No.99MAM026J

ユーザーズマニュアル

ja

USBインプットツール

3． 本商品の接続方法

4． 測定データの取り込み方法

オプションのデジマチック接続ケーブルを、測定機器のデジマチック出力端子と本商品の測定機

1 測定データを取り込むソフトウェアを起動する器接続用コネクターに接続します。また、PC の USB ボートに USB ケーブルを接続します。本商品を接続すると、ドライバーがPC に自動インストールされます。

2 PC の文字入力を1バイトにする（2 バイトの文字を入力できる言語のみ）

PC には複数台の測定機器を接続することもできます。

Microsoft Windows、Windows Vista、Excel は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

3 測定データを取り込む位置にセルまたはカーソルを移動する
4 本商品または測定機器のDATAボタンを押す

1

安全に関するご注意

3
1

USB2.0

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

210.00

注記

MS-Excel2• 本商品を安心してお使い頂くために、下記を必ず確認してください。
本商品は PC からの電源で動作します。PC は、メーカーや機種によっては大きなノイズを発生する場合がありますので、ご使用の前に一度システム全体での動作確認をしてく*1

ださい。動作確認は、下記の手順で実施してください。
1) 測定機器、本商品、PCを接続し、PC の電源を入れます。
2) 測定機器のゼロセットを行います（測定機器の取扱説明書をご参照ください）。
3) 測定動作を行った後、ゼロセットした位置に測定子を戻し、表示がゼロに戻っていることを確認します。
4) 上記3) の操作を5 回程度繰り返し、毎回表示がゼロに戻れば問題ありません。安心してご使用頂けます。
5) 不具合が確認された場合は、弊社営業所へお問い合わせください。

1*1:Type A

10.000Type D
Type E
Type F
Type G

Type A
Type B
DATA

Type C

2MS-Excel• 切削油、水、塵などの影響を直接受ける場所でのご使用は避けてください。
• 直射日光、熱風の当たる場所でのご使用、炎天下の車中、火のそば等への放置は避けてください。

注記• Type A/B/G を測定機器に接続する際は、必ずねじを締め付けてください。ねじを締め付けないと、防水性を保てず不具合を生じます。Type G の場合、ねじは、測定機器に付属してい• 過度の力や落下等の衝撃を加えますと破損する場合があります。お取り扱いには十分注意してください。

るねじを使用してください。ねじの取り付け・取り外しは、測定機器に付属するドライバー、もしくは市販の 0 サイズドライバーを使用し、5〜8 N･cm 程度のトルクで締め付けてください。

• 分解、ショートの恐れがあることは行わないでください。
• 本商品の汚れは、繊維の抜けない布か紙にアルコールをしみ込ませて拭いてください。
シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

• 複数台の測定機器を接続した場合、測定データの取り込みは１台づつ別々に行われます。
• 複数台の測定機器から測定データを一括で取り込むには、専用ソフトウェアの USB-ITPAK（オプション）が必要です（「5.オプションを使った活用方法」を参照）。

接続方法の詳細については、各測定機器の取扱説明書をご参照ください。
• Windows 2000（Service Pack2以前）
では、本商品の接続によりキーボードの配列が変わるこ

1． 概要
本商品は、測定機器の測定データをお使いの PC に取り込むための機器です。本商品または測定機器の DATA ボタンを押すだけで、Excel などの表計算ソフトウェアやテキストエディターに測定データを取り込むことができます。PCのキーボードから測定データの数値を入力して［Enter］キーを押す操作を、ボタン1 つで実行できます。とがあります。キーボードの配列を戻すには、Windows 2000 Service Pack3/4をインストールした後、デバイスマネージャーでドライバーを更新してください。
Windows 2000 Service Packについては、マイクロソフト社のWebサイトなどをご参照ください。
• 複数台 の 測定機器を接続 する場合 は、PC に 台数分 の USB ポ ートが 必要で す。 台数分 のUSB ポートが無い場合は、USB ハブ（市販品）をご使用ください。
USB ハブ（市販品）

2． 各部の名称と機能1

注記

5．オプションを使った活用方法
専用ソフトウェアの USB-ITPAK（オプション）を使用すると、以下をはじめとするさまざまな機能を活用できます。
• 複数台の測定機器から測定データを一括取り込み• 測定データの入力先指定• VCPドライバー（USB-ITPAK に同梱）を使用した、他のソフトウェア（本商品の通信インターフェースに対応したソフトウェア）による測定データの取り込み• 足元の操作による測定データの取り込み（オプションのフットスイッチおよびUSB-FSW が必要）
詳細については、各オプションの取扱説明書をご参照ください。

2
3

4
USBコネクター側

5

注記

フットスイッチを本商品に直接接続した場合、測定データの取り込み操作は本商品に接続された測定機器を対象に行われます。

測定機器接続用コネクター側

6

裏面

1 USBケーブル（A-Micro Bタイプ）
一方を本商品、もう一方をPCの USB
ポートまたはUSB ハブ（市販品）に接続します。
2 DATAボタン
測定データをPC に取り込みます。
3 フットスイッチ接続用コネクター
オプションのフットスイッチ（937179Tまたは12AAJ088）を接続します。

4 USBコネクター（Micro-B Receptacle）
付属の USBケーブルを接続します。
5 測定機器接続用コネクター
オプションのデジマチック接続ケーブ
ルを接続します。
6 ラベル
本商品の Code No. などが記載されています。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan6． 困ったときは

7． 仕様

本商品が正常に動作しない場合は、下記に示す現象に該当するものが無いかご確認ください。

電源： PC 本体からUSBコネクター（Aプラグ）経由で+5Vを供給

対応OS： Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10（Windows 10 Mobile は保証外）

下記の対策で不具合が解決しない場合は、お求めの販売店または営業所までご連絡ください。

現象対策• 本商品 を PC に 接続しても • 本商品を PC から外し、約 10 秒後に再度接続してください。PC
PCに認識されないの認識途中に本商品とPC の操作はしないでください。以下の• PC が サスペンド（スリープモード、スタンバイモード）から復帰した時に本商品が認識されない

PC 操作で本商品とPC が接続されていることを確認します。
(1)［デバイスマネージャー］画面を開きます。
Windows 7 の場合スタートボタンを押したあと、［コントロールパネル］→［システムとセキュリティ］→［システム］の［デバイスマネージャー］の順に開きます。
Windows 8/8.1/10 の場合
Windowsロゴキーを押しながらXキーを押したあと、［デバイスマネージャー］を選択します。
(2)［ヒューマン インターフェイス デバイス］を開いたあと、USBコネクターを抜き差しして、［USBヒューマン インターフェイス デバイス］または［USB入力デバイス］が1 つ増減することを確認します。
増減しない場合は、以下の対策を試してください。

外形寸法： W 38 mm x D 64 mm x H 21 mm（本体寸法）

ケーブル長
質量：1m： 約55 g： 0 °C〜 40 °C

使用温度
保存温度

： -10 °C 〜 60 °C

適合規格
CE マーキング： USB 規格 : USB2.0認証、通信速度 : 12 Mbps (Full Speed)： EMC 指令EN61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2
Emission limit: Class B
RoHS 指令EN50581• 本製品は、静電気による電磁妨害により、一時的に表示がちらついたり、消える場合がありますが、電磁妨害解消後は正常に復帰します。
• 外部電源の機種は、交流または直流電源ラインへの電磁妨害により、正常な測定結果が得られない場合があります。
その場合は、電源ラインの周囲を確認し、再度測定を行ってください。
。
• 外部電源の機種は、供給電源に電圧低下が生じた場合、自動的に OFFとなりますが、電圧復帰後は本機も正常に復帰します。

• 予備の PCまたは USB ハブがある場合は、入れ替えて確認して

8． 接続機器別デジマチック接続ケーブル一覧
接続する測定機器に合ったデジマチック接続ケーブルをお選びください。

• 本商品の PC接続台数は、Windows XPは 100台以内、WindowsVista以降は 20台以内にしてください。
測定データを PC に転送でき • 予備の PCまたは測定機器がある場合は、入れ替えて確認してないください。
• 予備の本商品がある場合は、入れ替えて確認してください。入れ替えた機器で転送できる場合は、お使いの機器の DATA ボタン、ケーブルの断線、またはコネクターが損耗している可能性があります。

PC に入力される測定データ PCの文字入力を1バイトにするが改行されず、一続きに表示 （2バイトの文字を入力できる言語のみ）される
お 使 い の PC や USB ハ ブ 等

本商品は EMC 指令に適合していますが、すべての PC や USB ハに本商品を接続したときに、 ブ等の接続に対して動作を保証するものではありません。ノイノイズによる障害が発生する ズによる障害が発生した場合は、以下のノイズ対策を試してくだ（例：測定器の基点（ゼロ）が さい。
ずれてしまう）• 本商品のケーブル（USBコネクター近辺）にフェライトコアを取No.
1m2m

A05CZA624 05CZA625B

05CZA662 05CZA663

CD
E
F
G

106

95914995915093693796501493738796501390533890540921EAA194 21EAA190

ABS
CD-PMX/PM/GM
MDC-MJMDEDATAください。
• USB ハブに USB ハブを接続する場合は、接続台数を 2 台までにしてください。

ABS
ABS

CD-AX/CX/C
QMH
MDQ

ABS

SBM-C

ID-H/F

HTD

ABS

ID-CX/C/S/U

ABS

ID-N/Bり付ける。
• USBハブをセルフパワー（専用アダプター接続）で使用する。
• PC筐体のフレームグランドを接地する。
（アースをとる。）

注記

本商品は、サスペンド（スリープモード、スタンバイモード）機能に対応しています。ただし、すべてのPC、USBハブに対して動作を保証するものではありません。
サスペンド機能での動作に支障がある場合は、動作中にサスペンドにならないように、PC の電源管理を設定してください。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan