温度

防水型食品用温度計 SK-250WPⅡシリーズ
SK-250WPⅡ-K（単機能）No.8068-00（49 74425 80689 8）￥18,800（税込￥19,740）（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

温度

SK-250WPⅡ-N（最高最低機能付）
JCSS

No.8062-00（49 74425 80629 4）

校正対応

No.8061-00 SK-250WPⅡ-N（指示計のみ）￥10,800（税込￥11,340）￥13,800（税込￥14,490）

SK-250WPⅡ-T（時計機能付）￥19,800（税込￥20,790）（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

JCSS

校正対応

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

No.8067-00 SK-250WPⅡ-K（指示計のみ）

No.8064-00（49 74425 80649 2）

温度￥21,800（税込￥22,890）

温度SK-250WPⅡ-R（レコード機能付）
JCSSNo.8066-00（49 74425 80669 0）

校正対応■指示計共通仕様
測 定 範 囲：センサプローブにより異なります。
指示計精度：−9.9〜199.9℃：±（0.1＋1digit)℃
上 記 以 外：±（1＋1digit)℃ at25℃※総合的な精度は接続するセンサプローブにより異なります。
使 用 環 境：0〜50℃
サンプリング：約1秒
寸
法：約(W)71×(H)170×(D)36mm
質
量：約145g（乾電池含む）
材
質：ABS樹脂付 属 品：ネックストラップ
1本
単４形アルカリ乾電池
2本
取扱説明書
1冊
指示計ビニールカバー
1枚

温度￥21,800（税込￥22,890）

JCSS

校正対応

（食品用標準センサSWPⅡ-01M付）

仕様
型式

SK-250WPⅡ-K SK-250WPⅡ-N SK-250WPⅡ-T SK-250WPⅡ-R（単機能） （最高最低機能付） （時計機能付） （レコード機能付）測定範囲

ー40〜250℃（使用センサによる：SWPⅡセンサシリーズ）

防水

JIS C 0920

IPX6に準拠（※1）

表示固定（HOLD）
オートパワーオフ（60分）
最高最低温度（MAX,MIN）
機能

時計表示機能（24時間制）タイマー機能（ブサー音あり）
警報機能（温度上限・下限）（ブザー音あり）
データ記憶（100データ）

電源
電池寿命

単４形アルカリ乾電池

2本

約1000時間（連続使用、アルカリ乾電池 常温にて）約500時間（ブザー作動時）

寸法

約（W）
71×
（H）
170×
（D）
36mm

質量約145g（乾電池含む）（※1）
IPX6：あらゆる方向から、常温の噴流水を受けても性能に影響を及ぼさないこと。

1

■SWPⅡシリーズ

オプションセンサ（樹脂グリップ）

食品用標準センサ（防水）SWPⅡ-01M No.8071-01￥8,000（税込 ￥8,400）

食品用標準高温センサ（防水）SWPⅡ-02M No.8072-01￥8,000（税込 ￥8,400）

鉄板表面測定用センサ（非防水）SWPⅡ-03 No.8073‐00￥14,000（税込 ￥14,700）■SWPⅡシリーズ

食品用中心温度測定用センサ（防水）

温度−40〜250℃
φ3×R100mm（先トガリ）

SWPⅡ-04M No.8074-01

コード 1m 付￥10,000（税込 ￥10,500）

温度−15〜250℃（0℃精度向上品）

揚げ油測定用センサ（防水）

φ3×R100mm（先トガリ）

SWPⅡ-05M No.8075-01￥12,000（税込 ￥12,600）

コード 1m 付

温度−15〜200℃
φ9（検出部）コード 1m 付

SWPⅡ-07 No.8077-10

一般用ステンレスセンサ（防水）

温度−40〜250℃

SWPⅡ-09 No.8077-30

φ3×R100mm（先トガリ）

揚げ油用ステンレスセンサ（防水）

温度−15〜250℃

食品用ステンレスセンサ（防水）￥12,000（税込 ￥12,600）

SWPⅡ-10 No.8077-40

φ3×R400mm（先丸）￥11,000（税込 ￥11,500）

コード 1m 付

オプションセンサ

φ2（先端）×R45mm＋φ3（根元）

温度−40〜250℃
φ3×R200mm（先トガリ）
コード 1m 付

温度−15〜250℃
φ2×R150mm（先トガリ）
コード 1m 付

精度及びその他仕様（樹脂グリップ）範

コード 1m 付

×R55mm（先トガリ） コード 1m 付

￥9,500（税込 ￥9,975）

定

φ3×R400mm（先丸）￥11,000（税込 ￥11,550）

コード 1m 付

SWPⅡ-08 No.8077-20

測

温度−15〜250℃

温度−40〜250℃￥8,000（税込 ￥8,400）型

コード 1m 付

オプションセンサ（ステンレスグリップ）

食品用ステンレスセンサ（防水）■SWPⅡシリーズ（先トガリ）
φ2×R150mm

食品用中心温度測定用センサ（防水）SWPⅡ-06M No.8076-01φ12×R105mm（握手部）

温度−15〜250℃（ステンレスグリップ）

測 定 精度式

SWPⅡ
‐01M

SWPⅡ
‐02M

SWPⅡ
‐03

SWPⅡ
‐04M

SWPⅡ
‐05M

SWPⅡ
‐06M

SWPⅡ
‐07

SWPⅡ
‐08

SWPⅡ
‐09

SWPⅡ
‐10囲

‐40〜250℃‐15〜250℃‐15〜200℃‐15〜250℃‐15〜250℃‐40〜250℃‐40〜250℃‐15〜250℃‐40〜250℃‐15〜250℃

±2℃

±2℃

測定範囲外

±2℃

測定範囲外

±1℃

±2℃

±2℃

±2℃

±1℃

±2℃

±1℃

ー40〜 ー16℃±2℃

ー15〜 ー10℃

±2℃

測定範囲外
±1℃
±1℃

ー9.9 〜 ー0.1℃
±0.8℃

±0.6℃

±0.6℃

40.1〜105.0℃

±0.7℃

±1℃

±0.7℃

±0.7℃

105.1〜145.0℃

±1℃

±1.5℃

±1℃

±1℃

145.1〜 250℃

±2℃±2℃※±2℃0.0〜 40.0℃

±0.6℃

±0.3℃

±1℃

サーミスタ

JIS C 0920 IPX7に準拠

なし

JIS C 0920 IPX7に準拠

コード・グリップ

PVC樹脂・PBT

PVC樹脂・ポリアセタール樹脂
テフロン・アルミ

PVC樹脂・PBT

感SUS304

材 質

防水
温性部

±2℃

サーミスタ

温度センサ素子※SWPⅡ-03は、200℃まで測定可能です。

銅＋Niメッキ

SUS304

JIS C 0920 IPX7に準拠
PVC樹脂・SUS303
SUS316

SUS304※IPX7（防浸形）：水深１mに30分沈めても内部に水の浸入がないこと。
※但し水中でのご使用はできません。

2

温度

メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260
メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

No.8080-05（49 74425 80001 8）

温度￥31,000(税込￥32,550)

メモリ

警報

プリント

校正対応 JCSS（K熱電対標準センサSK-S100K １本付）（ソフトケース付）
No.8080-00 SK-1260（指示計のみ）（ソフトケース付）（49 74425 80000 1）￥22,500(税込￥23,625)
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に■主な機能●メモリ機能データの取り込みもキー操作一つで簡単にできます。
マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。
●防水仕様
JIS C 0920 IPX４（防沫形：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの）●上限・下限温度のお知らせ機能
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
●K熱電対とサーミスタの使い分けが可能です。
●オートパワーオフ機能■仕様
測定範囲:Th(サーミスタ)−30.0〜199.9℃
熱 電 対(K)−99.9〜1250℃
分 解 能:Th(サーミスタ)−30.0〜199.9℃／0.1℃
熱 電 対(K)−99.9〜199.9℃／0.1℃
200〜1250℃ ／1℃
測定精度:【サーミスタ】
本体精度±0.2℃
センサ精度±(0.1％rdg＋0.2)℃/0.0〜150.0℃±(0.2％rdg＋0.4)℃/−30.0〜−0.1、150.1〜199.9℃【熱電対(K)】
本体精度±(0.1％rdg＋0.3)℃/0.0〜199.9℃±0.5℃/−99.9〜−0.1℃±(0.2％rdg＋1)℃/200〜1250℃
センサ精度 クラス１(JIS)(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります)±1.5℃/−40℃以上375℃未満±0.004・｜t｜/375℃以上1000℃未満
電源:単４形マンガン乾電池(R03)４本またはACアダプタ(DC6V150mA以上)別売
付 属 品:K熱電対標準センサ(SK-S100K)１本（No.8080-05のみ）
ソフトケース１個
単４形マンガン乾電池(R03)４本、取扱説明書１冊
寸法・質量:(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む)

SK-1260

SK-S100K

ソフトケース（ストラップ付）装着時■オプション
ACアダプタ MC-AD06150-1 No.8008-90(DC6V150mA以上) ￥3,500(税込￥3,675)
専用プリンタ No.8009-50(オプション) ￥40,000(税込￥42,000)
電源:専用ACアダプタおよび内蔵充電池
動作温度範囲:0〜40℃
寸法・質量:(W)160×(H)170×(D)66.5mm 約690g
付 属 品:プリンタ用紙1巻(約28m)、プリンタ専用ケーブル１本
専用プリンタ（オプション）
No.8009-50￥40,000（税込￥42,000）

3※SK-S100K、S101Kは、注文製作品の場合、取手部分は丸型になります。
※サーミスタ、表面センサも取手部分は丸型になります。

SK-1260各種オプションセンサ（抜粋）■K熱電対センサ（棒状、突き刺しタイプ）※注文製作品にて、感温部・コード長の寸法変更も可能です。（別途お見積もり）

標準センサ

液体、粘性体、半固体用

SK-S100K No.8080-20￥8,500（税込￥8,925）

食品用防水型センサ（低温）SK-S100WK No.8080-22￥11,000（税込￥11,550）

温度−100〜300℃
φ2.3×R150mm コード1.1m付（センサ精度クラス１）

温度−100〜300℃
φ2.3×R150mm コード1.1m付（センサ精度 クラス１）

一般計測用

温度−100〜700℃

SK-S101K No.8080-24

φ3.2×R250mm コード1.1m付￥11,000（税込￥11,550）

高温用センサ（センサ精度 クラス１）

温度0〜1000℃

SK-S107K No.8080-36

φ4.8×R1000mm（材質：インコネル）￥21,500（税込￥22,575）（センサ精度クラス１）

コード1.1m付※オプション：φ8×R1000mm 1250℃用製作可能■K熱電対センサ（表面計測タイプ）
140300静止表面用（中温）SK-S301K No.8080-50￥14,000（税込￥14,700）

静止表面用（ロングサイズ）
SK-S302K No.8080-52￥20,500（税込￥21,525）

先端部φ25×R40mm
コード1.1m付
クラス２）

温度0〜600℃
先端部φ17×R21mm コード1.1m付（センサ精度クラス２）

110

φ15

φ1725

φ1521

温度0〜600℃（センサ精度92φ8φ18φ17φ2540

静止表面用（一般計測、低温）
SK-S307K No.8080-62￥13,000（税込￥13,650）■サーミスタセンサ

温度−30〜400℃
先端部φ17×R25mm コード1.1m付（センサ精度 クラス２）

低温時の精度が高いセンサです。

標準センサ

液体、粘性体、半固体用
温度−30〜199.9℃
No.8080-80
φ2×R100mm コード1.1m付￥8,500（税込￥8,925）

食品、ゴム質用先トガリ 液体、粘性体、半固体用
温度−30〜199.9℃
SK-S101T No.8080-82
φ3×R100mm コード1.1m付￥11,000（税込￥11,550）

先トガリセンサ

耐圧、水温測定用

SK-S100T（食品用防水型・低温）
No.8080-84 温度−30〜199.9℃
φ3×R120mm コード1.1m付￥13,000（税込￥13,650）

SK-S101WT（醸造、水産）SK-S102T No.8080-86￥21,500（税込￥22,575）

温度−30〜100℃
φ17×R123mm コード10m付

4