No.99MAD010J1

ユーザーズマニュアル

ABSデジマチックデプスゲージjp2）ORIGIN（原点）設定
1 測定面を基準面に合わせる
2 ORIGINスイッチを1秒以上押し続ける

1. 各部の名称と機能
4-ø9⑤⑥⑦⇨「0.00」と表示され、ORIGIN（原点）が設定される⑧ ⑨1365

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

警告

注記⑬電池をセットした場合は、最初に ORIGINスイッチを押してORIGIN（原点）が設定されるまでの間、スライダを移動しないでください。正常にカウントしない場合があります。

6512.5265
30

DIGIMA TIC

ORIGIN

ZERO/ABSORIGIN

ON/OFFON/OFF• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い
65

流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⑫⑪⑩1基準面

注意④③• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

注記• 本商品を初めて使用するときは、油を染み込ませた柔らかい布などで本商品に塗られている防錆油を拭き取り、付属の電池を本商品にセットしてください。
• 本商品を 3 か月以上使用しない場合は、本商品から電池を取り外して保管してください。
電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。
• スケール（本尺）に傷をつけないでください。

① 本尺② スケール
③ ベース
④ 測定面
⑤ 基準面
⑥ スライダ⑦ クランプねじ⑧ LCD 表示部

注記=/=>2s

・電源をON にした時点では、常に絶対値を表示します。
・「INC」が表示されていなければ、そのまま絶対値測定<INC>

ZERO/ABSを行えます。

● 比較測定（INC）

ZERO/ABS

基準（ゼ ロ）とした い 位置 に 測定面 を 合 わ せ、ZERO/ABSスイッチを短く押す（1 秒未満）
⇨表示値がゼロセットされ、「INC」が表示（基準位置からの測定が可能）<ABS>

ZERO/ABS● 絶対値測定（ABS）• 使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因となります。

<1s

3. 比較測定（INC）と絶対値測定（ABS）⑨ 出カコネクタ⑩ 電池蓋⑪ ZERO/ABSスイッチ（比較測定と絶対値測定の切り換え。
「3.比較測定（INC）と絶対値測定（ABS）」参照）⑫ 電源ON/OFFスイッチ⑬ ORIGINスイッチ（絶対原点の設定）

2. 電池のセットとORIGIN（原点）設定

キー操作のアイコンについて② ①114.6• 防錆油が乾燥して作動が重くなる場合があるので、布で摺動面を拭き、さらに油を少し塗布してご使用ください。良好な作動が得られます。

/ZERO/ABS

208• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

250

ORIGIN

ABSOLUTE「INC」が表示されているとき、ZERO/ABSスイッチを長く押す（2秒以上）

ZERO/ABS⇨「INC」が消灯（絶対値測定が可能）• 電池は必ずSR44（酸化銀電池）をご使用ください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。

4. in/mm 切り換え
（輸出仕様のみ）• 電池をセットした後は、必ずORIGIN（原点）設定を行ってください。
• 電池の廃棄にあたっては、条例、規制などに従ってください。

in/mmスイッチを押す• 電池をセットした直後に「-----」の表示が点滅します。引き続き原点の設定を行ってください。
「-----」の表示が点滅しない場合は、再度電池をセットし直してください。

⇨押すごとに「inch」と「mm」が切り換わるin/mm

in/mm• 電池をセットするときは、電池端子が破損しないようにご注意ください。

5. エラーと対策

1）電池のセット
1 電池蓋を▼の方向にスライドして取り外す
2 電池（SR44）のプラス側を上にしてセットする
3 電池蓋を元に戻す

ORIGIN

ON/OFF

1

注記

2）

注記

ZERO/ABS

スライダを静止させた状態でも最小桁が「E」の場合は、「Err C」と同じ意味です。
「Err C」と同じ処置をしてください。

2
SR44
No.938882

2）最小桁「E」表示

スライダを高速に動かしている状態で出ますが、測定に影響はありません。

ORIGIN

ZERO/ABS

1）

スケール表面が汚れた場合に発生します。スケール表面を清掃し、粘性の低い油を小量塗布して、水をはじくようにすることをお薦めします。

⇨「-----」の表示が点滅

ON/OFF

1）「Err C」および表示のチラツキ

33）
「B」表示

電池の電圧が低下しています。直ちに電池交換を行ってください。
（電池交換方法は「2.」参照）

3）

B

B

電池をセットした直後に、無意味な数字や「E」表示が表示されますが異常ではありません。そのままORIGIN（原点）設定を行ってください。

2020 年4月1日 発行

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan6. 仕様10. タイミングチャート

・最小読取値：0.01 mm・繰返し精度：0.01 mm・測定範囲
・最大許容誤差（EMPE）
・最大応答速度・電源・電池寿命：450 mm：± 0.05 mm：制限なし（速度によるミスカウントはありません）：SR44（酸化銀電池）、1個：通常の使用状態で 3.5年

・使用温度
・保存温度

：0 ºC〜40 ºC：‒10 ºC〜60 ºC

DATAsw

600 mm
± 0.05 mm

750 mm±0.06 mm1000 mm± 0.07 mm*1: DATAsw はデータ出力スイッチ*1が 押 されている間 は、LOW になります。

REQUEST*2: DATAsw が LOWレ ベ ル に なり

DATA

REQUEST が入力されるまでの時間 T5 は、 デ ータ処理装置 のCLOCK

T5*2

T1T2T3T4

性能で決まります。

0 ㎳≦ T1 ≦ 93.75 ㎳
110 ㎲≦ T2 ≦ 140 ㎲ (TYP:122 ㎲)
110 ㎲≦ T3 ≦ 140 ㎲ (TYP:122 ㎲)
230 ㎲≦ T4 ≦ 260 ㎲ (TYP:244 ㎲)

7. 特別付属品
・デジマチック接続ケーブル（出力スイッチ付き）:
No. 959149（1 m）

No. 959149, No. 959150

No. 959150（2 m）
・ホールドユニット（表示値をホールドできます）:
No. 959143

No. 959143
DATAHOLD

ORIGIN

ON/OFFZERO/ABS

8. コネクターピン配列ピン番号I/O

信号

1-------

GND

*1
*2
5 4 3 *2
22 (*1)ODATA

3 (*1)

OCLOCK

4--------------

5 (*2)I

REQUEST*1*2
1.55 W
R=55 kΩ〜222 kΩ
Typ. 111 kΩ

1CMOS-0.3 V〜+7.0 V
IOL=400 µA(VOL=0.4 V (MAX))

9. データフォーマット
(1)
d1

d2

(5)
X.X.X.X.X.X.
d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9 d10 d11 d12 d13 d14MSD(2)(1111)(3)+: 0 (0000)–: 8 (0001)

2020 年4月1日 発行

LSD
(4)

2 (0100)
3 (1100)
4 (0010)
5 (1010)(6)
mm: 0 (0000)(1) 出力順(2) すべて「F」(3) 符号(4) 測定値(5) 小数点(6) 単位株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan