NETBOX_最初にお読みください
NETBOX をご評価、ご購入いただき、ありがとうございます。
本ドキュメントは、Windows 環境での、NETBOX の設置、LAN 接続、ドライバ、ソフトウエア(Control Center,SBench6)インストール、動作確認まで、順を追って説明する簡易版です。説明内容は Windows10 環境の画面表
示をベースとしております。
詳細説明および Linux 環境に関しましては、NETBOX に付属の、Software Driver Installation をご参照ください。
なお、ドライバ、ソフトウエアのインストール中に、ソフトウエアのバージョンアップが必要となりますので、インターネット環境での実施をお願い致します。

[NETBOX の設置、LAN 接続、LAN 接続の確認]
1. NETBOX に電源ケーブルを接続します。
NETBOX の Power LED がオレンジに点灯します。
2. NETBOX に LAN ケーブルを接続します。
Cat-5 以上の LAN ケーブルを使用し、貴社の LAN または直接 PC に接続してください。
3. PC の電源を ON にし、NETBOX の電源を ON にします。
NETBOX の Power LED がグリーンに点灯します。
しばらくすると、NETBOX の LAN LED がグリーンに点灯します。
NETBOX の LAN LED が、無点灯あるいはレッドに点灯する場合は、LAN 接続が確立されておりません。
LAN 接続をご確認ください。
LAN 接続に問題がない場合は、NETBOX の電源 OFF、電源 ON を行って、LAN LED がグリーンに点灯するまでしばらくお待ちください。
4. NETBOX の LAN LED がグリーンに点灯している場合、PC(Windows7, 8, 10)のエクスプローラー → ネットワ
ーク のその他のデバイス欄に NETBOX が表示されます。
表示される Host Name は、NETBOX type + serial number(例：DN2_596-08_sn15228)となります。
ここで、表示されている NETBOX を右クリックし、プロパティを選択すると、NETBOX の情報(IP アドレスを含む)が表示されます。
[ドライバ、ソフトウエアのインストール]
5. 付属の USB メモリを、NETBOX を(LAN 経由で)使用する PC に接続し、install.exe を起動します。
Spectrum Setup 画面が現れます。Install Tab の各項目に、マウス・カーソルを合わせると、項目の詳細説明が表示されます。

通常はデフォルトの選択で問題ありませんが、LabVIEW Driver、MATLAB Driver が必要な場合は、選択します。

6. Install selected software ボタンを押して、インストールを開始します。
各インストール項目に、Setup Wizard が現れますので、内容を確認しながら Next ボタンをクリックして行きます。各インストール項目の最後に Finish ボタンが現れますのでクリックします。
LabVIEW Driver をインストールする場合は、Select card series、Select card type が現れますので、使用するものを選択します。
7. 選択した全ての項目がインストールされましたら、Close ボタンをクリックして、インストーラーを終了します。

[動作確認]
8. Spectrum Control Center を起動します(デフォルトでデスクトップにショートカットが出来ています)。
この時、New version check Window が開いた場合は、Download ボタンをクリックし、指示に従って Update を行います。その後、Spectrum Control Center を再起動します。

9. Card Tab の Netbox Discovery をクリックします。ファイアウォールの警告が出た場合は、アクセスを許可します。
ここで、NETBOX が検出され、Remote の欄に NETBOX が表示され、その下に Digitizer Card が階層的に表示されます。ここで、プログラミングで必要となる VISA resource string を確認することができます。
また、Transfer Speed Test ボタンをクリックすると、NETBOX から PC への LAN を介した実際の転送 速度を計測することができます。Read 速度は LAN 環境に依存しますが通常 10～70MB/S 程度です。

10. Spectrum Control Center を終了し、SBench6 を起動します(デフォルトでデスクトップにショートカットが出来ています)。Welcome to SBench6 Window が開き、Available Hardware の欄に、Spectrum Control Center で確認した NETBOX があることを確認して、Start SBench 6 ボタンをクリックします。

New version check Window が開いた場合は、new version の確認後 Download をクリックし、version up 等を行います。

Welcome Window(Project 選択)が現れますが、ここでは動作確認のみを行いますので Cancel ボタンをクリッ
クし、Welcome Window をクローズします。

11. NETBOX の ch0 に信号発生器から、1Vp-p(±0.5V)、1MHz 程度のサイン波等を入力します。
SBench6 の左側の設定画面から、Input Channels Tab を選択し、入力の設定を行います。
AI-Ch00(アナログ・インプット・チャンネル 0)をダブルクリックします。Setup AI channel:AI-Ch00 Window が現れますので、Input Range 等を適当に選択し、OK ボタンをクリックすると、AI-Ch00 が Enable となります。
次に、Trigger Tab を選択し、トリガの設定を行います。Mode の Single hardware source を選択します。
Trigger Tab → Channels Tab を選択し、デジタイザ・カード名の＋をクリックするとチャンネルリストが現れますので、AI-Ch00 をダブルクリックします。Channel Trigger: AI-Ch00 Window が現れますので、トリガがかかるように設定します。OK をクリックすると、Window が閉じ、AI-Ch00 にチェックが入り、トリガが有効になっています。
SBench6 の左上端の緑色の矢印ボタン(Singleshot)をクリックすると、取得波形が表示されます。
これで、動作確認は完了です。

12. 波形が表示できない場合は、下記を確認してください。
①Clock Tab を選択し、Mode が Internal Sampling Clock(PLL)となっていること、Int. Clock(サンプリング周波数)が適当であること。
②Input Mode Tab を選択し、Standard Single(Record)となっていること。
③Input Channels Tab を選択し、AI-Ch00 が Enable になっており、Range、Offset など適当であること。
④Trigger Tab を選択し、Channels Tab を選択して、AI-Ch00 でのトリガが有効になっており、入力信号に対してトリガがかかる設定になっていることを確認する。
0V to 1V の入力信号の場合、トリガ・レベルの設定が 0V ですとトリガはかかりません。
この場合、トリガ・レベルを 0.1V 程度に設定すると、トリガがかかるはずです。
⑤入力信号が、入力されていること。信号発生器の出力が OFF になっている場合があります。

[サンプル・プログラム]
13. C/C++サンプル・プログラム
下記の様にサンプル・プログラムを選択、インストールすると、必要なサンプル・プログラムを選択できます。

必要な、サンプル・プログラムを選択し、インストールします。

各種サンプル・プログラムは、下記にインストールされます。
C:\Users\ログイン名\Documents\Spectrum GmbH\Examples
C/C++サンプル・プログラムは、下記にインストールされます。
C:\Users\ログイン名\Documents\Spectrum GmbH\Examples\c_cpp<DIR>

c_header<DIR>

common<DIR>

dll_loading<DIR>

netbox_discovery<DIR>

netbox_embedded_server<DIR>

rec_fifo_gate<DIR>

rec_fifo_multi<DIR>

rec_fifo_single<DIR>

rec_std_aba<DIR>

rec_std_average<DIR>

rec_std_gate<DIR>

rec_std_multi<DIR>

rec_std_single<DIR>

rec_std_single_sync<DIR>

rep_fifo_multi<DIR>

rep_fifo_single<DIR>

rep_sequence<DIR>

rep_std_single<DIR>

sb5_file<DIR>

sb6_read_purebinary<DIR>

simple_rec_fifo<DIR>simple_rec_fifo_software_average<DIR>

simple_rec_segment_statistic<DIR>

simple_rec_std<DIR>

simple_sync_rec_fifo<DIR>simple_sync_rep_fifo<DIR>

spectrum_simple_template

<DIR>

sse

<DIR>

test

build_all_examples.bat
build_all_examples.shreadme.txt
C/C++サンプル・プログラムの内容は、readme.txt を参照してください。

15. LabVIEW サンプル・プログラム
LabVIEW ドライバをインストールすると、その過程でサンプル・プログラムもインストールされます。

ご使用のカードを選択します。

次に、ドライバ、サンプル、マニュアルを選択し、インストールします。

サンプル・プログラムは、下記にインストールされます。
C:\Users\ログイン名\Documents\Spectrum GmbH\SpcmLabVIEWDriver32\spcm_examples
M2p_AD_Fifo.vi
M2p_AD_Std.vi
M2p_AD_Std_ABA.vi
M2p_AD_Std_Multi_TS.vi

[マニュアル類]
15. マニュアルの参照
インストーラーの Documents (PDF files) Tab より、下記の様にマニュアルが参照できます。

または、USB メモリの下記を直接参照します。
E:\Doc\english\hwmanuals
Product Manual には、プログラミングの詳細な説明があります。