レーザ変位計 DLS シリーズのアナログ出力自動記録の説明書
2015/09/04 ジオテクサービス株式会社

レーザ変位計DLS シリーズや EDS シリーズのデータを記録する方法には次の２通りある。

①計測数値のデジタル信号を、RS-232C や RS-422 の通信を利用して直接取得する。
②距離に比例したアナログ電流を電圧データロガー等で一旦取得し、データ回収する。

通信回線を使ったデジタルデータ取得の場合、通信装置や計測サーバ、自動計測ソフトなどの計測システムの構築が必要になる。
ここでは、レーザ変位計のアナログ電流出力を、データロガーで記録する、簡便な変位の自動記録方法について説明する。
2015/09/04 copy write @geots.co.jp

レーザ変位計のデータ取得方法

モニタリングソフト［１．デジタル信号をRS-232CかRS-422で直接取得する例］
パケットアダプタ
GS-1212
RS-232C
通信

動作電源9～30V

対象

レーザ変位計DLS-C15
DLS-B15

PWR+12V

GND

GND＋12V
電源＋5V
出力GND

ｽﾄﾚｰﾄ接続
RS-232C TX

T-RS-422 T-

T+

RS-422 T+R-

RS-422 R-R+

RS-422 R+

携帯パケット
通信装置

FOMAアダプタ
DC5V電源RS-232C
外部装置
RS-485通信RS-232C RX

GND － ＋RX
AOGND

RS-422のID

アンテナ【計測センタ】

電源
12V＋

12Vバッテリ

12V電源供給-

パケットアダプタの消費電流
待機時 45ｍA 通信時 130ｍA※EDS-C30はRS-422無し［２．アナログ電流出力を電圧データロガーで記録する例］
GTR-01A

カードロガー

12.538ｍ
SD
カードセンサ
V+ S+ S- GND

RS-485＋ - ＧＮＤ

12V電源
＋ －電源

+12V

動作電源9～30V

対象

レーザ変位計DLS-C15
DLS-B15

12Vバッテリ

PWR+12V

GND

GND

AO

OUT

AOGND

GND

通信装置やPC、シーケンサに接続

電源
RS-485信号0～20ｍA又は4～20ｍA出力＋－GND

注意：DLS-HC15等のH型番はヒータ付なので、24～30Vの電源に直結する必要有り

図-1 レーザ変位計 DLS、EDS シリーズの自動計測方法（使用機種は DLS-C15,DLS-B15,EDS-C30等を想定）

1１．配線接続
レーザ変位計のアナログ電流出力を１CH ロガーGTR-01A で計測する場合の、レーザ変位計の設定手順を示す。ここでは、変位 1m の範囲を、0~999.9mm でロガーに記録させる設定例を示す。
レーザ変位計 0～20ｍA ⇒↑←250Ω抵抗⇒0～500ｍV １CH ロガー

12V 給電

←GTR-01A↑
直結 RS-232C ケーブル（自作ケーブル）（3 線クロス接続：Dsub-9pin で RX＝３番ﾋﾟﾝ、TX=２番ﾋﾟﾝに接続↑
パソコン

計測機材

電源・アナログ出力・RS-232C の接続

１CH ロガー側の電源とアナログ入力の接続
250Ω抵抗で1CH ロガーGTR-01A と接続0～20ｍA を 0～500ｍV に変換

【参考】
電源：通常

DLS-C／FLS-C

ヒータ付 DLS-CH／FLS-CH
インタフェース：DLS-C は電源電圧 9～30V

Max0.5A で動作

電源電圧 24～30V

Max0.2A で動作

RS-232C（3 線式）と RS-422.

FLS-C 型は SSI インタフェース付2図-2 レーザ変位計と１CH ロガーGTR-01 の基本的な接続法
レーザ変位計をデータロガーで自動計測する場合の配線例（計測値が安定しない場合ローパスフィルタ追加）
2014/09/18 copy write @geots.co.jp（3線式の電流出力型センサと1CHロガーの接続）
端子の表記例
電源＋： V+ P+ 12V＋ OUT
電源－： V- P- 12V- GND【１CHロガーの設定例】
5～6ｍを0～999.9mmで表示する場合。
1.記録間隔 60分、センサ給電12秒 @IW60,0,122.表示数値の単位 0.1mm@SW1,"mm"3.センサの校正係数
0~1000mm=0~5000mV
Y=(X-0)×0.2＋0 @SK0,2000,0
4.警報なし@UL-9999,9999,-9999,9999※上記だと5～6mが0.0～999.9mmと表示されるもし、初期値を0.0mm表示したければ、ロガーのリセットボタンを5秒長押しする。

信号＋： S+ IN+ AI＋ ＋信号－： S- IN－ AI- Gなど表記が異なるので注意

避雷器

電源+24V
GND

GTR-01A カードロガー
12：30
1.5mm/h

06/09/19
12.538ｍ
赤 電源+24V－+12V－

緑 警報［電圧データロガーの例］

DLS-HC15等のH型番はヒータ付なので、24～30Vの電源に直結する必要有り。その場合は、ロガーのセンサ入力のS-とGNDを短絡するほうが安定する。

設定

回収

モード設定

センサ
RS-485
警報 12V電源
V+ S+ S- GND ＋ - ＧＮＤ 出力 ＋ －RS-485の＋－信号線
は、距離が長い場合（100ｍ～）はツイストペアーの撚り線を用いる。

動作電源9～30V+12V（50cm）

12V電源以外の場合はDC/DC変換器又はAC/DC変換器が必要

電源
電源

PWR
+12V
避雷器
避雷器

対象

レーザ変位計DLS-C15
DLS-B15GND
GND

RS-485センサ側(＋）

AO

OUT

AOGND

GND

ロガー側（＋）
OUT

GND

信号
250Ω

10ｋΩ

信号
GND

（30cm）
0～20ｍA又は4～20ｍA出力

100μF＋（20cm）－

電流／電圧変換器（3Hz以下カット）

信号
終端ノイズ防止用コンデンサ ≒0.03μF

電流4～20ｍA／電圧1～5V変換器＋ローパスフィルター3Hz

ツイストペアー線（例：ＦＣＰＥＶ0.65mm×2）
親機

例：5～6m範囲

100m300m【レーザ変位計の設定例】
5～6ｍを電流出力する場合
1.最低電流レベル＝0ｍA
2.エラー時の出力レベル＝現在値表示（前回値保持しない）
3.最小（ 0ｍA）の距離＝5000mm
4.最大（20ｍA）の距離＝6000mm
5.計測間隔＝１秒 （又は0秒＝最高速)

ローパスフィルターの例
抵抗１/２～1/4W 10KΩ（精度不要）
コンデンサ 積層セラミック
47μF×25Vを2個並列接続
カットオフ周波数 約3Hz
電圧レベル ３秒で90%、6秒で100％安定30m

終端コンデンサの配置例→計測は12秒後に実施。
250Ω抵抗の規格は、1/2W 250Ω±0.01％ 温度係数5ppm（最低1/4W 250Ω±0.5％ 50ppm程度は必要）

避雷器は、通信距離が長い場合や、山の尾根や送電線の近くなど、落雷の危険が高い場合に、設置する。その際、避雷器のアース端子は地面に確実に接地する。

RS-485用の終端コンデンサは、距離が長い場合や、端末が多い場合に挿入する。
但し、多く入れすぎると信号が減数するので、通常1系統に１～2個設置する。

図-3 レーザ変位計のアナログ出力の平滑化の例(ローパスフィルタ)3２．レーザ変位計の設定用 CD をインストールする「DLSC/FLSC ユーティリティーソフト」の頭の setup.exe（setup アプリケーション）をクリック

付属 CD のイメージ
３．DLS_FLS Utility を起動し、「接続確認」ボタンをクリック
19200bps

7bite

Parity None で接続すれば OK。

【接続エラーの場合】①１CH ロガーから電源が供給されていない⇒ロガーの「左：表示」ボタンを押すと電源供給又は、ロガーを連続警報判定モードにして、Dip-SW＝１：ON で警報モードで動作させる。
②RS-232C ケーブルの結線が反対？⇒TX と RX を逆に繋いで見る。GND の接続確認③「動作中で○○・・」のようなメッセージが出たら、計測を一旦ストップ（ボタンクリック）させると、変位計の情報が取得され、設定が可能になる。。
4

４．現在の距離を手動で計測「コントロールモード」タブの「連続」で、「連続測定 sNh」の「スタート」ボタンをクリック。
単位を「m」にすれば、4686.9mm のように mm 単位で表示される。
現在の距離がわかったら、「ストップ」ボタンで停止。

５．アナログ電流の出力範囲を設定する。
．アナログ電流の出力範囲を設定する「設定」タブ「アナログアウト」タブを開く。

たとえば、1m から 2m の範囲を 0～20ｍA で出力する場合、下記のように入力して「機器への設定」ボタンをクリックする。
注意：

出力電流は最小 0～20ｍA を選択

エラー時の出力電流は、エラーがわかるように0ｍA で置き換える。

※上記は１～2ｍ間の計測例だが、実際は測定距離に応じて、「42500～43500」のように設定する
5

６．アナログ出力範囲の設定が終わったら、必ず、自動スタート設定を行う
・自動スタート設定を行わないと、レーザ変位計に電源投入しても、自動で出力は出ない。
・自動スタートの設定は、「設定」変更を変えるたびに、解除されてしまうので何か設定変更を行ったら、必ず最後に、自動スタートの書き込みをする。
更新時間は、とりあえず最速の 1 秒間隔にする。⇒0 秒は連続計測。

７．プログラムを終了終了の際に、設定内容を保存するかどうか聞いてくるので、必要なら名前を付けて保存。

８．１CH．１CH ロガー側の計数設定
ロガー側の計数設定
たとえば、1000mm から 2000mm の間の距離１ｍを計測する場合、(1)レーザ変位計の出力：

0~1000mm＝0～20ｍA(2)250Ω抵抗で変換

0～100mm＝0～5000ｍV になる。

：

(3)電源投入後の距離計の出力開始は１～2 秒後なので、余裕をみて 3 秒待つ。
これを、１CH ロガーGTR-01A で 0~999.9mm に表示する場合、下記の計数を設定する①計測時間間隔

10 分、センサ電源供給時間 3 秒：

①小数点以下 1 桁、②校正係数

単位 mm

：

＠IW10,0,3@SW1,"mm"Ymm＝（XmV - A）×

B ＋ C

A=0
B=0.2 （ｍｍ/ｍV 分解能 0.2ｍｍ）
C=0より：

＠SK0,2000,0を設定する（B=0.2 ×

少数 1 桁分 10 ×

定数 1000＝2000）
6

【１CH ロガーの設定ファイル例】@IW1,0,3@RM0,1@SW1,"mm"@SK0,2000,0@AS1,1,0@UL-40,40,-9999,9999
@DO0
@SV0
//@KM"01A02161-"【１CH ロガーの設定ファイルの説明】//---------------------------------------------------------------------//

1CH カードロガー設定ファイル例 2015/08/24// 橋の載荷試験用レーザ距離計 DSL-C15 のロガー設定例：// 距離 1ｍ＝5V ロガー設定例：1 分計測、3 秒給電、警報 2mm のロガーモード// ロガー機種 GTR-01A//

接続センサ レーザ距離計 DLS-C15

1～2ｍ＝0~1000mm＝0-20ｍA=0～5000mV に設定//---------------------------------------------------------------------// 注意 先頭に@の文字がある行が,設定値として読み込まれます//

それ以外は脚注とみなされます。

//---------------------------------------------------------------------//---------------------------------------------// 自動計測条件(必須)//---------------------------------------------// 1.データの記録間隔: 60 分計測,senns// 時間値=60, 単位(0:分／1:時), センサの立上り待ち時間=12 秒（センサのサンプリングは 1 秒間隔で3Hz のローパスフィルターを挿入）@IW1,0,3// 2.自動計測の実行／停止// 先頭は未使用，自動計測実施(0:停止／1:自動計測)@RM0,1//---------------------------------------------// センサの換算係数(設定しないと電圧表示になります)//---------------------------------------------// 3.表示数値の単位@SW1,"mm"7//[1]小数点以下表示桁=1 桁//[2]単位=度(アルファベット 4 文字以内)// 4.センサの校正係数（0~1000mm=0~5000mV)@SK0,2000,0//[1]係数 A：ゼロ点出力 A=0mV//[2]係数 B：変換係数 B=0.2→2000//[3]係数 C：補正値 C=0 (必要に応じて角度を設定)（距離計 1000mm／5000ｍV, 999.9mm まで表示可能）

//

計算式

物理値=(測定電圧 - A) × B + C//A B C の設定範囲は -10000 ～ 10000//

A の設定例 A=センサのゼロ点の電圧値（ｍV 単位）を直接設定//

B の計算例 B=実際の係数 0.2 ×（小数点桁数 1 桁分＝ 10）×固定値 1000＝2000//

C の計算例 C=実際の数値 5.0 度×（小数点桁数 2 桁分＝100）= 500//---------------------------------------------// 警報関係（ロガーのディップスイッチ１番＝ON：警報モードで使用する場合は必須です）//---------------------------------------------// 5.警報判定時間と出力動作@AS1,1,0//[1]時間変化量の計算=1 分前と比較//[2]警報判定時間間隔=1 秒間隔で警報判定//[3]警報出力継続時間=0:判定結果をそのまま出力、1～9998:秒数出力、9999:連続出力// 6.警報判定値 -9999,9999 は設定せず->+4mm/min 超過で計測の場合は@UL-40,40,-9999,9999 設定@UL-40,40,-9999,9999//[1]時間変化量下限（-9999 は判定無し)//[2]時間変化量上限（ 9999 は判定無し)//[3]初期値からの変化量の下限（-9999 は判定無し)//[4]初期値からの変化量の上限（ 9999 は判定無し)//<傾斜計の警報数値例>// 値は物理値で指定表示が少数以下 2 桁なら 0.30 度＝30 のように桁数分繰り上げた数値を指定//

時間変化量の警報

水平変位4mm/h 相当= 4×小数点以下 1 桁＝10 ->40 を指定//初期値からの警報

水平変位 40mm 相当=40×小数点以下 1 桁＝10 -> 400 を指定// 7.警報接点出力の動作@DO0//

報接点出力の動作

0:自動、1:常にオフ、2～9998:時間を限りオン、9999:常にオン//----------------------------------------------------------------------------// 以下の機能は特に必要がある場合のみ使用します（通常はコメント扱いです）//----------------------------------------------------------------------------//8.機器名の書込み////@KM"GTR01A-01001-"
データを SD カードで回収する際、この名称がファイル名になる"
8//

出荷時には、機械連番が書き込まれている。必要に応じて変更可能//

例：@KM"BV1-1-"@KM"GENBA_A12_" など//9.警報判定の初期値設定@SV0//@SV1000//

通常、本体のリセットスイッチを長押しすると自動的に初期値が設定される"//

特に、固定で初期値を設定したい場合にｍV 単位の整数値(-10000～10000）を設定する//12.前の設定内容を全て初期化(初期化不要なら削除)
//
//

@MC
内部に記録されたデータも消去されるので、本当に初期化する場合にのみ使用してください//--------------------------------------------------------------

9