岡山の太陽観測
牧田

貢 元京都大学教授

太陽クーデ（クーデ型太陽望遠鏡）は英国ケンブ

太陽クーデは36インチと共に74インチとワンセットリッジの望遠鏡をモデルとして設計された。異なるで最初から建設場所まで決められていたようであところは赤道儀で階下におろしてきた太陽光を北側る。建設前に山の斜面でなく74インチの尾根筋にとに送る点である。北側にすると望遠鏡のピアとぶついう提案が短期の実験観測に基づいてなされたが聞かるので、ケンブリッジは太陽光を西側（多分）にかれなかった。私は与えられた建設場所で８m（?）

振ったのであるが、我々はピアに60cm角の穴をあレンズを使って太陽直接像の撮影を急拵えの装置でけた。望遠鏡の傍に熱源となるような建物を避け、しばらく行ったが、三鷹よりましなもののこれはと全てを望遠鏡の北側-日陰側に集めるためである。

いう良い像は得られなかった。結像する光束が地上そのためのピア設計の議論があったのを憶えてい１mを走っていたので、もっと地上高く置かれる太る。折しもエレクトロニクスの進歩でウィルソン山陽クーデでは良い像が得られるだろうという希望的天文台等で成功している太陽像光電ガイド装置もガ見込みであった。

イド望遠鏡に取り付けられた。建設時に一時私は留1967年太陽クーデはできたものの、三鷹太陽グル守をしていてウィルソン山天文台の塔望遠鏡を見る

ープはロケット、気球、日食、乗鞍、等々忙しく、機会を得たのだが、その駆動ギアの粗さにはびっく

使用者は京都太陽グループと私が主だったように思りし、彼らには光電ガイド無しに長時間連続観測はう。多くの人が期待していた良いシーイングが得ら無理と納得したものである。あとは三鷹の塔望遠鏡れなかったので、飛騨ドームレス太陽望遠鏡ができの経験から鏡材に熱膨張率の小さい溶融水晶を使用てからは太陽クーデの仕事は偏光観測に限られた。

し（今は膨張率ゼロと称するものがある）、可視全シーイングを悪くするものとして望遠鏡のある2階域をとるエッシェル分光器、分光器スリット上のイから1階へ光束を下ろすクーデ穴のつくる上昇気流メージをHα或いは白色光でとる装置（証拠写真とが考えられるが、これを防ぐには高質な光学窓が必呼んでいた）が通常の分光器に迫加された。エッシ要である。少々の実験も試みたが望遠鏡の筒先よりェル分光器のカメラ鏡は望遠鏡主鏡（65cm）より上で既にシーイングが損なわれている感じもして特大きい１m、撮影は幅24cm長さ60mの航空フィルムに措置をしなかった。ムードン天支台の塔望遠鏡でを使うという壮大なものであったが、エッシェルのは頂上の光取り入れ口をガラス窓で塞ぎ、その直下散乱光が多く輝線の解析には耐えられるが吸収線のの筒周りを電熱器で温め上昇気流を押さえていた。

精密解析には難があった。今はエッシェルの性能も私が太陽クーデで見た粒状斑が浮き出してくるよう向上しているであろう。設計建設は末元、清水（実）、な良いシーイングは２回だけで、共に正午頃、継続

私、私の留守中は小平がニコンと行った。

時間は30分ほどであった。角度１秒の構造を調べる

1960年頃からであろうか太陽観測の世界に観測最適地を全地球上で探そうという動きが始まった。そには頻度が少な過ぎた。
太陽クーデは赤道儀型であるため、シーロスタッと呼んでいたもト型と異なり、光路中の鏡の反射角は観測中一定でに変わり、その方面の推進者キある、また、直接焦点を２mも短くできたので、ポーペンホイヤーも来日した。岡山の場合は夜間のシラリメーターを置いての偏光観測に都合よかった。

ーイングについては充分な調査が行われたが、昼間最初は、小平設計・西調整の三鷹から持参した西ポについては少なくとも組織的には行われなかった。

ラリメーターから始め、川上（肇）が黒点観測で使れまで我々がのがシンチレーション

シーイング

観測装置

119

いこなした改良ポラリメーター、最後に、西・浜フではスペクトル線と同時に連続光の偏光が測定さ名・私のマグネトグラフが続いた。マグネトグラフ

れ（偏光補償装置の使用等によって装置自体のつくはアイデアから完成まで10年の歳月を要したのである偏光は除かれている）、後者の偏光度が前者の偏るが、西専務の資金調達、浜名電気のエレクトロニ光精度を下回ることが確かめられている。

クス、牧田光学の解析が自画自賛である。偏光解析

マグネトグラフは磁場ベクトルを決められるといの主役である回転波長板の熱変質・内面反射によるう売りであるが、実際には、偏光度を磁場強度に換干渉縞・光学瞳にできたクーデ鏡影との干渉・算するという難間を抱えている。世界の観測者は等々、それぞれに原因の発見までとその後でこれ我々も含めて思い思いにこれを行っているのが現状と思うことばかりで、私には10年は長くで統一がない。ものすごく乱暴に言えば、この件になかった。この間、応用光電の伊藤さんから厚さ関してはへール以来進歩はない。昔風と今風の換算100ミクロンの波長板が使えると知らされた時は起結果の優劣をつけられない。大気の磁場構造と温度死回生の思いであった。到達した偏光測定精度は１や圧力構造をスペクトル線解析で簡単に分離できな秒の積分時間で10 の桁であり、未だに世界一だといためである。納得できる換算法を見つけられぬま自負している。しかし、これは光量との見合いであま私は不甲斐なく岡山を離れた。という訳で10年にって、連続光でなくスペクトル線の偏光ではポラリわたる折角の岡山マグネトグラフ高精度データもメーターの性能にも拘わらず精度が１桁落ちてしま華々しくは利用されていないように思う。ただマグう。磁場強度になおせば視線成分で１G、視線に直ネトグラフ開発の段階で広波長域偏光解析から黒点角成分で100Gの程度であって、これを上回るため構造を論じられたのが慰めである。

でダメか−4には100倍の光量、即ち、熱問題を解決した大太陽マグネトグラフ制作において一つ気になっている望遠鏡が必要になる。とにかく、岡山マグネトグラのは波長シフターである。観測は偏光と同時に大気図3−64 65cmクーデ型太陽望遠鏡ドーム

120

第３章

の視線速度も記録する。時として視線速度の空間分ないホトマルに比べて、多点二次元観測のできる布が著しく細かい日の続く時がある。これが大気にCCD検出器出現は観測時間の大幅短縮をもたらし細かい波が立つというのであれば面白いのである

た。そしてマグネトグラフは電気系の老朽化を控え、が、波長シフターの不安定な日という解も可能であ

時代遅れの制御・処理計算機と共に、新しい世代へり、確かめてから或いは波長シフターの作り直し、と代わることになった。今は三鷹の磁場望遠鏡が先と患っている中に過ぎてしまった。制作段階では波端技術を背景に役割を継いでいる。

長シフターまで注意がまわらなかった。太陽クーデ

太陽クーデは設計・制作・運用から運用終了までも30才ともなるとまず電気系統からトラブルが出始の間、岡山天体物埋観測所の人々をはじめ多くのめ、主光学系でなくガイド望遠鏡を使う光電ガイド方々に支えられてきた。御苦労様と心から感謝したの欠点も気になりだした。一方、一点観測しかできい。

「天文台日記」より
８月23日

石 田 五 郎 著（筑摩書房）

晴れ

10時ごろ、二階のベッド・ルームのほうで大声がするので、とんでいくと、坂田さんが寝巻き姿で廊下に立ち、「ベッドにムカデがいた」という。「ぼくはヘビは平気だが、ムカデやゲジゲジは苦手です」と苦笑いしている。用務員の川田君をよんで、急いでベッドを移動すると、ちょうどその真下に、赤く色つやのよい20センチほどの大きいやつがいる。あわてて歩き出すが、よくみがいたロンリウムのゆかに足をすべらして、ヨチヨチ歩きであるのがおかしい。急いで頭をふみつける。ムカデは驚くと口でかみつく。かまれたあとは、人によっては熱が出るほどはれ上がることもある。だから素肌にはいあがってきたら、ぶじに通り過ぎるまで動かずにがまんしているのがいちばんよいという。「ムカデは夫婦仲がよく、オスが死ぬと未亡人がかならず同じ道をたどって捜しにくる」というと、あの果敢な坂田さんが、「ああ、たまらない。きょう一日部屋を変えてください」という。川田君にとなりの部屋をよく点検させて、坂田さんは「やどがえ」をする。秋口になると、毎年、一、二匹の大ムカデが現われる。動物好きの田辺君などは、青大将（ネズミトリ）をみると、つかんで首に巻いたり、ムカデは首をちぎって腕にはわせてよろこんだりしている。ひとさまざまである。
（注）2000年のつぶやき
40年も住んでいて一度もかまれないのにたった４年ぐらいいて４回もかまれたと騒いでいる職員もいる。さまざまである。

観測装置

121