exp  ( 1   ) 2 /  2
この関数は正反射方向   1 においてもっとも確

率が高く、Gauss 分布にしたがった広がりをもつことを意味している。
90
θ=80°
θ=70°
θ=60°
θ=50°
θ=40°
θ=30°
θ=20°
θ=10°
θ=0°

80

反射光強度（相対値）

70
60
50
40
30
20
10
0
25

図3

30

35

40

45

50

55

60
φ

65

70

75

80

85

クラック面での反射光強度分布3. 比較、検証
3.1 検証ジオメトリ
今回実験との比較の為に用いたジオメトリは、
図 4 に示すように一辺 18mm の立方体の LYSO 単
一の結晶を 6×6×6 に区切るようにクラック面が施されている。

図4

図 5 a)実験 b)シミュレーションの layer1（表面）と layer4（内部）の 6×6 の 2D Position histogram

3.3 比較・評価
3.3.1 各層の比較
図 5 のように実験とシミュレーションのそれぞれの layer ごとのエネルギースペクトルを抽出し、比較を行った。図 6 a)が実測で得られた各 layer のエ
ネルギースペクトルであり、図 5 b)に示すのがシミュレーションで得られたエネルギースペクトルの結果である。
このエネルギースペクトルについて表 1 に示すよ
うに光電ピークの位置について評価を行った。結果は、layer6 での光電ピーク位置を基準として各
layer の正規化している。

クラック面での反射光強度分布3.2 シミュレーション結果
図 5 実験とシミュレーションによって得られた結晶識別能の結果である。Photo-detector と直接結合している表面の結晶配列（layer1）、中央の結晶配列（layer4）の 2D position-histogram を示す。実験の結果は結晶の角の部分の応答が広がっているが、全体的には広がりが少なく、結晶識別が可能であるという結果が得られている。また、シミュ
レーション結果でも、同様の特徴を有しているのが分かる。

表 1 a)実験結果 b)シミュレーションでの光電ピーク
位置（layer6 で正規化）

62

図 6
ル

図 7-2 a)実験結果 b)シミュレーション結果の各領域のエネルギースペクトルa)実験,b)シミュレーションのエネルギースペクト

4. 結論
クラックの光学特性の実測値に基づいたモンテ
カルロシミュレータを作成し，実測との比較を行
い、シミュレーションの信頼性の確認を行った。
評価の方法として、各層と注目領域でのエネルギ
ースペクトルを用い、光電ピーク位置の比較を行った。表 1 に示すように、各層の比較では、layer1
は若干ことなる値を示したが、他の layer で同様の傾向を示している。さらに、表 2 に示すように、注目領域の結果も、同様の傾向を示した。以上の結果により、今回作成したシミュレータの信頼性を確認することができた。今後は、高い位置弁別能を実現するために，望ましいクラックの光学特性と配置を提示していく。
なお本研究は、科学技術振興機構（JST）先端計
測分析技術・機器開発事業の支援のもと行われた。

3.3.2 注目領域での比較
次に、クラック面に囲まれた結晶部分での比較・評価を行う。今回は図 7-1 に示すように 2 つの領域を選択した。結晶表面部分（以下、seg1）、結晶内部分（以下、seg2）とした。そして、図 7-2 のように、その領域におけるエネルギースペクトルを抽出し、評価を行った。これを表 2 に 3.3.1 の評価と同様に光電ピークの位置を比較したものを示す。

図 7-1

参考文献
[1]
Yazaki Y, Murayama H, Inadama N, et al. IEEE
Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf, Conf. Rec.
M13-267, Orland, 2009[2]
Moriya T, Fukumitsu K, Sakai T, et al. IEEE
Nucl. Sci. Symp. Conf, Rec.M13-30 2009[3]
Haneishi H, Sato M, Inadama N, Murayama H,
Radiol Phys Technol, 1:106-114, 2008

評価のために選択した領域

表 2 a)実験 b)シミュレーションの各領域の光電ピー
ク位置（seg2 で正規化）

63

（１９）レーザーによるシンチレータ内部加工と MPPC 用 ASIC の開発
大村知秀、福満憲志、森谷隆広、渡辺光男
浜松ホトニクス株式会社

2. レーザーによるシンチレータ内部加工
ガンマ線に対する高い検出効率および位置分解能特性を有するシンチレーション検出器の簡便な製作技術の確立を目的に、レーザーを用いた内部集光加工によるシンチレータのアレイ構造化を検討している。前回までにレーザー加工を用いてシンチレータ結晶内部の 2 次元アレイ構造作製[1]や3 次元化として 18 mm 立方の LYSO 結晶内部に 3mm ピッチ、6 x 6 x 6 の 3 次元アレイ構造作製について報告した。今回、レーザー照射条件を再検討し、2 mm ピッチで 18 mm 立方の結晶内部に 9 x 9 x
9 の 3 次元アレイ構造を作製することができた。その写真を図 1 に示す。この結果から、レーザー照
射条件や加工方法を最適化することにより、さらに細かなピッチのアレイ構造作製が可能と考えられる。

1. はじめに科学技術振興機構(JST)の委託研究「革新的 PET
用 3 次元検出器の開発」において、シンチレータ
ブロックの全表面に複数個の半導体受光素子
MPPC (Multi-Pixel Photon Counter) を配置し、シンチレーション光の効率的な検出と高度な演算手法
によるサブミリオーダーの等方的な位置分解能の実現を目指したクリスタルキューブ（X’tal cube）と名付けた検出器を開発中である。検出器の高分解能化には微小な結晶素子でシンチレータブロックを構成する必要があるが、細かく分割した結晶素子を接着剤等で組み立てる従来手法では十分な寸法精度を得ることは難しく、結晶素子ごとの発光量のばらつきや量産化の点でも問題がある。
我々は、これらの問題を解決するためにモノリシック結晶を用いて内部をレーザー加工によって細かなピッチで 3 次元アレイ構造を作製する技術開発を行っている。また、多数の MPPC を使用する
検出器の小型化にはゲイン調整などを含むフロン
トエンド回路の集積化が必要であるため、MPPC 用
ASIC の開発も進めている。今回、18 mm 立方の結晶に 2 mm ピッチで加工したアレイ構造の作製と試作した ASIC について報告する。

3. MPPC 用 ASIC
X’tal cube では結晶ブロックの各面に有効受光面
3 x 3 mm2 の MPPC を 4 x 4 個、6 面で合計 96 個配置することから、検出器の小型化にはフロントエ
ンド回路の集積化が不可欠である。多チャンネル
入力、MPPC 端子間容量、読み出し回路の接続やMPPC ゲイン調整機構等を考慮して、AMP 部とDAC 部で構成されたシンプルな ASIC を 0.35 µm
CMOS プロセスで設計・試作した。
AMP 部は、16 チャンネル入出力で MPPC 容量による影響を小さくするための低インピーダンス入力回路、抵抗チェーン接続を可能にする高インピーダンス電流出力回路、シンチレータ弁別性能向上のためのクランプ回路および全チャンネルの信号加算回路で構成される。クランプ回路は設定閾
値以下の信号を除去するもので重心演算に寄与す
る信号チャンネル数を制限することにより位置分解能を改善する機能を持つ。DAC 部は MPPC ゲイ
ン調整をバイアス電圧可変で行うための D/A 変換回路（DAC）16 チャンネル出力と温度補償用外部
電圧入力回路で構成される。
図 2 に試作した ASIC チップの写真を、図 3 に160pin セラミックパッケージに封入した ASIC 試作品の評価基板と MPPC 用付加基板の写真を、表 1にチップパラメータと評価基板により測定した性能の一部をそれぞれ示す。

図 1 3 次元シンチレータアレイ：レーザーを用いて 18 mm 立方の LYSO シンチレータ内部に 2 mm
ピッチの 3 次元アレイ構造を作製

64

図 4 に時間分解能測定例を示す。リファレンス
検出器として BaF2 + PMT（Hamamatsu R5320）を用い、MPPC に LYSO 結晶 3.6 x 3.6 x 20 mm3 を結合して ASIC のチャンネル出力でリーディングエ
ッジ検出により測定した。基準電流 100 µA 時、半
値幅で 415 ps の時間分解能が得られた。評価基板の最適設計により時間分解能向上が期待できる。

103
415 ps FWHMCounts

図 2 ASIC 試作チップ写真

102

785 ps FWTM

101

10

0

-3

-2

-1

0
1
Time (ns)23

図 4 ASIC チャンネル出力による時間分解特性
4. まとめ今回、レーザー照射条件の調整により 18 mm 立
方 LYSO 結晶内部に 2 mm ピッチで 9 x 9 x 9 の 3次元アレイ構造を作製することができた。また、
ASIC 試作品が完成し、性能評価を開始した。
今後、さらに細かなピッチの 3 次元アレイの作製を進めると共に ASIC パッケージを小型化してX’tal cube 検出器モジュールを設計・製作する予定である。

図 3 ASIC 試作パッケージ品（160pin CQFP）評価
基板と MPPC 用付加基板
表 1 チップパラメータと諸特性
パラメータ

仕様

製造プロセス

TSMC 0.35µm CMOS

パッド数

120

チップサイズ

3 mm x 5.3 mm

電源電圧± 1.65 V

チャンネル数

16 ch

最大信号電流

4 mA

入力抵抗

67 Ω

周波数帯域 (-3 dB)

125 MHzDAC 出力範囲± 1.2 V

消費電力

13 mW/ch

謝辞
本研究は、科学技術振興機構（JST）先端計測分
析技術・機器開発事業からの委託により行われている。ASIC 開発に関して ISAS/JAXA 池田博一教授にご協力頂き、心より感謝致します。
参考文献[1]
T. Moriya, et al., “Development of PET
Detectors Using Monolithic Scintillation
Crystals Processed Sub-Surface Laser Engraving
Technique”, IEEE Trans Nucl Sci 57: 2455-2459,2010（基準電流 100 µA 時）

65

第４部
特別寄稿：次世代 PET への期待

66

（２０）腫瘍の診断・治療における次世代 PET への期待
井上 登美夫
横浜市立大学医学研究科 放射線医学

並びに診療レベルでの分子標的薬のダイナミッ
ク全身イメージングのニーズがでてくる可能性が考えられる。換言すれば、FDG より短半減期の C-11PET 製剤の全身像を短時間に反復して撮影できる PET/CT 装置である。これらの装置には、
薬物動態解析に供する定量性の高い画像を撮像することが求められる。
近年、実用化が期待されている PET/MRI は多くの臨床家が期待している次世代 PET であることは疑いの余地はない。頭部専用機のみならず全身撮影用 PET/MRI の開発は、脳腫瘍・骨軟部腫
瘍・骨転移・婦人科癌、前立腺癌・乳癌など MRI診断が重要となっている領域の癌診断のさらなる精度の向上をもたらすことが予想される。

1. はじめに腫瘍診断の領域に PET 検査が深くかかわるようになったのは、FDG と全身撮影用 PET 装置の開発にあると考えられる。国際的に共通の事象として、21 世紀に入ってからの PET 検査の普及は目覚ましいものがあり、その中心となる対象疾患
は悪性腫瘍であったといっても過言ではない。現に日常の医療においてブドウ糖代謝を反映する
FDG の PET 検査は、全 PET 検査の９０％以上を占め、我が国の保険診療における腫瘍の診断・治療におおきな役割を果たしてきている。FDG の腫瘍検出診断薬の PET 製剤としての優れた特性もさることながら、近年の PET 検査の普及には撮影装置の進歩によるところもきわめて大きいといえる。もっとも大きな貢献をしたのは何と言っても PET/CT の開発であることは明らかである。
2009 年の全国統計では我が国の４００台の PET
検査用の撮影装置のうち２７６台（６９％）がPET/CT 装置である。2004 年に我が国で PET/CT
装置が薬事承認を受けて以降、PET 専用装置の設
置台数は 2006 年のピーク以降急激な減少傾向を示し続け、PET/CT 装置は増加傾向を示し続けている。次世代 PET のニーズは診断面からの装置
ニーズと治療面からの装置ニーズに分けて考察する。

3. 腫瘍の治療の動向からの次世代PETへの期待
全身イメージング装置と対峙するコンセプトの撮影装置として、最近話題となっている乳癌専
用 PET 装置がある。まだ薬事承認されたものはな い が 、 い わ ゆ る PEM （ positron emission
mammography）の臨床研究の成果が報告されてきている。高分解能を目指した装置であるが、その役割としては高分解能の画像を得ることで、分子標的薬をはじめとして乳癌の薬剤治療の効果判定をより高い精度で行うところにあるのではな
いかと考える。
癌治療の中で、重粒子線治療を代表格として放射線治療の高度化は目を見張るものがあり、治療
線量のがん病巣への集中化にともなう放射線発生装置と PET の画像診断情報を連動する発想はまさしく次世代 PET のもうひとつの方向性として大いに期待するものである。
外科治療との連動としてはすでに CT の３D 画像で行われている手術シミュレーションへの応用は当然のことながら PET/CT あるいは PET/MRIによる手術シミュレーション画像が日常的で行えるような画像処理システムの開発が望まれる。
がんの医療分野における次世代 PET の開発は、PET 製剤の開発との両輪で今後のがん治療の進
歩に大きくかかわる重要な科学技術である。

2. 腫瘍診断の動向からの次世代PETへの期待
PET の腫瘍診断の動向として、常に FDG を超える PET 製剤の開発が唱えられており、その基本的な特性として腫瘍特異的に集積する性質のPET 製剤が求められている。ポスト FDG の候補として、核酸代謝製剤の FLT が有力視されているが、FLT に呼応する特別な撮影装置の要求は特に議論されておらず、FDG と同じ F-18 製剤の全身イメージを如何に高分解能にかつ迅速に全身イメージが撮影できるかが求められる。診断面から現状の FDG PET 診断にない要素として求められるとすると、開発される PET 核種の半減期によって、より迅速な全身イメージの撮影が求められる。近年我が国でもマイクロドーズ試験における PET の利用に関心が高まりつつあり、C-11 標
識 PET 製剤の薬物動態イメージングの創薬段階

67

（２１）脳機能画像の現状と展開－次世代 PET への期待－松田博史
埼玉医科大学国際医療センター核医学科

1. PET/SPECTによる機能イメージング
PET/SPECT によるブドウ糖代謝、血流画像に関しては、認知症への応用が増大している。特に脳血流 SPECT は画像統計解析ソフトウェアの普及とともに、MRI と併用して認知症の早期診断や鑑別
診断に広く用いられている 1)。PET や SPECT 画像
は MRI と比べ空間分解能に劣るため、大脳皮質など数 mm しかない構造物の放射能は部分容積効果のため過小評価される。この部分容積効果の補正は従来より試みられているが、MRI を用いた補正が一般的である。PET や SPECT 画像の灰白質画像
を、MRI から分離した灰白質画像を PET や SPECTの分解能に相当する画像に変換した上で除することにより部分容積効果補正が行われている 2)。この補正により、より正確な放射能測定が可能となり微細な機能変化を検出することに役立つ。最近では、MRI に代わり、PET/CT で得られる CT 像を用いての補正も試みられている。
生体内における特定遺伝子やタンパク質などを標的にした発現または機能の細胞・分子レベルの画像化をいう「分子イメージング」は、様々な病態に関与する分子を画像化することで高度の疾患診断を可能にする。PET は感度が高く、定量性にも優れているため、生体機能の病因の解明やそれに基づく治療法の開発、さらには再生医療などへの貢献が期待されている。脳における最近の PETの分子イメージングとしては、脳腫瘍の低酸素イ
メージングや脳アミロイドイメージングが数多く報告されている。特に脳アミロイドイメージング
は、アルツハイマー病の超早期診断、前頭側頭葉型変性症との鑑別診断に用いられるばかりでなく、
今後、アルツハイマー病の根治治療薬の候補者選
択や治療効果判定にますます応用されていくものと思われる 3)。
2. MRIによる機能イメージング
磁気共鳴イメージングでは Echo Planar Imaging(EPI)法の導入により 50msec 以下の高い時間分解
能での撮像が可能になった。この為、EPI パルスシーケンスを利用した脳の灌流イメージングが臨床で行われている。灌流イメージングを行うには造影剤を利用した方法もあるが、近年、血液にラジオ 波 （ Radio Frequency; RF) パ ル ス で 標 識 付 け（Tagging）を行って測定する方法が注目を浴びている。その歴史はスピン Tagging 法として 15 年以
68

上も前から研究されている。造影剤を使用する方法に比べ、非侵襲で何度でも繰り返して施行できる点が魅力的であり、特に動脈血に磁気的 RF パル
スで Tagging する場合、これを Arterial Spin Labeling(ASL) 法 と 呼 ん で い る 。 ASL 法 は 大 別 す る とcontinuous ASL(CASL)法と pulsed ASL(PASL)法に分けられる。CASL 法では反転パルスを持続的に照射するために照射時間が長く熱吸収比（SpecificAbsorption Rate ;SAR）による制限を受けやすい。
このため、最近では断続的に照射する PASL 法や
pseudo-continuous ASL(PC ASL)法がより広く研究され臨床的にも利用されている。この撮像法により RF パルスによって動脈の血液に Tagging してその磁化の伝わる範囲をみることができる。観測される信号は微少のため、信号対雑音比が高く、血液の T1 値の延長効果も得られる 3 テスラ以上の高磁場の MRI システムでの検査が望ましい（3 テス
ラでは 1.5 テスラに比較して 300msec ぐらいの延長効果が得られる）。これらの手法は血液の灌流する範囲を観るという点で、造影剤を用いる灌流イメ
ー ジ ン グ や Blood Oxygenation Level Dependent(BOLD)効果に基づいた機能的 MRI と同じ意味がある。実際の撮像は、同じ撮像領域内においてラベルを行わない画像（コントロール画像）とラベルを行った画像（ラベル画像）を交互に撮像し、コントロール画像からラベル画像を引き算することで目的の灌流画像を得ている。反転パルスによって磁化が反転したプロトンが脳組織中に流入するため、ラベル画像はコントロール画像に比べて信号強度が減少することになる。だだし、ラベル
画像とコントロール画像の信号差は 1％前後と少ないため、加算平均にて解析するためにそれぞれの画像に対して 40～50 回の撮像を必要とする。また、信号対雑音比の高い頭部専用のフェーズアレ
イコイルを使用し、撮像時間を短縮する機能、および撮像中の被験者の不意の動きを補正する機能を併用して、マルチスライス撮像や定量性を考慮
した脳血流画像の算出まで行うことが可能となっている装置もある。さらには、頸部の主幹動脈の中で、特定の血管だけをラベルすることも可能であり、左右内頚動脈および椎骨脳底動脈の潅流域を個々に評価する撮像法も発表されている。
ASL は長い歴史を有するものの信号対雑音比の低さのために臨床応用は遅れていたが、最近の 3

テスラ MRI 装置の普及にともない脚光をあびるようになった。SPECT や PET による脳血流測定とは異なり放射線被ばくを伴うことがなく脳血管障害を主とした小児脳疾患にも適する。造影剤も用いないため安全かつ安価に施行できる。また BOLDに基づく機能的 MRI に比べ、安静時や負荷時の脳血流画像が個々に得られることも大きな利点である。さらに、ASL は数分で撮像が可能なため MRIのルーチン撮像に組み込むことが可能である。
脳血管障害以外の臨床応用として期待される領域の一つとして、認知症の早期診断や鑑別診断が挙げられる。すでに、認知症の中でも最も頻度の高いアルツハイマー型認知症においては、PET や
SPECT におけるがごとく、解剖学的標準化を行った上で健常者のデータベースと統計学的に比較することにより帯状回後部などアルツハイマー型認知症に特異的な部位の血流低下が報告されている。
その他の臨床応用として、低酸素脳症、偏頭痛 4)、
側頭葉てんかん、気分障害など多岐にわたって報告がみられる。１回の撮像で形態情報と機能情報を得ることが可能となったことは精神・神経疾患の診断、治療効果判定に多大の貢献をなしていくものと期待される。
ASL は本格的な臨床応用がはじまったばかりである。今までは、2 次元のデータ収集であったた
め、スライス枚数が 11 枚ぐらいと少なく、全脳をカバーすることは困難であったが、30-40 スライスを同時に撮像可能な 3 次元データ収集法が臨床応用されはじめており 5)、今後の一般臨床での応用が期待されている。

3T MRI での 3 次元 PC ASL による脳血流画像69

3. PET/MRへの期待
6 年ほど前から、PET/CT 装置の CT の代わりに
MRI を利用した次世代画像診断システムの研究開発が開始された 6)7)。PET 測定と MR 測定の同時撮像が可能であり、両方の完全統合型全身対応シス
テムの構築に向けて研究が進んでいる。PET/MR 装
置では、PET の減弱補正を MRI から疑似 CT 画像を作成することにより被ばくを低減できること、
また、高磁場においてはポジトロン核種の飛程が短くなることが確認されており分解能の向上も期待できることなどの利点がある。磁場による影響を受けない新しい半導体検出器であるアバランシェ・フォトダイオードが使用され、電気信号伝達
系には光ファイバーを使用せずに同軸ケーブルが最新の装置では採用されている。
PET/MR での同時測定は、患者のスループットをあげるだけでなく、種々のメリットがある。例えば、MRI の情報を用いて PET 撮像時の体動補正を行うこと、また MRA の情報を用いて PET トレー
サの入力関数を求めることなどの研究成果が報告されている。MRI の撮像を行っているバックグラ
ウンドで PET の撮像も行われているという夢のような装置であるが、PET/CT 装置のように数年先には、当たり前の装置になっているかもしれない。
そうなれば、MRI と PET の両方の深い知識を有す
る今までにはない技術者と医師が必要となってくるであろう。
参考文献[1]
Matsuda H: J Nucl Med 48:1289-1300,2007[2]
Matsuda H, Ohnishi T, Asada T, et al.: J Nucl
Med 44:1243-1252,2003[3]
Rinne JO, Brooks DJ, Rossor MN, et al.: Lancet
Neurol 9:363-372,2010[4]
Kato Y, Araki N, Matsuda H, et al; J Headache
Pain 11:255-258,2010[5]
Järnum H, Steffensen EG, Knutsson L,et al:
Neuroradiology 52:307-317,2010[6]
Sauter AW, Wehrl HF, Kolb A, et al: Trends Mol
Med 16:508-515,2010[7]
山田 実、松田博史: INNERVISION
25:51-54,2010

（２２）PET/MRI に対する MRI 側からのアプローチと臨床応用への期待
小畠隆行
放医研・分子イメージング研究センター

1.

はじめに
近年、PET/MRIの開発が広く行われるようになり、一部では市販を視野に入れた動きも出てきている。今回はPET/MRIの特徴を紹介した後に、課題となっている吸収補正と相互干渉軽減に対するMRI側からのアプローチを紹介する。また、MRI研究者であり、臨床診断医である自分が抱く臨床応用への期待も述べていきたい。

2.

PET/MRIの特徴[1] PET/CT と類似する点

ほぼ完璧なイメージレジストレー
ションが可能
形態画像を参照しながらの PET 診断が可能

画像再構成やデータモデリングのための形態先見情報を獲得できる
 PET/CT に対するアドバンテージ
放射線被曝がない
軟部組織コントラストが大きい
拡散、造影 MRI や MR スペクトロス
コピー、細胞トラッキングなどの最新 MR 技術との併用ができる
 課題

PET のための吸収補正をダイレクトにはできない
技術的に PET/CT より難しい
 PET に対する影響
静磁場
RF、傾斜磁場で生じる
電磁波
 MRI に対する影響
PET 電子回路からの漏洩電磁波
磁場不均一、磁化率アーチファクトEddy currents
 その他
温度、振動などの付加的に発生する変化

コスト



3.

4.

MRI 側からのアプローチ
 吸収補正のための MRI 技術
MRI では吸収補正値をダイレクトに求めることは難しく、画像コントラストから
70

組織のセグメンテーションを行い、理論値を当てはめていく方法が一般的である。
このときに問題となることは通常の MRI
撮像では吸収の大きな骨が無信号になってしまい、吸収の小さな空気と区別しにくいところである。この問題を解決するために使用されはじめているシーケンス
が Ultrashort TE で、これにより骨のイメージングが可能となる。
相互干渉を防ぐためのシールド開発
シールド技術の進歩により電磁波の相互干渉による画像劣化の縮小が進んでいる。PET 装置を銅などの導体で覆い接地することで、RF パルスの PET 信号への混入や PET からの漏洩電磁波が引き起こす MR
画像のノイズを軽減できる。
また、MRI の傾斜磁場変動は PET に対する電磁波ノイズ源であるだけでなく、
Eddy current を引き起こし、MRI の画像
劣化の原因にもなる。これに対してはカーボンファイバーのメッシュで多層性に電波シールドをカバーすることで影響が軽減されるとの報告がある[1]。
シールド以外の技術においても干渉を防ぐ研究開発が進められている。PET によって生じる磁場の不均一や、磁化率アー
チファクトを防ぐためには非磁性の材料が必要となるが、半導体製の検出器などの発達によって、この影響は大きく改善
してきている。

臨床応用への期待 治療との融合
高感度の PET によるターゲティングと高
時間・空間分解能を有する MRI による治療評価を同時に行えることは、今後のInterventional radiology に大きく貢献できるところである。
 MRI を用いた体動補正
放射線被曝がない MRI を用いることで常時、体動をモニターすることが可能となる。肺や肝臓の不規則な動きは PET 画質
や PET/CT の画像レジストレーションを劣化させる原因となる。MRI を用いて連続的にモニターすることにより、これらの問題が大きく改善されることが期待される。
また、幼児や認知症の方など、静止状態

を維持することが困難な症例においても、
MRI 連続モニタリングによる体動補正は有益であろう。
医療経済学的効果
科学的な観点ではないが、PET と MRI を個別に行う場合と比較して検査時間を最大で半減にできることは医療経済学的にも有用性が高い。MRI や PET は、CT と比較
すると撮像にかかる時間は圧倒的に長い。
このため、予約してもすぐには検査を受けられないなどの問題も指摘され、やむなく、MRI 検査を簡略化するなどの対策がとられることがある。このような状況下
では PET/MRI による同時測定技術は大きなメリットになる。

71

5. 結論
PET/MRI は技術的課題も存在するものの、PET/CT
では得られないメリットが多く、今後の発展が大いに期待できる。日本国内でもその開発・研究を加速させることが必要であろう。
参考文献[1]
B. J. Peng, Y. Wu, J. Walton, and S. R. Cherry:
Proceedings of ISMRM Meeting, 2010; 3952
[2]
Robson MD, Gatehouse PD, Bydder M, Bydder
GM. JCAT 2003;27(6):825-846.
[3]
Tyler DJ, Robson MD, Henkelman RM, Young
IR, Bydder GM. JMRI 2007;25(2):279-289.
[4]
Robson MD, Bydder GM. NMR in biomedicine
2006;19(7):765-780.
[5]
Bae WC, Dwek JR, Znamirowski R, Statum SM,
et al. Radiology;254(3):837-845.
[6]
Du J, Takahashi AM, Bydder M, et al. Magn
Reson Med 2009;62(2):527-531.

（２３）小動物実験用 PET の問題点と望まれる装置
和田康弘（独）理化学研究所・分子イメージング科学研究センターnmol)が同じであるとすると，例えばラットに人と同じ量のプローブを投与することになる。
一方，薬理学的には薬剤投与量( Injection Mass )は体重で正規化するのが一般的であり前述のように小動物と人で同じ投与量（Mass）にすることは無い。またレセプタのように結合可能な分子の数に限りがあるような場合には，投与量はコールド体を含めた占拠率は 1 % 以下にする[3]。 仮に SA
が 100 MBq/nmol 程度で Raclopride のように中程度の親和性(affinity)を示すプローブでは，投与放射能量の上限は人で 1.2 GBq, ラットで 5.2 MBq, マウ
スでは 0.3 MBq となる[3]。これらは親和性によっても異なるが，マウスの投与放射能量は PET でのイメージングに充分ではない。
この問題を解決する方法としては， ①SA が高いプローブを使用する。②高感度 PET 装置を使用する。この２つが考えられる。イメージングの視点からは最低限必要な放射能量がカウント得るために必要になり，高感度の PET 装置では必要最低
限の放射能量は少なくなり，小動物で高い SA が必要となる困難さは少なくなる。

1. はじめに
近年，特に昨年・本年に小動物実験用 PET 装置の導入が行なわれ，年内に２０を超える施設で小動物での PET 実験が行なわれるようになる。
小動物実験用 PET 装置の空間分解能は，最近の機種では 0.7 ～ 2.0 mm であり，一般的な臨床用
PET と比べると高い。今回はこの高い分解能と感度および小動物実験を行なう際の特徴および今後望まれる PET 装置について考えてみる。
2. 高い空間分解能と必要なカウント
PET 装置の空間分解能は検出器クリスタルのサイズによってほぼ決定され，高空間分解能の PET
ではクリスタルは小さい。その為に検出器リングの直径，体軸方向視野の長さ，束ね等が同じとしても，高空間分解能で同程度の S/N の再構成画像を得るために必要なカウント数（実際には雑音等
価計数 : NEC）は，空間分解能が低い場合に比べて多くなる[1]。これはサイノグラムの各ピクセルに含まれる統計ノイズが再構成画像ノイズに対して大きな影響を及ぼすからである。高空間分解能
装置ではより多くのカウント（NEC）を収集する必要があり，装置はより高感度である必要がある。
PET 装置の感度を決定する大きな要因の１つに検出器クリスタルの厚さがある。小動物実験用装
置では 10 ～ 15 mm 程度であり，臨床用の 20 ～30 mm に比べ薄い。511 keV のガンマ線の 90%を検出するのに必要な厚みは 2.4 cm (BGO), 2.7 cm(LSO), 3.3 cm (GSO:Ce)になる[2]。このために検出器でのガンマ線検出効率は低くまた同時計測線での感度は低い。実際の小動物実験用装置では，検出器リング径に対する体軸方向の検出器リング長が長くこれによる感度上昇があり，ある程度キャンセルするようになっている。

図１

3. 高空間分解能，放射能量，プローブ
図 1 に臨床（分解能 4mm）と小動物実験（分解能 1mm）での計測の概念を示す。検出器の検出効率が臨床と小動物実験装置で同じとすると同じカウントを得るためには，空間分解能と同じ大きさの領域内に同じ放射能量が必要となる。しかし領域体積の違いによりその濃度は 64 倍になる。実際の小動物実験用装置の検出効率は検出器クリスタ
ルが薄いためが低くまた同時計測ではその 2 乗に比例するために必要な放射能量は更に高くなる。
このことは，標識率 Specific Activity (SA：MBq /臨床と小動物実験で必要な放射能量

4. 全身薬物動態
創薬では，経口投与薬剤の体内への吸収および排出の画像化は重要な意味があり，全身ダイナミック画像を得ることがポイントになる。全身ダイ
ナミック撮像は臨床用 PET 装置には無い機能であるが，小動物実験用装置ではサポートしている機種も多く，理研では比較的よく行なわれている。
図２に理研で得られたラットの FDG 投与後の全身画像を Maximum Intensity Projection (MIP)像で示す。
72

れる PET 装置について考えてみた。その結果，望まれる PET 装置は高い感度，全身を同時に撮像できる PET 装置であった。
特に感度に関しては，低いとプローブに高い SAが必要になり可能なスタディーが限られる。現在の小動物実験用 PET 装置の感度は必要な値に対して低く，その主な原因は検出器クリスタル厚が薄いことに起因しており，クリスタル厚が厚いものが強く望まれる。

この図では全身の画像を示しているが，理研で使用している装置では１度に撮影できる体軸方向視野は 7.8 cm であり，頭部と下腹部のデータには３分近くの時間的なずれがある。低分子プローブのようにプローブ自身の動態が早く，また小動物のように速い動態を示す場合には適切でなく，全身での薬物動態解析に必要なデータが得られないという問題点がある。この為に全身を同時に撮像できる装置が強く望まれる。またこれは小動物用に限らず，将来の臨床への応用を考えると人の全身を同時に撮像できる装置が強く望まれる。
また，ゲートと全身ダイナミックの組み合わせも考えられ，高感度の装置も望まれる。

参考文献
[1]
松本圭一、和田康弘他：日本放射線学会誌 60,1116-1122, 2004
[2]
Cherry SR : JNM47, 1735-1745, 2006[3]
Hume PS et al. : EJNM25, 173-176, 1998

5. まとめラットやマウスの小動物の PET 画像の定量性か
ら，また薬物動態の全身での解析の視点から望ま

図２ ラット[18F]FDG の全身ダイナミック画像

73

第５部
特別寄稿：定量化・標準化に向けて

74

（２４）脳機能イメージングの現場から－次世代 PET に託す願い－
島田 斉
放医研・分子イメージング研究センター

1. はじめに
我々は以前より様々な認知症性神経変性疾患に対して、PET を用いた臨床研究を行っている。
腫瘍性疾患を対象とする PET 検査との大きな違いの一つに、健常対照を除く被験者の多くは、様々な程度の認知機能障害を有しており、検査上重要な安静などの指示が守られにくいという点がある。
この事が認知症を対象とする臨床 PET 研究を行う
上で、しばしば大きな問題となっている。
また現在、アルツハイマー病の進行と治療薬の効果を評価する為の、画像・バイオマーカー指標の 確 立 を 目 的 と し た 、 Alzheimer’s Disease
Neuroimaging Initiative (ADNI)という多施設共同研
究が、米国を中心に、本邦、オーストラリア、欧州において進行中である。ADNI の成果の一つに、多施設共同研究における各種検査手法の標準化がなされた事があげられるが[1]、検査手法の標準化を行ってもなお、PET 検査に使用する機種の違い
による影響がある事が明らかとなってきている。
本稿では、臨床 PET 研究の経験を通して実感した、体動と機種較差の問題について述べ、次世代
PET に期待する臨床家の夢(妄想？)を語らせて頂く。

2. 体動の抑制と補正について検査室という特異な環境下で、頭部や体幹を固定され、長時間狭い検出器の中にいることを余儀なくされると、認知症の程度が重度な被験者のみ
ならず、一見認知機能低下が保たれているかのよ
うに見える軽度の患者においてさえ、しばしば不穏状態となり、身の危険が懸念される為に検査の続行が困難となる事がある。また検査が行えたとしても、検査中の体動が著明な症例では、検査後の解析が極めて困難になる。
図 1 は PET 検査中の体動が著明であった自験症
例の、
各フレーム間での Realignment の結果である。
フレーム間での体動の影響を補正するため、10 フ
レーム目の画像に他のフレームの画像を位置合わせする作業を行っているが、本症例では撮像開始
直後と、後半の撮像で大きな体動を認めている。(※
更にこの症例では、90 分間のスキャンの途中の、
70 分間目のスキャンを終えたところで、検査が中止となっている。)

このような体動に関する対策としては、(何らかの手法で検査時間を短縮する以外には)主に、様々な器具で頭部を固定し体動自体を抑制する方法と、検査中の体動を計測し検査後に画像の剛体変換を行うことで体動を補正する方法、の二つの手法があげられる。
しかし、認知機能低下を認める被験者においては、器具などによる過度の固定(抑制)は、かえって不穏状態を惹起する可能性もあり、固定器具の様式によっては、検査中に身体の危険が懸念されるようなものもある。皮肉なことに体動の制御が必要な被験者ほど、確実な体動抑制は困難であり、有効な体動補正法を考える必要があると思われる。
体動補正法に関しては、既に様々な手法が報告されており、今後多くの PET 装置に基本実装される事が期待されるが、更なる将来を見据えた次世
代 PET 装置には、近赤外計測法（NIRS : Near
Infrared Spectroscopy）に迫る程度に洗練された、体動補正のアルゴリズムの開発と、被験者にストレスを与えないような、形態面での変化に期待した
い。

図１

75

各フレーム間での Realignment の結果(自験例)

3. 機種較差について
図 2 は ADNI 研究で得られた、5 つの異なる PET装置で得られたファントム画像を比較したものである。[2] 補正前のデータでは、撮像する機種により得られる画像にかなりの差異がある事がわかる。
本邦で進行中の ADNI(J-ADNI)で得られた PET
データに関しても、既に中間解析の結果、健常者の FDG PET データにおいて、撮像機種による差が大きくみられる事が、J-ADNI PET コアチームにより報告されている。
今後 ADNI 研究のような多施設共同研究による知見の集約はますます重要となってくると思われるが、多施設共同研究以外でも、施設間(あるいは同一施設の他機種間)で検査データの直接比較が行えることが望ましい。次世代 PET 開発に当たっては、機種較差の問題も克服される事を期待する。

図 2 異なる PET 装置で撮像した画像の比較(Joshi A., et al. Neuroimage. 2009)

4. 結語
脳機能イメージングを行う臨床研究者の立場から、次世代 PET に託す願いについて書き綴った。
次世代 PET 開発に日夜取り組まれている諸先生方には荒唐無稽な提言もあるかと思われるが、いずれも認知症研究を推進する上で臨床現場が切望する夢であり、近い将来に現実の装置となって相見える日を楽しみにしている。

参考文献
[1]
Weiner MW, Aisen PS, Jack CR Jr, et al; and the
Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative.
The Alzheimer's disease neuroimaging initiative:
progress report and future plans. Alzheimers
Dement. 2010;6(3):202-11.e7.
[2]Joshi A, Koeppe RA, Fessler JA. Reducing
between scanner differences in multi-center PET
studies. Neuroimage. 2009;46(1):154-9.

76

（２５）脳神経 PET における定量性の現状と問題点
織田圭一
健康長寿研・神経画像研究チーム

測定方法
ファントム配置：図１参照
測定条件：表 1 参照

1. はじめにポジトロン CT（PET）装置の定量性は減衰補正、減弱（吸収）補正、散乱補正、不感時間補正等の様々な要因がある。PET では、それらの補正が正しく行われる範囲で定量性が保証される。逆の見方をすると、それらの補正の不確かさが定量性に影響を与える。PET が定量値すなわち物理的に意
味のある値を得るためには、基準となる絶対値に対してできるだけ精度良く PET で得られた値を関連付け、更にそれを維持する必要がある。PET 測定で得られた画像を、最も基本的な定量値である
単位体積当りの放射能量（Bq/mL）に換算するクロス・キャリブレーション[1]は、直径 15〜20 cm の円筒ファントムを用い、代表的な臨床測定に近い条件で行わる。それによって得られたクロス・キャリブレーション・ファクタ（CCF）を PET 値に乗ずることで PET 装置の感度変化を補正ことができる。PET 装置の感度は継時的な変化が見られる
ため[2]、クロス・キャリブレーションは定期的に行う必要があるが、その方法と頻度は装置メーカ
ーによって異なる。
ここでは定量値の PET 装置間差と点状線源を使った定量性の確認について述べる。

表 1 エミッション収集条件
収集モード
２次元(2D)
２次元(2D)
３次元(3D)
３次元(3D)図１

2. PET 装置間差クロス・キャリブレーションの測定は F-18 やGa-68 を均一に満たした円筒型のファントムを使用するため、実際の臨床とは被写体の大きさや線源の分布は異なる。被写体の大きさや形、線源分
布と強度がある程度異なっても定量性が担保されているという仮定の下で定量測定を行っていると言える。この仮定が成り立っていれば、同じ条件で測定されたデータはどの PET 装置でも同じ値になるはずである。しかしながら、異なる PET 装置で得られた画像は、必ずしも全く同じ画像にはならないことは PET の世界では常識となっている。
さらに、Kodaka[3]らによって、動態解析に於いても PET 装置によって得られた binding potential が異なるという報告がされた。
今回示すデータは、内部に人骨を有した頭部容器ファントムを３台の PET 装置を用いて同一条件で測定した比較結果である。
【実験方法】
使用ファントム
頭部容器ファントム BHC 型（京都科学）

ファントム内放射能 (MBq)
39.4±11.0
34.2±9.7
30.9±8.928.5±8.5

視野外放射能(MBq)
123.0±33.2−
96.1±26.5−

測定時間
10 min10 min
5 min
5 min

頭部容器ファントム BHC 型と視野外線源（バイアル瓶）の関係

解析方法
臨床条件で再構成した画像の頭蓋骨内領域にスライス毎に関心領域（ROI）を設定し、体軸方向位置に対する ROI の平均 standard uptake
value (SUV)を比較した。
【結果・考察】BHC 型ファントムの容積は既知（4400 mL）であるため、封入した RI の量から SUV 画像を作ることができ、理論的にはファントムの SUV 画像は全画素値で 1 となる。2D 収集の場合、体軸方向位置と SUV の関係は、３台の PET 装置全てで頭頂部方向に行くに従って SUV が低下する傾向を示した。
SUV は３装置共に過小評価されたが、その程度は装置によって異なり装置 B で 10%以上の低下が見られた。2D では視野外に線源を置いた場合と、置かない場合では SUV に違いは見られなかった（図２ (A), (B)）。
３D 収集では装置 C は全体軸位置で SUV がほぼ１となったが、装置 B は２D 収集と同様に全体軸方向位置について SUV が過小評価された。装置 C
77

(A)

図２

(C)

(B)

(D)

BHC 型ファントムの体軸方向の位置と SUV の関係。(A) 2D 視野外線源あり、(B) 2D 視野外線源なし、(C) 3D 視野外線源あり、(D) 3D 視野外線源なし

は、視野外に線源がある場合と無い場合で殆ど違いは見られなかったが、装置 B では視野外に線源があるとき頭頂部方向で SUV がやや増加した。装置 A は視野外線源がある場合、体軸方向で SUV が大きく変化した。頭頂部に近い部分は SUV が大き
く過大評価され、逆に小脳付近では SUV が過小評価された（図２ (C), (D)）。ダイナミック測定の場
合、投与した放射性医薬品は短時間のうちに肺に多く集積するため、装置 A では、視野外からの放射線が初期フレームに与える影響は大きいと考えられる。装置 A ではダイナミック測定時に被検者の体幹部を覆うシールドを使用することによって画質と定量性の改善が見られた。また、装置 A が
3D 収集で視野外の線源の影響を大きく受けたのは、
不感時間補正（dead time correction）に原因があることが判明した。不感時間補正法の改良により体軸方向の不均一性が改善され、ダイナミック測定の初期フレームの画質も改善された。
3. 点状線源による定量性の確認
定量性を保証するためにクロス・キャリブレー
ションは定期的に実施されることが求められている。しかし、PET 装置製造業者の推奨する方法と頻度で行われ、2 週間に 1 回の測定が推奨される装置や、半年に１回で良いとされる装置がある。ユーザから見ると、直近のクロス・キャリブレーシ
ョンと次のクロス・キャリブレーションの間は、定量性が保証されているのかという疑問がある。
この問題を解決するために、一般に行われている
クロス・キャリブレーションは日常の QA・QC の手段として行うことが理想だが、手間がかかり現
実的ではない。短時間でできる、より簡易な方法が望ましい[4]。定量性の簡便な確認方法として、校正された Na-22 点状線源の測定を行った[4][5]。
【方法】
・PET 装置
SET-2400W（島津製作所社製）
・使用線源
Na-22 点状線源 0.9 MBq（3 mmΦ
アルミ球埋込）・線源位置
横断面視野中心の下方向 2.0 cm、
体軸方向視野の中心に固定

3D 収集（始業時・終業時）
FBP（通常の臨床条件）
直径 18 mmΦ 円形（ピーク中心全
スライス）
・解析方法
全スライス加算した ROI 値の変動
【結果・考察】図３は４週間にわたり、始業時と終業時に Na-22
点状線源を 3D モードで測定し、再構成画像の画素値の総和と絶対放射能の比の継時変化を表したものである。この比は装置の感度の変化を反映する。
BGO 検出器の発光効率は温度によって変化することが知られているため、室温のデータも図中に示した。室温の変化が感度の変化を反映した結果となった。しかし、第２週目の全データが相対的に低い値となり、感度変化は温度以外の要因も考えられる。
温度の変化等によって感度が変化する場合、測定値と線源校正値の比から求めた係数で補正することによって定量性の向上が期待された。本方法
によって短時間で容易に CCF の変動つまり感度の変動を確認することが可能になり、クロス・キャ
リブレーションの実施時期を決める目安として有用と考えられた。
本研究の詳細は第 50 回日本核医学会学術総会で
発表した。

・収集方法
・画像再構成
・関心領域

図３
78

点状線源による感度変化の確認

5. おわりに一般に行われているクロス・キャリブレーションの測定は、F-18 や Ga-68 を封入した直径 15〜20
cm の円筒型ファントムを使用して行われる。しかしながら、実際の臨床の被写体は円筒型でも均一でもなく、視野外にも放射能が存在する。PET の定量性には様々な因子があり、それらが複雑に関係している。その因子を解析し、総合的にバランスよく補正できたものが定量性に優れた装置となる。近年の PET 装置は、全身像がいかにキレイに撮れるか（高コントラストと低ノイズ）、どれだ
け小さい腫瘍を見つけることができるか（高分解能）ということに重点が置かれている。もちろんそれらは大切なことではあるが、脳神経 PET にとっては、定量性はより重要な問題であると考える。
各メーカーの今後の PET 装置に期待したい。

4. 点状線源による日内変動の確認
PET 装置が置かれている環境条件の変化が、定量値に影響を与えると考えられる。環境の変化は数時間のうちに起こることもあり得るため、感度の日内変動が観測できれば定量性の向上が期待できる。日内変動を観測することを目的として、校正された Na-22 点状線源を PET 装置で一定時間間隔で測定し、感度の相対的な変動を確認した。
【方法】
・PET 装置
SET-2400W（島津製作所社製）
・使用線源
Na-22 点状線源 0.9 MBq（3 mmΦ
アルミ球埋込）・線源位置
横断面視野中心の下方向 2.0 cm
体軸方向に 0.8 mm/sec で移動・収集方法
3D 収集（1 時間ごとに測定）
・画像再構成 FBP（通常の臨床条件）
・関心領域
直径 18 mmΦ 円形（ピーク中心）
・解析方法
ROI 値の変動率（RROI, i）
RROI, i = 100×(ROIi-ROI0)/ROI0 (%)
i = 1, 2, 3 …

参考文献
[1]
織田圭一 : PET 装置 保守点検. 核医学技術総論（日本核医学技術学会編）山代印刷, 京
都, 573-7, 2008
[2]
Watanuki S, Tashiro M, Miyake M, et al. :Long-term performance evaluation of positronemission tomography: analysis and proposal of amaintenance protocol for long-term utilization.
Ann Nucl Med 24(6), 461-468, 2010
[3]
Kodaka F, Ito H, Shidahara M, et al. : Positronemission tomography inter-scanner differencesin dopamine D2 receptor binding measured with
[11C]FLB457. AnnNuclMed 24(9), 671-7, 2010[4]
長谷川智之 : 定量性（新しい定量性評価・校正のアプローチ） 平成 20 年度次世代 PET
開発研究報告書, 33-6, 2009
[5]
Hasegawa T, Oda K, Wada Y, et al. : A practicalmethod of determining cross-calibration factorsof PET scanners by moving a point-like 22Na
radioactive source. Ann Nucl Med 24(9), 655-61,
2010

ROI0 : 基準とする最初の測定値
ROIi : i 番目の測定値【結果・考察】Na-22 点状線源を等速度で移動させる測定法は、均一性が高い線状線源と見なすことができる[5]。
室温が一定ならば感度の日内変動は最大 1%程度であったが、室温が 3℃変化すると感度が約 3%変化
した（図 4）。BGO 検出器の場合、発光効率が温度によって変化するため、室温は一定であることが望ましい。室温の日内変動がある場合、温度補正を行うことで定量性が向上すると考えられた。
Na-22 点状線源を使用することで、PET 装置の日内変動を低コストで簡便にかつ再現性よく調べることが可能であった。
本研究の詳細は第 50 回日本核医学会学術総会で
発表した。

図４

点状線源画素値の相対変化率と室温。（A）室温が一定の例。（B）室温が変化した例。
79

（２６）点状線源による PET 装置の定量性評価・校正
長谷川智之
北里大学医療衛生学部

1. 背景と目的
PET 画像の放射能濃度値の精度は、PET の定量性を支える最も重要な要素の１つである。この精度を評価するためには、従来、様々なファントムが用いられてきた。この方法では、ファントムによる減弱・散乱が避けられないため、評価は減弱・散乱補正の不確かさ含んだ総合的評価であった。
放射能濃度値の精度を最終的に調整するのはクロスキャリブレーションファクター（以下、校正定数）である。この決定には円筒ファントムが用いられてきた。同様な理由で、減弱・散乱補正の不確かさが含まれてしまう。このため、校正定数
がファントムに依存するなどの問題も生じていた。
一方、点状線源は、従来、主として装置の基本的なチェック、感度評価、点広がり関数の評価などに用いられてきた。しかし、最終的な放射能濃度値の精度の評価や校正定数の決定（定量性の評
価・校正）に用いられることは殆どなかった。
点状線源の利点として、①ファントムに比べて取り扱いが容易で作業負担が小さい、②22Na など
長半減期の核種を用いる場合には線源放射能を標準施設で直接に校正可能、③減弱・散乱補正の不確かさに依存せずに定量性評価・校正が可能、などが挙げられる。これら利点を最大限に生かし、PET 装置の定量性評価・校正及び QC の信頼性・利便性の改善・向上を目指すのが本研究である。提案手法の概要を従来手法と対比させ図 1 に示す。

標準施設

3. まとめ
点状線源は PET 装置定量性評価・校正及び QCに有用であることが明らかになった。本研究をさらに発展させ、他の関連するアクティビティとの連携を深めることを考えている。
本研究は日本医学物理学会、2008 年度及び 2009
年度研究援助課題の支援を受けております。
参考文献[1]
長谷川智之他、医学物理 29.Sup.3:170-171, 2009[2]
T. Hasegawa et al., ANM 24:427-432, 2010[3]
長谷川智之他, 医学物理 29.Sup.2, 222-223,
2009, IEEE Trans Nucl Sci (submitted)[4]
長谷川智之他、核医学 46(3):S192 2009, 2010
IEEE MIC Conference (Knoxville)[5]
織田圭一他（private communication）[6]
武田 徹、菊池 敬他（private communication）[7]
和田康弘他（private communication）[8]
Y. Sato, et al., Applied Radiation and Isotopes,
68,1354-1357,2010

標準施設

点状線源

1cm

ファントム
減弱・散乱補正
再構成画像

関心領域（ＲＯＩ）

従来手法

図１

2. 方法・結果・議論
新たな点状線源として、円筒カプセルタイプ、
微小球タイプを開発した[1,2]。これらは、コインタ
イプや立方体タイプなど従来の点状線源よりも放射線の角度分布の対称性が優れている [3]。
臨床用 PET 装置（健康長寿研、島津製作所、
SET-2400W）に提案手法を適用し、校正定数の決定支援に有効であることがわかった[4]。また、様々な経時変化の評価など QC 業務支援の可能性を検討している [5]。
臨床用 PET/CT 装置（北里大学病院、シーメンス、
Biograph）に提案手法を適用し、定量性評価が可能
であるこが分かった。さらに実験と評価を進めている[6]。
小動物用 PET 装置（理研分子科学研究センター、
シーメンス、microPET Focus220）に提案手法を適用し、定量性評価・校正が可能であることが分かった。さらに実験と評価を進めている[7]。
22Na 点状線源については、ポジトロンと同時に放出されるガンマ線の影響について、さらに詳し
い分析を進めている。22Na 点状線源の放射能値校
正法について、ガンマ線との同時計測を利用した新手法[8]との連携を考えている。
その他、点状線源をスキャン時に有効視野内に同時に配置して、その放射能値を参照値として利用する手法など、点状線源を用いた定量性評価・校正に関わる様々な可能性を検討している。

再構成画像

関心領域（ＲＯＩ）

提案手法

提案手法と従来手法の概要

80

（２７）放射能絶対測定と PET 装置・ｷｭﾘｰﾒｰﾀ・ｳｪﾙｶｳﾝﾀの校正佐藤 泰
産総研・計測標準研究部門量子放射科放射能中性子標準研究室ことも可能である。4πβ-γ同時測定装置では、液体の放射性物質をフィルム上に滴下乾燥させ、乾燥線源を製作して測定を行う。

1. はじめに
近年、放射線技術学会の学術研究班で陽電子断層撮影法における画像標準化および定量値の精度に 関 す る 研 究 が 行 わ れ る [1] 、 J-ADNI (Japanese
Alzheimer’s Disease Neuro-imaging Initiative) 臨床研
究、即ち、多施設での脳画像検査によるアルツハ
イマー病発症の画像診断・客観指標の標準化研究が行われる［2］等、ＰＥＴ装置により得られる画像の定量性確保に関するニーズが、より高くなっている。我々、産総研の放射能標準グループは、放射能の計量技術に関して研究開発を行い、その成果を国家標準に反映させると共に、放射能標準の供給を行ってきた。ＰＥＴ装置や、キュリーメー
タ、ウェルカウンタの、放射能に関する校正方法についても、放医研、健康長寿研、北里大学、（株）
島津製作所、アロカ（株）と協力して、より精度よく行えるよう、研究開発を進めている。
本稿では、放射能標準を実現する、放射能絶対測定法および、現在研究開発を進めているＰＥＴ装置や、キュリーメータ、ウェルカウンタの校正方法について述べる。

NaI

P.C.

CoincidenceNaI
図１4πβ-γ同時測定装置の概略図

放射能絶対測定法としては、この他にTDCR(Triple to Double Coincidence Ratio)法がある。
この方法は３本の光電子増倍管を用いて、シンチ
レーション光を計数する方法である。C-14 等のβ線のみを放出する核種[3]を測定する方法である。この方法では、溶液状の線源を、液体シンチレータと混合して、バイアルに封入し、３本の光電子増倍管で、３本同時計数率と２本同時計数率とそれらの比を測定する[5]。
この時、いくつかの検出効率が異なるような測定条件で、測定する。同時に、理論的に３本同時計数率と２本同時計数率の比と、それに対応す
る検出効率を計算する。理論式には、実験的に得られないパラメータが入っているが、異なる実験的測定点において、一定の放射能が得られるようにパラメータを調整する。このときの放射能を放射能絶対値とする。

2. 放射能絶対測定法
放射能絶対測定法は、同時測定法に基づいており、測定に標準線源が不要であると共に、検出器の検出効率が既知である必要の無い方法である。
産総研では、主な核種を４πβ-γ同時測定装置で測定し、放射能を付与している。
４πβ-γ同時測定装置は Cs-134 や Co-60 等β線とγ線を放出する核種[3]、あるいは P-32 や S-35 等
β線のみを放出する核種[3]に適用される。β線のみを放出する核種の場合は、β線及びγ線の両方を放出する核種と混合して測定することによりこの方法を適用する。
この装置の原理は以下の通りである。線源を比例計数管の中に置く。β線は比例計数管で測定し、γ線は比例計数管の周囲に配置してある NaI シン
チレーション検出器で測定する。
β線の計数率 Nβ、γ線の計数率 Nγ、β線とγ線の同時計数率 Nβγから放射能強度 A が得られる[4]。
N   A  
1)N  A  
2)
N   A     
3)
A  N   N /N 
4)
ここで   ,  はそれぞれの検出効率を表す。
β-γ同時測定と同じ原理でα-γ同時測定を行う

P.M.

SourceP.M.

P.M.
Coincidence
図２

81

ＴＤＣＲ測定装置の概略図

3. 点線源を用いた PET 装置の校正
PET 装置の放射能校正については、従来電離箱等で放射能が測定された線源を注入してできたファントムが用いられているが、短半減期核種を用いる場合は、校正の都度ファントムを作成しなければならない。一方、市販の長半減期核種のファントムは、公称値の不確かさが大きく精度の良い校正は困難である。
そこで、長半減期の密封点線源を用いて、簡便に精密に PET 装置の校正・性能評価を行う方法が提案されている[6]。ここで、この密封点線源に対して放射能絶対測定できれば、より精度のよい校正ができることが期待できる。しかし、従来法では、自己吸収がほとんど無視できる非密封線源に対してのみ、放射能絶対測定が可能であった。

に利用できると考えられる（図４）。また、ＰＥ
Ｔ装置そのもので放射能絶対測定が可能となるよ
うに、研究開発を発展させていくことも考えている。
4. TDCR 装置による PET 装置、キュリーメータ、
ウェルカウンタの校正
本法は、従来行われている、クロスキャリブレーション法に TDCR 装置による放射能絶対測定を加えるものであり、校正の観点からすると、TDCR装置から、PET 装置、キュリーメータ、ウェルカ
ウンタを校正する枠組みとする方法である。
具体的には、以下のように考えている。シリン
ジに放射性溶液を吸入し、キュリーメータで放射能を測定する。シリンジから予め水を入れたファ
ントムへ放射性溶液を注入し、ＰＥＴ装置でファントムの画像を取得する。ファントムから放射性溶液を一部採取し、ウェルカウンタで計数し、TDCR 装置で放射能絶対測定を行う（図４）。
シリンジ中の放射性溶液の重さ、ファントム中の溶液の重さ、ファントムから採取した溶液の重さを測定してあれば、TDCR 装置で得られた放射能
絶対測定値を、キュリーメータの指示値、ＰＥＴ
装置の画像の画素の強度値、ウェルカウンタの計
数値と関連付けることができ、これらの装置をより精度良く校正できると考えられる。また、複数の施設の装置を校正することも可能である。

BGO
scintillator

50 mm

22 Na onion-exchange
resin (1 mm

16 mm

3 mm

16 mm
3 mm
Al
cylinderBrass plate(48×48×1 mm3)

50 mm

48×48 mm

図３

キュリーメータ

BGO
scintillator

点線源の放射能絶対測定の概略図

PET 装置

点線源測定装置

これに対して、我々は、消滅放射線を放出する密封点線源に対しての放射能絶対測定法を新たに考案した[7]。この方法は、消滅放射線のほかに、少な
くともγ線を 1 本放出する核種に対して適用可能な方法で、消滅放射線が反対方向に 2 本放出されることを利用して、消滅放射線とγ線を同時計数する方法である。現在、陽電子放出核種である
Na-22 の密封線源に対して、多素子のシンチレーシ
ョン検出器を用いて、素子ごとに線源より放出される放射線を計測し、消滅放射線と、γ線を同時計数することにより、放射能絶対測定を行うことを考えている。図３に、本手法を実証するための実験装置の概略を示す。
これにより、点線源に放射能絶対値を付与することができ、ＰＥＴ装置により得られた画像の画
素の強度値と点線源の放射能を関連付けることができれば、ＰＥＴ装置が、従来よりも精度良く校正されたものになると考えられる。点線源は、頑健で、取り扱いが簡便であることから、多くの施設のＰＥＴ装置の校正に用いることができると共に、施設間比較の仲介線源としても、非常に有効

シリンジ
点線源

他施設
・海外

TDCR 装置
図４

ファントム

ウェルカウンタ

放射能校正の枠組み

5. まとめ
放射能絶対測定と、ＰＥＴ装置やキュリーメー
タ、ウェルカウンタの校正についての研究開発について述べた。これらの研究開発が、画像診断における基盤整備の一助になれば幸いである。
参考文献[1]
松本圭一他、日本放射線技術学会雑誌、65、5、668-680,2009[2]
http://www.j-adni.org/index.html[3]
R.B.Firestone, V.S.Shirley, C.M.Baglin, S.Y.F.
Chu, J.Zipkin, Table of Isotopes, volume I , 1996
82

[4]
[5]

Particle Counting in Radioactivity measurements,
ICRU report 52,1994
R.Broda, Applied Radiation and Isotopes, 58,
585-594, 2003

[6]
[7]

83

長谷川智之他,核医学 45,3,217,2008
Y. Sato, et al., Applied Radiation and Isotopes,
68,1354-1357,2010

（２８）標準脳から個体脳へ－脳 SPECT/PET 画像解析の新手法 FUSE
工藤博幸
筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻

1. はじめに
ＳＰＥＣＴ／ＰＥＴ／ｆＭＲＩなどの脳機能画像の解析手法として，ＳＰＭや３Ｄ-ＳＳＰなどのソフトウェアに代表される統計学的画像解析法があり実用化が進んでいる [1],[2]．統計学的画像解
析法は標準脳と呼ばれる『人間の脳形状は個人差が小さく比較的単純な非剛体変換で標準の脳形状に合わせられる』という概念に基づいているが，後述する問題点もありブレークスルーや新しい解析法の開発が求められている．本文では，筆者らが核医学画像を対象として研究を行っている新しい考え方の脳機能画像解析手法ＦＵＳＥを紹介する [3],[4]．

かる．実際に，国内では統計学的画像解析を目的として大規模ＳＰＥＣＴ画像データベースを構築するプロジェクトも進行中である．
（２）脳形状個人差の影響により誤差が生じる．
解剖学的標準化を上手く行っても脳形状個人差の影響を完全になくすことはできず，異なる人間の画像を比較する手法では精度に限界があろう．臨
床研究において，脳萎縮が大きい症例の場合，解剖学的標準化の誤差が増大することが知られている．
（３）解析結果に異常部位が見つかった場合，それが単なる脳萎縮を表しているか脳機能異常を表しているか切り分けが困難である．
3. 新しい機能画像解析手法ＦＵＳＥ [3],[4]
筆者らは，2004 年頃から上述の問題点を解決することを動機として新手法の研究を行い，図１に概要を示すＦＵＳＥ（融合）と呼ばれる手法を開発した．ＦＵＳＥの基本となる考え方は，『同じ患者のＭＲＩ／ＣＴで撮影した脳形態画像と脳機能画像を比較することにより，形態は正常で機能異常が存在する部位を検出する』というものである．
即ち，患者と正常人の画像を比較するのでは上述の問題点は解決できないので，解剖学的標準化を施した正常人画像（標準脳）の代わりに同じ患者のＭＲＩ／ＣＴで撮影した形態画像（個体脳）を利用する点に新規性がある．ＦＵＳＥでは，正常人データベースが不要となり，（同じ患者の画像のみを使用するので）原理的に脳形状個人差の影響がなくなることが期待される．

2. 統計学的画像解析法 [1],[2]まず，従来の脳機能画像解析手法である統計学
的画像解析法とその問題点について説明する．統計学的画像解析法の基本となる考え方は，『事前に正常人画像のデータベースを構築しておき，患者の画像と正常人画像を比較することにより異常部位を検出する』というものである．もちろん，脳形状には個人差がありその影響を軽減するため，患者の画像と正常人画像を Talairach の標準脳座標系と呼ばれる座標系に非線形変換する解剖学的標準化を行った上で比較が行われる [5]．例えば，統計学的画像解析法を実装したソフトウェアである
３Ｄ-ＳＳＰの処理手順は，以下のようにまとめられる．
[Step 1] 年齢・性別・ＳＰＥＣＴ装置・撮影条件ごとに，正常人ＳＰＥＣＴ画像のデータベースを構築しておく．
[Step 2] 全画像を Talairach の標準脳座標系に非線形変換して，血流値を基準部位（小脳など）の濃度値が同じになるように正規化する．
[Step 3] 患者と正常人のＳＰＥＣＴ画像を統計的に比較して，以下のＺスコアと呼ばれる解析結果を算出する．
Z ( x, y , z )  d ( x, y , z ) /  ( x, y , z )(1)

一方，ＦＵＳＥの難しい点は，ＭＲＩ／ＣＴで撮影した脳形態画像と脳機能画像では物理量が全く異なるため，両者をどのように比較するかという点である．様々なアプローチが考えられるだろうが，文献[3],[4]のＦＵＳＥでは『ＭＲＩ画像から
正常なＳＰＥＣＴ画像を模擬したテンプレート画像を作成して，実測のＳＰＥＣＴ画像との差分をとる』という手法を用いている．ＦＵＳＥの処理手順の概略をまとめると，以下のようになる（詳細は文献[3],[4]をご覧いただきたい）．

ただし，d ( x, y, z ) は正常人血流量の平均値から患者の血流量を引いた画像， ( x, y, z ) は正常人血流[Step 1] 脳ＭＲＩ画像から，正常時の脳ＳＰＥＣＴ
画像を模擬したテンプレート画像 ftemp ( x, y, z ) を

量の標準偏差画像である．
統計学的画像解析法はこの分野の発展の契機となった先駆的な手法であるが，以下の問題点も指摘されている．
（１）正常人画像のデータベース構築に手間がか

次式により作成する．

ftemp( x, y, z )  h ( x, y, z ) * [mWIW ( x, y, z )(2)
 mGIG ( x, y, z )  mSIS ( x, y, z )]84

ただし， ( IW , IG , IS ) は大脳白質・大脳灰質・小脳

かる．

の Indicator Function でＭＲＩ画像を領域分割して求められる．また， ( mW , mG , mS ) は各領域の血流値で，症例ごとにＳＰＥＣＴ画像とＭＲＩ画像から自動推定する手法を開発した． h はテンプレー
ト画像の解像度を実測のＳＰＥＣＴ画像に合わせる平滑化フィルタである．
[Step 2] 剛体変換により，テンプレート画像と実測のＳＰＥＣＴ画像の位置合わせを行う．
[Step 3] 次式で位置合わせしたテンプレート画像
ftemp( x, y, z ) と実測のＳＰＥＣＴ画像 fsp ( x, y, z )の差分をとり，血流低下量分布を表すＤＳＩ（Deterioration Score Image）画像を算出する．
DSI ( x, y, z )  ftemp( x, y, z )  fsp ( x, y, z ) (3)
図２ アルツハイマー型認知症の症例の解析例

図１ 新しい解析手法ＦＵＳＥの概念図

図３ 25 症例のデータセットを用いたＦＵＳＥと３Ｄ-ＳＳＰの比較実験結果

３Ｄ-ＳＳＰとＦＵＳＥの比較を含む評価実験を行った．認知症と診断された９人の患者に 16 人の正常人を加えた 25 症例からなるデータセットを用いた．このデータセットは３種類のクラスの画像を含み，クラス認知症Ａとクラス認知症Ｂ＋正常人を判別しやすい結果を出力することが目的となる．なお，認知症Ａは目視で明確な血流低下が認められる症例，認知症Ｂは目視で明確な血流低下が認められないが他の検査と組み合わせて認知症と診断された症例である.ＳＰＥＣＴ画像・ＭＲ
Ｉ画像ともに筑波大学病院で撮影されたものであり，使用したＭＲＩ画像は２チャンネル T1 , T2 であ

参考文献
[1]
K.J.Friston et al., "Statistical parameter maps infunctional imaging: A general linear approach,"
Human Brain Mapping, 2, pp.189-210, 1995.
[2]
S.Minoshima et al., "A diagnostic approach in
Alzheimer’s disease using three-dimensional
stereotactic
surfaceprojectionsoffluorine-18-FDG,"
J.Nucl.Med.,36,
pp.1238-1248, 1995.
[3]
H.Kudo et al., "Analyzing cerebral blood-flow
SPECT images for the diagnosis of dementia: a
new approach FUSE," Medical Imaging
Technology, 26, 3, pp.169-174, 2008.
[4]工藤博幸, "ＭＲＩ情報を用いた脳血流ＳＰＥ Ｃ Ｔ 画 像 の 解 析 と 再 構 成 ," Medical
Imaging Technology, 28, 1, pp.19-25, 2010.
[5]
A.W.Toga, "Bran warping," Academic Press,
1998.

る．図２にアルツハイマー病の症例の処理結果を示す.また，３Ｄ-ＳＳＰのＺスコア画像とＦＵＳ
ＥのＤＳＩ画像の灰質スコアの平均値 Zave,DSIaveを算出し相関グラフに描いた．その結果を図３に示す．３Ｄ-ＳＳＰとＦＵＳＥの処理結果の間には強い相関が見られ，（症例数は少ないが）ＦＵＳＥの方が幾分クラス認知症Ａとクラス認知症Ｂ＋正常人を判別しやすい結果を出力していることが分
85第６部
特別寄稿：最先端の要素技術・装置開発研究86

（２９）APD アレー放射線検出器の開発柳田健之 5）、吉川 彰 1）5）、吉野将生 2）、片岡 淳 2）、島添 健次 3）、高橋 浩之 3）、鎌田
遠藤 貴範 4）、堤 浩輔 4）、佐藤 浩樹 4）薄 善行 4）

圭 4）、

1）

東北大学・多元科学物質研究所
早稲田大学・理工学術院 物理学及応用物理学専攻
3）
東京大学・大学院工学系研究科・原子力国際専攻
4）
古河機械金属株式会社・素材総合研究所
5）
未来科学技術共同研究センター（NICHe）

2）

透明セラミックスは固相反応で合成するため、拡散長が短く、CZ 法等の融液成長法による単結晶と比べて、高濃度の Pr 添加が可能であることなどから発光特性の向上が期待できる。また、ニアネッ
トでの製造が可能であることから、コストの面でも有利となることが期待される。
我々は、図１に示す通り、Pr:LuAG 透明セラミック
ス作製技術の開発を進めている。今回、Pr 添加量
0.3,0.5,0.6,0.7%の透明セラミックスサンプルを作製し、5x5x1mm サイズに加工研磨し、単結晶サン
プルと 137Cs ガンマ線励起の発光量を比較したとこ
ろ、Pr0.3%添加 Pr:LuAG 透明セラミックスで単結晶より大きい発光量を確認した。現在、さらなる特性の改善を目指し、作製条件等の改善を進めている。

１．はじめに放射線検出器は核医学診断装置のみならず、資源探査装置、空港手荷物検査機、素粒子・宇宙物
理学、物流セキュリティ、地雷探査など広汎な分野において利用されており、その大部分はシンチレータが使用されている。Pr:LuAG シンチレータは，賦活材として Pr3+イオンを用いることで，その 5d-4f
遷移に基づく発光が従来のシンチレータ結晶を上回る高い発光量・短い蛍光寿命を示すことを特徴とする。我々はこれまでに Pr:LuAG の高品質化を進めた結果、約 22000ph/MeV の高い発光量と約 4.2％＠
662keV の極めて高い分解能、
約 20ns の短い蛍光寿命１，２）といった優れた特性を達成しており、古河機械金属㈱において量産化・事業化へ向け、大口径単結晶の製造体制の拡充も図っている。
上述のように優れたシンチレーション特性を持
つPr:LuAGに対し、我々は核医学診断装置分野への応用を目指し開発を進めてきた。2008年に、NEDO大学
発事業創出実用化研究開発事業「MRI-PET用Pr：LuAG＋APDアレー放射線検出器システムの開発」（PL：吉川准教授）が採択され、3年以内の実用化を目指し開発を行っている。当該事業では
１． Pr:LuAGの特性改善・アッセンブリ技術の開発（東北大学吉川准教授、古河機械金属）
２． 紫外光感度型APDアレーの開発（早稲田大学
片岡准教授）
３． フロントエンドASICの開発（東京大学高橋教授）

図１, Pr:LuAG 透明セラミックスの3つの開発項目を掲げている。それぞれの目標を達成し、最終的に、低価格で小型、且つ、高感度の純国産放射線検出器の開発を達成する。当該事
業では、外部指導者として、PET装置開発の世界的権威である放医研・村山先生、および、東北初の総合
画像医療診断病院である仙台画像検診クリニック・
伊藤先生（東北大学 名誉教授）に指導を頂いている。

図２, Pr:LuAG 透明セラミックスと単結晶の発光量比較

２．Pr:LuAG の透明セラミクス化による特性改善の検討
Pr:LuAG は立方晶の結晶系に属するため、真空焼
結、Hot Press、HIP：Hot Isostatic Press 等の焼成法による透明セラミックスの作製が可能である。
87

３．紫外光感度型 APD アレーの開発
我々が開発中の放射線検出器では、図３に示す
ように、2mm 角の紫外高感度型 APD 素子からなる
12x12 ピクセル APD アレーおよび 3mm 角の紫外高感度型 APD 素子からなる 8x8 ピクセル APD アレーの

上述の方式を採用したフルカスタムデザイン
CMOS ASIC を用いた 48 チャンネル 3level-TOT-ASIC
および評価ボードの試作を行った(図 5)。当該 ASIC
を Pr:LuAG アレー付き 12x12 ピクセル APD アレーと接続したところ、パラレル動作を確認し、9-10%程度@511keV のエネルギー分解能が得られている。

開発を行っている。背面のコネクタ形状はピン型、カセット型の 2 通りを検討している。
また、APD アレーに搭載するシンチレータブロ
ックには高精度の組み上げ技術が必要となるが、我々は反射材の材質の検討やブロック作製方法・
APD へのアッセンブリ方法の検討を行い、高精度の組み上げ技術を開発している。実際に、3.05x3.05x10mm の結晶を反射材厚 0.20mm にて 8x8ピクセルにブロック化したシンチレータブロックを作製し、APD アレーとのアッセンブリを行い、各
チ ャ ン ネ ル の 特 性 を 評 価 し た と こ ろ 、 6.4 ～8.0%@662keV という優れたエネルギー分解能を有することを確認している。

図６ Pr:LuAG+12x12APD+3level-TOT-ASIC により得られたエネルギースペクトル＠511keV
５．APD アレー放射線検出器の構成
図７に、Pr:LuAG アレー、12x12ch APD アレー、
48ch ASIC ボード x3 枚、FPGA ボードから構成される、APD アレー放射線検出器のプロトタイプを示す。
本検出器では図８のように、ASIC から出力される
TOT 信号は FPGA により処理され、adress 情報と TOT
情報が DAQ に出力される。現在、検出器単体での動作確認を行い、以降の対向試験、PET リングでの試験に向けて調整を行っている。

図３ 8x8 および 12x12APD アレーとカセット型コ
ネクタの写真FPGA

図４ 8x8APD アレー＋LuAG アレーにおけるエネル
ギー分解能@662keV
４．フロントエンド ASIC の開発

100MΩ Off‐chip DAC

本事業の ASIC では Pr:LuAG の高速性と高いエネ
ルギー分解能を生かすために、波高と Time overThreshold（ToT）の関係を用いてデジタル信号処
理のみで時間、波高情報の処理を行っている。各
チャンネルは、プリアンプと高速シェーピングア
ンプ、コンパレータからなり、波高値はしきい値を超えている時間である ToT と相関がある。これを利用して、フロントエンド部でのアナログ信号のデジタル化がなされる。デジタル信号の伝送になるので、シンプルで多重化が容易。モジュールに適するのが特徴である。

図７APD アレー放射線検出器
ToT readout
ToT
ASIC board

FPGA board

Address

DAQ

144 channel

図８APD アレー放射線検出器の信号処理

６．結び
今回、Pr:LuAG の透明セラミクス化による特性改善の検討を行い、1mm 厚で単結晶の 1 割程度の発光量の増加が確認された。現在、透明セラミックス、単結晶の両面から Pr:LuAG シンチレータの特性の

図５ 48 チャンネル 3level-TOT-ASIC 及び評価ボ
ード
88

７．謝辞
本研究は独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構の大学発事業創出実用化研究開発事
業「MRI-PET 用 Pr：LuAG＋APD アレー放射線検出器
システムの開発」（PL 吉川）の支援を受けて行ったものです。御支援を感謝申し上げます。

改善を検討しており、特性・コストの改善を目指している。
加えて、Pr:LuAG シンチレータアレーとカセット型 APD アレーとのアッセンブリを行うとともに新たに試作を行った 48 チャンネル 3level-TOT-ASIC および FPGA との接続を行い、基礎動作を確認した。本結果を元に、現在、ASIC の実装とカセット型 APD を用いたモジュールの組上げを進めており、検出器 1 対を用いた対向試験を予定している。更に本年度は、8検出器から構成される小型 PET リングを試作し、Pr:LuAG+APD アレー＋TOT-ASIC を用いた PET 画像の取得を計画している。

参考文献
[1]
吉川 他、「Pr を含むシンチレータ単結晶及びその製造方法並びに放射線検出器及び検査装置」
特願２００４－３２４３５３号
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

図 9．APD アレー放射線検出器を用いた小型 PET の模式図
本研究開発が次世代 PET 技術の発展の一助となれば幸いである。

[7]

89

吉川、鎌田 他、WO２００６／０４９２８４ Ａ
１号、US－２００８－０２１３１５１－ＡＩ
A. Yoshikawa, K. Kamada, M. Nikl, K. Aoki, H. Sato,
J. Pejchal, T. Fukuda, J. Cryst. Growth 285 (2005)
445-449
M. Nikl, H. Ogino, A.Krasnikov, A. Beitlerova,
A.Yoshikawa, T. Fukuda
Phys. Stat. Sol. (a) 202, No. 1,(2005) R4–R6
H. Ogino, A. Yoshikawa, M. Nikl, A. Krasnikov, K.
Kamada, T. Fukuda, J. Cryst. Growth 287 (2006)
335-338
K. Kamada , T. Yanagida, K. Tsutsumi, Y. Usuki, M.
Sato, H. Ogino, A. Yoshikawa, M. Kobayashi, S.
Sugimoto and F. Saito “Scintillation properties of
2-inch-diameter Pr:Lu3Al5O12 (LuAG) single crystal”
IEEE Trans. Nucl. Sci., 2009, Volume 56, Issue 3,
June (2009) 570 - 573
K. Kamada , K. Tsutsumi, T. Yanagida, T. Endo, Y.
Usuki A. Yoshikawa and A. Fukabori,“Large-size single crystal growth of Pr:Lu3Al5O12 anduniformity of its scintillation properties” IEEE NSS
MIC 2009, Conference Record

（３０）モノリシック MPPC アレーの開発と基礎評価
片岡淳, 加藤 卓也, 三浦 大陽, 松田 英憲, 中森 健之（早大理工）, 池田 博一, 佐藤 悟朗（ISAS/JAXA）,
石川 嘉隆, 里 健一, 山村 和久, 川端 信行（浜松ホトニクス）

1. はじめに
我々は PMT に代わる光素子としてアバランシェ・フォトダイオード（APD）に着目し、大面積 2次元アレーと専用 LSI の独自開発[1-2]、LYSO や
Pr:LuAG シンチレータと組み合わせた小型ユニットの構築により、PET の理論限界に迫るサブミリ
解像度を実証した[3]（図 1）。しかしながら、APD
は信号増幅率が 100 倍程度と小さく、PMT に比べてノイズの影響を受けやすい。これは、次世代 PETの鍵である TOF 測定において不利である。また
APD 自体は磁場に強いが MRI と共用するには周辺回路に至るまで全てに非磁化対策が必要な点やガンマ線の吸収位置補正（DOI 補正）など、未解決の問題も多い。MPPC は APD をガイガーモードで利用することで PMT に匹敵する高いゲインを実現
し、ノイズの影響を受けにくい。APD の長所（半導体ゆえのコンパクトさ、高精度、耐磁場特性、
100V 以下での低電圧動作）を継承しつつ、PET の次世代化をさらに促進する理想的な検出器と言える。本稿では将来的な MPPC-PET 装置の開発を視野に入れつつ、まずは APD と MPPC の基礎的な比較から始めたい。

図 2: (左)APD, MPPC と BGO で取得した
662keV スペクトルの比較 (右)同・511 keV 対
消滅ガンマ線と LYSO による時間分解能比較。
優れる。同じサイズの BGO シンチレータ (3 ミリ角)を APD, MPPC の 3x3mm2 単素子で読みだした
場合のスペクトルを図 2（左）に示す。APD の方が優れたエネルギー分解能を持つことが明らかである。MPPC はノイズ分離に優れる印象を持つが、BGO のように長い時定数を持つシンチレータではダークノイズの混入が厳しく、期待されるほど閾値が下がらないことも分かる。図 2（右）は、同じサイズの単素子 APD, MPPC 素子を対向に配置し、511keV の対消滅ガンマ線を用いて時間分解能を測定した結果である。シンチレータとして、LYSO の3x3x10mm3 を用いた。MPPC は FWHM で 691 ps が得られるのに対し、APD では 5.3 ns 程度の分解能が限度である。本来 APD 自身のもつ時間分解能はMPPC に劣らないが[1] 内部ゲインが小さいため
電荷積分アンプ等の使用が不可欠となる。時間分
解能は、これらの「非」高速アンプの影響やノイズによるジッターで悪化し、APD で TOF 検出器を目指すことは事実上困難といえる。

図 1: 昨年度開発した APD-PET ユニット(256ch対応)と、同ユニットで取得したサブミリ画像

3. 次世代MPPC-PET技術への挑戦
我々は APD 開発で得た全てのノウハウを集約し、これをさらに発展することで「実用レベルの」次世代 PET 技術の確立を目指す。すなわち (1)DOI
対応かつサブミリに迫る究極の解像度 (2) 強磁場下での MRI 併用 (3)TOF による画質の向上をテー
マに、科学研究費補助金・基盤研究(S)の支援を受
け、平成 22 年度より要素技術の開発をスタートした。今回の講演ではモノリシック MPPC アレーの開発と、新規 LSI の設計、展望について述べたい。
○ MPPC アレーの開発
現在、浜松ホトニクス社から 4x4ch の大型 MPPC
アレーが市販されているが、これは独立な素子を16 個並べた構造を持ち、さらなる大型化が難しい。

2. APD と MPPC の直接比較
様々な光センサーの基礎特性を表 1 に纏める。
APD, MPPC は多くの特長を共有するが、ゲインはMPPC、光の変換効率(QE,PDE)は APD が圧倒的に

表 1: 様々な光センサーの基礎特性

90

○「超高速」LSI の新規設計・開発
これまで APD 用に 2 種の専用 LSI を開発し、整形回路(4 段)のゼロ・クロス点を利用することで 1.3
nsec (FWHM)程度の時間分解能を達成した[2]。一方で、MPPC の持つ優れた時間特性を生かすには、
遥かに高速で TOF 対応の LSI の開発が不可欠である。我々は時間分解能に特化した新しい LSI (32ch対応)の開発を進めており、ここではシミュレーシ
ョンによる評価結果を紹介したい。今回は MPPC
からの入力電荷の大半を低インピーダンス回路か
らコンパレータに引き回す構成とし、高速かつノ
イズによるジッターの影響を極力抑えている。図 5に示すのはタイミング生成に使用するリーディン
グ・エッジ信号と、期待される時間分解能である。
最適な閾値をとることで、268 ps (FWHM)の時間分解能が期待され、これは MPPC 単体 691 ps より十分に良い。将来的に、MPPC 自体の時間分解能も大きく改善されると期待されるが、現状の MPPC と組み合わせた back-to-back 実験でも既に 800 ps(FWHM)が見込まれる。

また素子間のギャップが大きく、信号ピンが基板直下に出ているため汎用性に乏しいなど問題が指摘されている。我々は、市販の田の字モノリシッ
クアレー(2x2ch,)から評価を始め、これを 3 面バッ
タブルに拡張することで 8x8 ch までの大面積
MPPC アレーを開発中である。まず PET 応用としては番外編になるが、2x2ch アレーを用いたエネル
ギー閾値の改善について紹介する。常温で MPPCを用いる場合、問題となるのが 106 cps/3mm2 に及ぶ膨大なダークノイズである。
図 2 で見たように、
これらはスペクトルの低エネルギー部分を著しく汚し、MPPC を利用する物理実験で大きな問題となる。我々は 4ch MPPC の信号を独立に読み出し、これらの AND を取ることで、ダークノイズの影響を99.8%以上除去する手法を確立した。図 3 に示すのはコインシデンス前後のスペクトル比較で、ダークノイズに埋もれていた 22keV のガンマ線ピーク
が、常温でも明確に識別できることがわかる[4]。

図 3: (左)2x2 モノリシック MPPC アレーと(右)コ
インシデンスモードで取得した 22keV スペクトル。シンチレータは GSO (10mm 角)。
図 4 は同様なアレーを 4x4ch まで拡張した素子で、モノリシックアレーとしては（現在）最大である。14.6x14.6mm2 の大型素子にもかかわらず、
ゲインの一様性は素子間で±7.2%を達成した。さらに、信号ピンを片側に集めることで素子自体の厚さは 2.7mm まで薄くした。将来的にはさらに薄い基板を採用し、複数のシンチレータの間に挟み込む「サンドイッチ型」DOI 検出器を目指す。図 4は様々なシンチレータ・アレーと MPPC アレー(4x4)を組み合わせた場合の光量比較を行ったもので、現状では LYSO と組み合わせた場合の光量が大きく、相性が一番良い[5]。しかしながら、APD
同様に紫外に高感度を持つ MPPC アレーを新規に開発し、Pr:LuAG などの結晶と組み合わせることも次のテーマとして進めている[6]。

図 5: (左)MPPC 用 LSI のタイミング生成信号と(右)期待される時間分解能
4. 今後の展望
MPPC アレーについては、モノリシックかつフラットケーブル付きの 8x8 素子を 2010 年度内に完成させ、評価を始める。2011 年度にも製作を継続
し、サンドイッチ構造をもつ DOI 検出器の製作・評価、また MRI 磁場中での評価を想定している。
エレクトロニクスについては 2010 年度中に TOF
対応素子のレイアウトを終了し、2011 年夏には初版素子の製作を完了する予定である。結果については、学会・論文等で随時報告していきたい。
参考文献[1]
Kataoka J, et al.: Nucl. Instr. Methods Phys. Res.
A, 604: 323-326, 2009[2]
Koizumi M, et al.: Nucl. Instr. Methods Phys.
Res. A, 604: 327-330, 2009[3]
Kataoka J, et al.: IEEE Trans Nucl Sci 57:
2448-2454, 2010
[4]
Miura T, et al.: Nucl. Instr. Methods Phys. Res.
A, 2011 (submitted)[5]Katou T, et al.: Nucl. Instr. Methods Phys. Res.
A, 2011 (submitted)[6]
Yoshino M, et al.: Nucl. Instr. Methods Phys Res.
A, 2011 (submitted)

図 4: (左)4x4 モノリシック MPPC アレー (右)シンチレータアレーと組み合わせた光量比較。
91

（３１）4 層 DOI 検出器の実用化
津田倫明
株式会社島津製作所・基盤技術研究所

1. はじめに
Depth of Interaction（DOI）検出器を使用した座位型（C 型）および伏臥位型（O 型）マンモ用 PET装置が京都大学付属病院に設置され、現在臨床研究が進められている[1][2]。また、DOI-TOF-PET 装
置は 1 リングのプロトタイプ機を用いて性能評価を行っている[3]。どちらの装置にも 4 層の DOI 検
出器[4][5]が用いられており、検出器の実用化に向け、研究中である。
2. DOI 検出器の問題点
DOI 検出器は高感度と高空間分解能を両立することができる優れた検出器であるが、一方で以下の問題点があり、実用化への障害となっている。
・装置に搭載する結晶数が層数分増加し、結晶全体のコストが増える。
・結晶数の増加に伴い、組立に時間がかかり、組立精度も必要になる。
・結晶層間のギャップのため、エネルギー分解能
や時間分解能等の検出器性能が劣化する。

（a）従来の 4 層 DOI 検出器

3. 4 層一体型 DOI 検出器
上記の問題点を解決するために、4 層一体型 DOI
検出器を提案する。図 1 に概念図を示す。従来の 4層 DOI 検出器の反射材構造をそのまま残し、結晶
素子は DOI 方向にギャップのない 4 層が一体となった構造とする。従来の 4 層 DOI 検出器では、各層の反射材格子に同じ高さの結晶素子を入れた後、4 層に重ねるが、4 層一体型 DOI 検出器では、4 層分の反射材格子を先に重ねておき、4 層分の長さの結晶素子を入れるだけである。
4. 実験
4 層一体型 DOI 検出器の DOI 弁別能について、
DOI-TOF-PET 用検出器を用いて検証実験を行った。
リファレンスとして図２に示すように同体積となる 1 層検出器と 4 層 DOI 検出器を用い、３種類の検出器で比較評価も行った。図３に評価実験系を示す。結晶ブロックは Lu2(1-x)Gd2xSiO5（LGSO; 日立化成工業㈱) シンチレータ素子を 16×16 に配列し（4 層 DOI 検出器では 16×16×4）、反射材にはESR フィルム（3M）を用いて構成されている。各検出器の結晶素子サイズについては表１に示す。
４層一体型 DOI 検出器と結晶素子の側面が全て覆われている１層検出器は反射材構造が異なってい92（b）4 層一体型 DOI 検出器
図 1 4 層 DOI 検出器概念図（a）1 層検出器（b）4 層 DOI 検出器（c）4 層一体型 DOI 検出器
図２ 試作した各検出器の概念図
るが、結晶素子サイズについては同じである。
４層 DOI 検出器において、各層で長さが異なっているが、これは検出器の感度差を軽減させるためである。
各結晶ブロックは 64 チャンネルフラットパネル型光電子増倍管（64ch PS-PMT; 浜松ホトニクス㈱）と光学結合し、22Na 点線源を用いてガンマ線一様照射した。時間分解能の測定と 176Lu の自己放

射によるガンマ線イベントを除くために、BaF2 検
出器を対向させて 511keV ガンマ線イベントのみを収集した。

（a）1 層検出器
図３
表１

評価実験系

各検出器の結晶素子サイズ

5. 実験結果と考察
図４に各検出器のポジションヒストグラムを示す。
1 層検出器では 256 個（16×16）の結晶素子ピーク、
4 層 DOI 検出器では 1024 個（16×16×4）の結晶素子ピークが表示されている。4 層一体型 DOI 検
出器では 4 層 DOI 検出器に比べて各層の結晶素子
ピークが互いに近づいているものの、1024 個の結晶素子ピークが表示されている。図４（b）、（c）のポジションヒストグラムにおいて、最も感度の高い 1, 2 層の結晶素子ピークを通るプロファイルを図５に示す。4 層 DOI 検出器に比べて 4 層一体型
DOI 検出器は弁別能に劣化が見られる。しかしながらプロファイルをガウスフィッティング（図５参照）した結果、誤応答率は 3％以下であり、4 層
一体型 DOI 検出器の位置弁別性能の劣化は解像度大きな影響を与えるものではないと考えられる。
図７に各検出器のエネルギーヒストグラムを示す。
エネルギーピーク値が最も大きいのは 4 層 DOI 検出器であるが、これはシンチレーション光が反射材の無い側面を介して受光面まで届きやすいためである。逆に 1 層検出器ではエネルギーピーク値が最も小さいが、発光した結晶素子の底面のみが受光面に対応し、反射材側面でシンチレーション
光が何度も反射することで光吸収が起こる確率が増えるためであると考えられる。図８に 4 層 DOI
検出器、4 層一体型 DOI 検出器の層毎に分けたエ93（b）4 層 DOI 検出器

図４（c）4 層一体型 DOI 検出器
各検出器のポジションヒストグラム

（a）4 層 DOI 検出器
図５ 各検出器のプロファイル

図８
図６

図５の 4 層一体型 DOI 検出器のプロファイ
ルのガウスフィッティング結果

図７（b）4 層一体型 DOI 検出器
各検出器の各層のエネルギーヒストグラム
表２

各検出器のエネルギー分解能

各検出器のエネルギーヒストグラム

ネルギーヒストグラムを示す。4 層 DOI 検出器では受光面側の層になるにつれてエネルギーピーク
が大きくなるが、これはガンマ線入射面側の結晶素子は層間のギャップの影響を受けて光が吸収されやすいためである。一方 4 層一体型 DOI 検出器
では、層間にギャップが無いため、全ての層のエ
ネルギーピーク値が等しくなっている。この結果は、各結晶素子のエネルギーピーク値の補正を行う際に層ごとの補正を行う必要がなくなるという長所を示している。表２に各検出器のエネルギー分解能を示す。１層検出器に比べて４層 DOI 検出
器はエネルギー分解能が劣化するが、４層一体型
DOI 検出器では１層検出器と同等の性能が得られている。
図９に各検出器のタイミングヒストグラムを示

図９

各検出器のタイミングヒストグラム
表３

各検出器の時間分解能

す。図中の補正とは、結晶素子毎にタイミングヒ
ストグラムを作成し、ピーク位置を揃える処理である。ヒストグラムを見る限りでは、検出器による大きな差は見られない。表３に各検出器の時間94分解能を示す。１層検出器と４層一体型 DOI 検出
器はほぼ同等の性能であり、４層 DOI 検出器において時間分解能が若干劣化しており、エネルギー分解能と同様の結果（表２）が得られた。
以上の結果は DOI-TOF-PET 用の検出器における結果であるが、マンモ用 PET 検出器においても４層一体型 DOI 検出器は適応できる。従来の 4 層 DOI
検出器の結晶素子サイズは 1.44×1.44×4.5 mm3（各層で同サイズ）であったが、4 層一体型 DOI
検出器では 1.44×1.44×18 mm3 とし、結晶素子を
32×32 に配列する。図１０に示されるように、4層一体型 DOI 検出器のポジションヒストグラムにおいて 4 層の DOI 識別が可能であることがわかる。

6. まとめ従来の 4 層 DOI 検出器は高感度と高解像度の両立を可能とするが、さらに検出器性能向上とコストダウンを可能とする 4 層一体型 DOI 検出器は実利を兼ね備えた検出器といえる。既に量産体制も構築しつつあり、4 層一体型 DOI 検出器の実用化に向けて研究を進めている。
参考文献[1]
大井淳一、“マンモ用 PET 装置の開発,” 平成
21 年度次世代 PET 研究報告書, (13), 2010
[2]
M. Furuta et al., “Basic Evaluation of a
C-Shaped Breast PET Scanner,” Conf. Rec. 2009
IEEE NSS&MIC, M05-1, 2009[3]
M. Nakazawa et al., “Development of a
Prototype DOI-TOF-PET Scanner,” Conf. Rec.
2010 IEEE NSS&MIC, M05-6, 2010
[4]
T. Tsuda, et al, “A Four-Layer Depth ofInteraction Detector Block for Small Animal
PET”, IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 51, No. 5,
Oct., 2004
[5]
H. Tonami et al., “Sophisticated 32×32×4-Layer
DOI Detector for High Resolution PEM
Scanner,” Conf. Rec. 2007 IEEE NSS&MIC,
M11-151, 2007（a）４層 DOI 検出器（b）４層一体型 DOI 検出器
図１０ マンモ用 PET 検出器のポジションヒスト
グラム

95

（３２）Pr:LuAG シンチレータを用いた平板対向型乳房用 PEM 装置の開発
三宅正泰
東北大・サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター

1. はじめに乳がんは早期発見により完治しやすいがんである。そのため、従来の X 線マンモグラフィーや超音波等の形態画像診断に加え、診断精度の向上のため機能画像診断が行える乳がんをターゲットにした局所用 PET 装置(PEM)の開発が行われている。
我々は新しい高性能シンチレータ Pr:LuAG を用い、このシンチレータの特徴を生かした平板対向型の PEM 装置の開発を行ってきたので報告する[1-2]。
2. 基本コンセプト
Pr:LuAG シンチレータは東北大学多元研で開発された、高密度、短蛍光時間、高エネルギー分解
能という優れた特徴をもつシンチレータである[3]。
この結晶の特徴を生かし、撮影時間 3～10 分、空間分解能 1.5mm 程度の性能をもつ乳房用 PET 装置を目指して開発を始めた。
検出器の形状は、平板対向型とした。これは、従来からある X 線マンモグラフィーとの親和性の高さ、価格、装置の小型化などの面で有利だからである。また乳がんの症状の判定に重要な腋窩リ
ンパ節の検査も容易に行うことが可能である。
検出器の視野は、約 15x20cm である。この大きさであれば、ほとんどの大きさの乳房を検査する
ことができる。また腋窩リンパ節撮影モード時でも余裕をもって撮影が行える。
価格も、現在 PET 装置を持っている施設で導入しやすい価格や形状とすることを目標としている。
なお、この研究開発は、PET 装置の開発を行っている神戸高専の山本教授と、結晶製造を行っている古河機械金属株式会社と共同で行っている。
また、JST 地域研究開発資源活用促進プログラム(平成 18 年～20 年：プロトタイプ機開発）と NEDO
大学発事業創出実用化研究開発事業プログラム(平成 21 年～、商用機の開発)の支援を受けている。
3. ハードウェア概要
装置は、シンチレータアレイ、PS-PMT、重心演
算回路、データ収集回路、解析用 PC、ガントリー
からなる。
シンチレータアレイには、2.1 x 2.1 x 15 mm3 の
Pr:LuAG シンチレータを 2.2 x 2.2 mm ピッチで配列し大きさが 140.8 x 44 x 15 mm3 、個数が 64 x 20 のアレイを構成している（図１上）。反射材兼接着剤には BaSO4 を用いアレイ化にした。シンチレー
96

ション光を RTV ゴムにより光学接着した紫外線透過性のガラスにより拡散し、並べた 3 本の位置敏
感型光電子増倍管 PS-PMT(H8500-03、浜松ホトニクス社製)に入射させる。3 本の PS-PMT の各アノードの出力はアノード感度を補正した後、重心演算回路に送る（図１下）。
シンチレータアレイや重心演算回路などからなる検出器ブロックを 4 台並べ、検出器ユニットを構成している。装置全体では、検出器ユニットを対向して 2 台並べ、重心演算回路からの出力は 8系統になる。
重心演算回路の出力は、データ収集回路の ADCに入力さし、それに続く FPGA により、波高分析、エネルギー・位置弁別、コインシデンスなどの信号処理を行う。
プロトタイプ機の場合、装置はガントリーとキャビネットに収められている。2 個の検出器ユニッ
トはガントリーのアームの先に取り付けられている。アームは開閉、回転、上下動などをするような構造になっており、さまざまな部位が測定できるようになっている。

4. 性能試験結果
現在までに、プロトタイプ機と商用試験器 1 号機を製作し、順次性能試験と改良を進めている。1号機では、特にシンチレータブロックの製作で改良を行い、解像度と安定性の向上を図った。
性能試験では、点線源、線線源、各種ファント
ムを用いて試験を進めている。結果の例を述べる。
解像度と時間分解能については、シンチレータ
アレイの中央付近でのエネルギー分解能は、18.0%(FWHM),、ユニット対ユニットでのコインシ
デンスの時間分解能は 3.1ns (FWHM)である。
点線源による空間分解能の測定では、3D-MLEM
画像再構成を用いて、散乱補正無しで、2.0mm、散乱補正有りで 1.1mm となった。
ホットスポットとバックグランドの濃度比が 10
対 1 の乳房ファントムでは 4mmφx 4mm のスポットが見えることを確認した。
直径 3.7mm、4.8mm、6.0mm のホットスポットを持った、直径 10cm、厚さ 2cm の圧迫乳房を模した
ファントムの測定を行った。放射能には FDG を用い、ホットスポットとバックグランドの放射能濃度の比は 1:4 とした。この実験では 4.8mm のホッ
トスポットまで確認することができた。（図３）。
現在、異なるバックグラウンド比やファントム
に対する試験を行い、様々な条件下での性能を検証を進めている。
5. 今後の予定
商用 1 号機は、仙台画像検診クリニックに導入し、臨床試験へ向けて最終調整と特性確認を行っている（図２）。ガントリーの形状は最終的なものではなく、試験結果をふまえて再検討し、商用 2号機以降の開発に繋げていく方針である。
これと平行し、プロトタイプ機を用いて、空間分解能の向上のためのレスポンスファンクションの測定や、FPGA のチューニングを行い、計数率特性の改善などを図っていく。
また、ADC の高分解能化やコンパレータによるタイミング生成等行い、データ収集回路の高性能化を図る手法の検討も行っている。

図１ シンチレータアレイ（上）とゲイン調整ボード・重心演算回路・PS-PMT（下）6. まとめ
平板対向型の PEM 装置の開発を行っている。
Pr:LuAG 結晶と FP-PMT を使用し、FOV が約 15x20
cm2 の平板対向型の検出器ユニットが作成した。データ収集回路は ADC と FPGA により構成した。プ
ロトタイプ機により点線源やファントムの測定を行った。商用機が作成され、臨床試験に向けて調整中である。
7. 謝辞
電子基板の製造等を行っているエスペックテク
ノ(株)の増野氏、検出器ケースやプロトタイプ機のガントリーなど機械部分の制作を行っている(株)三益の松田氏に、感謝の意を表する。
参考文献[1] 鎌田圭他：次世代 PET 研究会 2009, 報文集
p.92,[2] 馬場 護:：PET Journal 2009, 第 7 号、p.36[3] W．Drozdowski et al., IEEE Trans. Nucl.
Sci.,55 (4) 2420-2424 (2008)

図２

PEM 装置の外観(商用１号機)

図３ 直径 3.7mm、4.8mm、6.0mm（各画像左から）のホットスポットを持った、直径 10cm、厚さ 2cmの圧迫乳房を模したファントムの FDG による画像。
ホットスポットとバックグランドの放射能濃度の比は 1:4 とした。ファントムの外観（左）と再構成
画像（右）

97

（３２）光ファイバー型超高分解能 PET/MRI 一体型装置の開発とSi-PM-PET/MRI 装置との比較
山本誠一
神戸高専

12mm x 24mm で LGSO ブロックに光学結合され、出力は 24mm x 24mm で PSPMT に光学結合される。ファイバー束の長さは 72cm である。

1. はじめに
光ファイバーを用いた PET/MRI 装置は、MRI の高
磁場中に電気的な部品を持ち込まないため、PET とMRI の間の干渉（アーチファクトや S/N の低下など）が無い点で優れている [1-3]。しかし光ファイバ
ーによる光の損失が大きいため、PET 装置の性能、
例えば空間分解能などをあまり高く出来ない傾向にあった[1-3]。光ファイバーによる光損失を少なくすれば光ファイバー型 PET/MRI 装置の性能を飛躍的に向上でき、安定性の高いシステムの開発が可能であると考えられる。そこで新しい光ファイ
バー型ブロック検出器の開発を行った。またその検出器を用いた小動物用 PET 装置の開発も行い、さらに MRI と組み合わせた PET/MRI 一体型装置としての性能評価も行った。

Fig.2 Photograph of optical fiber bundle used for the new
optical fiber based PET system

LGSO ブロックを光学結合した入力部の写真をFig.3（A）に、また PSPMT を光学結合した出力部の光ファイバー型ブロック検出器の写真を
Fig.3(B）に示す。PSPMT には浜松ホトニクス社製
1 インチ角型で高量子効率の光電面を持つもの（R8900-100-C12)を用いた。

2. 方法
シンチレータには深さ方向の検出可能な（Depth
of interaction: DOI）機構を実現するために Ce
濃度により発光減衰時間を調整可能な LGSO を用いた。Ce 濃度が 0.025 mol% (decay time:～31ns:
0.9mm x 1.3mm x 5mm) の LGSO と 0.75 mol% (decay
time: ～46ns: 0.9mm x 1.3mm x 6mm)の LGSO とを DOI 方向に積層し、11 x 13 のマトリクスに配置した（Fig.1）。2 種の発光減衰時間の異なる LGSO
は波形解析により弁別する。

（A）（B）
Fig.3 Photograph of developed optical fiber based PET
detector： magnified photo of one of the input parts withLGSO blocks (A) and the output part with PSPMT (B).

開発した光ファイバー型ブロック検出器を 8 組、56mm 直径のリング上に配置し、小動物用 PET 装置を構成した。遮光用のプラスチックケースにセットした検出器リングの写真を Fig.4 に示す。このプラスチックケースの直径は 14cm である。

Fig.1 Photograph of the LGSO dual-dual layer block used forthe new optical fiber PET system

開発した光ファイバー束を Fig.2 に示す。光フ
ァイバーにはクラレ製のダブルクラッド型（NA：0.72）で直径 0.5mm のものを用いた。光ファイバ
ー束の入力部（シンチレータ側）は２つで、出力部（位置有感型光電子増倍管：PSPMT 側）は 1 つに束ねた構造をしている。入力部と屈曲部、及び出力部は接着剤で固めてあるが、それ以外の部分はフレキシブルな構造とした。入力部のサイズはFig.4 Photograph of new optical fiber based PET system forsmall animals

この PET 装置と MRI を組み合わせた写真を Fig.
5(A)に示す。MRI は 0.3T 永久磁石式で、後方のヨーク部に 17cm の穴を開けたものを開発した。光ファイバー型 PET 装置は MRI の後方から挿入し、検98

を Fig.8 に示す。測定中に室温が 2 度程度変化しているにもかかわらず、計数率の変化は１％以内であり、高い安定性を有することが明らかになった。

出器リングの LSGO ブロック部が MRI の磁場のほぼ中心になるようにセットする。その内側に直径45mm の RF コイルを配置し PET と MRI の同時測定を可能にした。RF コイル及び動物用ベッドをセットした PET/MRI 一体型装置を Fig.5(B)に示す。

(A)(B)
Fig.5 Photograph of PET/MRI system without RF coil (A)and with RF coil and animal bed (B)Fig.8 Count rate changes for Na-22 point source over several
hours of optical fiber based PET system

3. 結果と考察開発した光ファイバー型 PET 装置の平面方向空間分解能を Fig.6 に示す。空間分解能は視野中心において 1.2mm FWHM、視野中心から外れると多少劣化するが DOI 情報を用いることにより、いくらか改善した。また Na-22 の点線源で測定した感度は体軸方向視野中心において 1.2%であった（Fig.
7）。

開発した PET/MRI 一体型装置を用いてマウスの同時撮像を行い、良好な画像を得ることが出来た。
その一例を Fig. 9 に示す。Fig. 9(A) はマウス胸部の MRI 画像で、解剖学的情報を高い空間分解能
で得ることができた。Fig. 9(B)は同時測定で得られた F-18-FDG の画像で心筋への集積が認められる。
PET と MRI の干渉は観察されなかった。

(A)

(B)
Fig.9 Simultaneously measured MRI (A) and PET (B) images
using the developed optical fiber based PET/MRI system

4. 結論
新型ファイバー型超高分解能 PET/MRI 装置は分子イメージング研究に有用な装置であると結論される。発表では、先に開発した Si-PM PET 装置[4]を用いた PET/MRI 装置との比較も報告した。

Fig.6 Radial resolution of optical fiber based PET systemused for integrated PET/MRI

参考文献[1] S Yamamoto, e al. “A Multi-slice Dual Layer MR-Compatible Animal PET System”. IEEE Trans. Nucl.
Sci., 56: pp. 2706-2713, 2009[2] S Yamamoto, et al. “Design and performance from an
integrated PET/MRI system for small animals”. Ann Nucl
Med., 24(2): pp. 89-9, 2010[3] S Yamamoto, et al. “Design and performance from an
integrated PET/MRI system for small animals”. Ann Nucl
Med., 24(2): pp. 89-9, 2010[4] S Yamamoto, et al. “Development of a Si-PM-based
high-resolution PET system for small animals”. Phys
Med Biol., 7;55(19):5817-31, 2010

Fig.7 Sensitivity profile of optical fiber based PET system

Na-22 の点線源を用いて測定した計数率の変化

99イメージング物理研究チーム
研究業績リスト(2006 年－2010 年)

100

研究業績 2006 (H18)
1. 原著論文(13)[1]

N. Inadama, H. Murayama, T. Yamaya, K. Kitamura, T. Yamashita, H. Kawai, T. Tsuda, M. Sato, Y. Ono and M.
Hamamoto, “Preliminary Evaluation of Four-Layer BGO DOI-Detector for PET,” IEEE Trans. Nucl. Sci. Vol. 53, No. 1,
pp. 30-34, Feb. 2006.

[2]

T. Tsuda, H. Murayama, K. Kitamura, N. Inadama, T. Yamaya, E. Yoshida, F. Nishikido, M. Hamamoto, H. Kawai, and Y.
Ono, “Performance Evaluation of a Subset of a Four-Layer LSO Detector for a Small Animal DOI PET Scanner:jPET-RD”, IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 53, No. 1, pp. 35-39, Feb. 2006.

[3]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Tomoaki Tsuda, Kengo Shibuya, Taiga Yamaya, Naoko Inadama, Tomoyuki Hasegawa,
Hideo Murayama, "Energy spectra analysis of the four-layer DOI detector for the brain PET scanner: jPET-D4," Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research A 557, pp. 664–669, 2006.

[4]

Taiga Yamaya, Naoki Hagiwara, Takashi Obi, Tomoaki Tsuda, Keishi Kitamura, Tomoyuki Hasegawa, Hideaki Haneishi,
Naoko Inadama, Eiji Yoshida, and Hideo Murayama, "Preliminary Resolution Performance of the Prototype System for a
4-Layer DOI-PET Scanner: jPET-D4," IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 53. No. 3, pp. 1123-1128, 2006.

[5]

H. Muraishi, T. Hasegawa, Y. Fukushima, K. Yoda,K. Maruyama, Y. Shiba, M. Muraishi, T. Yamaya, E. Yoshida and H.
Murayama, “A New Tracking Method for Head Motion using a Single Camera and a Solid Marker,” Medical Imaging
Technology, Vol. 24, No. 4, pp. 320-328, September 2006.

[6]

小林哲哉, 山谷泰賀, 高橋悠, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "検出器配置の異なる近接撮影型
DOI-PET 装置の計算機モデルによる感度・計数率特性の比較," MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY Vol.24 No.4,
pp. 247-253, September 2006.

[7]

高橋悠, 山谷泰賀, 小林哲哉, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "近接撮影型 DOI-PET の画像再構成における観測系モデルの検討," MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY Vol.24 No.4, pp. 300-305, September 2006.

[8]

Naoko Inadama, Hideo Murayama, Manabu Hamamoto, Tomoaki Tsuda, Yusuke Ono, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Kengo
Shibuya, and Fumihiko Nishikido, "8-Layer DOI Encoding of 3-Dimensional Crystal Array," IEEE Transactions on
Nuclear Science, Vol. 53, No. 5, pp. 2523-2528, October 2006.

[9]

Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Mitsuo Watanabe, Keishi Kitamura, Ayako Kobayashi, Tomoyuki Hasegawa, Takashi Obi,
Hideaki Haneishi, Masahiro Fukushi, Hideo Murayama, “Design and initial evaluation of a 4-layer DOI-PET system: thejPET-D4,” Jpn. J. Med. Phys., Vol. 26, No. 3, (医学物理, 第 26 巻, 第 3 号), pp. 131-140, 2006.

[10]

Chih Fung Lam, Naoki Hagiwara, Takashi Obi, Masahiro Yamaguchi, Taiga Yamaya, Hideo Murayama : An Inter-crystal
Scatter Correction Method for DOI-PET Image Reconstruction. Japanese Journal of Medical Physics,” Jpn. J. Med. Phys.,Vol. 26, No. 3, (医学物理, 第 26 巻, 第 3 号), pp. 118-130, 2006.

[11]

Yeom, JY., Takahashi, H., Siritiprussamee, P., Murayama, H. , Nakazawa, M. : Multichannel CMOS ASIC preamplifiers
for avalanche photodiode and microstrip gas chamber readouts. IEEE Trans. Nucl. Sci., 53(1), pp. 242-246, 2006.

[12]

Shimura, N., Kamada, M., Gunji, A., Yamana, S., Usui, T., Kurashige, K., Ishibashi, H., Senguttuvan, N., Shimizu, S.,
Sumiya, K., H. Murayama, H.: Zr doped GSO:Ce single crystals and their scintillation performance. IEEE Trans. Nucl.
Sci., 53(5), pp. 2519-2522, 2006.

[13]

Takuya MORIMOTO, Hiroshi ITO, Akihiro TAKANO, Yoko IKOMA, Chie SEKI, Takashi OKAUCHI, Katsuyuki
TANIMOTO, Akira ANDO, Takahiro SHIRAISHI, Taiga YAMAYA and Tetsuya SUHARA, "Effects of image
reconstruction algorithm on neurotransmission PET studies in humans: comparison between filtered backprojection andordered subsets expectation maximization," Annals of Nuclear Medicine, Vol. 20, No. 3, pp. 237-243, 2006.

2. プロシーディング・学会発表（一般演題）(57)[1]

Chih Fung Lam, Naoki Hagiwara, Takashi Obi, Masahiro Yamaguchi, Taiga Yamaya, Hideo Murayama, "Correction ofInter-Crystal Scatter Effect in Iterative Image Reconstruction of the jPET-D4," SPIE Medical Imaging 2006.2.11-16.

[2]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Yuichi Kimura, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Taiga Yamaya, Hideo Murayama,"Inter-crystal scatter identification for a depth-sensitive detector using support vector machine for small animal PET," 1stEuropean Conference on Molecular Imaging Technology (EuroMedIm2006), 2006/5/9-12 (Marseille, France).

[3]

Keishi Kitamura, Akihiro Ishikawa, Tetsuro Mizuta, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Hideo Murayama, "Detector
normalization and scatter correction for the jPET-D4: a 4-layer depth-of-interaction PET scanner," 1st European
Conference on Molecular Imaging Technology (EuroMedIm2006), 2006/5/9-12 (Marseille, France).

[4]

Taiga Yamaya, Keishi Kitamura, Eiji Yoshida, Masanobu Satoh, Naoko Inadama, Takashi Obi, Katsuyuki Tanimoto,Kyosan Yoshikawa, Shuji Tanada and Hideo Murayama, "First human brain images of the jPET-D4: a novel 4-layer
depth-of-interaction PET scanner," The Journal of Nuclear Medicine, Vol. 47, No. 5, 185P, May 2006. (Proceedings of the
SNM 53rd Annual Meeting, No. 530, June 3-7, 2006, San Diego, Dr. Wagner のハイライト講演および Computer and101

Instrumentation Council Basic Science Summary Session にて取り上げられる)[5]

N. Inadama, T. Tsuda, H. Murayama, T. Yamaya, E. Yoshida, K. Shibuya, S. Tanada and K. Kitamura, "Preliminary
resolution evaluation of jPET-RD: A 4-layer DOI-PET scanner for small animals," The Journal of Nuclear Medicine, Vol.
47, No. 5, 185P, May 2006. (Proceedings of the SNM 53rd Annual Meeting, No. 530, June 3-7, 2006, San Diego)[6]

T. Yamaya, E. Yoshida, K. Kitamura, T. Obi, S. Tanada, and H. Murayama, "3D Image Reconstruction with accurate
system modeling for the jPET-D4," IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biolomedical
Engineering 2006, pp. 1574-1577, 2006/8/27-2006/9/1.

[7]

K. Shibuya, E. Yoshida, F. Nishikido, T. Suzuki, T. Tsuda, N. Inadama, T. Yamaya and H. Murayama, "Limit of Spatial
Resolution in FDG-PET due to Annihilation Photon Non-Collinearity," IFMBE Proceedings of World Congress on
Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, pp. 1554-1557, 2006/8/27-2006/9/1.

[8]

Kei Takahashi, Hideo Murayama, Naoko Inadama, Tomoaki Tsuda, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Kengo Shibuya,
Fumihiko Nishikido, Keishi Kitamura, and Hideyuki Kawai, "Performance Evaluation of jPET-RD Detector Composed of
32 × 32 × 4 LYSO Crystal Array," IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biolomedical
Engineering 2006, pp. 1581-1583, 2006/8/27-2006/9/1.

[9]Yasuhiro Fukushima, Tomoyuki Hasegawa, Hiroshi Muraishi, Yoshitaka Shiba, Koichi Maruyama, Taiga Yamaya, Eiji
Yoshida and Hideo Murayama, "Speed-Up of a New Head Motion Tracking Method for PET," IFMBE Proceedings ofWorld Congress on Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, p. 4482, 2006/8/27-2006/9/1.

[10]

Eiji Yoshida, Ayako Kobayashi, Masanobu Sato, Taiga Yamaya, Mitsuo Watanabe, Tomoyuki Hasegawa, Keishi Kitamura,
Masahiro Fukushi and Hideo Murayama, "Count Rate Performance of a Brain DOI-PET Scanner: jPET-D4," IFMBE
Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, p. 4486, 2006/8/27-2006/9/1.

[11]

Tetsuya Kobayashi, Taiga Yamaya, Hisashi Takahashi, Keishi Kitamura, Tomoyuki Hasegawa, Hideo Murayama andMikio Suga, "Sensitivity and Count Rate Performance of Small Bore DOI-PET Scanners Using the Monte Carlo Simulator
GATE," IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, p. 4488,
2006/8/27-2006/9/1.

[12]

Hisashi Takahashi, Taiga Yamaya, Tetsuya Kobayashi, Keishi Kitamura, Tomoyuki Hasegawa, Hideo Murayama andMikio Suga, "Resolution Performance of Simulated Small Bore DOI-PET Scanners Using List-Mode Image
Reconstruction," IFMBE Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, p. 4489,
2006/8/27-2006/9/1.

[13]

Naoko Inadama, Hideo Murayama, Tomoaki Tsuda, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido and
Kei Takahashi, "Development of DOI Detector for PMT Blind Region," IFMBE Proceedings of World Congress on
Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, p. 4490, 2006/8/27-2006/9/1.

[14]

Ayako Kobayashi, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Tomoyuki Hasegawa, Keishi Kitamura, Mitsuo Watanabe, Hideo
Murayama and Masahiro Fukushi, "Evaluation of Sensitivity for a Brain DOI-PET Scanner : jPET-D4," IFMBE
Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biolomedical Engineering 2006, p. 4492, 2006/8/27-2006/9/1.

[15]

Hasegawa, T., Fukushima, Y., Murayama, H., Muraishi, H., Maruyama, K., Umezawa, N., Isobe, T., Miwa., K., Kojima,
H. : Interactive three-dimensional educational animations for medical physics and radiological technology. World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seoul, 2006.8.30.

[16]

T. Yamaya, E. Yoshida, K. Kitamura, T. Obi, K. Tanimoto, K. Yoshikawa, H. Ito, H. Murayama, "First Human Brain
Images of the jPET-D4 Using 3D OS-EM with a Pre-Computed System Matrix," Conf. Rec. 2006 IEEE Nucl. Sci. Symp.
Med. Imag. Conf., (M14-390), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[17]

E. Yoshida, K. Kitamura, Y. Kimura, F. Nishikido, K. Shibuya, T. Yamaya, H. Murayama, "Inter-Crystal Scatter
Identification for a Depth-Sensitive Detector Using Multi-Anode Outputs," Conf. Rec. 2006 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med.
Imag. Conf., (M06-77), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[18]

K. Shibuya, E. Yoshida, F. Nishikido, T. Suzuki, N. Inadama, T. Yamaya, H. Murayama, "A Healthy Volunteer FDG-PET
Study on the Limit of the Spatial Resolution due to Annihilation Radiation Non-Collinearity," Conf. Rec. 2006 IEEE
Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., (M06-107), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[19]

E. Yoshida, A. Kobayashi, T. Yamaya, M. Watanabe, F. Nishikido, K. Kitamura, T. Hasegawa, M. Fukushi, H. Murayama,"The jPET-D4: Performance Evaluation of Four-Layer DOI-PET Scanner Using the NEMA NU2-2001 Standard," Conf.
Rec. 2006 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., (M11-146), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[20]

T. Hasegawa, E. Yoshida, A. Kobayashi, T. Kobayashi, M. Suga, T. Yamaya, K. Yoda, H. Murayama, "Performance
Evaluation of jPET-D4 with the Monte Carlo Code GATE," Conf. Rec. 2006 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf.,(M11-218), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[21]

T. Kobayashi, T. Yamaya, H. Takahashi, K. Kitamura, T. Hasegawa, H. Murayama, M. Suga, "A Monte Carlo Simulation
Study on Detector Arrangement for a Small Bore DOI-PET Scanner: jPET-RD," Conf. Rec. 2006 IEEE Nucl. Sci. Symp.
Med. Imag. Conf., (M14-72), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[22]

F. Nishikido, T. Tsuda, N. Inadama, E. Yoshida, K. Takahashi, K. Shibuya, T. Yamaya, K. Kitamura, H. Murayama,102

"Spatial Resolution Measured by a Prototype System of Two 4-Layer DOI Detectors for jPET-RD," Conf. Rec. 2006
IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., (M14-96), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[23]

N. Inadama, H. Murayama, T. Tsuda, F. Nishikido, K. Shibuya, T. Yamaya, E. Yoshida, K. Takahashi, A. Ohmura,"Optimization of Crystal Arrangement on 8-Layer DOI PET Detector," Conf. Rec. 2006 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med.
Imag. Conf., (M14-135), 2006. (2006/10/29-11/4, San Diego)[24]

Kengo Shibuya, Eiji Yoshida, Tomoaki Tsuda, Naoko Inadama, Taiga Yamaya, and Hideo Murayama, "Evaluation ofannihilation radiation non-collinearity in positron emission tomography by measuring Doppler effect," RADIATION
DETECTORS AND THEIR USE, Proceedings of the 20th Workshop on Radiation Detectors and Their Uses, pp. 78-85,
2006.

[25]

Shimazoe, K., Yeom, JY., Takahashi, H., Kojo, T., Minamikawa, Y., Fujita, K., Murayama, H. : Comparison of nonlinear
position estimators for continuous scintillator detectors in PET. 2006 IEEE Nuc. Sci. Sympo. & Med. Imag. Conf. Record.,
M11-95, 2006.

[26]

Nakamura, H., Nomachi, M., Ejiri, H., Hai., Murayama, H. : Study of statistical and non-statistical components of enery
resolution for position sensitive beta camera. 2006 IEEE Nuc. Sci. Sympo. & Med. Imag. Conf. Record., N30-144, 2006.

[27]

稲玉直子，村山秀雄，山谷泰賀，吉田英治，澁谷憲悟，津田倫明，小野裕介，錦戸文彦，濱本学, "GSO-8 層 DOI
検出器の試作," 第 53 回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集 p.124, 2006.

[28]

吉田英治，佐藤允信, 小林彩子, 渡辺光男, 北村圭司, 山谷泰賀, 福士政広, 村山秀雄, " jPET-D4 試作機の全検出器システムの実装と性能評価," 第 53 回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集 p.124, 2006.

[29]

津田倫明, 村山秀雄, 北村圭司, 山谷泰賀, 稲玉直子, 吉田英治, 澁谷憲悟, 大村知秀, 錦戸文彦, 濱本学，河合秀幸, 小野裕介, 高橋慧, "4 層 DOI 検出器を用いた小動物用 PET 装置１ペア実験システムによる空間分解能評価,"
第 53 回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集 p.124, 2006.

[30]

山谷泰賀, 吉田英治, 佐藤允信, 北村圭司, 小尾高史, 棚田修二, 村山秀雄, "jPET-D4 画像再構成のための 3D シ
ステムマトリクス事前計算手法の提案," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 127-128, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[31]

津田倫明, 村山秀雄, 北村圭司, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 河合秀幸, 高橋慧, "小動物用高性能
PET 装置 ”jPET-RD”プロトタイプシステム," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 117-118, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[32]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 吉田英治, 澁谷憲悟, 津田倫明, 高橋慧, "2 種類の GSO 結晶を用いた 8 層 DOI
検出器の結晶構成の検討," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 119-120, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9
横浜)

[33]

佐藤允信, 吉田英治, 大村知秀, 山谷泰賀, 村山秀雄, "次世代 PET 装置 jPET-D4 の DOI 検出器の実装," 医学物理
26 巻, Sup. 2, pp. 133-134, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[34]

塩入憲二，長谷川智之，丸山浩一，村石浩，吉田英治，北村圭司，村山秀雄, “モンテカルロ・シミュレーショ
ン法を用いた次世代 PET 装置性能評価分析,” 医学物理, 26 巻 Sup.2， pp. 135-136， 2006.

[35]

小林彩子, 吉田英治, 山谷泰賀, 佐藤允信, 村山秀雄, 渡辺光男, 福士政広, "jPET-D4 試作機における感度および散乱成分の評価," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 137-138, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜))[36]

澁谷憲悟, 吉田英治, 鈴木敏和, 稲玉直子, 山谷泰賀, 村山秀雄, "PET における消滅放射線角度揺動の定量評価,"
医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 143-144, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[37]

高橋慧, 村山秀雄, 稲玉直子, 山谷泰賀, 北村圭司, 小田一郎, 河合秀幸, 津田倫明, "PET・蛍光イメージングと兼用可能な DOI-PET 検出器の基礎検討," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 145-146, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[38]

小林哲哉, 山谷泰賀, 高橋悠, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "近接撮影型 DOI-PET 装置の検出器配置検討(1)," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 149-150, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[39]

高橋悠, 山谷泰賀, 小林哲哉, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "近接撮影型 DOI-PET 装置の検出器配置の検討(2)," 医学物理 26 巻, Sup. 2, pp. 151-152, 2006. (第 91 回日本医学物理学会大会 2006/4/7-9 横浜)[40]

菅幹生，小林哲哉，高橋悠，北村圭司，長谷川智之，山谷泰賀，村山秀雄, "近接撮像型 DOI-PET 装置の検出器
配置の計算機シミュレーションによる比較," 第 45 回日本生体医工学会大会, 2006.5.15-17.

[41]

北村圭司, 石川亮宏, 水田哲郎, 吉田英治, 山谷泰賀, 村山秀雄, "高感度・高解像度の頭部用 DOI-PET 装置（jPET-D4）におけるデータ補正法の開発, " 第１回複合医工学シンポジウム(SCME2006)講演予稿, 2006/5/19-20(京都市芝蘭会館).

[42]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 津田倫明, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 菅幹生, 小尾高史, 長谷川智之, 山下貴司, 北村圭司, 石橋浩之, 谷本克之, 吉川京燦, 棚田修二, 村山秀雄, "高感度・高解像度 PET イメージング技術：頭部用試作機 jPET-D4 の開発と小動物用装置への発展," 日本分子イメージング学会設立総会 講演要旨集, p. 106,
2006/5/24 (京都).

[43]

錦戸文彦, 澁谷憲悟, 津田倫明, 山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 村山秀雄, "TOF-PET 装置用 DOI 検出器におけ103

る時間分解能," 日本分子イメージング学会設立総会 講演要旨集, p. 105, 2006/5/24 (京都).
[44]澁谷憲悟, 吉田英治, 錦戸文彦, 鈴木敏和, 稲玉直子, 山谷泰賀, 村山秀雄, "ドップラー効果を利用した
FDG-PET の in vivo 角度揺動評価," 日本分子イメージング学会設立総会 講演要旨集, p. 131, 2006/5/24 (京都).

[45]澁谷憲悟, 吉田英治, 鈴木敏和, 稲玉直子, 山谷泰賀, 村山秀雄, "ドップラーシフトを利用した生体 PET の角度
揺動測定," 第 43 回アイソトープ・放射線研究発表会要旨集, p. 186, 2006/7/5-7.

[46]

山谷泰賀, 吉田英治, 北村圭司, 小尾高史, 谷本克之, 吉川京燦, 棚田修二, 村山秀雄, "jPET-D4 画像再構成手法の健常ボランティア実験データへの適用," 第 25 回日本医用画像工学会大会 予稿集 CD-ROM, OP10-8,
2006/7/21.

[47]

小林哲哉，山谷泰賀，高橋悠，北村圭司, 長谷川智之，村山秀雄，菅幹生, "検出器配置の異なる近接撮影型 DOI-PET
装置の計算機モデルによる感度・計数率特性の比較," 第 25 回日本医用画像工学会大会 予稿集 CD-ROM, OP10-6,
2006/7/21.

[48]

高橋悠, 山谷泰賀, 小林哲哉, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "近接撮影型 DOI-PET の画像再構成における観測系モデルの検討," 第 25 回日本医用画像工学会大会 予稿集 CD-ROM, OP10-7, 2006/7/21.

[49]

錦戸文彦, 澁谷憲悟, 津田倫明, 山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 村山秀雄, "小動物 PET 用光分配型 DOI ブロック検出器における時間特性," 第 67 回応用物理学会学術講演会 講演予稿集, p. 120, 2006/8/31 (立命館大学).

[50]

吉田 英治, 小林 彩子, 錦戸 文彦, 渡辺 光男, 長谷川 智之, 北村 圭司, 山谷 泰賀, 福士 政広, 村山 秀雄, "4層の深さ識別能を有する頭部用 PET 装置 jPET-D4 の性能評価," 核医学, 第 43 巻, 第 3 号, p. 204, 2006/11 (第 46回日本核医学会学術総会, 1IVA5).

[51]

錦戸 文彦, 津田 倫明, 稲玉 直子, 吉田 英治, 澁谷 憲悟, 山谷 泰賀, 村山 秀雄, 高橋 慧, 北村 圭司, "1 ペア
システムを用いた小動物用 4 層 DOI-PET 装置 jPET-RD の空間分解能の評価," 核医学, 第 43 巻, 第 3 号, p. 224,
2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会, 1VIID1).

[52]

山谷 泰賀, 吉田 英治, 北村 圭司, 小尾 高史, 長谷川 智之, 羽石 秀昭, 谷本 克之, 吉川 京燦, 伊藤 浩, 村山
秀雄, "頭部用 PET 試作機 jPET-D4 の健常ボランティアによるイメージングテスト," 核医学, 第 43 巻, 第 3 号, p.
204, 2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会, 1IVA6).

[53]

村山 秀雄, 山谷 泰賀, 吉田 英治, 稲玉 直子, 錦戸 文彦, 澁谷 憲悟, 渡辺 光男, 北村 圭司, 清水 成宜, "頭部用 PET 試作機 jPET-D4 の概要," 核医学, 第 43 巻, 第 3 号, p. 224, 2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会,
1VIID2).

[54]

長谷川 智之, 菊池 敬, 徳重 尊宣, 神宮寺 公二, 小林 彩子, 吉田 英治, 山谷 泰賀, 村山 秀雄, 小林 哲哉, 菅幹生, 北村 圭司, "モンテカルロコード GATE による PET 装置マルチヒット事象の分析," 核医学, 第 43 巻, 第 3号, p. 237, 2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会, 2IVE2).

[55]

高橋 慧, 村山 秀雄, 稲玉 直子, 山谷 泰賀, 吉田 英治, 錦戸 文彦, 澁谷 憲悟, 津田 倫明, 小田 一郎, 北村
圭司, 河合 秀幸, "蛍光イメージングとの兼用を目指した DOI-PET 検出器の基礎検討," 核医学, 第 43 巻, 第 3号, p. 274, 2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会, 3VIA3).

[56]

稲玉 直子, 村山 秀雄, 山谷 泰賀, 吉田 英治, 澁谷 憲悟, 錦戸 文彦, 津田 倫明, 高橋 慧, "PET 用 8 層 DOI 検
出器における結晶構造最適化の試み," 核医学, 第 43 巻, 第 3 号, p. 274, 2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会,
3VIA4).

[57]

澁谷 憲悟, 吉田 英治, 錦戸 文彦, 鈴木 敏和, 稲玉 直子, 山谷 泰賀, 村山 秀雄, "健常ボランティアによる角度揺動測定と FDG-PET の解像度限界," 核医学, 第 43 巻, 第 3 号, p. 274, 2006/11 (第 46 回日本核医学会学術総会,
3VIA5).

3. プロシーディング・学会発表（招待講演）(4)[1]

Murayama, H. : High resolution and high sensitivity PET using depth-of-interaction detectors: jPET-D4. Abstract book of
The 11th Conference of Peace through mind/Brain scince, Feb. 20-22, Hamamatsu, Japan, 122 V1, 2006.

[2]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Masanobu Satoh, Keishi Kitamura, Takashi Obi, Takaji Yamashita, Shuji Tanada, and Hideo
Murayama, "Image Reconstruction of the jPET-D4: A Novel 4-Layer Depth-of-Interaction PET Scanner," The 11th
Conference of Peace through Mind/Brain Science, P06, 2006.2.20-22 (Hamamatsu)[3]

Inadama, N., Murayama, H. : Development of depth-of-interaction (DOI) detector for PET and prototype PET scanner.
Proc. of the six Japan-France workshop on radiobiology and isotopic imaging (June 19-22, 2006, CEA), pp.87-88, 2006.

[4]

Murayama, H. : Recent advantages in PET and the new jPET-D4 system. IFMBE Proc. Vol. 14 (Proc. of World Congress
on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seol), pp. 1570-1573, 2006.

4. 特許出願(3)[1]

北村圭司，吉津昌由加，稲玉直子，村山秀雄, マンモグラフィ装置，平成 18 年 3 月 31 日出願、 出願番号特願
2006-097320

104

[2]

清水成宜, 石橋浩之, 村山秀雄, 津田倫明, 稲玉直子, 山谷泰賀, “放射線検出器,” 特願 2006-120680 号（出願日：2006 年 4 月 25 日）[3]澁谷憲悟, 津田倫明, 錦戸文彦, 稲玉直子, 吉田英治, 山谷泰賀, 村山秀雄, “陽電子放射断層撮像装置及び放射線検出器,” 特願 2006-229376 号（出願日：2006 年 8 月 25 日）

5. 特許登録(2)[1]

Murayama, H., Inadama, N., Kitamura, K., Yamashita, T. : Radiation three-dimensional position detector, August 8, 2006.
Patent No.: US 7,087,905 B2[2]

Sumiya, K., Ishibashi, H., Murayama, H., Inadama, N., Yamashita, T., Omura, T. : Depth of interaction with uniform
pulse-height, August 15, 2006. Patent No.: US 7,091,490 B2

6. 著書・総説(11)[1]

山谷泰賀, 村山秀雄, “話題の製品と技術 次世代の PET イメージング技術,” 画像ラボ Vol. 17, No. 1, pp. 42-47,
2006.1.

[2]

村山秀雄, “PET の未来予想図 2. PET/CT を超える装置の開発はなるか,” INNERVISION，21(2 )， pp.81-84，2006[3]

村山秀雄, “次世代 PET 装置の開発 -現状と今後の展開-,” 日本放射線技術学会誌， 62 (6)， pp. 786-796，2006.

[4]

村山秀雄, 棚田修二, 山谷泰賀, 山本誠一, 河合秀幸, 羽石秀昭, 高橋浩之, 長谷川智之, 小尾高史, 住谷圭二,“高感度・高分解能・高速度の頭部用次世代 PET 装置を実現する集約的研究,” INNERVISION vol. 21, no. 7, p. 46,
2006.

[5]

村山秀雄, “VIII イメージング&応用編 2 6. PET イメージングが拓く新しい世界，” INNERVISION， 21 (7)，pp .89-94，2006.

[6]澁谷憲悟, 山谷泰賀, 斎藤晴雄, 越水正典, 浅井圭介, 稲玉直子, 吉田英治, 村山秀雄, "高速なγ線検出器とTime-of-Flight PET への応用," Radioisotopes, vol. 55, No. 7, 2006/7[7]

山谷泰賀, 村山秀雄, "ライフサイエンスのためのアイソトープ測定機器(第五シリーズ) ライフサイエンスにおけるイメージング III. 小動物用 PET 装置の開発," RADIOISOTOPES, Vol. 55, No. 9, pp. 533-542, 2006/9.

[8]

村山秀雄, “PET の展望 次世代 PET 装置，” Pharma Medica，24 (10)，pp. 55-57，2006.

[9]

村山秀雄, “III 工学系からの分子イメージングへのアプローチ 次世代 PET 装置実用化への課題と必要な技術，”
INNERVISION， 21 (12)， pp .25-28， 2006.

[10]

村山秀雄, “放射線物理学 第 4 章 原子核の壊変,” 日本放射線技術学会監修，オーム社， pp. 53-67， 2006.

[11]

Shibuya, K., Koshimizu, M., Asai, K. : Low-Dimensional Semiconducting Scintillators. In Encyclopedia of Sensors,edited by Grimes, CA. Dickey, EC., Pishko, MV., American Scientific Publishers, California, USA, (ISBN:
1-58883-061-6), Vol. 5, pp. 297-315, 2006.

7. 研究会・研究報告書(5)[1]

村山秀雄, 他, “次世代 PET 研究会「PET の将来を考える」(平成 17 年度次世代 PET 装置開発研究班第 2 回班会
議, 2006.1.19, 東京)資料集”[2]

澁谷憲悟, 吉田英治, 鈴木敏和, 稲玉直子, 山谷泰賀, 村山秀雄, "消滅放射線エネルギー分布測定による PET 角度揺動評価," 研究会「放射線検出器とその応用」 (第２０回), 2006.2.2 (高エネルギー加速器研究機構(KEK))[3]菅幹生, 山谷泰賀, 小林哲哉, 高橋悠, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, "近接撮像型 PET 装置の計算機シミュ
レーションによる検出器配置に関する研究," 千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター 第 4 回シンポジウム, p. 42, 2006.2.22.

[4]

棚田修二, 村山秀雄 編, “平成 17 年度次世代 PET 装置開発研究報告書,” 2006 年 3 月 1 日 （ISBN 4-938987-33-3）[5]村山秀雄, 他, “平成 18 年度第 1 回次世代 PET 研究会(2006/7/31, 放医研)資料集”

8. 研究資金・外部資金[1]

村山秀雄, 他：課題設定型産業技術開発助成金事業による研究課題「悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器
研究開発装置の開発」（元委託者：新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）再委託者：島津制作所）（直接
経費 1,155 万円）[2]

村山秀雄：陽電子消滅線計測用シンチレータ材料の高度化（委託者：東北大学）「陽電子消滅線計測用シンチレータ材料の高度化」（直接経費 300 万円）[3]

山谷泰賀, “微量生体内物質イメージングのための高感度な小動物用 PET 装置の研究,” 平成 18 度科学研究費補助金若手研究 B(課題番号 17700418) (直接経費 170 万円).

105

[4]

稲玉直子：若手研究（B）「高感度全身 PET のための検出器開発」（直接経費 150 万円）[5]

澁谷憲悟：特別奨励「量子閉じ込め効果を用いた超高速シンチレータ材料の開発と高時間分解測定への応用」（直
接経費 120 万円）[6]

村山秀雄, 他, “萌芽的先端医療技術推進研究事業 がんの超早期診断・治療のための高感度分子イメージングプ
ローブの開発,” 厚生科研費（直接経費 100 万円）

・理事長調整費（所内競争的資金）[7]

錦戸文彦, 他 7 名, "新しい半導体受光素子(APD)を用いた 4 層 DOI 検出器の開発," 平成 18 年度理事長調整費萌芽的研究（直接経費 180 万円）[8]

稲玉直子, 他 10 名, "PET・蛍光イメージング同時撮像が可能な装置開発のための検出器の検討," 平成 18 年度理事長調整費萌芽的研究採択（直接経費 180 万円）

9. 講義・講演(23)[1]

村山秀雄, “PET で光る放射線計測技術,” 第 14 回放射線計測研究会， 放医研，千葉， 1 月 21 日， 2006.

[2]

村山秀雄, “次世代の PET 装置と分子イメージングへの展開,” 第 40 回フロンティアメディカル工学研究開発センター・メディカノレシステム工学科合同研究会，千葉大学工学部， 3 月 29 日， 2006.

[3]

村山秀雄, “生化学反応・機能を体外からみる PET の原理,” 千葉大学オムニバスセミナー，千葉大学先端科学研
究教育センタ-， 5 月 26 日，2006.

[4]

Murayama, H. : "Next generation PET scanner toward high resolution and high sensitivity." CJK congress 2006, July. 3-8,
Tokyo, Japan, 2006.

[5]

村山秀雄, “放射線計測学及び PET カメラ,” 大阪大学医学部保健学科，大阪， 7 月 18 日，2006[6]

村山秀雄, “SPECT と PET,” 医学物理サマーセミナー，大阪箕面， 7 月 29 日， 2006

[7]

Murayama, H. : "Physics and instrumentation of PET for high performance." FNCA 2006 Workshop, Aug. 14-18, Kuaka
Lumpur, Malasia, 2006.

[8]

Yoshida, E. : "Signal processing." In Short Course 5: PET instrumentation basic and advanced technologies, World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seoul, 2006.8.27.

[9]

Yamaya, T. : "Image reconstruction." In Short Course 5: PET instrumentation basic and advanced technologies, World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, Seoul, 2006.8.27.

[10]村山秀雄, “PET 機器開発の現状と展望,” 第 7 回次世代医用イメージング技術フォーカス会議， 京都大学芝蘭会館， 9 月 25 日， 2006

[11]

村山秀雄, 山谷泰賀, 放医研 医学物理コース 核医学物理を担当(2006 年 7 月 15 日)[12]山谷泰賀, 稲玉直子, 東海大学付属望洋高等学校実習担当（サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト）,2006/9/27.

[13]

村山秀雄, “次世代の PET 装置開発,” 第 10 回ナノメデ、イシン研究会，東京慈恵医科大学， 10 月 3 日， 2006

[14]

村山秀雄, “分子イメージング機器開発の動向,” 第 3 回 MolecularTmaging 研究会，かごしま県民交流センター，
11 月 9 日， 2006

[15]

村山秀雄, “ハイライト 3 機器装置・技術,” 第 46 回日本核医学会学術総会，かごしま県民交流センター， 11 月
11 日， 2006

[16]

村山秀雄, “生化学反応・機能を体外からみる PET 装置の進歩,” 九州大学医学部保健学科，九州大学，11 月 13日， 2006[17]

村山秀雄, “次世代 PET の開発と癌の画像診断について,” 原子力・エネノレギー教育支援事業(千葉県立千葉高等学校生徒対象) ，放医研，千葉，11 月 18 日，2006[18]

吉田英治, “次世代 PET 装置の開発,” 第 1 回分子イメージング研究センターシンポジウム，放医研，千葉， 11
月 13 日， 2006

[19]

山谷泰賀, 東京工業大学 医歯工学コース 核医学物理学 担当, 2006/10/23-27.

[20]

山谷泰賀, 千葉大学 数理物性科学専攻 数理物理学特論 II 担当, 2007/2/8-9.

[21]

山谷泰賀, 所内講演 さいたま市立浦和南高等学校講義 2006/7/25.

[22]

山谷泰賀, 所内講演 アメリカンファミリー生命保険（株）向け講義 2006/12/11[23]

山谷泰賀, 所内講演 先端生体計測グループ融合イメージングセミナー講演 2007/1/11

10. 新聞発表・TV放送・広報など(3)[1]

村山秀雄, SkyPerfecTV 765ch 子育て支援サイエンスチャンネル, 「科学医療フロンティア」新たな医のステージ

106

をひらく次世代 PET 装置 -放射線医学総合研究所-， 2 月 11 日 17:30-18:00，2006[2]

吉田英治, “第 1 回分子イメージング技術に関するヨーロッパ会議に参加して,” 放射線ニュース，No. 117，8 月，
pp.1-3，2 006.

[3]

澁谷憲悟, “WC2006 報告記,” 放射線科学， 49 (12)，pp. 450-454，2006.

11. その他[1]

次世代 PET 研究会「PET の将来を考える」(平成 17 年度次世代 PET 装置開発研究班第 2 回班会議, 2006.1.19, 東京)を企画・開催 (参加者 213 名、うち所外 193 名)[2]

商標登録 ｊPET 登録第 4928488 号, 2006/2/10.

[3]

Henry N. Wagner, Jr., "2006 SNM Highlight Lecture: From Molecular Imaging To Molecular Medicine," THE JOURNAL
OF NUCLEAR MEDICINE, Vol. 47, No. 8, August 2006 にて Yamaya et al.の発表が引用された(36N ページ）。

[4]

平成 18 年度第 1 回次世代 PET 研究会(2006/7/31, 放医研)を企画・開催

107

研究業績 2007 (H19)
1. 原著論文(5)[1]

Tomoyuki Hasegawa, Eiji Yoshida, Ayako Kobayashi, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, Tetsuya Kobayashi, Mikio
Suga, Taiga Yamaya, Keishi Kitamura, Koichi Maruyama and Hideo Murayama, "Evaluation of static physics performanceof the jPET-D4 by Monte Carlo simulations," Physics in Medicine and Biology, Vo. 52, pp. 213-230, 2007.

[2]

Keishi Kitamura, Akihiro Ishikawa, Tetsuro Mizuta, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida and Hideo Murayama, "Detector
normalization and scatter correction for the jPET-D4: A 4-layer depth-of-interaction PET scanner," Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research A 571, pp. 231–234, 2007.

[3]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Yuichi Kimura, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Taiga Yamaya, Hideo Murayama,"Inter-crystal scatter identification for a depth-sensitive detector using support vector machine for small animal PET,"
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 571, pp. 243–246, 2007

[4]

Kengo Shibuya, Eiji Yoshida, Fumihiko Nishikido, Toshikazu Suzuki, Tomoaki Tsuda, Naoko Inadama, Taiga Yamaya and
Hideo Murayama, "Annihilation photon acollinearity in PET: volunteer and phantom FDG studies," Phys. Med. Biol., 52,
pp. 5249–5261, 2007.

[5]

Kengo Shibuya, Masanori Koshimizu, Keisuke Asai, Yusa Muroya, Yosuke Katsumura, Naoko Inadama, Eiji Yoshida,
Fumihiko Nishikido, Taiga Yamaya and Hideo Murayama, "Application of accelerators for the research and developmentof scintillators," REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 78, 083303, 2007.

2. プロシーディング・学会発表（一般演題）(57)[1]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Chih Fung Lam, Atsushi Konami, Takashi Obi and Hideo Murayama, "Implementation of 3Dimage reconstruction with a pre-computed system matrix for the jPET-D4," 9th International Meeting on Fully
Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, pp. 92-95, 2007/7/10. (Lindau, Germany)[2]

Chih Fung Lam, Taiga Yamaya, Takashi Obi, Hisashi Takahashi, Mikio Suga, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Kengo
Shibuya, Fumihiko Nishikido, and Hideo Murayama, "3D PET image reconstruction with on-the-fly system matrix
generation accelerated by utilizing shift and symmetry properties," 9th International Meeting on Fully Three-Dimensional
Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, pp. 285-288, 2007/7/11. (Lindau, Germany)[3]

Tetsuya Kobayashi, Taiga Yamaya, Hisashi Takahashi, Keishi Kitamura, Tomoyuki Hasegawa, Hideo Murayama, andMikio Suga, "Improvement of PET image quality using DOI and TOF information," 9th International Meeting on Fully
Three-Dimensional Image Reconstruction in Radiology and Nuclear Medicine, pp. 289-292, 2007/7/11. (Lindau,
Germany)[4]

Taiga Yamaya, Taku Inaniwa, Shinichi Minohara, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya,
Chih Fung Lam and Hideo Murayama," An initial investigation of open PET geometries," Conf. Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci.
Symp. Med. Imag. Conf., M19-19, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[5]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, Tomoyuki Hasegawa, Taiga Yamaya and Hideo
Murayama, "A DOI-Dependent Extended Energy Window Method to Control Balance of Scatter and True Events," Conf.
Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M03-8, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[6]

Naoko Inadama, Hideo Murayama, Taiga Yamaya, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Eiji Yoshida, Chih Fung Lam,
Kei Takahashi, Atsushi Ohmura, and Junichi Ohi, "DOI Encoding on the PET Detector Using 2 × 2 PMT Array," Conf.
Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M13-157, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[7]

Chih Fung Lam, Taiga Yamaya, Takashi Obi, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, andHideo Murayama, "Parallel Implementation of 3-D Iterative Reconstruction with Intra-node Image Update for the
jPET-D4," Conf. Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M13-221, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[8]

Kei Takahashi, Naoko Inadama, Hideo Murayama, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Fmihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Chih
Fung Lam, Ichiro Oda, Keishi Kitamura, and Hideyuki Kawai, "Preliminary Study of a DOI-PET Detector with Optical
Imaging Capability," Conf. Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M18-022, 2007. (2007/10/27-11/3,
Honolulu)[9]

Hisashi Takahashi, Taiga Yamaya, Tetsuya Kobayashi, Keishi Kitamura, Tomoyuki Hasegawa, Hideo Murayama andMikio Suga, "System Modeling of Small Bore DOI-PET Scanners for Fast and Accurate 3D Image Reconstruction," Conf.
Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M18-242, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[10]

Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Kei Takahashi, Kengo Shibuya, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Chih Fung Lam, Ichiro
Oda and Hideo Murayama, "Four-Layer DOI Detector with a multi pixel APD by Light Sharing Method for Small Animal
PET," Conf. Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M19-11, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[11]

Kengo Shibuya, Member, IEEE, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Eiji Yoshida, Chihfung Lam, Tomoaki Tsuda, Taiga
Yamaya, and Hideo Murayama, "Timing Resolution Improved by DOI Information in an LYSO TOF-PET Detector," Conf.

108

Rec. 2007 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M19-7, 2007. (2007/10/27-11/3, Honolulu)[12]

Hideaki Tashima, Takashi Obi, Taiga Yamaya, Hideo Murayama, Keishi Kitamura, Ichiro Oda, Masahiro Yamaguchi,
Nagaaki Ohyama, "A feasibility study of the 3D fluorescent image reconstruction for the simultaneous PET andfluorescent CT imaging system using depth of interaction PET detector," SPIE Medical Imaging, 6913-146, 2008.
(2008/2/16-21, San Diego)[13]

Shimazoe, K., Takahashi, H., Shi, B., Furumiya, T., Jyunichi, O., Kumazawa, Y., Murayama, H. : Novel Front-End Pulse
Processing Scheme for PET System Based on Pulse Width Modulation and Pulse Train Method. 2007 IEEE Nuc. Sci.
Sympo. & Med. Imag. Conf. Record., NM2-7, 2007.

[14]

村山秀雄：高感度・高解像度を目指す PET 装置への期待. 日本画像医学会雑誌, 25(3), p.144, 2006.

[15]

澁谷憲悟, 吉田英治, 錦戸文彦, 鈴木敏和, 稲玉直子, 山谷泰賀, 村山秀雄, "PET 角度揺動の in vivo 計測,"2007 年春季 第 54 回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集, 30p-B-3, 2007/3/30 青山学院大学.

[16]

吉田英治, 北村圭司, 木村裕一, 錦戸文彦, 澁谷憲吾, 山谷泰賀, 村山秀雄, "PET 用 3 次元ブロック検出器における多重散乱イベント識別方法の検討," 2007 年春季 第 54 回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集, 30p-B-4,
2007/3/30 青山学院大学[17]

錦戸文彦, 吉田英治, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 高橋慧, 大村篤史, 村山秀雄, "1 ペアシステムを用いた小動物用 PET 装置 jPET-RD の空間分解能の評価," 2007 年春季 第 54 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
30p-B-5, 2007/3/30 青山学院大学.

[18]

高橋慧, 村山秀雄, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 小田一郎, 大村篤史, 河合秀幸, "蛍光
同時イメージング可能な DOI-PET 検出器," 2007 年春季 第 54 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
30p-B-6, 2007/3/30 青山学院大学.

[19]

大村篤史, 村山秀雄, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 高橋慧, 菊池順, "PET 用 3 次元ブロック検出器におけるシンチレータ間接着剤の検討" 2007 年春季 第 54 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,
30p-B-7, 2007/3/30 青山学院大学.

[20]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 吉田英治, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 高橋慧, 大村篤史, "PET 用 8 層 DOI 検出器の結晶構造の最適化," 2007 年春季 第 54 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 30p-B-8, 2007/3/30 青山学院
大学

[21]

山谷泰賀, 吉田英治, 村山秀雄, "検出器のエラーを補正する核医学画像再構成手法の提案," 医学物理, 27 巻, Sup.
2, pp. 80-81, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-23)[22]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, ラム・チフグ, 長谷川智之, 西村義一, 西村まゆみ, 島田義也, 村山秀雄, "頭部用試作機 jPET-D4 による小動物 PET イメージングの可能性," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp.
82-83, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-24)[23]

高橋慧, 村山秀雄, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 小田一郎, 北村圭司, 大村篤史, 河合
秀幸, "DOI-PET/蛍光イメージング検出器の開発：蛍光検出能力の評価," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp. 70-71,
2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-18)[24]

大村篤史, 村山秀雄, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 高橋 慧, 菊池 順, "小動物用 PET 装
置 jPET-RD 用検出器に向けての結晶間接着剤比較," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp. 72-73, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-19)[25]

錦戸文彦, 吉田英治, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 村山秀雄, 小田一郎, "APD を用いた 4 層 DOI-PET 検出器のシミュレーションを用いた検討," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp. 74-75, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-20)[26]

吉田英治, 大村知秀, 小林彩子, 錦戸文彦, 山谷泰賀, 北村圭司, 村山秀雄, "頭部用試作機 jPET-D4 における計数率特性の改善," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp. 76-77, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-21)[27]

ラム・チフグ, 山谷泰賀, 小尾高史, 吉田英治, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 村山秀雄, "Fast 3-D PET Image
Reconstruction with On-the-fly System Matrix Calculation by Utilizing Shift and Symmetry Property," 医学物理, 27 巻,
Sup. 2, pp. 78-79, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-22)[28]

小林哲哉, 山谷泰賀, 高橋 悠, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅 幹生, "PET イメージングにおける DOI 情
報と TOF 情報の併用による画質改善," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp. 84-85, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報
文集, O-25)[29]

高橋 悠, 山谷泰賀, 小林哲哉, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅 幹生, "近接撮像型 DOI-PET 装置に適した 3次元観測モデルの提案," 医学物理, 27 巻, Sup. 2, pp. 86-87, 2007.(第 93 回日本医学物理学会大会報文集, O-26)[30]

山谷泰賀, Chih Fung Lam, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 菅 幹生, 小尾高史, 村山秀雄, "頭部用試作機 jPET-D4 における高精度な画像再構成の高速化," 日本分子イメージング学会第 2 回総会・学術集会講演要
旨集, p. 38, 2007/6/28 (福井)[31]

稲玉直子, 吉田英治, 高橋慧, 村山秀雄, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, Chih Fung Lam, 大村篤史, 小田一郎,“PET・蛍光イメージング同時撮像のための検出器開発：基礎研究,”日本分子イメージング学会第 2 回総会・学109

術集会講演要旨集, p. 139, 2007/6/28 (福井)[32]

山谷泰賀, 吉田英治, ラムチフグ, 小林哲哉, 高橋悠, 菅幹生, 村山秀雄, "jPET-D4 画像再構成における DOI
Compression (DOIC) 法の改良," 第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-3, 2007/7/20. (つくば)[33]

吉田英治, 山谷泰賀, 北村圭司, 村山秀雄, "小動物 PET 用 DOI 検出器における結晶内多重散乱の影響の検討,"
第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-1, 2007/7/20. (つくば)[34]

錦戸文彦, 吉田英治, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, ラム・チフグ, 高橋慧, 大村篤史,村山秀雄, "1 ペアシステ
ムを用いた 4 層 DOI 小動物用 PET 装置の空間分解能評価," 第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-2,
2007/7/20. (つくば)[35]

Chih Fung Lam, Taiga Yamaya, Takashi Obi, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido and
Hideo Murayama,"Implementation of 3D PET Image Reconstruction Accelerated by Shift-Symmetric Property andParallel Computing," 第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-4, 2007/7/20. (つくば)[36]

高橋悠, 山谷泰賀, 小林哲哉, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "画像再構成における投影射線とボクセルの交差線分長の高速計算法," 第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-5, 2007/7/20. (つくば)[37]

小林哲哉, 山谷泰賀, 高橋悠, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "TOF 情報と DOI 情報の利用によるPET 画像の画質改善," 第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-8, 2007/7/20. (つくば)[38]

田島英朗, 小尾高史, 山谷泰賀, 村山秀雄, 北村圭司, 小田一郎, 山口雅浩, 大山永昭, "PET・光同時イメージン
グ装置における蛍光及び内部発光観測の違いが光断層像再構成に与える影響," 第 26 回日本医用画像工学会大会予稿集, A2-10, 2007/7/20. (つくば)[39]

山谷泰賀，吉田英治，ラムチフグ，稲玉直子，澁谷憲悟，錦戸文彦，伊藤 浩，村山秀雄, "頭部用試作機 jPET-D4の 3 次元イメージング性能評価," 第 68 回応用物理学会学術講演会講演予稿集, p. 147, 7p-ZC-1, 2007/9/7. (北海道
工業大学)

[40]

澁谷憲悟，錦戸文彦，山谷泰賀，稲玉直子，吉田英治，ラムチフグ，村山秀雄, "DOI 情報による Time-of-Flight
型 PET 用検出器の時間分解能向上," 第 68 回応用物理学会学術講演会講演予稿集, p. 126, 4p-ZC-4, 2007/9/4. (北海道工業大学)[41]

吉田英治，北村圭司，錦戸文彦，澁谷憲悟，長谷川智之，山谷泰賀，村山秀雄, "DOI 拡張エネルギーウィンド
ウ法による高感度 PET 装置の検討," 第 68 回応用物理学会学術講演会講演予稿集, p. 126, 4p-ZC-6, 2007/9/4. (北海道工業大学)[42]

吉田英治，木村裕一，北村圭司，錦戸文彦，澁谷憲悟，山谷泰賀，村山秀雄, "PET 用 3 次元検出器校正手法の自動化および最適化," 第 68 回応用物理学会学術講演会講演予稿集, p. 127, 4p-ZC-7, 2007/9/4. (北海道工業大学)[43]

稲玉直子，村山秀雄，山谷泰賀，澁谷憲悟，錦戸文彦，吉田英治，ラムチフグ，高橋慧，大村篤史, "低コスト
PET 用検出器における新しい反射材構造," 第 68 回応用物理学会学術講演会講演予稿集, p. 147, 7p-ZC-2,
2007/9/7. (北海道工業大学)[44]

大村篤史，村山秀雄，稲玉直子，山谷泰賀，吉田英治，錦戸文彦，澁谷憲悟，高橋慧，鳥居祥二, "PET 用 3 次
元ブロック検出器におけるシンチレータ間接着剤の屈折率に対する検討," 第 68 回応用物理学会学術講演会講
演予稿集, p. 152, 7p-ZC-14, 2007/9/7. (北海道工業大学)[45]

錦戸文彦，吉田英治，稲玉直子，澁谷憲悟，山谷泰賀，ラムチフグ，大村篤，小田一郎，村山秀雄, "アバランシェフォトダイオードを用いた 4 層 DOI-PET 検出器の特性評価," 第 68 回応用物理学会学術講演会講演予稿集,
p. 153, 7p-ZC-16, 2007/9/7. (北海道工業大学)[46]

岸本俊二, 張小威, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 越水正典, 高橋直輝, 浅井圭介, 依田芳卓, 春木理恵：高エネルギーX
線用高速シンチレーション検出器の開発. 第 68 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集第１分冊, p.146, 2007.

[47]

山谷泰賀, Chih Fung Lam, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 菅 幹生, 小尾高史, 村山秀雄, "頭部用試作機 jPET-D4 における画像再構成計算の高速化,” 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 317 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2VIIIC5), 2007/11/5 (仙台).

[48]

山谷泰賀, 吉田英治, 村山秀雄, "検出器の故障やクセを考慮した jPET-D4 画像再構成手法の提案," 核医学, 第 44
巻, 第 3 号, p. 317 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2VIIIC7), 2007/11/5 (仙台).

[49]

山谷泰賀, 稲庭拓, 蓑原伸一, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, Lam Chih Fung, 村山秀雄, "オープンPET 装置の提案," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 328 (第 47 回日本核医学会学術総会, 3IVA6), 2007/11/6 (仙台).

[50]

吉田英治, 北村圭司, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 長谷川智之, 山谷泰賀, 村山秀雄, "高感度 PET 装置のための検出器
深さ位置とエネルギーを利用した散乱線除去法の検討," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 328 (第 47 回日本核医学会
学術総会, 3IVA3), 2007/11/6 (仙台).

[51]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 吉田英治, Chih Fung Lam, 高橋慧, "2x2 PMT 配列による
PET 用 DOI 検出器の開発の試み," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 296 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2IVD1),
2007/11/5 (仙台).

[52]

錦戸文彦, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 吉田英治, Chih Fung Lam, 山谷泰賀, 高橋慧, 村山秀雄, "アバランシェフォト
ダイオードを用いた光分配型 DOI-PET 検出器の開発," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 296 (第 47 回日本核医学会学110

術総会, 2IVD2), 2007/11/5 (仙台).
[53]

吉田英治, 錦戸文彦, 渡辺光男, 長谷川智之, 北村圭司, 山谷泰賀, 村山秀雄, "4 層の深さ識別能を有する頭部用PET 装置 jPET-D4 の改良," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 297 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2IVD4), 2007/11/5 (仙
台).

[54]

小林哲哉, 山谷泰賀, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "DOI-TOF-PET の計算機シミュレーションによる画質評価," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 297 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2IVD5), 2007/11/5 (仙台).

[55]

澁谷憲悟, 錦戸文彦, 稲玉直子, 吉田英治, Chih Fung Lam, 山谷泰賀, 村山秀雄, "4 層 DOI 情報による放射線検出器の時間分解能向上と DOI+TOF-PET の提案," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 297 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2IVD6), 2007/11/5 (仙台).

[56]

長谷川智之, 菊池敬, 山谷泰賀, 吉田英治, 菅幹生, 村山英雄, "次世代 PET 装置 jPET-D4 のための立体マーカーを用いた頭部動き計測・補正," 核医学, 第 44 巻, 第 3 号, p. 3117 (第 47 回日本核医学会学術総会, 2VIIB4),
2007/11/5 (仙台).

[57]

田島英朗, 小尾高史, 山谷泰賀, 村山秀雄, 北村圭司, 小田一郎, 山口雅浩, 大山永昭, "PET 用 DOI 検出器を用いた光 CT イメージング実現可能性の検討," Optics & Photonics Japan 2007 (日本光学会年次学術講演会), 27aE8,
2007/11/27.

3. プロシーディング・学会発表（招待講演）(5)[1]

山谷泰賀，佐藤泰, "放射能のトレーサビリティと PET の定量化:はじめに," 2007 年春季 第 54 回応用物理学関係
連合講演会 講演予稿集, 30a-B-1, 2007/3/30 青山学院大学.

[2]

長谷川智之：PET 装置性能評価と定量性. シンポジウム「放射能のトレーサビリティと PET の定量化」, 第 54
回応用物理学関係連合講演会, 青山学院大学, 2007.3.30 (第 54 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集第０分
冊, p. 143, 2007).

[3]

村山秀雄：高感度・高解像度を目指す PET 装置への期待. ワークショップ「新技術：治療に直結した画像医学」,
第 26 回日本画像医学会, 東京, p.144, 2007.2.24.

[4]

吉田英治：次世代 PET 装置の開発, 鈴木和年編：弟１回分子イメージング研究センターシンポジウム「分子イメージングで読み解くあなたの体」, NIRS-M-197, 放射線医学総合研究所発行, 3 月, pp.28-31, 2007.

[5]

村山秀雄, 山谷泰賀, "DOI-PET(jPET-D4)の現状と今後の展開," 日本原子力学会 2007 年秋の大会予稿集(ISBN978-4-89047-140-9), 北九州国際会議場 pp. 1009-1013, 2007. (2007/9/27-29)

4. 特許出願(9)[1]Kengo Shibuya, Tomoaki Tsuda, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Hideo Murayama,“POSITIRON EMISSION TOMOGRAPHY SCANNER AND RADIATION DETECTOR,” PCT PCT/JP2006/326357(出願日：2007/1/31), WO 2008/023451 A1(国際公開日 2008/2/28).

[2]

長谷川智之, 村山秀雄, 山谷泰賀, “被験体の３次元的位置及び向き測定装置,” 特願 2007-55044（平成 19 年 3 月
6 日出願）, 特開 2008-216089[3]

佐藤泰, 村山秀雄, 山田崇裕：放射能絶対測定方法、放射線検出器集合体の検出効率決定方法、及び、放射線測定装置の校正方法, 平成 19 年 3 月 29 日出願、 出願番号 特願 2007-87317 号[4]

山谷泰賀, 村山秀雄, 吉田英治, “断層撮影装置の画像再構成方法、故障診断方法、断層撮影装置、及び、システ
ムマトリクスの管理プログラム,” 特願 2007-87480 (出願日：2007 年 3 月 29 日)[5]

山谷泰賀, 村山秀雄, 吉田英治, “断層撮影装置の画像再構成方法、故障診断方法、断層撮影装置、及び、システ
ムマトリクスの管理プログラム,” 国際出願情報 PCT/JP2007/057229(出願日：2007 年 3 月 30 日)[6]

山谷泰賀, 村山秀雄, 蓑原伸一, “PET 装置、及び、その画像再構成方法,” 国際出願情報 PCT/JP2007/058361. (2007
年 4 月 17 日提出)

[7]吉田英治, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 村山秀雄, 北村圭司, “エネルギーと位置情報を利用した放射線検出方法及び装置,” 特願 2007-112925, 2007 年 4 月 23 日出願[8]吉田英治, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 村山秀雄, 北村圭司, “エネルギーと位置情報を利用した放射線検出方法及び装置,” 国際出願情報 PCT/JP2007/066940(出願日：2007 年 8 月 30 日)[9]

稲玉直子, 村山秀雄, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 大井淳一, 津田倫明：放射線位置検出器, 平成 19 年 8 月 28 日出願、
出願番号 特願 2007-221441 号

5. 特許登録(1)[1]

山本誠一, 村山秀雄：強磁場内作動型放射線位置検出器, 平成 19 年 5 月 11 日登録、 特許第 3950964 号

111

6. 著書・総説(5)[1]

村山秀雄：次世代陽電子放射型断層画像診断装置の開発. 応用物理, 76(4), pp.375-382, 2007.

[2]

村山秀雄：第５章第１節 2. 最新の PET 装置の進歩（DOI-PET）. 非侵襲・可視化技術ハンドブック （小川誠二、上野照剛監修）, エヌティーエス, pp.514-517, 6 月, 2007.

[3]

村山秀雄：第３章第４節 次世代 PETーjPET-D4. 臨床医のためのクリニカル PET, 先端医療技術研究所, pp.66-70,
6 月, 2007.

[4]

村山秀雄：次世代 PET 装置開発の動向. 原子力 eye, 53(9), pp.18-21, 2007.

[5]村山秀雄：PET の基礎. 臨床画像 , メジカルビュー社発行, 23 , 11 月増刊号, pp.6-19, 2007.

7. 研究会・研究報告書(6)[1]

村山秀雄, 他, “次世代 PET 研究会 －PET 装置開発研究の次の一歩(2007/1/22, 放医研)資料集”[2]

小林哲哉, 菅幹生, 山谷泰賀, 高橋悠, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, "装置形状の異なる小動物用 PET 装置の感度・計数率特性の比較," 千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター 第 5 回シンポジウム千葉
大学における医工学研究の現状と課題, 2007.2.23[3]

高橋悠, 菅幹生, 山谷泰賀, 小林哲哉, 北村圭司, 長谷川智之, 村山秀雄, "近接撮影型 DOI-PET の画像再構成における観測モデルの検討," 千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター 第 5 回シンポジウム千葉
大学における医工学研究の現状と課題, 2007.2.23[4]

菅野巌, 村山秀雄：平成 18 年度次世代 PET 装置開発研究報告書, NIRS-R-57, 放射線医学総合研究所, 3 月, 2007.

[5]

村山秀雄, 他, “平成 19 年度次世代ＰＥＴ研究会第 1 回研究会(2007/7/30, 放医研)資料集”[6]

山谷泰賀, "微量生体内物質イメージングのための高分解能かつ高感度な小動物用 PET 装置の基礎設計," 財団法人 島津科学技術振興財団 研究成果報告書(平成 17 年度), pp.35-39, 2007.(ISSN 1340-2951)

8. 表彰(1)[1]

平成 19 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 受賞 2007/4/17 （山谷泰賀「次世代 PET イメー
ジング手法の研究」） (The Young Scientists' Prize, The Commendation for Science and Technology by the Minister of
Education, Culture, Sports, Science and Technology)

9. 研究資金・外部資金[1]

村山秀雄, 他：課題設定型産業技術開発助成金事業による研究課題「悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器
研究開発装置の開発」（元委託者：新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）再委託者：島津制作所）（直接
経費 1,470 万円）[2]

村山秀雄, 棚田修二, 赤羽恵一, 山谷泰賀, 河合秀幸, 菅幹生, 高橋浩之, 長谷川智之, 北村圭司, 羽石秀昭,“PET 検査の超低被ばくを実現する要素技術研究,” 科学研究費補助金（基盤研究（B））, 研究期間 H19～H20 年
度. (直接経費 700 万円)

[3]

吉田英治：

若手研究（B）「ガンマ線トラッキング同時計数型 PET 装置の基礎開発」（直接経費 180 万円）

[4]

稲玉直子：

若手研究（B）「高感度全身 PET のための検出器開発」（直接経費 170 万円）[5]

村山秀雄, 他, “萌芽的先端医療技術推進研究事業 がんの超早期診断・治療のための高感度分子イメージングプ
ローブの開発,” 厚生科研費（直接経費 100 万円）

・理事長調整費（所内競争的資金）[6]

山谷泰賀, 他, “重粒子線がん治療モニタリングに向けたオープン型 PET 装置の検討,” 平成 19 年度理事長調整費
指定研究萌芽的研究(直接経費 180 万円).

10. 講義・講演(8)[1]

村山秀雄, 山谷泰賀, “放射能のトレーサビリティと PET の定量化,” 放射線, Vol. 33, No. 1, pp. 1-2, 2007.

[2]

村山秀雄：新たな英語論文誌の可能性「人目時」. 合同フォーラム（放射線技術学会ー医学物理学会）, 第 93 回
日本医学物理学会学術大会, 横浜, 2007.4.15.

[3]

吉田英治：次世代 PET 装置の開発, 第 6 回国際バイオフォーラム, 東京ビッグサイト, 2007.6.21.

[4]

村山秀雄：分子イメージング装置の開発〜PET 装置開発の展望〜. 放射線計測分科会イブニングセミナー予稿集, 日本アイソトープ協会, pp.1-6, 7 月, 2007. (放射線計測分科会イブニングセミナー「放射線によるイメージン
グ技術」, 日本アイソトープ協会・放射線取扱主任者部会, 東京,2007.7.5.)

112

[5]

山谷泰賀, 稲庭拓, 蓑原伸一, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, Lam Chih Fung, 村山秀雄, "A proposalof open PET geometries," 第 5 回分子イメージング研究センターミーティング『次世代分子イメージング技術の動向』, 2007. (2007/11/15, 放医研)

[6]

村山秀雄：PET Instrumentation toward high spatial resolution and high sensitivity – the principle of the measurement by
PET. FNCA 2007 Workshop and Seminar on Cyclotron and PET in medicine, Forum for Nuclear Cooperation in Asia,
Kuala Lumpur, Malaysia, 2007.11.22.

[7]

山谷泰賀, 東京工業大学 医歯工学コース 核医学物理学 担当, 2007/10/22-26.

[8]

山谷泰賀, 所内講演 1 件（11 月 27 日花咲徳栄高等学校講義）

11. 新聞発表・TV放送・広報など(2)[1]

科学新聞”平成 19 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰”, 2007 年 4 月 20 日

[2]

“分子イメージング研究センターの山谷泰賀さんが文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞”, 放医研 NEWS, No.
126, 2007 年 5 月

12. その他[1]

次世代 PET 研究会 －PET 装置開発研究の次の一歩(2007/1/22, 放医研)を企画・開催 (参加者 119 名、うち所外
94 名)

[2]

平成 19 年度次世代ＰＥＴ研究会第 1 回研究会(2007/7/30, 放医研)を企画・開催

113

研究業績 2008 (H20)
1. 原著論文(8)[1]Naoko Inadama, Hideo Murayama, Yusuke Ono, Tomoaki Tsuda, Manabu Hamamoto, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Kengo
Shibuya, Fumihiko Nishikido, Kei Takahashi and Hideyuki Kawai, "Performance evaluation for 120 four-layer DOI blockdetectors of the jPET-D4," Radiol. Phys. Technol., vol 1, pp. 75–82, 2008.

[2]

Haneishi, H., Sato, M., Inadama, N., Murayama, H. : Simplified simulation of four-layer depth of interaction detector for
PET. Radiol. Phys. Technol., 1, pp.106-114, 2008.

[3]

Fumihiko Nishikido, Tomoaki Tsuda, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Kengo Shibuya, Taiga Yamaya, Keishi Kitamura, Kei
Takahashi, Atsushi Ohmura and Hideo Murayama, "Spatial resolution evaluation with a pair of two four-layer DOI
detectors for small animal PET scanner: jPET-RD," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 584, pp.
212-218, 2008.

[4]

Taiga Yamaya, Taku Inaniwa, Shinichi Minohara, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya,
Chih Fung Lam and Hideo Murayama, "A proposal of an open PET geometry," Phy. Med. Biol., 53, pp. 757-773, 2008.

[5]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Takashi Obi, Hiroshi Ito, Kyosan Yoshikawa and Hideo Murayama, "First human brain
imaging by the jPET-D4 prototype with a pre-computed system matrix," IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 55, no. 5, pp.
2482-2492, Oct. 2008.

[6]

Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, Tomoaki Tsuda, Tetsuya Kobayashi, Chihfung Lam, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida,
Naoko Inadama and Hideo Murayama, "Timing resolution improvement using DOI information in a four-layer
scintillation detector for TOF-PET," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 593, pp. 572– 577,
2008.

[7]

田島英朗, 小尾高史, 山谷泰賀, 村山秀雄, 北村圭司, 小田一郎, 山口雅浩, 大山永昭, “PET・光同時イメージン
グ装置における蛍光および内部発光観測の違いが光断層像再構成に与える影響,” Medical Imaging Technology,
Vol. 26, No. 2, 2008/3.

[8]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, Tomoyuki Hasegawa, Taiga Yamaya, Chihfung Lam,
Naoko Inadama and Hideo Murayama, “A DOI-dependent extended energy window method to control balance of scatterand true events,” IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 55, no. 5, pp. 2475-2481, Oct. 2008.

2. プロシーディング・学会発表（一般演題）(33)[1]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Tomoyuki Hasegawa, Taiga Yamaya, Naoko Inadama,
Hideo Murayama, “Feasibility study of a highly sensitive LaBr3 PET scanner based on the DOI-dependent
extended-energy window,” 8th International Conference on Pisition Sensitive Detectors. (2008/9/1-5, Glasgow)[2]

Hiroto Osada, Hideo Murayama, Naoko Inadama, Atsushi Ohmura, Yujiro Yazaki, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya,
Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Ichiro Oda and Hideyuki Kawai, "Comparison of Two DOI Crystal Blocks Composed ofDifferent GSOTypes for Optimization of a DOI PET/Optical Imaging Detector," The 5th KOREA-JAPAN Joint Meetingon Medical Physics, SS2-R2-9, 2008/9/10-12.

[3]

Yujiro Yazaki, Hideo Murayama, Naoko Inadama, Atsushi Ohmura, Hiroto Osada, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya,
Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Takahiro Moriya, Takaji Yamashita and Hideyuki Kawai, "Preliminary Study on a New DOI
PET Detector with Limited Number of Photo-Detectors," The 5th KOREA-JAPAN Joint Meeting on Medical Physics,
YI-R2-3, 2008/9/10-12. (Young Investigator's Award 受賞)[4]

Naoko Inadama, Hideo Murayama, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Tomoaki Tsuda,
Atsushi Ohmura, Yujiro Yazaki and Hiroto Osada, "Application of Scintillation Crystals Cut As A Triangular Prism for A
PET Detector," The 5th KOREA-JAPAN Joint Meeting on Medical Physics, SS2-R2-8, 2008/9/10-12.）[5]Hasegawa, T., Yoshida, E., Toramatsu, C., Murayama, H., Sato, Y., Yamada, T. : A novel point-like radioactive source for
performance evaluation of PET scanners. The 5th Korea-Japan Joint Meeting on Medical Physics, Sept 10-12, 2008, Jeju,
Korea, PS2-14, 2008.

[6]

T. Yamaya, E. Yoshida, N. Inadama, F. Nishikido, K. Shibuya, H. Murayama, "A Multiplex "OpenPET" Geometry toExtend Axial FOV Without Increasing the Number of Detectors," Conf. Rec. 2008 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag.
Conf., M10-2, 2008. (2008/10/19-10/25, Dresden)[7]

E. Yoshida, T. Yamaya, K. Shibuya, F. Nishikido, N. Inadama, H. Murayama, "Simulation Study on Sensitivity and Count
Rate Characteristics of “OpenPET” Geometries," Conf. Rec. 2008 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M06-7, 2008.
(2008/10/19-10/25, Dresden)[8]

F. Nishikido, E. Yoshida, T. Yamaya, N. Inadama, K. Shibuya, T. Tsuda, H. Tonami, K. Kitamura, H. Murayama,"Development of a prototype system of a small bore DOI-PET scanner," Conf. Rec. 2008 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med.
Imag. Conf., M06-83, 2008. (2008/10/19-10/25, Dresden)

114

[9]

F. Nishikido, N. Inadama, K. Shibuya, E. Yoshida, T. Yamaya, I. Oda, K. Kitamura, H. Murayama, "Four-Layer DOI-PET
Detector with a Silicon Photomultiplier Array," Conf. Rec. 2008 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M06-187, 2008.
(2008/10/19-10/25, Dresden)[10]

N. Inadama, H. Murayama, T. Yamaya, F. Nishikido, K. Shibuya, E. Yoshida, T. Tsuda, A. Ohmura, Y. Yazaki, H. Osada,"A DOI PET Detector With Scintillation Crystals Cut in Triangular Prism," Conf. Rec. 2008 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med.
Imag. Conf., M06-201, 2008. (2008/10/19-10/25, Dresden)[11]

A. Ohmura, F. Nishikido, N. Inadama, Y. Yazaki, H. Osada, K. Shibuya, T. Yamaya, E. Yoshida, S. Torii, H. Murayama,"Crystal identification performance of the jPET detector depending on refractive index of optical cement between
scintillators," Conf. Rec. 2008 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M06-203, 2008. (2008/10/19-10/25, Dresden)[12]Sato, Y., Murayama, H., Hasegawa, T., Yamada, T., Unno, Y., Yunoki, A., Hino, Y. : Monte Carlo simulation of annihilation
radiation - gannma ray coincidence measurement for 22Na standard source used for calibration of PET devices. The 5th
Korea-Japan Joint Meeting on Medical Physics, Sept 10-12, 2008, Jeju, Korea, 2008.9.11.

[13]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, Chih Fung Lam, 村山 秀雄, "オープン PET 装置のイメージ
ングシミュレーション," 電子情報通信学会技術研究報告, Vol .107, No. 461, pp. 383-387, 2008. (2008/1/25-26, 沖
縄)

[14]

小波篤志, 小尾高史, 山口雅浩, 大山永昭, Lam ChihFung, 山谷泰賀, 村山秀雄, "次世代 PET 装置 jPET-D4 の画像
再構成における並列計算手法の検討," 電子情報通信学会技術研究報告, Vol .107, No. 461, pp. 235-240, 2008.
(2008/1/25-26, 沖縄)[15]

高橋慧, 村山秀雄, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 小田一郎, 大村篤史, 河合 秀幸,"DOI-PET 検出器による蛍光イメージング試験," 2008 年春季 第 55 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, p.
149, 28a-NE-1, 2008. (2008/3/28, 船橋)[16]

吉田英治, 北村圭司, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 長谷川智之, 山谷泰賀, 村山秀雄, "エネルギーウィンドウの最適化による頭部用 PET 試作機 jPET-D4 の性能向上," 2008 年春季 第 55 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, p.
163, 30a-NE-1, 2008. (2008/3/30, 船橋)[17]

山谷泰賀, 稲庭拓, 森慎一郎, 古川卓司, 蓑原伸一, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, ラムチフグ, 村山秀雄, "オンライン PET のためのオープン PET 装置の検討," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp. 178-179, 2008. (第95 回日本医学物理学会学術大会報文集 2008/4/4-6, 横浜)[18]

大村篤史, 村山秀雄, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 高橋慧, 鳥居祥二, "PET 用光分配方
式 DOI 検出器における接着剤の屈折率の影響," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp. 41-42, 2008. (第 95 回日本医学物理学会学術大会報文集 2008/4/4-6, 横浜)[19]

稲玉直子, 村山秀雄, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, ラムチフグ, 吉田英治, 高橋慧, 大村篤史, 大井淳一, "全身用 PET 検出器における結晶識別能向上のための新手法," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp. 43-44, 2008. (第 95 回
日本医学物理学会学術大会報文集 2008/4/4-6, 横浜)[20]

錦戸文彦, 稲玉直子, 吉田英治, 澁谷憲悟, ラムチフグ, 山谷泰賀, 村山秀雄, 小田一郎, "APD を受光素子として用いた 4 層 DOI-PET 検出器の開発," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp. 45-46, 2008. (第 95 回日本医学物理学会学術大会報文集 2008/4/4-6, 横浜)[21]

吉田英治, 北村圭司, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 長谷川智之, 山谷泰賀, 村山秀雄, "実効原子番号の低い無機シンチ
レータを用いた高感度 PET 装置の検討," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp. 47-48, 2008. (第 95 回日本医学物理学会
学術大会報文集 2008/4/4-6, 横浜)[22]

Chih Fung Lam, Taiga Yamaya, Takashi Obi, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, Hideo
Murayama, "Intra-node update in parallel implementation of 3D iterative reconstruction," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp.
55-56, 2008. (第 95 回日本医学物理学会学術大会報文集 2008/4/4-6, 横浜)[23]

木内尚子, 小林哲哉, 山谷泰賀, 長谷川智之, 村山秀雄, 菅幹生, "体動補正付 PET 画像再構成における感度画像計算法の基礎的検討," 医学物理, 第 28 巻, Sup. 2, pp. 57-58, 2008. (第 95 回日本医学物理学会学術大会報文集
2008/4/4-6, 横浜)[24]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 村山秀雄, "開放型 PET 装置”OpenPET”の概念設計と分子イメージングへの展開," JSMI Report, vol. 1, No. 2, p. 50, 2008. (日本分子イメージング学会第 3 回総会・学術集
会 2008/5/22)[25]

稲玉直子, 高橋慧, 村山秀雄, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 吉田英治, Chih Fung Lam, 大村篤史, 小田一郎,"PET・蛍光イメージング同時撮像のための検出器開発：光検出における特性," JSMI Report, vol. 1, No. 2, p. 104,
2008. (日本分子イメージング学会第 3 回総会・学術集会 2008/5/22)[26]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 森慎一郎, 蓑原伸一, 村山秀雄, "検出器シフトによる開放型 PET 装置"OpenPET"の画質改善," 第 27 回日本医用画像工学会大会予稿集 CD-ROM, C5-06, 2008.

[27]

田島英朗, 小尾高史, 山谷泰賀, 村山秀雄, 北村圭司, 小田一郎, 山口雅浩, 大山永昭, "DOI-PET 検出器を用いた
PET・蛍光 CT 同時イメージング装置における蛍光断層像画像再構成の検討," 第 27 回日本医用画像工学会大会
予稿集 CD-ROM, P12, 2008.

115

[28]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 吉田英治, 津田倫明, 大村篤史, 長田拓人, 矢崎裕次郎,“三角柱結晶を用いた PET 用 DOI 検出器の基礎研究”, 第 69 回応用物理学会学術講演会予稿集, 2p-ZV-14, p. 117,
2008. (2008/9/2 中部大学)[29]

澁谷憲悟, 錦戸文彦, 稲玉直子, 吉田英治, 津田倫明, 山谷泰賀, 村山秀雄, “TOF-PET 用シンチレーション検出器のデジタルサンプリング周波数に関する基礎的検討”, 第 69 回応用物理学会学術講演会予稿集, 2p-ZV-15, p.
117, 2008. (2008/9/2 中部大学)[30]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 村山秀雄, "全身同時視野 PET の実現に向けた”OpenPET”の拡張," 核医学, 第 45 巻, 第 3 号, p. 289, 2008. (第 48 回日本核医学会学術総会 2008/10/26, M3VB2)[31]

吉田英治, 山谷泰賀, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, "モンテカルロシミュレーションによる
OpenPET の感度及び計数率特性の検討," 核医学, 第 45 巻, 第 3 号, p. 289, 2008. (第 48 回日本核医学会学術総会
2008/10/26, M3VB3)[32]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 吉田英治, "三角柱型結晶を用いた PET 用 DOI 検出器の提案," 核医学, 第 45 巻, 第 3 号, p. 291, 2008. (第 48 回日本核医学会学術総会 2008/10/26, M3VC6)[33]

長谷川智之, 齋藤京子, 菊池敬, 吉田英治, 寅松千枝, 山谷泰賀, 村山秀雄, 佐藤泰, 山田崇裕, "点状線源を用いた新しい感度・定量性評価法," 核医学, 第 45 巻, 第 3 号, p. 293, 2008. (第 48 回日本核医学会学術総会 2008/10/26,
M3VIC1)

3. プロシーディング・学会発表（招待講演）(6)[1]

澁谷憲悟, 山谷泰賀, 村山秀雄, “Open-PET”に向けたピクセル型シンチレーション検出器の開発, 電気学会原
子力研究会シンポジウムシンポジウム「先進放射線利用技術の動向」, 2008/9/11. (早稲田大学大久保キャンパス)[2]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 村山秀雄, “PET の新たな可能性を拓く”OpenPET”,” 第69 回応用物理学会学術講演会予稿集, 2p-CF-6, p.12, 2008. (2008/9/2 中部大学, シンポジウム「非破壊検査用結晶
材料と応用機器」)[3]

山谷泰賀, "シンポジウム 6「PET 装置の開発と普及における日本の進む道」：世界の中での日本の PET 装置開発,"
核医学, 第 45 巻, 第 3 号, p. 211, 2008. (第 48 回日本核医学会学術総会 2008/10/26)[4]

村山秀雄：次世代 PET 装置の開発, シンポジウム「臨床現場における画像診断技術における最前線」, 第 17 回
バイオイメージング学会学術大会, 千葉大学けやき会館, 千葉, 2008.10.31.

[5]

T. Yamaya and H. Murayama, "A Proposal of an OpenPET: new geometry that realizes diagnosis during therapy," 1st
NIRS International Open Laboratory Workshop on Innovation in the Radiation Therapy (Nov. 17, 2008 @NIRS)[6]

山谷泰賀, 村山秀雄, “感度と分解能を両立する DOI 検出器が切り拓く次世代の PET 装置,” 分子イメージング研
究シンポジウム 2008－飛躍を迎えた創薬・疾患診断研究－, 2008/12/15. (神戸)4. 特許出願(10)[1]

山谷泰賀, 村山秀雄, 稲玉直子, “開放型 PET 装置,” 国際特許出願, PCT/JP2008/056451, 2008/4/1 出願.

[2]

澁谷憲悟, 山谷泰賀, 稲玉直子, 錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, “放射線検出方法、装置、及び、陽電子放射断層撮像装置”, 国際特許出願, PCT/JP2008/057035 2008/4/9 出願[3]

山谷泰賀, 村山秀雄, “PET 装置及び検出器の配置決定方法,” 国際特許出願, PCT/JP2008/057284, 2008/4/14 出願.

[4]山谷泰賀, 村山秀雄, 森慎一郎, “開放型 PET 装置,” 国際特許出願, PCT/JP2008/058432, 2008/5/2 出願.

[5]

稲玉直子, 村山秀雄, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 津田倫明：DOI 型放射線検出器, 2008 年 7 月 16 日国際出願, 国際
出願番号 PCT/JP2008/062804[6]

山谷泰賀, 村山秀雄, 蓑原伸一, 稲庭拓, 古川卓司, 森慎一郎, “検出器シフト型放射線治療・PET 複合装置,”
PCT/JP2008/063861, 2008/8/1 出願.

[7]

山谷泰賀, 村山秀雄、稲庭拓, “放射線治療・PET 複合装置,” PCT/JP2008/063862, 2008/8/1 出願.

[8]村山秀雄、長谷川智之, 山田崇裕, “陽電子放出放射性同位元素放射線源,” 特願 2008-261033, 2008/10/7 出願.

[9]稲玉直子, 村山秀雄, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 山谷泰賀, 吉田英治, “DOI 型放射線検出器,” 国際特許出願
PCT/JP2008/068279 2008/10/8 出願.

[10]佐藤泰, 村山秀雄, 山田崇裕, 長谷川智之, 織田圭一：γ 線を放出する陽電子崩壊核種の放射能絶対測定方法、放射線検出器集合体の検出効率決定方法、及び、放射線測定装置の校正方法, 2008 年 12 月 1 日出願, 出願番号
特願 2008-306087 号

5. 特許登録(4)[1]

村山秀雄, 稲玉直子, 杉田憲司, 李容圭：光学フィルムの介装方法及び光学セルブロック, 平成 20 年 3 月 21 日
登録, 特許第 4097123 号

116

[2]

長谷川智之, 村山秀雄：深さ位置認識型放射線検出器, 平成 20 年 8 月 15 日登録, 特許第 4168138 号[3]

高橋浩之, 村山秀雄, 石津崇章：入射位置検出装置, 平成 20 年 9 月 5 日登録, 特許第 4178232 号[4]

村山秀雄, 稲玉直子, 奥野敦：四角柱形セルの配置器具及び配置方法, 平成 20 年 9 月 19 日登録, 特許第4187093 号

6. 著書・総説(10)[1]

村山秀雄：次世代 PET 装置の可能性と開発の現状, 新医療 No. 399, 35(3), pp.60-63, 2008.

[2]

村山秀雄, 山谷泰賀, “PET および PET 関連イメージング融合機器・解析技術,” 遺伝子医学 MOOK9 号「ますます広がる分子イメージング技術」, pp. 67-74, 2008/2.

[3]

村山秀雄：PETーDOI-PET の研究動向と課題ー, 電子情報通信学会論文誌 D, Vol. J91-D, No.7, pp.1695-1707,
2008.

[4]

山谷泰賀, 村山秀雄, “分子イメージングにおける次世代の PET 装置開発,” 電子情報通信学会誌, vol. 91, no. 8, pp.
737-743, 2008.

[5]村山秀雄：4・6 核医学診断装置, 機械工学便覧応用システム編γ9「医療・福祉・バイオ機器」, 日本機械学会
発行（ISBN978-4-88898-174-3）, pp.38-40, 2008.

[6]

山谷泰賀, 村山秀雄, “開放型 PET 装置の研究開発,” Isotope News, No. 654, pp. 8-9, 2008/10.

[7]村山秀雄：画像システムー基礎と臨床応用ーII ２．PET, 画像電子学誌, 第 37 巻, 第 6 号（通巻 197 号）,
pp.1046-1053, 2008.

[8]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 村山秀雄, "OpenPET の開発と可能性", 放射線科学, 第 51
巻, 第 10 号, pp. 9-13, 2008.

[9]

山谷泰賀, “光学工房－開放型 PET 装置,” 光学, 37 巻 11 号, pp. 666-667, 2008.

[10]

山谷泰賀, 吉田英治, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 村山秀雄, “PET の新たな可能性を拓く”OpenPET”,” 映像
情報 Medical, Vol. 40, No. 13, pp. 1200-1203, 2008. (2008 年 12 月号掲載)

7. 研究会・研究報告書(4)[1]

村山秀雄, 他, “次世代 PET 研究会－今後期待される PET 装置の研究開発(2008/1/21, 放医研)”を企画・開催 (参加者 106 名、うち所外 89 名)[2]

澁谷憲悟, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 山谷泰賀, 村山秀雄, "三次元的な発光位置情報を利用した PET 用検出器の時間分解能改善," 研究会「放射線検出器とその応用」, 2008/2/7 (高エネルギー加速器研究機構)[3]

菅野巌,村山秀雄：平成 19 年度次世代 PET 研究報告書, NIRS-R-59, 放射線医学総合研究所, 3 月, 2008.

[4]

村山秀雄, 他, “平成 20 年度次世代ＰＥＴ研究会第 1 回研究会 (2008/7/29, 放医研)”を

8. 表彰(2)[1]

山谷泰賀, “オンライン PET のためのオープン PET 装置の検討,” 第 95 回日本医学物理学会学術大会大会長賞 受賞, 2008/4/6.

[2]

矢崎祐次郎：Young Investigators Award, The 5th Korea-Japan Joint Meeting on Medical Physics. （第５回日韓合同医学物理学会学術大会）, Korean Society of Medical Physics and Japan Society of Medical Physics, 2008.9.11.

9. 研究資金・外部資金[1]

村山秀雄, 他：課題設定型産業技術開発助成金事業による研究課題「悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器
研究開発装置の開発」（元委託者：新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）再委託者：島津制作所）（直接
経費 1,155 万円）[2]

村山秀雄, 棚田修二, 赤羽恵一, 山谷泰賀, 河合秀幸, 菅幹生, 高橋浩之, 長谷川智之, 北村圭司, 羽石秀昭,“PET 検査の超低被ばくを実現する要素技術研究,” 科学研究費補助金（基盤研究（B））, 研究期間 H19～H20 年
度. (直接経費 630 万円)[3]山谷泰賀, "オープンＰＥＴイメージング手法の研究," 平成 20 度科学研究費補助金若手研究 B(課題番号20700417) (直接経費 220 万円)[4]

錦戸文彦：若手研究（B）「ガイガーモード APD を用いた光分配型ＰＥＴ用検出器の開発」（直接経費 150 万円）[5]

渋谷憲悟：特別奨励「量子閉じ込め効果を用いた超高速シンチレータ材料の開発と高時間分解測定への応用」（直
接経費 110 万円）[6]

村山秀雄, 他, “萌芽的先端医療技術推進研究事業 がんの超早期診断・治療のための高感度分子イメージングプ
ローブの開発,” 厚生科研費（直接経費 100 万円）

117

[7]

吉田英治：若手研究（B）「ガンマ線トラッキング同時計数型 PET 装置の基礎研究」（直接経費 80 万円）

・理事長調整費（所内競争的資金）[8]

山谷泰賀, 他, "OpenPET 装置の調査研究、要素技術開発および設計研究," 平成 20 年度理事長調整費創成的研究
採用課題(1,736 万円)

10. 講義・講演(10)[1]

村山秀雄：PET 装置の将来展望. 第 10 回九州 PET 研究会, 九州 PET 研究会, 福岡市, 2008.1.26.

[2]

村山秀雄：３次元から４次元へ：次世代 PET 装置の開発. 第 13 回三次元 CT・MRI 研究会, 三次元 CT・MRI 研
究会, 福島市, 2008.2.2.

[3]

稲玉直子：現在の PET と次世代 PET の開発. 応用物理学特別講義Ｉ「粒子線加速器、放射線を利用したガン治療、ガン診断」, 宮崎大学工学部, 宮崎市, 2008.2.7.

[4]

村山秀雄：次世代 PET 装置開発研究の将来展望, 第 12 回医用原子力技術に関する研究助成総合報告会, 航空
会館, 東京, 2008.7.4.

[5]

山谷泰賀, “Open PET の開発と可能性,” 第 10 回独立行政法人放射線医学総合研究所一般講演会（東京）, 2008/7/9.

[6]

村山秀雄：次世代 PET 装置の開発, 2008 年度 PET 科学アカデミー・サマープログラムセミナー, 臨床研究情報センター, 神戸, 2008.7.18.

[7]Murayama, H. : Basic and advanced concepts for PET imaging, UC Berkeley - University Tokyo Advanced Summer
School in Radiation Detection & Measurements, UC Berkeley Campus, CA, USA, July 21-25, 2008.

[8]

村山秀雄：PET 装置のもつ可能性に挑戦する放射線の技術, 放射線医学見学ツアー, クロス・ウェーブ船橋, 千葉, 2008.7.13.

[9]

山谷泰賀,日本医学物理学会サマーセミナー講師「Nuclear Medicine/Imaging」, 2008/8.21-22.

[10]

山谷泰賀,東京工業大学 医歯工学コース 核医学物理学 担当, 2008/10/14-17.

11. 新聞発表・TV放送・広報など(12)[1]“診断と治療が同時に可能な世界初の開放型 PET 装置を開発 PET の可能性を広げ、分子イメージング研究を推進”, 放医研プレスリリース, 2008/2/7.

[2]“最新のがん検診装置を開発,” NHK ニュース, NHK 総合おはよう日本, 2008/2/8 放送.

[3]“がん 診断と治療同時に,” 朝日新聞夕刊 2 面, 2008/2/7.

[4]“PET 診断中に治療,” 日刊工業新聞 28 面, 2008/2/8.

[5]“PET を改良 治療も可能に,” 日本経済新聞, 2008/2/8.

[6]“がん 診断と治療 同時に,” 日経産業新聞, 2008/2/8.

[7]“治療も同時に行う新検査装置,” NHK オンライン, 2008/2/8.

[8]“治療中の診断も可能な PET 装置開発,” サイエンスポータル編集ニュース, 2008/2/8.

[9]“診断と治療が同時に可能な世界初の開放型 PET 装置を開発 PET の可能性を広げ、分子イメージング研究を推進”, 放医研 NEWS, No. 136, pp. 1-2, 2008/3.

[10]

韓国 KBS 取材(2008/2/28), 番組”Science Café”にて放送(2008/3/15)[11]

イノベーション・ジャパン 2008-大学見本市に出展 (放医研ニュース, No. 143, p. 3, 2008)[12]北陸技術交流テクノフェア 2008 に出展 (放医研ニュース, No. 144, p.8, 2008)

12. その他[1]

次世代 PET 研究会－今後期待される PET 装置の研究開発(2008/1/21, 放医研)を企画・開催 (参加者 106 名、うち所外 89 名)[2]

平成 20 年度次世代ＰＥＴ研究会第 1 回研究会(2008/7/29)を企画・開催[3]

国際オープンラボラトリー開設記念ワークショップに合わせて、カロリンスカ研究所 Anders Brahme 博士とディスカッション (放射線科学 Vol. 51, No. 12, 2008, pp. 24-25 ／ 放医研 NEWS, no. 145, pp. 1-2, 2008)

118

研究業績 2009 (H21)
1. 原著論文(9)[1]Taiga Yamaya, Taku Inaniwa, Shinichiro Mori, Takuji Furukawa, Shinichi Minohara, Eiji Yoshida, Fumihiko Nishikido,
Kengo Shibuya, Naoko Inadama, Hideo Murayama, "Imaging simulations of an “OpenPET” geometry with shifting
detector rings," Radiol. Phys. Technol., Vol. 2, pp. 62-69, Jan. 2009.

[2]

Hasegawa, T., Yoshida, E., Shibuya, K., Murayama, H. : Optical Observation of Energy Loss Distribution and PracticalRange of Positrons from an 18F Water Solution in a Water-equivalent Phantom. Med. Phys., 36(2), pp.402-410, 2009.

[3]

Taiga Yamaya, Taku Inaniwa, Eiji Yoshida, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Naoko Inadama and Hideo Murayama,"Simulation studies of a new ‘OpenPET’ geometry based on a quad unit of detector rings," Phy. Med. Biol., vol. 54, pp.
1223-1233, 2009.

[4]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Chie Toramatsu, Mayumi Nishimura, Yoshiya Shimada, Naoko Inadama, Kengo Shibuya,
Fumihiko Nishikido and Hideo Murayama, "Preliminary study on potential of the jPET-D4 human brain scanner for small
animal imaging," Annals of Nuclear Medicine, Vol. 23, pp. 183-190, 2009.

[5]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Makoto Higuchi and Hideo Murayama,"A multiplex "OpenPET" geometry to extend axial FOV without increasing the number of detectors," IEEE Trans. Nucl.
Sci., Vol. 56, No. 5, pp. 2644-2650, Oct. 2009.

[6]

Chih Fung Lam, Taiga Yamaya, Takashi Obi, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido and
Hideo Murayama, "Parallel implementation of 3-D iterative reconstruction with intra-thread update for the jPET-D4,"
IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 56, No. 1, pp. 129-135, 2009.

[7]

Eiji Yoshida, Keishi Kitamura, Fumihiko Nishikido, Kengo Shibuya, Tomoyuki Hasegawa, Taiga Yamaya, Naoko Inadamaand Hideo Murayama, Feasibility study of a highly sensitive LaBr3 PET scanner based on the DOI-dependent
extended-energy window, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 604, pp. 363-365, 2009.

[8]

Hideaki Tashima, Takashi Obi, Taiga Yamaya, Hideo Murayama, Keishi Kitamura, Ichiro Oda, Masahiro Yamaguchi,
Nagaaki Ohyama, "Feasibility study of near-infrared fluorescence tomography using a positron emission tomographequipped with depth-of-interaction PET detectors," Radiol. Phys. Technol., Vol. 2, pp. 189–197, 2009.

[9]

Kengo Shibuya, Masanori Koshimizu, Fumihiko Nishikido, Haruo Saito and Shunji Kishimoto,"Poly[bis(phenethylammonium) [dibromidoplumbate(II)]-di-l-bromido]]", Acta Cryst., E65, m1323-m1324, 2009.

2. プロシーディング・学会発表（一般演題）(41)[1]

S. Kinouchi, T. Yamaya, T. Hasegawa, T. Kobayashi, H. Murayama, M. Suga, "Implementation of statistical 3D-PET
image reconstruction with motion correction," 信学技報, Vol. 108, No. 385, pp. 163-164. (International Forum on
Medical Imaging in Asia 2009 (IFMIA 2009), 2009/1/19, Taiwan)[2]

F. Nishikido, Y. Yazaki, H. Osada, N. Inadama, T. Inaniwa, S. Sato, E. Yoshida, T. Yamaya, H. Murayama, “The influenceof the fragment particles from carbon beam on an OpenPET detector as in-beam PETfor heavy ion therapy,” Abstract bookof PTCOG48, pp. 109-110. 2009. (2009/9/28-10/3, Heidelerg)[3]

Daisuke Kokuryo, Yuichi Kimura, Takayuki Obata, Taiga Yamaya, Hiroo Ikehira, Ichio Aoki, and Iwao Kanno, “Bridge
capsule: holding fixture to improve reproducibility and registration during longitudinal multimodal imaging,” 2009 World
Molecular Imaging Congress, 2009/9/23-26 (Montreal, Canada).

[4]

F. Nishikido, Y. Yazaki, H. Osada, N. Inadama, T. Inaniwa, S. Satoh, K. Shibuya, E. Yoshida, T. Yamaya and H. Murayama,“Influence of secondary particles from heavy ion irradiation to in-beam OpenPET detectors,” Conf. Rec. 2009 IEEE Nucl.
Sci. Symp. Med. Imag. Conf., J04-5, 2009. (2009/10/25-10/30, Orland)[5]

N. Inadama, H. Murayama, F. Nishikido, T. Yamaya, E. Yoshida, K. Shibuya, Y. Yazaki and H. Osada, “Proposal of a
8-layer DOI detector composed of same scintillation crystal elements,” Conf. Rec. 2009 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med.
Imag. Conf., M09-32, 2009. (2009/10/25-10/30, Orland)[6]

Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama and Hideo Murayama, "Feasibility study of entire
whole-body PET scanners based on the OpenPET geometry," Conf. Rec. 2009 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf.,
M13-102, 2009. (2009/10/25-10/30, Orland)[7]

Tomoyuki Hasegawa, Yasushi Sato, Eiji Yoshida, Takahiro Yamada, Keiichi Oda, Yasuhiro Wada, Taiga Yamaya, Hideo
Murayama, Toru Takeda, Kyoko Saito, "Evaluation and Calibration of PET Scanners with a Specially Designed Point-likeRadioactive Source," Conf. Rec. 2009 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M13-105, 2009. (2009/10/25-10/30,
Orland)[8]

Y. Yazaki, H. Murayama, N. Inadama, H. Osada, F. Nishikido, K. Shibuya, T. Yamaya, E. Yoshida, M. Suga, T. Moriya, M.
Watanabe, T. Yamashita and H. Kawai, “The ‘X’tal cube’ PET detector: 3D scintillation photon detection of a 3D crystal
array using MPPCs,” Conf. Rec. 2009 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M13-267, 2009. (2009/10/25-10/30,

119Orland)[9]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Kengo Shibuya and Hideo Murayama, "Influence of
TOF information in OpenPET image reconstruction," Conf. Rec. 2009 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M5-82,
2009. (2009/10/25-10/30, Orland)[10]

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲庭拓, 森慎一郎, 古川卓司, 蓑原伸一, 野田耕司, 吉川京燦, 樋口真人, 澁谷憲吾, 稲玉直子, 村山秀雄, "オンライン PET のための Quad-unit 型 OpenPET の提案," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2,
pp. 73-74, 2009 (第 97 回日本医学物理学会大会報文集, O-014, 2009/4/17).

[11]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 吉田英治, 大村篤史, 長田拓人, 矢崎裕次郎, “PET 検出器
における 2 層 DOI 検出法,” 第 56 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, p. 184, 2009 (筑波大学).

[12]

矢崎裕次郎, 村山秀雄, 稲玉直子, 大村篤史, 長田拓人, 錦戸文彦, 渋谷憲悟, 吉田英治, 山谷泰賀, 森谷隆広,
山下貴司, 河合秀幸, “受光素子を 3 次元的に配置する DOI PET 検出器の基礎研究,” 第 56 回応用物理学関係連合
講演会講演予稿集, p. 184, 2009 (筑波大学).

[13]

長田拓人, 村山秀雄, 稲玉直子, 錦戸文彦, 渋谷憲悟, 山谷泰賀, 吉田英治, 河合秀幸, 津田倫明, 大村篤史, 矢崎裕次郎, “PET 検出器における三角柱状シンチレーション結晶の光広がりの基礎研究,” 第 56 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, p. 184, 2009 (筑波大学).

[14]

錦戸文彦, 吉田英治, 稲玉直子, 渋谷憲悟, 山谷泰賀, 津田倫明, 戸波寛道, 北村圭司, 村山秀雄, “4 層 DOI 検出器を用いた近接撮像型 PET 装置の性能評価,” 第 56 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, p. 195, 2009 (筑波
大学).

[15]

小野寺和也，越水正典，澁谷憲悟，錦戸文彦，岸本俊二，浅井圭介, "BaCl2 単結晶のシンチレーション特性・X
線検出特性評価", 2009 年春季第 56 回応用物理学関係連合講演会, 2009 (筑波大学).

[16]

吉田英治, 山谷泰賀, 澁谷憲悟, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, "モンテカルロシミュレーションによる
OpenPET 型オンライン PET の感度特性," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 75-76, 2009 (第 97 回日本医学物理学会
大会報文集, O-015, 2009/4/17).

[17]

錦戸文彦, 稲玉直子, 澁谷憲吾, 吉田英治, 山谷泰賀, 小田一郎, 北村圭司, 村山秀雄, “アレイ型 SiPM を用いた
PET 用 DOI 検出器の基礎特性,” 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 171-172, 2009 (第 97 回日本医学物理学会大会報文集, O-064, 2009/4/18).

[18]

矢崎祐次郎, 村山秀雄, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲吾, 吉田英治, 山谷泰賀, 森谷隆広, 山下貴司, 河合秀幸,“受光素子を 3 次元的に配置する DOI PET 検出器の基礎研究,“ 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 173-174, 2009 (第97 回日本医学物理学会大会報文集, O-065, 2009/4/18).

[19]

稲玉直子, 村山秀雄, 錦戸文彦, 澁谷憲吾, 山谷泰賀, 吉田英治, 大村篤司, 矢崎祐次郎, 長田拓人, “三角柱状PET 用シンチレーション結晶による 2 層 DOI 検出方法の検討,” 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 175-176, 2009 (第97 回日本医学物理学会大会報文集, O-066, 2009/4/18).

[20]

三好裕司, 錦戸文彦, 吉田 英治, 山谷泰賀, 木内尚子, 村山秀雄, 菅幹生, "近接撮影型 DOI-PET 装置のための高精度かつ高速な 3 次元画像再構成手法の実験的検証," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 177-178, 2009 (第 97 回日本
医学物理学会大会報文集, O-067, 2009/4/18).

[21]

横山貴弘, 錦戸文彦, 矢崎祐次郎, 稲玉直子, 山谷泰賀, 吉田英治, 村山秀雄, 菅幹生, "受光素子の 3 次元配置最適化に向けた DOI 検出器シミュレータの開発," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 179-180, 2009 (第 97 回日本医学物理学会大会報文集, O-068, 2009/4/18).

[22]

勝沼隆幸, 村山秀雄, 山谷泰賀, 菅幹生, "2 次元 PET 画像再構成における統計ノイズ特性の解析," 医学物理, 第29 巻, Sup. 2, pp. 226-227, 2009 (第 97 回日本医学物理学会大会報文集, O-092, 2009/4/18).

[23]

木内尚子, 山谷泰賀, 長谷川智之, 小林哲哉, 村山秀雄, 菅幹生, "3 次元体動補正付逐次近似 PET 画像再構成の実装方法の検討," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 2, pp. 228-229, 2009 (第 97 回日本医学物理学会大会報文集, O-093,
2009/4/18).

[24]

長田拓人, 村山秀雄, 稲玉直子, 錦戸文彦, 澁谷憲吾, 山谷泰賀, 吉田英治, 河合秀幸, 津田倫明, 大村篤司, “三角柱状シンチレーション結晶素子と 4ch PS-PMT で構成された PET 用試作検出器の性能評価,” 医学物理, 第 29
巻, Sup. 2, pp. 230-231, 2009 (第 97 回日本医学物理学会大会報文集, O-094, 2009/4/18).

[25]

長谷川智之, 吉田英治, 村山秀雄, 佐藤泰, 山田崇裕, 織田圭一, 和田康弘, 菊池敬, 斉藤京子, “円筒多重カプセ
ルタイプの点状線源による PET 装置の絶対校正・評価法,” 医学物理, 29 巻, Sup. 2, pp. 220- 221, 2009.

[26]

長谷川智之, 吉田英治, 村山秀雄, 佐藤泰, 山田崇裕, 織田圭一, 和田康弘, 菊池敬, 斉藤京子 : 微小球形状線源のモンテカルロ・シミュレーションによる基本的物理特性評価,” 医学物理, 29 巻, Sup. 2, pp. 222- 223, 2009.

[27]

長谷川智之, 吉田英治, 澁谷憲悟, 村山秀雄, 鍵谷豪, “水等価シンチレータによる陽電子の空間的な広がりの観測,” 医学物理, 29 巻, Sup. 2, pp. 224- 225, 2009.

[28]

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 村山秀雄, 稲庭拓, 森慎一郎, 古川卓司, 蓑原伸一, 野田
耕司, 吉川京燦, 樋口真人, 小泉満, "OpenPET 装置の基本設計と分子イメージングへの展開," 日本分子イメー
ジング学会機関紙, Vol. 2, No. 2, p. 82, 2009 (日本分子イメージング学会第 4 回総会・学術集会, P2-5,120

2009/5/14-15@東京)[29]

稲玉直子, 村山秀雄, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 吉田英治, 矢崎祐次郎, 長田拓人, "結晶分割による PET 用
2 層 DOI 検出法の評価," 日本分子イメージング学会機関紙, Vol. 2, No. 2, p. 84, 2009 (日本分子イメージング学会
第 4 回総会・学術集会, P2-7, 2009/5/14-15@東京)[30]

矢崎祐次郎, 村山秀雄, 稲玉直子, 長田拓人, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 吉田英治, 山谷泰賀, "半導体受光素子を３次元的に配置した DOI PET 検出器の基礎研究," 日本分子イメージング学会機関紙, Vol. 2, No. 2, p. 85, 2009 (日本分子イメージング学会第 4 回総会・学術集会, P2-8, 2009/5/14-15@東京)[31]

國領大介, 木村裕一, 小畠隆行, 山谷泰賀, 池平博夫, 青木伊知男, 菅野 巖, "再固定を考慮することで長期間計測を可能とするマウス位置合わせ用“ブリッジカプセル”の開発," 日本分子イメージング学会機関紙, Vol. 2,
No. 2, p. 126, 2009 (日本分子イメージング学会第 4 回総会・学術集会, P6-7, 2009/5/14-15@東京)[32]

中島靖紀， 鶴田有樹， 河野俊之， 佐藤眞二， 稲庭拓， 吉田英治， 山谷泰賀, “重粒子線照射による標的中線量分布推定のための PET 測定による陽電子消滅γ線分布の分析,” 第 11 回応用加速器・関連技術研究シンポ
ジウム ARTA2009, 2009/6/12@東工大.

[33]

錦戸文彦，岸本俊二，澁谷憲悟，越水正典，春木理恵、"GEANT4 を用いた高エネルギーX 線用高速シンチレー
ション検出器の研究", 2009 年秋季第 70 回応用物理学会学術講演会, 2009/9 (富山大学).

[34]

矢崎祐次郎, 村山秀雄, 稲玉直子,長田拓人, 錦戸文彦, 渋谷憲悟, 吉田英治, 山谷泰賀, 森谷隆広, 渡辺光男, 山下貴司, 河合秀幸, “半導体受光素子を用いた多面読み出し型 DOI PET 検出器の研究,” 第 70 回応用物理学会学術講演会 講演予稿集, p. 126, 2009/9 (富山大学).

[35]

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 澁谷憲悟, 稲庭拓, 村山秀雄, "がん診断と治療の融合に向けた
OpenPET の開発：TOF 情報を利用した画像再構成の検討," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 3, (第 98 回日本医学物理学会大会報文集, MO-82), pp. 195-196, 2009/9 (京都).

[36]

錦戸文彦, 矢崎祐次郎, 長田拓人, 稲玉直子, 稲庭拓, 佐藤眞二, 澁谷憲悟, 吉田英治, 山谷泰賀, 村山秀雄, "オンラインモニタリング OpenPET 用検出器の重粒子線照射からの影響," 医学物理, 第 29 巻, Sup. 3, (第 98 回日本
医学物理学会大会報文集, MO-40), pp. 112-113, 2009/9 (京都).

[37]

岡部幸夫, 山谷泰賀, 吉田英治, 村山秀雄, 菅幹生, “コンプトンカメラ画像再構成における解析的手法と逐次近似型手法の比較,” BMES2009 生体医工学シンポジウム 2009 講演予稿集(CD-ROM), pp.320-323(2009).(生体医工学
シンポジウム 2009, 3-2-03, 2009/9/18-19 ,千葉大学).

[38]

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, "OpenPET 画像再構成における TOF 情報の効果," 核医学,
第 46 巻, 第 3 号, S191, 2009. (第 49 回日本核医学会学術総会, M1IIIA4, 2009/10/1, 旭川)[39]

吉田英治, 山谷泰賀, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, "全身同時視野 OpenPET のデータ収集法に関する基礎的検討," 核医学, 第 46 巻, 第 3 号, S191, 2009. (第 49 回日本核医学会学術総会, M1IIIA1, 2009/10/1, 旭川)[40]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 錦戸文彦, 吉田英治, 澁谷憲悟, 菅幹生, 山下高司, "シンチレーション結晶配列６面からの信号読み出しによる DOI PET 検出器の開発," 核医学, 第 46 巻, 第 3 号, S237, 2009. (第 49 回日本核医学会学術総会, M2IIIB2, 2009/10/2, 旭川)[41]

澁谷憲悟， 斎藤晴雄, 山谷泰賀, “Positron Emission Tomography 開発の近況,” 京都大学原子炉実験所専門研究会「陽電子科学とその理工学への応用」, 2009/11/20-21. (京都大学原子炉実験所)

3. プロシーディング・学会発表（招待講演）(4)[1]

山谷泰賀、錦戸文彦、吉田英治、稲玉直子、澁谷憲悟、村山秀雄, “脳科学における次世代の PET 装置開発,” 第3 回分子イメージングセンターシンポジウム 脳科学における分子イメージングの将来像, 2009/1/22 (放医研), pp.
13-14, 200 放医研分イメシンポ抄録集, 2009/3.

[2]

村山秀雄, “「輝く放射線医療 今そして未来－人と技術のハーモニー」5. 役に立つ放射線の旗の下で智と技の調和に挑戦しよう,” JRC2009 合同シンポジウム２, パシフィコ横浜, 2009/4/17.

[3]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Fumihiko Nishikido and Hideo Murayama, “Development of the next
generation positron emission tomography (PET) - from depth-of-interaction (DOI) detectors to Open PET -,” Advanced
Science Research Symposium (ASR) 2009 Abstract book, p. 32, 2009. (invited special talk, 2009/11/11@Tokai).

[4]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Naoko Inadama, Fumihiko Nishikido and Hideo Murayama, “Development of New
Technologies for the Next Generation PET Scanner, “IEEE ISBME 2009 the 4th International Symposium on Biomedical
Engineering, 2009. (2009/12/14-18, Bangkok). Invited for special session.

4. 特許出願(4)[1]

山 谷 泰 賀 , 村 山 秀 雄 , 小 畠 隆 行 , 青 木 伊 知 男 , " オ ー プ ン Ｐ Ｅ Ｔ ／ Ｍ Ｒ Ｉ 複 合 機 ," 国 際 出 願 番 号 ：PCT/JP2009/054780 (2009/3/12 出願).

[2]

山谷泰賀, 村山秀雄, "多目的ＰＥＴ装置," 国際出願番号：PCT/JP2009/054781 (2009/3/12 出願).

121

[3]

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲庭拓, 村山秀雄, "検出器回動型放射線治療・画像化複合装置," 国際特許出願
PCT/JP2009/055701 (2009 年 3 月 23 日出願).

[4]

山谷泰賀, 稲庭拓, 錦戸文彦, 村山秀雄, "遮蔽型放射線治療・画像化複合装置," 国際特許出願 PCT/JP2009/055702(2009 年 3 月 23 日出願).

5. 特許登録(3)[1]

住谷圭二, 石橋浩之, 村山秀雄, 稲玉直子, 山下貴司, 大村知秀：パルス波高整列放射線位置検出器, 平成 21 年
7 月 3 日登録, 特許第 4332613 号.

[2]

村山秀雄, 稲玉直子, 北村圭司, 山下貴司：３次元放射線位置検出器, 平成 21 年 7 月 10 日登録,号.

[3]北村圭司, 吉田英治, 木村裕一, 村山秀雄：放射線位置検出器の校正方法及び放射線位置検出器, 平成 21 年 9 月
4 日登録, 特許第 4367903 号.

特許第 4338177

6. 著書・総説(6)[1]

佐藤泰, 村山秀雄：学会報告 JRC 合同シンポジウム「PET 装置の校正と定量性の向上」, 医学物理, 28(3), pp.77- 102, 2008.

[2]

T. Yamaya and H. Murayama, “OpenPET: a new geometry that enables diagnosis during therapy,” (山谷泰賀, 村山秀雄,"がん診断と治療を融合する”OpenPET”の提案,") 放射線科学, 第 52 巻, 第 2 号, pp. 54-58, 2009.

[3]

山谷泰賀, “次世代の PET 装置の開発研究,” Medical Imaging Technology, Vol. 27, No. 5, pp. 279-285, 2009. (2009 年
11 月号)[4]

Naoko Inadama, Yujiro Yazaki, Hideo Murayama, Fumihiko Nishikido, Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Hiroto Osada, Kengo
Shibuya, Mikio Suga, Takaji Yamashita, "Development of the "X'tal Cube": The Next Generation PET Detector Using
Semiconductor Photo-detectors," 放射線科学, Vol.52, No.7, pp. 8-15, 2009.

[5]

村山秀雄, “10 年目を迎えた「次世代 PET 研究会」の紹介,” 放医研 NEWS, No.147, p.4, 2 月, 2009.

[6]

村山秀雄, “かつての研究公務員の回想,” 放射線科学, 52 (8), pp.16-28, 2009.

7. 研究会・研究報告書(7)[1]

村山秀雄, ほか, “平成 20 年度 次世代 PET 研究会資料,” 2009/1/19, 放医研[2]

村山秀雄, 山谷泰賀, 編, "平成 20 年度次世代 PET 研究報告書," 2009/3/1, NIRS-R-60.

[3]

木内尚子, 山谷泰賀， 長谷川智之， 小林哲哉， 村山秀雄， 菅幹生, “体動補正付 3 次元 PET 画像再構成の検討,” 千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター第 7 回シンポジウム ポスター講演要旨集, p.
42,2009/2/20.

[4]下村岳夫, 國領大介, 青木伊知男, 小畠隆行, 木村裕一, 山谷泰賀, 菅野巖, “マルチモダリティイメージング用
ブリッジカプセルの開発,” 第 4 回技術と安全の報告会報告集, p. 88, 2009/3/17. (放医研)[5]

錦戸文彦, 稲庭拓, 佐藤眞二, 稲玉直子, 澁谷憲吾, 中島靖紀, 吉田英治, 山谷泰賀, 村山秀雄, "OpenPET 用ガ
ンマ線検出器の重粒子線照射環境での性能の基礎研究(20P250)," 平成 20 年度放射線医学総合研究所重粒子線がん治療装置等共同利用研究報告書, pp. 258-259, 2009/4/13.

[6]

中島靖紀, 鶴田有樹, 佐藤眞二, 稲庭拓, 吉田英治, 山谷泰賀, 河野俊之, "核破砕反応により生成される陽電子
崩壊核を利用した照射野確認システムに関する研究(19P177)," 平成 20 年度放射線医学総合研究所重粒子線がん治療装置等共同利用研究報告書, pp. 267-269, 2009/4/13.

[7]

山谷泰賀, ほか, “平成 21 年度次世代 PET 研究会資料,” 2009/7/27, 放医研.

8. 表彰(2)[1]

山谷泰賀, “がん診断と治療を融合する開放型ＰＥＴ装置の開発," 平成 20 年度コニカミノルタ画像科学奨励賞受賞, 2009/2/4.

[2]

山谷泰賀, “開放型 PET 装置の発明,” 放射線医学総合研究所 業績表彰、2009/7/1

9. 研究資金・外部資金[1]

山谷泰賀（研究代表者）, 菅幹生, 澁谷憲悟, 羽石秀昭, 渡辺光男, “革新的 PET 用 3 次元放射線検出器の開発,” 先
端計測分析技術・機器開発事業（要素技術プログラム）（元委託者：独立行政法人科学技術振興機構, H21/10-H24/3)(H21 開発費：放医研直接経費 600 万／全体直接経費 2,344 万円).

[2]

山谷泰賀, 他：課題設定型産業技術開発助成金事業による研究課題「悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器

122

研究開発装置の開発」（元委託者：新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）再委託者：島津制作所）（直接
経費 365 万円）[3]

稲玉直子, "結晶形状の工夫による DOI-PET 検出器の高性能化の研究, "科研費若手 B. (直接経費 150 万円)[4]山谷泰賀：若手研究(B)「オープン PET イメージング手法の研究」（直接経費 110 万円）[5]

山谷泰賀, “がん診断と治療を融合する開放型ＰＥＴ装置の開発," 平成 20 年度コニカミノルタ画像科学奨励賞受賞, 2009/2/4. (直接経費 91 万円)[6]

錦戸文彦, "ガイガーモード APD を用いた光分配型ＰＥＴ用検出器の開発," 科研費若手 B. (直接経費 50 万円)[7]村山秀雄、吉田英治、錦戸文彦：基盤研究(C) 「新たな放射能絶対測定法を用いた PET 装置の定量性向上に関する研究」（研究代表者：佐藤泰（産業技術総合研究所））（分担直接経費 14 万円）

・理事長調整費（所内競争的資金）[8]

山谷泰賀（研究代表者）, 錦戸文彦, 吉田英治, 稲玉直子, 稲庭拓, 佐藤眞二, 森慎一郎, 古川卓司, 蓑原伸一, 野
田耕司, 吉川京燦, 樋口真人, 小泉 満, “スーパーPET のための要素技術開発,” 平成 21 年度理事長調整費創成的研究採用課題（直接経費 1578 万円）[9]

稲玉直子, 矢崎祐次郎, "次世代 PET 検出器「クリスタルキューブ」の研究," 所内競争的資金：理事長調整費萌芽的研究. (直接経費 166 万円)

10. 講義・講演(9)[1]

Murayama, H. : Advanced concept and technology, FNCA 2009 Seminar on Application of Cyclotron and Positron
Emission Tomography in Medicine, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 8, 2009.

[2]

山谷泰賀, “次世代 PET 装置の開発,” 千葉県立長生高等学校高校 1 年生見学・講義担当(2009/3/26)[3]

山谷泰賀, “次世代 PET 装置開発研究と今後の展開,” 千葉大学 2009 年度第 1 回医工学研究会, 2009/4/22.

[4]

山谷泰賀, “イメージング物理研究のこれから”, 分子イメージングセンターミーティング, 2009/6/11 (放医研).

[5]山谷泰賀, “次世代 PET 装置の開発,” 分子イメージングサマースクール, 2009/8/6 (神戸).

[6]

山谷泰賀, “次世代 PET 装置の開発,” 宮崎県立宮崎西高等学校１年生見学・講義担当(2009/8/7)[7]

山谷泰賀, “Open-PET”, 放射線医学総合研究所 記者報告会, 2009/10/9.

[8]

山谷泰賀, 東工大, 医歯工学特別コース「核医学物理」 2009/10/18-22.

[9]山谷泰賀, “次世代 PET 装置開発研究と今後の展開,” 電気学会原子力技術委員会による放医研見学における講演,
2009/11/18.

11. 新聞発表・TV放送・広報など(4)[1]“山谷泰賀氏が第 15 回コニカミノルタ画像科学奨励賞を受賞,” 放医研 NEWS, No. 147, 2009 年 2 月号.

[2]“技術ウォッチ 乳がん検査 下着を着けたまま 島津製作所、痛みも軽減,” 日本経済新聞, 2009/4/10. (共同研究
プロジェクトの紹介)[3]

村山秀雄, 山谷泰賀テレビ出演, 「いらっしゃいませ、仁術堂です。第 12 話 放射線で診て、放射線で治す～ 放射線医療の科学技術 ～」サイエンス チャンネル(スカパー!773ch), 2009 年 9 月 4 日(金)20 時 30 分~21 時, 9 月
11 日(金)19 時 30 分~20 時(再放送).

[4]“平成 21 年度 業績表彰の授与式が行われました”, 放医研 NEWS, No. 152, 2009 年 7 月号.

12. その他[1]

次世代 PET 研究会－新たな挑戦をする PET 装置の研究開発(2009/1/19, 放医研)を企画・開催（参加者 85 名、うち所外 65 名）[2]

平成 21 年度次世代 PET 研究会(2009/7/29, 放医研)を企画・開催 (参加者 68 名、うち所外 47 名)[3]「OpenPET」商標登録, 登録第 5258764 号, 2009/8/21.

[4]

見学対応 18 件（2009/3/26 千葉県立長生高等学校高校 1 年生ご一行、2009/6/25 理化学研究所 櫻井博儀主任研究員御一行, 2009/8/7 宮崎県立宮崎西高等学校, 2009/8/10 ミュンヘン工科大 Sibylle I. Ziegler 氏御一行, 2009/11/18
電気学会 原子力技術委員会御一行, 2009/11/25 株式会社東芝御一行, 2009/12/7 日本産業技術振興会御一行、他ポ
ジトロジカ見学等 11 件）

123

研究業績 2010 (H22)1. 原著論文(9)[1]Tomoyuki Hasegawa , Haruna Kojima, Chisato Masu, Yasuhiro Fukushima, Hironori Kojima, Kiminori Konokawa,Tomonori Isobe, Eisuke Sato, Hideo Murayama, Koichi Maruyama and Tokuo Umeda, “Creation and application of
three-dimensional computer-graphic animations for introduction to radiological physics and technology,” Radiol. Phys.
Technol.,3 (1), pp. 1-9, 2010.

[2]

Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, and Hideo Murayama, "Simulation
study on sensitivity and count rate characteristics of "OpenPET" geometries," IEEE Trans.Nucl. Sci., Vol. 57, No. 1, pp.
111-116, 2010, Feb.

[3]

Tomoyuki Hasegawa, Eiji Yoshida, Yasushi Sato, Keiichi Oda, Yasuhiro Wada, Takahiro Yamada, Taiga Yamaya, Hideo
Murayama, Kyoko Saito, "Point-like radioactive source with multiple absorber capsules for evaluating PET scanners,"
Ann. Nucl. Med., vol. 24, No. 5, pp. 427-432, 2010

[4]

T.Hasegawa, K.Oda, Y.Wada, Y.Sato, T.Yamada, E.Yoshida, H.Murayama, K.Saito, T.Takeda, T.Kikuchi: “A practicalmethod of determining cross-calibration factors of PET scanners by moving a point-like 22Na radioactive source”, Ann.
Nucl. Med., Vol. 24, 655-661, 2010.

[5]

Daisuke Kokuryo, Yuichi Kimura, Takayuki Obata, Taiga Yamaya, Kazunori Kawamura, Ming-Rong Zhang, Iwao Kanno
and Ichio Aoki, “A small animal holding fixture system with positional reproducibility for longitudinal multimodal
imaging,” Phys. Med. Biol., vol. 55 , pp. 4119-4130, 2010.

[6]

Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Hideo Murayama, “Basic study of entire whole-body
PET scanners based on the OpenPET geometry,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 621, p.
576-580, 2010.

[7]

Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Ichiro Oda, Kengo Shibuya, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Keishi Kitamura, Hideo
Murayama, “Four-layer depth-of-interaction PET detector for high resolution PET using a multi-pixel S8550 avalanche
photodiode,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 621, pp. 570-575, 2010.

[8]

横山貴弘, 三橋隆之, 錦戸文彦, 稲玉直子, 吉田英治, 村山秀雄, 山谷泰賀, 菅幹生, “次世代 PET 検出器「クリスタルキューブ」の位置演算における情報取捨選択法,” MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY, Vol. 28, No. 4, pp.
223-228, 2010.

[9]

Kataoka, J. Matsuda, H. Nishikido, F. Koizumi, M. Ikeda, H. Yoshino, M. Miura, T. Tanaka, S. Ishikawa, Y. Kawabata, N.
Shimizu, K. Matsunaga, Y. Kishimoto, S. Kubo, H. Yanagida, Y. Nakamori, T. , "Development of an APD-Based PET
Module and Preliminary Resolution Performance of an Experimental Prototype Gantry", IEEE Trans Nucl Sci 57,2448 2454, 2010

2. プロシーディング・学会発表（一般講演）(56)[1]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Taku Inaniwa, Shinji Sato, Kyosan Yoshikawa, Shoko
Kinouch, Mikio Suga, Atsushi Tsuji, Hideo Murayama, “First in-beam tests of a small OpenPET prototype for a
proof-of-concept of PET imaging during particle therapy,” PTCOG 49 abstract book, p. 37, 2010/5/21@Gunma (Oralpresentation)[2]

F .Nishikido, Y. Yazaki, H. Osada, T. Mitsuhahsi, N. Inadama, E. Yoshida, T. Inaniwa, S. Sato, H. Murayama, T. Yamaya,“In-beam experiment using two OpenPET detectors for carbon beam therapy,” PTCOG 49 abstract book, p. 160,
2010/5/20-22@Gunma[3]

Taiga Yamaya, Eiji Yoshida, Shoko Kinouchi, Mikio Suga, Naoko Inadama, Fumihiko Nishikido, Hideo Murayama,
Atsushi Tsuji, Taku Inaniwa, Kyosan Yoshikawa, "Development of a small animal OpenPET prototype for a
proof-of-concept of PET imaging during radiation therapy," Abstract book supplement to the Journal of Nuclear Medicine,Vol. 51, Sup. 2, p. 131P, 2010 (2010 SNM Annual Meeting Scientific Abstracts, Oral presentation, #471, 2010/6/8@Salt
Lake City).

[4]

Yasunori Nakajima, Yuki Tsuruta, Shinji Sato , Taku Inaniwa, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Lembit Sihver, Toshiyuki
Kohno, "Approach for 3D dose verification by utilizing autoactivation," Imaging2010 Book of abstracts, p. 149. 2010/6.

[5]

T. Yamaya, E. Yoshida, S. Kinouchi, M. Suga, D. Kokuryo, I. Aoki, A. B. Tsuji, H. Wakizaka, H. Tashima, F. Nishikido, N.
Inadama, H. Murayama, "First imaging tests of an OpenPET prototype for small animals," 2010 World Molecular Imaging
Congress, P0341B, 2010/9/8-11 (Kyoto).

[6]

N. Inadama, M. Takayuki, H. Murayama, F. Nishikido, E. Yoshida, M. Suga, M. Watanabe, T. Yamaya, "Improved spatial
resolution of the X'tal cube: a 3D crystal array covered with MPPCs," 2010 World Molecular Imaging Congress, P0354A,
2010/9/8-11 (Kyoto).

[7]

T. Yamaya, E. Yoshida, S. Kinouchi, M. Suga, S. Sato, T. Inaniwa, Y. Nakajima, D. Kokuryo, I. Aoki, A. Tsuji, T.

124Mitsuhashi, H. Wakizaka, H. Tashima, F. Nishikido, N. Inadama, H. Murayama, "A small prototype for a proof-of-conceptof OpenPET imaging," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M05-5 (Oral presentation)(2010/10/30-11/6@Knoxville).
[8]

S. Kinouchi, T. Yamaya, E. Yoshida, H. Tashima, H. Kudo, M. Suga, "GPU implementation of list-mode DRAMA for
real-time OpenPET image reconstruction," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M09-281(2010/10/30-11/6@Knoxville).

[9]

F. Nishikido, T. Mitsuhashi, N. Inadama, E. Yoshida, H. Murayama, T. Yamaya, "Performance evaluation of four-layer
DOI detectors using Multi-Pixel Photon Counter Arrays," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf.,
M14-58 (2010/10/30-11/6@Knoxville).

[10]

T. Mitsuhashi, N. Inadama, F. Nishikido, E. Yoshida, H. Murayama, H. Kawai, M. Suga, H. Haneishi, K. Shibuya, M.
Watanabe, T. Yamaya, "1 mm isotropic detector resolution achieved by X'tal Cube detector," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl.
Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M18-14 (2010/10/30-11/6@Knoxville).

[11]

E. Yoshida, F. Nishikido, N. Inadama, H. Murayama, H. Mashino, T. Yamaya, "Performance evaluation of a small
OpenPET prototype," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M18-74 (2010/10/30-11/6@Knoxville).

[12]

N. Inadama, T. Mitsuhashi, H. Murayama, F. Nishikido, E. Yoshida, H. Tashima, M. Suga, M. Watanabe, T. Yamaya, "A
DOI PET detector having extended X'tal Cube structure," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf.,
M19-15 (2010/10/30-11/6@Knoxville).

[13]

H. Tashima, E. Yoshida, S. Kinouchi, M. Suga, F. Nishikido, N. Inadama, H. Murayama, T. Yamaya, "Real-time imaging
system for a small OpenPET prototype," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M19-35(2010/10/30-11/6@Knoxville).

[14]

F. Nishikido, T. Mitsuhashi, N. Inadama, T. Inaniwa, S. Satoh, H. Tashima, E. Yoshida, H. Murayama, T. Yamaya,"Performance evaluation of an OpenPET detector for heavy ion therapy under actual in-beam condition," Conf. Rec. 2010
IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., M19-75 (2010/10/30-11/6@Knoxville).

[15]

Y. Sato, H. Murayama, K. Oda, F. Nishikido, E. Yoshida, T. Sato, T. Hasegawa, N. Inadama, T. Yamaya, T. Yamada, Y.
Unno, A. Yunoki, "Examination of the standardization method for 22Na sealed point sources under several measurement
conditions," Conf. Rec. 2010 IEEE Nucl. Sci. Symp. Med. Imag. Conf., N18-182(2010/10/30-11/6@Knoxville).

[16]

T. Hasegawa, K. Oda, Y. Sato, Y. Wada, T. Yamada, E. Yoshida, H. Murayama, K. Saito, T. Takeda, T. Kikuch, “NewCalibration and Evaluation Method for PET Scanners using Point-like Radioactive Sources”, 2010 IEEE Nuc. Sci. Sympo.
& Med. Imag. Conf, M14-333, Knoxville, USA, Oct. 31 - Nov. 6, 2010.

[17]

岡部幸夫, 山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 河地有木, 菅幹生, "コンプトンカメラにおける逐次近似画像再構成法の実装に関する検討," 電子情報通信学会技術研究報告, Vol .109, No. 407, pp. 47-51, 2010. (2010/1/28-29, 沖縄)[18]

木内尚子, 山谷泰賀, 吉田英治, 菅幹生, "リストモード PET 画像再構成の GPU 高速実装法の基礎的検討," 電子
情報通信学会技術研究報告, Vol .109, No. 407, pp. 57-60, 2010. (2010/1/28-29, 沖縄)[19]

田島英朗, 小尾高史, 吉田英治, 山谷泰賀, 山口雅浩, 大山永昭, “コールドスポットファントムを用いた
DOI-PET の分解能評価の検討,” 電子情報通信学会 2010 年総合大会, D-16-6, 2010/3/19[20]

稲玉直子，村山秀雄，錦戸文彦，吉田英治，矢崎祐次郎，長田拓人，三橋隆之，山谷泰賀, "PET 用検出器における 8 層 DOI 検出法," 第 57 回応用物理学関連連合講演会講演予稿集, p. 01-017, 2010. (19a-G-8, 2010/3/19 @東海
大学)

[21]

錦戸文彦，矢崎祐次郎，三橋隆之，稲玉直子，吉田英治，村山秀雄，山谷泰賀, "MPPC アレイを用いた光分配型 4 層 DOI-PET 検出器の開発," 第 57 回応用物理学関連連合講演会講演予稿集, p. 01-018, 2010. (19a-G-9,
2010/3/19 @東海大学)[22]

長田拓人，稲玉直子，津田倫明，吉田英治，錦戸文彦，河合秀幸，村山秀雄，山谷泰賀, "非アレイ型結晶のＰ
ＥＴ用検出器における光学特性の最適化," 第 57 回応用物理学関連連合講演会講演予稿集, p. 01-019, 2010.
(19a-G-10, 2010/3/19 @東海大学)[23]

矢崎祐次郎，稲玉直子，錦戸文彦，三橋隆之，河合秀幸，森谷隆広，渡辺光男，山下貴司，吉田英治，村山秀雄，山谷泰賀, "MPPC を用いた多面検出型 DOI PET 検出器の開発," 第 57 回応用物理学関連連合講演会講演予稿集, p. 01-020, 2010. (19a-G-11, 2010/3/19 @東海大学)[24]

錦戸文彦，矢崎祐次郎，長田拓人，吉田英治，稲玉直子，稲庭拓，佐藤眞二，村山秀雄，山谷泰賀, "重粒子線治療モニタリング用 OpenPET 検出器の炭素線照射下での応答," 第 57 回応用物理学関連連合講演会講演予稿集,
p. 01-068, 2010. (17p-G-17, 2010/3/19 @東海大学)[25]

中島靖紀, 鶴田有樹, 佐藤眞二, 稲庭拓, 吉田英治, 山谷泰賀, SIHVER Lembit, 河野俊之, "重粒子線の自己放射化を利用した 3 次元照射野推定のアプローチ," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp. 89-90, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/9, 横浜)[26]

山谷泰賀, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, 佐藤眞二, 稲庭拓, 三橋隆之, 田久創大, 木内尚子, 菅幹生, “OpenPET によるがん診断治療融合コンセプトの提案と小型実証実験装置の設計,”医学物理, 第 30 巻, Sup.

125

2, pp. 229-230, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/10, 横浜)[27]

錦戸文彦, 矢崎祐次郎, 長田拓人, 稲玉直子, 稲庭拓, 佐藤眞二, 吉田英治, 村山秀雄, 山谷泰賀, "炭素線照射下で計測可能なインビーム用 OpenPET 検出器の開発," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp. 231-232, 2010. (第 99 回日本
医学物理学会学術大会, 2010/4/10, 横浜)[28]

三好裕司, 木内尚子, 山谷泰賀, 錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, 菅幹生, "OpenPET 画像再構成対応の要素別感度補正法の評価," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp. 361-362, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11,
横浜)

[29]

勝沼隆幸, 山谷泰賀, 村山秀雄, 工藤博幸, 小尾高史, 木内尚子, 菅幹生, "OpenPET 画像再構成における周波数欠損の解析," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp. 363-364, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11, 横浜)[30]

木内尚子, 山谷泰賀, 吉田英治, 菅幹生, "GPU によるリストモード PET 画像再構成におけるシステムモデルの最適化," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp. 365-366, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11, 横浜)[31]

三橋隆之, 矢崎祐次郎, 稲玉直子, 錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, 河合秀幸, 菅幹生, 澁谷憲悟, 羽石秀昭, 渡
辺光男, 山谷泰賀, "PET 用 3 次元放射線検出器クリスタルキューブの開発:3mm 等方分解能の実証," 医学物理,
第 30 巻, Sup. 2, pp. 367-368, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11, 横浜)[32]

横山貴弘, 矢崎祐次郎, 三橋隆之, 錦戸文彦, 稲玉直子, 吉田英治, 村山秀雄, 山谷泰賀, 菅幹生, "PET 用 3 次元
放射線検出器クリスタルキューブの開発:最尤推定を用いた位置弁別アルゴリズムの検討," 医学物理, 第 30 巻,
Sup. 2, pp. 369-370, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11, 横浜)[33]

稲玉直子, 村山秀雄, 錦戸文彦, 澁谷憲悟, 吉田英治, 矢崎祐次郎, 長田拓人, 三橋隆之, 田久創大, 山谷泰賀,"PET 検出器における三角柱状シンチレーション結晶を用いた 8 層 DOI 検出法," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp.
371-372, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11, 横浜)[34]

吉田英治, 山谷泰賀, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, "全身同時撮像型 PET 装置の実現に向けた同時計数判定手法の検討," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 2, pp. 373-374, 2010. (第 99 回日本医学物理学会学術大会, 2010/4/11, 横浜)[35]

長谷川智之, 織田圭一, 和田康弘, 佐藤泰, 吉田英治, 村山秀雄, 山田崇裕, 菊池敬, 斎藤京子, 武田徹：点状線源を用いた PET 装置の定量性評価・校正法の開発:進捗状況報告、第 99 回日本医学物理学会大会、横浜、2010.4.11[36]

佐藤泰, 村山秀雄, 織田圭一, 吉田英治, 錦戸文彦，佐藤友彦, 山田崇裕, 長谷川智之, 海野泰裕, 柚木彰：PET
装置校正用点線源の線源校正における検出器―線源間距離の影響、第 99 回日本医学物理学会大会、横浜、
2010.4.11[37]

山谷泰賀, 吉田英治, 木内尚子, 菅幹生, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, 辻厚至, 国領大介, 青木伊知男, 稲庭
拓, “コンセプト実証のための小動物用 OpenPET 試作機の開発,” 日本分子イメージング学会機関紙, Vol. 3, No. 2,
p. 130, 2010 (日本分子イメージング学会第 5 回総会・学術集会, P8-6, 2010/5/23@大津)[38]

稲玉直子, 三橋隆之, 錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, 菅幹生, 澁谷憲悟, 羽石秀昭, 渡辺光男, 山谷泰賀, “次世代 PET 検出器クリスタルキューブの開発,” 日本分子イメージング学会機関紙, Vol. 3, No. 2, p. 40, 2010 (日本分子イメージング学会第 5 回総会・学術集会, O1-1, 2010/5/22@大津)[39]

木内尚子， 山谷泰賀， 吉田英治， 菅幹生, “OpenPET 実証実験機における高速かつ高精度な GPU 画像再構成
手法の評価,” 第 29 回日本医用画像工学会大会予稿集, OP2-4, 2010/7/30 (東海大学伊勢原キャンパス)[40]

横山貴弘， 三橋隆之， 錦戸文彦， 稲玉直子， 吉田英治， 村山秀雄， 山谷泰賀， 菅幹生, “次世代 PET 検出
器「クリスタルキューブ」の位置演算における情報取捨選択法,” 第 29 回日本医用画像工学会大会予稿集, OP2-8,
2010/7/30 (東海大学伊勢原キャンパス)[41]

山谷泰賀, 吉田英治, 田島英朗, 木内尚子, 菅幹生, 羽石秀昭, 錦戸文彦, 稲玉直子, 脇坂秀克, 三橋隆之, 辻厚
至, 國領大介, 青木伊知男, 佐藤眞二, 稲庭拓, 村山秀雄, "小型 OpenPET の試作と開放イメージングのコンセプ
ト実証," 第 71 回応用物理学会学術講演会, 15a-J-9, 2010/9/15 (長崎大学).

[42]

吉田英治, 錦戸文彦, 田島英朗, 稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, "小型 OpenPET 試作機の性能評価," 第 71 回応用物理学会学術講演会, 15a-J-10, 2010/9/15 (長崎大学).

[43]

三橋隆之, 稲玉直子, 錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, 河合秀幸, 菅幹生, 羽石英昭, 澁谷憲悟, 渡辺光男, 山谷
泰賀, "MPPC を用いた次世代 DOI-PET 検出器クリスタルキューブの高解像度化," 第 71 回応用物理学会学術講演会, 16p-L-13, 2010/9/16 (長崎大学).

[44]

稲玉直子, 三橋隆之, 村山秀雄, 錦戸文彦, 吉田英治, 田島英朗, 菅幹生, 渡辺光男, 山谷泰賀, "DOI-PET 検出器
クリスタルキューブの大面積化の検討," 第 71 回応用物理学会学術講演会, 16p-L-14, 2010/9/16 (長崎大学).

[45]

吉田英治, 木内尚子, 稲庭拓, 佐藤眞二, 中島靖紀, 田島英朗, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, "小型OpenPET 試作機の開発と重粒子線照射野イメージングの実証," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 197-198,
2010/9/24.

[46]

中島靖紀, 鶴田有樹, 佐藤眞二, 稲庭拓, 吉田英治, 山谷泰賀, Sihver Lembit, 河野俊之, "自己放射化を利用した 3
次元線量分布推定における推定精度," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 203-204, 2010/9/24.

[47]

中島靖紀, 鶴田有樹, 佐藤眞二, 稲庭拓, 吉田英治, 山谷泰賀, Sihver Lembit, 河野俊之, "自己放射化を利用した 3
次元線量分布を推定する方法の検証実験," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 205-206, 2010/9/24.

126

[48]

木内尚子, 山谷泰賀, 吉田英治, 田島英朗, 工藤博幸, 菅幹生, " リアルタイム OpenPET 装置の実現に向けたリストモード DRAMA 画像再構成手法の高速実装," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 263-264, 2010/9/24.

[49]

横山貴弘, 稲玉直子, 三橋隆之, 錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, 山谷泰賀, 菅幹生, "次世代 PET 検出器クリスタ
ルキューブのための最尤推定に基づく位置演算法の開発," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 265-266, 2010/9/24.

[50]

錦戸文彦，三橋隆之、稲玉直子, 吉田英治, 村山秀雄, 山谷泰賀, "Multi-pixel photon counter を用いた光分配型小動物 PET 検出器の性能評価," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 269-270, 2010/9/24.

[51]

桝田清史, 吉田英治, 山谷泰賀, 菅幹生, "PET 装置における高感度計測のための装置形状に関する基礎的検討,"
医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 271-272, 2010/9/24.

[52]

稲玉直子, 三橋隆之, 村山秀雄, 錦戸文彦, 吉田英治, 田島英朗, 菅幹生, 羽石秀昭, 渡辺光男,山谷泰賀, "1mm
等方分解能をもつ次世代 DOI-PET 検出器クリスタルキューブの開発," 核医学, 第 47 巻, 第 3 号, S250, 2010 (第50 回日本核医学会学術総会 JSNM-OT VII 0102@大宮, 2010/11/13)[53]

山谷泰賀, 吉田英治, 田島英朗, 木内尚子, 菅幹生, 羽石秀昭, 吉川京燦, 錦戸文彦, 稲玉直子, 辻厚至, 村山秀雄, "小型 OpenPET の試作(1) 開放イメージングのコンセプト実証," 核医学, 第 47 巻, 第 3 号, S250, 2010 (第 50回日本核医学会学術総会 JSNM-OT VII 0103@大宮, 2010/11/13)[54]

吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, "小型 OpenPET の試作(2) ハードウェア詳細," 核医学, 第47 巻, 第 3 号, S250, 2010 (第 50 回日本核医学会学術総会 JSNM-OT VII 0104@大宮, 2010/11/13)[55]

田島英朗, 木内尚子, 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, "小型 OpenPET の試作(3) リアルタイ
ムイメージングシステムの開発," 核医学, 第 47 巻, 第 3 号, S250, 2010 (第 50 回日本核医学会学術総会 JSNM-OT
VII 0105@大宮, 2010/11/13)[56]

長谷川智之, 織田圭一, 和田康弘, 佐藤泰, 山田崇裕, 吉田英治, 村山秀雄, 斎藤京子, 武田徹, 菊池敬：点状線源を用いた PET 装置の新しい定量性補正・評価法、第 50 回日本核医学会学術総会、埼玉、大宮、2010.11.11

3. プロシーディング・学会発表（招待講演）(14)[1]

村山秀雄, "PET 装置開発研究の醍醐味," 研究会「放射線検出器とその応用」(第 24 回) 特別講演, 2010/1/27, 高エネルギー加速器研究機構[2]

山谷泰賀, “最先端画像再構成法の理論と実際 -PET での実装を中心に-,” 第 66 回日本放射線技術学会総会学術大会シンポジウム 2「PET 及び PET/CT における画像再構成法の特徴と問題」, 2010/4/10@横浜[3]

山谷泰賀, “Imaging simulations of an “OpenPET” geometry with shifting detector rings,” RPT 誌優秀論文土井賞受賞
講演, 2010/4/11@横浜.

[4]

Taiga Yamaya, “Recent Development in Technologies for the Next Generation PET in Japan,” The 3rd International
Workshop on Hybrid Molecular Imaging Technology (HMIT), 2010/5/20@Yonsei University Wonju Campus, Korea(invited).

[5]

Taiga Yamaya, “Development of component technologies and a prototype for the OpenPET,” NIRS International
Symposium on Radiation Life Sciences, 2010/6/11@NIRS.

[6]Taiga Yamaya, "Next generation positron emission tomography (PET) for molecular imaging," The 4th Yamada
Symposium on Advanced Photons and Science Evolution (APSE) 2010, p. 61, 2010/6/18@Osaka (invited)[7]

山谷泰賀, “新たな展開を切り拓く次世代 PET 装置の研究開発,” 第 29 回日本医用画像工学会大会予稿集,
TS2-4(教育講演), 2010/7/31 (東海大学伊勢原キャンパス)[8]

Taiga Yamaya and Taku Inaniwa, "OpenPET (1): A new geometry enabling PET imaging during radiation therapy,"
Proceedings of Japanese-European Joint Symposium on Ion Cancer Therapy and NIRS-KI Joint Symposium on
Ion-Radiation Sciences, pp. 129-133, 2010/9/10 (Stockholm)[9]

Eiji Yoshida, Shoko Kinouchi, Taku Inaniwa, Shinji Sato, Yasunori Nakajima, Hideaki Tashima, Fumihiko Nishikido,
Naoko Inadama, Hideo Murayama, Taiga Yamaya, "OpenPET(2): Development of a small prototype for a
proof-of-concept," Proceedings of Japanese-European Joint Symposium on Ion Cancer Therapy and NIRS-KI Joint
Symposium on Ion-Radiation Sciences, pp. 134-140, 2010/9/10 (Stockholm)[10]

村山秀雄, “最近の日本における核医学物理の展開,” 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 24-25, 2010/9/24. (日本医学物理学会第 100 回学術大会『核医学装置の発展と未来への展望』指定口頭発表)[11]

山谷泰賀, "核医学物理の目指す未来," 医学物理, 第 30 巻, Sup. 5, pp. 26-27, 2010/9/24. (日本医学物理学会第 100回学術大会『核医学装置の発展と未来への展望』指定口頭発表)[12]

山谷泰賀, 渡部浩司, “若手研究者による分子イメージング工学への提言,” 核医学, 第 47 巻, 第 3 号, S97, 2010
(第 50 回日本核医学会学術総会 シンポジウム 3@大宮, 2010/11/11)[13]

吉田英治：PET 装置のさらなる高感度化に向けた戦略、若手研究者による分子イメージング工学への提言（シンポジウム３）、第 50 回日本核医学学術大会、大宮、Nov. 11, 2010.

[14]

佐藤泰, 稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 長谷川智之, 山田崇裕, 織田圭一, 吉田英治, 錦戸文彦, 佐藤友彦, 海127

野泰裕, 柚木彰, “放射能の絶対測定と PET 装置の放射能校正,” 核医学, 第 47 巻, 第 3 号, S124, 2010 (第 50 回日本核医学会学術総会シンポジウム 7@大宮, 2010/11/13)
4. 特許出願(11)[1]

稲玉直子, 村山秀雄, 澁谷憲悟, 山谷泰賀, 菅幹生, 羽石秀昭, 渡辺光男, “放射線位置検出器の位置演算方法及び装置,” 特願 2010-012616 (2010 年 1 月 22 日出願).

[2]

山谷泰賀, 小畠隆行, “ＰＥＴ／ＭＲＩ装置、ＰＥＴ装置及び画像再構成システム,” 特願 2010-052389 (2010 年 3
月 9 日出願).

[3]吉田英治、山谷泰賀, “ＰＥＴ装置における同時計数判定方法及び装置”, 国際出願番号：PCT/JP2010/055185 (国際出願日：2010 年 3 月 25 日).

[4]山谷泰賀, 吉田英治, “核医学イメージング装置の画像化方法、システム、核医学イメージグシステム及び放射線治療制御システム,” PCT/JP2010/055733 (国際出願日：2010 年 3 月 30 日).

[5]

稲玉直子, 村山秀雄, 山谷泰賀, 渡辺光男, 森谷隆広, 福満憲志, 大村知秀, “放射線検出器、及び、その検出位置特定方法,” PCT/JP2010/055588 (国際出願日：2010 年 3 月 29 日)[6]吉田英治、山谷泰賀, “ＰＥＴ装置における同時計数判定方法及び装置,” PCT/JP2010/056254 (国際出願日：2010
年 4 月 6 日).

[7]山谷泰賀, “近接撮影型ＰＥＴ装置およびシステム,” PCT/JP2010/056402, (国際出願日：2010 年 4 月 8 日)

[8]佐藤泰, 村山秀雄, 長谷川智之, ほか：液体シンチレーシ ョンによる放射能絶対測定方法、および、放射能測定
装置の校正方法, 2010 年 8 月 25 日出願, 出願番号 特願 2010-188118 号.

[9]

山谷泰賀,錦戸文彦,小畠隆行,菅幹生, 齊藤一幸, ほか, "PET/MRI 一体型装置," 出願番号：PCT/JP2010/068810, 出
願日 ：2010 年 10 月 25 日

[10]菅野巌, 小畠隆行, 山谷泰賀, ほか, “PET-MRI 装置,” 特願 2010-245605 (2010/11/1 出願)[11]小畠隆行, 山谷泰賀, 菅野巌, ほか, “PET-MRI 装置,” 特願 2010-245606 (2010/11/1 出願)

5. 特許登録(2)[1]

Kengo Shibuya, Tomoaki Tsuda, Fumihiko Nishikido, Naoko Inadama, Eiji Yoshida, Taiga Yamaya, Hideo Murayama,“POSITIRON EMISSION TOMOGRAPHY SCANNER AND RADIATION DETECTOR,” US 7,671,339 B2 (Mar. 2,2010).

[2]

特許登録： 村山秀雄, 稲玉直子, 奥山敦：シンチレータの組立方法, 2010 年 4 月 30 日登録, 特許 第 4500922 号.

6. 著書・総説(3)[1]

山谷泰賀, "最先端 PET 装置の開発研究,” BIO Clinica, Vol. 25, No. 9, pp. 30-34, 2010/8.

[2]

山谷泰賀, "次世代 PET 装置の開発動向 3)DOI 検出器の開発と OpenPET への展開," INNERVISION, 第 25 巻, 第12 号, pp. 47-50, 2010/12.

[3]

総説： 村山秀雄, 吉川京燦：総論：PET の計測原理と臨床応用の現状, 臨床外科, 61(2), pp.178-185, 2010.

7. 研究会・研究報告書(6)[1]

山谷泰賀, ほか, “平成 21 年度次世代 PET 研究会講演会資料,” 2010/1/25, 放医研.

[2]三好裕司, 木内尚子, 山谷泰賀,錦戸文彦, 吉田英治, 村山秀雄, 菅幹生, "近接撮影型 DOI-PET 装置の画像再構成における要素別感度補正法の評価三好,"千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター第 8 回シンポジウム ポスター講演要旨集, 2010/2/19 (千葉大学).

[3]

山谷泰賀, 編, “平成 21 年度次世代 PET 研究報告書,” NIRS-R-61, ISBN978-4-938987-63-3, 2010/3/20.

[4]錦戸文彦, 矢崎祐次郎, 長田拓人, 稲庭拓, 佐藤眞二, 稲玉直子, 中島靖紀, 吉田英治, 山谷泰賀, 村山秀雄,"OpenPET 用ガンマ線検出器の重粒子線照射環境での性能の基礎研究," 平成 21 年度放射線医学総合研究所 重粒子線がん治療装置等共同利用研究報告書, pp. 241-243, 2010.

[5]

中島靖紀, 鶴田有樹, 佐藤眞二, 稲庭拓, 吉田英治, 山谷泰賀, 河野俊之, "核破砕反応により生成される陽電子
崩壊核を利用した照射野確認システムに関する研究," 平成 21 年度放射線医学総合研究所 重粒子線がん治療装
置等共同利用研究報告書, pp. 250-252, 2010.

[6]

山谷泰賀, ほか “平成 22 年度次世代 PET 研究会資料集,” 2010/7/26, 放医研

8. 表彰(3)[1]

山谷泰賀, 稲庭拓, 森慎一郎, 古川卓司, 蓑原伸一, 吉田英治, 錦戸文彦, 渋谷憲悟, 稲玉直子, 村山秀雄, RPT 誌
優秀論文土井賞受賞(核医学／MR 分野), 2010/4/11. (受賞論文は、“Imaging simulations of an “OpenPET” geometry128

with shifting detector rings,” Radiological Physics and Technology Vol. 2, No. 1).
[2]

山谷泰賀, 2010 年久田賞(日本核医学会機関誌論文賞)金賞受賞, 2010/11/11. (受賞対象論文は、Taiga Yamaya, Eiji
Yoshida, Chie Toramatsu, Mayumi Nishimura, Yoshiya Shimada, Naoko Inadama, Kengo Shibuya, Fumihiko Nishikido
and Hideo Murayama, "Preliminary study on potential of the jPET-D4 human brain scanner for small animal imaging,"
Annals of Nuclear Medicine, Vol. 23, pp. 183-190, 2009.)[3]

山谷泰賀, 第 7 回日本核医学会研究奨励賞最優秀賞受賞, 2010/11/11. (受賞対象論文は、Taiga Yamaya, Eiji Yoshida,
Takashi Obi, Hiroshi Ito, Kyosan Yoshikawa and Hideo Murayama, "First human brain imaging by the jPET-D4 prototype
with a pre-computed system matrix," IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 55, no. 5, pp. 2482-2492, Oct. 2008.)

9. 研究資金
・外部資金[1]

山谷泰賀, 工藤博幸, 菅幹生, 羽石秀昭, 稲玉直子, 吉田英治, 錦戸文彦, 小畠隆行, 辻厚至, 稲庭拓, 吉川京燦,
河合秀幸, 小尾高史, "診断と治療の融合に向けた開放型リアルタイム PET 装置の基礎的・実証的研究," 平成 22
年度科学研究費補助金 基盤研究(A) 課題番号 22240065 (直接経費 2,130 万円)[2]山谷泰賀, “がん超早期診断・治療機器の総合研究開発／超早期高精度診断システムの研究開発：画像診断システ
ムの研究開発／高機能画像診断機器の研究開発（マルチモダリティ対応フレキシブルＰＥＴ）,” 新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）・島津製作所共同研究（島津製作所より委託） （直接経費 1,045.5 万円）[3]

山谷泰賀（研究代表者）, 菅幹生, 澁谷憲悟, 羽石秀昭, 渡辺光男, “革新的 PET 用 3 次元放射線検出器の開発,” 先
端計測分析技術・機器開発事業（要素技術プログラム）（元委託者：独立行政法人科学技術振興機構 (H21/10-H24/3)(H22 開発費：放医研直接経費 330 万／全体直接経費 3,000 万円).

[4]

稲玉直子：若手研究(B）「結晶形状の工夫による DOI-PET 検出器の検出器の高性能化の研究」(直接経費 180 万円)[5]村山秀雄、吉田英治、錦戸文彦：基盤研究(C) 「新たな放射能絶対測定法を用いた PET 装置の定量性向上に関する研究」（研究代表者：佐藤泰（産業技術総合研究所））（分担直接経費 11 万円）

・理事長裁量経費（所内競争的資金）[6]

山谷泰賀(研究代表者), 吉田英治, 錦戸文彦, 稲玉直子, 田島英朗, 木内尚子, 三橋隆之, 稲庭拓, 佐藤眞二, 森慎一郎, 古川卓司, 蓑原伸一, 野田耕司, 吉川京燦, 樋口真人, 辻厚至, 小泉満, 国領大介, 青木伊知男, "OpenPET：
小型試作機開発とコンセプト実証実験," 平成 22 年度理事長裁量経費創成的研究採用課題(直接経費 1495 万円)[7]

錦戸文彦：萌芽的研究「MRI 同時計測が可能な RF コイル一体型 PET 装置の提案と基礎実験」（直接経費 186.2
万円）

10. 講義、講演(2)[1]

山谷泰賀, "OpenPET プロジェクトの進捗と今後," 2010 年度分子イメージング研究センター「研究成果報告会」,
2010/10/26（放医研）[2]

山谷泰賀, “First human brain imaging by the jPET-D4 prototype with a pre-computed system matrix,”核医学, 第 47 巻,
第 3 号, 2010 (第 50 回日本核医学会学術総会 日本核医学会研究奨励賞論文発表@大宮, 2010/11/11)

11. 新聞発表・TV放送・広報など(5)[1]

山谷泰賀, “放医研による次世代の PET 装置の開発研究”, 2010 年 4 月 7 日開催「放医研ダイアログセミナー：放射線科学のこれからを考える」にて、ポスター発表[2]“山谷泰賀氏が土井賞（核医学／MR 分野）を受賞,” 放医研 NEWS, No. 162, 05, p. 5, 2010/5.

[3]

山谷泰賀, “中川正春文部科学副大臣放医研ご視察”対応, 2010/7/21（放医研プレスリリースおよび文教ニュースに掲載あり）[4]

山谷泰賀, “次世代の PET 装置の開発”, 千葉エリア産学官連携オープンフォーラム 2010 出展, 2010/9/14 (千葉大
学).

[5]

山谷泰賀, “次世代 PET 装置開発,” イノベーション・ジャパン 2010－大学見本市出展, 2010/9/29-10/1 (東京国際フォーラム)

12． その他[1]

平成 21 年度次世代 PET 研究会講演会(2010/1/25, 放医研)を企画・開催 （参加者 108 名、うち所外 84 名）[2]

平成 22 年度次世代 PET 研究会(2009/7/26, 放医研)を企画・開催 （参加者 78 名、うち所外 47 名）[3]

見学対応 16 件（2010/1/6 文部科学省研究振興局研究振興戦略官付先端医科学研究企画官御一行, 2010/4/15 Jülich
Research Centre 理事 Prof. Sebastian Schmidt 氏ご一行, 2010/6/11 RRP/DCTD National Cancer Institute Bhadrasain

129

Vikram 氏ご一行, 2010/6/23 文部科学省独立行政法人評価委員会青木昭明氏ご一行, 2010/7/6 文部科学省研究振興
戦略官付補佐齋藤ちひろ氏, 2010/8/24 文部科学省大臣官房審議官（研究振興局担当）戸渡速志氏ご一行, 2010/9/2
Lawrence Berkeley National Laboratory Dr. G. T. Gullberg 氏, 2010/10/26 岩手県議会議員三浦陽子氏ご一行,
2010/11/10 文部科学省研究振興局研究振興戦略官付 佐藤俊介氏 田尻英之氏, 2010/12/2 テキサス大学ＭＤアンダーソンがんセンターJuri G. Gelovani 氏, 2010/11/29 衆議院議員村井宗明氏, 2010/12/9 スリランカ National Cancer
Institute Abeysinghe 氏, 他ポジトロジカ見学対応 4 件）

130

平成 22 年度次世代 PET 研究報告書
平成 23 年 3 月 15 日刊行
編
集
発
行
郵便番号
住
所
連 絡 先

メールアドレス
ホームページ

山谷 泰賀
独立行政法人 放射線医学総合研究所
263-8555
千葉県千葉市稲毛区穴川４丁目９番１号
独立行政法人 放射線医学総合研究所
企画部 広報課 知的財産室
TEL：043-206-3027
FAX：043-206-4062
chizai@nirs.go.jp
http://www.nirs.go.jp

印

株式会社

©2011

刷

さくら印刷

独立行政法人 放射線医学総合研究所

131

Printed in Japan
ISBN 978-4-938987-72-5

132

ISBN 978-4-938987-72-5
133