SBench6 ビギナーズガイド_デジタイザ 前編
目次（目次は、前編、中編、後編の全てを記述しています）
前編
1.PC を立ち上げた時の画面
2.Spectrum Control Center を起動した時の画面
3.NETBOX を接続する画面（カードの場合は、この操作は不要）
4.NETBOX を接続した時の画面（カードの場合は、この操作は不要）
5.SBench 6 の開始画面
6.SBench６をスタートした時の画面
7.登録済みの Project を使用する場合
8.測定機能と測定波形（入力に信号を接続して、測定した時の波形）
9.Input Channels の設定画面（測定しない入力チャネルの設定）
10.Input Channels の設定画面（測定する入力チャネルの設定）
11.Input Channels（入力チャネル毎に、入力抵抗（1MΩ）、カプリング、レンジを選択）
12.Input Channels（入力チャネル毎に、入力抵抗（50Ω）、カプリング、レンジを選択）
13.Input Channels（入力チャネル毎に、最速の入力パス（HF）、カプリング、レンジを選択）
14.スケーリング、ユーザ定義（任意）単位の設定と Offset の設定
15.スケーリング結果の表示の例
16.Input Mode（測定モード）の選択
1７.Input Mode（Memsize）の選択
18.Input Mode（Pre-Trigger）の選択
19.Input Mode（Post-Trigger）の選択
20.Clock（内部サンプリングレート）の選択
21.Clock（外部クロックモード）の設定
22.トリガの設定（単一チャネルによるトリガの場合）
23.トリガディレイの設定（トリガを検出して、指定サンプル数後にデータ収集（格納）を開始する）
24.トリガの設定 Ch0（チャネル０とチャネル１の“AND”トリガの例）
25.トリガの設定 Ch1（チャネル０とチャネル１の“AND”トリガの例）
26.トリガの設定（External トリガ、Trig0 と Trig１のコンビネーショントリガの例）
27.測定データ表示例（チャネルデータの表示を追加）
28.測定データ表示例（カーソル位置のデータを表示可能）
29.Project の設定（ファイル名と格納方法）
30.Project の設定と登録（データファイル名と格納方法）
31.Project の設定と登録（演算がある場合の演算タイミングの選択）
32.格納された Project ファイルの例
33.格納された Project ファイルの内容
34.格納されたデータファイルの例

中編
35.【Pro】収集したデータの export（ASCII）の方法
36.【Pro】Export ファイルの設定方法
37.【Pro】Export されたファイル（ASCII の例）
38.【Pro】Export されたファイルの例（CSV 形式）
39.【Pro】Time Stamp の例 Input Mode の設定
40.【Pro】Time Stamp の例 サンプリングクロックの設定
41.【Pro】Time Stamp の例 Trigger の例
42.【Pro】Time Stamp の設定 Time Stamp モードを Standard モードにして測定開始
43.【Pro】Time Stamp の動作 Segment と Time Stamp との関係
44.【Pro】Time Stamp の例 Time Stamp データを含む Export の設定方法（ASCII フォーマット）
45.【Pro】Time Stamp の例 Export 出力方法の設定（ASCII フォーマットの例）
46.【Pro】Time Stamp の例 Export データの格納場所
47.【Pro】Time Stamp の例 測定データを Export したデータの例
48.【Pro】Time Stamp の例 Time Stamp データを Export したデータの例（ASCII）
49.Standard ABA モードの場合 Input Mode の設定
50.Standard ABA モードの場合 サンプリングレート
51.Standard ABA モード時の Input Channel と Input Mode の設定
52.Standard ABA モードの場合 マルチディスプレイの設定
53.Standard ABA モードの表示例
54.（参考）Standard Multi モードでのセグメントと表示の例
55.【Pro】XV 表示と同一 Project 内のデータ表示例
56.測定データ（SBench6 フォーマットを import した例
57.SBench6 フォーマットのデータを Import した測定データの表示例
58.【Pro】FFT の設定画面（Window 関数他）
59.【Pro】演算チャネル（FFT）の表示とカーソル位置のデータ表示例
60.別の Project のデータ（Sbench6 フォーマット）を import する場合
61.別の Project のデータを import し、測定中の画面に Reference として表示した結果
62.Simple Measurement Signal Info 波形パラメータ表示を行うための設定
63.Simple Measurement Signal Info パラメータ演算の範囲の設定
64.Simple Measurement Signal Info パラメータ演算結果の表示
65.Simple Measurement Peak-Peak 演算対象範囲などの詳細の設定を行う場合
66.Simple Measurement 演算対象範囲の設定

後編
67.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合）
68.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合）
69.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合）

Input Channel の設定
Input Mode の設定
Sampling Clock の設定

70.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） トリガ条件の設定（External trigger）
71 Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average Mode の設定
72.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average Multi の設定
73.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average 前後の波形
74.Signal Averaging の例（M2p、M4i（Block Average の firmware が無い場合） Average 後の波形
75.Moving Average の例 Input Mode の設定
76.Moving Average の例 Average Mode（Moving Average）の設定
77.Moving Average の例 Moving Average の詳細設定
78.Moving Average の例 Moving Average 前の波形
79.Moving Average の例 Moving Average 後の波形
80.Simple Measurement Average の例（Basic Calculation） Average を行う対象チャネルの選択を行う
81.Simple Measurement Average の例（Basic Calculation） Average を選択
82.Simple Measurement Average の例（Basic Calculation） Average 回数の設定と演算結果
83.【Pro】Calculation Signal Averaging 演算対象のチャネルを選択
84.【Pro】Calculation Signal Averaging Average 機能を選択（この場合は、Average Single）
85.【Pro】Calculation Signal Averaging Average 回数等を選択
86.【Pro】Calculation Signal Averaging 演算結果の例
87.【Pro】Calculation Moving Average 演算対象チャネルを選択
88.【Pro】Calculation Moving Average 機能を選択
89.【Pro】Calculation Moving Average の Average 回数と Average 後の信号の名前等を設定
90.【Pro】Calculation Moving Average 選択したデータを表示
91.【Pro】便利な機能（Screenshot と Print）
92.便利な機能（Print の設定画面）
93.【Pro】便利な機能（Screenshot の設定画面）
94.【Pro】Screenshot（イメージファイル）の格納場所
95.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）
96.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）の Template の設定画面１
97.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）の Template の設定画面２
98.【Pro】便利な機能（Report 作成機能）の Template の設定画面３
99.【Pro】便利な機能（Report 作成機能） 作成された Template の画面

てｒ
この説明書は、SBench6 デジタイザの基本機能の説明を行っています。
必要なドライバ、Control Center、SBench6 が既にインストールされていることを前提に記述されています。
１．PC を立ち上げた時の画面
NETBOX と PC を LAN で接続し、NETBOX の電源と PC の電源を順に ON します。
下記のような画面が表示されます。

２．Spectrum Control Center を起動した時の画面
Spectrum Control Center 画面を起動すると下記の画面が表示されます。

Spectrum Control Centerをクリック

1３．NETBOX を接続する画面（カードの場合は、この操作は不要）
Netbox の電源を ON して、NET の Led が点灯するのを確かめて後、Netbox Discovery をクリックすると下記の画面が表示されます。

上記の方法で接続できない場合は、PC のインターネエトプロトコルを下記のように設定してください。

４．NETBOX を接続した時の画面（カードの場合は、この操作は不要）
Netbox Discovery をクリックして、接続された時の詳細画面です。

2

前記の方法で接続できない場合は、TCP/IPv4 の設定を下記のように設定してください。

５．SBench 6 の開始画面
SBench6 をクリックすると下記の画面が表示されます。

６．SBench６をスタートした時の画面
SBench６をスタートすると、下記の Welcome 画面が表示されます。
初期設定の場合、或いは Project を登録しない場合は、Cancel をクリックします。
この場合は、Project 名は、~unknown と表示されます。

33

3

７．登録済みの Project を使用する場合

８．測定機能と測定波形（入力に信号を接続して、測定した時の波形）

4９．Input Channels の設定画面（測定しない入力チャネルの設定）
測定しない入力信号を選択（右クリック）し、Disable を選択します。

１０．Input Channels の設定画面（測定する入力チャネルの設定）
測定したい（表示したい）入力信号を右クリックし、Enable を選択します。

56

１１．Input Channels（入力チャネル毎に、入力抵抗（1MΩ）、カプリング、レンジを選択）
入力チャネル毎に、入力抵抗（1MΩ）、カプリング、レンジの選択を行います。

１２．Input Channels（入力チャネル毎に、入力抵抗（50Ω）、カプリング、レンジを選択）
入力チャネル毎に、入力抵抗（50Ω）、カプリング、レンジの選択を行います。

6

１３．Input Channels（入力チャネル毎に、最速の入力パス（HF）、カプリング、レンジを選択）
入力チャネル毎に、入力パス（HF）、カプリング、レンジの選択を行います。

１４.スケーリング、ユーザ定義（任意）単位の設定と Offset の設定

Offset の設定
ユーザ定義単位及びスケーリングの設定

7

１５．スケーリング結果の表示の例

ユーザ設定単位

１６．Input Mode（測定モード）の選択
測定（Record）モードを選択（StandardSingle, StandardMulti, StandardAverage 他）します。
測定カードの種類によっては、BOX CAR Average（移動平均）機能が標準装備されています。

Input Mode（測定モード）を選択

8

１７．Input Mode（Memsize）の選択
測定したいメモリサイズ（データ数）を選択します。

１８.Input Mode（Pre-Trigger）の選択
測定したい Pre-Trigger のデータ数を選択します。

9

１９.Input Mode（Post-Trigger）の選択
測定したい P0st-Trigger のデータ数を選択します。

２０．Clock（内部サンプリングレート）の選択
測定したいサンプリングレートを選択します。
インターリーブ機能を持つデジタイザの場合、使用しない入力チャネルを Disable すると、サンプリングレートの表示が基の２倍になります。

10

２１．Clock（外部クロックモード）の設定

２２．トリガの設定（単一チャネルによるトリガの場合）
１８．Clock（内部サンプリングレート）の選択
測定したいサンプリングレートを選択します。
トリガチャネルとトリガの種類、トリガレベルの設定を行います。
１６.Input Mode（Pre-Trigger）の選択
インターリーブ機能を持つデジタイザの場合、使用しない入力チャネルをDisable すると、基の２倍のサンプリングレ測定したい Pre-Trigger のデータ数を選択します。
ートが表示されます。

1011

２３．トリガディレイの設定（トリガを検出して、指定サンプル数後にデータ収集（格納）を開始する）

２４．チャネル０とチャネル１の“AND”トリガの例
Ch0 のトリガ設定を行ないます。

トリガモードの設定

Multi hardware source

12

、

２５．チャネル０とチャネル１の“AND”トリガの例
Ch1 のトリガ設定を行ないます。

２６．トリガの設定（External トリガ、Trig0 と Trig１のコンビネーショントリガの例）

13ｖ

２７．測定データ表示例（測定データ“data2”を表示し、チャネルデータの表示を追加）
表示グラフにチャネルデータの追加、削除が可能

測定データをグラフに追加、削除可能（クリックして移動）

２８．測定データ表示例（カーソル位置のデータの表示可能）

Cursor を設定して、チャネ
ルと Cursor の対応を固定

Info 画面に、カーソル位置のデータを表示

14

２９．Project の設定（ファイル名と格納場所）
Project 名とその格納場所を入力します。

３０．Project の設定と登録（データファイル名と格納方法）
収集データのファイル名の入力と格納方法を選択します。

15

３１．Project の設定と登録（演算がある場合の演算タイミングの選択）
データ格納時の、収集データ演算に関しての方法を設定する。

３２．格納された Project ファイルの例

16

３３．格納された Project ファイルの内容

３４．格納されたデータファイルの例

17