No.99MAB033J2

ユーザーズマニュアル

デジマチックマイクロメータヘッド
MHD-MBja

1． 各部の名称④③⑥⑤

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

警告

死亡や重度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

1• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液が漏れて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、もし目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

軽度の障害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

注記①②⑤ データ出力コネクター⑥ スピーダ⑦ シンブル⑧ 表示部

4■表示部（LCD）⑭ ⑮⑯<1s=>2s⑰
5 PRESET⑬Tips• 電池をセットし直 すとPRESET 値（原点）位置 が 消去されます。 原点を再設定してください（「4． 原点の設定」を参照）。
• エラー表示やカウントしないなどの異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

⑫3． 使用上のご注意⑪
キー操作のアイコンについて［ON］キー⑨［ZERO/ABS］キー、⑩［＋ / −］キー⑪［PRESET］キー⑫ 符号表示⑬ 逆カウント表示⑩■測定の注意⑨⑭ 電源電圧警告表示⑮ INC表示⑯ プリセット表示⑰ 単位表示• スピンドルの基線は測定範囲を表しています。測定範囲の限界付近では、十分注意しながら基線を超えないようゆっくりとシンブルを回してください。
50.8 mm

目次
1． 各部の名称 ............................................................................................................. 1ページ
2． 電池のセット .......................................................................................................... 1ページ
3． 使用上のご注意 ..................................................................................................... 1ページ
4． 原点の設定 ............................................................................................................. 2ページ
5． 測定方法 ................................................................................................................ 2ページ
6． 取り付け ................................................................................................................. 2ページ
7． 表示部の角度調整 ................................................................................................. 2ページ
8． 各キーの機能 ......................................................................................................... 3ページ
9． エラーと対策 .......................................................................................................... 3ページ
10． 仕様 ........................................................................................................................ 3ページ
11． 出力機能 ................................................................................................................ 3ページ
12． オプション .............................................................................................................. 3ページ
13． 引き取り修理について（有償）................................................................................ 3ページ

1SR44 x 2⑦⑧

① スピンドル② ステム③ 電池蓋④ コネクターキャップ

3

物的損害を招く可能性のあるリスクを示します。

• 分解、改造をしないでください。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管、水や油が直接かかるような使用は避けてください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• お手入れの際は、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用ください。有機溶剤（シンナーなど）を使用すると変形や故障の原因となります。
• スピンドルは抜けない構造になっているため、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、ミクロール（パーツ No. 207000）を少量塗布してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。
• 本商品を 3 か月以上ご使用にならない場合には、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。

=お買い上げ時、本商品には電池がセットされていません。以下により電池をセットしてください。
1 付属のプラスドライバー（No.05CAA952）で電池蓋の取付けねじ（No.04GAB130）をゆるめ、電池蓋を取り外す
2 電池交換の場合は、古い電池を取り出す
3 電池（SR44）のプラス側を上にしてセットする
4 電池蓋を乗せ、端部を指で押さえながら蓋と本体にすき間ができないようにして、ねじで締め付ける》 「- - - - - -」表示が点滅
5 ［PRESET］キーを押す》 計数表示となり、カウントを開始する

基線

2． 電池のセット

基線Tips• 電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池 パーツNo.938882）をご使用ください。
• 計数表示になるまでの間、シンブルを回さないでください。電装部の初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。万が一、シンブルを動かしてしまった場合は、再度、電池をセットし直してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 電池などの消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。
• 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。

• 磁力を持った測定ワークを測定するときは注意してください。本商品は磁気を帯びると、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

■使用後の注意• 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
• 本商品を３か月以上ご使用にならない場合には、ミクロール（パーツ No. 207000）でスピンドルを防錆処理して電池を取り外して保管してください。
• ミクロールがお手元になく、やむなく市販品をご使用される場合、ISO VG10 程度の粘度の低い防錆油を推奨します。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan

4． 原点の設定
任意のプリセット値を設定（原点の登録）してから原点の設定をします。
原点の設定は測定時と同じ姿勢、条件で下記の手順で行ってください。

2）原点の設定
1 スピンドルの測定面のごみやほこりを取り除く
2 シンブルを回し原点とする位置までスピンドルを送る（「3． 使用上のご注意」の「■測定の注意」参照）

3 ［PRESET］キーを短く押す》 「P1」が点滅し、登録済みのプリセット値（未登録の場合はゼロ）が表示される

Tips

プリセット値を変更する場合は、「1）原点の登録」の手順 2 〜 9 を参照してください。

1）原点の登録

原点を本商品に登録（プリセット）します。
＜例＞P1に50.000 mmを登録する場合
1 ［PRESET］キーを短く押す》 以前登録された数値が表示され、「P1」が点滅する

4 ［PRESET］キーを短く押す》 「P1」が消え、原点の設定が完了

1PRESET

Tips

電池入れ替え直後はゼロが表示されます。

2 ［PRESET］キーを長く押す2》 符号が点滅する

PRESET

3 ［PRESET］キーを長く押す

3》 左側の数字が点滅する

PRESET

Tips5 ［PRESET］キーを長く押す

6 ［PRESET］キーを“5” が表示されるまで短く押す

7 ［PRESET］キーを長く押す》 次の桁の数字が点滅する
6 、7 の手順を繰り返し、それぞれの桁に“0”を表示させる

8 ［PRESET］キーを「P1」が点滅するまで長く押す

9 ［PRESET］キーを短く押す467• 本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、シンブルを回すか、［ZERO/ABS（ON）］キーを押してください。
• 測定中に誤って［PRESET］キーを押してしまった場合は、［ZERO/ABS（ON）］キーを押すと元の状態に戻ります。それでも復帰しない場合は、もう一度「4． 原点の設定」を行ってください。

330°

5． 測定方法
表示部を引き抜いたり、押し込む方向に力を加えないでください。故障の原因となります。

原点設定と同じ姿勢、条件でゆっくりと測定面を軽く測定ワークに接触させ、表示値を読み取る（「3． 使用上のご注意」の「■測定の注意」参照）

PRESET

取付金具に取り付けて使用する場合は、取付金具はステム円周上に均一に力を加えてください。

PRESETPRESETPRESET

セットねじで 固定 する等 の 部分的 に力 が加わる方法は避けてください。スピンドルの作動が悪くなることがあります。

89》 「P1」が消え、登録が完了

A

測定機器や精密機械に取り付けて、測定・送り・位置決めなどに使用できます。

5》 次の桁の数字が点滅する

B

6． 取り付け［PRESET］キーを短く押すたびに「0 → 1 → 2・・・→ 9 → 0」の順で切り替わります。

4 ［PRESET］キーを“0” が表示されるまで短く押す

表示部は、通常位置からストッパーのあたるまでの右方向（時計回り）に330°を超えて回転させないでください（A の矢印で示した部分）。また、通常位置より、左方向（反時計回り）にも回さないでください（B の矢印で示した部分）。故障の原因となります。

Tips• 測定前には必ず原点の確認、設定を行ってください。
• 勢いをつけずに、ゆっくりとスピンドル測定面を測定ワークに接触させてください。
勢いをつけると測定ワークが変形し、測定結果に影響を及ぼす場合があります。

Tips「＋」「/ −」を切り替える場合は、［PRESET］キーを短く押します。

7． 表示部の角度調整
外枠を回すと表示部は回転します。商品を取り付けた後は、読みやすい角度に調整してください。
表示部は、右方向（時計回り）に330°まで回転します。

PRESETPRESET

Tips• 原点 の 登録 を 中止した い 場合 は、［ZERO/ABS（ON）］キーを押すと元の表示値に戻ります。
• 登録中はシンブルを回転させても、表示は変わりません。

キー操作のアイコンについて=2<1s=>2s株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan

8． 各キーの機能

9． エラーと対策■［ZERO/ABS（ON）］キー
1 ［ZERO/ABS（ON）］キーを短く押す

1》 「INC」が 表示され、 表示 が ゼロセットされる
2 ［ZERO/ABS（ON）］キ ーを 長押し（2秒以上）する》 「INC」表示が消え、原点（測定面）からの長さを表示する

2ZERO/ABS
ON

Tips

エラー表示

原因と対策

電源電圧低下ZERO/ABSON

電池の電圧が低下しています。すぐに電池を交換してください。

計数エラー

Tips

■［＋/ −］キー［＋ /−］キーを押す
1 NORMALモード時に、電装部の初期設定に失敗した場合やセンサ信号の異常などによる計数エラーが発生しています。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

■出力データフォーマット

表示オーバーフロー

REVERSEモード
プラスカウント
10． 仕様最大許容誤差 J MPE*1：±3 μm
0ステム径：ø18 –0.02
ステム形状：ストレート
最小読取値：0.001 mm
表示部：LCD表示（6桁およびマイナス符号）
電源：ボタン型酸化銀電池（SR44 No.938882）2個
電池寿命：約1.8 年
温度範囲：5 °C〜40 °C（使用温度）、–10 °C〜60 °C（保存温度）
標準付属品：プラスドライバー（No.05CAA952）
CE マーキング／UKCA マーキング：EMC指令／電磁両立性規制：EN 61326-1
Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
Emission limit：Class B
RoHS指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：
EN IEC 63000*1：全測定面接触による指示値の最大許容誤差 J MPE（20 °C）■表示値の外部出力
34

キー操作のアイコンについて=本商品と外部機器を接続ケーブル（オプション）で接続すると、表示値を外部出力できます。

■接続ケーブルの取り付け方
1 コネクターキャップを取り外す
2 接続ケーブルのプラグを取り付ける（3）+:0（0000）–:8（0001）

LSD（4）（1）出力順（2）すべて「F」
3（1100） （3）符号4（0010）（4）測定値5（1010）（5）小数点（6）（6）単位mm:0（0000）
in:1（1000）■タイミングチャート
0 ms ≦ T1 ≦ 200 ms
0.1 ms ≦ T2 ≦2 ms
0.1 ms ≦ T3 ≦2 ms
0.1 ms ≦ T4 ≦2 ms
0 ms ≦ T5 ≦ 130 ms
T6 ≦ 85 ms*1：DATAsw はデータ出力キーが押されている間は、LOW になります。
*2： DATAsw が LOWレベルになりREQ が入力されるまでの時間 T6 は、データ処理装置の性能で決まります。

12． オプション

11． 出力機能

3MSD（2）（1111）

2（5）（1）

表示値が± 999.999 を超えています。シンブルを逆方向に回してください。再び正しく計数し始めます。

1<1s2

計数エラー

》 「▼」が表示される（REVERSEモードに設定される）
2 スピンドルが前進する方向にシンブルを回す》 表示値がプラスカウントする［＋/−］キーを押す
3 REVERSEモード時に、》 「▼」の表示が消える（NORMALモードに設定される）
4 スピンドルが前進する方向にシンブルを回す》 表示値がマイナスカウントする
表示値のカウント方向は、［＋/−］キーを押すたびに交互に切り替わる

NORMALモード
マイナスカウント

1

オーバースピードやノイズなどによる計数エラーが発生しています。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。
［ZERO/ABS（ON）］キーを押すと、再表示できます。

=

ノイズの強い場所でのご使用は、誤作動（チラツキやエラー）が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

• 接続ケーブル：No.959149（1 m）• 接続ケーブル：No.959150（2 m）
上記以外のオプションは、弊社総合カタログをご覧ください。

13． 引き取り修理について（有償）
以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。お求めの販売店、または弊社営業の窓口へご連絡ください。
• スピンドルの作動が悪い
スピンドルにキズが入ると、スピンドル後退時にキズの部分が干渉し、作動が悪くなります。
スピンドルに錆が発生している場合も作動が悪くなります。
• 実測値が安定しない
衝撃により測定面にバリや傷がつくと、測定再現性に影響を与える可能性があります。
• カウント数値の異常・作動が悪い
本商品のシンブルを後退させ過ぎると内部のセンサが破損し、カウントの異常や作動が悪くなる原因になります。

>2s株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

2021 年12月1日 発行
Printed in Japan