ユーザーズマニュアル

No.99MAB048J1

カンタマイクMD-E

ja

安全に関するご注意
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用く
ださい。それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

警告

死亡や重度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池の液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、もし目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

注記• 分解、改造をしないでください。保証対象外となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、電池蓋をしっかり閉めてください。カバーや接続ケーブルなどを取り付け時には、取付けねじをしっかり締めて、すき間のないようにしてください。また、使用後は清掃し、防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
• 水没する場所では、クーラントなどの侵入を防ぎきれませんので、使用しな
いでください。また、噴流が直接かかる場所でも、使用状態によっては、クー
ラントなどの侵入を防ぎきれない場合がありますのでご注意ください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• 本商品の汚れは、繊維の出ない柔らかい布で軽く拭き取ってください。洗剤、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
• シンブル 1回転でスピンドルが 2 mm 移動します。スピンドルの送りが速い
ため、測定時や基点合わせ時には勢いをつけて測定面を接触させないでください。
• スピンドルは抜けない構造になっているため、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、ミクロール（パーツNo. 207000）を少量塗布してください。
ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG
10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。
• 電気ペンで番号などを書き込まないでください。
• 本商品を3か月以上ご使用にならない場合には、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。

1目次
1. 概要 ...................................................................................................1ページ
2. 使用上のご注意 ................................................................................1ページ
3. 各部の名称 .......................................................................................2ページ
4. 電池のセット .....................................................................................2 ページ
5. よく行う操作......................................................................................2ページ
5.1 電源をオフ／オンする............................................................2ページ
5.2 測定系（ABS／INC）を切り替える ...........................................2ページ
5.3 表示をゼロセットする（INC 測定系の場合）............................2ページ
5.4 表示値をホールド／ホールドを解除する ..............................2ページ
5.5 ORIGIN（基点）を設定する......................................................3 ページ
6. 測定方法 ...........................................................................................3ページ
7. その他の操作 ....................................................................................4ページ
7.1 機能設定モードを選択する ....................................................4ページ
7.2 公差判定を行う［tol.］..............................................................4ページ
7.3 演算機能を使う［calc.］...........................................................5ページ
7.4 アプローチスピード警告機能を選択する［A-S］....................5ページ
7.5 キー操作の設定をカスタマイズする［S-sel］.........................5ページ
7.6 機能をロックして誤操作を防止する［F-loc］...........................6ページ
7.7 校正時期警告を選択する［Cal.alt］.........................................6ページ
7.8 オートON機能を選択する［A-on］..........................................7ページ
7.9 オートOFF機能を選択する［A-oﬀ］.........................................7ページ
7.10 オールリセットする［reset］...................................................7ページ
8. エラー表示と対策 .............................................................................8ページ
9. 仕様 ...................................................................................................8ページ
10. 入出力機能 .....................................................................................8ページ
11. オプション .......................................................................................9ページ
12. 引き取り修理（有償）について .........................................................9 ページ

1. 概要
本商品は、多機能型デジマチックマイクロメータです。
次のような特長を持っています。
・ 公差判定機能
公差下限値・上限値を設定し、測定値がその範囲内であるかどうかを判別し、結果をアイコンで表示します。
・ 演算機能演算係数A と計数値（x）の乗算処理を行い、演算係数B と加算処理を行います（Ax+B）。
・ アプローチスピード警告機能
スピンドルが測定ワークに接触する直前の移動速度を計算して、その速さがしきい値を越えると表示値が点滅します。
・ キー操作のカスタマイズ機能
操作キーに任意の機能を割り付けてカスタマイズできます。
・ キー操作のロック機能
基点位置が不用意に変更されないように、ORIGIN（基点）機能とZERO/ABS
機能を無効にします。
・ 校正時期警告機能
校正時期を警告表示でお知らせします。
・ オートOFF機能
20 分以上の無操作で電源を自動的にオフにします。

・ オートON機能
電源オフ状態時、ラチェットシンブルを1/8以上回転させる、または、キー操
作により電源をオンにします。
・データ入出力機能
本商品では、デジマチックd1 による表示値の周辺機器への出力とデジマチッ
クS1 による周辺機器との双方向シリアル入出力が行えます。

2. 使用上のご注意■ オートOFF機能の注意• 本商品は、オートOFF機能が設定されている場合は、使用しない状態が20分以上続くと自動的に電源をオフにします。再び表示させるには、ラチェットシ
ンブルを回転させる、またはキー操作をしてください。
• オートOFF機能のオン／オフを機能設定モードより切り替えができます。
（「7.9 オートOFF機能を選択する［A-oﬀ］」を参照）■ 測定時の注意• 必ず測定ワークに一定の測定力を掛けた状態で約 3回転〜5回転させる。
測定してください。
一定の測定力を掛けた状態とは、測定面を測定
ワークに軽く接触させた後、指でラチェットシン
ブルを更に約3 回転〜5回転させた状態のことです。過度な測定力は、誤差要因となりますのでご注意ください。
また、掛かる測定力は、ラチェットシンブルを回す際に保持する部位（シンブル部／スピーダ部）により異なります。必ず ORIGIN（基点）を設定した時と同じ部位を保持してください。
• ラチェットシンブル1回転でスピンドルが 2 mm移動します。スピンドルの送りが速いため、測定時や基点合わせ時には勢いをつけずに、ゆっくりと、測定面に接触させてください。
• 磁力を持った測定ワークを測定するときは注意してください。本商品は磁気を帯びると、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

■ 使用後の注意と清掃• 使用後は、各部に損傷が無いか確認し、スピンドル全体を繊維の出ない柔ら
かい布を使用し清掃してください。
• 油や切削油、液自体の固着、汚れがひどい場合、揮発性溶剤（清掃用アルコー
ルなど）を繊維の出ない柔らかい布に含ませ清掃してください。
• 使用後には、ミクロール（パーツNo.207000）
で、スピンドル全体の防錆処理を行ってください。特に水溶性切削油等が付着する場所で使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
• 本商品を３か月以上ご使用にならない場合には、ミクロール（パーツNo.
207000）でスピンドルを防錆処理して電池を取り外して保管してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG 10程度の粘度の低い防錆油を推奨します。
• 保管する場合は、測定面を0.2 mm〜2 mm程度開き、クランプは解除してください。
クランプ解除3. 各部の名称①

4. 電池のセット
②

④

⑤

⑥

5. よく行う操作
5.1 電源をオフ／オンする

注記
電池蓋は必ずねじ山に合わせて、シールがはみ出さないように取り付けてください。電池蓋やシールがうまく取り付けられていないと、正常に表示しない
場合や故障の原因となります。

⑧

⑨

③

⑩
⑪

❶

❷

⑦
❸ ❹❺ ❻

❼
❽❾

❿

⓫ ⓬

オン状態

重要

F3

• お買い上げ時、本商品には電池がセットされていません。以下により電池をセットしてください。
• 電池をセットし直した場合、ORIGIN（基点）位置が消去されます。
基点を再設定してください。
（「5.5 ORIGIN（基点）を設定する」を参照）• 電池をセットし直した場合でも、機能設定モードで設定した内容は保持されます。
（ファンクションロック機能を除く）

5.2 測定系（ABS／INC）
を切り替えるABS 測定系

3 電池蓋を乗せ、右に（時計回りに）回して取り付ける

F2・ABS → INC：
・INC → ABS：

》 電源がONになり、［------］が表示されます。
校正時期警告機能がON の場合、［todAy］が表示されます。
（「7.7 校正時期警告を選択する［Cal.alt］」手順 4 へ移動）

❶ 校正時期警告表示❷ 電池電圧警告表示❸ 公差判定表示❹ カスタマイズキー機能表示❺ ホールド表示❻ 単位表示❼ 符号表示❽ ファンクションロック表示❾ INC表示❿ プリセット表示⓫ 演算機能表示⓬ アプローチスピード機能表示

2

2

t<2s

A-1

CR20325.3 表示をゼロセットする（INC 測定系の場合）
4

F2

F2

5.4 表示値をホールド／ホールドを解除する
通常状態

ホールド状態F3■ キー操作のアイコンについて

=

A

3

Tips

短押し

A

》 計数表示となり、カウントを開始します。
1［INC］表示が点灯と同時に、表示をゼロセットします。
［INC］表示が消灯、基点（アンビル測定面）からの長さを表示します。

A

4 ［F2］キーを短押しする⑫

INC 測定系

F2

1 電池蓋の溝に硬貨などを当て、左に（反時計回りに）回して電池蓋を取り外す
2 電池（CR2032）のプラス側を上にしてセットする① アンビル② スピンドル③ 防水マーク④ クランプ（スピンドルの動きをロック）⑤ スリーブ⑥ ラチェットシンブル（定圧装置内蔵）⑦ スピーダ部⑧ シンブル部⑨ カバー（データ出力コネクター）⑩ 表示部（LCD）⑪ ［F1］キー、［F2］キー、［F3］キー
⑫ 電池蓋

オフ状態
F3

長押し

=

2s≤t

• 電池は必ずCR2032（コイン形リチウム電池）をご使用ください。
• 計数表示になるまでの間、ラチェットシンブルを回さないでください。電装部が初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。
万が一、ラチェットシンブルを動かしてしまった場合は、一度電池を取り出し、電池をセットし直してください。
• エラー表示やカウントしないなどの異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し、セットし直してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 電池などの消耗による故障や損傷は、保証の対象外となります。
• 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。

F3
・通常状態：［H］表示が消え、通常の計数状態になります。
・ホールド状態： ［H］が表示され、表示値をホールドします。

5.5 ORIGIN（基点）を設定する

6. 測定方法

3

重要

F2

2

ORIGIN（基点）設定は、実際の測定時と同じ姿勢、条件で実施してください。
姿勢や条件が異なると測定誤差の原因となります。

■ 測定範囲が0〜25 mmの機種の場合

例は測定範囲が25〜50 mmの機種

4F2

1 アンビルとスピンドルの両測定面をきれいに拭き、ごみやほこりを取り除く
2 両測定面を軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「2. 使用上のご注意」の「■ 測定時の注意」参照）
3 ［F2］キーを短押しする》 ［P］が点滅表示して、［+000.000］を表示します。

Tips
左下にINC マークが表示された場合は、［F2］キーを長押ししてABS測定系に戻した後、再度短押ししてORIGIN（基点）設定作業を進めてください。
4 再度［F2］キーを短押しする》 ［P］が消灯して、設定が完了します。
3

F2

2

1 ORIGIN（基点）設定を行う（「5.5 ORIGIN（基点）を設定する」を参照）

Tips
測定中に誤って［F2］キーを短押ししてしまった場合は、［F1］キーを長押しす
ると元の状態に戻ります。それでも復帰しない場合は、もう一度「5.6 ORIGIN（基点）設定」を行ってください。

■ 基準棒と異なるサイズの基準ゲージを使用する場合■ 測定範囲が0〜25 mm以外の機種の場合標準付属のマイクロメータ基準棒を使用して設定します。
1 アンビルとスピンドルの両測定面、マイクロメータ基準棒をきれいに拭き、
ごみやほこりを取り除く

2 ラチェットシンブルを回して設定したい数値を表示する》 ［P］が消灯して、設定が完了します。

3

INC 測定系

A

A

A

A-1

● キー操作と機能一覧キー

押し方》 ［P］が点滅します。
5 基準ゲージを両測定面の間に挟み、両測定面を軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「2. 使用上のご注意」の「■ 測定時の注意」参照）
6 再度［F2］キーを短押しする

F1

F2

F3

F3*

F3

機能
−
機能設定モードへ移行

ABS

プリセット値の設定

INC

ゼロセット

ABS

INC 測定系へ切り替えと同時にゼロセット

INC

ABS 測定系へ切り替え

INC
ABS
INC

表示値のホールドと解除
電源オフ* 電源がオフの時は、このキーを短押しすると電源がオンになります。

4

F2
5

F2

INC

ABS

F3

6

INC
ABS

F2

3
2

F1
F1

F2

》 ［P］が消灯して、設定が完了します。

例は30 mm基準ゲージを使用する
場合

測定系
ABS

4 ［F2］キーを短押しする

3 ［F2］キーを短押しする

4 再度［F2］キーを短押しする

ABS 測定系

1 アンビルとスピンドルの両測定面、使用する基準ゲージをきれいに拭き、
ごみやほこりを取り除く

2 マイクロメータ基準棒を両測定面の間に挟み、両測定面を軽く接触させ、いったん静止してから、所定の測定力をかける（「2. 使用上のご注意」の「■ 測定時の注意」参照）》 測定範囲が 25〜50 mm の機種の場合は、［P］が点滅表示して、［+025.000］を表示します。
測定範囲が 50〜75 mm の機種の場合は、［P］が点滅表示して、［+050.000］を表示します。
測定範囲が 75〜100 mm の機種の場合は、［P］が点滅表示して、［+075.000］を表示します。

3 表示値を読み取る

いったん、通常の方法でマイクロメータのORIGIN（基点）を設定した後に行ってください。

》 ［H］が点滅して、表示をホールドします。
F2

2 基点合わせと同じ姿勢・条件でゆっくりと両測定面を軽く測定ワークに接触させ、所定の測定力をかける（「2. 使用上のご注意」の「■ 測定時の注意」参照）

重要

3 ［F3］キーを短押しする
4

重要
スピンドルの測定面は、勢いをつけずにゆっくりと測定ワークに接触させてください。勢いをつけると測定ワークが変形し、測定結果に影響を及ぼす場合があります。
（「2. 使用上のご注意」の「■ 測定時の注意」参照）

短押し

=

t<2s

長押し

=

2s≤t

7.2 公差判定を行う［tol.］

7. その他の操作

公差下限値・上限値を設定し、測定値がその範囲内であるかどうかを判別し、結果をアイコンで表示する機
能です。

7.1 機能設定モードを選択する
測定状態から機能設定モードに切り替え、希望する設定モードを選択します。
各設定モードの詳細は、次節以降を参照してください。
設定をリセットする場合は、電池の抜き差しではなく「オールリセット」を実施してください。
（「7.10 オールリセットする［reset］」を参照）

重要

測定状態

1 ［F2］キーを短押しする
設定をキャンセルする場合は、各設定
モードの最初の表示画面で［F1］キーを長押ししてください。
F3［キャンセル］

F2
公差判定オフF1
2

F3

公差判定をオンにした場合は、必ず上限値、下限値の両方を設定してください。

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする

3

F2
上限値の設定

下限値の設定CF2》 公差判定（オン／オフ）が切り替わります。
3 オンの時に［F2］キーを短押しする》 上限値・下限値の設定が可能になります。
4 上限値、下限値設定後、［F2］キーを短押しする

機能設定モード
公差判定［tol.］

オールリセット［reset］
F1》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。

F2

F2

数値の設定と桁の移動

B C

F3
F1

F3
演算機能［calc.］

F1

公差判定オン

2A》 公差判定設定の変更が可能になります。

Tips

F1

1

F3

F1

F2

オートOFF 機能［A-oﬀ］

F1

F1

F3

アプローチスピード［A-S］

F1

F3

カスタマイズキー［S-sel］

F3

F1
F3

オートON機能［A-on］

F3

F1

校正時期警告［Cal.alt］

A 、C

4

F2

次の設定モードに移る

表示例
公差下限値を10.000 mm、公差上限値を10.010 mmに設定した場合
-NG：

F1

F3

F3

ファンクションロック［F-loc］

F1

OK：

+NG：

F2
各設定モードの実行に移る

4

B

7.3 演算機能を使う［calc.］

7.4 アプローチスピード警告機能を選択する［A-S］

演算係数 A と計数値（x）の乗算処理を行い、演算係数
B と加算処理を行う機能です。
= Ax+B
実施中は［Ax+B］表示が点灯します。

重要

スピンドルが測定ワークに接触する直前の移動速度
を表示値の更新状況から計算して、その速さがしきい
値を越えると、表示値を点滅させて警告する機能です。
］表示が点灯します。
実施中は右下の［［F1］キーの設定》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。

》 演算機能（オン／オフ）が切り替わります。

1

2［キャンセル］

3

係数 Aの設定

B

数値の設定と桁の移動方法は、「7.2 公差判定を行う」の手順を参照してください。

次の設定モードに移る

F2［F1］キーの設定
実施中

F2

F2

F2

［F2］キーの設定

警告発報

表示例
係数 Aを0.5、係数 Bを5.000 に設定して計数
値が2.012 mm だった場合

7.5 キー操作の設定をカスタマイズする［S-sel］
使い方に合わせて、操作キーに割り付ける機能を変更する機能です。3個すべての操作キーが変更できます。
実施中は［F］表示が点灯します。
● カスタマイズ設定一覧［none］ ：カスタマイズ設定なし［zero］ ：ゼロセット［p.call］ ：プリセットリコール*1*1：設定済みのプリセット値［Calc.on］：演算機能のオン／オフを切り替えに表示値を置き換えます。
1 ［F2］キーを短押しする》 カスタマイズキー設定の変更が可能になります。

F1

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする》 キー操作の設定（標準／カスタマイズ）が切り替わります。
3 ［カスタマイズ設定］選択時に［F2］キーを短押しする》 ［F1］キー操作の設定が変更可能になります。
4 ［F1］キー、［F2］キー、［F3］キー操作の割り当て変更後、［F2］キーを短押しする》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。

5［F3］キーの設定

警告の解除方法（点滅の解除）
測定面間を0.5 mm以上広げる（シンブル部を1/4回転以上回す）
。

F2

4

B

F3

表示例

F3

F2

［F2］キーの設定

F2
F2

次の設定モードに移る

F1

係数B の設定

F2

F1

演算機能オン

3

F1

F1》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。

2

F2

2

4 係数 A、係数 B 設定後、［F2］キーを短押しする

2

F2

F2

［キャンセル］

F2》 係数A、係数B の設定が可能になります。

演算機能オフF3
3

3 ［F2］キーを短押しする

3 オンの時に［F2］キーを短押しする

A 、C

2

F1

》 アプローチスピード警告機能（オン／オフ）が切り替わります。

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする

F2

2

A

F1

カスタマイズ設定［custom］

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする》 演算機能設定の変更が可能になります。

C

標準設定［def］》 アプローチスピード設定の変更が可能になります。

1 ［F2］キーを短押しするA［キャンセル］

F2

1 ［F2］キーを短押しする演算機能をオンにした場合は、必ず係数を設定してください。

1

1

A 、B

4

F2

次の設定モードに移る

表示例

F3

［F3］キーの設定

7.6 機能をロックして誤操作を防止する［F-loc］

4 現在日の設定

誤操作を防止する機能です。
電源のオン／オフ、表示値のホールド／解除、表示値の出力、ファンクションロック機能の解除以外の操作をできないようにします。
実施中は左下の［ ］表示が点灯します。
電池をセットし直すと設定が「オフ」になります。
1 ［F2］キーを短押しする

5

十の桁の設定2
3

十の桁の設定F2F2F2［月］の設定F2F1
十の桁の設定F3F2［日］の設定十の桁の設定F2F2［日］の設定

B

F2

F2
F2

一の桁の設定F2

一の桁の設定［年］の設定2022 年以降が設定できます。

十の桁

校正日の設定一の桁校正時期を警告表示でお知らせする機能です。
現在日と事前警告日、校正日を設定することにより、「事前警告」、「校正時期警告」を表示します。
実施中は左上の［ ］表示が点灯します。
1 ［F2］キーを短押しする［月］の設定F2
十の桁の設定［年］の設定F2

一の桁（十の桁が1）

F2

一の桁の設定2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする》 校正時期警告（オン／オフ）が切り替わります。

十の桁の設定》 現在日の設定が可能になります。

［月］の設定F2F2

一の桁の設定5 ［F2］キーを短押しする》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。
［キャンセル］

F22

F1［日］の設定F2

一の桁の設定

F3
3

A 、B

5

F2

表示例

次の設定モードに移る

F2

F1

十の桁

一の桁（十の桁が0以外）

F2
十の桁の設定F1

一の桁（十の桁が0）

F2

4 現在日、校正日と事前警告日を設定する

F3［日］の設定F2

3 オンの時に［F2］キーを短押しする

十の桁
一の桁（十の桁が0）

F2》 校正時期警告設定の変更が可能になります。

6

F2

一の桁の設定7.7 校正時期警告を選択する［Cal.alt］

2［月］の設定F2F2F2

一の桁の設定F2

A

十の桁の設定F2次の設定モードに移る

1

F2

一の桁の設定

F2
F1

表示例

F2

［年］の設定F2

F2》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。

2

十の桁の設定F2》 ファンクションロック機能（オン／オフ）が切り替わります。
3 ［F2］キーを短押しする［キャンセル］

F2［年］の設定

一の桁の設定2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする

F2

F2

F2

》 ファンクションロック設定の変更が可能になります。

1

事前警告日の設定

実施中

F2
F2

F2

事前警告発報校正時期警告発報

7.8 オートON機能を選択する［A-on］

7.10 オールリセットする［reset］

電源オフの時に、スピンドルまたは、キー操作により電源を自動的にオンにする機能です。
本機能が選択されていない場合は、［F3］キーを短押しして、電源をオンにします。

すべての機能をご購入時の設定に戻す機能です。

》 オールリセット実施の選択が可能になります。

》 オートON機能設定の変更が可能になります。

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする》 オールリセット実施（するyes／しない no）が切り替わります。

》 オートON機能（オン／オフ）が切り替わります。

3 ［する yes］選択の場合、再確認のために［F2］キーを短押しする

3 ［F2］キーを短押しする》 オールリセットが実施され、初期表示状態に戻ります。

》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。
［キャンセル］

F2
2
2

3

4 ［F2］キーを短押しする
F1》 計数表示となり、カウントを開始します。
5 ［F2］キーを短押しする

F1》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。
1

F3［キャンセル］

F2
2

A

F2
次の設定モードに移る

2

7.9 オートOFF機能を選択する［A-oﬀ］

5

約 20 分間操作しない時に、電源を自動的にオフにする機能です。
本機能を選択しない場合は、［F3］キーを長押しして、電源をオフにします。

F2

F1

F3
3

F2

次の設定モードに移る

1 ［F2］キーを短押しする》 オートOFF機能設定の変更が可能になります。

F2

2 ［F3］キーまたは、［F1］キーを短押しする》 オートOFF機能（オン／オフ）が切り替わります。
3 ［F2］キーを短押しする》 設定内容が確定して、次の設定項目に移ります。
1［キャンセル］

F2
2
2

3

F2
次の設定モードに移る

7

F3

名称
測定系設定

1 ［F2］キーを短押しする

1 ［F2］キーを短押しする

1● ご購入時の設定状態

F1

F1
4

F2
計数表示

F1

設定状態
ABS 測定系

プリセット値

各機種のORIGIN値に設定されます。

公差判定機能設定

オフ

演算機能設定オフアプローチスピード警告

オフ

キー操作のカスタマイズ設定

オフ

ファンクションロック機能

オフ

校正時期警告機能オフ

オートON 機能設定

オン

オートOFF機能設定

オンエラー表示8. エラー表示と対策
エラー表示
電池電圧低下

原因と対策

原因と対策

公差上下限値設定エラー

上限値が下限値よりも小さい値に設定された。

演算係数設定エラー

演算係数A がゼロに設定された。

電池の電圧が低下している。

上限値を下限値よりも大きい値に設定してください。

すぐに電池を交換してください。

オーバースピードエラー

オーバースピードやノイズなどによる計数エラーが発生している。
・ ［F2］キーを押して測定モードに戻り、基点合わ
せを再度行ってください。
・ ［ ］表示が点灯している場合は、一度電池を取り外し、セットし直してから、基点合わせを再度行ってください。

表示値オーバーフロー
エラー

演算係数Aをゼロ以外の数値に再設定してください。

校正日設定エラー

校正年月日と事前警告年月日が、現在年月日以前に設定された。
現在年月日＜事前警告年月日＜校正年月日になるようにしてください。

表示値が表示可能範囲を超えている。
表示値を表示可能桁数に戻してください。エラーは自動的に解除されます。

9. 仕様
センサエラー

何らかの原因でセンサ部に異常が発生している。
一度電池を取り外し、再度セットし直してください。
それでも解消しない場合は、本商品の故障が考えられます。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。

シリアル通信強制エラー

シリアル通信コマンド［B7］（強制エラー表示）を受信した。
シリアル通信コマンド［B8］（エラー解除）を送信してください。

校正時期警告強制エラー

シリアル通信コマンド［89］（校正時期警告強制表示）を受信した。
シリアル通信コマンド［89］（校正時期警告強制表示）を送信してください。

メモリ異常エラー

何らかの原因でメモリに異常が発生した。
一度電池を取り外し、再度セットし直してください。
それでも解消しない場合は、本商品の故障が考えられます。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。

内部プログラム異常エ
ラー

内部のプログラムに異常が発生して、測定が実行できなかった。
本商品の故障が考えられます。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。

最大測定長： 25 mm、50 mm、75 mm、100 mm
最大許容誤差 JMPE*1 ： ±1 μm（最大測定長：25 mm、50 mm）、
±2 μm（最大測定長：75 mm、100 mm）
測定力*2： 7 N〜12 N
最小読取値： 0.001 mm
表示部： LCD 表示（6 桁およびマイナス符号）
電源： コイン形リチウム電池（CR2032）1個
電池寿命： 約 2年
温度範囲： 5 °C〜40 °C（使用温度）、–10 °C〜60 °C（保存温度）
標準付属品
： スパナ
（No.301336）、
基準棒（最大測定長が25 mmを超える商品のみ）
保護等級： IP65（詳細はIEC60529、JIS C 0920を参照してください）
耐じん形（等級 6）：
じんあいの侵入があってはならない
噴流（water jet）に対して保護する（等級5）：
あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
CEマーキング／UKCA マーキング：
EMC 指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
Emission limit：Class B
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：
EN IEC 63000

10. 入出力機能
本商品の入出力機能には、デジマチック d1（出力）とデジマチック S1（入出力）があります。
• デジマチック d1：ミツトヨデジマチック商品の 6 桁出力• デジマチック S1：ミツトヨデジマチック商品の双方向シリアル入出力

重要
デジマチックS1 による双方向シリアル通信を実施するには、オプションの測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAK（V3.0以降）とVCPドライバーのPC へのインストールと下記いずれかのオプションを使った本商品とPCとのUSB 接続が必要となります。
・ USBインプットツール IT-020U（パーツNo. 264-020）および、接続ケーブル（06AGL111/06AGL121）
・ USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-SA（パーツNo. 06AGQ001A）
詳細については、各オプションの取扱説明書をご参照ください。

■ ケーブルの取り付け・取り外し方ケーブル（オプションの接続ケーブル、USBインプットツール ダイレクト
USB-ITN-SA）の取り付け、取り外し方について説明します。

注記• 防水機能が低下し、故障の原因となります。下記のことに注意してください。
- カバーやケーブルは、コネクターパッキンがはみ出さないように注意しな
がら、ねじで固定してください。
- ねじの取り付け・取り外しには、必ずケーブルに付属の0サイズプラスドライバー（No.05CZA619）を使用し、8〜10 cN・m程度のトルクで締め付けてください。
• ケーブルの取り付け・取り外しには、ケーブル部を持って行わないように注意
してください。破損するリスクがあります。

重要
ノイズの強い場所でのご使用は、誤作動（チラツキやエラー）が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
ケーブルを取り外す場合は、逆の手順で実施してください。
1 オプションのケーブルに付属の 0 サイズプラスドライバーでカバー取付け
ねじ（M2.0 × 3.0、No.04AAC626）を取り外す
2 カバーを取り外す
3 所定の位置にコネクターパッキン（No.04AAC625）が正しく取り付けられていることを確認する（コネクターパッキンは取り外さないでください）
4 コネクターの向きに注意して（▲マークを合わせて）、ケーブルのコネクターを持ってまっすぐ、しっかり差し込む
5 取付けねじで締め付けるC）*1 ：全測定面接触による指示値の最大許容誤差JMPE（20 °*2 ：スピーダ部を保持してラチェットシンブルを回した場合の測定力

1

5

2

4
3

コネクターパッキン

8コネクターを持って実施する。

11. オプション■ デジマチック d1による出力
本商品と外部機器をオプションの接続ケーブルで接続すると、表示値（最大6桁）
を外部出力できます。
● 出力データフォーマット
（5）

（1）

MSD
（2）
（1111）LSD（3）+:0（0000）–:8（0001）（4）

3（1100）4（0010）5（1010）（6）
mm:0（0000）
in:1（1000）（1）出力順、（2）すべて「F」、（3）符号、（4）測定値、（5）小数点、（6）単位● タイミングチャート
DATAsw(READY)

*1

REQ
DATA
CLOCK

• 接続ケーブル（1 m）：No.06AGL111• 接続ケーブル（2 m）：No.06AGL121
上記以外のオプションは、弊社総合カタログをご覧ください。

12. 引き取り修理（有償）について
以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口へご連絡ください。
• スピンドルの作動が悪い
スピンドルにキズが入ると、スピンドル後退時にキズの部分が干渉し、作動が悪くなります。
スピンドルに錆が発生している場合も作動が悪くなります。
• 実測値が安定しない
衝撃により測定面にバリや傷がつくと、測定再現性に影響を与える可能性があります。
• カウント数値の異常・作動が悪い
本商品のシンブルを後退させ過ぎると内部のセンサが破損し、カウントの異常や作動が悪くなる原因になります。

*2

T5 T1 T2 T3 T4
0 ms ≦ T1 ≦ 200 ms
0.11 ms ≦ T2 ≦ 0.14 ms
0.11 ms ≦ T3 ≦ 0.14 ms
0.22 ms ≦ T4 ≦ 0.27 ms
T5 ≦ 80 ms*1： DATAsw はデータ出力キーが押されている間は、LOW になります。
*2： DATAsw がLOWレベルになりREQが入力されるまでの時間T5は、デー
タ処理装置の性能で決まります。

■ デジマチック S1による入出力
インプットツールを接続し、測定データ収集ソフトウェア「USB-ITPAK V3.0」をインストールしたPCに接続することで、以下を実施できます。
• 本商品からの測定結果の収集• 本商品のシリアル番号などの情報を収集• 本商品のゼロセット、プリセット、公差判定などの設定

Tips
アプローチスピード警告機能とオートON 機能の切り替え（オン／オフ）には対応していません。

9

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2024 年6月1日 発行
Printed in Japan