リニヤゲージカウンタ
EB シリーズ
EB-11P
EB-11Z
EB-11D

ユーザーズマニュアル− 取扱説明書 −ご使用前に本書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

No. 99MBC058B10
2020 年 12 月 1 日 発行（1）*99MBC058B10*

 商品名および型番の対応
z EB-11P
z EB-11Zz EB-11D

 本書に関するお願いとご注意
y 本書に記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いかねます。
y 本商品を貸与または譲渡するときは、本書を本商品に添付してください。
y 本書を紛失または損傷されたときは、すみやかに営業または代理店に連絡してください。
y 本商品の操作は、本書をよく読んで内容を理解してから行ってください。
y 特に、冒頭の「安全上のご注意」「取り扱い上のご注意」の内容を十分にご理解いただ
いてから本商品をお使いください。
y 本書の内容は 2020 年 12 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲内で、実際の画面表示と異なることがあります。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商標です。
©2017-2020 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.
No. 99MBC058B

本書で使用されているマーク
本書で使用されているマークは大別すると 3 種類（注意喚起、禁止、強制）です。さらに、汎用的に使用されるものと特定の内容を示すものがあります。特定の内容を示す場合には、マーク内に具体的な内容を示す絵が描かれます。

 潜在的な危険に対する注意喚起を示すマークや文字
危険

汎用

警告
注意
注記

特定

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示します。
取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

感電の危険性があることを示します。

 行為の禁止および行為の強制を示すマークや文字
汎用
特定

強制

行為の強制の具体的な内容を示します。

接地が必要であることを示します。

 参考情報や参照先を示すマークや文字
Tips

本文に記載されている操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示します。
本書または外部マニュアルに、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、「1.3 各部の名称と機能」（2 ページ）iNo. 99MBC058B

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

警告

カバーを外したり、分解したりしないでください。感電や金属粉の混入によるショート
で破損や火災の危険があります。

取り扱い上のご注意 本商品の用途や取り扱いについて
z 本商品はカウンタです。
本商品をカウンタ以外の目的に使用しないでください。

z 本商品は工業用製品です。
本商品を工業用製品以外の用途で使用しないでください。

z 本商品は精密機器です。
本商品の取り扱いには十分ご注意ください。また、ご使用時に各部に衝撃を加えたり、無理な力をかけたりしないでください。

 設置環境
本商品は屋内使用機器です。また、精密機器である本商品をより高い精度で使用いただけますように以下の設置条件を考慮して、設置してください。
y 振動
本商品は、なるべく振動の少ない場所に設置してください。振動の多い場所で長い間、ご使用されますと、本商品で使用している精密な部品に不具合が生じ、誤動作する場合があります。止むを得ず、振動のある場所でご使用になる場合は、本商品の下に防振ゴ
ムを敷くなどの処理を講じて振動を少なくしてください。
y 塵埃
設置場所の塵埃は、表示部の電子部品などに悪影響をおよぼしますので、なるべく塵埃の少ない場所に設置してください。
y 光
本商品に直接日光が当たりますと熱の影響によって、本体が変形し、動作に悪影響を与えることになります。窓際など、直接日光が当たる場所に設置せざるを得ない場合は、カーテンなどにより遮光してください。
y 周囲温度、湿度
本商品の動作環境は、0℃〜 40℃ですが、急激な温度や湿度が変化する場所は避けてく
ださい。

ii

No. 99MBC058B

次のような場所で使用する際は、遮へい対策を十分に行ってください。
y 静電気などによる、ノイズが発生する場所
y 電界強度の強い場所
y 電源線／動力線が、近くを通る場所
y 切粉、切削油、水などの影響を直接受ける場所
y 放射線を被爆する恐れのある場所
y 腐食性ガスなどを受ける恐れのある場所

 お手入れについて
本商品の汚れは、繊維のでない柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合には中性洗剤を浸した布で拭き取ったあと、乾いた布、または水に浸して固く絞った布で軽く拭いてください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

 電源
y 使用後は電源を必ず切ってください。
y 電源は、直流 12 V 〜 24 V で出力電流 1 A 以上のものを使用してください。他の大電力
機器の電源と共用しないでください。
y AC アダプタは、大電流が流れている電源（工作機械や大型の CNC 制御測定機など）とは別の電源に接続してください。

電磁両立性について
本商品は、欧州 EMC 指令に適合していますが、この要求を超える電磁妨害に対しては保証外となり、適切な対策が必要となります。

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める 16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラ
ムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場合、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める 1 から 15 の項」
によるリスト規制貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。
その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

iii

No. 99MBC058B

EU（欧州）諸国への輸出に関するご注意
EU 加盟国へ本商品を輸出される際は、英文の取扱説明書 ･EU 適合宣言書（場合によっては輸出国公用語の取扱説明書 ･EU 適合宣言書）が必要となる場合があります。詳細につきましては弊社にご相談ください。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意
製品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国の規制である廃電気電子
機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせ
ください。

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。
お求めの代理店、または弊社営業へご連絡ください。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷。
y メンテナンス上、修理上や取り扱い上の誤り、および不当な改造による故障および損傷。
y お買い上げ後の移動、落下や輸送による故障および損傷。
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷。
y ミツトヨによって指定または許可されているハードウェアやソフトウェア以外のハード
ウェアやソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷。
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷。
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証または取引過程、使用又は取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

iv

No. 99MBC058B

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損
失、利益の損失、データの損失、または本商品の使用や使用不能によって生じた特別損害、
直接損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツト
ヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

v

No. 99MBC058B

本書について 本書の位置付け、ドキュメントマップ
本書の他に、本商品に接続して使用するリニヤゲージなどの各ユーザーズマニュアルがあります。

z カウンタ関連
EB カウンタ
ユーザーズマニュアル（本書）

外部スイッチボックス
ユーザーズマニュアル

DP-1VR デジマチックミニプロセッサ
ユーザーズマニュアル

USB インプットツール
ユーザーズマニュアルz リニヤゲージ関連
LGK
ユーザーズマニュアル

LGF（標準）
ユーザーズマニュアル

LGF（原点マーク）
ユーザーズマニュアル

LGB
ユーザーズマニュアル

LGB2
ユーザーズマニュアル

LG-1100
ユーザーズマニュアル

LGM
ユーザーズマニュアル

LGS
ユーザーズマニュアル

LGD
ユーザーズマニュアル

 本書の対象読者と目的
z 対象読者
EB シリーズのカウンタを初めてご使用になる方を対象にしています。
また、図面を読んでその指示を理解できることを前提とします。

z 目的
本商品を安全に正しくお使いいただくために、本書の内容をよくお読みください。読み終
わったあとも、本書を本商品とともに大切に保管してください。
本書は、EB シリーズのカウンタをご理解いただくことを目的としています。

vi

No. 99MBC058B

 本書の読み方
z 本商品を使用していて操作方法が分からなくなったとき「目次」で知りたい操作が書かれているページを探してください。

z 測定するには
あらかじめ、本商品のセットアップおよびパラメータの設定が必要です。
高さ測定などの基本的な測定を行う場合、以下のページをご覧ください。
「1 概要」（1 ページ）〜「3.2 基本パラメータ」（10 ページ）
外部機器と接続する場合、上記に加えて以下のページをご覧ください。
「3.3 応用パラメータ」（11 ページ）z 用語の説明BANK：公差値設定を保存するカウンタ内部のメモリ。3 段／ 5 段公差設定の場合は 7 つの公差値設定を、独立公差設定の場合は 2 つの公差値設定を BANK に保存できます。

vii

No. 99MBC058B

目次
1

概要 ………………………………… 1

6

トラブルシューティング ……… 35

1.1

主な機能 …………………………… 1

6.1

トラブルシューティング ………… 35

1.2

接続できるリニヤゲージ ………… 1

6.2

エラー表示 ………………………… 35

1.3

各部の名称と機能 ………………… 2

1.4

操作の流れ ………………………… 5

7仕様 ……………………………… 37
7.1

基本仕様 …………………………… 37

セットアップ ……………………… 67.2

外観寸法図（全機種共通） ……… 38

2.1

開梱 ………………………………… 6

7.3

オプション ………………………… 38

2.2

設置 ………………………………… 6

2.3

接続 ………………………………… 7

2.4

動作確認 …………………………… 82

3

パラメータ設定 …………………… 9
3.1

パラメータの設定手順 …………… 9

3.2

基本パラメータ …………………… 10

3.3

応用パラメータ …………………… 11

3.4

パラメータ設定の概略 …………… 13

4

基本操作 ………………………… 15
4.1

プリセット ………………………… 15

4.2

ピークモードの設定 ……………… 17

4.3

公差 BANK の切り替え …………… 184.4

公差値の設定 ……………………… 19

5

外部入出力機能 ………………… 25
5.1

デジマチック入出力機能 ………… 25

5.2

I/O コネクタ端子機能 …………… 26

viii

No. 99MBC058B

1 概要

1

概要
本商品の特長や各部の名称について説明します。

1.1

主な機能

本商品は、弊社リニヤゲージを接続して、計数値を表示するカウンタです。
その他、主に以下の機能があります。
y プリセット、公差判定、独立公差による多段選別
y I/O コネクタで、PC や外部装置との通信が可能
y 弊社デジマチックミニプロセッサと繋ぐと、簡易印刷が可能
y 弊社外部スイッチボックスと繋ぐと、公差値やプリセット値を容易に入力可能

1.2

接続できるリニヤゲージ

本商品に接続できるリニヤゲージとその特長は、以下のとおりです。
符号EB-11P

EB-11Z
EB-11D

Tips

接続できるリニヤゲージ

特長

LGF-L-B、LGK、LGB、LGB2、LG、LGM など

y 差動方形波出力タイプ
y 0.1 µm までの高分解能
y 1.5m/s の高速応答（LGF）
y 原点信号出力機能付き（電源を切っても原点位置復帰が可能）

LGF-ZL-B など
LGD、LGS-1012P など

y デジマチック出力タイプ（ID や SD も接続可能）

y ABS 機能付き（マスター合わせ不要）• LG-01100 および LGM-01100 を接続した場合は、最大表示範囲が± 99.9999 になります。
• EB-11D 使用時に、以下の場合はカウンタに適切な計数値が表示されません。
– 接続するゲージが 6 桁（整数桁＋小数桁）を超える計数値のとき– 分解能（最小表示量）が 0.1 mm 以上、1 mm 未満のとき

1

No. 99MBC058B

1 概要

1.3

各部の名称と機能

1.3.1

本体前面

全機種共通
C

D

E

A
F

B

G

記号

H

I

J

名称

説明

A

符号インジケータ

計数値や設定値の符号を表示します。最大桁まで表示している、かつ負（−）の場合に、インジケータが点灯します。

B

LIMIT インジケータ

測定値が、設定されたどの公差範囲に入っているかを、L1 〜 L7 の 7 つのインジケー
タで表示します。

C

UNIT インジケータ

y I/O コネクタ接続時、HOLD 信号入力
中に点滅します。
y パラメータで E 単位を選択したときに点灯します。

D

公差 BANK インジケータ

現在選択中の公差 BANK をインジケータ
で表示します。公差 BANK についての詳「4.3 公差 BANK の切り替え」
細は、（18 ページ）E

ピークモードインジケータ ピークモードの種類を表示します。

F

表示部

接続されたリニヤゲージの計数値などを表示します。

G［BANK］キー

公差 BANK を切り替えます。公差 BANK
「4.3の切り替えについての詳細は、
公差 BANK の切り替え」（18 ページ）2

No. 99MBC058B

1 概要
記号
H

名称
［Fn］キー

説明
公差またはプリセットを設定する設定
モードに切り替えます。

Tips• パラメータ設定時は、パラメー
タ番号を進めます。
• 公差およびプリセットの設定時
は、設定を中止します。

I［MODE］キー

ピークモードを設定します。

Tips
J［P.SET］キー

公差およびプリセットの設定時は、桁を左から右に移動します。

y プリセット値を表示します。
y エラーをキャンセル（解除）します。

Tips• パラメータ設定時は、設定値を進めます。
• 公差およびプリセットの設定時
は、選択桁の数値を増やします。

3

No. 99MBC058B

1 概要

1.3.2

本体背面

EB-11P

EB-11Z
A

B

C

D

E

D

E

A

C

B

D

E

EB-11D
A

B

C

記号

名称

説明

A

デジマチック I/O コネクタ

デジマチックの入力機器や出力機器を接続します。
リニヤゲージを接続します。

B

リニヤゲージ入力コネクタ

C

OUTPUT コネクタ（I/O コネクタ） I/O ケーブルを接続します。

D

アース端子

アース線を接続します。

E

電源端子台

端子台接続ケーブルまたは直流電
源ケーブルを接続します。

4

No. 99MBC058B

1 概要

1.4

操作の流れ

以下に、基本的な操作の流れを示します。
実線の枠で囲まれた操作は必ず行ってください。破線の枠で囲まれた操作は必要に応じて行ってください。
準備

測定

セットアップ「2 セットアップ」（6 ページ）

基本パラメータの設定「3.2 基本パラメータ」（10 ページ）

応用パラメータの設定「3.3 応用パラメータ」（11 ページ）

測定ワークを用意（必要に応じてマスターも用意）

公差設定「4.4 公差値の設定」（19 ページ）

プリセット

「4.1 プリセット」（15 ページ）
「4.2 ピークモードの設定」（17ページ）

通常測定／ピークモード測定
出力

結果出力

「5 外部入出力機能」（25 ページ）5

No. 99MBC058B

2 セットアップ

2

セットアップ

2.1

開梱

初めて箱を開けるときは、以下の構成品が入っていることを確認してください。
品名
リニヤゲージカウンタ（本商品）
ワッシャ（平座金丸呼び 4）
取扱説明書（本書）

個数
1
6
1

2.2

設置

2.2.1

パネルへの取り付け

品名

個数
1
1

補足説明書
保証書

 取り付けパネル穴の寸法
横幅（mm）
92 〜 92.8

縦幅（mm）
45 〜 45.8

パネル厚（mm）
1.0 〜 3.2

 パネルへの取り付け手順
1 固定金具取り付けねじ（下図参照）を緩め、固定金具を外す
2 パネル前面からカウンタ本体を差し込む
3 手順 1 で取り外した固定金具を、パネル背面からカウンタに取り付けて固
定する
Tips

下表のとおり、パネルの厚さによって、ワッシャの使用枚数を調整してください。

パネル厚（mm）
1.0 〜 1.3
1.4 〜 1.7
1.8 〜 2.5
2.5 〜 3.2

前面

固定金具
固定金具
取り付けねじワッシャ枚数
0
1
2
3

ワッシャ
背面

6

No. 99MBC058B

2 セットアップ

2.3

接続

2.3.1

電源

電源は、直流電源（電圧 12 V 〜 24 V、出力電流 1 A 以上）をカウンタ 1 台につ
き 1 つご準備ください。また、オプションとして AC アダプタを用意しています。
AC アダプタに、AC コードおよび端子台接続ケーブルを接続して使用できます。

注記

他の大電力機器の電源と共有しないでください。

Tips

市販の電源を使用する場合、電源配線の長さを 30 m 以内としてください。
また、屋外配線は避けてください。

2.3.2

外部機器接続ケーブル

外部機器を接続する場合、I/O コネクタ用のケーブルは、お客さまにてご用意
ください。

Tips

2.3.3
注記

I/O ケーブルの詳細は、「5.2 I/O コネクタ端子機能」（26 ページ）

接続手順
• 接続作業時は電源を最後に接続してください。
• 電源ケーブルとリニヤゲージのケーブルを他の電力線と同じ配管内に配線しないでください。
• 電源ケーブルおよび外部機器接続ケーブルは、お客様が使用されている設備機器に、結束バンドや配線ホルダなどを使用して固定してください。
接地は必ず行ってください。接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。

7

No. 99MBC058B

2 セットアップ
下図のとおり接続を行ってください。
リニヤゲージ
入力コネクタリニヤゲージAC アダプタ（オプション）

電源端子台
接地端子
アース線

2.4

端子台接続ケーブル（オプション）

動作確認

接続が正しく行われているか、以下の手順で確認してください。

1 電源を接続する» 計数スタンバイ状態になる

2 ［P.SET］を押す» 計数表示になる

Tips

EB-11Z は、原点検出待ち状態になります。計数表示にするためには、リニ
ヤゲージの測定子を押し込み、原点を通過させる必要があります。

3 表示部に計数値が表示されていることを確認する
4 リニヤゲージの測定子を上下させて、カウンタの計数値が変化することを確認する

8

No. 99MBC058B

3 パラメータ設定

3

パラメータ設定パラメータを設定することによって、使用するリニヤゲージの設定、カウンタの表示や外部出力などを指定します。測定を開始する前にパラメータを設定してください。

3.1

パラメータの設定手順

パラメータは、パラメータモードで設定します。ここでは例として、EB-11P
で分解能 5 µm のリニヤゲージを使用する場合の操作手順を説明します。

1 電源を接続する» 計数スタンバイ状態になる

2 ［Fn］を押しながら［P.SET］を押す» パラメータモードに移行（パラメータ番号 00 の設定値が点滅）
パラメータ番号

設定値

3 ［P.SET］を 1 回押して、設定値を 1（パラメータ設定）に変更する» パラメータを変更できる状態になる（設定値は点滅したまま）パラメータ番号

Tips

設定値

設定値が 0 の場合、パラメータを参照できますが、変更できません。

4 ［Fn］を繰り返し押して、パラメータ番号を 12 まで進める» パラメータ番号 12 の設定値が点滅（パラメータ番号 12 は分解能の設定）
パラメータ番号

設定値

5 ［P.SET］を繰り返し押して、設定値を 1（分解能 5 µm）に変更する» 設定値が 1 にセット（リニヤゲージの分解能が 5 µm に設定される）パラメータ番号9

設定値

No. 99MBC058B

3 パラメータ設定

6 ［Fn］を押しながら［P.SET］を押す» 計数スタンバイ状態に戻る

3.2

基本パラメータ

測定に関する基本的なパラメータです。測定を開始する前に、必ず設定してく
ださい。

Tips

• 間違った設定をすると、正しい測定結果を得られない場合があります。
• 下表のカウンタ機種欄の丸印は、カウンタに表示されるパラメータ番号の設定が有効か無効かを示します（●：有効、○：無効）。

番号

設定項目

00

パラメータモード

11

12

15

計数方向

リニヤゲージ分解
能 *1

単位系選択 *1

説明／設定値（太字は初期値を示します）

カウンタ機種P
Z
D

パラメータを参照または変更する場合に使用します。設
定値 0 と 1 以外は設定できません。

●

●

●

0：パラメータ参照
1：パラメータ設定
リニヤゲージのスピンドルが押しこまれた場合に、数字が増加するか減少するかを設定します。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0：＋方向
1：−方向
接続するリニヤゲージの分解能を設定します。
EB-11P/EB-11Z
EB-11D *2
0：INC
0：10 µm
1：ABS
1：5 µm2：ABS_ORG
2：1 µm
3：0.5 µm
4：0.1 µm
表示の単位を mm または E 単位に設定できます。
E=1/25.4 mm です。設定変更後、パラメータを初期化
しても初期値に戻りません。
0：mm

1：E

*1

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

*2

接続するゲージが INC 機種の場合は「0：INC」を選択してください。ABS 機種の場合は、「0：INC」、「1：
ABS」、または「2：ABS_ORG」が選択できます。
「0：INC」選択時 : カウンタ起動時にゲージとカウンタの計数値を一致させます。表示を一致させて計測する場合はゲージ側でゼロセットなどを行ってください。
「1：ABS」選択時：カウンタ初回起動時に、ゲージの原点がカウンタに読み込まれ、カウンタの原点に設定されます。このカウンタの原点は、カウンタがプリセットされると書き換えられます。また、カウンタを再起動してもカウンタの原点は有効です。
「2：ABS_ORG」選択時：カウンタからゲージの原点を変更できます。変更されたゲージの原点は電源が切れても有効です。そのため、カウンタを交換する場合でも、初回起動時に以前から使っているゲージの原点を読み込むことができます。

10

No. 99MBC058B

3 パラメータ設定

3.3

応用パラメータ

カウンタの表示、機能、または外部出力などに関するパラメータです。用途に応じて設定してください。

Tips

下表のカウンタ機種欄の丸印は、カウンタに表示されるパラメータ番号の設定が有効か無効かを示します（●：有効、○：無効）。

番号

設定項目

10

説明／設定値（太字は初期値を示します）

カウンタ機種P
Z
D

パラメータ初期化 *1 設定値を 1 にすると、単位以外のすべてのパラメータ設
定値を初期値に戻すことができます。
この設定は一度有効にすると、パラメータが初期化されるため、設定値は 0（初期化しない）に戻ります。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

公差出力方法 *1

0：1.6 ms
1：3.2 ms
2：8 ms
3：18 ms
4：28 ms
5：外部クロック
公差判定結果の出力方法を選択します。

●●

アナログ出力レンジ●
0：3 段公差
1：5 段公差
2：独立公差アナログ出力の電源オン時の測定レンジ（分解能レンジ）
を選択します。
●

●

●

●

●

●

●

●

●

0：初期化しない
1：初期化する
起動時に、計数スタンバイ状態または計数表示（EB-11Zの場合は原点待ち）のどちらを表示するか選択します。

14

起動時の表示20

EB-11P/EB-11D
EB-11Z
0：［------］表示
0：［------］表示
1：0.000
1：原点待ちシリアル BCD 出力 シリアル BCD の出力タイミングを設定します。
タイミング
0：コマンド（HOLD 信号入力による出力）
1：インターバル（連続出力）
シリアル BCD 速度 シリアル BCD の速度を選択します。

21

22

30

31

35

アナログオフセット

キープロテクト

0：99 〜 -99
1：999 〜 -999
2：9990 〜 -9990
3：99900 〜 -99900
4：999000 〜 -999000
アナログ出力をオフセット調整できます。
オフセットの調整方法についての詳細は、出力機能」（29 ページ）

「5.2.2

0：オフセットなし
1：オフセットあり
誤操作防止のため、キー操作を無効化できます。
0：キー操作有効

1：キー操作無効11

No. 99MBC058B

3 パラメータ設定
番号

設定項目

41

原点検出方向4243

原点再検出 *2

原点初期化（電源オン時）

説明／設定値（太字は初期値を示します）

カウンタ機種P
Z
D

原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、原点検出時のリニヤゲージのスピンドルの方向を選択できます。

○

●

0：＋方向
1：−方向
原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、異常停止した場
合などに電源を落とさずに原点待ちをするかどうかを設
定します。

○

●

0：無効
1：有効
原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、電源が入った状
態で、原点を初期化できます。
初期化後、設定値は 0（初期化しない）に戻ります。

○●

0：初期化しない

1：初期化する*1

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

*2

設定を有効にすると、HOLD 信号の立ち上がりで原点再検出待ちになります。原点再検出時に再度HOLD 信号を入力すると、原点再検出機能を解除します（エラー検出時を除きます）。

12

No. 99MBC058B

3 パラメータ設定

3.4

パラメータ設定の概略

以下にパラメータ設定の概略を示します。

Tips• 下図は、パラメータの設定順ではありません。
• パラメータ設定時、［Fn］を押すごとに 10 から順にパラメータ番号が進みます。最後の番号まで進むと、再び 10 に戻ります。
• 実線の枠で囲まれたパラメータは必ず設定してください。破線の枠で囲まれたパラメータは必要に応じて設定してください。
設定開始（パラメータ番号 00 ＝ 1）

基本
パラメータ

［11］計数方向設定［12］リニヤゲージ
分解能［15］単位系選択

次ページにつづく

基本パラメータの詳細は、「3.2 基本パラメータ」（10 ページ）13

No. 99MBC058B

3 パラメータ設定
前ページからのつづき
応用
パラメータ

表示／機能の設定をしますか？
No

Yes
EB-11Z?

Yes

No［10］パラメータ初期化［14］起動時の表示［22］公差出力方法［35］キープロテクト

外部入出力設定をしますか？
No［10］パラメータ初期化［14］起動時の表示［22］公差出力方法［35］キープロテクト［41］原点検出方向［42］原点再検出［43］原点初期化

Yes［20］シリアル BCD
出力タイミング［21］シリアル BCD 速度［30］アナログ出力レンジ［31］アナログオフセット

設定完了

応用パラメータの詳細は、「3.3 応用パラメータ」（11 ページ）14

No. 99MBC058B

4 基本操作

4

基本操作

4.1

プリセット

リニヤゲージ測定範囲の任意の位置で、カウンタの現在値を任意の数値にすることができます。

Tips• あらかじめ、ピークモードの設定を通常測定に切り替えてください。詳細は、「4.2.1 ピークモードの切り替え手順」（17 ページ）
• 工場出荷時、プリセット値は 0 に設定されています。
• いったんプリセット値を変更したあと、カウンタの現在値を 0 にセットしたい場合、プリセット値を 0 に設定してください。このとき、ピークモードで設定されている最大値、最小値、振れ値も 0 になります。
• EB-11D（ゲージタイプの設定が「ABS」／「ABS_ORG」）および EB11Z の有効プリセット回数は、100 万回です。

ここでは例として、基準点を 10.005 mm にプリセットする操作手順を説明します。

1 ［BANK］を繰り返し押して、BANK0 を選択する» BANK インジケータ消灯

Tips ［BANK］を押している間、選択中の BANK 番号が表示部に表示されます。キーから指を離すと、計数表示に戻ります。

2 ［Fn］を押して、設定モードに切り替える» 前回設定したプリセット値が表示（右記は前回の値が 10.000 の場合）
» LIMIT インジケータの L1 が点滅

Tips

EB-11D の場合、ゲージタイプの設定が「ABS_ORG」のとき、プリセットの呼び出しに約 4 秒かかります。このとき、全小数点が点滅します。この間
スピンドルを動かさないでください。

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

4 ［P.SET］を押す

15

No. 99MBC058B

4 基本操作» プリセット値が変更

Tips• 最上位桁は、±の符号も設定します。公差値を負（−）の値に設定したい
場合は、符号インジケータが点灯するまで、［P.SET］を繰り返し押してください。
• 入力をキャンセルする場合は［Fn］を押してください。計数表示に戻ります。

5 手順 3 と 4 を繰り返して、最下位桁まで設定する» 最下位桁が点滅

6 ［MODE］を押す» プリセット値が確定（最下位桁の点滅が停止）

7 ［Fn］を押す» 計数表示に戻る

8 ［P.SET］を押す» 現在値が、設定したプリセット値に変更

16

No. 99MBC058B

4 基本操作

4.2

ピークモードの設定

カウンタ内では、最大値、最小値、振れ値を常に演算しています。モードを切り替えることで、用途に応じた計数値を表示できます。
モード
通常測定
最大値ホールド測定
最小値ホールド測定
振れ測定

4.2.1

説明
リニヤゲージの測定子の動き（変位）を計数して、その計数値を逐次表示します。
測定中の最大値（MAX）を表示します。表示は最大値が更新されるまで変わりません。
測定中の最小値（MIN）を表示します。表示は最小値が更新されるまで変わりません。
測定中の振れ値＝ TIR（最大値−最小値）を表示します。表示は最大値または最小値が更新されるまで変わりません。

ピークモードの切り替え手順

ピークモードを切り替える操作手順を説明します。

1 希望するモード表示になるまで、［MODE］を繰り返し押す» 以下のとおり、モードが切り替わる
通常測定

MAX

4.2.2

TIR

MIN

最大値

最小値

ホールド測定ホールド測定

MAX

TIR

MIN

MAX

TIR

MIN

振れ測定

MAX

TIR

MIN

ピーク値クリア手順

ピークモードのピーク値をクリアする操作手順を説明します。

1 ［MODE］を押す» ピークモードに切り替わる

2 ［P.SET］を押す» ピーク値がクリア （MAX ＝ MIN ＝現在値、TIR ＝ 0）17

No. 99MBC058B

4 基本操作

4.3

公差 BANK の切り替え

本商品は、複数の公差値設定を BANK と呼ばれるカウンタ内部のメモリに保存します。3 段／ 5 段公差の設定時には 7 つの公差値設定を、独立公差の設定時には 2 つの公差値設定を保存できます。
保存した公差値設定は、BANK を切り替えることで呼び出すことができます。

Tips• 公差値設定についての詳細は、「4.4 公差値の設定」（19 ページ）
• 外部信号からも BANK の切り替えが可能です。

BANK を切り替える操作手順を説明します。

1 ［BANK］を押す» BANK 番号が切り替わる» BANK 番号に合わせて、BANK インジケータが下図のように切り替わる

Tips

BANK0

BANK1

BANK2

BANK3

BANK

BANK

BANK

BANK

BANK7

BANK6

BANK5

BANK4

BANK

BANK

BANK

BANK

• 3 段／ 5 段公差の設定時は、［BANK］を押すごとに、BANK0 〜 BANK7までが順に切り替わります。
• 独立公差の設定時は、［BANK］を押すごとに、BANK0 〜 BANK2 までが順に切り替わります。
•［BANK］を押している間、選択中の BANK 番号が表示部に表示されます。
キーから指を離すと、計数表示に戻ります。
• BANK0 のとき、公差判定機能は無効です。

18

No. 99MBC058B

4 基本操作

4.4

公差値の設定公差値の設定には、3 段公差、5 段公差、および独立公差の 3 種類があります。
各設定の詳細について説明します。

Tips• あらかじめパラメータ番号 22 で、設定したい公差の出力方法を選択してください。
「5.2 I/O コネクタ端子機能」（26 ページ）

• I/O 出力についての詳細は、

4.4.1

3 段公差値の設定（3 段選別）

公差値 S1 と S4 の設定で、以下のように 3 段公差判定をします。
判定条件
測定結果＜ S1S1 ≦測定結果≦ S4S4 ＜測定結果

BANK
インジケータ
橙点灯
緑点灯
赤点灯

LIMIT
インジケータ
L1 点灯
L3 点灯
L5 点灯

I/O 出力（ピン番号）
L1（3）
L3（5）
L5（7）

3 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［BANK］を押して、設定したい BANK 番号を選択する» 対応する BANK インジケータが点灯

Tips

BANK1 〜 7 を選択してください。BANK0 では、公差値の設定はできません。

2 ［Fn］を押して、設定モードに切り替える» BANK インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）» LIMIT インジケータの L1 が点滅

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

4 ［P.SET］を押す» 公差値が変更

19

No. 99MBC058B

4 基本操作Tips• 最上位桁は、±の符号も設定します。公差値を負（−）の値に設定したい
場合は、符号インジケータが点灯するまで、［P.SET］を繰り返し押してください。
• 入力をキャンセルする場合は［Fn］を押してください。計数表示に戻ります。

5 手順 3 と 4 を繰り返して、最下位桁まで設定する» 最下位桁が点滅

6 ［MODE］を押す» 公差値 S1 が確定（最下位桁の点滅が停止）

7 ［Fn］を押す» BANK インジケータが赤色に点灯（公差値 S4 が選択される）» LIMIT インジケータの L2 が点滅

8 手順 3 〜 5 と同様の操作で、公差値 S4 を設定する
9 ［MODE］を押す» 公差値 S4 が確定（最下位桁の点滅が停止）

10［Fn］を押す» 計数表示に戻る

Tips

S1 ≦ S4 以外の設定ではエラーとなります。［P.SET］を押して S1 から入力
しなおしてください。

20

No. 99MBC058B

4 基本操作

4.4.2

5 段公差値の設定（5 段選別）

公差値 S1 〜 S4 の設定で、以下のように 5 段公差判定をします。
判定条件
測定結果＜ S1S1 ≦測定結果＜ S2S2 ≦測定結果≦ S3S3 ＜測定結果≦ S4S4 ＜測定結果

BANK
インジケータ
橙点灯
橙点滅
緑点灯
赤点滅
赤点灯

LIMIT
インジケータ
L1 点灯
L2 点灯
L3 点灯
L4 点灯
L5 点灯

I/O 出力（ピン番号）
L1（3）
L2（4）
L3（5）
L4（6）
L5（7）

5 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［BANK］を押して、設定したい BANK 番号を選択する» 対応する BANK インジケータが点灯

Tips

BANK1 〜 7 を選択してください。BANK0 では、公差値の設定はできません。

2 ［Fn］を押して、設定モードに切り替える» BANK インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）» LIMIT インジケータの L1 が点滅

Tips

公差値は、S1、S2、S3、S4 の順に設定します。公差判定インジケータは、
以下のように表示します（設定する公差値が選択されます）。

公差値
S1
S2
S3
S4

BANK インジケータ
橙点灯
橙点滅
赤点滅
赤点灯

LIMIT インジケータ
L1 点滅
L2 点滅
L3 点滅
L4 点滅

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

Tips• 最上位桁は、±の符号も設定します。公差値を負（−）の値に設定したい
場合は、符号インジケータが点灯するまで、［P.SET］を繰り返し押してください。
• 入力をキャンセルする場合は［Fn］を押してください。計数表示に戻ります。

21

No. 99MBC058B

4 基本操作

4 ［P.SET］を押す» 公差値が変更

5 手順 3 と 4 を繰り返して、最下位桁まで設定する» 最下位桁が点滅

6 ［MODE］を押す» 公差値 S1 が確定（最下位桁の点滅が停止）

7 ［Fn］を押す» 次に設定する公差値に該当する、BANK インジケータの色に変更» 次に設定する公差値に該当する、LIMIT インジケータが点滅

8 手順 3 〜 7 と同様の操作で、公差値 S2、S3、S4 の順に設定する» S2、S3、S4 の公差値が確定し、計数表示に戻る

Tips

S1<S2<S3<S4 または S1=S2=S3=S4 以外の設定ではエラーとなります。

22

No. 99MBC058B

4 基本操作

4.4.3

独立公差値の設定

3 段公差値の設定を、L1 から L7 まで独立して 7 つ設定できます。また、各公差値に対するカウンタの出力状態（LIMIT インジケータの点灯と消灯）を、L1〜 L7 それぞれに設定できます。なお、L1 〜 L7 に設定できる出力状態は以下のとおりです。
出力パターン
測定値＜ S1S1 ≦測定値＜ S4S4 ≦測定値

H
L
H

H
L
L

L
H
L

L
H
H

H：LIMIT インジケータ消灯（公差判定結果出力オフ）
L：LIMIT インジケータ点灯（公差判定結果出力オン）

独立公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［BANK］を押して、設定したい BANK 番号を選択する» 対応する BANK インジケータが点灯

Tips

BANK1 または BANK2 を選択してください。BANK0 では、公差値の設定はできません。

2 ［Fn］を押して、設定モードに切り替える» L1 の現在の出力パターンが表示» L1 の LIMIT インジケータが点滅
出力
パターン

3 設定したい LIMIT 番号が表示されるまで、［BANK］を繰り返し押す
4 ［MODE］を押す» 出力パターンが点滅
出力
パターン

23

No. 99MBC058B

4 基本操作

5 希望する出力状態になるまで、［P.SET］を繰り返し押す» 以下のとおり、出力状態が切り換わる

6 ［Fn］を押す» 出力状態が確定» BANK インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）

7 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動（選択中の桁が点滅）

8 ［P.SET］を押す» 公差値が変更

Tips

最上位桁は、±の符号も設定します。公差値を負（−）の値に設定したい場
合は、符号インジケータが点灯するまで、［P.SET］を繰り返し押してください。

9 手順 7 と 8 を繰り返して、最下位桁まで設定する» 最下位桁が点滅

10［MODE］を押す» 公差値 S1 が確定（最下位桁の点滅が停止）

11［Fn］を押す» BANK インジケータが赤色に点灯（公差値 S4 が選択される）

12 手順 7 〜 9 と同様の操作で、公差値 S4 を設定する
13［MODE］を押す» 公差値 S4 が確定（最下位桁の点滅が停止）

14［Fn］を押す» 計数表示に戻る

Tips

S1 ≦ S4 以外の設定ではエラーとなります。［P.SET］を押して S1 から入力
しなおしてください。

24

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

5

外部入出力機能
本商品には、以下のインターフェイスが装備されており、外部機器と接続でき
ます。
インター
フェイス
デジマチックI/O コネクタ

接続機器機能

y デジマチックミニプロセッサ（DP-1VR） y 測定データの印刷、統計
演算結果の印刷など

y 外部コントロールボックス

y USB インプットツールなどの通信機器
I/O コネクタ

スイッチ、制御装置などの機器

y 公差値やプリセット値の簡易入力
y PLC へのデータ出力
y カウンタの外部操作

Tips

PLC：プログラマブル・ロジック・コントローラー

5.1

デジマチック入出力機能

5.1.1

デジマチックミニプロセッサによる印刷

別売りのデジマチックミニプロセッサ（DP-1VR）と接続することで、測定デー
タを紙に印刷できます。カウンタのデジマチック I/O コネクタと、DP-1VR とをオプションの接続ケーブル（RS リンク／デジマチック）で接続してください。

Tips

5.1.2

印刷可能な桁数は 6 桁です。カウンタの表示がオーバーフローした場合、正しい値が印刷されません。オーバーフローした場合は、「F0.0005」のように最上位桁が「F」と表示されます。プリセット値の見直しなどを行い、最上位桁が正常に表示された状態で出力してください。

EB-11D による公差段数の拡張

2 台目以降に EB-11D を接続することで、公差段数を増やすことができます。
1 台目の EB カウンタのデジマチック I/O コネクタと、2 台目の EB-11D カウン
タのリニヤゲージ入力コネクタとを、オプションの接続ケーブル（RS リンク／デジマチック）で接続してください。

Tips

2 台目以降の EB-11D の公差判定結果は、カウンタごとに約 100 ms の遅延が生じます。本機能は、通常モードで静的な測定をする場合にご使用ください。

25

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

5.1.3

USB インプットツールによるデータ出力

USB インプットツールと接続することで、測定データを PC に出力できます。

Tips

5.1.4

詳細は、USB インプットツールの取扱説明書をご参照ください。

外部スイッチボックス

公差値やプリセット値を容易に入力できる、オプションの入力ツールです。カ
ウンタのデジマチック I/O コネクタに、外部スイッチボックスの接続ケーブルを接続してください。

Tips

5.2

設定方法および操作の詳細は、外部スイッチボックスの取扱説明書をご参照ください。

I/O コネクタ端子機能

I/O コネクタにより、公差判定結果や測定データなどを外部へ信号出力できます。また、公差 BANK の切り替え、ピークモードの切り替え、プリセット・ピー
ク値クリアの実行などを外部からの信号入力で操作できます。

5.2.1

接続

 適合プラグとピンアサイン
適合プラグ：y オプション No.02ADB440（プラグとカバーのセット）
y 市販品プラグ 10136-3000PE（3M）、カバー 10336-52A0-008（3M）y 市販品プラグ DX40M-36P（ヒロセ）、カバー DX30M-36-CV（ヒロセ）
ケーブル：シールド線を使用し、長さは 3 m 以内としてください。

26

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能
18

1

36

19

ピン番号

I/O

1、2
3
4
5
6
7
8
9
10

−
O
O
O
O
O
O
O
O

COM
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
NOM

21
22
23
24
25
26

I/O
I/O
O
O
O
I

BCD_CK
BCD_ST
BCD_DT
ANALG
ANGND
AREG

27
28
29
30

I
I
I
I

SET1
SET2
SET3
MODE

31
32

−
I

NC
BANK

33
34
35

−
I
I

NC
HOLD
P.SET

36

−

NC

Tips

• 外部入力は、入力電圧が「L」のときに有効です（外部入力は負論理）。

名称

機能
内部で GND に接続
公差判定結果出力
y 該当端子出力：「L」
y エラー時出力：
L1、L5：「L」（３／５段公差）L1 〜 L7：「H」（独立公差）正常出力
正常時：「L」
BCD 出力信号
I/O：パラメータ番号 21 の設定値を 5（外部クロック）にした場合、入力端子となります。
アナログ出力アナログ GND
アナログレンジ切り替え：SET と組み合わせて入力
BANK、ピーク、アナログレンジセット：
あらかじめ、セット値を SET で入力し、AREG、MODE、BANK で決定
ピーク切り替え：SET と組み合わせて入力
未接続
BANK 切り替え：SET と組み合わせて入力
未接続
HOLD ／エラーキャンセル入力
通常測定時：プリセット
ピークモード測定時：ピーククリア
未接続• I/O は Input/Output の頭文字を指しています。「I」の場合は入力回路を、「O」の場合は出力回路を参照ください。
• MODE 信号（ピーク切り替え）および BANK 信号（BANK 切り替え）の「5.2.4 タイミングチャート」（31 ページ）
設定についての詳細は、

27

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

 入出力回路
出力回路
出力が「L」のとき、トランジスタがON（オープンコレクタ）

入力回路
入力電圧が「L」のとき、入力が有効

カウンタ

カウンタ

TD62583 相当

外部機器

参考回路

外部機器
5 kΩ

出力

参考回路

+5 V
5 kΩ

0.01 µF
0.01 µFCOM
出力耐圧：Max. 24 V
出力電流：Max. 10 mA
出力飽和電圧：Max. 0.7 V

注記

サージ吸収ダイオード
60 V 100 mA 以上

入力電流：Max. 1 mA
入力電圧：H=4 〜 24 V
L=Max. 1 V

オープンコレクタ出力
またはリレー出力等を使用してください。

リレー使用時は、サージ吸収ダイオードや保護回路を組み込んでください。
保護がない場合、カウンタ内部の IC が壊れる恐れがあります。

28

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

5.2.2

出力機能

 シリアル BCD 出力
シリアルデータで BCD 出力するため、少ない配線で PLC などに接続できます。
2 台以上の EB カウンタを接続する場合、2 台目からはデータ線 1 本で PLC などに接続できます。

z データ形式
2 3
Bit 3

2 2
Bit 2

2 1
Bit 1

D1
D2
MSD（上位）

2 0
Bit 0
D3

D5

D6
D7
LSD（下位）

Bit 1
HOLD

Bit 0
ERR

数値データ

Bit 3
MODE 2
H
H
L
L

現在値
MAX
MIN
TIR

D4

Bit 2
MODE 1
HL
HL

D8

H : OFF
L : ONH : NOM
L : ERR

Bit 3
BANK3
H
H
H
H
L
L
L
L

BANK0
BANK1
BANK2
BANK3
BANK4
BANK5
BANK6
BANK7

D1
1

D2
2
– 1

Tips

Bit 2
BANK2
H
H
L
L
H
H
L
L

データ出力例
D4
D5
4
5

D3
3
2

3

Bit 1
BANK1
H
L
H
L
H
L
H
L

4

5

6

D6
6

Bit 0
符号

H:+
L:–

D7
0

通常測定，
HOLD_OFF，
NOM

タイミングチャートの詳細は、
ジ）

D8
1

BANK0
符号 (–)「5.2.4 タイミングチャート」（31 ペー

29

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

z 複数カウンタ接続例
PLC

EB カウンタ（マスタ）

P0
P1
P2

CK
STB
DATA
EB カウンタ（スレーブ）
CK
STB
DATA

Tips

P3

2 台目以降のカウンタは、パラメータ番号 21（シリアル BCD 速度）の設定
値を 5（外部クロック）にしてください。

 アナログ出力
端子間電圧（ピン番号 24-25）をペンレコーダやオシロスコープで計測することで、リニヤゲージのスピンドルの動きを線形的な電圧値としてモニタリング
することができます。
出力電圧＝ 2.5 V ＋計数値×電圧分解能（25 mV/2.5 mV）（フルスケール：0 〜 5 V）
応答速度： 10 Hz（更新時間 5 ms）
精度： ± 5%（0 〜 5 V）
± 0.5%（2.5 V ± 200 mV、オフセット調整後）（精度はフルスケール 5 V に対するもの）
負荷抵抗： 300 kΩ 以上

5V
2.5 V
0V
–999

0

999

z 測定レンジの設定
測定レンジは、パラメータで設定できます。パラメータの詳細は以下のとおり
です。
SET
3

2

1

パラ
メータ
番号 30

H H H

0

H H L

1

H L H

2

H L

L

3

L H H

4

測定レンジ（mm）（レンジ分解能［mm］）
10 µm
5 µm
1 µm
0.5 µm
0.1 µm
ゲージ
ゲージ
ゲージ
ゲージ
ゲージ
± 0.99± 0.095± 0.099± 0.0095 ± 0.0099(0.01)(0.005)(0.001)(0.0005)(0.0001)± 9.99± 0.995± 0.999± 0.0995 ± 0.0999(0.01)(0.005)(0.001)(0.0005)(0.0001)± 99.90± 9.950± 9.990± 0.9950 ± 0.9990(0.1)(0.05)(0.01)(0.005)(0.001)± 999.00 ± 99.500 ± 99.900 ± 9.9500 ± 9.9900
(1)
(0.5)
(0.1)
(0.05)(0.01)± 9990.00 ± 995.000 ± 999.000 ± 99.5000 ± 99.9000
(10)
(5)
(1)
(0.5)
(0.1)

30

電圧
分解能
25 mV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mV
2.5 mVNo. 99MBC058B

5 外部入出力機能

Tips

測定レンジは、外部信号からも設定できます。設定手順はタイミングチャー
トを参照してください。タイミングチャートの詳細は、「5.2.4 タイミン
グチャート」（31 ページ）z オフセットの調整
出力値をオフセット調整する場合は、パラメータ番号 31 を 1（オフセットあり）に設定します。1 に設定した場合、「計数値−公差値」をアナログ出力します。

Tips• 公差値は、S1（3 段公差時）または S2（5 段公差時）です。
• 独立公差の設定時は、オフセットの調整ができません。

5.2.3

入力機能

外部信号入力により、BANK の切り替え、ピークモードの切り替え、プリセット・
ピーク値クリアを実行できます。また、計数値を HOLD することができます。

Tips

5.2.4

タイミングチャートの詳細は、「5.2.4 タイミングチャート」（31 ページ）タイミングチャート

 公差判定結果出力
公差上限（上限許容値）
公差下限（下限許容値）
計数データ
–NG

Max. 10 ms
Max. 10 ms

+NG

Tips

• 計数データに対して、公差判定結果の出力は、最大 10 ms の遅れがあります。
• EB-11D の場合、計数データが許容範囲の中に入ってから公差判定結果が出力されるまでの時間は、リニヤゲージなどの接続機器に依存します。

31

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

 BCD 出力
T3
DATA

1

32

CK
T1
STB

T4
T2

T1：1.6/3.2/8/18/28 ms
38 × T1 ≦ T2 ≦ 39 × T1
T3 ≒ 0.5 T1
T4 ≒ 0.5 T1

BCD 出力タイミングの詳細は、以下のとおりです。
y CK の立ち上がりで DATA の取り込みを行います。
y 32 bit で全データを転送します。
y STB が「H」で転送終了し、結果を格納します。
y BCD 伝送速度（T1）は、パラメータ番号 21 で設定します。
パラメータ番号 21
0
1
2
3
4

Tips

BCD 伝送速度
1.6 ms
3.2 ms
8 ms
18 ms
28 ms

全伝送時間
62.4 ms
124.8 ms
312 ms702 ms1092 ms

3.2 ms 以下の伝送速度を使用する場合、応答時間が 1 ms 以下の機器をご使用ください。

 外部信号入力
z プリセット・ピーククリア
P.SET
Min. 10 ms
DATA

Min.
10 ms

Max. 10 ms

32

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

z ピークモード・BANK・アナログレンジ指定
SET 1, 2, 3
AREG
MODE
BANK

Min.
5 ms

DATA

Min. 10 ms

Min.
10 ms

Max. 10 ms

下表を参照して、SET 信号を設定してください。
その後、5 ms 以上あけて、変更したい機能の入力信号を 10 ms 以上入力してください。
入力立ち下がりを確認した後、最大で 10 ms 後にデータが変更されます。
MODE（ピン番号 30）：ピーク切り替え
SET3
H
H
H
H

現在値
MAX
MIN
TIR

SET2
H
H
L
L

SET1
H
L
H
L

BANK（ピン番号 32）：BANK 切り替え
BANK0
BANK1
BANK2
BANK3
BANK4
BANK5
BANK6
BANK7

Tips

SET3
H
H
H
H
L
L
L
L

SET2
H
H
L
L
H
H
L
L

SET1
H
L
H
L
H
L
H
L

• 独立公差の設定時、BANK3 〜 BANK7 は無効です。
• AREG（アナログレンジ）については、アナログ出力の測定レンジの設定「測定レンジの設定」（30 ページ）をご参照ください。

33

No. 99MBC058B

5 外部入出力機能

 HOLD ／エラーリセット
HOLD
データラッチ
10 µs

Min. 10 ms

シリアル BCD
STB（コマンドモード時）

Tips

Max. 15 ms

Min.
10 ms

エラー解除
（EB-11Z のみ原点検出待ち）• データラッチは、HOLD 信号立ち下がり後、10 µs 後に実行されます。エラーの解除は、HOLD 信号立ち上がり時に実行されます。
• BCD データを出力する場合は、データラッチ後、最大 15 ms 以内にデータの出力を開始してください。
• EB-101D の場合、データラッチまでの時間はリニヤゲージなどの接続機器に依存します。
• HOLD 入力中は、UNIT インジケータが点滅します。

34

No. 99MBC058B

6 トラブルシューティング

6

トラブルシューティング

6.1

トラブルシューティング

動作がおかしい場合、以下のトラブルの原因と対処方法を参照してください。
症状
原因
計数値がおかし パラメータがリニヤゲー
い（計数しない） ジなどの種類に対して適切ではない
ピークモード（MAX ま
たは MIN 点灯）になっている

対処
適切なパラメータを設定してください。
「3.2 基本パラメータ」（10
詳細は、
ページ）
ピークモードを解除してください。
「4.2.1 ピークモードの切り
詳細は、替え手順」（17 ページ）

HOLD 信号（UNIT 点滅） 外部入力を確認してください。
が入力されている
ピークモードになってい ピークモードを解除してください。
る「4.2.1 ピークモードの切り
詳細は、替え手順」（17 ページ）ゼロセットでき
ない

6.2

エラー表示

6.2.1

エラーコード一覧
表示

NOM
信号

BCD
出力

［------］

H

FFFF15

電源立ち上げ時の計
数スタンバイ状態、
または電源瞬断Err 10H

FFFF10電源電圧異常Err 20H

FFFF20オーバースピード

Err 30H

FFFF30

計数値が 8 桁以上

Err 40H

FFFF40

リニヤゲージの異常またはオーバース
ピード

y 測定条件を見直してください
y ［P.SET］を押す

計数値が 6 桁以上

y 外部 HOLD 信号入力
y 計数値を 6 桁以内に戻してください

F*****

L

F*****

対処／
エラー解除方法

原因

電源瞬断のときは電源を見直してください
y ［P.SET］を押す
y 外部 HOLD 信号入力
既定の電源に接続してください
自動解除
測定条件を見直してください
y ［P.SET］を押す
y 外部 HOLD 信号入力
プリセット値を変更してください
y ［P.SET］を押す
y 外部 HOLD 信号入力
y リニヤゲージの接続を確認してください

y プリセット値を変更してください
自動解除

35

No. 99MBC058B

6 トラブルシューティング
表示

NOM
信号

BCD
出力

全小数点点滅H

計数状態

Err 90L

計数状態

原点未検出（EB-11Z
のみ）
公差設定エラーErr 95L

計数状態

キープロテクト

Tips

対処／
エラー解除方法

原因

原点を通過させてください。
自動解除
公差値を再入力してください［P.SET］を押す
キープロテクトパラメータを解除（パラメー
タ番号 35 を 0 に設定）してください
自動解除• NOM 信号が「H」の場合、3 ／ 5 段公差時の公差判定結果出力 L1 と L5 は「L」、
独立公差時の公差判定結果出力 L1 〜 L7 は「H」となります。
• リニヤゲージが接続されていない場合も、Err 40（リニヤゲージの異常）が表示されます。
• 表示の Err 90 と Err 95 は、キー操作で公差設定エラーが発生したときに表示されます。
• パラメータ設定やプリセット値・公差設定時にエラーが発生した場合、計数状態に戻ってからエラーを表示します。ただし外部出力には、すぐに出
力します。

6.2.2

エラー解除方法

エラーの解除方法は、原因によって異なりますが、主に以下の 3 つの方法があります。
y 自動解除y［P.SET］を押す
y 外部から HOLD 信号を入力

Tips

エラー表示の詳細は、「6.2.1 エラーコード一覧」（35 ページ）36

No. 99MBC058B

7 仕様

7

仕様

7.1

基本仕様

コード No.
符号
表示軸数
表示
最小表示量
（表示可能範囲）

最大入力周波数
最大計数速度
電源電圧
消費電力
使用温度（湿度）範囲
保存温度（湿度）範囲
外観寸法
質量
CE マーキング

機能
インターフェイス

542-092-2
EB-11P

542-094-2
542-093-2
EB-11Z
EB-11D
1軸
負（−）記号および数字 6 桁（緑色 LED）
ゲージによる自動設定
パラメータによる選択
0.01（± 9999.99）mm
0.005（± 999.995）mm
0.001（± 999.999）mm
0.0005（± 99.9995）mm
0.0001（± 99.9999）mm
1.25 MHz（2 相方形波）
−
5 MHz
−
DC+12 V 〜 24 V
最大 6 W（最大 500 mA）
1 台につき 1 A 以上の電源を確保してください。
0℃〜 40℃（20%RH 〜 80%RH、非結露）-10℃〜 50℃（20%RH 〜 80%RH、非結露）96(W) × 48(H) × 156(D) mm
約 400 g
EMC 指令：EN 61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
Emission limit：Class B
RoHS 指令：EN IEC 63000
プリセット、測定モード切り替え（最大値、最小値、振れ値）、
公差判定出力（3 段階／ 5 段階／独立公差値設定）
デジマチック／ I/O37

No. 99MBC058B

7 仕様

7.2

外観寸法図（全機種共通）
154.6

48

96

約 10

6.6

44.4

91.4

単位：mm

7.3

オプション

パーツ No.
02ADB440
02ADF180
02ADD950936937965014
02ADD930
35765102ZAA000

品名I/O 出力コネクタ（カバー付き）
外部スイッチボックス（接続ケーブル付き）
接続ケーブル（RS リンク／デジマチック）（0.5 m）*1
接続ケーブル（RS リンク／デジマチック）（1 m）*1
接続ケーブル（RS リンク／デジマチック）（2 m）*1
端子台接続ケーブル *2
AC アダプタAC コード *2*1

DP-1VR や USB インプットツールを使用時に必要です。

*2

AC アダプタ使用時に必要です。

38

No. 99MBC058B

営業の窓口2020 年 11 月現在
仙台営業所

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮営業所宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

新潟営業所

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎営業所

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま営業所

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎営業所

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

厚木市岡田 1-7-1
ヴェルドミール SUZUKI 105 号〒 243-0021

電話：(046) 226-1020

ファクス：(046) 229-5450

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

浜松市東区和田町 587-1〒 435-0016

電話：(053) 464-1451

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

厚木営業所

諏訪営業所
浜松営業所
安城営業所

中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町 5-19-5
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所

〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921

金沢市桜田町 1-26

〒 920-0057

ドマーニ桜田電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

草津市大路 2-13-27〒 525-0032

辻第 3 ビル 1F

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

App-1

福岡営業所
センシング営業部
1 課・2 課

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(0570) 073214

ファクス：(044) 813-1691

サービスの窓口
y 商品の検査／校正、および修理のご依頼は最寄りのサービスセンタへ
仙台サービスセンタ
宇都宮サービスセンタ
川崎サービスセンタ
諏訪サービスセンタ
安城サービスセンタ
名古屋サービスセンタ
大阪サービスセンタ
広島サービスセンタ
福岡サービスセンタ
地震機器サービスセンタ

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6883

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6280

ファクス：(028) 660-6257

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5013

ファクス：(044) 455-5019

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-5495

ファクス：(0266) 58-1830

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 96-0745

ファクス：(0566) 96-0747

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 731-7100

ファクス：(052) 731-6110

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8813

ファクス：(06) 6613-8818

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1164

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2909

ファクス：(092) 482-7894

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 455-5019

App-2

改訂履歴
発行年月日

版数

改訂内容

2017 年 7 月 1 日

第9版

全面改訂し発行2020 年 12 月 1 日

第 10 版

欧州整合規格変更に伴う対応ほか

No. 99MBC058B

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : http://www.mitutoyo.co.jp
Printed in Japan

No. 99MBC058B