アナログ信号変換器
仕様書

形名（LoRa 無線有り）：HLR-A8形名（LoRa 無線無し）：H R - A 8

２０２２年８月２６日

Ｔ－５３６１２改訂４

改訂履歴日付

改訂者

2020/07/03

溝口

2020/09/09

溝口2021/08/04

溝口

2022/06/02

佐野

2022/08/26

佐野

Ｔ－５３６１２改訂４

改訂

内容

初版
改訂１
LoRa 無線中継器に対応。
改訂２【1】概要 アナログ信号変換器-出力モデルとの通信を追加【8】アナログ信号変換器-出力モデルとの通信を追加
改訂３【11】無線モジュールの認証番号についての説明を追加
改訂４【6】説明文修正。

承認

確認

作成

開発課
'22.09.05
野村

開発課

開発課

'22.08.31'22.08.26

山下佐野

（ 3 ）

目次【１】概要 ........................................................................ 4【２】特徴 ........................................................................ 4【３】品名 ........................................................................ 4【４】形名 ........................................................................ 4【５】仕様 ........................................................................ 5（１）アナログ入力部 ............................................................. 5（２）無線通信 ................................................................... 6（３）有線通信 ................................................................... 6（４）表示 ....................................................................... 7（５）押しボタンスイッチ ......................................................... 7（６）停電補償 ................................................................... 7（７）補助電源 ................................................................... 7（８）絶縁試験 ................................................................... 7（９）電圧試験 ................................................................... 7（１０）雷サージ耐性試験 ......................................................... 7（１１）衝撃試験 ................................................................. 8（１２）振動試験 ................................................................. 8（１３）ケース ................................................................... 8（１４）使用条件 ................................................................. 8（１５）質量 ..................................................................... 8（１６）消費電力 ................................................................. 8【６】外観 ........................................................................ 9（１）LoRa 無線有りの場合 ........................................................ 9（２）LoRa 無線無しの場合 ....................................................... 10【７】センサ機器との接続 ......................................................... 11（１）端子接続図 ................................................................ 11（２）信号変換器（電流出力）との接続 ............................................ 12（３）信号変換器（電圧出力）との接続 ............................................ 13（４）二線式伝送器との接続 ...................................................... 14【８】無線通信の接続 ............................................................. 15（１）IoT ゲートウェイとの接続 .................................................. 15（２）RS-485(Modbus)に対応した機器のデータを収集する ............................ 15（３）HLR-A8-OUT（親）と HLR-A8（子）の接続 ..................................... 16（４）HLR-A8（親）と HLR-A8-OUT（子）の接続 ..................................... 16（５）HLR-A8(親) と HLR－A1-OUT(子)の接続........................................ 17（６）LoRa 無線中継器（HLR-RPT）の利用について................................... 17【９】有線通信の接続 ............................................................. 18【１０】外形・取り付け寸法 ....................................................... 20（１）外形図：LoRa 無線有りの場合 ............................................... 20（２）外形図：LoRa 無線無しの場合 ............................................... 22（３）取り付け寸法 .............................................................. 22【１１】無線モジュールと認証番号について ......................................... 23【１２】無線機器の設置について ................................................... 23【１３】保証期間と保証範囲 ....................................................... 24【１４】注意事項 ................................................................. 24【１５】特記事項 ................................................................. 24

Ｔ－５３６１２改訂４（ 4 ）【１】概要
本装置は、8 点の直流電流または電圧計測を行うことができ、無線または有線通信にて上位システムにデータ伝送を行います。
また、当社製アナログ信号変換器-出力モデル(HLR-A1-OUT または HLR-A8-OUT)と組み合わせ、アナログ信号の無線伝送を行うことができます。
無線通信の場合、IoT 向け無線技術（LPWA）の一つである LoRa(※)を使用します。
有線通信の場合、RS-485(Modbus)準拠規格にて通信します。
※ 本装置は、LoRa Private で利用します。

【２】特徴・8 点の電流または電圧計測が可能。
・本装置へ接続するセンサへの電源供給（DC5V または DC24V）が可能。
・無線（LoRa）または有線(RS-485:Modbus)の通信にてデータ伝送が可能。

【３】品名
アナログ信号変換器【４】形名（１）LoRa 無線有りの場合

ＨＬＲ－Ａ８－ ① － 24 ②（２）LoRa 無線無しの場合

ＨＲ－Ａ８－ ① － 24 ②
（３）

②
補助電源

①
入力
A

4-20ｍＡ

61-5Ｖ

Ｔ－５３６１２改訂４A

AC85～264V

形名枝番について（ 5 ）【５】仕様（１）アナログ入力部
項目仕様
備考
DC4～20mA 入力抵抗 20Ω
入力定格
形名枝番にて選択
DC1～5V 入力インピーダンス 1MΩ以上
計測範囲
4～20mA または 1～5V
センサ供給電源DC24V：DC24V±10%、30mA
短絡保護付き
基準精度±0.5％（周囲温度 23℃±2℃において）応答時間0.5 秒以下
入力 0→90%変化時
温度変動
150PPM/℃
電源電圧変動AC85～264V
サンプリング周期
0.2ms
サンプリング回数
約 148 回
演算方法
加算平均
入力点数
8点
その他
最大値・最小値・平均値（加重平均）※ 入力の足切りについて
足切り設定が有効時、入力が下記の表に示す値以下になると、計測値をゼロとします。
足切り設定は、本装置の操作にて有効／無効を切り替えます。初期値は足切り無効です。
計測範囲
1～5V
4～20mA

足切り値
5V の 0.1%(0.005V)
20mA の 0.1%(0.02mA)※ 最大値・最小値・平均値の計測について
・ 補助電源投入時 または スイッチ操作や通信による最大・最小・平均値のリセット時を起点として計測します。
・ 平均値については、加重平均となります。
（現在の平均値＋最新値）÷２ の演算を 100ms 毎に行います。
※ 計測範囲外の入力をしたときの動作
計測範囲により、下記の最小値以下、最大値以上になると、LCD の表示及びランプにて、エラー出力します。
計測範囲
1～5V
4～20mA

Ｔ－５３６１２改訂４

最小値(-3%)0.880V3.52mA

最大値(115%)5.600V22.40mA

（ 6 ）（２）無線通信
①基本仕様
項目
周波数
変調方式
通信方式
最大転送速度
最大送信電力仕様

備考

920MHz 帯
LoRa 変調（スペクトラム拡散）
独自プロトコル通信
約 3125bps
20mW (+13dBm)

最大通信距離見通し約 5km

設置環境により通信距離が変動します。

920MHz 帯特定小電力無線を採用(工事設計認証取得済モジュールを内蔵しており、日本国内のみ使用が可能です。)※ 本装置は他 HLR シリーズのバージョン 2.00 未満の製品とは、通信を行いません。
その他②使用する無線チャンネルについて
本装置は「グループ ID」と「ネットワークキー」と呼ぶ設定値の設定が必要です。
これにより、同一の現場に複数の親機、子機のセットがあっても、それぞれのセットに異なる設定値を設定することで混信を防ぐことができます。
（各セット内で「グループ ID」と「ネットワークキー」は同一にする必要があります）「グループ ID」は無線チャンネルにも紐づいており、その割当は下記の通りです。
グループ ID
123456789101112無線チャンネル
242832362630342529333727
グループ ID
無線チャンネル

13311435

1538

1639

1740

1841

19422043

2144

224523462447

グループ ID
無線チャンネル

2548

26492750

2851

2952

30
53

3154

3255

3356

3457

3558

3659

グループ ID
無線チャンネル

3760

3861

（３）有線通信項目
インターフェース
通信速度
同期方式

仕様
RS-485 準拠
9600bps・19200bps 選択
調歩同期方式（非同期式）
ポーリングセレクション方式
通信制御方式(半二重モード)
伝送モード
Modbus RTU 準拠
スタートビット：1bit
データ長：8bit
データ形式
パリティビット：無し、奇数、偶数
ストップビット：1bit、2bit
通信局番0x01～0xF7
終端抵抗
100Ω外付け (＋端子 と －端子間)
伝送距離約 1000m
絶縁あり※ 詳細は、通信仕様書をご参照ください。

Ｔ－５３６１２改訂４

備考
初期値：9600bps

初期値：無し初期値：1bit
初期値：0x01
本品付属

（ 7 ）
（４）表示
項目
液晶表示器
POWER ランプ
ERR ランプ
RD ランプSD ランプCH1～8 ランプ仕様

備考

20 文字×2 行
動作中表示用
機器異常用
受信確認用（有線・無線共用）
送信確認用（有線・無線共用）
アナログ入力 1～8 の状態表示（５）押しボタンスイッチ
項目
DISP.
MODE∧
∨SET仕様液晶表示・ランプの ON/OFF 切替表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用表示切替や設定変更時に使用

緑
赤緑
緑
緑

備考

（６）停電補償
各種設定値を不揮発性メモリで記憶します。

（７）補助電源
定格AC100/200V

入力範囲
AC85～264V（50/60Hz 共用）

備考（８）絶縁試験
絶縁試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
補助電源端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
RS-485 通信端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
アナログ入力端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子

DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上
DC500V 絶縁抵抗計にて 100MΩ以上（９）電圧試験
電圧試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
補助電源端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
RS-485 通信端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子
アナログ入力端子一括 ⇔ 他回路端子一括･E 端子

AC1500V
AC1500V
AC1500VAC1500V

50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz

1 分間
1 分間
1 分間
1 分間

（１０）雷サージ耐性試験
電気回路端子一括 ⇔ E 端子
※ アナログ入力端子は除く。

Ｔ－５３６１２改訂４

雷サージ電圧
電圧波形 1.2/50μs、全波電圧 ±6kV

（ 8 ）（１１）衝撃試験
取付け面を含む互いに直角な 3 軸を選び、大きさ 490m/s2 の衝撃を各正逆方向に各 3 回、合計 18 回加えて試験。
※ アンテナを除く（１２）振動試験
振動数
変位振幅
掃引回数
掃引速度
振動の方向
※ アンテナを除く

10Hz～55Hz～10Hz
0.15mm
5回
1 オクターブ/分変換器を使用姿勢に固定した状態で鉛直方向（１３）ケース
材質色（１４）使用条件
使用条件
使用温度
使用湿度
標高
設置
その他

PC/ABS 樹脂
黒色

難燃性 UL94V-0条件－10～55℃(24 時間の平均 35℃以下)（保存温度－20～70℃）
10～90％RH（結露無きこと）（保存湿度 10～90％RH）
1000ｍ以下
屋内に設置してください。
直射日光のあたらない場所に設置してください。
塵埃の少ない場所に設置してください。
腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
ご使用の場合は弊社にご相談ください。

（１５）質量LoRa 無線無しの場合
LoRa 無線有りの場合
アンテナ（１６）消費電力
定格AC100V
AC200V

Ｔ－５３６１２改訂４

消費電力
約 16VA
約 18VA

約 300ｇ
約 320ｇ（アンテナを含む）
約 19ｇ

突入電流
約 6A
約 11A

（ 9 ）【６】外観（１）LoRa 無線有りの場合

アナログ入力端子

RS-485 通信端子

補助電源端子 E 端子
・補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・アナログ入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 10 ）

（２）LoRa 無線無しの場合
アナログ入力端子

RS-485 通信端子

補助電源端子 E 端子
・補助電源端子、E 端子は、M3.5 ネジ端子です。
・アナログ入力端子と RS-485 通信端子は、M2.5 ネジ（ヨーロッパ端子）です。
・取付は DIN レール（35mm）とネジ止めの両方に対応しています。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 11 ）

【７】センサ機器との接続（１）端子接続図例）アナログ入力１とアナログ入力 8
１＋

１Ｐ

１－８Ｐ

８－８＋20Ω

20Ω

（※1）

（※1）

DC24V

（※2）

DC24V

（※2）

センサ電源

増幅回路

センサ電源増幅回路※1 電流計測時のみ内部接続して出荷します。
※2 計測タイプ 電流と電圧の選択は、発注時に形名にてご指定ください。

① 電流出力機器 又は 電圧出力機器 と接続する場合＋ｎ＋センサ－（ｎ＝１～8）ｎ－② 二線式伝送器と接続する場合＋ｎＰ（ｎ＝１～8）センサ－Ｔ－５３６１２改訂４ｎ+

（ 12 ）
（２）信号変換器（電流出力）との接続
熱電対変換器の接続例
熱電対変換器
弊社製 TRP-K1T-2A-D
(＋)：⑦
(－)：⑧

＋－

補助電源
DC24V

出力信号(＋)：①
出力信号(－)：②※

TRP-KIT-2A の補助電源が 24V の場合、HLRA8 からの供給電流以上の電流が必要なので、HLR-A8 のセンサ電源を補助電源として使用しないでください。

補助電源
AC85～264V

変換器仕様
形式
用途
熱電対
測定範囲
出力
使用温度範囲
応答時間
補助電源

TRP-K1T-2A-D
温度
K(CA)-270～＋1370℃
4～20mA-10～+60℃
0.5 秒（0→90％）
DC24±10％※ 弊社製熱電対変換器は K(CA)熱電対、4～20mA 出力、DC24V 電源以外の仕様も扱っておりますが、ここでは電流出力機器との接続の参考として上記形式・仕様のものをあげております。
他の変換器の仕様については弊社のホームページ（https://hakaru.jp）をご確認ください。

※ 二線式伝送器でない信号変換器（出力端子と電源端子が別になっている機器）を接続する場合、信号変換器の電源を、本装置のセンサ電源端子（CH1～8 の P 端子）から供給しないでください。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 13 ）
（３）信号変換器（電圧出力）との接続
熱電対変換器の接続例
熱電対変換器
弊社製 TRP-M1T-260-A
(＋)：①
(－)：②

＋補助電源
AC85～264V－

出力信号(＋)：④
出力信号(－)：⑤

補助電源
AC85～264V

変換器仕様
形式
用途
熱電対
測定範囲
出力
基準精度
応答時間

TRP-M1T-260-A
熱電対変換機K(CA)-270～＋1370℃
1～5V±[0.1%+0.5℃（冷接点素子）+リニアライズ精度]
160ms 以下（0→90%、100%ステップ入力）※ 弊社製熱電対変換器は K(CA)熱電対、1～5V 出力、AC85～264V 電源以外の仕様も扱っておりますが、ここでは電流出力機器との接続の参考として上記形式・仕様のものをあげております。
他の変換器の仕様については弊社のホームページ（https://hakaru.jp）をご確認ください。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 14 ）
（４）二線式伝送器との接続
振動センサーとの接続例
ＰＣＢ社製
M646B02振動センサー

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

補助電源
AC85～264V

センサ及び変換器仕様
形式
測定レンジ
出力
周波数範囲（±10％）
分解能
非線形性
温度範囲
励起電圧
初期安定化時間

Ｔ－５３６１２改訂４

M646B02０～100m/s2 rms
4-20mA
3～10,000Hz
0.49m/s2 rms＜±1%-40～85℃
12～30VDC
15 秒Ａ Ｂ（ 15 ）

【８】無線通信の接続
形名が HLR-A8 の時、LoRa 通信の親機または、子機として本装置をご利用いただけます。
（１）IoT ゲートウェイとの接続
IoT ゲートウェイが無線通信によりデータ収集を行います。
ブラウザで計測データの確認や設定変更等を行うことができます。

要求
Ethernet(有線 LAN)

応答

パソコン等

IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)
本装置(HLR-A8)（２）RS-485(Modbus)に対応した機器のデータを収集する
本装置の RS-485 通信端子を利用して、RS-485(Modbus)に対応した機器（主として弊社製変換器）を接続し、IoT ゲートウェイからデータ収集を行うことができます。
要求
応答
要求

Ethernet(有線 LAN)

応答

本装置(HLR-A8)

IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)

パソコン等

Modbus 通信機器
（弊社製電力変換器等）※ 対応する Modbus 通信機器については、IoT ゲートウェイ(HLR-GW-L)の仕様書または取扱説明書をご確認ください。
※ 本装置１台に接続できる RS-485 通信機器は、本装置を含め 32 台です。
※ IoT ゲートウェイは本装置を介して、本装置に接続した RS-485 通信機器と１台ずつ通信します。
※ RS-485 通信機器の接続については、接続する機器の取扱説明書をご参照ください。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 16 ）
（３）HLR-A8-OUT（親）と HLR-A8（子）の接続
HLR-A8-OUT は HLR-A8 が計測したデータに基づき、アナログ出力を行います。

要求
アナログ信号
応答
親機(HLR-A8-OUT)
アナログ信号
子機(HLR-A8)（４）HLR-A8（親）と HLR-A8-OUT（子）の接続
HLR-A8 を親機、HLR-A8-OUT を子機にすると、１対 N（最大 50 台）で使用することが可能です。
HLR-A8-OUT は HLR-A8 が計測したデータに基づき、アナログ出力を行います。

データ送信（一斉通知）
アナログ信号

応答親機(HLR-A8)

アナログ信号
子機 1(HLR-A8-OUT)
応答

アナログ信号
子機２(HLR-A8-OUT)① 親機がブロードキャストでデータを送信します。
② 一度の送信につき子機が 1 台応答しますが、アナログ出力はすべての子機が一斉に行います。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 17 ）
（５）HLR-A8(親) と HLR－A1-OUT(子)の接続
HLR-A8 を親機、HLR-A1-OUT を子機にすると、1 対 N（最大 8 台）で使用することが可能です。
HLR-A1-OUT は、HLR-A8 が計測したデータに基づき、アナログ出力を行います。
アナログ信号

要求 1

CH1

応答 1

CH2

アナログ信号・・・

親機(HLR-A8)

子機１(HLR-A1-OUT)
要求 2

CH8
応答 2

アナログ信号・・・

要求 8

子機 2(HLR-A1-OUT)

応答 8

アナログ信号
子機 8(HLR-A1-OUT)① 親機が子機 1 に CH1 の計測データを送信します。
② 送信したデータに基づき子機１がアナログ出力を行います。
③ 親機が子機 2 に CH2 の計測データを送信します。
④ 送信したデータに基づき子機 2 がアナログ出力を行います。
⑤ 同様に子機 3～8 と通信を行います。
子機 3～8 は親機から受信した CH3～CH8 の計測データでアナログ出力を行います。

（６）LoRa 無線中継器（HLR-RPT）の利用について
本装置は、LoRa 無線中継器（HLR-RPT）を介しての通信が可能です。
中継動作については、HLR-RPT の仕様書をご確認ください。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 18 ）

【９】有線通信の接続
形名が HR-A8 の時、Modbus 通信のスレーブ機として、本装置をご利用いただけます。
（１）屋内配線で接続する場合
終端抵抗接続終端抵抗接続SL を１点接地（２）屋外を経由して接続する場合

終端抵抗接続
注：RS-485 信号線には通信用 SPD（サージ防護デバイス）を接続してください。

SL を１点接地

Ｔ－５３６１２改訂４SPD

終端抵抗接続SPD（ 19 ）
（３）注意事項
・通信ケーブルには、シールド付きツイストペアケーブルを使用してください。
・通信線の両端には、終端抵抗（100Ω）を接続してください。
・通信ケーブルのシールド線（SL）は、１点を接地（D 種）してください。

禁止事項（次の様な接続はしないでください）

ループ配線をしないでください。

分岐配線しないでください。

SPD 接続例
本装置がボックスに１個の場合

SPD

本装置がボックスに複数個の場合

SPD

注意事項：SPD と本装置間は 50cm 以内で配線してください。

Ｔ－５３６１２改訂４SPD

（ 20 ）
【１０】外形・取り付け寸法（１）外形図：LoRa 無線有りの場合①本体とアンテナ

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 21 ）
②アンテナのみ

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 22 ）
（２）外形図：LoRa 無線無しの場合（３）取り付け寸法
スライドフックを引出しねじ止めする場合、下記の位置関係になるようにネジ穴を設けてください。

100

３－Ｍ４72

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 23 ）

【１１】無線モジュールと認証番号について
本製品に搭載されている無線モジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
本製品を国内で使用するときに無線局の免許は必要ありません。

警告

以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
•無線モジュールやアンテナを分解／改造すること。
•無線モジュールに直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。

本製品に搭載されている無線モジュールの認証番号は下記の通りです。
項目
形式又は名称
電波法に基づく工事設計認証における認証番号

内容
ＲＭ－９２Ａ
００１－Ａ０７３８１【１２】無線機器の設置について（１）弊社の LoRa 無線機は、見通しで 5km 程度の通信ができますが、設置環境により通信距離は変動します。必ずご使用前に通信確認を行ってください。
（２）弊社の LoRa 無線機は、受信強度（RSSI）を表示する事が可能です。
RSSI が安定して-110dBm 以上になる場所に設置してください。
（３）下記の場合、電波が減衰したり、通信異常になる場合があります。
①屋外を経由して通信する場合において、降雨時または降雪時。または雷が発生している場合。
※ 強風（雨や雪、飛来物を伴わない）が通信に影響することはありません。
②アンテナに異物が付着している場合。アンテナが正常に接続されていない場合。
③装置の電波を妨げる物体または電波が存在する場合。
※ 通信正常時に-110dBm 以上の受信強度があっても、装置間に存在する物体の移動や、弊社装置以外の無線機による電波の出力などにより、一時的に通信異常になる可能性があります。
（４）弊社の LoRa 無線機を複数のセットで使用する場合、各セットで無線チャンネルを 5 以上あけて設置してください。

Ｔ－５３６１２改訂４

（ 24 ）

【１３】保証期間と保証範囲
本製品の品質は、下記の通り保証させていただいております。
万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社にお申し付けください。
（１）保証期間ご注文主のご指定場所に納入後１カ年とします。
（２）保証範囲
保証期間中に弊社の責により故障が発生した場合は、弊社の責任において修理又は交換を行います。
本製品は一般産業用途向けです。保証は日本国内においてのみ有効で、次に該当する場合は保証の範囲外とさせていただきます。
①使用状態が正常でない場合（取扱説明書に基づく使用でない場合）②弊社以外の改造または修理による場合③運搬、落下などによる場合④天災、災害などによる場合
尚、ここで言う保証は製品のみの保証であり、製品の故障により誘発される損害についてはご容赦いただきます。
正常な使用で故障した場合、保証期間内において無償修理させていただきます。

【１４】注意事項
本製品に特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器、原子力制御システム、交通機器、医療機器、安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

【１５】特記事項
HLR シリーズは無線機器としてデータ収集・モニタリング・お知らせ機能に特化した製品です。
機器制御・動力制御・起動制御等には絶対に使用しないでください。
また、本製品について、機器の故障や、無線による通信不到達に起因して起こった付帯機器の破損・火災・事故等に関して、当社は一切責任を負いません。

Ｔ－５３６１２改訂４