5 各部の名称と機能■

EPセンサおよび電源・SW・通信ケーブルの取付け、取外し
X903661
Ver.2.0t

ロックレバー

2ch
1ch

3ch
4ch
4-センサヘッド用コネクタq

DTY-EPUw

取扱説明書 Ver. 2.0e

電源・SW・通信ケーブル
DTY-EPP-□-□

ロックレバー

コガネイ製品をお買い上げいただき、有難うございます。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

電源・SW・通信ケーブル用コネクタ

EPセンサおよび電源・SW・通信ケーブルの取付けは、ロックレバーの位置を図のように合わせ、コントローラ側コネクタにロックが掛かるまで挿入してください。
取外しはロックレバーを十分に押し下げて、コネクタを持って引き抜いてください。この時、リード線には無理な力を掛けないよう注意してください。

本製品は対象物の検出を行なうもので、本製品を事故防止など安全確保を目的としたものに使用しないでください。

パネルマウント用パーツ・前面保護カバーの取付
1 仕様
■
形式
項目
電源電圧
電源電流

SW出力

入力数
電圧範囲
最大印加電圧
出力点数
方式
印加電圧
電流
電圧降下

電位表示
SW出力確認表示
入力チャンネル確認表示
設定キースイッチ
通信I/F
作動温度範囲使用湿度範囲
保存温度範囲
ケース材質
外形寸法
質量
付属品

q パネル穴の前面から取付け具本体を挿入する。

DTY-EPUDC24V±10％100mA MAX注1
4チャンネルDC1〜5V
5.3V
4
NPNオープンコレクタ
DC30V MAX
50mA MAX
0.3V MAX / 5mA時
7セグメントLED4桁 単位：kV（小数点あり）注2
赤色LED4個
緑色LED4個
押しボタン式3個（UP, DOWN, MODE）
RS232C準拠−10〜50℃
35〜80％RH−20〜80℃
PBT
40（W）mm×40（H）mm×32（D）mm
約45g
ミニクランプワイヤーマウントプラグ4個

q
w
e
r
t
y

SW.OUT

2

1

3

4 ch
A. S. OUT

図1

名称
LED表示部（赤色）
スイッチ出力表示灯（赤色）
オートスキャン表示灯
（緑色）
UPキー
（ ）
DOWNキー
（ ）
モードキー
（ ）

内容
検出電位値および設定内容、エラー内容を表示
スイッチ出力ON時点灯
現在電位表示しているチャンネル部点灯
設定値等UP時使用
設定値等DOWN時使用
各種設定時使用

2 注意事項■配線
1. 電源に市販のスイッチングレギュレータを使用する場合には、必ずフレームグランド（F.G.）
端子を接地してください。
2. センサ取り付け部周辺にノイズ発生源となる機器（スイッチングレギュレータ、インバータモータなど）を使用する場合は、機器のフレームグランド（F.G.）
端子を必ず接地してください。
3. 配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。
4. 本モニタは同時に4台のEPセンサの状態をモニタできますが、EPセンサの設定は1台ずつ行ないます。通信ケーブルを設定するEPセンサごとにつなぎかえて行ないます。

その他
1. 電源入力は、定格を超えないよう電源変動を確認してください。
2. 電源投入時の過渡的状態（0.5s）を避けて使用してください。
3. 針先などの鋭利なものでキー操作はしないでください。

EPモニタ

圧

MIN
（しきい値）

w 取付け具本体の後方からセンサコン
トローラを挿入する。
判定出力
前面保護カバー
（別売）

ON
OFF
※比較電圧値大、小（しきい値MAX、MIN）

取付けホルダーe wの状態の後方から取付けホルダ
ーを取付け具本体の溝にかけながら挿入する。

7 電位表示■電位表示モードr 別売の前面保護カバーをセットする。
DTY-EPU

パネル取付け具本体の溝部※取り外す場合は取付けの逆の手順でドライバー等を使用し、取付けホルダーを外してください。

2. EPセンサのケーブルを必要な形にします。
リード線の先が絶縁体をむいてハンダ処理してありますので、芯線が絶縁体から出ないように、先から10mm位の所で切断します。

2-M2.6×0.45深さ6（取付用ねじ穴）

取付ブラケットは付属の六角穴付ボルト（M2.6×0.45 長さ5mm）
でセンサコントローラ背面の取付穴に取り付けてください。
締付トルクは、0.32N･mとしてください。

六角穴付ボルト（取付ブラケット付属）

切断
取付ブラケット
PSU-BR

注

SW.OUT

1

2

3

4 ch
A. S. OUT

図2

・電源
（電源電圧DC24V）
を投入しますと自動的に電位表示モードになります。
・電位表示の単位は、イオンバランスモニタモード時：V、それ以外のモード時：kVとな
ります。kV表示の場合は小数点表示となります。
・LED表示部には選択チャンネルの電位が表示されます。
（選択チャンネルはA.S.OUT部
LED（緑）が点灯 図2）・SW.OUT部LED（赤）はスイッチ出力ON時に点灯します。
・選択チャンネルはキーまたはキーを押すことにより切換えます。
自動切換表示中は,,いずれかのキーを押すことにより、固定chの電位表示に戻ります。
・
表示がでた場合は選択されたチャンネルのEPセンサが未接続か、断線です。
・断線の場合は電源を切りEPセンサを交換してください。

8■EPモニタ設定

アース端子

3. リード線をコネクタカバー部の穴へ表に従って挿入してください。リード線は奧まで確実に挿入されているか半透明のカバー上部より確認してください。
（挿入は約9mm）
接続を間違えると電源投入時EPセンサおよびEPモニタを破損しますのでご注意ください。

EPセンサ 1ch
主回SER

コネクタ側No.

1
2
3
4

リード線色
EPセンサ 黄/赤線
EPセンサ 白/赤線
EPセンサ 黄/黒線
EPセンサ 灰/赤線

信号名
EPセンサ電源（＋）
EPセンサアナログ出力
EPセンサ電源（0V）
EPセンサ異常

路

主
回

SER

路

EPセンサ 3ch

回

SER

黄/赤
白/赤

路

主
回

SER

4. リード線がコネクタより外れないように注意しながらプライヤー等のハンドツールでカバーとコネクタ本体を挟んでカバーをコネクタ本体に押し込んでください。
圧接力は980.7N以下にしてください。
コネクタ本体とカバーが水平になれば接続終了です。
5. 再度、配線が正しいか確認してください。

負荷（白）SW150mA MAX 負 荷
＋
（緑）
SW2
負荷
50mA MAX−（黄）SW350mA MAX
負荷（茶）
SW450mA MAX
（黒）
0V

Tr1
Z D1

Tr3
ZD3
Tr4

主

ZD4

回
（黄/赤）
＋24V
（白/赤）
SA
（黄/黒）
0V
（灰/赤）
ALM

リード線の色
（赤）
＋V

ZD2
（黄/赤）
＋24V
（白/赤）
SA
（黄/黒）
0V
（灰/赤）
ALM

通信ケーブル

路

注

0V

DC24V
±10％

注：電源・SW・通信ケーブル
DTY-EPP-CC-□Lのみあります。

路

各EPセンサへ接続して設定■設定準備
・EPセンサのケーブルにコネクタを接続してください。
・EPモニタにEPセンサ（1〜4個）と電源・SW・通信ケーブルを接続してください。

■EPモニタの設定手順

RXD

RTS

（黄/赤）
＋24V
（白/赤）
SA
（黄/黒）
0V
（灰/赤）
ALM

EPセンサ

EPセンサ

D

1. EPセンサ、電源・SW・通信ケーブルに誤配線がありますとEPモニタ、EPセンサ共に破壊されますので電源投入前に必ずご確認ください。
2. 設定しました条件はEEPROMに書き込まれ記憶保持されます。EEPROMには寿命があり、書き込み保証回数は10万回までですのでご注意ください。

TXD

EPセンサ 4ch

黄/黒灰/赤

1. コネクタのカバー（リード線挿入部）
がコネクタ本体より浮き上がっている事を確認してください。

電源・スイッチ
出力ケーブル

EPモニタ

（黄/赤）
＋24V
（白/赤）
SA
（黄/黒）
0V
（灰/赤）
ALM

Tr2
EPセンサ 2ch

主

4321

注意

4 内部回路図・配線仕様■（外部接続例）

注：使用しないリード線は、短絡しないように処理してください。

センサ・コネクタ接続要領

本体と水平になっているものは使用できません。

MAX（しきい値）

電

ブラケットの取付

3 取り付け■EPセンサDTY-EPSとミニクランプワイヤーマウントプラグを接続します。下記に従って接続してください。

6 判定出力■取付け具本体注1：EPセンサ未接続状態において
2：イオンバランスモードの時の単位はV（小数点なし）になります。

q

DTY-EPU

パネル板●EPモニタ

センサ入力

y

r

4 3 2 1（EPセンサ専用）

センサ
DTY-EPS

EPセンサ設置距離選択
各チャンネルごとに使用するEPセンサの設定を行ないます。

CTS

内部回路

外部接続例

判定出力設定各チャンネルごとに電圧比較値大、電圧比較値小の設定を行ないます。

注：ケーブル延長時にはケーブルの抵抗により電圧が低下しますので注意してください。
記号 D：電源逆接保護用ダイオード
ZD1〜ZD4：サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr 1 〜Tr 4 ：NPN出力トランジスタ

検出
設定を完了し検出開始します。

w

■設定

比較電圧大設定

9 EPセンサ設定■●EPモニタ操作方法●EPモニタ設定項目（SET1）

EPモニタのSW出力（判定出力）
を使用する時に設定するしきい値
（MAX）
です。

EPモニタを使用してEPセンサを設定する場合の設定方法です。
サポートソフトを使用してパソコンから設定する場合は、EPセンサの取扱説明書をご覧ください。

〈EPセンサ設定〉
測定距離設定

設定項目

7セグ表示

設定
Ib

2mm〈IB（イオンバランス）モニタモード〉 IB（イオンバランス）
モニタモード

本体操作

7セグ表示

備考

選択候補
CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

SEt1, SEt2

10mm

EPセンサ距離5〜10mm

2

or

でch選択

20

20mm

EPセンサ距離11〜20mm

3orで表示設定項目選択 L, CPH, CPL

30

30mm

EPセンサ距離21〜30mm

4or

でCPH選択L, CPH, CPL

40

40mm

EPセンサ距離31〜40mm5orで比較電圧選択

下表

50

50mm

EPセンサ距離41〜50mm

6−1000〜1000−1000V〜1000V

IB（イオンバランス）
モニタモード時

7−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV

測定距離10mm時＊＊＊
1秒後−10.00〜10.00 −10.00kV〜10.00kV 測定距離20mm時

距離設定−15.00〜15.00 −15.00kV〜15.00kV 測定距離30mm時

IB（イオンバランス）
モニタ
10mm
20mm
30mm
40mm
50mm

−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離40mm時−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離50mm時−1000〜1000−1000V〜1000V

IB（イオンバランス）
モニタモード時−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV

測定距離10mm時−10.00〜10.00 −10.00kV〜10.00kV 測定距離20mm時

電圧比較値小

手順
1

10
測定距離

電圧比較値大備考

内容−15.00〜15.00 −15.00kV〜15.00kV 測定距離30mm時

＊＊＊

■設定準備

電位表示に戻る・EPセンサのケーブルに付属のコネクタを接続してください。
・EPモニタにEPセンサ（1〜4個）と電源・SW・通信ケーブルを接続してください。
・設定を行なうEPセンサのジャックに通信ケーブルのプラグを接続してください。
複数のEPセンサの設定を行なう場合は、1台ずつ差し換えて設定を行ないます。
プラグの差し換えは、電源を入れた状態で行なうことができます。

電圧設定範囲最高値
1000V
5.00kV
10.00kV
15.00kV
20.00kV
20.00kV

最低値−1000V−5.00kV−10.00kV−15.00kV−20.00kV−20.00kV

比較電圧小設定−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離50mm時

EPモニタのSW出力（判定出力）
を使用する時に設定するしきい値
（MIN）
です。

●EPモニタゼロ調整（SET3）
備考

本体操作

選択候補

備考

7セグ表示

SEt1, SEt2

2

or

でch選択

CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

設定

内容

3

or

で表示設定項目選択 L, CPH, CPL

現在入力値

0V

4

or

でCPL選択L, CPH, CPL

CH2

現在入力値

0V

5

or

でCPL選択L, CPH, CPL

CH3

現在入力値

0V

6

or

CH4

現在入力値

0V

7

1秒間表示

設定項目
CH1

7セグ表示

8

●EPモニタ操作方法
自動表示ch設定
表示chの切り換えを自動で行ないます。
本体操作

＊＊＊

7セグ表示

備考

選択候補
SEt1, SEt2

2

orでAutoScan選択

3orでAutoScan選択で比較電圧選択下表

IB（イオンバランス）
モニタ
10mm
20mm
30mm
40mm
50mm

EPセンサ設定値送信

EPセンサの比較判定出力ON時

測定距離、電圧比較値大、電圧比較値
小、電圧比較出力、作動モード、データ
出力周期の設定した値を送信します。

測定距離、電圧比較値大、電圧比較値
小、電圧比較出力、作動モード、データ
出力周期の設定した値を送信します。

EPセンサ0V調整

orでAutoScan選択

orでAutoScan選択

EPセンサの0ボルト入力時に表示が「0.00」に合っていない場合の調整です。

6

orでAutoScan選択

7orで表示ch選択

手順
1

AS-2, AS-3, AS-4

自動切換で電位表示を行ないます。

［表示ch設定］
AS-2：ch1〜2
AS-3：ch1〜3
AS-4：ch1〜4
ESC：戻る

本体操作

7セグ表示

備考

EPセンサのアラームリセットを行ないます。

EPセンサ0Vのまま、EPモニタの0V調整を行ないます。

本体操作

7セグ表示

備考

表示

or

3

でch選択

距離設定選択

4

or

5

1秒間表示

6

1秒後

で表示距離選択

電位表示に戻る［測定距離設定］
Ib：IB（イオンバランス）
モニタモード
10：10mmレンジ → EPセンサ 5〜10mm
20：20mmレンジ → EPセンサ 11〜20mm
30：30mmレンジ → EPセンサ 21〜30mm
40：40mmレンジ → EPセンサ 31〜40mm
50：50mmレンジ → EPセンサ 41〜50mm
ESC：戻るeL, CPH, CPL
Ib, 10, 20, 30, 40, 50

で距離選択

Ib, 5-50

5

1秒間表示

6

7セグ表示

選択候補

備考
or

で設定モード選択

SEt1, SEt2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで比較電圧選択

下表

6

1秒間表示
1秒後

＊＊＊

電位表示に戻る
電圧設定範囲

距離設定

最高値
1000V
5.00kV
10.00kV
15.00kV
20.00kV
20.00kV

最低値−1000V−5.00kV−10.00kV−15.00kV−20.00kV−20.00kV

IB（イオンバランス）
モニタ
10mm
20mm
30mm
40mm
50mm

設定項目

SEt1, SEt2, SEt3

測定距離※

7セグ表示

で設定モード選択

SEt1, SEt2
L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

内容

備考

5

or

で設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

Ib, 5〜502mm, 5mm〜50mm

2mm設定時の表示はIbとなる

6orで比較電圧選択下表

1秒間表示−1000V〜1000V

IB（イオンバランス）
モニタモード時−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV

測定距離5〜10mm時

8

4

or

でch選択

rEF1, rEF2, rEF3, rEF4, ESC

1秒後

＊＊＊

電位表示に戻る−10.00〜10.00 −10.00kV〜10.00kV 測定距離11〜20mm時−1000〜1000−1000V〜1000V

IB（イオンバランス）
モニタモード時−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV

測定距離5〜10mm時−10.00〜10.00 −10.00kV〜10.00kV 測定距離11〜20mm時−15.00〜15.00 −15.00kV〜15.00kV 測定距離21〜30mm時−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離31〜40mm時−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離41〜50mm時

電圧比較出力CPE0

電圧比較出力無効

有効/無効※

CPE1

電圧比較出力有効
平均化データ出力モード

A1

実測データ出力モード

A2

IB（イオンバランス）
モニタモード 自動的に距離＝2mm、周期＝0.5秒となる

t1.0

1秒

t0.5

0.5秒

t0.2

0.2秒

t0.1

0.1秒

判定出力リセット―

センサアラームリセット実行

ゼロキャリブレーション―

センサCAL実行

設定値送信―

センサ設定値送信実行※この設定項目は、値を変更しただけでは反映されません。
SEndを実行することにより反映されます。

IB（イオンバランス）モニタモード時無効

最高値
1000V
5.00kV
10.00kV
15.00kV
20.00kV
20.00kV

最低値−1000V−5.00kV−10.00kV−15.00kV−20.00kV−20.00kV

IB（イオンバランス）
モニタ
10mm
20mm
30mm
40mm
50mm

比較有効設定EPセンサの判定出力を使用する・しないを設定します。
手順
1

A0

電圧設定範囲距離設定−15.00〜15.00 −15.00kV〜15.00kV 測定距離21〜30mm時−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離31〜40mm時

データ出力周期※

SEt1, SEt2

で設定項目選択−1000〜1000

作動モード※

で設定モード選択

orSEt1, SEt2, SEt3

電圧比較値小※oror

SEt1, SEt2, SEt3

電位表示に戻る

選択候補

備考

7セグ表示

3

で設定モード選択

電圧比較値大※本体操作

2で設定モード選択

＊＊＊

本体操作

3

or

1秒後

電位表示に戻る

2

or

6

＊＊＊

［測定距離設定］
Ib：IB（イオンバランス）
モニタモード
5〜50：5〜50mm

3

1秒間表示

1秒後

設定

●EPセンサ設定項目（SET2）

選択候補

選択候補
CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

or

手順
1

設定を終了し、電位表示を開始します。

SEt1, SEt2

2

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4比較電圧小設定

測定距離レンジ設定

手順1

SEt1, SEt2

EPセンサの判定出力を使用する時に設定するしきい値
（MIN）
です。

−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離41〜50mm時

EPセンサの設置距離（被測定物― EPセンサ間）
およびEPセンサの距離設定に合わせた設定を行ないます。

で設定モード選択
で設定項目選択

7

1秒後

SEt1, SEt2

or

2

5

で設定モード選択

or

判定出力解除

■設定

5

選択候補

備考
or

3

7

CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

ゼロ調整

7セグ表示

2

手順
1

EPモニタ0V調整
最高値
1000V
5.00kV
10.00kV
15.00kV
20.00kV
20.00kV

本体操作

EPセンサの判定出力を使用する時に設定するしきい値
（MAX）
です。

電位表示に戻る

最低値−1000V−5.00kV−10.00kV−15.00kV−20.00kV−20.00kV

手順
1

比較電圧大設定

EPセンサ条件の設定
測定距離、電圧比較値大、電圧比較値
小、電圧比較出力、作動モード、データ
出力周期の値を設定します。

EPセンサ0V電位入力状態にし、EPセン
サのゼロキャリブレーションを行ないます。

4

8■EPセンサの設定手順

電圧設定範囲距離設定〈EPモニタ設定〉

手順
1

1秒後

EPセンサの設定は、通信ケーブルを接続したEPセンサについて行なわれます。
複数のEPセンサを設定する場合は、ケーブルを差し換えて接続する必要があります。

1秒間表示−20.00〜20.00 −20.00kV〜20.00kV 測定距離40mm時

手順
1

EPセンサの設置距離（被測定物― EPセンサ間）に合わせた設定を行ないます。

注意

本体操作

7セグ表示

備考
or

選択候補

で設定モード選択

SEt1, SEt2

2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

3

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7orで比較出力有効/無効設定 CPE0, CPE1

8
9

1秒間表示
1秒後

＊＊＊

電位表示に戻る［有効/無効設定］
CPE0：無効
CPE1：有効r

作動モード設定

ゼロキャリブレーション実行

平均化データ出力、実測値データ出力、イオンバランスモニタモードと、3種類のモードがあります。

EPセンサのゼロ調整を行ないます。

手順
1

本体操作

備考

7セグ表示

選択候補

手順
1

本体操作

7セグ表示

備考
or

選択候補

で設定モード選択

SEt1, SEt2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

3

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

3orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8or

で作動モード選択

A0, A1, A2

9or

で設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

9

1秒間表示

10

or

で設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

電位表示に戻る

11

1秒間表示

10

1秒後

＊＊＊

12

［モード設定］A0：平均化データ出力モード
A1：実測データ出力モード
A2：IB（イオンバランス）
モニタモード1秒後＊＊＊

電位表示に戻る
実行結果
センサ設定の「ゼロキャリブレーション」実行

通信出力データ
z〈CR〉

データ出力周期設定

設定値送信実行出力データの更新周期を設定します。

EPセンサの各種設定項目の内容をEPセンサに送信し、設定登録します。

手順
1

本体操作

備考

7セグ表示
or

で設定モード選択

選択候補
SEt1, SEt2

手順
1

本体操作

備考

7セグ表示
or

選択候補

で設定モード選択

SEt1, SEt2

2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

3

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

3orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

9orで出力更新周期選択 t1.0, t0.5, t0.2, t0.1

9orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

10

1秒間表示

10

or

で設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

電位表示に戻る11

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

12

1秒間表示

11

1秒後

＊＊＊

［周期設定］
t1.0：1秒
t0.5：0.5秒
t0.2：0.2秒
t0.1：0.1秒

13

1秒後

＊＊＊

実行結果
センサ設定の「設定値送信」
実行

判定出力クリア実行

電位表示に戻る
通信出力データ

備考

0t
〈CR〉
XXd
〈CR〉
XXXa
〈CR〉
XXXb
〈CR〉
Xe
〈CR〉
Xv
〈CR〉
Xu
〈CR〉
1t
〈CR〉

X、XX、XXXは数字デー
タを表す。実際に表示される数字は設定内容により決まる。

判定出力をOFFにします。
手順
1

本体操作

備考

7セグ表示
or

で設定モード選択

選択候補
SEt1, SEt2

2

orで設定モード選択

SEt1, SEt2

3

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

表示選択されたチャンネルのセンサが未接続または断線 センサの接続を正常にする

7orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

センサ入力値が測定範囲未満である

8

orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

センサ入力値が測定範囲を超えている9orで設定項目選択

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

センサ異常入力（P-IN）
がONである

10

1秒間表示

11

1秒後

＊＊＊

10 エラー表示■表示

内容

エラー解除方法

エラーの発生原因を除去する

スイッチ出力が過電流である

電位表示に戻る
実行結果
センサ設定の「判定出力クリア」実行

通信出力データr〈CR〉□本社 101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-16 NOF神田岩本町ビル

EPセンサに関するお問い合わせ先は…
□クレシード事業部 184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28
ゴーゴー

クレシード専用フリーダイヤル

クレシード

7 0120-55-9040

URL http://www.koganei.co.jptyAttaching and removing of the EP Sensor, and thepower supply, switch, and communication cable

X903661
Ver.2.0

Lock lever

2ch
1ch

EP Sensor
DTY-EPSEP Monitor (Dedicated for EP Sensor)

3ch
4ch

4 3 2 1w

SW.OUTPower supply, switch,and communication cable
DTY-EPP-□-□

Lock lever

Connector for power supply, switch,and communication cable

To mount the EP Sensor and the power supply, switch, and communication cable, align thelock lever position as shown in the figure, and push until the lock hooks on the controllerside connector.
To remove, push down hard on the lock lever, take the connector and pull it out. At thistime, be careful to avoid applying unnecessary force on the lead wires.

This product is intended for detection of targeted objects, and does not have control functions for the purposesof accident prevention or other safety measures.

Attaching the panel mounting parts and protective front cover

1 Specifications■

Panel plate●EP Monitor

24VDC±10%100mA MAX Note 1
4 channels
1〜5VDC
5.3V
4
NPN open collector
30VDC MAX
50mA MAX
0.3V MAX/At 5mA
7-segment LED 4 digits, Unit: kV (with decimal point) Note 2
Red LED 4 pcs.
Green LED 4 pcs.
Pushbutton type, 3 keys (UP, DOWN, MODE)
Conformity with RS232C–10〜50°C [14〜122°F]
35〜80%RH–20〜80°C [–4〜176°F]
PBT
40(W)mm×40(H)mm×32(D)mm
Approximately 45g [1.59oz.]
Mini clamp wire mount plug 4 pcs.

1. Check power supply fluctuations to ensure that power input does not exceed the rated
value.
2. Avoid use during the transient period (0.5s) when the power is switched on.
3. Do not use needle tips or other sharp points to perform key operation.

we

Switch output indicator (red)Autoscan indicator (green)rty

UP key ( )DOWN key ( )Mode key ( )Description
Displays the detected electric potential value,setting contents, and error content
Lights up when switch output is ON
Channel displaying current electric potential
lights up
Used when adjusting setting value upward
Used when adjusting setting value downward
Used for all types of settings

Upper limit:
MAX(Threshold)Lower limit:
MIN(Threshold)Judgment output

ON
OFF※High value voltage comparison, low value voltage comparison(threshold MAX, MIN)

Protective
front cover(sold separately)

Mounting holder

4)

7 Electric Potential Display■

3)3) From the back of the position in 2),
place the mounting holder on themounting body groove, and insert it.

Electric potential display mode
DTY-EPU

4) Set the separately sold protective
front cover in place.
Groove on panel mounting body

SW.OUT

1※ For removal, follow the above procedure in reverse,using a screwdriver or other tool to remove themounting holder.

2. Arrange the EP Sensor cable into the required form.
Since the insulation on the tips of the lead wires have been peeled off and soldered, cut thewires at about 10mm [0.39in.] from the tips so that they do not protrude from the insulation.

Attaching the mounting bracket
2-M2.6×0.45
Depth 6 [0.236in.](Mounting thread)Hex socket
head screw(Provided withmounting bracket)

Cut

Use the hex socket head screws(M2.6×0.45, length 5mm [0.197in.]) tomount the mounting bracket into themounting holes on the back of the sensor
controller.
The tightening torque should be 0.32N･m[2.83in･lbf].

2

3

4 ch
A. S. OUT

Figure 2· Switching on the power supply (24VDC voltage) automatically provides electric potential
display mode.
· Electric potential display unit for ion balance monitor mode: V, for other modes: kV. Whenthe kV display is used, it becomes a decimal point display.
· The electric potential of the selected channel is indicated in the LED display. (Theselected channel’s A.S.OUT LED (green) lights up. See Figure 2.)· The SW.OUT LED (red) lights up when the switch output is turned ON.
· Pressing the
key orkey changes the selected channel.
· When in auto switch display, pressing the,, or
key returns the display to theelectric potential display at fixed channel.
· If
display appears, it means that the selected channel’s EP Sensor was notconnected or has a wire break.
· In the case of a wire break, shut off the power and replace the EP Sensor.

CautionCaution: Handle any unused lead wires so that they will not short circuit.
3. Follow the instructions in the table to insert the lead wires into the hole in the connector
cover. Look through the top of the semi-transparent cover to check that the lead wires havebeen firmly inserted all the way to the back. (Insertion is about 9mm [0.35in.].)Use caution in making the connections, since switching on the power with mistakes in theconnections will damage the EP Sensor and EP Monitor.

No. on the connector

1
2
3
4

Sensor and connector connection procedure

Signal name
EP Sensor power supply (＋)
EP Sensor analog output
EP Sensor power supply (0V)
EP Sensor abnormality

Color of lead wire
EP Sensor yellow/red wire
EP Sensor white/red wire
EP Sensor yellow/black wire
EP Sensor gray/red wire

EP Sensor

1ch

Power supply andswitch output cable

EP Monitor
D(Yellow/red)＋24V(White/red) SA(Yellow/black) 0V(Gray/red) ALM

Z D1

Tr2
ZD2

2ch

SER
3ch
(Yellow/red)＋24V(White/red) SA(Yellow/black) 0V(Gray/red) ALM

Main circuit

Yellow/red wire
White/red wire

Tr3

(Yellow/red)＋24V(White/red) SA(Yellow/black) 0V(Gray/red) ALM

Yellow/black wireGray/red wire

ZD3
Tr4
ZD4

Communication
cable Note

0V
RXD

24VDC
±10%

Note: Power supply, switch, andcommunication cable
DTY-EPP-CC-□L is available.

TXD

4ch
Main circuit

EP Sensor

EP Sensor

Color of lead wire

Load
(White) SW1
50mA MAX Load＋
(Green) SW2
Load
50mA MAX−(Yellow) SW3
50mA MAX
Load(Brown) SW4
50mA MAX(Black) 0V

Tr1

SER
EP Sensor

1. Since miswiring in the EP Sensor, or in the power supply, switch, and communication
cable, can damage both the EP Monitor and EP Sensor, always check the wiring before
switching on the power.
2. The setting conditions are written to EEPROM and saved. Be aware that EEPROM has afinite lifetime, with a write guarantee times up to 100,000 times.

(Red)＋V

SER

1. Check that the connector cover (the part where lead wires are to be inserted) is
protruding from the connector body.

Caution

4 Internal Circuit and Wiring Specifications■(External Connection Example)

EP Sensor

4321

8 EP Monitor Settings■

Mounting bracket
PSU-BR

Ground terminal

3 Mounting■

Connect the EP Sensor DTY-EPS and the mini clamp connector. Follow the procedure
below to perform the connections.

Name
LED display (red)2) Insert the sensor controller from theback of the mounting body.

2)

Main circuit

Othersq

EP Monitor

Main circuit

1. When using a switching regulator obtained on the market for the power supply, always
ground the frame ground (F.G.) terminal.
2. When using equipment (switching regulator, inverter motor, etc.) that can become asource of noise around the EP Sensor mounting area, always ground the equipment
frame ground (F.G.) terminal.
3. When wiring is completed, check that there is no error in the wiring connections.
4. Although this monitor can monitor the conditions of up to 4 EP Sensors at the sametime, the EP Sensor settings are performed 1 unit at a time. This is performed byconnecting the communication cable for each EP Sensor to be set.

Figure 1

Mountingbody

Main circuit

WiringA. S. OUT

1) Insert the mounting body from thefront of the panel hole.

Notes: 1. At EP Sensor in unconnected state
2. When in the ion balance monitor mode, the unit is V (no decimal point).

2 General Precautions■

4 ch

6 Judgment Output■

1)

DTY-EPU3

Voltage

Model

2

1

e

Thank you very much for purchasing the EP Monitor DTY-EPU.
Please read this Owner’s Manual carefully and thoroughly for the correct
and optimum use of the EP Monitor. Kindly keep this manual in aconvenient place for quick reference.

Number of inputs
Voltage range
Maximum applied voltage
Number of outputs
MethodSwitch output Applied voltage
Current
Voltage drop
Electric potential display
Switch output check display
Input channel check display
Setting key switch
Communication I/F
Operating temperature range
Operating humidity range
Storage temperature range
Case material
Outer dimensions
Mass
AccessoriesyDTY-EPUr

Owner’s Manual Ver. 2.0

Sensor inputtqConnector for 4 EP Sensors

DTY-EPU

Item
Voltage
Current

5 Major Parts and Functions■

RTS(Yellow/red)＋24V(White/red) SA(Yellow/black) 0V(Gray/red) ALM■Setting preparation· Connect the connector to the EP Sensor cable.
· Connect the EP Sensor (1 to 4 units), and the power supply, switch, and communication
cable to the EP Monitor.

■EP Monitor setting procedure
Selection of EP Sensor positioning distance
Perform settings for the EP Sensors used in each channel.

CTS

Judgment output setting

SER

EP Sensor

It cannot be used if it’s flat and placed at the same level against the body.

u

4. Taking care to avoid letting the lead wires slip out from the connector, use pliers or someother hand tool to crimp the cover and connector body, and push the cover into theconnector body.
Limit the crimping force to 980.7N [220lbf.].
When the cover is flat and placed at the same level against the connector body, theconnection is complete.
5. Check one more time that the wiring is correct.

Connect to each EP sensor, and set

Internal circuit

External connection
exampleSet the high and low values voltage comparison for each channel.

Note: When the cable is extended, be aware that voltage will drop due to resistance in the cable.
Key to codes

D:
ZD1〜ZD4:
T r1 〜T r4 :Reverse current protection diode for power supply
Zener diode for surge voltage absorption
NPN output transistor

Detection
Complete the settings and start detection.

i■ Settings

High value voltage comparison settings

9 EP Sensor Settings■●EP Monitor operation method● EP Monitor setting items (SET1)

Threshold value (MAX) set when using the EP Monitor switch output (judgment output).

This is a setting method when using the EP Monitor to set the EP Sensor.
If using support software for setting from a personal computer, see the EP Sensor Owner’s Manual.

EP Sensor settings

Setting
item

7-seg
display

Setting

Description

Ib

2mm <IB (ion balance) monitor mode> IB monitor mode

10

10mm

EP Sensor distance 5 to 10mm

20

20mm

EP Sensor distance 11 to 20mm

30

30mm

EP Sensor distance 21 to 30mm

40

40mm

50
−1000〜1000

Measurement
distance

High value
voltagecomparison

DeviceProcedure operation

7-seg
display

Selection

Remark1

SEt1, SEt2

Press
or
item selection

for display setting

L, CPH, CPL

The EP Sensor setting is performed for the EP Sensor that is connected to thecommunication cable.
If setting multiple EP Sensors, the cable will have to be unplugged and reconnected toconnect each time.

Press

for CPH selection

L, CPH, CPL

3

EP Sensor distance 31 to 40mm

4

50mm

EP Sensor distance 41 to 50mm

5＊＊＊ comparison selection−1000V〜1000V

When in IB monitor mode

6

Displayed for 1 sec.

Press

or

or
or

for voltage

See the table below−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV

At measurement distance 10mm

−10.00kV〜10.00kV

At measurement distance 20mm

−15.00〜15.00−15.00kV〜15.00kV

At measurement distance 30mm

−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

At measurement distance 40mm

−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

At measurement distance 50mm

IB (ion balance) monitor−1000V

1000V

When in IB monitor mode

10mm

−5.00kV

5.00kV

20mm−10.00kV

10.00kV

30mm−15.00kV

15.00kV

40mm−20.00kV

20.00kV

50mm−20.00kV

20.00kV−1000V〜1000V−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV

At measurement distance 10mm

−10.00〜10.00−10.00kV〜10.00kV

At measurement distance 20mm

−15.00〜15.00−15.00kV〜15.00kV

At measurement distance 30mm

−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

At measurement distance 40mm

−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

At measurement distance 50mm

After 1 sec. ＊＊＊Returns to electric potential display

Lower limit

Upper limit

Low value voltage comparison settings
Threshold value (MIN) set when using the EP Monitor switch output (judgment output).

● EP Monitor zero adjustment (SET3)
Setting
item

7-seg
display

CH1

DeviceProcedure
operation

7-seg
display

Description

Current input value

0V

1
Press

Press
or
item selection

for display setting

4

Press

or

for CPL selection

L, CPH, CPL

5

Press

or

for CPL selection

L, CPH, CPL

6

Press
or
for voltage
comparison selection

RemarkCH2

Current input value

0V

2

CH3

Current input value

0V

3

CH4

Current input value

0V●EP Monitor operation method
EP Monitor settings

SEt1, SEt2

7

Automatic display channel setting

8

After 1 sec. ＊＊＊orfor channel selection

CH1, CH2, CH3, CH4, Auto
L, CPH, CPL

Deviceoperation

7-seg
display

Remark1

for setting mode selection SEt1, SEt2

■Setting preparation

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

· Connect the connector provided to the EP Sensor cable.
· Connect the EP Sensor (1 to 4 units), and the power supply, switch, and communication
cable to the EP Monitor.
· Connect the communication cable plug to the jack for the EP Sensor being set.
If performing settings for multiple EP Sensors, unplug and reconnect each time when asetting is performed.
The power can be left on while the plug is unplugged and reconnected.

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for distance selectionIb, 5-50

5Displayed for 1 sec.

■EP Sensor setting procedure
Setting the EP Sensor conditions

Sending the EP Sensor setting value

When EP Sensor comparative
judgment output is ON

Send the values set for the measurement distance,high value voltage comparison setting, low value
voltage comparison setting, voltage comparison
output, operation mode, and data output cycle.

Send the values set for the measurement distance,high value voltage comparison setting, low value
voltage comparison setting, voltage comparison
output, operation mode, and data output cycle.

EP Sensor 0V adjustment
In the EP Sensor 0V electric potential input
state, perform zero calibration for the EP
Sensor.

Selection

Lower limit

Upper limit

50mm−20.00kV

20.00kV

Upper limit

Threshold value (MIN) set when using the EP Sensor judgment output.

●EP Sensor setting items (SET2)
Setting
item

7-seg
display

Remark1

Measurement distance range settings
Perform settings to match the EP Sensor positioning distance (between an object targeted
for measurement and EP Sensor) and EP Sensor distance setting.
Selection

SEt1, SEt2

2

Press

3

Distance setting selection

L, CPH, CPL

4

Press
or
selection

Ib, 10, 20, 30, 40, 50

CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

2

Press
or
selection

for setting mode

3

Press
or
selection

for setting modePress

for channel selection

4

7-seg
display

Setting

Description

At 2mm setting, display is Ib−1000〜1000−1000V〜1000V

When in IB (ion balance) monitor mode

−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV−10.00〜10.00−10.00kV〜10.00kV−15.00〜15.00−15.00kV〜15.00kV−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

SEt1, SEt2, SEt3

−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

At measurement distance
5〜10mmAt measurement distance
11〜20mm
At measurement distance
21〜30mm
At measurement distance
31〜40mm
At measurement distance
41〜50mm

SEt1, SEt2, SEt3

−1000〜1000−1000V〜1000V

When in IB monitor mode

−5.00〜5.00−5.00kV〜5.00kV−10.00〜10.00−10.00kV〜10.00kV

At measurement distance
5〜10mmAt measurement distance
11〜20mm
At measurement distance
21〜30mm
At measurement distance
31〜40mm
At measurement distance
41〜50mm

Selection

SEt1, SEt2, SEt3
rEF1, rEF2, rEF3, rEF4, ESC

High value
voltagecomparison

Low value
voltagecomparison−15.00〜15.00−15.00kV〜15.00kV

5

After 1 sec.

Displayed for 1 sec.

−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kV

6

After 1 sec. ＊＊＊Returns to electric potential display−20.00〜20.00−20.00kV〜20.00kVorRemark2mm, 5mm〜50mm

Zero adjustment
DeviceProcedure
operation

ProcedureIb, 5〜50

Adjustment when the display is not “0.00” when there is 0 volt input to the EP Sensor.

Voltage comparison output
enabled/disabled※

Operation
mode※

Displayed for 1 sec.
Returns to electric potential display[Measurement distance settings]
Ib: IB (ion balance) monitor mode
10: 10mm range ➝ EP Sensor 5 to 10mm
20: 20mm range ➝ EP Sensor 11 to 20mm
30: 30mm range ➝ EP Sensor 21 to 30mm
40: 40mm range ➝ EP Sensor 31 to 40mm
50: 50mm range ➝ EP Sensor 41 to 50mm
ESC: Return

Voltage setting range
Lower limit

Low value voltage comparison settings■Settings

for display ch. selection AS-2, AS-3, AS-4

Electric potential display is switched automatically.

After 1 sec.

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display

7

Distance setting

Completes the settings, and starts electric
potential display.

for AutoScan selection[Display channel setting]AS-2: ch1 to 2
AS-3: ch1 to 3
AS-4: ch1 to 4
ESC: ReturnoVoltage setting range

Distance setting

20.00kV

6

Displayed for 1 sec.

6

20.00kV−20.00kV

5

See the table below

20.00kV

40mm

for display distancefor voltage comparison−20.00kV

30mm

for channel selection

Press
or
selection

50mm

15.00kVorL, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5Returns to electric potential display−15.00kV

1

for setting item selection

15.00kV

10.00kV

Remarkor−20.00kV−10.00kV

7-seg
display

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

Press

40mm

20mm

DeviceProcedure
operation

for setting item selection

4

Displayed for 1 sec.

for AutoScan selection

8

for setting mode selection SEt1, SEt2

or

10.00kV

or

or

or

Press

−15.00kV

Press

Press

Press

3

−10.00kV

3

7

2

30mm

1000V

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

20mm

5.00kVPress

or

With the EP Sensor at 0V, perform the EP
Monitor 0V adjustment.

See the table below−1000V

6

Press

1000V

−5.00kVfor AutoScan selection

Perform alarm reset for the EP Sensor.

Selection

Remark1

5.00kV

10mm

for AutoScan selection

Judgment output release7-seg
display−5.00kV

IB (ion balance) monitor

or

DeviceProcedure operation

Display

SEt1, SEt2

orThreshold value (MAX) set when using the EP Sensor judgment output

10mm

for AutoScan selection CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

Press

High value voltage comparison settings

Set the values for the measurement distance,high value voltage comparison setting, low value
voltage comparison setting, voltage comparison
output, operation mode, and data output cycle.

EP Monitor 0V adjustment

or

Press

[Measurement distance settings]
Ib: IB monitor mode
5〜50: 5〜50mm−1000V

Press

5

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display

6

IB (ion balance) monitor

2
4

Selection

Remarkor

Channel display switching is performed automatically.
Procedure

7-seg
display
Press

Selection

RemarkSetting

DeviceProcedure operation1

Voltage setting range

Distance setting

Measurement distance settings
Perform settings to match the EP Sensor positioning distance (between object targeted for measurement and EP Sensor).

CH1, CH2, CH3, CH4, Auto

Press

7

CAUTIONfor channel selection

2−10.00〜10.00−1000〜1000
Low value
voltagecomparison

RemarkData output
cycle※
Judgment
output resetZerocalibration
Setting value
sending

CPE0

Voltage comparison output disabled

CPE1

Voltage comparison output enabled

A0

Averaged data output mode

A1

Actual measured data output modeA2

IB monitor mode

t1.0

1 sec.

t0.5

0.5 sec.

t0.2

0.2 sec.

t0.1

0.1 sec.

―

Sensor alarm reset executed―

Sensor CAL executed―

Sending sensor setting value executed※ Only changing the value is not enough to set this item.
The change becomes valid when SEnd is executed.

Deviceoperation

7-seg
display

Selection

Remark

1

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6

Press
or
selection

for voltage comparison

7

Displayed for 1 sec.

8

See the table below

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display

Distance setting

Voltage setting range
Lower limit

Upper limit

IB (ion balance) monitor−1000V

1000V

10mm

−5.00kV

5.00kV

20mm−10.00kV

10.00kV

30mm−15.00kV

15.00kV

40mm−20.00kV

20.00kV

50mm−20.00kV

20.00kV

Automatically sets to
distance = 2mm, and cycle = 0.5 sec.

Disabled in IB monitor
mode

!0

Comparative output enabled settings

Judgment output clear execution

Sets whether to use or not use the EP Sensor judgment output.

Sets judgment output to OFF.

DeviceProcedure operation

7-seg
display

RemarkSelection

7-seg
display

Selection

Remark1orfor setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

9

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

10

Displayed for 1 sec.

1

orfor setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

5

Press

or

6

Press

or

7

Press
or
for comparative output
enabled/disabled setting

9

Deviceoperation

Press

Press

CPE0, CPE1

Displayed for 1 sec.

8

Procedure

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display

11[Enabled/disabled settings]
CPE0: Invalid
CPE1: Valid

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display
Execution result

Communication output data

Executes the “Judgment output clear” in sensor setting.

r〈CR〉

Operation mode settings
There are 3 modes, averaged data output, actual measurement data output, and ion
balance monitor mode.
Procedure

Deviceoperation

7-seg
display

RemarkSelection

Zero calibration execution
Performs zero adjustment for the EP Sensor.
DeviceProcedure operation

7-seg
display

Selection

Remark

1

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

1

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8

Press
or
selection

A0, A1, A2

8

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

9

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

10

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

11

Displayed for 1 sec.

910

for operation mode

Displayed for 1 sec.

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display

12[Mode settings]
A0: Averaged data output mode
A1: Actual measurement data output mode
A2: IB monitor mode

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display
Execution result

Communication output data

Executes the “Zero calibration” in sensor setting.

z〈CR〉

Data output cycle settings

Setting value sending execution

Sets the data output refresh cycle.

Sends content of each EP Sensor settings to the EP Sensor, and registers the setting.

DeviceProcedure operation

7-seg
display

RemarkSelection

Procedure

Deviceoperation

7-seg
display

Selection

Remark

1

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

1

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

2

Press

or

for setting mode selection SEt1, SEt2

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

3

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

4

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

5

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

6

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

7

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

8

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

9

Press
or
cycle selection

t1.0, t0.5, t0.2, t0.1

9

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

10

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

11

Press

or

for setting item selection

L, CPH, CPL, CPE, A, Int, CPr, CAL

12

Displayed for 1 sec.

Displayed for 1 sec.

1011

for output refresh

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display[Cycle settings]
t1.0: 1 sec.
t0.5: 0.5 sec.
t0.2: 0.2 sec.
t0.1: 0.1 sec.

13

After 1 sec. ＊＊＊ Returns to electric potential display
Execution result

Executes the “Sending
set value” in sensor
setting.

Communication output data

Remark

0t
〈CR〉
XXd
〈CR〉
XXXa
〈CR〉
XXXb
〈CR〉
Xe
〈CR〉
Xv
〈CR〉
Xu
〈CR〉
1t
〈CR〉

X, XX, and XXX represent numeric data. The
actual displayed numbers are determined by
the setting contents.

10 Error Display■
Display

Error description
Sensor on selected channel either not connectedor has a wire break.

Error cancel
Perform correct
sensor connection.

Sensor input value falls short of the measurement range.
Sensor input value exceeds the measurement range.
Abnormal sensor input (P-IN) is ON.
Switch output is an overcurrent.

!1

Eliminate the cause of
the error occurrence.

OVERSEAS DEPARTMENT
3-11-28, Midori-cho, Koganei City, Tokyo 184-8533, Japan
Tel: 042-383-7271 Fax: 042-383-7276

URL http://www.koganei.co.jp!2