リニヤゲージカウンタ
EH シリーズ
EH-101P
EH-102P
EH-102Z
EH-102S
EH-102D

ユーザーズマニュアル− 取扱説明書 −ご使用前に本書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

No. 99MBC109B6
2024 年 1 月 1 日 発行（1）*99MBC109B6*

 商品名および型番の対応
商品名

型番

リニヤゲージカウンタ

EH-101P

EH シリーズ

EH-102P
EH-102Z
EH-102S
EH-102D

 本書に関するお願いとご注意
y 本書に記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いかねます。
y 本商品を貸与または譲渡するときは、本書を本商品に添付してください。
y 本書を紛失または損傷されたときは、すみやかに営業または代理店に連絡してください。
y 本商品の操作は、本書をよく読んで内容を理解してから行ってください。
y 特に、冒頭の「安全上のご注意」「取り扱い上のご注意」の内容を十分にご理解いただ
いてから本商品をお使いください。
y 本書の内容は 2024 年 1 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲内で、実際の画面表示と異なることがあります。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商標です。
©2017-2024 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.

No. 99MBC109B

本書で使用されるマーク
取扱説明書で使用されるマークは大別すると 3 種類（注意喚起、行為の禁止・強制、参考情報・参照先）です。また、マークには汎用的に使用されるものと特定の内容を示すものがあります。特定の内容を示す場合には、マーク内に具体的な内容を示す絵が描かれます。

 潜在的な危険に対する注意喚起を示すマークや文字危険取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示します。

警告取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示
します。

注記

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。
感電の危険性があることを示します。

 行為の禁止および行為の強制を示すマークや文字行為の禁止の具体的な内容を示します。

行為の強制の具体的な内容を示します。

接地が必要であることを示します。

 参考情報や参照先を示すマークや文字
Tips

本文に記載されている操作方法や手順を特定の条件に適用する場合の参考情報などを示します。
本書または外部マニュアルに、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、「1.3 各部の名称と機能」（2 ページ）iNo. 99MBC109B

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

警告
カバーを外したり、分解したりしないでください。感電や金属粉の混入によるショートで破損や火災の危険があります。

取り扱い上のご注意 本商品の用途や取り扱いについて
z 本商品はカウンタです。
本商品をカウンタ以外の目的に使用しないでください。

z 本商品は工業用商品です。
本商品を工業用商品以外の用途で使用しないでください。

z 本商品は精密機器です。
本商品の取り扱いには十分ご注意ください。また、ご使用時に各部に衝撃を加えたり、無理な力をかけたりしないでください。

 設置環境
本商品は屋内使用機器です。また、精密機器である本商品をより高い精度で使用いただけますように以下の設置条件を考慮して、設置してください。
y 振動
本商品は、なるべく振動の少ない場所に設置してください。振動の多い場所で長い間、ご使用されますと、本商品で使用している精密な部品に不具合が生じ、誤動作する場合があります。止むを得ず、振動のある場所でご使用になる場合は、本商品の下に防振ゴ
ムを敷くなどの処理を講じて振動を少なくしてください。
y 塵埃
設置場所の塵埃は、表示部の電子部品などに悪影響をおよぼしますので、なるべく塵埃の少ない場所に設置してください。
y 光
本商品に直接日光が当たりますと熱の影響によって、本体が変形し、動作に悪影響を与えることになります。窓際など、直接日光が当たる場所に設置せざるを得ない場合は、カーテンなどにより遮光してください。
y 周囲温度、湿度
本商品の動作環境は、0 C 〜 40 C ですが、急激な温度や湿度が変化する場所は避けて
ください。

ii

No. 99MBC109B

次のような場所で使用する際は、遮へい対策を十分に行ってください。
y 静電気などによる、ノイズが発生する場所
y 電界強度の強い場所
y 電源線／動力線が、近くを通る場所
y 切粉、切削油、水などの影響を直接受ける場所
y 放射線を被爆する恐れのある場所
y 腐食性ガスなどを受ける恐れのある場所

 お手入れについて
本商品の汚れは、繊維のでない柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどい場合には中性洗剤を浸した布で拭き取ったあと、乾いた布、または水に浸して固く絞った布で軽く拭いてください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

 電源
y 使用後は電源スイッチを必ずオフにしてください。
y 電源は、直流 12 V 〜 24 V で出力電流 1 A 以上のものを使用してください。他の大電力
機器の電源と共用しないでください。
y AC アダプタは、大電流が流れている電源（工作機械や大型の CNC 制御測定機など）とは別の電源に接続してください。

電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログ
ラムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場合、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 1 から 15 の項」
によるリスト規制貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。
その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

欧州諸国などへの輸出に関するご注意
本商品を輸出される際は、英文の取扱説明書 ･ 適合宣言書（場合によっては輸出国公用語）
が必要となる場合があります。
詳細につきましては弊社にご相談ください。

iii

No. 99MBC109B

日本国内で本商品を廃棄する際のご注意
y 事業者として廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）等の関連法令に従い、適正な廃棄処理をしてください。
y 個人として廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする
際のご注意
商品または包装に記されたこのシンボルマークは、欧州諸国の規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お求めの販売店、または弊社営業の窓口にご相談く
ださい。

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの代理店、あるいは弊社営業へご連絡ください。ただし、本保証は、ミツトヨ・
ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書の規定に影響を与えないものとします。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷
y メンテナンス上、修理上または取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷
y お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷
y ミツトヨによって指定されまたは許可されているハードウェアまたはソフトウェア以外のハードウェアまたはソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証または取引過程、使用または取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

iv

No. 99MBC109B

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、もしくはデータの損失、または本商品の使用もしくは使用不能によって生じた特別損害、直接損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツト
ヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

v

No. 99MBC109B

本書について 本書の位置付け、ドキュメントマップ
本書の他に、PC にインストールして使用する SENSORPAK のユーザーズマニュアルや、本商品に接続して使用するリニヤゲージの各ユーザーズマニュアルがあります。

z カウンタ関連
EH カウンタ
ユーザーズマニュアル（本書）

SENSORPAK
ユーザーズマニュアル

DP-1VR デジマチックミニプロセッサ
ユーザーズマニュアルz リニヤゲージ関連
LGK
ユーザーズマニュアル

LGF（標準）
ユーザーズマニュアル

LGF（原点マーク）
ユーザーズマニュアル

LGB
ユーザーズマニュアル

LGB2
ユーザーズマニュアル

LG-1100
ユーザーズマニュアル

LGM
ユーザーズマニュアル

LGS
ユーザーズマニュアル

LGD
ユーザーズマニュアル

 本書の対象読者と目的
z 対象読者
EH シリーズのカウンタを初めてご使用になる方を対象にしています。
PC および Windows の基本操作をご理解いただいていることを前提とします。
また、図面を読んでその指示を理解できることを前提とします。

z 目的
本書は、EH シリーズのカウンタをご理解いただくことを目的としています。

vi

No. 99MBC109B

 本書の読み方
z 本商品を使用していて操作方法が分からなくなったとき「目次」で知りたい操作が書かれているページを探してください。

z 測定するには
あらかじめ、本商品のセットアップおよびパラメータの設定が必要です。
高さ測定などの基本的な測定を行う場合、以下のページをご覧ください。
「1 概要」（1 ページ）〜「3.2 基本パラメータ」（12 ページ）
2 軸機種での厚さ測定など、応用的な測定を行う場合、上記に加えて以下のページをご覧ください。
「3.3 応用パラメータ」（14 ページ）〜「3.5 CEL 別パラメータ」（20 ページ）z 操作キーの名称
1 軸機種と 2 軸機種で操作キーの名称が異なる場合、「［2 軸機種のキー名称］／［1 軸機種のキー名称］」の形で併記しています。

z 用語の説明y INPUT A/INPUT B：リニヤゲージ入力コネクタ A/B に接続された、リニヤゲージ
y 内部カウンタ（CEL）：2 軸機種が内部で管理している 4 つのカウンタ（CEL1 〜
CEL4）
y BANK：2 軸機種における切り替え可能な 2 種類の表示（BANK1 および BANK2）。
BANK1 には CEL1 と CEL2、BANK2 には CEL3 と CEL4 を表示します。
y UNIT：各 CEL に表示できる 6 つの計数方法

Tips
BANK、CEL、UNIT についての詳細は、「3.4.1 カウンタの内部構成」（17 ページ）vii

No. 99MBC109B

目次
本書で使用されるマーク……………………………………………………… i
安全上のご注意………………………………………………………………… ii
取り扱い上のご注意…………………………………………………………… ii
電磁両立性について………………………………………………………… iii
輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意………………… iii
欧州諸国などへの輸出に関するご注意…………………………………… iv
日本国内で本商品を廃棄する際のご注意………………………………… iv
分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意………………………………………………………………………… iv
保証…………………………………………………………………………… iv
免責……………………………………………………………………………… v
本書について………………………………………………………………… vi
目次…………………………………………………………………………… viii
1

概要 ……………………………………………………………………………… 1
1.1

主な機能 ………………………………………………………………………………… 1

1.2

接続できるリニヤゲージ ……………………………………………………………… 1

1.3

各部の名称と機能 ……………………………………………………………………… 2

1.4

2

操作の流れ ……………………………………………………………………………… 5セットアップ …………………………………………………………………… 7
2.1

開梱 ……………………………………………………………………………………… 7

2.2

設置 ……………………………………………………………………………………… 7

2.3

接続 ……………………………………………………………………………………… 8

2.4

3

動作確認 …………………………………………………………………………………10

パラメータ設定 ……………………………………………………………… 11
3.1

パラメータの設定手順 ………………………………………………………………… 11

3.2

基本パラメータ …………………………………………………………………………12

3.3

応用パラメータ …………………………………………………………………………14

3.4

表示モードの詳細（2 軸機種のみ）……………………………………………………17

3.5

CEL 別パラメータ ………………………………………………………………………20

3.6

パラメータ設定の概略 …………………………………………………………………21viii

No. 99MBC109B

4

基本操作 ……………………………………………………………………… 23
4.1

表示部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ） ………………………………………………23

4.2

表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ） ……………………………………………23

4.3

ゼロセット ………………………………………………………………………………24

4.4

プリセット ………………………………………………………………………………25

4.5

ピークモードの設定 ……………………………………………………………………26

4.6

公差値の設定 ……………………………………………………………………………27

4.7

任意定数値の設定 ………………………………………………………………………29

4.8

5

メモリの登録／読み出し／クリア ……………………………………………………32

外部入出力機能 ……………………………………………………………… 33
5.1

デジマチック出力機能 …………………………………………………………………33

5.2

USB 通信機能……………………………………………………………………………33

5.3

RS-232C 通信機能 ……………………………………………………………………34

5.4

RS リンク機能 …………………………………………………………………………38

5.5

6

I/O コネクタ端子機能 …………………………………………………………………40

トラブルシューティング …………………………………………………… 47
6.1

トラブルシューティング ………………………………………………………………47

6.2

エラー表示 ………………………………………………………………………………48

7

仕様 …………………………………………………………………………… 51
7.1

基本仕様 …………………………………………………………………………………517.2

外観寸法図（全機種共通） ……………………………………………………………52

7.3

オプション ………………………………………………………………………………52

営業・サービスの窓口………………………………………………… App-1

ix

No. 99MBC109B

x

No. 99MBC109B

1 概要

1

概要
本商品の特長や各部の名称について説明します。

1.1

主な機能

本商品は、弊社リニヤゲージを接続して、計数値を表示するカウンタです。
その他、主に以下の機能があります。

z 2 軸機種、1 軸機種共通の機能
y ゼロセット、プリセット、公差判定
y RS-232C、USB、I/O コネクタで、PC や外部装置との通信が可能
y 弊社デジマチックミニプロセッサと繋ぐと、簡易印刷が可能
y RS リンク機能を持つ弊社カウンタと最大 10 台まで接続でき、多点測定が可能

z 2 軸機種特有の機能
y 2 軸独立の計数表示、または 2 軸の和差演算表示

1.2

接続できるリニヤゲージ

本商品に接続できるリニヤゲージとその特長は、以下のとおりです。
符号軸数

EH-102P

2軸

EH-101P

1軸

EH-102Z
EH-102S
EH-102D接続できるリニヤゲージ
LGF-L-B、LGK、LGB、
LGB2、LG、LGM など

y 差動方形波出力タイプ
y 0.1 µm までの高分解能
y 1.5 m/s の高速応答（LGF）
y 原点信号出力機能付き（電源スイッチ
をオフにしても原点位置復帰が可能）

LGF-ZL-B など
2軸特長

y 正弦波出力タイプ

LGB-S、LGB2-S など

y カウンタによって分解能が設定可能

LGD、LGS-1012P など

y デジマチック出力タイプ（ID や SD も接続可能）

y ABS 機能付き（マスター合わせ不要）1

No. 99MBC109B

1 概要

1.3

各部の名称と機能

1.3.1

本体前面

EH-102P/EH-102Z/EH-102S/EH-102D

EH-101P（2 軸機種）（1 軸機種）

③

③

④ ⑤

①

⑥
⑦
⑧

②

⑤

①
⑦
⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
記号

名称

説明

①

公差判定インジケータ A

リニヤゲージ入力コネクタ A に接続された、リニヤゲージ（INPUT A）の公差判
定結果を色別で表示します。

②

公差判定インジケータ B

リニヤゲージ入力コネクタ B に接続された、リニヤゲージ（INPUT B）の公差判
定結果を色別で表示します。

③

表示部 A

INPUT A の計数値などを表示します。

④

表示部 B

INPUT B の計数値などを表示します。

⑤

ピークモードインジケータ ピークモードの種類を表示します。

⑥

BANK インジケータ

現在選択中の BANK 番号を表示します。
BANK についての詳細は、 「4.2 表示
BANK の切り替え（2 軸機種のみ）」（23ページ）⑦

総合判定インジケータ

総合公差判定結果を色別で表示します。

2

No. 99MBC109B

1 概要
記号

⑧

名称
UNIT インジケータ

説明y I/O コネクタ接続時、HOLD 信号入力
中に点滅します。
y パラメータで E 単位を選択したときに点灯します。

⑨ ［SEL］／［CE］キー

y 操作やエラーをキャンセル（解除）します。

⑩ ［P.SET］キー

プリセット値を設定します。

y 表示部 A ／ B を選択します。

Tips
パラメータ設定時は、パラメータ番号を設定します。

⑪ ［LIMIT］キー

公差値を設定します。

⑫ ［MODE］キー

ピークモードを設定します。

Tips
公差・プリセット・任意定数の設定時は、桁を左から右に移動します。

⑬ ［A_ZERO］／［ZERO］キー 表示部 A の現在値をゼロにします。
Tips• パラメータ設定時は、設定値を進めます。
• 公差・プリセット・任意定数の設定時は、選択桁の数値を増やします。

⑭ ［B_ZERO］キー

表示部 B の現在値をゼロにします。

Tips
公差・プリセット・任意定数の設定時は、選択桁の数値を減らします。

3

No. 99MBC109B

1 概要

1.3.2

本体背面

EH-102P（2 軸機種）

① ②③

EH-101P（1 軸機種）④

① ②

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩⑪
EH-102Z⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩⑪

EH-102S

③ ④

④

③④

EH-102D③ ④

Tips
リニヤゲージ入力コネクタの形状と位置は、機種により異なります。
記号

名称

説明

①

RS リンクコネクタ（IN）

RS リンクケーブルを接続します。
SENSORPAK のドングル装着兼用です。

②

RS リンクコネクタ（OUT）

RS リンクケーブルを接続します。
デジマチック出力兼用です。

③

リニヤゲージ入力コネクタ B リニヤゲージを接続します。接続したリニヤゲージを INPUT B と呼びます。

④

リニヤゲージ入力コネクタ A リニヤゲージを接続します。接続したリニヤゲージを INPUT A と呼びます。

⑤

RS-232C コネクタ

RS-232C ケーブルを接続します。

⑥

USB コネクタ

USB ケーブルを接続します。

⑦

アース端子

アース線を接続します。

⑧

I/O コネクタ

I/O ケーブルを接続します。

⑨

ケーブルクランプ

電源ケーブルを固定します。

⑩

DC ジャックAC アダプタを接続します。

⑪

電源スイッチ

電源をオン／オフにします。

4

No. 99MBC109B

1 概要

1.4

操作の流れ

以下に、基本的な操作の流れを示します。
実線の枠で囲まれた操作は必ず行ってください。破線の枠で囲まれた操作は必要に応じて行ってください。
準備

測定「2 セットアップ」（7 ページ）

セットアップ基本パラメータの設定「3.2 基本パラメータ」（12 ページ）

応用パラメータの設定「3.3 応用パラメータ」（14 ページ）

測定ワークを用意（必要に応じてマスターも用意）
公差設定「4.6 公差値の設定」（27 ページ）

任意定数設定「4.7 任意定数値の設定」（29 ページ）
「4.3 ゼロセット」（24 ページ）ゼロセット／プリセット「4.4 プリセット」（25 ページ）
「4.5 ピークモードの設定」（26ページ）

通常測定／ピークモード測定
出力「5 外部入出力機能」（33 ページ）

結果出力

5

No. 99MBC109B

1 概要
MEMO

6

No. 99MBC109B

2 セットアップ

2

セットアップ

2.1

開梱

初めて箱を開けるときは、以下の構成品が入っていることを確認してください。
品名
リニヤゲージカウンタ（本商品）
ワッシャ（平座金丸呼び 4）
取扱説明書（本書）
AC アダプタAC コード

個数
1
6
1
1
1

品名
スタンド
ゴム足
DC プラグ（MP-121M）
保証書

個数
1
4
1
1

Tips
コード No.542-07x-1 には、AC アダプタと AC コードは付属しません。

2.2

設置

2.2.1

パネルへの取り付け

 取り付けパネル穴の寸法
横幅（mm）
138.5 〜 139

縦幅（mm）
68.3 〜 68.7

パネル厚（mm）
1.0 〜 3.2

 パネルへの取り付け手順
1 固定金具取り付けねじ（下図参照）を緩め、固定金具を外す
2 パネル前面からカウンタ本体を差し込む
3 手順 1 で取り外した固定金具を、パネル背面からカウンタに取り付けて固定する
Tips
下表のとおり、パネルの厚さによって、ワッシャの使用枚数を調整してください。
パネル厚（mm）
1.0 〜 1.3
1.4 〜 1.7
1.8 〜 2.5
2.5 〜 3.2

ワッシャ枚数
0
1
2
3

前面

固定金具
固定金具
取り付けねじ

背面

7

ワッシャ

No. 99MBC109B

2 セットアップ

2.2.2

机上への設置 水平に置く場合
滑り止めと防振のために、付属のゴム足（4 個）を下図の丸の位置に貼り付けてください。

Tips
ゴム足を貼り付けたまま、パネルに組み込むことはできません。

 傾斜させて置く場合
固定金具を使って付属のスタンドをカウンタに取り付けます。固定金具の取り付け手順は、パネルへの取り付け手順と同じです。ワッシャは 6 枚使用してください。
「2.2.1 パネルへの取り付け」（7 ページ）
固定金具

ゴム足
（標準付属品）スタンド（標準付属品）

2.3

接続

2.3.1

電源

付属の AC アダプタと AC コードをご使用ください。付属の AC アダプタを使用しない場合、直流電源（電圧 12 V 〜 24 V、出力電流 1 A 以上）をカウンタ 1 台
につき 1 つご準備ください。電源ケーブルは、付属の DC プラグの端子（下図参照）にハンダ付けしてください。

Tips
市販の電源を使用する場合、電源配線の長さを 30
m 以内としてください。また、屋外配線は避けて
ください。

-V
+V

注記

他の大電力機器の電源と共有しないでください。

8

No. 99MBC109B

2 セットアップ

2.3.2

外部機器接続ケーブル

外部機器を接続する場合、USB、RS-232C、および I/O コネクタ用のケーブルは、お客さまにてご用意ください。
RS リンクケーブルは、弊社指定品をご使用ください。

Tips• USB ケーブルの詳細は、「5.2 USB 通信機能」（33 ページ）

• RS-232C ケーブルの詳細は、• I/O ケーブルの詳細は、• RS リンクの詳細は、

2.3.3「5.3 RS-232C 通信機能」（34 ページ）

「5.5 I/O コネクタ端子機能」（40 ページ）
「5.4 RS リンク機能」（38 ページ）

接続手順
注記

• 接続作業時は本商品の電源スイッチを必ずオフにしてください。
• 電源ケーブルとリニヤゲージのケーブルを他の電力線と同じ配管内に配線しないでください。
• 電源ケーブルおよび外部機器接続ケーブルは、お客様が使用されている設備機器に、
結束バンドや配線ホルダなどを使用して固定してください。
接地は必ず行ってください。接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。
下図のとおり接続を行ってください。
リニヤゲージ
入力コネクタリニヤゲージ

接地端子

DC ジャック

アース線( 別途必要）

電源スイッチ
I：オン
O：オフ
AC アダプタ9

No. 99MBC109B

2 セットアップ

2.4

動作確認

接続が正しく行われているか、以下の手順で確認してください。

1 電源スイッチをオンにする» 計数スタンバイ状態になる

2 ［SEL］／［CE］を押す» 計数表示になる

Tips
EH-102Z は、原点検出待ち状態になります。計数表示にするためには、リニヤゲー
ジの測定子を押し込み、原点を通過させる必要があります。

3 表示部に計数値が表示されていることを確認する
4 リニヤゲージの測定子を上下させて、カウンタの計数値が変化することを確認する

10

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

3

パラメータ設定パラメータを設定することによって、使用するリニヤゲージの設定、カウンタの表示や外部出力などを指定します。測定を開始する前にパラメータを設定してください。
また、2 軸機種の場合は、CEL と呼ばれる 4 つの内部カウンタを持っており、
表示モードの設定によって、各 CEL に 6 種類の計数値を指定できます。詳細は、「3.4 表示モードの詳細（2 軸機種のみ）」（17 ページ）

3.1

パラメータの設定手順

パラメータは、パラメータモードで設定します。ここでは例として、EH-102Pで分解能 5 µm のリニヤゲージを使用する場合の操作手順を説明します。

1 電源スイッチをオンにする» 計数スタンバイ状態になる

2 ［P.SET］を押しながら、［A_ZERO］／［ZERO］を押す» パラメータモードに移行
パラメータ番号

設定値

3 ［P.SET］を繰り返し押して、パラメータ番号を 12 まで進める» INPUT A のパラメータ番号 12 の設定
値が表示（パラメータ番号 12 は分解能の設定）

パラメータ番号 INPUT 設定値
番号

4 ［A_ZERO］／［ZERO］を繰り返し押して、設定値を 1（分解能 5 µm）に変更する
» INPUT A の設定値が 1 にセット
（INPUT A のリニヤゲージの分解能が5 µm に設定される）パラメータ番号 INPUT 設定値
番号11

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

5 ［P.SET］を押す» INPUT B のパラメータ番号 12 の設定
値が表示

Tips

1 軸機種の場合、パラメータ番号が進みます。手順 8 に進んでください。

6 ［A_ZERO］／［ZERO］を繰り返し押して、設定値を 1（分解能 5 µm）に変更する
» INPUTB の設定値が 1 にセット
（INPUT B のリニヤゲージの分解能が5 µm に設定される）パラメータ番号 INPUT 設定値
番号

7 ［P.SET］を押す» 設定値が確定

8 ［P.SET］を押しながら、［A_ZERO］／［ZERO］を押す» 計数スタンバイ状態に戻る

3.2

基本パラメータ

測定に関する基本的なパラメータです。測定を開始する前に、必ず設定してく
ださい。

Tips
• 間違った設定をすると、正しい測定結果を得られない場合があります。
• 下表のカウンタ機種欄の丸印は、カウンタに表示されるパラメータ番号の設定が有効か無効かを示します（●：有効、○：無効）。
番号

設定項目

00

パラメータモード

説明／設定値（太字は初期値を示します）

カウンタ機種P Z S D

パラメータを設定／保存／読み込みする場合や、任意定数を設定する場合に使用します。
0：パラメータ設定
1：CEL 別パラメータ設定
2：定数値設定
3：パラメータ保存
4：パラメータ読み込み

12

●

●

●

●

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定
番号

設定項目

05

原点検出機能

09

10

11

12

単位系選択

リニヤゲージ出力
信号ピッチ *1

計数方向

リニヤゲージ分解
能 *1

説明／設定値（太字は初期値を示します）
原点マーク付きのリニヤゲージ接続時に、原点復帰の有効／無効を選択します。

カウンタ機種P Z S D
○

●

○

●

●

●

0：無効
1：有効
表示の単位を mm または E 単位に設定できます。
E=1/25.4 mm です。設定変更後、パラメータを初期化しても初期値に戻りません。
0：mm
1：E 5/10 万読み
2：E 1/1 万読み
3：mm（E 1/1 万読み接続時。EH-D のみ）
正弦波出力タイプのリニヤゲージ接続時に、信号ピッチを設定します。軸別に設定できます。
0：20 µm
1：4 µm2：0.25 µm
リニヤゲージのスピンドルが押しこまれた場合に、数字が増加するか減少するかを設定します。軸別に設定
できます。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0：＋方向
1：−方向
接続するリニヤゲージの分解能を設定します。軸別に設定できます。
EH-P/Z
0：10 µm
1：5 µm2：1 µm
3：0.5 µm
4：0.1 µm
5：0.1 µm(542-711-1、542-712-1 専用 )EH-S *2
0：10 µm
1：5 µm2：1 µm
3：0.5 µm
4：0.1 µm
5：0.05 µm
6：0.01 µm
7：0.005 µm
8：0.001 µm

EH-D *3
0：INC
1：ABS

*1

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

*2

パラメータ番号 10 の設定値によって、設定範囲が異なります。
パラメータ番号 10 ＝ 0：設定範囲 0 〜 4
パラメータ番号 10 ＝ 1：設定範囲 2 〜 6
パラメータ番号 10 ＝ 2：設定範囲 4 〜 8*3接続するリニヤゲージが INC 機種の場合は「0：INC」を選択してください。ABS 機種の場合は「0：INC」と「1：ABS」のどちらでも選択できます。
「0：INC」選択時 :カウンタ起動時にリニヤゲージとカウンタの計数値を一致させます。表示を一致させて計測する場合
はリニヤゲージ側でゼロセットなどを行ってください。
「1：ABS」選択時：
カウンタ起動時に設定した原点（0 点）をカウンタが記憶します。カウンタを再起動しても、記憶された原点が有効になります。

13

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

3.3

応用パラメータ

カウンタの表示、機能、または外部出力などに関するパラメータです。用途に応じて設定してください。

Tips
下表のカウンタ機種欄の丸印は、カウンタに表示されるパラメータ番号の設定が有効か無効かを示します（●：有効、○：無効）。
番号

設定項目

01

パラメータ初期化

02
06

07

13

14

15

説明／設定値（太字は初期値を示します）
設定値を 1 にすると、単位以外のすべてのパラメータ
設定値を初期値に戻すことができます。
この設定は一度有効にすると、パラメータが初期化されるため、設定値は 0（初期化しない）に戻ります。

キープロテクト

0：初期化しない
1：初期化する
誤操作防止のため、キー操作を無効化できます。

表示モード選択 *1（2 軸機種のみ）

0：キー操作有効
1：キー操作無効
CEL ごとに割り付ける UNIT（計数方法）を選択します。
割り付ける UNIT を任意で選択することもできます。

起動時の表示µ 小数点表示（2 軸機種のみ）

和差演算

スムージング

詳細は、「3.4.2 表示モード選択（パラメータ番
号 06）の詳細」（18 ページ）
起動時に、計数スタンバイ状態または計数表示（EH102Z の場合は原点待ち）のどちらを表示するか選択します。
EH-P/S/D
EH-Z
0：［--------］表示
0：［--------］表示
1：0.000
1：原点待ち有効にすると µm の位置に小数点が表示されます。リ
ニヤゲージの分解能が 0.05 µm 以下の場合に有効です。
例：0.001.00（1 µm）
0：非表示
1：表示
パラメータ番号 06 で和差演算測定（UNIT C）を選択
時の演算方法を指定します。1 軸の場合は、設定は無効です。

カウンタ機種P Z S D

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

0：A ＋ B
1：A − B
計数値を平均化して表示します（最小桁数のちらつきを軽減します）。平均化する測定回数を指定できます。
0：なし
1：16 回の平均表示
2：32 回の平均表示

14

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定
番号

設定項目

説明／設定値（太字は初期値を示します）

16

ピーク値プリセット

ピークモード時に、ピーク値を基準にプリセットするかどうか設定します。

18

19

20

速度サンプリング時間（EH-102P/Z/S のみ）
デジマチック入力
WAIT

公差／ BCD 出力切り替え *1

0：無効
1：有効
表示モード選択で、速度表示を選択した場合のサンプ
リング時間を選択します。
0：0 ms
1：50 ms
2：100 ms
デジマチック入力信号に対する待機時間を設定します。デジマチック機器の入力をカウンタ側で読み取れなかった場合には変更します。

カウンタ機種P Z S D
●

●

●

●

●

●

●

●

0：WAIT なし
1：100 ms WAIT
2：200 ms WAIT
公差判定結果出力と BCD 出力を切り替えます。
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

データ転送速度 *2

0：RS-232C
1：USB
2：デジマチック
RS-232C のデータ転送速度を選択します。

●

●

●

●

パリティチェック *2

0：4800 bps
1：9600 bps
2：19200 bps
RS-232C のパリティチェック方法を選択します。

●

●

●

●

27

データビット *2

0：なし
1：奇数
2：偶数
RS-232C のデータビット長を選択します。

●

●

●

28

0：7 bit
1：8 bit
RS-232C の出力トリガ方法を選択します。

●

出力トリガ *2

●

●

●

●

アナログ出力レン
ジ

0：RS-232C コマンド（通常時）
1：RS-232C コマンド（チャンネル同期機能付）
2：HOLD トリガ
アナログ出力の測定レンジ（分解能レンジ）を選択し
ます。

●

●

●

●

21

24

25

26

30

BCD 出力論理 *1

RS-232C ／ USB／デジマチック出
力切り替え *2

0：3 段公差
1：5 段公差
2：BCD 出力
BCD 出力時、正論理（0）と負論理（1）のどちらを使用するかを選択します。
0：DATA［L］（符号 H） 1：DATA［H］（符号 L）
使用する出力端子を選択します。

0：1999 〜 -1999
2：199900 〜 -199900

15

1：19990 〜 -19990

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定
番号

設定項目

31

原点検出方向32

33

原点再検出 *3

原点初期化（電源
スイッチオン時）

説明／設定値（太字は初期値を示します）

カウンタ機種P Z S D

原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、原点検出時のリニヤゲージのスピンドルの方向を選択できます。軸別に設定できます。

○

●

0：＋方向
1：−方向
原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、異常停止した
場合などに電源を落とさずに原点待ちをするかどうかを設定します。

○

●

0：無効
1：有効
原点マーク付きのリニヤゲージ接続時、電源が入った状態で、原点を初期化できます。
初期化後、設定値は 0（初期化しない）に戻ります。

○●

0：初期化しない

1：初期化する*1

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

*2

設定を変更した後は、電源スイッチをオフにしてください。再度電源スイッチをオンにすると、設定が有効になります。

*3

設定を有効にすると、HOLD 信号の立ち上がりで原点再検出待ちになります。原点再検出時に再度HOLD 信号を入力すると、原点再検出機能を解除します（エラー検出時を除きます）。

16

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

3.4

表示モードの詳細（2 軸機種のみ）

3.4.1

カウンタの内部構成

2 軸機種は、CEL と呼ばれる 4 つの内部カウンタ（CEL1 〜 4）を持っています。
CEL1 と CEL2 の計数値は BANK1、CEL3 と CEL4 の計数値は BANK2 としてカウンタに表示されます。
また、計数方法は 6 種類（UNIT A 〜 F）あり、表示モードの設定によって、各
CEL に表示させる UNIT を選択できます。

Tips• BANK の詳細は、「4.2 表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

• 表示モード選択の詳細は、 「3.4.2 表示モード選択（パラメータ番号 06）の詳細」（18 ページ）
BANK、CEL、UNIT は、カウンタ内部で下図のように関連しています。
下図は、表示モードを和差演算測定（A-B）に設定した場合の例です。
UNIT
UNIT A
A 計数

UNIT B

表示モードの切り替え 内部カウンタ
BANK1

カウンタ表示部（BANK1 選択時）

CEL1

B 計数

UNIT C

CEL2

BANK1

BANK2

表示部 B：CEL2

表示部 A：CEL1

A±B

UNIT D
A 速度

UNIT E

CEL3

B 速度

UNIT F

CEL4

メモリ

17

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

3.4.2

表示モード選択（パラメータ番号 06）の詳細

2 軸機種の場合、パラメータ番号 06 の設定によって、以下のように表示モードを選択できます。
設定値

表示モード

座標表示
0
（初期値）
1
和差演算表示
2

同時表示

3

メモリ表示

4

速度表示

5

任意表示
（CEL1 つ）
任意表示
（CEL2 つ）
任意表示
（CEL4 つ）

6
7

BANK1
CEL1
CEL2
UNIT A
UNIT B（A 計数）（B 計数）UNIT CUNIT A（A ± B）（A 計数）UNIT A
UNIT A（A 計数）（A 計数）UNIT A
UNIT F（A 計数）（メモリ）
UNIT A
UNIT D（A 計数）（A 速度）

BANK2
CEL3
CEL4
UNIT A
UNIT B（A 計数）（B 計数）UNIT CUNIT B（A ± B）（B 計数）UNIT B
UNIT B（B 計数）（B 計数）UNIT B
UNIT F（B 計数）（メモリ）
UNIT B
UNIT E（B 計数）（B 速度）UNIT A 〜 F

−

−

−

UNIT A 〜 F

UNIT A 〜 F−−

UNIT A 〜 F

UNIT A 〜 F

UNIT A 〜 F

UNIT A 〜 F

Tips
表示モードは、外部出力機能（デジマチック出力、RS-232C 出力）の出力データ数も制御しています。
外部出力機能を使用してシステムを構築する場合、出力データ数にご注意ください。
例 設定値 1 を選択時： デジマチック出力は選択 BANK の 2 個、RS-232C 出力の表示値出力 (GA00CRLF) 結果は 4 個
設定値 5 を選択時： デジマチック出力は選択 BANK の 1 個、RS-232C 出力の表示値出力 (GA00CRLF) 結果は 1 個

 表示モードの種類
z 座標表示（設定値 0）
BANK 機能を使用して 2 セットの 2 座標を表示します。

Tips• INPUT A と INPUT B それぞれに、原点と公差が設定できます。
• BANK 切り替えの詳細は、
ページ）「4.2 表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ）」（2318

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

z 和差演算表示（設定値 1）
厚み・段差測定用に和差演算を表示します。

Tips• パラメータ番号 14 で、和（A ＋ B）か差（A − B）を設定してください。
• INPUT A と INPUT B は同一分解能のリニヤゲージを使用してください。

z 同時表示（設定値 2）
ピークモード測定時、1 つのリニヤゲージのピーク値と計数値を同時に表示します。ピーク値は表示部 A に、計数値は表示部 B に表示します。
BANK 機能を使用して、INPUT A と INPUT B を切り替えることができます。

Tips• ピーク値切り替えの詳細は、「4.5.1 ピークモードの切り替え手順」（26 ページ）

• BANK 切り替えの詳細は、
ページ）「4.2 表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ）」（23

z メモリ表示（設定値 3）
表示部 A の現在値を、表示部 B にメモリします。メモリした最新データのほか
過去データの最大値、最小値も読み出すことができます。メモリ内容は電源ス
イッチをオフにしても消去されません。

Tips• メモリの登録、読み出し、クリア手順の詳細は、
し／クリア」（32 ページ）

「4.8 メモリの登録／読み出• メモリユニットは BANK1 と BANK2 で共通です。同一分解能のリニヤゲージを使用してください。
• B_HOLD 信号にて外部からのメモリの登録やクリアが可能です。

z 速度表示（設定値 4）（EH-102P/EH-102Z/EH-102S のみ）
リニヤゲージのスピンドルの移動速度を簡易表示します。
現在の速度のほか、ピークモードの最大値（MAX）選択時は、最大速度を表示
します。

Tips
• パラメータ番号 18 で、速度のサンプリング時間を指定してください。
• mm/sec 表示です。速度のサンプリング時間によって、下位 1 〜 3 桁表示が固定となる場合があります。
• ピークモードの最小値（MIN）選択時は、逆方向の最大速度を示します。
• フィードバック制御には適していません。

19

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

 UNIT（計数方法）の種類
UNIT
UNIT A/B（A 計数／ B 計数）
UNIT C（A ± B）
UNIT D/E（A 速度／ B 速度）
UNIT F
（メモリ）

3.5

説明
INPUT A または INPUT B の現在値
INPUT A と INPUT B の現在値の加算または減算
INPUT A または INPUT B のリニヤゲージのスピンドル移動速度
INPUT A または INPUT B の現在値をメモリに保存

CEL 別パラメータ

以下のパラメータは、CEL 別に設定します。
CEL 別パラメータの設定例は、「4.7 任意定数値の設定」（29 ページ）Tips
• CEL 別パラメータを設定する場合は、パラメータ番号 00 で設定値 1 を選択してください。2 軸機種はパラメータ番号 40 に、1 軸機種はパラメータ番号 41 に移行します。
• 下表のカウンタ機種欄の丸印は、カウンタに表示されるパラメータ番号の設定が有効か無効かを示します（●：有効、○：無効）。
番号
40

41

42

設定項目
個別 CEL 表示 *1（2 軸機種のみ）

定数演算

最小桁非表示説明／設定値（太字は初期値を示します）
表示モードを「任意」に設定した場合、表示する
UNIT（計数方法）を CEL 別に選択します。
0：UNIT A（A 計数）
1：UNIT B（B 計数）
2：UNIT C（A ± B）
3：UNIT D（A 速度）（EH-D 以外）
4：UNIT E（B 速度）（EH-D 以外）
5：UNIT F（メモリ）
内部カウンタ値を規定値の倍数、または任意値の倍数にするかどうかを設定します。設定した定数を内部カウンタ値にかけたものが、測定結果として表示されま
す。

●

●

●

●

●

●

●

●

0：演算しない
1：1/2 倍
2：2 倍
3：10 倍4：任意
最小桁を非表示にします。
ただし、RS-232C 出力およびプリンタへの印字は、最小桁まで行います。

●

●

●

●

0：全桁表示*1

カウンタ機種P Z S D

1：最小桁非表示

設定を変更すると、それまでに設定していたプリセット値と公差値がクリアされます。

20

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定

3.6

パラメータ設定の概略

以下にパラメータ設定の概略を示します。

Tips• 下図は、パラメータの設定順ではありません。
• パラメータ設定時、［P.SET］を押すごとに 00 から順にパラメータ番号が進みます。
最後の番号まで進むと、再び 00 に戻ります。
• パラメータ番号 00 で設定値 1（CEL 別パラメータ設定）を選択した場合、2 軸機
種はパラメータ番号 40 に、1 軸機種はパラメータ番号 41 に移行します。42 まで進むと再び、2 軸機種は 40 に、1 軸機種は 41 に戻ります。
• 実線の枠で囲まれたパラメータは必ず設定してください。破線の枠で囲まれたパラメータは必要に応じて設定してください。
設定開始（パラメータ番号 00 ＝ 0）
基本
パラメータ

EH-102Z?

Yes

No［05］原点検出機能［09］単位系選択

EH-102S?

Yes

No［10］出力信号ピッチ［11］計数方向設定［12］リニヤゲージ
分解能

次ページにつづく

基本パラメータの詳細は、「3.2 基本パラメータ」（12 ページ）21

No. 99MBC109B

3 パラメータ設定
前ページからのつづき
応用／ CEL 別
パラメータ

表示／機能の設定をしますか？
No

Yes
EH-101P?

Yes

No［01］パラメータ初期化［02］キープロテクト［06］表示モード選択［07］起動時の表示［13］µ 小数点表示［14］和差演算［15］スムージング［16］ピーク値プリセット［18］速度サンプリング時間［19］デジマチック入力 WAIT
［31］原点検出方向［32］原点再検出［33］原点初期化［40］個別 CEL 表示［41］定数演算［42］最小桁非表示

外部入出力設定をしますか？
No［01］パラメータ初期化［02］キープロテクト［07］起動時の表示［15］スムージング［16］ピーク値プリセット［41］定数演算［42］最小桁非表示

Yes［20］公差／ BCD
出力切り替え［21］BCD 出力論理［24］RS-232C ／ USB ／デジマチック
出力切り替え［25］データ転送速度［26］パリティチェック
［27］データビット［28］出力トリガ［30］アナログ出力レンジ

設定完了

応用パラメータの詳細は、CEL 別パラメータの詳細は、「3.3 応用パラメータ」（14 ページ）
「3.5 CEL 別パラメータ」（20 ページ）22

No. 99MBC109B

4 基本操作

4

基本操作

4.1

表示部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）

表示部 A（上段）または表示部 B（下段）を選択します。BANK1 の場合、表示部 A は CEL1、表示部 B は CEL2 の選択になります。BANK2 の場合、表示部 A は CEL3、表示部 B は CEL4 の選択になります。CEL についての詳細は、「3.4.1 カウンタの内部構成」（17 ページ）表示部 A/B を選択する操作手順を説明します。

1 ［SEL］を長押しする» 選択された表示部が点滅（右記は、表示部 A に UNIT A（A 計数）、表示部 Bに UNIT B（B 計数）が割り当てられた場合の例）

表示部 A（上段表示）：CEL1

CH 番号（CEL 番号）

UNIT

表示部 B（下段表示）：CEL2

CH 番号（CEL 番号）

UNIT

Tips
• 定数演算が設定されている場合、表示部 B のように最右桁 LED の表示が［=］となります。
• EH-102D では、エラーを解除するとき、全小数点が約 8 秒間点滅します。

2 選択したい表示部でなければ、再度、手順 1 を行う

4.2

表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ）

2 軸機種は、CEL と呼ばれる 4 つの内部カウンタ（CEL1 〜 4）を持っており、CEL1 と CEL2 を BANK1、CEL3 と CEL4 を BANK2 として表示します。必要に応じて、表示 BANK を切り替えることができます。CEL についての詳細は、「3.4.1 カウンタの内部構成」（17 ページ）表示 BANK を切り替える操作手順を説明します。

1 ［P.SET］を押しながら［MODE］を押す

23

No. 99MBC109B

4 基本操作» 表示 BANK が切り替わる

表示部 A：CEL1
表示部 B：CEL2

表示部 A：CEL3
表示部 B：CEL4

Tips
外部信号からも表示 BANK の切り替えが可能です。

4.3

ゼロセット

リニヤゲージ測定範囲の任意の位置で、カウンタの現在値をゼロにすることができます。ゼロセットは CEL ごとに設定できます。ゼロセットする操作手順を説明します。

1 ピークモード測定になっている場合は、通常測定に切り替える» 計数値が表示（右記は計数値が 1.000
の場合）

Tips
ピークモード測定と通常測定の切り替えの詳細は、（26 ページ）「4.5 ピークモードの設定」

2 ゼロセットしたい BANK を選択する
Tips

詳細は、

「4.2 表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

3 ［A_ZERO］／［ZERO］または［B_ZERO］を押す» 計数値がゼロになる» ピークモードで設定されていた最大値・最小値がクリア（MAX ＝ MIN ＝
現在値、TIR ＝ 0）24

No. 99MBC109B

4 基本操作

4.4

プリセット

リニヤゲージ測定範囲の任意の位置で、カウンタの現在値を任意の数値にすることができます。
ここでは例として、基準点を 10.000 mm にプリセットする操作手順を説明します。

1 ［SEL］を長押しする（1 軸機種の場合は手順 2 に進む）
» 選択された表示部が点滅

Tips［SEL］を押すごとに、表示部 A、表示部 B の点滅が切り替わります。
部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

「4.1 表示

2 ［P.SET］を押す» 直前のプリセット値が表示（前回の値が 10.000 の場合）

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動

4 ［A_ZERO］／［ZERO］または［B_ZERO］を押す» プリセット値が変更

5 希望するプリセット値になるまで手順 3 と 4 を繰り返す
6 ［P.SET］を押す» 計数表示に戻る

Tips
入力をキャンセルする場合は［SEL］／［CE］を押してください。計数表示に戻ります。

25

No. 99MBC109B

4 基本操作

4.5

ピークモードの設定

カウンタ内では、最大値、最小値、振れ値を常に演算しています。モードを切り替えることで、用途に応じた計数値を表示できます。
モード
通常測定
最大値ホールド測定
最小値ホールド測定
振れ測定

4.5.1

説明
リニヤゲージの測定子の動き（変位）を計数して、その計数値を逐次表示します。
測定中の最大値（MAX）を表示します。表示は最大値が更新されるまで変わりません。
測定中の最小値（MIN）を表示します。表示は最小値が更新されるまで変わりません。
測定中の振れ値＝ TIR（最大値−最小値）を表示します。表示は最大値または最小値が更新されるまで変わりません。

ピークモードの切り替え手順

ピークモードを切り替える操作手順を説明します。

1 ［SEL］を長押しする（1 軸機種の場合は手順 2 に進む）
» 選択された表示部が点滅

Tips［SEL］を押すごとに、表示部 A、表示部 B の点滅が切り替わります。
部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

「4.1 表示

2 希望するモード表示になるまで、［MODE］を繰り返し押す» 以下のとおり、モードが切り替わる
通常測定
MAX

4.5.2

TIR

MIN

最大値

最小値

ホールド測定ホールド測定

MAX

TIR

MIN

MAX

TIR

MIN

振れ測定
MAX

TIR

MIN

ピーク値クリア手順

ピークモードのピーク値をクリアする操作手順を説明します。

1 ［SEL］を長押しする（1 軸機種の場合は手順 2 に進む）
» 選択された表示部が点滅

Tips［SEL］を押すごとに、表示部 A、表示部 B の点滅が切り替わります。
部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）26

「4.1 表示

No. 99MBC109B

4 基本操作

2 ［MODE］を押す» ピークモードに切り替わる

3 ［A_ZERO］／［ZERO］または［B_ZERO］を押す» ピーク値がクリア （MAX ＝ MIN ＝現在値、TIR ＝ 0）

Tips
• 複数の CEL に同一の UNIT（計数方法）を割り付けている場合、１つの CEL でピー
ク値をクリアすると、同一 UNIT（計数方法）の CEL も同時にピーククリアされます。
• BANK、CEL、UNIT の関係についての詳細は、
ページ）

4.6

「3.4.1 カウンタの内部構成」（17

公差値の設定公差値の設定には、3 段階と 5 段階の 2 つがあります。
公差は CEL ごとに設定できます。

Tips• あらかじめ、パラメータ番号 20 の設定値を 0（3 段公差）または 1（5 段公差）に設定してください。
• I/O 出力についての詳細は、

4.6.1「5.5 I/O コネクタ端子機能」（40 ページ）

3 段公差値設定（3 段選別）

公差値 S1 と S4 の設定で、以下のように 3 段公差判定をします。
判定条件
測定結果＜ S1S1 ≦測定結果≦ S4S4 ＜測定結果

公差判定インジケータ
橙点灯
緑点灯
赤点灯

I/O 出力（ピン番号）
AL1（3）／ BL1（11）AL3（5）／ BL3（13）AL5（7）／ BL5（15）3 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［SEL］を長押しする（1 軸機種の場合は手順 2 に進む）
» 選択された表示部が点滅

Tips［SEL］を押すごとに、表示部 A、表示部 B の点滅が切り替わります。
部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

「4.1 表示

2 ［LIMIT］を押す» 公差判定インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）

27

No. 99MBC109B

4 基本操作

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動

4 ［A_ZERO］／［ZERO］または［B_ZERO］を押す» 公差値が変更

5 希望する公差値になるまで手順 3 と手順 4 を繰り返す
6 ［LIMIT］を押す» 公差値 S1 が確定» 公差判定インジケータが赤色に点灯（公差値 S4 が選択される）

7 手順 3 〜手順 5 と同様の操作で、公差値 S4 を設定する
8 ［LIMIT］を押す» 公差値 S4 が確定し、計数表示に戻る

Tips
S1 ≦ S4 以外の設定ではエラーとなります。［SEL］／［CE］を押して S1 から入力
しなおしてください。

4.6.2

5 段公差値設定（5 段選別）

公差値 S1 〜 S4 の設定で、以下のように 5 段公差判定をします。
判定条件
測定結果＜ S1S1 ≦測定結果＜ S2S2 ≦測定結果≦ S3S3 ＜測定結果≦ S4S4 ＜測定結果

公差判定インジケータ
橙点灯
橙点滅
緑点灯
赤点滅
赤点灯

I/O 出力（ピン番号）
AL1（3）／ BL1（11）AL2（4）／ BL2（12）AL3（5）／ BL3（13）AL4（6）／ BL4（14）AL5（7）／ BL5（15）5 段公差値を設定する操作手順を説明します。

1 ［SEL］を長押しする（1 軸機種の場合は手順 2 に進む）
» 選択された表示部が点滅

Tips［SEL］を押すごとに、表示部 A、表示部 B の点滅が切り替わります。
部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）28

「4.1 表示

No. 99MBC109B

4 基本操作

2 ［LIMIT］を押す» 公差判定インジケータが橙色に点灯（公差値 S1 が選択される）

Tips
公差値は、S1、S2、S3、S4 の順に設定します。公差判定インジケータは、以下のように表示します（設定する公差値が選択されます）。
公差値
S1
S3

公差判定インジケータ
橙点灯
赤点滅

公差値
S2
S4

公差判定インジケータ
橙点滅
赤点灯

3 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動

4 ［A_ZERO］／［ZERO］または［B_ZERO］を押す» 公差値が変更

5 希望する公差値になるまで手順 3 と手順 4 を繰り返す
6 ［LIMIT］を押す» 公差値 S1 が確定» 公差判定インジケータが、次に設定する公差値の色に変更

7 手順 3 〜手順 6 と同様の操作で、公差値 S2、S3、S4 の順に設定する» S2、S3、S4 の公差値が確定し、計数表示に戻る

Tips
S1<S2<S3<S4 または S1=S2=S3=S4 以外の設定ではエラーとなります。

4.7

任意定数値の設定

倍率をかける内部カウンタ（CEL1 〜 CEL4）を指定して、その内部カウンタ
値に任意の倍率を設定できます。
この機能を使用した場合、精度は保証対象外になります。

Tips
EH-101P の場合、内部カウンタ（CEL）は 1 つしかありません

4.7.1

内部カウンタの指定手順

倍率をかける内部カウンタ（CEL1 〜 CEL4）を指定する操作手順を説明します。

29

No. 99MBC109B

4 基本操作

1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］／［ZERO］を押す» パラメータモードに移行

2 ［A_ZERO］／［ZERO］を 1 回押して、パラメータ番号 00 を 1 に設定する» 右記が表示

3 ［P.SET］を押す» パラメータ番号 40 に切り替わる

Tips

1 軸の場合は、パラメータ番号 41 に切り替わります。手順 5 に進んでください。

4 ［P.SET］を繰り返し押して、パラメータ番号を 41 まで進める» パラメータ番号 41 の CEL1 の設定値が表示
パラメータ番号 CEL 番号 設定値

Tips
他の CEL を指定したい場合、さらに［P.SET］を繰り返し押してください。CEL 番
号が進みます。

5 ［A_ZERO］／［ZERO］を繰り返し押して、設定値を 4 にする» 設定値が 4 にセット（定数が「任意」に設定される）

6 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］／［ZERO］を押す» 計数スタンバイ状態に戻る

4.7.2

任意の倍率設定手順

選択した内部カウンタに、任意の倍率を設定する操作手順を説明します。

1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］／［ZERO］を押す» パラメータモードに移行

2 ［A_ZERO］／［ZERO］を 2 回押して、パラメータ番号 00 を 2 に設定する» 右記が表示30

No. 99MBC109B

4 基本操作

3 ［P.SET］を押す» 表示部 A に前回の設定値、表示部 Bに CEL 番号が表示（右記は、CEL1の設定値が表示）

表示部 A

表示部 B

4 ［MODE］を押す» 入力桁が右に移動

5 ［A_ZERO］／［ZERO］または［B_ZERO］を押す» 倍率が変更

6 希望する倍率になるまで手順 4 と手順 5 を繰り返す
Tips
設定範囲は± 9.99999 です。

7 ［P.SET］を押す» CEL1 の倍率が確定» 次の CEL の設定値が表示

8 手順 4 〜手順 7 と同様の操作で、CEL2、CEL3、CEL4 の順に設定する» CEL2、CEL3、CEL4 の倍率が確定し、計数表示に戻る

31

No. 99MBC109B

4 基本操作

4.8

メモリの登録／読み出し／クリア

メモリの登録、読み出し、クリアの操作手順を説明します。

Tips• 本操作は、パラメータ番号 06 の設定値が 3（メモリ表示）の場合に有効です。
• BANK1 が選択されている場合、表示部 A に INPUT A の現在値が表示されます。
BANK 2 が選択されている場合、表示部 A に INPUT B の現在値が表示されます。
「4.2 表示 BANK の切り替え（2 軸機種のみ）」（23
BANK 切り替えの詳細は、
ページ）

z メモリの登録手順
1 ［B_ZERO］を押す» 表示部 A の現在値が、表示部 B にメモリ

z メモリしたデータの読み出し手順
1 ［SEL］を長押しして、表示部 B を選択する
Tips
詳細は、

「4.1 表示部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

2 ［MODE］を押す（ピークモードに切り替える）» ［MODE］を押すごとに、メモリ値が最大値→最小値→振れ値の順に表示

z メモリのクリア手順
1 ［SEL］を長押しして、表示部 B を選択する
Tips
詳細は、

「4.1 表示部 A ／ B の選択（2 軸機種のみ）」（23 ページ）

2 ［P.SET］を押す» メモリ値（最大値／最小値／振れ値）がクリアされ、表示部 A の現在値が表示

32

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5

外部入出力機能
本商品には、以下のインターフェイスが装備されており、外部機器と接続でき
ます。
インター
フェイス
デジマチック
出力USB
RS-232C
I/O コネクタ

パラメータ設定（番号 24）
2
1
0
−

接続機器

機能

y 測定データの印刷、統計
デジマチックミニプロ
セッサ（DP-1VR）
演算結果の印刷など
PC（SENSORPAK 専用） y PC へのデータ出力y PC、PLC へのデータ出力
PC、PLC
スイッチ、制御装置などの機器

y 外部システムからの制御
y PLC へのデータ出力
y カウンタの外部操作

Tips
PLC：プログラマブル・ロジック・コントローラー

5.1

デジマチック出力機能

別売りのデジマチックミニプロセッサ（DP-1VR）と接続することで、測定デー
タを紙に印刷できます。接続時は、カウンタの RS リンクコネクタ（OUT）に
デジマチックケーブルを接続してください。

Tips• 印刷可能な桁数は 6 桁です。カウンタ表示が 7 および 8 桁の場合、下位 6 桁が印刷されます。たとえば、7 桁の「12.34567 mm」を出力した場合、「2.34567 mm」と印刷されます。
• DP-1VR をコンパチブルモードに設定してください。設定方法および操作の詳細は、DP-1VR の取扱説明書をご参照ください。

5.2

USB 通信機能

SENSORPAK（弊社商品）がインストールされた PC と、カウンタを USB ケーブル（A-B タイプ）で接続して、カウンタの測定データを PC に取り込むことができます。USB ケーブルは付属されていません。お客様にてご用意ください。

Tips• USB ポートは、SENSORPAK との通信専用です。
• SENSORPAK についての詳細は、SENSORPAK ユーザーズマニュアルをご参照く
ださい。

33

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5.3

RS-232C 通信機能

RS-232C 経由で PC や PLC と接続して、測定データの取り込みやカウンタの各種設定をリモート操作することができます。
また、パラメータの保存や読み込みもできます。

5.3.1

接続

 適合プラグとピンアサイン
適合プラグ：D-sub9 ピン（メス）、インチネジ仕様
ケーブル：市販のクロスタイプの RS-232C ケーブルを使用してください。
1

5

6

9

ピン番号 信号名 入出力
2
RXD
IN
3
TXD
OUT
4
DTR
OUT
5
GND
IN
6
DSR
OUT
7
RTS
IN
8
CTS
1, 9
NC

カウンタ側

PC 側

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ピン番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 通信仕様（EIA RS-232C 準拠）
項目
ホームポジション
通信方式
データ転送速度ビット構成

説明
DTE（ターミナル）、クロスケーブルを使用してください。
半 2 重、無手順
4800 bps ／ 9600 bps ／ 19200 bps
スタートビット：1
データビット：7 bit ／ 8 bit（ASCII コード、大文字）
パリティ：なし／偶数／奇数
ストップビット：2

Tips• 通信条件はパラメータで設定してください。
詳細は、「3.3 応用パラメータ」（14 ページ）• PC との通信用には、市販のターミナルソフトウェアなどをご使用ください。

34

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5.3.2

通信コマンドPC や PLC からのコマンド書式、カウンタからの出力、および動作内容は以下のとおりです。
コマンド書式GA**CRLF
CN**CRLFCX**CRLF
CM**CRLF
CW**CRLF
CR**CRLF
CL**CRLF
CP**,+01234567CRLF
CD**,+01234567CRLF
CE**,+01234567CRLF
CF**,+01234567CRLF
CG**,+01234567CRLF
CS**CRLF
CK**CRLF

対応する出力動作内容
備考
G#**,+01234.567CRLF 「表示値」を出力*1 参照「現在値」に表示切り替え*2 参照
CH**CRLF「最大値」に表示切り替え*2 参照
CH**CRLF「最小値」に表示切り替え*2 参照
CH**CRLF
CH**CRLF「TIR」に表示切り替え*2 参照
CH**CRLF
ゼロセット
CH**CRLF
ピーク値のクリア
CH**CRLF
プリセット値入力*3 参照
CH**CRLF
公差値 S1 入力*3 参照
CH**CRLF
公差値 S2 入力*3 参照
CH**CRLF
公差値 S3 入力*3 参照
CH**CRLF
公差値 S4 入力*3 参照
CH**CRLF
エラーのキャンセル
CH**,%CRLF
HOLD の状態を確認*4、*5 参照

*1 「**」
は RS-232C でのリニヤゲージのチャンネル番号（01 〜 99）を示します（00 は全チャンネル）。チャ
ンネル番号 01 〜 04 が、CEL1 〜 CEL4 となります。
出力データの G の後の「#」はデータの種類（N：現在値／ X：最大値／ M：最小値／ W：TIR）を示します。
*2

RS コマンドでピークモードを切り替えた場合、データは内部メモリにバックアップされません。

*3

プリセット値および公差値は、小数点を付けずに±記号および数値 8 桁を入力してください。
公差設定は 3 段公差のとき、コマンドは CD → CG、5 段公差のとき CD → CE → CF → CG の順で行います。
以下の場合は、エラーを出力します。この場合、CD コマンドの設定からやり直してください。
・公差の順番が異なる
・段数の設定と送ったデータが異なる
・誤ったデータを送信した*4

CK コマンドの応答出力（%）は、HOLD の状態を示します。
%=0：通常状態／ 1：HOLD 状態*5

パラメータ番号 28 が 1（チャンネル同期）のとき、CK コマンドを送信すると RS リンクで接続されたすべてのカウンタは、HOLD 状態になります。
HOLD 状態は、GA コマンドによるデータ読み出しで解除します。
CK コマンドはチャンネル 1 でのみ有効です（CK01CRLF）。

35

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

Tips• CRLF は、CR（キャリッジリターン）および LF（ラインフィード）です。
• エラー時の出力は「CH**,Error$$CRLF」となります。$$ はエラーコードです。詳「6.2.1 エラーコード一覧」（48 ページ）。
細は、• コマンドに対応する応答出力を受け取ったあとに、次のコマンドを送ってください。
コマンドに対する応答が無い場合は、通信バッファをクリアして、1 秒以上間をあけてから、再度コマンドを送ってください。
• キー操作中（パラメータ／プリセット値／公差設定中）、RS 通信機能は一時ストップします。計数可能状態に戻るとコマンドおよびデータ出力を実行します。
• 計数スタンバイ状態の解除は、「CS00CRLF」（全チャンネル指定）で行ってくだ
さい。

5.3.3

パラメータの保存・読み込み設定したパラメータデータを PC に出力して、テキスト形式で保存できます。
また、PC に保存したデータを読み込むことができます。
パラメータを保存する操作手順を説明します。

Tips
PC との通信には、PC 側に通信ソフトウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアを使用してください。

 パラメータの保存
1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］／［ZERO］を押す» パラメータモードに移行

2 ［A_ZERO］／［ZERO］を 3 回押して、パラメータ番号 00 を 3 に設定する
3 ［P.SET］を押す» 右記が 1 秒表示されて、データが PC
へ出力» データ送信完了後、計数スタンバイ
状態に戻る

Tips
• 伝送条件（固定）：9600 bps、7 ビット、偶数パリティ、ストップビット 2 ビット• カウンタと PC を 1 対 1 で接続してください（リンク接続不可）。

36

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

z パラメータの外部出力例
パラメータの出力例を以下に示します。

Tips
下表のパラメータ設定値は、お客様が設定した値になります。
CQ01,**EH-S [200]**:00

CQ01,P02___=[0],0-1:02

CQ01,P02___=[0],0-1:02
CQ01,P05___=[0],0-1:03
CQ01,P10_A_=[0],0-1:36
CQ01,P10_B_=[0],0-1:37

内部データ

軸別
パラメータ例

パラメータ
設定値範囲

CQ01,P40_1_=[0],0-4:42
CQ02,P40_2_=[0],0-4:43
CQ03,P40_3_=[0],0-4:44
CQ04,P40_4_=[0],0-4:45

CEL 別
パラメータ例

CQ01,*parameter END*:FF

パラメータ
設定値
パラメータ
番号

 パラメータの読み込み
パラメータを読み込む操作手順を説明します。

1 ［P.SET］を押しながら［A_ZERO］／［ZERO］を押す» パラメータモードに移行

2 ［A_ZERO］／［ZERO］を 4 回押して、パラメータ番号 00 を 4 に設定する
3 ［P.SET］を押す» 右記が表示4 PC からパラメータファイルを送信する» 正常に受信されたら右記が表示

5 ［P.SET］を押す» 計数スタンバイ状態に戻る

Tips
パラメータの読み込み完了後、電源スイッチをオフにして、再度オンにしてください。

37

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5.3.4

タイミングチャート

RS-232C コマンド入力と応答出力（パラメータ番号 28 が 0 または 1）
コマンド

HOLD

LF

LF

応答出力
RS_EXT

HOLD 入力と応答出力（パラメータ番号 28 が 2）
データラッチ 10 µs
応答出力

LF
Max. 10 ms

RS_EXT

Min. 10 ms

Max. 10 ms

LF
Min. 10 ms

Tips• コマンド操作中、RS 出力は保留されます。
• HOLD トリガ選択時は、RS-232C コマンドは無効です。
• RS リンク接続時は、最後尾カウンタの RS_EXT が有効です。
• EH-102D の場合、データラッチまでの時間はリニヤゲージの種類に依存します。

5.4

RS リンク機能

PC（SENSORPAK を含む）や PLC の制御では、RS リンク機能を使用することで、最大 10 台のカウンタを制御できます。

5.4.1

接続

下図のように RS リンクコネクタの IN と OUT を接続します。
先頭カウンタRS-232C

RS
IN

LINK
OUT

最後尾カウンタ
RS LINKIN OUT

RS LINKIN OUT

RS リンク接続ケーブル

Max. 10 台Max. 10 m

Tips• SENSORPAK 使用時は、USB2.0 を使用して PC と接続できます。
• 先頭カウンタの RS リンクコネクタ（IN）、最後尾カウンタの RS リンクコネクタ（OUT）には、何も接続しないでください。
• リニヤゲージのチャンネル番号は、電源スイッチオン時の初期設定で、先頭カウン
タから 01、02、03 の順に自動的に設定されます。
• 10 台以上または 10 ｍ以上での使用については、弊社にご相談ください。
• RS リンク接続用ケーブルについては、

38「7.3 オプション」（52 ページ）

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

 起動時の注意
y すべてのカウンタを同時に、または先頭カウンタから順番に電源スイッチをオンにしてください。
y 起動後［- - - - -］が点滅し、初期設定終了後に計数スタンバイ状態［- - - - -］表示になります。解除は、［SEL］／［CE］、外部 HOLD 信号、または RS
コマンドで可能です。

Tips
詳細は、

「6.2.1 エラーコード一覧」（48 ページ）y RS-232C 関連パラメータ番号 25 〜 28 の変更は、先頭カウンタのみ可能です。
パラメータを変更した場合、接続しているすべてのカウンタの電源スイッチを入れ直してください。

5.4.2

RS-232C データ出力時間

全データ出力コマンド（GA00CRLF）による最大出力時間は、以下計算式で算出できます。
最大出力時間［ms］＝カウンタ接続数× 5 ＋接続チャンネル× 17（8.5）＋ 6（3）Tips
伝送速度 9600 bps、（ ）内は 19200 bps の場合です。
計算例：
EH-102P

1 台＋リニヤゲージ 1ch ＝ Max. 28（16.5）ms

EH-102P

10 台＋リニヤゲージ 20ch ＝ Max. 396（223）ms

Tips
PC 処理時間は含みません。

39

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5.5

I/O コネクタ端子機能

I/O コネクタにより、公差判定結果や測定データなどを外部へ信号出力できます。また、表示 BANK の切り替え、ピークモードの切り替え、プリセット・ピー
ク値クリアの実行などを外部からの信号入力で操作できます。

5.5.1

接続

 適合プラグとピンアサイン
適合プラグ：y オプション No.02ADB440（プラグとカバーのセット）
y 市販品プラグ 10136-3000PE（3M）、カバー 10336-52A0-008（3M）y 市販品プラグ DX40M-36P（ヒロセ）、カバー DX30M-36-CV（ヒロセ）
ケーブル：シールド線を使用し、長さは 3 m 以内としてください。
18

1

36

19

ピン番号

I/O

1､ 2
3
4
5
6
7

−
O
O
O
O
O

COM
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5

8

I/O

ALLGO

9
10
11
12
13
14
15

O
O
O
O
O
O
O

RS_EXT
NOMAL
BL1
BL2
BL3
BL4
BL5

16 〜 21
22
23
24

−
O
O
−

−
A_ANG
B_ANG
AGND

名称

公差判定出力モード
機能
内部で GND に接続
INPUT A：表示部 A 公差判定
結果出力y 該当端子出力：「L」

名称
COM
A_bit0
A_bit1
A_bit2
A_bit3
A_SIGNBCD 出力モード
機能
内部で GND に接続
INPUT A：表示部 A データ

y エラ−時出力：
AL1、AL5：「L」
AL2、AL3、AL4：「H」
READY
データ有効：「L」
総合公差判定結果出力
GO（OK）：「H」
NG：「L」
RS 出力中：「L」
計数可能時出力：「L」、エラー時出力：「H」
INPUT B：表示部 B データ
INPUT B：表示部 B 公差判定 B_bit0
結果出力
B_bit1
B_bit2y 該当端子出力：「L」
B_bit3y エラ−時出力：
B_SIGN
BL1、BL5：「L」
BL2、BL3、BL4：「H」
未接続
INPUT A アナログ出力
INPUT B アナログ出力
アナログ用 GND

40

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能
公差判定出力モード
機能

BCD 出力モード
機能

ピン番号

I/O

25
26
27
28
29
30
31
32

I
I
I
I
I
I
I
I

SET1
SET2
SET3
DISP
MODE
BCDCK
EXTTRG
A_HOLD33

I

B_HOLD

入力時、小数点が点滅します。
INPUT B HOLD（表示部 B 表示 HOLD）

34

I

HOLD

入力時、小数点が点滅します。
HOLD ／エラーキャンセル入力

35
36

I
I

PA
PB

入力時、UNIT インジケータが点滅します。
INPUT A：表示部 A プリセット／ピーククリア（ピーク・HOLD 時）
INPUT B：表示部 B プリセット／ピーククリア（ピーク・HOLD 時）

名称

名称

あらかじめセット値を SET で入力し MODE､ DISP で決定

表示 BANK 指定：SET と複合
ピーク切り替え：SET と複合
BCD 出力指定：SET と複合
USB トリガ
INPUT A HOLD（表示部 A 表示 HOLD）

Tips• 機能欄に「INPUT B」と書かれているものは、2 軸機種のみ有効です。
• I/O は Input/Output の頭文字を指しています。「I」の場合は入力回路を、「O」の場
合は出力回路を参照ください。

 入出力回路
出力回路
出力が「L」のとき、トランジスタがON（オープンコレクタ）

入力回路
入力電圧が「L」のとき、入力が有効

カウンタ

カウンタ

TD62583 相当

外部機器

参考回路

外部機器
5 kΩ

出力

参考回路

+5 V
5 kΩ

0.01 µF
0.01 µFCOM
出力耐圧：Max. 24 V
出力電流：Max. 10 mA
出力飽和電圧：Max. 0.7 V サージ吸収ダイオード
60 V 100 mA 以上

入力電流：Max. 1 mA
入力電圧：H=4 〜 24 V
L=Max. 1 V

オープンコレクタ出力
またはリレー出力等を使用してください。

注記

リレー使用時は、サージ吸収ダイオードや保護回路を組み込んでください。保護がな
い場合、カウンタ内部の IC が壊れる恐れがあります。

41

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5.5.2

出力機能

 総合公差判定の結果出力
2 軸機種の場合は INPUT A と INPUT B の総合判定、複数台接続の場合は複数台の総合判定を出力できます。
ALLGO

ALLGO

ALLGO

EH

EH

EH

判定
全カウンタ OK
全カウンタまたは
一部 NG
エラー

総合判定
インジケータ緑色

外部出力
ALL_GO
H

橙色

L

赤色

L

Tips
• 本機能を有効にするには、パラメータ番号 20 の設定値 0 か 1 を選択してください。
• 複数台の総合判定を行う場合、ピン番号 8（ALLGO：総合公差判定結果出力）を結線してください。
• USB 出力では、総合判定インジケータは正常時に橙色、エラー時に赤色が点灯します。総合公差判定は、SENSORPAK（オプションソフトウェア）で行ってください。
• BCD 出力では、総合判定インジケータは正常時に緑色、エラー時に、赤色が点灯します。
• タイミングチャートの詳細は、「5.5.4 タイミングチャート」（44 ページ） BCD 出力測定データを、BCD 形式で出力します。INPUT A、INPUT B の測定データを同時に最下位桁より 4 ビット単位ずつ出力します。
データ形式の概要は以下のとおりです。
LSD( 下位 )D1

MSD( 上位 )
D2

D3

D4

D8

A/B_bit0 1x10 0 1x10 1
1x10 7
A/B_bit1 2x10 0 2x10 1
2x10 7
A/B_bit2 4x10 0 4x10 1
4x10 7
A/B_bit3 8x10 0 8x10 1
8x10 7
A/BSIGN 符号 BANK PEAK1 PEAK2 未使用 未使用+:H-:L
BANK1:L
BANK2:H

NOM
MAX
MIN
TIR

データ出力例D1 D2 D3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8
1 0
6
5
4
3
2
1
Bit0-3SIGN
L- 12345601

PEAK1 PEAK2
L
L
L
H
L
H
H
H

42

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

Tips• 本機能を有効にするには、パラメータ番号 20（公差／ BCD 出力モード切替）の設
定値 2（BCD 出力）を選択してください。
• パラメータ番号 21（論理選択）を 1（H）に設定することで、符号・BANK・ピーク・
データ出力の論理反転が可能です。
• タイミングチャートの詳細は、「5.5.4 タイミングチャート」（44 ページ） アナログ出力
端子間電圧をペンレコーダやオシロスコープで計測することで、リニヤゲージのスピンドルの動きを線形的な電圧値としてモニタリングすることができます。
INPUT A：ピン番号 22-24
INPUT B：ピン番号 23-24
4.0 V
2.5 V
1.0 V
-1999

0

出力電圧＝ 2.5 V ＋計数値×電圧分解能（0.75 mV）（フルスケール：1.0 〜 4.0 V）
応答速度： 10 Hz（更新時間 5 ms）
精度： ± 1%（1 〜 4 V）
（精度はフルスケール 4 V に対するもの）
負荷抵抗： 300 kΩ 以上

1999

パラメータ
番号 30
0
1
2

5.5.3

測定レンジ（mm）（レンジ分解能（mm））
10 µm ゲージ
± 19.99 (0.01)± 199.90 (0.1)± 1999.00 (1)1 µm ゲージ± 1.999 (0.001)± 19.990 (0.01)± 199.900 (0.1)

0.1 µm ゲージ± 0.1999 (0.0001)± 1.9990 (0.001)± 19.9900 (0.01)

入力機能

外部信号入力により、BANK の切り替え、ピークモードの切り替え、プリセッ
ト・ピーク値クリア、メモリセット・クリアを実行できます。また、INPUT Aと INPUT B の計数値を単独または同時に HOLD することができます。

Tips
タイミングチャートの詳細は、「5.5.4 タイミングチャート」（44 ページ）43

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

5.5.4

タイミングチャート

 公差判定結果出力
公差上限（上限許容値）
公差下限（下限許容値）
計数データ
-NG

Max. 10 ms

Max. 10 ms

OK
+NG

Tips
• 計数データに対して、公差判定結果の出力は、最大 10 ms の遅れがあります。
• EH-102D の場合、計数データが許容範囲の中に入ってから公差判定結果が出力されるまでの時間は、リニヤゲージなどの接続機器に依存します。

 BCD 出力
Min.
2 ms

Min. Min. Min.
5 ms 5 ms 5 ms

SET1
BCDCK
READY
D1
Max.
5 ms

D2

D8

Min. 10 ms x 8 = 80 ms

Tips• SET1 および BCDCK（BCD クロック）は入力信号、READY は出力信号です。
• SET1 が入力状態で、BCD クロックが立ち下がると BCD データ（上図 D1、D2 など）が変更されます。BCD データが確定すると READY 信号が立ち下がります。確定までの時間は、BCD クロックの立ち下がりから最大 5 ms 後です。READY 信号は、
BCD クロックに連動して立ち上がります。

44

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

 外部信号入力
SET1, 2, 3
MODE
DISP
PA, PB

Min.
5 ms

DATA

Min.
10 ms

Min. 10 ms
Max. 10 ms

下表を参照して、SET 信号を設定してください。
その後、5 ms 以上あけて、変更したい機能の入力信号を 10 ms 以上入力してください。
入力立ち下がりを確認した後、最大で 10 ms 後にデータが変更されます。
DISP（ピン番号 28）：

PA/PB（ピン番号 35、36）：

表示 BANK 切り替え
BANK1
BANK2

SET3
H
H

SET2
H
H

プリセット・ピーククリア
SET1
H
L

MODE（ピン番号 29）：

NOMAL
MAX
MIN
TIR

SET3
H
H

SET2
H
H

SET1
H
L

A/B_HOLD（ピン番号 32、33）：

ピーク切り替え
SET3
H/L
H/L
H/L
H/L

プリセット
ピーククリア

メモリセット・クリア
SET2
H
H
L
L

SET1
H
L
H
L

メモリセット
メモリクリア

SET3
H
H

SET2
H
H

SET1
H
L

Tips
• ピークモード時、HOLD 入力中に PA/PB 信号を入力すると、ピーク値がクリアされます。
• ピーク切り替え時、SET3 は、チャンネル 1 の場合 H、チャンネル 2 の場合 L です。
• A/B_HOLD 信号は、該当チャンネルが UNIT F（メモリユニット）のとき有効です。

45

No. 99MBC109B

5 外部入出力機能

 HOLD ／エラーリセット
HOLD
データラッチ
10 µs (10 ms)

Min. 10 ms

Min.
10 ms

BCD データMax. 15 ms

エラー解除（EH-102Z のみ原点検出待ち）

Tips• HOLD 信号には、データラッチとエラー解除の 2 つの機能が割り当てられています。
• データラッチは、HOLD 信号立ち下がり後、10 µs（軸別に HOLD している場合は
10 ms）後に実行されます。エラーの解除は、HOLD 信号立ち上がり時に実行されます。
• BCD データを出力する場合は、データラッチ後、最大 15 ms 以内にデータの出力を開始してください。
• EH-102D の場合、データラッチまでの時間はリニヤゲージなどの接続機器に依存します。
• HOLD 入力中は、UNIT インジケータが点滅します。

46

No. 99MBC109B

6 トラブルシューティング

6

トラブルシューティング

6.1

トラブルシューティング

動作がおかしい場合、以下のトラブルの原因と対処方法を参照してください。
症状
原因
計数値がおかし パラメータがリニヤゲー
い（計数しない） ジなどの種類に対して適切ではない
ピークモード（MAX ま
たは MIN 点灯）になっている

ゼロセットできない
RS-232C 通信ができない

対処
適切なパラメータを設定してください。
「3.2 基本パラメータ」（12
詳細は、
ページ）
ピークモードを解除してください。
「4.5.1 ピークモードの切り
詳細は、替え手順」（26 ページ）

HOLD 信号（UNIT 点滅） 外部入力を確認してください。
が入力されている
定数演算機能が設定され 定数演算機能を解除（パラメータ番号 41ているを 0 に設定）してください。
ピークモードになってい ピークモードを解除してください。
る「4.5.1 ピークモードの切り
詳細は、替え手順」（26 ページ）
RS-232C ケーブルが正ケーブル接続を確認してください。
しく接続されていない
RS-232C モードになっ
RS-232C モードに設定（パラメータ番号ていない
24 を 0 に設定）してください。
コマンドまたは HOLD ト コマンドまたは HOLD トリガ設定（パラリガの設定が適切ではな メータ番号 28）を確認してください。
い通信条件の設定が正しく 通信条件の設定を確認してください。詳細ない「3.3 応用パラメータ」（14 ページ）は、

47

No. 99MBC109B

6 トラブルシューティング

6.2

エラー表示

6.2.1

エラーコード一覧

表示／総合公差
インジケータRS-232C
出力

NOM
信号

公差／
BCD

Error 10
赤点灯

Error_10

H［--------］点滅
―

―

H

L1=L
L5=L
FFFF10
L1=H
L5=H―［--------］
赤点灯

Error_15

H

L1=L
L5=L
FFFF15

Error 20
赤点灯

Error_20

H

L1=L
L5=L
FFFF20Error 30
赤点灯

Error_30

H

L1=L
L5=L
FFFF30原因
電源電圧異常対処／
エラー解除方法
既定の電圧に接続してください
自動解除

RS リンクのRS リンクケーブル接続を見直してください
自動解除または電源スイッチを再度オンにしてください
電源立ち上げ時の 電源瞬断のときは電源を見直し
計数スタンバイ状 てください
態、または電源瞬 y ［SEL］／［CE］
断y CS00CRLF（RS）
初期設定状態y HOLD 入力（I/O）
オーバースピード 測定条件を見直してください
y ［SEL］／［CE］
y CS00CRLF（RS）
y HOLD 入力（I/O）
計数値が 8 桁以上 プリセット値を変更してくださいy ［SEL］／［CE］
y CS00CRLF（RS）

Error 40
赤点灯

Error_40

H

L1=L
L5=L
FFFF40

リニヤゲージの異常またはオーバー
スピード

y HOLD 入力（I/O）
y リニヤゲージの接続を確認してください
y 測定条件を見直してください
y ［SEL］／［CE］
y CS00CRLF（RS）

計数値―

Error_50

L

計数状態
計数状態

計数値
―
Error 55
赤点灯

Error_52

L

―

H

計数状態
計数状態
L1=L
L5=L
FFFF55y HOLD 入力（I/O）
RS 通信条件を再設定してください
自動解除
RS コマンド異常 RS コマンドを見直してください
自動解除
RS リンク異常、 ユニットの接続状態、I/O コネク
HOLD トリガ異常 タ接続回路、電源などをチェッ
クしてください。
電源スイッチを再度オンにしてください
RS 通信設定異常

48

No. 99MBC109B

6 トラブルシューティング
表示／
総合公差
インジケータRS-232C
出力

NOM
信号

公差／
BCD

Error 70
赤点灯

Error_70

H

Error 80
赤点灯

Error_80

H

L1=L
L5=L
FFFF70
L1=L
L5=L
FFFF80Error 90―
Error 95―

Error_90

L

正常出力

L

計数状態
計数状態
計数状態
計数状態

原因

対処／
エラー解除方法

演算軸の分解能が 測定条件を見直してください
自動解除
異なる
ピーク検出エラー 測定条件を見直してください
y ［SEL］／［CE］( オーバースピー
ド）
公差設定エラー
キープロテクトy CS00CRLF（RS）
y HOLD 入力（I/O）
公差値を再入力してください［SEL］／［CE］
キープロテクトパラメータを解除してください自動解除

Tips• 対処／エラー解除方法欄の RS は RS232C コマンド、I/O は外部 HOLD 信号入力です。
• RS-232C のエラー出力フォーマットは、「CH**,Error$$CRLF」です。
• リニヤゲージが接続されていない場合も、Error 40（リニヤゲージの異常）が表示されます。
• 表示の Error 90 と Error 95 は、キー操作で公差設定エラーが発生したときに表示されます。
• RS-232C 出力の Error_90 は、RS コマンドで公差設定エラーが発生したときに出力されます。
• パラメータ設定やプリセット値・公差設定時にエラーが発生した場合、計数状態に戻ってからエラーを表示します。ただし外部出力には、すぐに出力します。

6.2.2

エラー解除方法

エラーの解除方法は、原因によって異なりますが、主に以下の 3 つの方法があります。
y 自動解除y［SEL］／［CE］を押す
y 外部から HOLD 信号を入力

Tips
エラー表示の詳細は、「6.2.1 エラーコード一覧」（48 ページ）49

No. 99MBC109B

6 トラブルシューティング
MEMO

50

No. 99MBC109B

7 仕様

7

仕様

7.1

基本仕様

コード No.
符号
表示軸数
表示
最小表示量

最大入力周
波数
電源電圧
消費電力

542-075
EH-101P
1軸

542-071
EH-102P

542-073
EH-102Z

542-074
EH-102S

542-072
EH-102D

2軸
負（-）記号および数字 8 桁（緑色 LED）
0.01/0.005/0.001/0.0005/0.0001 mm
ゲージによ（パラメータによる選択）
る自動設定
0.01/0.001µm
2.5 MHz（2 相方形波）
1 MHz（2 相正弦波）
付属 AC アダプタまたは DC+12 V 〜 24 V
最大 8.4 W（最大 700 mA） 市販電源は 1 台につき 1 A 以上の電源を確保してください。
0 C 〜 40 C（20 %RH 〜 80 %RH、非結露）

使用温度（湿度）範囲保存温度-10 C 〜 50 C（20 %RH 〜 80 %RH、非結露）（湿度）範囲外観寸法
144(W) × 72(H) × 156.7(D) mm
質量
約 760 g
約 800 g
約 800 g
約 900 g
約 800 g
CE マー
EMC 指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
キング／
UKCA マーEmission limit：Class B
キング
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：EN IEC 63000
機能ゼロセット、プリセット、測定モード切り替え（最大値、最小値、振れ値）、
公差判定出力（3 段階／ 5 段階切り替え可能）、定数倍表示機能
軸間演算（和・差）
インター
RS-232C ／ USB ／デジマチック／ I/O
フェイス

51

No. 99MBC109B

7 仕様

7.2

外観寸法図（全機種共通）
144

156.7
148.2

(3.1)

72

68

138

137
11.2

7.3

単位：mm

オプション

パーツ No.
02ADB440
02ADD95093693796501402NGB070
02NGB071

品名I/O 出力コネクタ（カバー付き）
RS リンク接続ケーブル（0.5 m）
RS リンク接続ケーブル（1 m）
RS リンク接続ケーブル（2 m）
SENSORPAK/J（PC 取り込みソフトウェア）
SENSORPAK/J（PC 取り込みソフトウェア）I/O ケーブル付き

52

No. 99MBC109B

営業・サービスの窓口
2023 年 3 月現在
仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

仙台市若林区卸町東 1-7-30（※）

〒 984-0002

電話：(024) 931-4331

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

水戸市元吉田町 260-3〒 310-0836

電話：(029) 303-5371

ファクス：(029) 303-5372

新潟営業所

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎営業所

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

川崎市高津区坂戸 1-20-1（※）

〒 213-8533

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所

さいたま営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

電話：(03) 3452-0481

ファクス：(044) 813-1610

厚木市中町 2-6-10 東武太朋ビル 2F〒 243-0018

電話：(046) 259-6400

ファクス：(046) 259-6404

富士駐在所

電話：(0545) 55-1677

諏訪営業所

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

上田駐在所

電話：(0268) 26-4531

浜松営業所

浜松市東区和田町 587-1

安城営業所

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町 5-19-5
名古屋営業所〒 435-0016

電話：(053) 464-1451〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921※営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

App-1

金沢営業所
大阪営業所
神戸営業所
京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
センシング営業課
地震機器課

金沢市桜田町 1-26

ドマーニ桜田〒 920-0057

電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

神戸市西区丸塚 1-25-15〒 651-2143

電話：(078) 924-4560

ファクス：(078) 924-4562

草津市大路 2-13-27〒 525-0032

辻第 3 ビル 1F

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(0570) 073214

ファクス：(044) 813-1691

y 受付時間：弊社営業日 8:30 〜 12:00 13:00 〜 17:15（16:45*） * 月末最終営業日
y お願い： 測定機器商品（形状測定機、硬さ試験機、座標計測機器、画像測定機、光学機器ほか）に関するお問い合わせの場合は、該当商品のコード番号、シリアル番号をお手元にご用意ください。

App-2

改訂履歴
発行年月日

版数

改訂内容

2017 年 7 月 1 日

第2版

全面改訂し発行

2019 年 2 月 1 日

第3版

仕様の変更
表記・表現の変更
欧州整合規格変更に伴う対応ほか

2020 年 12 月 1 日

第4版

2021 年 8 月 1 日

第5版

2024 年 1 月 1 日

第6版

UKCA（UK Conformity Assessed）
マーキングの適用による追加および変更
欧州整合規格変更に伴う対応ほか

No. 99MBC109B

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : https://www.mitutoyo.co.jp
Printed in Japan

No. 99MBC109B