188cmの据え付けについては1961年代の天文月報

岡山天体物理観測所立ち上げ期の石田五郎氏の記事に詳しい。ここでは印象的だった記憶を簡単にたどってみるに留めよう。 1960年に入ってからドームの建設、建屋の内装が着々と進められた。当時は建築、ドーム、昇降床、メッキ装置、クレーン、電気、水道などなどの業者が20社以上集まり、時間と空間の取り合いの調整に、また報道陣と見学者の多いのに苦労した。
望遠鏡が北を通過する時に分光器の下端がクーデの屋根の北側にぶつかることに石田氏が気が付き慌てて施設部に電話してやっと難を逃れたとか、クーデ分光器用の張り出しピアと建物の入り組んだ構造を理解させるのに苦労したり、蒸着装置、クレーンや昇降床の取り付け部の構造で議論したり、ドーム扉のワイヤ緊張装置を大改造したりと枚挙にいとまがない程問題が多かった。施設部との連絡も現在の様にスムーズに行かず即決を迫られる目の回る毎日であった。
据付け作業は末元、石田、清水、野口、乗本の各氏で始まった。91cmと188cmの組立てが始まった
ころ、グラブパーソンズからは職長級のホールと器用で力持ちのランの２名の機械技術者と少し遅れてシステムエンジニアのウォーレス氏が来日、据え付け調整を行った。ドーム南側に大きなデリックを立て、北ピアの後ろに太い頑丈な二又を組み、滑車とワイヤとウインチとチェーンブロックを使っての離実れ業である。ベースキャスティング、北の軸受け、

元岡山天体物理観測所 副所長

極軸、赤緯軸バランス、鏡筒の順に組立てが進んだ*。

清水

翌年の春にもクーデ分光器の搬入が行われたが、英国の技師達も日本の鳶職の優秀さに舌を巻いていた。ベースキャスティングの軸受けの座が球面になっているのを見て感心したり、緯度に合わせたレベルゲージを使って極軸を設定したり、ウオームギヤの噛み合わせにも専用のゲージを使ったり、われわれには初めての経験が多く、好奇心をかきたてられる毎日であった。
英国製のネジ類は米国インチとはピッチが合わないことが多く無理やりにタップを立て直したりしてなんとか急場をしのいだ。また近所の工場で一寸した細工を頼もうとしても、こちらは尺貫法しか通ぜ
編集者注：＊P46、47の建設中のスナップ参照

観測所と共同利用

43

ず目見当と勘で物を作っている所が多くこれには往生したものである。結局は鈴木麺工さんのお世話にファインダーを使って星を導入する時代である。

なりミラーカバーの改修や台車の製作が行なわれ現毎晩クロノメーターを使って恒星時を合わせ、明る在にいたっている。

い星をファインダーを介して導入しゼロ点調整をし配線工事は中国電気工事によって行なわれたが、て観測が始まるという毎日である。その後、報時部一本づつナンバリングリングをはめながら、図面との飯島氏によって、新しい発信機と増幅器に換えら首っ引きでのつなぎ込みは深夜まで行なわれ根気のれ、電源事情がよくなってからはシンクロナスモーいる作業であった。当時はコピー機もなく、図面にター直結方式に変えられた。この望遠鏡は赤緯でも修正の書き込みをしようとしても写真にとって複写トレーリングが可能であり、クーデ分光器とともにをするか、青焼き屋さんに頼むしか方法がなく、急最新式を誇っていた。

場は手で写して後から修正を行なった。この様にすスイスのマーグ社で研磨された大きな2m直径のべてはメーカーとわれわれの共同作業で行なわれ現ウオームホイールにはチェーンで回転できる目盛り在とは大きな違いがあった。

環がついており、これを一度恒星時に合わせておけ

真空蒸着装置の調整では、当初はチタンのゲッタ

ば望遠鏡の赤経を読み取ることが出来た。赤緯にもーポンプを使用しており、イオンボンバードやフィ目盛り環がついており読み取りの精度も30秒角程度

ラメントのアルミの量と電流の調節など名人芸を要であり表示系の調子が悪い時には大変便利であっするところが多く、洗浄から蒸着まで、日本真空技た。また、15cmのファインダーは当時ファインデ術と日本光学の技術者のやるのを眺めながら少しでィングチャートに使われていたボンの星図と見え方もその技術を覚えようと必死であった。治具合わせがそっくりであり星の導入は楽に行なえた。指向精やターンテーブルの不具合などあったが、主鏡の蒸度としては3分角程度、追尾精度は1分以上の露出に着が行なわれたのは夏になってからである。1回目はたえられなかった。すべての装置は眼視によるガは拭きむらが生じ２回目に成功したと記憶している。

イドが必要であり、これが観測の精度と能率を決定

主鏡のパイレクスの素材は茶色の91cmのとは違付けていた。

い、青色を帯びていた。裏面側はガラスを折りたた

制御系はリレーでロジックを組む方式であった

んだあとがあり表面だけがきれいになっているのにが、英国製のリレーとコネクターは旧式のものが使は皆驚いていたが、これは望遠鏡の構造も同様で、われており、殆どの部品は後から交換した。電源と肝心なところは丁寧だが、不必要なところには無駄リレーボックスは待機室の真上にあり、配線穴を通な労力を使わないという思想の現れで興味深かっ

して調理の蒸気によって結露し故障が続出した。また。その頃、同時に鏡の支持パッドの調整、クレーた1次側の電圧ドロップや断線も多く、とくに3年目

ンのテスト、着脱用台車とレールの調整、昇降床とには赤緯軸のケーブルツイスターが断線し大改造を油圧装置の調整などが並行して行なわれ息つく暇の行なうなど技術進歩の激しかった時代であり部品交ない毎日であったが構造の理解には役立った。

換や改造改良が常に行なわれていた。

ウオーレス氏が一番悩んだのがオッシレーターの鏡の蒸着がすむと先ず主鏡の取り付けと調整が始調整である。時計仕掛けは、DCモーターと同軸のまり、焦点距離の確認から始まった。 エンジニア

シンクロの出力をオッシレーターの53.3Hzの信号とリングファーストライトは αBoo であった。その比較してDCモーターにフィードバックをかけると頃の研磨技術では焦点距離は磨いた後でないと分らいう方式であった。この調整がなかなかうまくゆかなかった。数cm長いことが判明し、副鏡取り付けず、岡山のNHKまで行ったりして苦労していた。

座をスパイダーごと筒先の方向に移動させた。これ

当時の表示系は、このオッシレーターの信号で恒星と同時にニュートンのカメラユニットなども移動さ時の針を動かし、極軸に取り付けられたセルシンかせたが、キャッツウォークの穴を削り直すのは大変らの信号との差を差動セルシンで赤経として表示しな力仕事であった。ていた。赤緯は直接セルシンで表示されていたが、44共に秒角の精度は得られなかった。

第１章

ニュートン鏡が取り付けられ、バランス調整がすむとただちに光軸調整が行なわれた。懐中電灯を使来たのもその頃である。ってのオートコリメーションでニュートン鏡とダブ

カセグレン分光器の立ち上げではプリズムの角度

ルスライド式カメラユニットの傾きの調整、星像に調整、コリメーターの調整、特に苦労したのはチルよるナイフエッジテスト、コマフリーセンターのチトのついた焦点合わせである。プレートホルダーにェックなどが行なわれて一応調整は終了したが、同は僅かにカーブがつけられており、その調整でも大時にデクリネーションドリフト法による極軸の修正分苦労した。特に水晶(コルニュ)の紫外分光器の方も素早く行われ当時の許容範囲である1分以下に追はチルトもカーブもきつく時には乾板が割れたりもい込むことが出来た。補正レンズの出来もすばらしした。Fの明るいシュミットカメラは乾板が小さくく、広視野のアイピースで眺めたオリオン大星雲の扱いが難しかった。また比較光源は鉄アークであり美しさは未だに目に焼きついている。

これも熟練を要するものであった。スリットヴュワ

続いてのカセグレン焦点ではとんだハプニングがーは出来がよく、分光器の下端付近からどんな姿勢生じた。焦点がどこまでいっても合わないのである。

でもガイドが可能であった。分光器のハルトマンテ

床をどんどん下げて一番下までいってもまだドーナストを知ったのはこの時である。2つの分光器は恒ツ状であった。発送の時にクーデの箱ととり違えて温に保つようにできていたがサーモスタットとヒーいたのである。クーデ鏡を取り付けた時にも珍事がターの調子が悪く、実用上は影響なかったが殆ど使発生した。大きな非点収差が出たのである。先ず3用に耐えなかった様に記憶している。

鏡4鏡の締めすぎが疑われたが、結局4鏡の背部のボクーデ分光器が入ったのは翌61年の1月になってルトが僅かに当たっていることが分り決着した。

からである。調整は極軸内、コリメーター、グレー写真乾板の貯蔵庫、現像用器具、乾板の切断用具

ティングなどの各光学要素の所にダミー鏡やターゲなども順次整えられ現像方法のテストも始まった。

ットを置き、カメラ鏡の所に設置されたセオドライ

ニュートン焦点では、極軸の精密な再測定、ナイフトを使ってアライメントを行なった。コリメーター

エッジテスト、ハルトマンテスト、プレートホルダがオフアキシスの放物鏡なのでカメラ鏡と平坦化レーの調整などが、カセグレン焦点では分光器の調整

ンズ付プレートホルダーの調整には一寸苦労したやハルトマンテストが開所式まで続いた。

が、特殊ゲージなど工具が用意してあり何とかわれ

秋以降は大沢氏、近藤氏、西村氏が加わり試験観

われの手でも調整が可能であった。 同時期に91cm測が始まった。また藤田氏、広瀬氏によって性能評の立ち上げ、測定器の導入も行なわれたが紙面の都価も行なわれた。2年目からは市村、二宮、渡辺、合で省略する。

中桐の各氏が加わり調整は著しく進んだ。本館が出観測所と共同利用

45