2 注意事項■
Y142977
Ver.1.0

配線その他

1. 電源に市販のスイッチングレギュレータを使用する場合には、必ずフレー
ムグランド（F.G.）
端子を接地してください。
2. センサ取付部周辺にノイズ発生源となる機器（スイッチングレギュレー
タ、インバータモータなど）を使用する場合は、機器のフレームグランド（F.G.）
端子を必ず接地してください。
3. 配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。

FS1U
取扱説明書 Ver. 1.0
コガネイ製品をお買い上げいただき、有難うございます。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

危険

事故防止など安全確保を目的として使用しないでください。人命を損なう可能性があります。

1 仕様
■

1 仕様
■

●分離形流量センサコントローラ●流量センサヘッド
形式

項目

FS1U

電源電圧

DC24V±10%

センサヘッド供給電圧

DC24V±10%注１
50mA MAX.（センサへの供給電流を含まず）

電源
消費電流

・表示消灯時：15mA MAX.（液晶のバックライト消灯）・通常検出時：25mA MAX.
・Ｅ-２表示時：50mA MAX.（センサ入力過電圧エラー発生時）

数値表示

7セグメントLED、4桁表示（表示色：緑 、赤）

表示周期

250ms、500ms、1000msより選択可±1%F.S.±1digit

表示精度

FS-R3選択時：0.01R/min（ANR）

表示
分解能

FS-R05選択時：1mR/min（ANR）
FS-10選択時：0.01R/min（ANR）

項目
計測対象気体計測流量レンジ

5ms以下（ステップ状の流量変化に対する95％応答）

出力信号

1〜5VDC（ノンリニア特性）、許容負荷抵抗 10kΩ以上

使用温度範囲0〜50℃（周囲温度、計測流体温度ともに）

保存温度範囲−10〜60℃

使用・保存湿度範囲

10〜80％RH（ただし結露無きこと）

使用圧力範囲−100〜＋200kPa（ただし圧力特性保証範囲は−70〜＋200kPa）

耐圧
出力電圧精度

300kPa
±5％FS MAX.

±5％FS MAX.

±5％FS MAX.

0.0R/min：3.00±0.15V

0.0R/min：3.00±0.20V

0.0R/min：1.00±0.20V
3.0R/min：3.89±0.15V
5.0R/min：4.46±0.15V

入力電圧

DC1.0〜5.0Ｖ

3.0R/min：5.00±0.20V

0.5R/min：5.00±0.20V

10.0R/min：5.00±0.20V

最大入力電圧5.3V MAX.

±2％FS MAX.

±6％FS MAX.

センサコントローラより供給
・比較出力：3点（OUT1〜OUT3）

負荷電圧

DC30V MAX.

負荷電流

50mA MAX.

繰り返し精度±0.1%F.S（センサ入力電圧に対して）

内部降下電圧0.3V MAX./負荷電流=5mA時

応答時間

出力電圧
本体キー設定外部通信設定（RS232C）注4

圧力特性
温度特性
電源電圧
許容電圧変動範囲±0.01％FS/kPa±0.01％FS/kPa（0〜＋200kPa）±0.01％FS/kPa±0.03％FS/kPa（−70〜0kPa）−70〜＋200kPaの圧力範囲において
0.0R/min：±0.1％FS/℃

0.0R/min：±0.1％FS/℃

0.0R/min：±0.1％FS/℃

1.5R/min：±0.15％FS/℃

0.3R/min：±0.15％FS/℃

5.0R/min：±0.2％FS/℃

DC24V（センサコントローラから供給）
DC21.6〜26.4Vの範囲にてDC24Vの時の出力値に対して±2％FS以下注2
最終到達電圧（流量）の±5％FS以内に収まるまでに要する時間：瞬時
12mA MAX.

耐電圧

外部コネクタ全端子 ̶ボディ間：AC500V ̶ 1分間、またはAC600V ̶ 1秒間

ウィンドコンパレータモード3 、ウィンドコンパレータモード4
可変（2digit以上で任意に設定可能）【ただしFS-10選択時は0.05R/min（ANR）MIN.となります】注2
DC1〜5V（ノンリニア特性）、出力インピーダンス 約1kΩ
（流量センサの出力信号がそのまま出力されます）
u〜iページを参照ください
i〜!0ページを参照ください

外部コネクタ全端子 ̶ボディ間：50MΩ
（DC500Vメガ）

接続形式

M5めねじ
（黄銅製インサーション）、締付トルクは2.5N・m以下とすること

材質
取付姿勢
取付条件

質量

耐電圧

AC500V １分間

絶縁抵抗

DC500Vメガにて100MΩ以上

耐震動

10〜55Hz XYZ各方向2時間

耐衝撃

294m/s2（非繰り返し）

材質

ケース：PBT

質量30ｇ（ケーブル除く）

カバー部が下向きになる方向を除く
本器の取付穴使用時は、M3のビスを使用し、締付トルクは0.6N・m以下とすること。
また本器の上流側には10μm以上の粒径のダスト・ミストを捕捉できるフィルタを設置すること。
上流・下流側ともに不要−10〜50℃（結露、氷結なきこと）

DATA：±1KV（レベル3）

カバー部：PC樹脂（ポリカーボネート）

10〜55Hz、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間−20〜80℃（結露、氷結なきこと）
EFT/Bレベル 電源：±1KV（レベル2）

接ガス部：PPS樹脂（流路本体）、セラミック
（基板）
、黄銅
（接続部）

直管長

保存温度範囲EN61000-4-4

最終到達電圧（流量）の±1％FS以内に収まるまでに要する時間：10s以内

絶縁抵抗

使用温度範囲耐環境

計測時の温度、圧力は同条件とする

消費電流

耐振動性

耐ノイズ

±3.5％FS MAX.

・遅延選択可ヒステリシスモード
応差

再現性

出力安定時間ウィンドコンパレータモード1 、ウィンドコンパレータモード2
出力モード

標準流量特性2ms MAX.
・出荷時は2ms

一般

ダスト、およびミスト（オイルミスト）を含まない清浄気体であること。
0〜＋10R/min（ANR）−500〜＋500mR/min（ANR）−3〜＋3R/min（ANR）

0.1R/min：3.77±0.20V

・エラー出力：1点設定

空気/窒素、ただし検出流体が塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まないこと。および乾燥気体であること。

0.3R/min：4.53±0.20V

出力点数（FS1U-S のみ）

FS-10

1.5R/min：4.49±0.15V

4点（NPNオープンコレクタ）

アナログ出力FS-R05

0.5R/min：3.88±0.15V

ON時赤色表示灯点灯

センサ供給電圧

SW 出力

FS-R3

FS-R3、FS-R05、FS-10

対応センサヘッド
センサ入力

形式

応答性

【ただし5R/min（ANR）以上では0.05R/min（ANR）】
作動表示灯

注3

1. センサヘッドは、非腐食性気体用です。液体や腐食性気体には使用しな
いでください。
2. 電源入力は、定格を超えないよう電源変動を確認してください。
3. 電源投入時の過渡的状態（1s）を避けて使用してください。
4. 針先などの鋭利なものでキー操作はしないでください。
5. ウィンドコンパレータモード2にて基準流量取込みを繰り返し行なうようなことをしますと短期間で保証回数を超える可能性があります。その時は、ウィンドコンパレータモード3を使用してください。

電気接続（専用コネクタ接続）

9g
専用コネクタ付ケーブル
流量センサヘッド側：日本圧着端子製造（株）製

SM03B-SRSS-G-TB

相手側：同 SHR-03V-S-B（ハウジング）、SSH-003GA-P0.2（コンタクト）

注 1：表記の％FSは、出力電圧の4V（1-5V）
をフルスケールとします。
2：計測レンジ上限流量付近では流量安定後に最大で±1％FS（流量安定から500秒後のドリフト量）
出力変化が生じることがあります。

注 １：コントローラの電源電圧に対し、センサヘッドへの供給電圧は0.5V MAX.下がります。
2：FS-10選択時の応差は0.05R/min（ANR）刻みとなります。それ以外の値を設定した場合、0.05R/min（ANR）刻みに切り上げられます。
3：FS-10選択時5R/min（ANR）以上では、しきい値（L1、L2）設定が0.05R/min（ANR）刻みとなります。それ以外の値を設定した場合、0.05R/min（ANR）刻みに切り下げられます。
4：FS1U-S-D（RS232C仕様）のみとなります。

qw

7. センサヘッド本体には、センサヘッド側コネクタを接続します。
センサヘッドのフタを開いてコネクタを接続後、フタを閉めてください。

3 取付け
■

センサヘッド・コネクタ接続要領

センサヘッド、電源・スイッチ出力および通信・アナログ出力用ケーブルの取付け、取外し

パネルマウント用パーツ・前面保護カバーの取付け
溝部 A

電源・スイッチ出力用ケーブル

フタ

流量センサヘッド FS- □は納入時、センサヘッド本体とミニクランプコネ
クタ（オス）
が未接続になっていますので、下記に従って接続してください。

流量センサコントローラ

電源・スイッチ出力用
コネクタ

FS1UEW-□
ロックレバー

センサヘッド側コネクタ

1. コネクタのカバー（リード線挿入部）
がコネクタ本体より浮き上がっていることを確認してください。本体と水平になっているものは使用できません。

ツメ
4321

通信・アナログ出力用ケーブルコネクタ接続要領
通信・アナログ出力用ケーブルは納入時、ケーブルとミニクランプコネクタ（オス）が未接続になっていますので、下記に従って接続してください。
1. コネクタのカバー（リード線挿入部）
がコネクタ本体より浮き上がっていることを確認してください。本体と水平になっているものは使用できません。

2. センサヘッドのケーブルを必要な長さに合わせて切ります。
端面より 50mm ケーブルの外被を取り外し、リード線を出します。この時、リード線の絶縁体は取らないでください。

パネル取付け具本体（FS1U-PM）
流量センサコントローラ

ロックレバー

センサヘッドFS-□

パネル板

w パネル穴の前面から流量センサコントローラを挿入する。

取付ホルダー（FS1U-PM）e w の状 態の後 方から取付ホルダーを流量セ
ンサコントローラの溝部B にかけながら挿入する。

通信・アナログ出力用
コネクタ

センサヘッド用
コネクタ

センサヘッド、電源・スイッチ出力および通信・アナログ出力用ケーブルの取付けはロックレバーの位置を図のように合わせ、コントローラ側コ
ネクタにロックが掛かるまで挿入してください。
取外しはロックレバーを十分に押し下げて、コネクタを持って引き抜いてください。この時、リード線には無理な力を掛けないよう注意してください。
FS1U-S（RS232C無しタイプ）使用時に通信・アナログ用コネクタとお客様ご使用の制御機器のRS232Cポートに接続しないでください。お客様ご使用の制御機器が破損するおそれがあります。

前面保護カバー（FS1U-BK）

注：通信・アナログ出力用ケーブルは、未接続でもFS1U-S-□を使用することはできます。

50m

m

2. ケーブルを必要な長さに合わせて切ります。
端面より 50mm ケーブルの外被を取り外し、リード線を出します。この時、リード線の絶縁体は取らないでください。

ブラケット・前面保護カバーの取付け
ツメ

50m

m

3. リード線をコネクタカバー部の穴へ表に従って挿入してください。リード線は奧まで確実に挿入されているか半透明のカバー上部より確認してください（挿入は約 9mm）。
接続を間違えると電源投入時センサヘッドおよびコントローラを破損しますのでご注意ください。
コネクタ側 No.

信号名

リード線色

1
2
3

センサヘッド電源（＋）

センサヘッド茶線

センサヘッド電圧出力

センサヘッド黒線

センサヘッド電源（0V）

センサヘッド青線

4

基準流量取込み

AWG 24-26（0.14-0.3sq）

お客様にて準備
絶縁体外径：φ0.8-1.0mm

六角穴付ボルト（取付ブラケット付属）※取り外す場合は取付けの逆の手順でドライバー等を使用し、取付ホルダーを外してください。

溝部

3. リード線をコネクタカバー部の穴へ表に従って挿入してください。リード
線は奧まで確実に挿入されているか半透明のカバー上部より確認してください（挿入は約 9mm）。
接続を間違えると電源投入時お客様ご使用の制御機器およびコントローラを破損しますのでご注意ください。
コネクタ側 No.

接続線色

信号名（FS1U-S）

1
2
3

黒

アナログ出力TXD

茶ゼロリセット入力

RXD

青

0V

0V

信号名（FS1U-S-D）

r 前面保護カバーをセット
する。

溝部 B

2-M3×0.5深さ6（取付用ねじ穴）q 流量センサコントローラの前面にパネル取付け
具 本 体を取り付ける。
この時パネル取付け具
本体内側のツメが、流量センサコントローラの
溝部 A に入るように取り付けてください。

取付ブラケット（FS1U-BR）

前面保護カバー（ZLBK100）

取付ブラケットは付属の六角穴付ボルト（M3×0.5長さ5mm）
で流量センサコントローラ背面の取付穴に取り付けてください。
締付トルクは、0.5N･mとしてください。前面保護カバーは、内側のツメが流量センサコントローラの溝部に入るように取り付けてください。
カバーを取り外す場合は、カバーの出張りのある部分を持って外してください。

4 内部回路図・配線仕様（外部接続例）
■
青

茶
黒
主

（茶）
＋V
（黒）
アナログ電圧出力

1
2

（青）
0V

3

321

電源・スイッチ出力用
リード線の色
ケーブル

D

（赤）＋V
（白）OUT1

Tr1（緑）OUT2

Tr2

路

ZD2
Tr3
ZD3

（茶）E

ZD4

●通信・アナログ出力用ケーブル配線仕様

4. リード線がコネクタより外れないように注意しながらプライヤー等のハ
ンドツールでカバーとコネクタ本体を挟んでカバーをコネクタ本体に押し込んでください。
圧接力は 980.7N 以下にしてください。
コネクタ本体とカバーが水平になれば接続終了です。
5. センサヘッド中継ケーブルFS1UK-□のミニクランプコネクタ（オス、メス）も同様に処理してください。
6. 再度配線が正しいか確認してください。

e

1
2
3

黒

アナログ出力TXD

茶ゼロリセット入力

RXD

青

0V

0V

＋

DC24V

−

±10％

負荷

（黒）0V

通信・アナログ出力用
ケーブル注
（黒）
1

コネクタ側No. 接続線色 信号名（FS1U-S） 信号名（FS1U-S-D）

4. リード線がコネクタより外れないように注意しながらプライヤー等のハ
ンドツールでカバーとコネクタ本体を挟んでカバーをコネクタ本体に押し込んでください。
圧接力は 980.7N 以下にしてください。
コネクタ本体とカバーが水平になれば接続終了です。
5. 再度配線が正しいか確認してください。

負荷（黄）OUT3

Tr4

PLC等
センサヘッド

負荷
負荷

Z D1

回

基準流量取込み 4

分離形流量センサ
コントローラ

主4321

路

センサヘッド回

基準流量取込みセンサ

青センサヘッド

黒
茶
黒
茶

（茶）
2
（青）
3

注：ケーブル延長時にはケーブルの抵抗により電圧が低下しますので注意してください。
記号 D：電源逆接保護用ダイオード
ZD1〜ZD4 ：サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr 1 〜Tr 4 ：NPN出力トランジスタ

注：通信・アナログ出力用ケーブルは、未接続
でもFS1U-S-□を使用することはできます。

内部回路

外部接続例

r

●出荷時設定（初期化モード実行後設定）

5 各部の名称と機能
■

:
FS1U

q

.

@
SW.OUT

1

2

3

E

;

名称

No.

B

内容

表示部

検出流量値、設定内容、エラー表示w

スイッチ出力表示

スイッチ出力 ON 時点灯（1ch 〜 3ch）e

エラー出力表示

エラー出力 ON 時点灯

r

UP キー
（

t

DOWN キー
（

y

モードキー
（

）

設定値等 UP 時使用）

設定値等 DOWN 時使用）

各種設定時使用=
6 出力モード■●ウィンドコンパレータモード 1
・L1、L2 を任意に設定するモード。ただし、流量増加時にはスイッチ出力が ON になりません。

●ウィンドコンパレータモード 2、3・ΔL 設定と基準流量の取込みにより L1 を自動設定するモード。
（L1 ＝基準流量−ΔL）
大気開放 真空弁ON ワーク吸着 真空破壊

大気開放 真空弁ON ワーク吸着 真空破壊

L
（3/min）

基準流量取込み
ΔL

応差

L1
L2

応差

応差

L1
L2

応差
t

t
ON

SW出力

SW出力

●ウィンドコンパレータモード 4
・L1、L2 を任意に設定するモード。

■設定
7● ウィンドコンパレータモード 2L（3/min）

ON・一度設定された L1 は再度基準流量の取込みが行なわれるまで変更されないモード。
● ウィンドコンパレータモード 3
・設定された L1 は、スイッチ出力 OFF と同時に消去されるため毎回基準流量の取込みを行ない L1 を設定するモード。
流量変動の激しい場合に有効です。
ウィンドコンパレータモード 3 を使用する際には、RS232C 等により、外部から基準流量の取込みを行なってください。

●ウィンドコンパレータモード 2、3 における基準流量取込み方法

機能

本体ボタン操作

通信コマンド（-Dのみ）

流量表示○（検出モード時） @A

スイッチ出力状態表示○（検出モード時） @SW

L1(ΔL)/L2 点設定

○

@PRE

L1(ΔL)/L2 点確認

×

@C

応差設定

○

@HYS

応差確認

×

@H

基準流量取込み○@P

基準流量−ΔL/OFF 確認

×@E（CO2,CO3 のみ有効）スイッチ出力モード選択

○

@MODE

スイッチ出力モード確認

×@MD

スイッチ出力応答時間設定

○

@DLY

スイッチ出力応答時間設定確認

×@SD

センサヘッドタイプ設定

○

@TYPE

センサヘッドタイプ設定確認

×@TP

本体キー操作による方法

操作方法については u ページ参照

スイッチ出力反転設定

○

@INV

RS232C による方法

RS232C コマンドについては o ページ参照

スイッチ出力反転設定確認

×@I

汎用 I/O 入力による方法

下図参照

LCD バックライト色設定

○

@BLS

LCD バックライト色設定確認

×@BL●汎用 I/O 入力による基準流量取込み方法

LCD 表示周期設定

○

@LCT

スイッチ出力 1 チャンネルの基準流量取込みが行なわれます。
PIN（センサヘッド用コネクタ 4 ピン）
を「L レベル」にする（0.5V 以下、10ms 以上）。

LCD 表示周期設定確認×@LT

ピークホールド○@PHL

ボトムホールド

○

@BHL

ゼロ点補正

○

@B

24V

立上りエッジで取り込まれます

SW PIN●ヒステリシスモード
・L1 以上の場合にスイッチ出力が ON、
L2 以下の場合にスイッチ出力が OFFするモード。

大気開放 真空弁ON ワーク吸着 真空破壊

●機能一覧（操作の詳細は各操作方法を参照）

しきい値L1（ΔL） ：全ch 2.00 R/min
しきい値L2：全ch 1.00 R/min
応差：全ch 0.02 R/min
スイッチ出力モード ：1ch 1（ウィンドコンパレータモード1）：2ch 0（チャンネル無効）：3ch 0（チャンネル無効）スイッチ出力反転 ：全ch 0（非反転）スイッチ応答時間 ：1（2ms MAX.）
センサヘッドタイプ ：1（−3.00〜3.00：±3Rタイプ）
LCDバックライト ：1（スイッチ出力OFF時緑̶スイッチ出力ON時赤）LCD更新周期：1（250 ms）

0.5V以下10ms以上分離形流量センサ
コントローラL（3/min）
L（3/min）

応差

L2

応差

L2

t
SW出力

t
SW出力

ON

ON

SW PIN

7 設定■

注：信号入力の GND を分離形
流 量センサコントローラの
GND と共通にしてください。

注意
1. センサヘッド、電源・スイッチ出力および通信・アナログ出力用ケーブルに誤配線がありま
すとコントローラ、センサヘッド共に破壊されますので電源投入前に必ずご確認ください。
2. 設定しました条件はフラッシュメモリに書き込まれ記憶保持されます。フラッシュメモリには寿命があり、書込み保証回数は 1 万回までですのでご注意ください。
3. ウィンドコンパレータモード 2 にて基準流量取込みを繰り返し行なうようなことをしますと短期間でフラッシュメモリの書込み保証回数を超える可能性があります。その場合には、ウィンドコンパレータモード 3 を使用してください。
4. 説明文中ではウィンドコンパレータモード 1を記号：CO1、ウィンドコンパレータモード 2を記
号：CO2、ウィンドコンパレータモード 3を記号：CO3、ウィンドコンパレータモード 4を記号：
CO4、ヒステリシスモードを記号：HYSと呼びます。

出力モード設定
各スイッチ出力チャン
ネ ルごとに O F F 、
CO1、CO2、CO3、
CO4、HYSの設定を行ないます。

t・センサヘッドにコネクタを接続してください。
（e ページ「センサヘッド・コネクタ接続要領」を参照してください。）
・コントローラにセンサヘッドと電源・スイッチ出力用ケーブルを接続してください。
（r ページ「センサヘッド、電源・スイッチ出力および通信・アナログ出力
用ケーブルの取付け、取外し」を参照してください。）
・必要に応じて、通信・アナログ出力用ケーブルを接続してください。
（r ページ「センサヘッド、電源・スイッチ出力および通信・アナログ出力
用ケーブルの取付け、取外し」を参照してください。）

応差設定各スイッチ出力チャ
ンネルごとに応差の設定を行ないます（ヒ
ステリシスモードをのぞく）。

L1, L2 の設定
各スイッチ出力チャンネルごとに L1、L2 の設定を行ないます。

注： 汎用I/O入力による基準流量取込みを行なわない場合は、PINには何も接続しないでください（PINは24Vでプルアップされています）。
●ゼロ点補正の方法
本体キー操作による方法

操作方法については u ページ参照

RS232C による方法

RS232C コマンドについては !0 ページ参照

汎用 I/O 入力による方法

下図参照●汎用 I/O 入力によるゼロ点補正の方法
ZERO（アナログ用コネクタ2ピン）を「Lレベル」にする（0.5V 以下、10ms 以上）。
各種機能設定検出

各スイッチ出力チャン
ネルごとに機能の設定を行ないます（機能一
覧参照）。

設定を完了し検出開始します。

ウィンドコンパレータモード 2（CO2）
ウィンドコンパレータモード 3（CO3）

分離形流量センサ
コントローラアナログ出力
ZERO

1
2
3

主回路

使用するセンサヘッドの設定を行ないます。

■設定準備

ウィンドコンパレータモード 1（CO1）
ウィンドコンパレータモード 4（CO4）
ヒステリシスモード（HYS）■設定手順
センサヘッド選択

主回路

12
流量センサヘッド
3
4：PIN

L1
L1

ΔL, L2 の設定
各スイッチ出力チャンネルごとにΔ L、L2 の設定を行ないます。

注意
基準流量の取込み
各スイッチ出力チャンネルごとに基準流量の取込みを行ないます。コン
トローラ内にて、自動的に L1 が 作られます。 L1 ＝基準流量−ΔL・コネクタの接続は、電源を切った状態で行なってください。
・電源が入った状態でセンサヘッドを接続すると、
過電圧エラー（E-2表示）となることがあります。その場合は、モードキー）を1秒以上長押ししてエラーを解除してください。
（

注：信号入力のGNDを分離形流量センサコン
トローラのGNDと共通にしてください。
注： 汎用I/O入力によるゼロ点補正を行なわない場合は、PINには何も接続しないでください（PINは24Vでプルアップされています）。
注：電源をOFFにするとゼロ点補正は解除されます。

y検出モード

しきい値の設定（L1（ΔL）/L2の設定）

スイッチ出力応答時間の設定

ピークホールド、ボトムホールド

・電源（電源電圧 DC24V）
を投入しますと自動的に検出モードになります。
・
表示がでた場合はセンサヘッドが未接
続か、断線です。
・断線の場合は電源を切り、センサヘッドを交換してください。

以下の手順により各スイッチ出力チャンネルごとにしきい値の設定を行なってください。

以下の手順によりスイッチ出力応答時間を設定することができます。

以下の手順により流量表示をピークホールドまたはボトムホールドさせることができます。

手順

1

手順

以下の手順により使用するセンサヘッドの設定を行なってください。

4

7 セグ表示1

長押し

2（同時押し）

4

1 秒以上

長押し

or
で
センサヘッドタイプ選択
センサヘッドタイプ決定＊＊＊

5でチャンネル選択

3

or

でしきい値設定4

しきい値決定［しきい値の設定］
11：1ch̲L1/ΔL
12：1ch̲L2
21：2ch̲L1/ΔL
22：2ch̲L2
31：3ch̲L1/ΔL
32：3ch̲L2

本体操作

7 セグ表示備考

本体操作

7 セグ表示

1

1 秒以上

or

でチャンネル選択

4orで出力モード選択

出力モード決定スイッチ出力応答時間設定決定

長押し

2
3

本体操作

7 セグ表示

備考
1 秒以上

本体操作

（同時押し）

ホールドスタート

7（同時押し）（同時押し）

ホールド解除

表示

エラー内容

エラー解除

選択されたチャンネルのセンサヘッドが未接続または断線時は電源を切り、センサヘッ

断線している。

ドを交換する。

ウィンドコンパレータモード2および3において、しきい
値が計測範囲外に設定されている。

1 秒以上

エラー内容を修正後、モードキ2

ーを 1 秒以上長押しする。

センサ入力に過電圧が印加されている。

長押しn （n は該当チャンネル） スイッチ出力に過電流が流れている。

3

9 パソコンとの通信■（同時押し）

orで選択

LCD表示周期設定決定［LCD 表示周期の設定］
dT-1：250 ms
dT-2：500 ms
dT-3：1000 ms

以下の手順によりバックライト色の設定を行なってください。
手順（同時押し）

7

or

でチャンネル選択

1

or

で設定

2

スイッチ出力反転設定決定

本体操作※ Windows は、
米国マイクロソフト社の登 録商標です。

1 秒以上

4 （同時押し）S-0：非反転（A 接点）
S-1：反転（B 接点）

5orでチャンネル選択

or

で応差設定

長押し

本体操作

7 セグ表示

1

備考
1 秒以上

長押し

2
3
4
5

（同時押し）

9600［ボー］

ストップビット長

1［ビット］

パリティ指定奇数［ODD］

パリティチェック

あり

データビット長

8［ビット］

通信方法
or

で選択

バックライト色設定決定［バックライト色の設定］

以下の手順によりゼロ点補正を行なうことができます。

●通信パラメータ
ボーレート

備考

7 セグ表示3［スイッチ出力反転の設定］●ハードウェアおよび動作環境
本体： PC-98 シリーズ（PC-98LT は除く）
および互換機DOS/V 機OS ：Windows95 以上●ソフトウェアおよび動作環境
Windows95 以降に標準で付属している
ハイパーターミナル使用

3

手順

HYS1：1ch
HYS2：2ch
HYS3：3ch
・チャタリング防止のため応差は2digit 以上に設定の事（同時押し）

備考

7 セグ表示

長押しゼロ点補正（ゼロリセット）［応差の設定］6以下の手順によりLCDの表示周期設定を行なうことができます。

備考

応差決定

2

LCD 表示周期の設定

バックライト色の設定

6

5

長押し

8 エラー表示■2

以下の手順により各スイッチ出力チャンネルごとに応差の設定を行なってください。

（同時押し）

1 秒以上

注：スイッチ出力全チャンネルが変更されます。
各チャンネルごとの設定はできません。

6

4

1 秒以上

備 考

7 セグ表示注：電源を OFF にするとピークホールドまたはボトムホールドは解除されます。
ピークホールドとボトムホールドを同時に行なうことはできません。

5

以下の手順により各スイッチ出力チャンネルごとにスイッチ出力を反転させることができます。

5

6

で選択

スイッチ出力反転の設定

応差の設定

7 セグ表示

or

7

1

u

基準流量取込み

REF1：1ch
REF2：2ch
REF3：3ch

手順

4でチャンネル選択［基準流量の取込み］

OFF：チャンネル無効
CO1：ウィンドコンパレータモード 1
CO2：ウィンドコンパレータモード 2
CO3：ウィンドコンパレータモード 3
CO4：ウィンドコンパレータモード 4
HYS：ヒステリシスモード

1

or

4

［出力モードの選択］

本体操作（同時押し）

ボトムホールド5

5 （同時押し）手順

7 セグ表示4
長押し3 （同時押し）5

3

ピークホールド

4

1

備考

2

手順

長押し

2

以下の手順により各スイッチ出力チャンネルごとに出力モードの設定を行なってください。
手順

1 秒以上

手順

3

Sd-1： 2 ms MAX.
Sd-2： 20 ms MAX.
Sd-3： 100 ms MAX.
Sd-4： 1000 ms MAX.

1

出力モードの選択

長押し［スイッチ出力応答時間の設定］

各スイッチ出力チャンネルごとにウィンドコンパレータ
モード2または3を使用する場合には、以下の手順により基準流量の取込みを行なうことができます。
手順

1 秒以上

6

基準流量の取込み（ウィンドコンパレータモード2、3の場合）

SE1：−3.00〜3.00：±3Rタイプ
SE2：使用不可
SE3：−500〜500：±500mRタイプ
SE4：使用不可
SE5：0.00〜10.00：10Rタイプ

備考

7 セグ表示1

or

注：SE2 および SE4 は使用できません。
［センサヘッドの選択］

本体操作

2

備考
1 秒以上

3

備考

2

センサヘッドの選択

本体操作

7 セグ表示

1

3

手順

本体操作

bL-0： バックライト OFF
bL-1： スイッチ出力OFF時緑̶スイッチ出力ON時赤bL-2： スイッチ出力OFF時赤̶スイッチ出力ON時緑
bL-3： 常時緑bL-4： 常時赤・スイッチ出力との連動はスイッチ出力1chと連動
されます。

全2重

リターンキー送信処理

CR コード・LF コード

注：﹈はSpace (0x20)、[c/r] はCarriage

Return(0x0D)、[l/f] はLine Feed(0x0A)を示す。( )内はASCIIコード。

@A
機 能：現在の流量値を呼び出します。
送信例：@A[c/r][l/f]応答例： 1.50[c/r][l/f]﹈
応答例：[c/r][l/f] ←センサヘッド未接続の場合
応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@ PRE
機 能：各スイッチ出力チャンネルの ON/
OFF 点を設定します。
送信例：@PRE11 − 2.50[c/r][l/f]﹈応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@PRE11：チャンネル1、L1/ΔLの設定@PRE12：チャンネル1、L2の設定@PRE21：チャンネル2、L1/ΔLの設定@PRE22：チャンネル2、L2の設定@PRE31：チャンネル3、L1/ΔLの設定@PRE32：チャンネル3、L2の設定@ SW
機 能：現在のスイッチ出力の出力状態を呼び出します。
送信例：@SW[c/r][l/f]応答例：1010[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]1

01@PRE11

1：1ch
2：2ch
3：3ch

0

＊＊＊＊

﹈

1：L1/ΔL
2：L2●通信用ケーブル仕様・接続
センサコントローラ側

パソコン側

信号名称 ピン番号
TXD
1
RXD
2
0V
3

ピン番号 信号名称
3
RXD
2
TXD
7
D.G
4
RTS
5
CTS
6
DSR
8
DCD
20
DTR

D-SUB25ピンの場合
センサコントローラ側

パソコン側

信号名称 ピン番号
TXD
1
RXD
2
0V
3

ピン番号 信号名称
2
RXD
3
TXD
5
D.G
7
RTS
8
CTS
6
DSR
1
DCD
4
DTR

ゼロ点補正実行

注：電源をOFFにするとゼロ点補正は解除されます。

●通信コマンド（-D のみ）
コマンド一覧表

D-SUB9ピンの場合

1 2 3 Ech ch ch0：スイッチ出力 OFF
1：スイッチ出力 ON@C
機

能：各スイッチ出力チャンネルのL1(ΔL)
およびL2を表示します。
送信例：@C1[c/r][l/f]応答例： 1.00[c/r][l/f] ← L1(ΔL)
﹈− 0.50[c/r][l/f] ← L2[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]
@C1
1：1ch
2：2ch
3：3ch

i

@ HYS機 能：各スイッチ出力チャンネルのヒステリ
シス幅を設定します。
送信例：@HYS11 − 2.50[c/r][l/f]﹈応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@HYS11：チャンネル1、ヒステリシス幅設定@HYS21：チャンネル2、ヒステリシス幅設定@HYS31：チャンネル3、ヒステリシス幅設定@HYS11

1：1ch
2：2ch
3：3ch

＊＊＊＊

﹈

@ MODE機 能：各スイッチ出力チャンネルの出力モードを設定します。
送信例：@MODE1 1[c/r][l/f]﹈応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@MODE1

1：1ch
2：2ch
3：3ch

能：各スイッチ出力チャンネルのヒステリ
シス幅を表示します。
送信例：@H1[c/r][l/f]応答例： 0.05[c/r][l/f]﹈応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@ MD
機 能：各スイッチ出力チャンネルの出力モードを表示します。
送信例：@MD[c/r][l/f]応答例：105[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]1

2@TYPE 1： −3.00〜3.00：±3ℓタイプ@TYPE 2： 使用不可
@TYPE 3： −500〜500：±500mℓタイプ@TYPE 4： 使用不可
@TYPE 5： 0.00〜10.00：10ℓタイプ

1

0：チャンネル無効
1：ウィンドコンパレータモード 1
2：ウィンドコンパレータモード 2
3：ウィンドコンパレータモード 3
4：ウィンドコンパレータモード 4
5：ヒステリシスモード

必ず 1 を入力@H機﹈@ TYPE
機 能：センサヘッドタイプ種類を設定します。
送信例：@TYPE1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@ TP
機 能：センサヘッドタイプ種類を表示します。
送信例：@TP1[c/r][l/f]応答例：1[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]1： −3.00〜3.00：±3ℓタイプ
2： 使用不可3： −500〜500：±500mℓタイプ
4： 使用不可
5： 0.00〜10.00：10ℓタイプ

0

@H1
1
ch
1：1ch
2：2ch
3：3ch

@P
機

能：各スイッチ出力チャンネルの出力モードでウィンドコンパレータモード 2、3を選択した場合の基準流量取込みをします。
送信例：@P1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@P1：チャンネル1、基準流量取込み@P2：チャンネル2、基準流量取込み@P3：チャンネル3、基準流量取込み@E
機

能：各スイッチ出力チャンネルの L1= 基
準流量−ΔLおよび L2を表示します。
送信例：@E1[c/r][l/f]応答例： 1.00[c/r][l/f] ← L1 = 基準流量 −ΔL﹈−0.50[c/r][l/f] ← L2[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]

2
ch

3
ch

0：チャンネル無効
1：ウィンドコンパレータモード 1
2：ウィンドコンパレータモード 2
3：ウィンドコンパレータモード 3
4：ウィンドコンパレータモード 4
5：ヒステリシスモード@ INV
機 能：各スイッチ出力チャンネルのスイッチ
出力の反転・非反転を設定します。
送信例：@INV1 0[c/r][l/f]﹈応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]
@INV1

@ DLY
機 能：スイッチ出力の応答時間を設定します。
送信例：@DLY1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@DLY 1：2 ms MAX.
@DLY 2：20 ms MAX.
@DLY 3：100 ms MAX.
@DLY 4：1000 ms MAX.

注：スイッチ出力全チャンネルが変更されます。
各チャンネルごとの設定はできません。
@ SD
機 能：スイッチ出力の応答時間を表示します。
送信例：@SD[c/r][l/f]応答例：1[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]

﹈

1：1ch
2：2ch
3：3ch
4：E

0

0：非反転
1：反転

@I
機

能：各スイッチ出力チャンネルのスイッチ
出力の反転・非反転の設定を表示します。
送信例：@I[c/r][l/f]
応答例：0101[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@ BLS
機 能：バックライト色の設定をします。
送信例：@BLS1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@BLS 0： バックライト OFF@BLS 1： スイッチ出力OFF時緑− スイッチ出力ON時赤@BLS 2： スイッチ出力OFF時赤− スイッチ出力ON時緑@BLS 3： 常時緑@BLS 4： 常時赤@ BL
機 能：バックライト色の設定を表示します。
送信例：@BL[c/r][l/f]応答例：1[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]
0： バックライト OFF
1： スイッチ出力OFF時緑− スイッチ出力ON時赤2： スイッチ出力OFF時赤− スイッチ出力ON時緑
3： 常時緑
4： 常時赤@ LCT
機 能：LCD の表示周期を設定をします。
送信例：@LCT1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@LCT 1： 250ms@LCT 2： 500ms@LCT 3： 1000ms@ PHL
機 能：ピークホールド機能の ON/OFFを設定します。
送信例：@PHL1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@PHL 0： ピークホールド OFF@PHL 1： ピークホールド ON@ BHL
機 能：ボトムホールド機能の ON/OFFを設定します。
送信例：@BHL1[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]@BHL 0： ボトムホールド OFF@BHL 1： ボトムホールド ON@B
機 能：ゼロ点を補正します。
送信例：@B[c/r][l/f]応答例：OK[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]

1：1ch
2：2ch
3：3ch

o

21： illegal type[c/r][l/f]一致する通信コマンドが見つかりません。
通信コマンドを確認してください
22： data over[c/r][l/f]@P にて設定しきい値が計測可能範囲
から外れました。
基準流量またはΔLの設定を確認してください。
23： data error[c/r][l/f]コマンドの引き数の値が正しくありません。
設定可能な値を入力してください。
24： buffer over[c/r][l/f]
通信バッファがオーバーしました。
バッファがオーバーする前に改行コードを入力してください。

●ハイパーターミナルの設定方法
ファイル −プロパティ
で左の画面が開くので「接続方法」
を設定する。

「モデムの 設 定」をクリックする。

●通信タイムチャート
図1@A 、@SW 送信時

図 2 のようにボーレー
ト等を設定する。

@A [c/r][l/f]送信： 9600
ビット／秒（B）：8
データビット（D）
パリティ（P） ： 奇数：1
ストップビット（S）： Xon/Xoff
フロー制御（F）

受信2ms MAX.

15ms MAX.
17ms MAX.

@P（出力モード2の時）、@PRE 送信時
図2@OK [c/r][l/f]受信6ms MAX.

設 定 が 終了したらＯＫをクリックする。
図 1 で「設定」のタグをクリックすると図 3 が表示されるので、「ASCII
設定」のボタンをクリックする。

6ms MAX.
12ms MAX.

@P（出力モード3の時）送信時@P1 [c/r][l/f]
送信@OK [c/r][l/f]
受信

1： 250ms
2： 500ms
3： 1000ms

2ms MAX.

6ms MAX.
8ms MAX.

図3

図 4 の よう に 設 定しOK をクリックする。

1

0

1

0

1
ch

2
ch

3
ch

E

図 3 にもどります。
再度 OKをクリックする。

図4@E1
1：2 ms MAX.
2：20 ms MAX.
3：100 ms MAX.
4：1000 ms MAX.

20： no start code[c/r][l/f]スタートコード @ がありません。
@ からコマンドを入力してください。

注：電源をOFFにするとゼロ点補正は解除されます。

@P1 [c/r][l/f]
送信@ LT
機 能：LCD の表示周期の設定を表示します。
送信例：@LT[c/r][l/f]応答例：1[c/r][l/f]応答例：NG[c/r][l/f]21：illegal type[c/r][l/f]●通信エラーコード

0：スイッチ出力非反転
1：スイッチ出力反転※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービス
センターへお問い合わせください。

技術サービスセンター
TEL＜042＞383-7172!0