セタラム インスツルメンテーション社製

熱分析装置カタログ

示差走査熱量計
Setline DSC/DSC+

シンプルかつコンパクトな設計、交換可能なセンサーによりメンテナンス容易な汎用性の高いモデルです。

TG-DSC測定装置
Setline STA/STA+

SetlineDSC+/STA+はオートサンプ
ラーによる自動測定が可能です。

Setline DSC/DSC+

Setline STA/STA+

特徴 : Setline DSC/DSC+●●●

幅広い測定温度範囲。
最大50MPa@600℃の密閉耐圧容器を使用可能。
交換可能かつ安価なDSCセンサーを採用。

試料容器
試料容器は標準型から高圧対応まで様々なタイプを使用可能です。
◯標準試料容器：アルミ製（30 μl/100 μl）
アルミナ製（30 μl）◯高圧用試料容器：インコネル製（30 μl）※高圧試料容器はオートサンプラーとの併用不可

冷却用オプション
3タイプの冷却オプションを選択可能です。
◯液体窒素・手動冷却オプション（Setline DSCのみ、温度範囲：−170 〜 400 ℃）◯液体窒素・オート冷却オプション（温度範囲：−150 〜 400 ℃）◯電気冷却オプション（温度範囲：−60 〜 200 ℃ ※He使用時、−50 〜 400 ℃※N2使用時）2

Setline DSCセンサー

高圧用試料容器（インコネル製）

特徴：Setline STA/STA+● プレート型DSCセンサーと天秤によるTG-DSC同時測定が可能。
● DSCセンサーはプラグインタイプで交換も容易。
● 室温〜1100℃の幅広い測定レンジ。

TG-DSCセンサー構造

試料容器
標準試料容器はアルミ製（80 μl）、アルミナ製（90μl）、白金製（100 μl）の3種類から選択可能です。

示差走査熱量計 Setline DSC/DSC+
仕様

Setline DSC

Setline DSC+

温度範囲
昇温速度

−170 〜 700 ℃ ※0.01 〜 100 ℃/min±6,000 mW

DSC測定範囲
測定雰囲気
オートサンプラー

不活性ガス、酸化雰囲気ガスなし

59 ポジション

ガス流量レンジ
寸法

10 〜 100 ml/min380（W）x 500（D）x 320（H）mm

電源

455（W）x 510（D）x 365（H）mm
230 V 50/60 Hz※オートサンプラー使用時は冷却オプションを併用できません。

TG-DSC同時測定装置 Setline STA/STA+
仕様

Setline STA

Setline STA+

温度範囲
昇温速度

室温 〜 1,100 ℃
0.01 〜 50 ℃/min

重量測定範囲±200 mg／±1,000 mg

測定雰囲気

不活性ガス、酸化雰囲気ガス

オートサンプラーなし

ガス流量レンジ
寸法
電源49 ポジション
10 〜 100 ml/min

400（W）x 500（D）x 600（H）mm※カバーリフトアップ時 800（H）mm

500（W）x 650（D）x 600（H）mm※カバーリフトアップ時 800（H）mm
230 V 50/60 Hz

3超高温熱分析装置
THEMYS

グラファイト炉を採用し、最高温度2,400℃ながら、デスクトップサイズのコンパクトな装置を実現しました。
測 定目的に合わせて、T G 、T G DTA、TG-DSC、TMAをお選びいただくことが可能です。
炉内保護管や温度センサーの組み合わせにより、不活性ガス以外にも、空気、酸素、水素での測定が可能です。マスフローコントロー
ラーにより、3種類のキャリアガスを自動で切り替えることができます。

特徴● 室温〜最高温度 2,400℃まで測定が可能。
● 熱量検出器は測定温度範囲、測定目的に応じて選択が可能。
● 超高温領域の熱膨張測定は測定サンプルに大きな応力を加えない設計です。
● コンパクトな円筒グラファイトカーボンヒーターを使用。
● オプションにより一つの炉体で、TG/DTA（DSC）⇔ TMA への切り替えも可能

DTA,DSC 検出器

TMA 測定部

DSC ロッド：

800 ℃（E-type）、1,500 ℃（R-type）

石英製：〜 1,000 ℃

1,600 ℃（B-type）

アルミナ製：〜 1,750 ℃

DTA ロッド：

1,000 ℃（P-type）、1,600 ℃（R-type）

グラファイト製：〜 2,400 ℃

1,750 ℃（B-type）、2,100 ℃（W5-type）

測定モード：圧縮、針入、曲げ、引っ張り

4TGA 試料容器

石英
V : 55
D:8石英
V : 350
D : 10石英
V : 1,570
D : 12アルミナ
V : 170
D:7プラチナ
V : 130
D:8プラチナ
V : 1,500
D : 12アルミナ
V : 1,300
D : 12orV : 2,500
D : 14プラチナメッシュ
V : 1,800
D : 13タングステン
V : 560
D : 10グラファイト
V : 550
D : 10プラチナ
V : 800
D : 13

試料吊り下げ※V：容積（μL）
、D：直径（mm）

仕様
温度範囲

DTA
室温 〜 2,100 ℃

DSC
室温 〜 1,600 ℃

試料サイズ

20 〜 300 μl80 〜 100 μl

検出分解能-

検出範囲

-

TGA
室温 〜 2,400 ℃
最大直径 14 mm

TMA
室温 〜 2,400 ℃
最大直径 10 mm

最大長さ 20 mm

最大長さ 20 mm-

0.023 μg / 0.23 μg ※0.2 nm-±200 mg/±2g ※±2.0 mm

制御用熱電対〜 1,600 ℃ S-Type、 〜 1,750 ℃ B-Type、 〜 2,400 ℃ W5-Type

寸法

615（W）x 650（D）x 900（H）mm※サンプル交換時 1,070（H）

重量100 kg

電源230 V 50/60 Hz※天秤の仕様はその他に高感度型、高容量型があります。

落下型熱量測定装置
CALVET DC
大型のグラファイト炉と検出器モジュールを組み合わせる事
で、落下法熱量測定、高感度比熱測定など多様なアプリケーションに対応する事が可能です。
● ドロップ式DSC検出器（室温 〜 1,300 ℃/1,500 ℃）● 高感度DSC検出器による比熱測定（最高1,600 ℃）

超高温差動式熱天秤 THEMYS DUO
シンメトリック構造を採用する事で天秤のドリフトを最小限に抑え、高温領域での高精度熱重量測定・DTA（DSC）同時測定を実現しました。
●●

温度範囲：室温 〜 1,600/1,750 ℃
最大試料重量：35 g
5

カルベ式熱量計シリーズ
CALVET/CALVET HT、CALVET CRYO、CALVET DC ALEXSYS、CALVET LV
カルベ式熱量計シリーズは高感度等温測定と、熱分析装置DSCの昇温測定の両方の特徴を持ち合
わせ、低温（−180℃）〜高温（1,000℃）
までの温度範囲で装置をお選び頂くことができ、専用試料機器により様々な測定が可能な汎用性の高い熱量計です。特に、化学・エネルギー・食品・プロセス安全性評
価をはじめ、幅広い分野で利用されています。
大容量試料容器（最大12.5ml）の特徴を生かし、原寸大の試料や各種電池をそのまま測定することも可能です。
また、お客様のニーズに合わせて、各種試料容器の作製も可能です。

特徴●
●
●

最大50MPaまでの高圧測定が可能。
（高圧容器は高圧ガス保安法に対応可能）
圧力センサー使用により、容器内部の圧力変化のモニターが可能。
水素、酸素をはじめ、腐食性ガスや水蒸気雰囲気での測定も可能。

カルベ式熱量計とは．
．
．
カルベ式熱量計は熱容量の十分に大きいヒートブロックの内部に、大容量試料容器の全周囲を囲む様に数百を超える熱電対（サーモパイル）を試料容器外周に配置する構造で、SETARAM社唯一の要素技術が活かされています。
● 大容量容器全体から熱のロス無く熱的変化を検出できます。
● 熱容量が十分に大きいヒートブロックにより、0 . 0 1 ℃/minの超低速から等温でも正 確に反 応 熱を検出可 能です。
● 大 型 の 試 料 容 器（ 最 大12.5cc）により容器内での混合反応が測定可能です。

サーモパイル

カルベ式熱量計

6C80カロリーメーター断面

ラインナップ・型番
カルベ式熱量計
CALVET/CALVET HT

低温タイプ
カルベ式熱量計
CALVET CRYO

超高温タイプ
カルベ式高温熱量計
CALVET DC ALEXSYS

仕様

CALVETCALVET HT

温度範囲
測定モード

室温 〜 300 ℃

室温 〜 600 ℃

昇温速度0.001 〜 2 ℃/min

0.01 〜 2 ℃/min

RMSノイズ

1 µW

2 µW

ダイナミックレンジ±660 mW ／ 2,000 mW±3,500 mW

試料容器容量12.5 ml（バッチ標準常圧容器）

7 ml（標準容器）

試料容器種類

バッチ式（常圧、高圧）
ガスフロー（常圧、高圧）
リードパイプ付（常圧、高圧）
メンブレン式2試料混合、アンプル式2試料混合、他

バッチ式（常圧、高圧）
ガスフロー（常圧、高圧）
リードパイプ付（常圧、高圧）
メンブレン式2試料混合、他

寸法

250（W）x 310（D）x 600（H）

355（W）x 505（D）x 640（H）

重量30 kg

50 kg

電源230 V 50 / 60 Hz

仕様

CALVET CRYO

温度範囲
測定モード

−180 〜 200 ℃
等温、昇温

昇温速度

0.01 〜 1 ℃/min

RMSノイズ

1 µW

ダイナミックレンジ±50 mW ／ ±500 mW ／ ±1,500 mW

試料容器容量12.5 ml（バッチ標準常圧容器）

試料容器種類

バッチ式（常圧、高圧）、ガスフロー（常圧、高圧）
リードパイプ付（常圧、高圧）、メンブレン式2試料混合アンプル式2試料混合、他仕様

CALVET DC ALEXSYS

温度範囲
測定モード

500 〜 800 ℃

熱量分解能

12.5 µW（800℃）

測定精度
試料容器容量
試料容器種類

超高感度タイプ
熱量計
CALVET LV

等温、昇温500 〜 1,000 ℃
等温50 µW（1,000℃）
±1 %

28 ml
（標準石英容器）
落下型熱量測定容器

寸法∅ 800 mm x 880 mm（H）

重量300 kg

電源230 V 50/60 Hz仕様

CALVET LV

温度範囲
測定モード

室温〜200℃
等温

RMSノイズ

0.5 µW

熱量分解能

0.08 µW

試料容器容量

最大93.3 ml

試料容器種類

バッチ式（常圧、高圧）7

示差走査熱量計（DSC）
CALVET PRO

SETARAM社独自の３Dセンサーを採用したカルベ式CALVET PROは、汎用DSCの操作性と大容量試料容器による高感度測定を実現しました。試料容器の交換のみで最大50MPa（ 600℃）の高圧DSC測定や、吊り下げ式天秤を付加する事により（オプション）、TG-DSCとして高感度で熱量と重量変化の同時測定が可能です。

特徴●
●
●
●

830℃までの測定が可能。
バッチ式高圧容器が標準装備。
ロボット式試料交換機構（48サンプル）に対応/オプション。
精度1%以内のCp測定が可能。
（※資料による）

3Dセンサー
カルベ式熱量計は熱容量の十分に大きいヒートブロックの内部に、大容量の試料容器の全周囲を囲む様に数百を超える熱電対（サーモパイル）を試料容器外周に配置する構造で、SETARAM社唯一の要素技術が活かされています。
3Dセンサー構造により、サンプル中の熱交換量94%を検出することができます。

Calorimetric block構造

83Dセンサー標準試料容器

リードパイプ付高圧容器●

水平型、縦型にも対応できる容器をそろえております。

●

標準試料容器：

アルミナ製オープンタイプ 170µl、
アルミニウム 270ul、白金 285µl、
インコネル製バッチ式高圧140µl● リードパイプ付き高圧容器で、400bar/600℃まで圧力制御下での高圧測定が可能。
（リードパイプ付高圧容器は高圧ガス保安法対応可能です）

仕様

CALVET PRO DSCCALVET PRO TG-DSC

温度範囲
冷却

室温 〜 600 ℃ / 830 ℃−120 ℃ 〜 200 ℃（液体窒素オプション使用時）

走査温度

0.01 〜30 ℃/min

RMSノイズ

0.2 µW

オートサンプラー48 サンプル（オプション）

ガス

キャリアガス3種類（自動切替機能付き）

高圧容器

500 bar / 600 ℃

リードパイプ高圧容器
TG（天秤）

400 bar / 600 ℃-

最大重量：3 g-

重量測定範囲：±200 mg-

分解能：0.02 µg / 0.002 µg-

ベースライン：< 15 ㎍
530（W）x 580（D）x 600（H:閉）mm
530（W）x 580（D）x 800（H:開）mm
55 kg

寸法

530（W）x 580（D）x 450（H）mm

重量45 kg

電源-

230 V 50/60 Hz9高感度DSCマイクロカロリーメーター
MICROCALVETSETARAM社独自のカルベ式に半導体センサーを組み合わせ、操作性に優れた高感度DSC測定を実現させました。ペルチェ温調システムを採用し、特別な冷却装置を使用することなく、−45℃の低温から100℃以上まで連続昇温、冷却測定が可能です。
また、MICROCALVET ULTRA 4Cは2試料同時測定が可能で、測定の効率化を実現しました。

特徴●
●
●
●
●

ペルチェ温調システムを採用。
固体、液体、ゲル等、試料の形状を問わず高感度のDSC測定が可能。
最大100MPaまでの高圧DSC測定が可能。
（20MPa耐圧容器は高圧ガス保安法対応可能です。）
1㎖ハステロイ製・標準試料容器（20気圧耐圧）
3Dセンサー

アプリケーション例

熱量計センサー・ヒーター● ライフサイエンス/医薬品：タンパク質の変性（溶液、粉末、ゲル）、結晶多型の評価●

食品：米の炊飯特性、デンプンの劣化特性、多糖類やゼラチンのゾル-ゲル反応、エマルションの安定性●

高圧下におけるガラス転移〜超臨界点の評価●

ハイドレート：会合・分解の熱挙動〜カイネティクス、融解潜
熱、安定性の評価●

石油：WAT評価、常圧・高圧下における流動性●

環境：CO2 分離材料、熱エネルギー貯蔵システム、潜熱蓄熱材（PCM）、相変化蓄熱材、建材、クーラントの比熱測定・評価● その他反応熱測定

10

熱量計センサーとヒーターが試料雰囲気ガスが接触しないセンサー構造の為、不活性ガスはもとより、水素、酸素をはじめ、腐食性ガスや水蒸気雰囲気での測定も可能です。

セル
Ampoule cell

Closed "batch" cell

Closed mixing cell

Push rod

Container 2 with liquid

LiquidSample（solid or liquid）

Movable part

Breakable glass
ampule containing
powderContainer 1 with powder

内容積1mlの円筒形試料容器により、固体、液体、ゲル等、試料の形状を問わず、高感度のDSC測定が可能です。試料容器は取り出し可能な脱着式で、測定後の容器洗浄が容易です。
また、試料容器内で試料が固化しても、センサーを破損する事無く容器を取り出し、洗浄が可能です。
オプションの試料容器により、液-液、固-液の混合反応熱や気-液、気-固の反応測定も可能です。
高圧セル

高圧ガスシステム

MICROCALVET

仕様

高 圧ガス保 安 法に準 拠した設計による高圧容器で、各種ガスを加圧した状態での測定が可能です。

MICROCALVET

温度範囲−45 〜 120 ℃

測定モード

等温、昇温、冷却

走査温度0.001 〜 2 ℃/min

熱量分解能

0.002 µW ／ 0.02 µW

標準試料容器ハステロイ製 1 ml

[特長]
国内製作高圧容器により、高圧ガス保安法の届出が可能。
（最大 20MPa）

MICROCALVETULTRA 4C

仕様

[その他試料容器]
混合容器（手動攪拌・自動攪拌）
リードパイプ付き容器（常圧・高圧）
高圧容器
湿潤熱測定用ガラスアンプル容器

MICROCALVET ULTRA 4C

温度範囲−20 〜 170 ℃

測定モード

等温、昇温、冷却

走査速度0.001 〜 1.2 ℃/min

熱量分解能0.0015 µW ／ 0.015 µW

標準試料容器ハステロイ製 1 ml

[特長]
2試料を同時に測定することができます。

[その他試料容器]
混合容器（手動攪拌・自動攪拌）11高温熱分析装置
THEMYS ONE / ONE+SETARAM社独自のタングステン炉を採用し、コンパクトで保護ガスが不必要なメンテナンスフリーを実現しました。容量の小さな試料雰囲気の為、真空置換無しに不活性ガス置換が可能で、試料の酸化を防ぐことが可能です。

特徴● コンパクトでヒーター保護ガスが不要。
（メンテナンスフリー）● 測定目的により、マクロTG、TG-DTA、TG-DSCの選択が可能。
● センサーロッドはプラグ式のため、交換が容易です。
● 高温比熱測定専用3D Cp センサーにより、高精度の比熱測定が可能。
● オートサンプラーにより、32ポジションの自動測定が可能 。
（オプション）● 3種類のキャリアガスが自動で切り替えられます。
● MS、FTIRの接続により、発生ガスの同時分析が可能 。

ガスコントロール● マスフローコントローラーにより、3種類のキャリアガスを選択することが可能です。
（Flow rate : 4 〜 200 ml / min ）● キャリアガス以外に反応性ガスの混合も可能です。
（Flow rate : 0.3 〜 16 ml / min ）● すべてのガスはプログラムにて流量、切り替えの制御が可能です。

12

センサー・ロッド
各種センサーをお選びいただく事ができます。

試料容器
DSC：80 μl（アルミニウム） 90 μl（アルミナ） 100 μl（白金）DTA：80 μl（アルミニウム） 90 μl（アルミナ） 100 μl（白金）TGA：440 μl（アルミナ）500 μl（白金）DSCロッド

DTAロッドTGAロッドDSCロッド：800 ℃（ E-type ）、1,600 ℃（ S-type）
DTAロッド：1,200 ℃（ P-type）、1,600 ℃（ S-type）
TGAロッド：1,600 ℃（S-type）

プラグ＆インセンサーコネクタ

3D Cpセンサー●

380μlの大容量白金製試料容器により、高感度測定が可能。

●

試料容器全体からの熱をロス無く検出するために、熱電対10対を配置した、3Dサラウンドセンサーを開発。

●

全温度範囲
（室温〜1,600℃）に於いてCp精度2％以内を実現●

高性能タングステン炉により、高速昇温（最大100℃/min）と高いベースライン安定性を実現

仕様

THEMYS ONE / ONE+

温度範囲

室温 〜 1,600 ℃

走査温度

0.01 〜 100 ℃/min

冷却速度

32 min（1,600 ℃ 〜 50 ℃）

TG（天秤）

最大試料量：20 g
測定範囲：±1,000 mg ／ ±200 mg
重量分解能：0.2 μg ／ 0.02 μg

3D Cpセンサー

比熱測定精度 2 %（試料による）

寸法

500 （W） x 440 （D） x 700 （H） mm

重量60 kg

電源230 V 50/60 Hz

13

断熱型暴走反応熱量計（ARC）
TAC-500AS

安全工学・プロセス制御の分野でのニーズに応え、コンパクトなデザインを実現した熱分析装置です。

発熱・圧力同時測定装置
RSC-400AS

TAC-500AS

反応に伴って生じる発熱・圧力の同時測定や発熱速度、暴走反応開始温度など安全性評価には欠かせないデータを取得可能です。

RSC-400AS

特徴：TAC-500AS● デスクトップサイズの断熱型暴走反応熱量計(ARC)。
● 幅広い追跡速度で温度・圧力上昇を測定可能。

TAC-500AS内部構造

サンプルホルダー・圧力センサー部

サンプル温度センサー

排気チューブ

圧力センサー

サンプルホルダー部

14

圧力センサー部特徴：RSC-400AS●●

2試料の温度・圧力を同時に測定可能
熱放射ヒーターによる安定した温度制御

サンプルホルダー・圧力センサー部
圧力センサー

排気チューブ/バルブ
サンプルホルダー・圧力センサー部

圧力センサー部

断熱型暴走反応熱量計（ARC）TAC-500AS
仕様

TAC-500AS

温度・圧力範囲

室温 〜 500 ℃、0 〜 200 bar

測定モード

Heat-Wait-Search、等温、昇温

追跡速度0.005 〜 40 ℃/min

発熱検出感度

0.005 〜 0.02 ℃/min

圧力表示分解能0.001 bar

試料容器容量

最大 8 ml

発熱・圧力同時測定装置 RSC-400AS
仕様
温度・圧力範囲

RSC-400AS
室温 〜 400 ℃、0 〜 200 bar

昇温速度

0.5 〜 10 ℃/min

測定モード

等温、昇温

圧力表示分解能0.001 bar

試料容器容量

最大 8 ml x215

高機能ガス吸着特性評価装置
GASPRO
PCT特性、吸着カイネティクス、吸脱着サイクル測定などエネルギー・環境分野では不可欠なガス吸着特性の評価装置です。
特許取得済みのマイクロドーザー機能により、数mgの試料でも高解像度のPCT曲線の全自動測定が可能となります。
●
●
●
●
●

幅広い温度範囲（−260℃〜500℃）で測定が可能。
最大5種類のリザーバー容量（12〜1,200mL）で幅広い試料容量に対応。
多種多様な試料形状に対応（超微量、粉末、液体、フィルムなど）。
制御・測定に複数の圧力トランスデューサーを採用し、広範囲で高精度測定が可能。
前処理、PCT、カイネティクス、吸脱着サイクル測定を全自動で制御。

＜フィルム測定用セル＞
専用ホルダーを使用する事で、薄くて軽いフィルムのような試料の測定も可能です。
＜液体測定用セル＞
スターラー機能が搭載され、イオン液体のような試料の測定も可能です。
仕様

GASPRO

温度範囲
圧力範囲−260 〜 500 ℃
真空 〜 20 MPa ※圧力測定

制御トランスデューサー：真空 〜 20 MPaｘ2台
測定トランスデューサー：真空 〜 0.5 MPa x1台、真空 〜 20 MPa x1台
圧力精度：1 %高精度オプション
最高感度
吸着ガス種

圧力精度：0.12 %（真空 〜 1.8 MPa）
、0.025 %（真空 〜 20 MPa）
3 μモル
（マイクロドーザーオプション使用時）
CO2、H2、D2、N2、Ar、He、N2、NH3、メタン、アルカン類※1MPa以上の圧力範囲は高圧ガス保安法の規制対象となります。

※本カタログに記載されている製品および仕様は、製品の改良などのために予告なしに変更（仕様変更、製造中止を含む）することがあります
ので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
162022/03