ShellPa
培養細胞伸展システム シェルパ

Mechanical Cell Stretch System
スタンダードモデル「NNMS００２」

取 扱 説 明 書
第2版

■ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■お読みになった後は取り出しやすいところに保管し、必要なときにご利用ください。
■本システムは、医療機器ではありません。

株式会社メニコン ライフサイエンス部
愛知県名古屋市西区市場木町３９０番地
ミユキビジネスパーク四号館
www.menicon-lifescience.com
SLP-MNM-18122602

目
目

次

次･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････1

1． 安全上の注意･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････2
2． はじめに････････････････････････････････････････････････････････････････････････････3
3． 各部の名称と説明･･･････････････････････････････････････････････････････････････････4
3-1 同梱品の確認
43-2 装置の説明
5
4． システムのセットアップ･･･････････････････････････････････････････････････････････････7
4-1 本体とコントローラーの接続
74-2 コントローラーとコンプレッサーの接続
84-3 コントローラーへのサイレンサー付エアーチューブの接続
94-4 電源の接続
94-5 コンプレッサーのセットアップ
9
4-6 インキュベーターへの設置
12
4-7 コントローラーの使い方
13
4-8 チャンバーホルダーの使い方
16
5． 使用方法･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････20
5-1 初期動作の確認
20
5-2 培養細胞伸展実験例
20
6． 保守点検・お手入れの方法･･････････････････････････････････････････････････････････26
7． 困ったときは･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････３1
8． 製品仕様･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････３1
改定履歴

-1-

１．安全上の注意
この取扱説明書には本製品を安全に正しくお使いいただき、安全な状態に保ち、使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。本製品を使用する前に注意事項
をよく理解してから本文をお読みください。

危険レベル
取扱説明書の注意事項には、重要度に応じて以下の表記がされています。

危険操作や取扱を誤ると、使用者が死亡または重傷につながる危険性が極めて高いことを意味します。

警告

操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷につながる危険性があることを意味します。

注意

操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う場合、または機器を損傷する可能性があることを意味します。

注記

製品性能および操作上でのアドバイスを意味します。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険
本製品は、使用方法を間違えると人身事故や機器の故障につながる可能性があります。また、
この取扱説明書の記載以外の方法で使用した場合は、本製品が備えている安全確保のための機能が損なわれる可能性があります。取扱説明書を熟読し、十分に内容を理解してから操作してください。万一事故があっても、当該製品が原因である場合以外は責任を負いかねます。

ご使用にあたっての注意
本製品を安全にご使用いただくために、また機能を十二分にご活用いただくために、下記の注意事項をお守りください。
設置時の注意
使用温度、湿度範囲
コントローラー：温度１０〜３０℃ 湿度８０％以下、結露なきこと
本体：温度１０〜４０℃

-2-

警告
本製品は空気圧機器です。安全のため、以下の事項については特に注意をしてください。
■圧縮空気以外は使用しないでください。
■本製品を使用しないときは必ずコンプレッサーの電源を切り、残圧を排除してください。
特に、本製品の移動やメンテナンスの際には残圧がないことを確認してから作業を行なってください。
■空気圧は決められた圧力でご使用ください。必要以上に空気圧を上げると、機器の故障の原因になります。コンプレッサーから供給される圧縮空気の圧力管理は日常的に実施してください。
■本製品の取扱説明書（本書）と共に、コンプレッサーの取扱説明書を必ずお読みください。
■アルコール類、シンナー等の引火性液体の近くには設置しないでください。
■濡れた手で給電用アダプターを抜き差ししないでください。
■給電用アダプターを結んだり、束ねたりしないでください。
■本製品の近くでは可燃性のスプレーを使用しないでください。
■清掃の際は電源を切り、給電用アダプターを抜いてください。
■異常音、発煙、発熱、異臭があったり、電源を入れても機器が動かない等の異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、給電用アダプターをコンセントから抜いてください。そして、お買い求めの販売店または担当サービスに連絡してください。
■本製品を落としたり、ぶつけたりして、強いショックを与えないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちに電源を切り、給電用アダプターをコンセントから抜いてください。
そして、お買い求めの販売店または担当サービスに連絡してください。
■本製品をご自分で分解、改造、修理をしないでください。思わぬ怪我をする恐れがあります。

注意■ぐらついた台の上や傾いたところ等の不安定な場所や、振動の多い場所には設置しないでください。落ちたり倒れたりして、怪我の原因になることがあります。
■湿気やホコリの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になるいことがあります。
■本製品の上には物を載せないでください。置いたものが倒れたり、落下して、怪我の原因になることがあります。
■長時間ご使用にならないときは、安全のため、必ず給電用アダプターをコンセントから抜いてください。

２．はじめに
この度は ShellPa 培養細胞伸展システム シェルパ スタンダードモデル「NNMS００２」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本システムは、生体内の動的環境を再現することを目的として、コンプレッサーを用いた空気圧を駆動源とし、ストレッチチャンバーを周期的に伸展させることで、細胞にメカニカルストレスを加えながら細胞を培養するものです。従来の静置培養では得られなかった細胞の変化、応答を確認することができます。また、簡単な操作で伸-3-展周期や伸展率（伸展パターン）をコントロールでき、細胞応答の比較、分化・増殖などの目的
ごとのパターンの最適化によって、生体内における細胞の挙動や組織再生、疾患のメカニズムなどの理解が深まることが期待されます。
電源を入れる前に、本説明書をお読みになってからご使用ください。また、末永くご愛用いただ
くために、この説明書は必ず大切に保管していただきますようお願いいたします。

３．各部の名称と説明
３－１ 同梱品の確認
下記のものが同梱されていることを確認してください。
万一、同梱品に不足しているものや破損しているものがございましたら、お手数ですが販売店または担当サービスまでご連絡ください。

本体（チャンバーホルダーを含む）

コントローラーエアーチューブ（赤・青）各１本 ３m＜本体とコントローラー間の接続用＞
エアーチューブ（黒） 1 本 ５m
＜コンプレッサーとコントローラー間の接続用＞
エアーチューブ（白） 1 本 ３m ＜サイレンサー付排気用 コントローラーへ接続＞
エアーコック １個

給電用アダプター （ModelUS301210）
サイレンサー-4-AC100-240V 50/60Hz 0.3A OP：DC12V

角シャーレ ５個セット（初回のみ 、以後別売）

ストレッチチャンバー（標準品）SC４Dｅa ６個×２袋 （初回のみ 、以後別売）■なお、本製品は未滅菌状態にて出荷しております。お手数ですが、ご使用前に滅菌処理をしてからご使用ください(６個入りの本包装のまま滅菌が可能です)。

３－２ 装置の説明
本体

H９３×W２７０×D２１０㎜
ストレッチチャンバーを６個設置した写真です。

滅菌１号角シャーレの蓋部を用いてストレッチチャンバーの蓋として使用します。
オフセットツマミ
本体に設置された状態では、右に締まった状態になっています。本体からの脱着の際は、締まった状
態でお使いください。
チャンバーホルダー
ご購入時には本体にセットされた状態になっています。

伸展率調整ツマミ
蓋開閉ボタン-5-コントローラー

H７０×W１２０×D１８０ ㎜
液晶画面

Push SW ／Rotary SW
Push SW と Rotary SW で、伸展周期（１/min〜120/min）、さらには任意で連続伸展培養時間－静止培養時間およびその運転
サイクル数を設定します。

Rotary SW
Push SW

給電用アダプター接続コネクター

空圧配管ポート 黒
コンプレッサーとの接続ポート
空圧配管ポート 青 赤
本体と接続ポート
電源スイッチ

空圧配管ポート 白
サイレンサー付き排気用ポート

コントローラー背面

コンプレッサー （推奨品 Jun-Air ３－４MC）
二次弁バルブの圧力ゲージ

コンプレッサースイッチ

二次弁バルブ一次弁バルブ一次弁バルブの圧力ゲージ

BMF ユニット
インテグレータ/ミストフィルター（５μ、1μ）

単相 100V 0.15Kw タンク４L
作動圧力 0.5MPa（5bar）
復帰圧力 0.7MPa（7bar）

-6-

付属品
ストレッチチャンバー（標準品）SC４Dｅa（PDMS 製）＜SC４Dｅa の特徴＞
■ストレッチチャンバーSC４Dｅa の材質はＰＤＭＳ「Poly（dimethylsiloxane）」を主成分としたシ
リコーンエラストマーです。その材料特性として、寸法安定性の高いゴム弾性を有し、伸展を繰り返しても破損もなく、高い形状維持性を有します。
培養面厚み SC４Dｅa 400μm■単回使用品（ディスポーザブル）です。
■なお、本製品は未滅菌状態にて出荷しております。お手数ですが、ご使用前に滅菌処理をしてからご使用ください(６個入りの包装のまま滅菌が可能です)。

角シャーレ W230×D80mm×H14.5mm■ストレッチチャンバーの初期培養保管ケースとして、また、当該蓋部をチャンバーホルダーの蓋として、培養伸展実験後のストレッチチャンバーの保管ケースとしてご使用ください。

４．システムのセットアップ
４－１ 本体とコントローラーの接続
赤と青のエアーチューブを図のように空圧配管ポート端子の色表示に合わせて押し込むようにして差込みます。

-7-

本体背面

-8-

■エアーチューブの取り付け

そのまま押し込むように差し込んでください。

４－２ コントローラーとコンプレッサーの接続
BMF ユニット

空圧配管ポート（黒）BMF ユニット吐出口

エアーコック

エアーコックの取り付け

エアーチューブ（黒）をコンプレッサー吐出口（BMF ユニット吐出口）とコントローラーの空圧配管ポート（黒）間へエアーコックを介して接続します。

コントローラーの空圧配管ポート（黒）圧縮空気の流れる方向

警告
本製品は空気圧機器です。
接続方法を間違えると機器の故障の原因になります。また、接続が確実でないと空気漏れによる動作のトラブルの原因になりますので、圧縮空気を供給する前に接続が正しく行われていることを確認してください。コンプレッサーの操作方法についても同様に確認をしてください。

-9-

４－３ コントローラーへのサイレンサー付きエアーチューブ（白）の接続

サイレンサー付きエアチューブ（白）を取り付ける。

４－４ 電源の接続①給電用アダプターをコンセントへ差し込みます。

②給電用アダプター接続コネクターへ給電用アダプター端子を接続します。

４－５ コンプレッサーのセットアップ
推奨品 Jun-Air3-4MC のセットアップについて説明します。
（１）はじめに吸引口には搬送用キャップがついた状態で収納されていますので、搬送用キャップ（赤）及び内キャップ（黒）を外し、インテークフィルターを取り付ける。

- 10 -

搬送用キャップ（赤）

搬送用内キャップ（黒）インテークフィルター①搬送用キャップ及び内キャップを外す。

②インテークフィルターを取り付ける。

（２）コンプレッサー（推奨品 Jun-Air3-4MC）の圧力調整方法①電源プラグをコンセントへ接続します。

- 11 -

②一次弁バルブを左へ回して開放状態にします。

③コンプレッサーのスイッチをⅠ（通電状態 ON）にします。

④一次弁バルブの圧力ゲージの数値が上がってくることを確認します。

⑤コンプレッサーの二次弁バルブを引き上げて、左右へ回して圧力を設定します。
Jun-Air３－４MC では、一次弁バル
ブの圧力ゲージの圧力が０．７MPa（７bar）になるとコンプレッサーは一旦停止し、圧縮空気を消費し、０．５
MPa（５bar）以下になると、自動的に再稼働する設定となっています。
これを作動圧力０．５MPa（５bar）、
復帰圧力０．７MPa（７bar）と言います。
- 12 -

使用する圧縮空気の空気圧は、
０．３〜０．４MPa （３〜４bar） で設定
してください。圧力調節後は、二次弁バルブを上から押し込むことで設定を固定します。

注記 【コンプレッサーの調整について】■空気圧力は２次弁バルブにて０．３〜０．４MPa（３〜４bar）に調整して使用してください。
■０．５MPa（５bar）以上の圧縮空気は、本体およびコントローラーに悪影響を及ぼす可能性がありますのでお控えください。
■伸展回数（１Hz 超）での長時間連続運転する場合は、空気圧力を低め（０．３MPa（３bar））に設定して使用いただけるとコンプレッサーへの負荷を少なく故障リスクも少なくなります。

４－６ インキュベーターへの設置①インキュベーター内の内扉にエアーチューブを挟み込む。

②次いで、インキュベーターの外扉を締める。

- 13 -

４－７ コントローラーの使い方①コントローラーの電源をコンセントに差し込み、電源スイッチを ON にして初期画面を立ち上げます。

②Push SW と Rotary SW にて伸展条件（伸展周波数、連続伸展時間、伸展停止時間、その繰り返し数）を設定します。

液晶画面
LCD

◆ Frequency

060

Count/min--------------------------------------------------------Pass
Total
day

00
00 hour 00 min 00 sec---------------------------------------------------------

Push SW

Rotary SW

StretchTime : ------ min
Stop Time :
NS
min
Count
: ------ no .
RESET
START

[時計回転]

STOP

上に◆をｽｸﾛｰﾙ 又はパラメータ値ｱｯﾌﾟ

Push SW
Rotary SW[押す] ◆項目を選択[反時計回転] 下に◆をｽｸﾛｰﾙ 又はパラメータ値ﾀﾞｳﾝ

Frequency

伸展稼動

060

Count/min-------------------------------------------------------Pass
day
Total
hour
min
sec
--------------------------------------------------------

00

00

00
00

StretchTime : ------ min
Stop Time : NS min
Count: ------ no .
RESET
RUN

◆

RUN

START
Push SW

Rotary SW① ◆を START 位置にあわせる② Push SW 押す- 14 -

伸展停止

Frequency

060

Count/min-------------------------------------------------------Passday

01
01 hour 10 min 58 sec-------------------------------------------------------StretchTime : ----- min
Stop Time :NS minCount: ------ no .
RESET
START

STOP

※ 計測時間リセットしない場合① Push SW 押す ⇒ STOP
② 再度 Push SW 押すと START ⇒ 計測時間はリセットされません（一時停止－再スタート、連続時間を表示）※ 計測時間リセットする場合① Push SW 押す ⇒ STOP
② ◆を表示させ START の位置に
③ Push SW 押すと START ⇒ 計測時間はリセットされます(再スタートからの時間を表示)

パラメータ
リセット

Frequency

060

Count/min-------------------------------------------------------Passday

01
01 hour 10 min 58 sec--------------------------------------------------------

StretchTime: ------ min
Stop Time :NS minCount: ------ no .
◆ RESET
RESET
START
START

① ◆を RESET 位置にあわせる② Push SW 押す- 15 -

STOP

パラメータ設定(Frequency、StretchTime、StopTime、Count)◆

Frequency

118

Count/min-------------------------------------------------------Passday

01
01 hour 10 min 58 sec-------------------------------------------------------StretchTime :010 min
Stop Time : 0010 min
Count:
001 no .
RESET
START

STOP

① ◆ 項目(Frequency) の位置に(StretchTime、StopTime、Count の設定時も同様)② Push SW 押すとパラメータが白抜き文字に③ Rotary SW でパラメータ変更 時計回転で UP、反時計回転で DOWN
④ Push SW 押すとパラメータが黒文字にもどる※StopTime NS(Non-Stop)時は StretchTime と Count は選択不可----- 表示

計測時間の Pass と Pass Total 表示の切替
Pass Total は電源を OFF にするまでリセットされない（電源 OFF しない場合 99day 00hour 00min 00sec にて強制停止、START 時 Pass、Pass Total RESET
される）
Pass は再 START 時リセットされる（制御停止時参照）
Pass Total 表示 (Stop 時)

Pass 表示Frequency

060 Count/min-------------------------------------------------------Pass Total
01 dayhour 12 min 23 sec
23-------------------------------------------------------StretchTime : ------ min
Stop Time :NS minCount: ------ no .
RESET◆ START

STOP

Frequency(Stop 時)060

Count/min-------------------------------------------------------Passday

01hour 10 min 58 sec
01-------------------------------------------------------StretchTime : ------ min

Stop Time :NS minCount: ------ no .
RESET◆ STARTSTOP① ◆を START 位置にあわせる② さらに反時計回転で Pass Total ⇒ Pass ⇒ Pass Total ⇒ Pass とトグル動作※ RUN 時は時計回転または反時計回転で Pass Total⇒ Pass とトグル動作 表示は≒3 秒で切替

⇒ Pass ⇒ Pass Total※ 設定したパラメータは稼動時に自動保存され、次回の電源投入時にその保存パラメータが読込まれ、立ち上がる。伸展培養条件を変更する場合は、前記パラメータ設定の手順により再設定をしてお使いください。
- 16 -

４－８ チャンバーホルダーの使い方【各部名称】【伸展率の設定】

伸展率調整ツマミで設定します。各数値は％表示です。

【滅菌１号角シャーレの蓋の取り付け方法】

滅菌シャーレはめ込みピン
滅菌シャーレはめ込みピンの間に滅菌シャーレの蓋をはめ込み、取り付ける。

- 17 -

【ストレッチチャンバーのチャンバーホルダーへの設置方法】

オフセットツマミを左に回して緩めた状態で、ストレッチチャンバーをストレッチチャンバーはめ込みピンに、差込みます。

ストレッチチャンバー６個が設定できま
したら忘れずにオフセットツマミを締めます。

【ストレッチチャンバーのチャンバーホルダーからの取り外し方】■同様に、オフセットツマミを緩めてストレッチチャンバーをチャンバーホルダーから外します。

注記■ストレッチチャンバーのチャンバーホルダーへの設置、取り外し作業は、チャンバーホルダーのオフセットツマミを緩めた状態で行なってください。

注記 【ストレッチチャンバーについて】■チャンバーホルダーには、最大６個まで取り付け可能です。
同一実験系においては、取り付けるチャンバー数を等しくすることで、伸展速度（立ち上がり速度）を均一にすることができます。基本的には、ストレッチチャンバーを６個取り付けてご使用ください。少ない場合、伸展速度（立ち上がり速度）がやや早くなります。

- 18 -

■通常のプラスチック培養ディッシュの場合とは細胞接着性が異なるため、予め細胞外基質でのコーティングテストをお願いします。
■細胞外基質のコーティングについては、各コーティング基材のプロトコールに従って行なってください。
■ストレッチチャンバーは未滅菌製品ですので、適切な滅菌処理をして使用してください。
■本製品の使用は１回限りです。再使用しないでください。

注記 【本体からのチャンバーホルダーの取り外しについて】■購入時には、下の写真のようにチャンバーホルダーは本体にセットされています。チャンバー
ホルダーの脱着は、空気圧を供給した状態で行なってください。適正な空気圧が供給されていない状態では脱着ができません。また、チャンバーホルダーのオフセットツマミが緩んだ状
態でも脱着できません。チャンバーホルダーのオフセットツマミが締まっていることを確認して行なってください。

【チャンバーホルダーの本体からの取り外し方】①接続したコンプレッサーの電源を入れ、本体に空気圧を供給します。
②本体の蓋を開け、チャンバーホルダーのオフセットツマミが締まっていることを確認します。
③チャンバーホルダーの四隅にある着脱レバー押しながら本体のチャンバーホルダーを持ち上げるようにして取り外します。

- 19 -

着脱レバー

本体 チャンバーホルダー支持部

チャンバーホルダー設置部

チャンバーホルダー支持部取付用穴に、チャンバーホルダー支持部がはまった状態【チャンバーホルダーを本体へ設置する方法】①接続したコンプレッサーの電源を入れ、本体に空気圧を供給します。
②本体の蓋を開け、チャンバーホルダーのオフセットツマミが締まっていることを確認します。
③チャンバーホルダーの四隅にある着脱レバー押しながら、本体のチャンバーホルダ
ー支持部とチャンバーホルダー支持部取付用穴を合わせて設置します。

チャンバーホルダー支持部取付用穴- 20 -

５．使用方法

注記■本システムをご使用になる前に消毒用エタノールを用いて、装置一式を洗浄消毒してください。

５－１ 初期動作の確認（１）本体、コントローラーおよびコンプレッサーの配線をします。
（２）エアーコックを閉じた状態でコンプレッサーとコントローラーの電源を入れ、所定の空気圧に調整します。
（３）コントローラーの Push SW および Rotary SW にて、伸展培養条件を設定して、START させてチャンバーホルダーが伸展動作をすることを確認します。

トラブルシューティング
ここで、万一動作しない場合や動きに異常が認められた場合は①各エアーチューブがきちんと接続されていますか？
②途中のエアーコックが開いた状態になっていますか？
③コンプレッサーの一次弁が開放状態になっていますか？
④コンプレッサーの圧力が一次ゲージ、二次ゲージ共に所定の値になっていますか？
⑤電源がきちんとコンセントおよび端子に入っていますか？
⑥当該コンセントには電気が届いていますか？
⑦チャンバーホルダーの伸展率調節ツマミが lock されていませんか？
上記のことを再確認の上、コントローラーの Push SW、Rotary SW で再度確認ください。
なお、異常がある場合は、お買い求めの販売店または担当サービスに連絡してください。

注記 【本体からの音の発生について】■チャンバーを取り付けない状態や伸展率の設定によってはチャンバーホルダー支持部の往復運動時（最長伸展時からの折り返し運動時）に衝突音が気になる場合がありますが、それは何ら故障ではありません。そのままお使いください。その他の異音が発生する場合には、お買い求めの販売店または担当サービスに連絡してください。

５－２ 培養細胞伸展実験例（１）ストレッチチャンバーへのフィブロネクチンのコーティング
例として、ストレッチチャンバーへのフィブロネクチンでのコーティング方法を以下に示します。
① フィブロネクチンを PBS で２〜２０μg/mL に希釈します。
② ストレッチチャンバーSC４Dｅを培養ディッシュ内に置き、チャンバーの底面が完全に覆われるようにフィブロネクチン希釈液を注ぎます。
③ その状態のまま、３７℃で３０分〜２時間、インキュベートします。
④ ディッシュをインキュベーターから取り出し、ストレッチチャンバー内のフィブロネクチン
希釈液をピペットで取り除きます。

- 21 -

（２）ストレッチチャンバーへ試験に用いる細胞を播種培養（数時間〜１日）
滅菌１号角シャーレもしくは培養ディッシュ内で、事前の準備（細胞外基質のコーティング、細胞の初期播種培養）を行なっていただき、細胞が接着していることを確認します。

実験開始準備が整った状態の写真（３）伸展運転①チャンバーホルダーの伸展率調整ツマミを実験される伸展率に合せます。

チャンバーホルダーの伸展率調整ツマミ
伸展率：20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 2％- 22 -

②オフセットツマミ（白色ネジ）を緩め、ストレッチチャンバーをチャンバーホルダーへ取り付けます。

オフセットツマミ

ストレッチチャンバーを６個、取り付けます。

③ストレッチチャンバー６個の取り付けが終わりましたらオフセットツマミを締めます。

- 23 -

④滅菌１号角シャーレの蓋を、滅菌シャーレはめ込みピンにはめ込んでストレッチチャン
バーに蓋をします。

⑤インキュベーター内に設置した本体に、チャンバーホルダーを設置します。

チャンバーホルダーの四隅にある着脱レバーを押しながら、本体のチャンバーホルダー
支持部にチャンバーホルダー支持部取付用穴を合わせて上から設置します。

⑥コントローラーの Push SW と Rotary SW で伸展条件を設定し、伸展を開始します。

伸展運動が開始することを確認の上、実験をスタートします。
伸展周期： １〜１２０回/１分間 （１/６０～２Ｈｚ）
タイマー機能を使用する場合：伸展時間 10 分－720 分（12 時間） (10 分ｽﾃｯﾌﾟ)：休止時間 10 分－1430 分（23 時間 50 分） (10 分ｽﾃｯﾌﾟ)：運転サイクル数１００回- 24 -

伸展運転時の写真です。

⑦伸展運転実験が終了しましたら、本体の蓋を開けて、ストレッチチャンバーをチャンバ
ーホルダーごと取り出します。

注記■本体からのチャンバーホルダーの着脱はオフセットツマミ（白色ネジ）を締めた状態（右に回して締めます）で行なってください。
■本体の蓋の閉まりが悪い場合は、蓋開閉ボタン（青色部分）を押しながら閉めてください。
■伸展操作をはじめる前は、チャンバーホルダーの装着が確実であることを確認してから、動作を開始してください。不完全な場合は少し上から押さえるようにはめ込んでください。

- 25 -

６．保守点検・お手入れの方法（１）本体
実験が終了しましたら、チャンバーホルダーおよび本体のチャンバーホルダー設置部を中心に消毒用エタノールで拭いてきれいな状態で保管してください。

（２）コンプレッサー
コンプレッサーは、空気を圧縮して使用している都合上、タンク内に空気中に含まれる水分が液状化して溜まります。実験毎に、試験終了時と開始前には、タンク内に溜まった水性液状物をドレインより除去排出してください。また、取り付けられたＢＭF ユニットの２つのフィルタ
ー内に溜まった液状物（水分）も除去して保管してください。

■ドレインからのタンク内の水抜きについて
お手入れの目安：使用条件等によっても異なりますが、連続使用で１週間毎。
基本的には実験の終了した時および実験を開始する前に行なってください。
①２７頁、「エアーチューブの取り外し」に従って、エアーチューブ（黒）をコントローラーから外します。

②エアーコックを下の写真のように開放してコンプレッサー内の圧縮空気を抜きます。

- 26 -

③手袋をしてドレインからの排出口に付いているチューブ先端を排出物を受ける容器内に注入してコンプレッサーのドレインバルブを開きます。

④タンク内の水分をより完全に抜くために、そのままの状態でコンプレッサーの電源を入れて、コンプレッサーの圧力でタンク底に溜まった水分／油分を完全に排出します。

⑤コンプレッサーの電源をオフにしてドレインバルブを締めて完了です。

- 27 -

■BMF ユニット（２つのフィルター）からの液抜きについて
お手入れの目安：実験の区切り毎に行なってください。

①手袋をして、黒色フィルターについては、多めの吸水紙でフィルター先端部を押し込むよ
うにしてフィルター内部に溜まった水分を排出してください。青色フィルターについては、
予め、排出物を受ける容器をフィルターの下部に置き、フィルターのネジを上から見て右方向（時計まわり）に回して緩め、中に溜まった水分を除去します。さらに、この状態でコンプレッサーの電源を入れると、圧縮空気により除去が促進され、その後ネジを締めて完了です。

注記 当該液状物（水／油分）が溜まったまま使用しますと、エアーチューブを介して本システム（コントローラーおよび本体）へ混入して、故障の原因になります。

- 28 -

■搬送時、または長期間使用しない時

インテークフィルター

搬送用キャップ

インテークフィルターを外し、内キャップ（黒）及び搬送用キャッ
プ（赤）を付けて搬送または保管ください。内キャップ（黒）をしな
いと、搬送用キャップが破損したりした場合に油漏れ、ゴミ異物が混入する場合があります。

注記■搬送時および長期使用しない時は内キャップ及び搬送用キャップをして搬送または保管してください。内キャップ（黒）をせずに搬送した場合に搬送用キャップが外れたり、破損した場合に、油漏れ、ゴミ異物が混入する場合があります。

- 29 -

■コンプレッサーのオイルの管理①使用する前にオイルゲージのオイル量を確認してください。
②オイル量が少なくなってきたら、所定のオイル（純正SJ-27）を下図の OIL 表示の注入口よりロート等を用いて適量注入してお使いください。

（３）本体、コントローラー、コンプレッサーからの各エアーチューブの着脱方法について■エアーチューブの取り付け

そのまま押し込むように差し込んでください。

■エアーチューブの取り外し①コンプレッサーとコントローラー間につないだエアーコックを閉じてください。

②常圧に戻した状態で下の写真のように空圧配管ポートの端子弁を押さえながら引き抜いてください。

- 30 -

７．困ったときは現象①電源が入らない。

考えられる原因●各電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？

②伸展動作しない。

●コンプレッサーからの圧縮空
気がコントローラー、本体へ供給されていますか？
●コンプレ 弁）およびエアーコ
ックは開いていますか？
●チャンバーホルダーの設定
が lock 状態になっていません
か？
●本体がコンプレッサーにつな
がれ、適正な空気圧が供給されていますか？

③チャンバーホルダーが外れない。
またはチャンバー
ホルダーを本体にセッティングできない。

対処法
電源プラグを正しくコンセントに入れてください。
解決できない場合→担当サービスへ連絡ください。
チャンバーホルダーの伸展率の設定を確認して、コンプレッサーの各バルブ（一次弁、二次弁）およびエアーコックを開き（エアーチューブと平行）、所定の空気圧が本体へ送られていることを確認ください。
解決できない場合→担当サービスへ連絡ください。
本体、コントローラー、コンプレッサ
ーを正確に接続して、適正な空気圧を供給してから行なってください。

８．製品仕様品名
品番
外寸法

ShellPa
NNMS ００２
本体
W２７０×D２１０×H９３（mm）
コントローラー W１２０×D１８０×H７０(mm)質量
本体 ２．４g コントローラー ０．５kg
消費電力
本体 ５５VA （最大）電源
AC１００〜２４０V ５０/６０Hz （OP DC１２V １A（最大））給電用アダプター MoｄｅｌUS301210
伸展率
２、４、５、６、８、１０、１２、１５、２０（％）
伸展周期
１〜１２０回／分 （1/60〜２Hz）
伸展波形
矩形波
駆動方法
コンプレッサーを用いた空気圧システム
取付チャンバー数 ６個
保証期間１年間
タイマー設定パラメータ（タイマー設定は任意）
項目
Min
Max
Step
Dｅfault
Stretch Time [min]
10
720
10
10
Stop Time [min]
10
1430
10
10
Count [no.]
1
100
1
1
Stop Condition
Relax
SLP-MNM-18122602- 31 -