ライカ TPS1200 + シリーズ
ハイパフォーマンス トータルステーション
ユニバーサル測量システム

WORKINGTOGETHERFUNCTION
integrated

LEICA SYSTEM 1200

ハイパフォーマンス トータルステーション
GPS1200との完全互換を実現

Leica TPS1200 +圧倒的なパフォーマンス
際立つ特長
高速・高精度の長距離EDM
高 精 度 E D M の 光 軸を 同 軸に配 置しています。各種測定モードが選べ、1素子プリズム使用時で3kmの測距が可能です。

測距精度 1mm+1.5ppm
ピンポイント/ノンプリズム測距
距離、精度、測定時間、レーザースポットサイズの点で、最高のノンプリズム電子測距技術で す。文 字 通 り の ピ ン ポ イ ント の 精 度 で1000メートル以上の距離を測定できます。

測距精度 2mm+2ppm
無線ハンドルTPS1200 + とリモートコントロールユニッ
トとの 間 で 瞬 時にデー タを 転 送 で きます。
TPS1200 + 本体から電源供給されるため、ハンドルに電源は不要です。
プラグインのリチウムイオン電池
小型、軽 量、高容量のリチウムイオン電池でT P S12 0 0 + は 長 時間作動します。

Bluetooth™の無線技術を統合PDAや携帯電話にデータを無線伝送できます。
高精度測角方式
高精度の連続測角システム。精度は1秒から5秒まで選べます。
エンドレス・ドライブ
スピーディー、快適な操作で正確な視準が行なえます。
優れた設計のキーボード
英数字入力、ファンクションキー、ユーザ定義が可能なわかりやすく論理的なキーボード配列です。
タッチスクリーンキーボードを使わずに、タッチするだけです
べての機能を瞬時に使いこなせます。
レーザー求心装置
TPS1200 + は、簡単にすばやく正確に求心作業を実現します。

ガイドライト（EGL）

スマートポール

杭 打ちに欠かせない位置 決めを助けてくれます。プリズムマンがプリズムを速く正確に準備するのに役立ちます。

スマートアンテナ、360°プリズ
ム、RX1250という最強の 組み合わせに拡張することにより、１台 のコ ント ロ ールユ ニットか ら
GNSSとTPSを操作できます。

自動視準機能（ATR）/自動追尾機能（LOCK）
プリズムターゲットを自動視準します。計測をスピードアップし、生 産性をアップします。追尾モードにするとプリズムにロックし、動きに合わせて後を追います。このとき、計 測はいつでも行うことができます。

位置精度 ±1mm
パワーサーチ（PS）
高速回転するレーザーファンがプリズムを探し、ATRが自動視準します。どんな作業にもとても役立ち、完璧なリモコン測量が可能です。

サーチ範囲 300m

豊富なアクセサリー
GPS1200やその他のライカ製品の豊富なアクセサリーが使用可能です。

LEICA Geo Office
さまざ まなツール やコン
ポー ネント を 擁 する
T P S/GNS S用のソフト
ウェア・サポートパッケー
ジが、データインポート、ビジュアル化、変換、品質
管 理、処理、調整、レポート、データエクスポートを可能にします。

360°プリズム
方 向あ わせは不 要 です。測 量 作
業と杭打ち作業が簡単、スピーディーに行えます。
ハイコントラスト・グラフィック・カラー・ディスプレイ
抜群の鮮明さとコントラストを誇る最高のカラー・ディスプレイを搭 載 。薄 暮 時 や 太 陽 光 の下 でも判読が容易です。

WORKING

Seamless dataflow

TOGETHERFUNCTION

integrated

L E I C A S Y S T E M 12 0 0

コンパクトフラッシュカード
大容量で、信頼性の高いデータ保存の可能なコンパクトフラッシュカードは、データ転送に理想的です。
多彩なモデルとオプション
TPS1200 +トータルステーショ
ンには標準とモーター駆 動の幅広いモデルがあり、さまざまな画期的なオプションがあります。目的にあわせて必 要な 機 器をお求めください。
プラグイン・リチウムイオン・バッテリー
リモートコントロールユニットと統合無線システムは、小型・軽量のリチウムイオン電池で作動します。

X-Function
トータルステーションとGPSを初めとするGNSSシステムの 機能を統 合したこと に よ り 、ト ー タ ル ス テ ー シ ョ ン もGNSSも同じ操作方法で利用できます。
TPSとGPSを切り替えて使用することにより、より速く正確に効率よく作業が進 めら れ ま す。システム12 0 0 の自由度・柔軟性を存分にご利用ください。
RX1250コントールユニット
無線モデムでTPS1200 + をリモートコントロールし、Bluetooth™機能またはケーブルでポール上のスマートアンテナを操作します。プリズムがあれば、測量士ひとりでGNSS/TPS測量が可能です。

Leica TPS1200 +きわめてパワフル
しかも、使いやすい
TPS1200 +は世界中のユーザのざまざまなニーズにあった特色と機能を装備し、しかも操作は非常に簡単です。

TPS1200 + のグラフィック操作は一目でわかり、ユーザは必要な操作を迷わず行えます。
デフォルトの標準設定に加えて、TPS1200 + の操作、ディスプレイ、出力データを必要に応じて設定することも可能です。
TPS1200+を手にすれば、何もかもが簡単だとおわかりになるでしょう。
さらに、TPS1200 +とGPS1200は完全に互換性があり、コンパクトフ
ラッシュカード、データ管理、ディスプレイ、キーボードは共通です。
作業の内容によってTPSとGNSSを使い分けたり、どちらか一方で仕事を続けることも可能です。

高精度計測技術/作業時間を短縮する計測支援ツール
測角と測距（IRモード）

ピンポイントノンプリズムEDM（RLモデル）

自動視準（ATR/LOCK）

高精度で最長距離高精度で長距離を計測

ポイントを迅速かつ正確に計測

TPS1200の高精度測角システムは連続的な動作で、瞬時に水平・鉛直角を読み取り、器械中央に位置する2軸補正装置でこれを自動的に補正します。同軸に配置された光波距離計EDMは赤外線レーザーを使用、様 々な測 定モ ードを 選 択してプリズム・反射テープを測定します。
測距範囲（平均的気象条件）：3km/１素子プリズム。測距最小表示：0.1mm。

ピンポイントは構造物の角、近づきにくい場所、壁面、岩盤、屋根、建物内部の壁などの測定に理想的な機能で、プリズムを設置するのが困難な箇所の測定に威力を発揮します。
ピンポイントレーザーは極小の赤い光 の束で精確に測点を照 射し、瞬時にかつ直接測定します。
（めんどうな操作は必要ありません）また、ピンポイントテクノロジー
はプリズムとの併用により、長距離測距を行うことも可能です。

ATRがあれば、目視でおおまかにプリズムにあわせるだけでOK。TPS1200 + が自動的に望遠 鏡をプリズム中心に精確に移動し、計測します。
LOCKモードにすると、TPS1200 + はプリズムにロックし、プリズムの動きにあわせて後を追います。このとき、計測はいつでも行うことができます。
TPS本体のソフトウェアがプリズムの動きを予測するので、短時間障害物にさえぎられても、継続追尾します。
長時間さえぎられるとロックが解除されるので、パワーサーチを使います。

測距精度：1mm+1.5ppm
迅速な連続高精度測角
精度1秒から5秒の器械ラインナップ
初期設定不要
2軸コンペンセイター
標準、迅速、追跡モードを備えたEDM
長距離測定における迅速な計測と高精度
完全な信頼性測距精度：2mm+2ppm
全てのTPS1200 +で対応
長距離R1000（1000メートル超）極小の赤い点で精確に測点を照射
標準測定モードとトラッキングモード
ピ ン ポイントで モ ー タ ー 駆 動 さ れ た
TPS1200 + は壁面・法面などをスキャンするのに最適のツールです

モーター駆動タイプのTPS1200 +手動操作不要きわめてスピーディーな計測
一貫した高い精度
標準プリズムの使 用（自動視準用の特別なプリズムは不要）

作業にあわせて独自のユーザ

セカンドキーボード/ディスプレイメニューを設定することが可

必 要に応じて、T PS1200 +能です。必要なものを表示さにセカンド キ ーボード／ディせ、他のものは非表示にできスプレイを装備し、第二画 面ます。

で作業することも可能です。

プログラムメニュー

タッチスクリーン

測量、設定、杭打ち、その他オキーボードを使わず、タッチスプションのアプリケーション

クリーンで直 接アクセスするプログラムなど、搭 載されてことも可能です。ポイントやオいるすべてのアプリケーショ

ブジェクトに関するデータやンプログラムに直接アクセス

情 報を見ることができ、あらゆる機能をスクリーンから直設定可能なユーザメニュー

ステータスアイコン

ショートカットキー

現在の器械の設定、電池の状

ピンポイント、ATR、LOCK、態、計 測 モ ード、操 作 モ ード

EDMトラッキングなどの機能がわかります。

がすぐに選べます。

できます。

QWERTYキーボード
リモ ートコントロールユ ニッ

ユーザ定義による
ファンクションキー

大型グラフィック・カラー・
ディスプレイトはタイプライターやPCと同

瞬 時にアクセスで きるよう、じ標準キーボード配列になっコマンド、機能、表示をファンているので、英数字データやクションキーに割り当てるこ

情 報を 迅 速 か つ 簡 単 に 入 力とができます。

できます。

接呼び出すことができます。
お 好みにあわせて、タッチス1/4 VGA高解像度LCDによ

クリーンを使ったり、キーボーり、どんな明るさでも簡単にドを使ったりしてください。

読み取りができます。暗い場
所では、ディスプレイとキーボードがライトアップされます。

簡単、スピーディー、快適な作業で、生産性と利益が向上します。
パワーサーチ（PS）

リモートコントロール・ユニット（RX1250）

スマートステーション（ATX1230）

プリズムを自動的に発見

プリズム側で器械をコントロール

TPSとGNSSの完全な統合

パワーサーチは、プリズムがどこにあろうとも数秒以内にプリズムを発見します。パワーサーチを起動すると、TPS1200 +が旋回し、垂直方向にレーザーを扇形に照射します。レーザーがプリズムを捕らえると、TPS1200 + は旋回を停止し、自動視準機
能ATRが働き、視準を行います。すべて完
全に自動で行われます。
最初のATR計測に、あるいは、自動追尾のロックが外れて再度プリズムを探すためにはパワーサーチを使ってください。パワーサーチはリモートコントロールでワンマン測量を行うときに、特に威力を発揮します。

RX1250リモートコントロールユニットは、無線モデムや無線ハンドルでTPS1200 +AT R を 装 備した モ ー ター 駆 動 のTPS1200 +にオプション設定
自動またはキー操作で作動開始
標準プリズムを 発 見（パワーサーチ用のプリズムは不要）
作業時間の短縮、生産性の向上
速く、効率的なリモートコントロールは
特にお勧め

TPS1200 +全機種にオプション設定
スマートポールへの拡張性
ATR、パワーサーチ、360°プリズムとの最高の組み合わせ
軽量、頑丈、そして高い信頼性
無線ハンドルとBluetooth™無線技術による信頼性の高い無線通信
完璧なワンマン測量システム
ケーブル不要作業効率と生産性の向上

G N S S ス マ ー トア ン テ ナ を 装 備 し た
TPS1200 + は、使い勝手のよいコンパク
トな装置です。基準点、トラバース、後方交会に頭を悩ます必要はありません。スマー
トステーションをセットアップ すると、数秒 以 内 にセ ン チメートル の 精 度 で R T K
GNSSが位置を決定し、TPS1200 +で測量と杭打ちができます。
トータルステーションであらゆる計測、ディスプレイ、GNSSとTPSのデータをコントロールできます。スマートステーションの位置を決めたら、RTKローバーとしてコントローラーとセンサーつきのポールでスマートアンテナをご使用いただけます。

を、あるいはBluetooth™またはプリズムポールからのケーブル接続でGNSSスマートアンテナをコントロールすることができます。
コントロールユニットには、TPS1200 +と同じディスプレイ、タッチスクリーン（オプションでカラースクリーン）、キーボード（タイプライターと同じ配列）があり、本体とまったく同じように操作できます。測定を始めた
り、コードを入力したり、ルーチンやプログラムを使ったり、データを収集したりと、全ての操作をコントロールできます。

TPSとGNSSが一つに統合
RTKで位置を決め、TPSで測量基準点、トラバース、後方交会は不要
生産性と利益の向上
TPS1200 + はすべてスマートステーシ
ョンにアップグレード可能

Leica TPS1200 +テクニカルデータおよびシステムの特長
機種およびオプション
TCRTCA

TCRA

TCRA GUS74

TCRP

測角

●

●

●

●

●

測距（IR）

●

●

●

●

●

ピンポイントノンプリズム測距（RL）

●

●

●

●

モータ駆動

●

●

●

●

自動視準機能（ATR）

●

●

●

●

●

●

●

リモートコントロール・ユニット（RX1220）/無線ハンドル（RH1200） ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

パワーサーチ機能（PS）
ガイドライト（EGL）●●

レーザーガイド（GUS74）
スマートステーション（ATX1230）●＝標準○＝オプション

測角
1201+

1203+

測角精度

Hz, V

1"

3"

1205+5"（標準偏差ISO 17123-3）

ディスプレイ解像度

0.1"

0.1"

0.1"

方式

アブソリュート、連続、対向読み

自動補正装置

補正範囲

4'

4'

4'

補正精度

0.5"

1.0"

1.5"

2軸同時補正補正方式
1級

国土地理院認定（トータルステーション）

2級A

2級A

光波距離計（IR）
測距範囲

1素子円形プリズム（GPR1）

3000m（平均的気象状況）*1

360°プリズム（GRZ4）

1500m

ミニプリズム（GMP101）

1200m

360°ミニプリズム（GRZ101）

800m

反射テープ（60mm×60mm）

250m

最短測定可能距離1.5m

測距精度/測定時間

ファインモード（標準）1mm + 1.5ppm / 代表値 2.4s

（標準偏差ラピッドモード（高速）3mm + 1.5ppm / 代表値 0.8s

トラッキングモード（超高速）

5mm + 1.5ppm / 代表値 < 0.15s

最小表示0.1mmISO 17123-4）方式

位相差測定方式（同軸、不可視赤外線レーザー）*1 軽いもやで、視界が20Km程度、または日差しがゆるく、かげろうが軽い

ピンポイントR1000 ノンプリズムレーザー距離計（RL）
測距範囲（平均的気象状況）*1

ピンポイントR1000

1000m/500m（コダック・グレーカード：90%反射/18%反射）

測距精度/測定時間

最短測定可能距離1.5m（標準偏差 ISO 17123-4）

1素子円形プリズムの長距離（GPR1）

1000m-7500m（対象物が陰っているか、空が曇っている）

ノンプリズム＜500m

2mm + 2ppm / 代表値 3-6s、最大12s

ノンプリズム＞500m

4mm + 2ppm / 代表値 3-6s、最大12s

レーザー距離計でプリズム使用時

5mm + 2ppm / 代表値 2.5s、最大12s

距離20m

約7mm×14mm

距離100m

約12mm×40mm

レーザーポイントのサイズ
方式

ピンポイントR400/R1000

モーター駆動部
最大速度

システム・アナライザー（同軸、可視赤外線レーザー）*1 軽いもやで、視界が20Km程度、または日差しがゆるく、かげろうが軽い
回転速度

45°/s

自動視準機能（ATR）
測距範囲ATRモード/ロックモード

1素子円形プリズム（GPR1）

1000m/800m（平均的気象状況）*1

360°プリズム（GRZ4）

600m/500m

ミニプリズム（GMP101）

500m/400m

360°ミニプリズム（GRZ101）

350m/300m

反射テープ（60mm×60mm）

55m/-

最短測定可能距離

1.5m/5m精度/測定時間測角精度

1"（標準偏差 ISO 17123-3）

位置精度±1mm *2

測定時間（GPR1）

3-4 s

追尾速度：横方向（標準モード）

20mで5m/s、100mで25m/s

最高速度/ロックモード

追尾速度：縦方向（トラッキングモード） 4m/s
デジタル画像処理（レーザービーム）

方式*1 軽いもやで、視界が20Km程度、または日差しがゆるく、かげろうが軽い

パワーサーチ（PS）*2 反射テープを除く

測定範囲

1素子円形プリズム（GPR1）300m（平均的気象状況）*1360°プリズム（GRZ4）300 m (プリズムと正対している場合)

ミニプリズム（GMP101）

100m

最短距離

5m

サーチ時間

平均的な探索時間

<10s

最高速度

回転速度

45°/s

方式

デジタル信号処理（回転レーザーファン）*1 軽いもやで、視界が20Km程度、または日差しがゆるく、かげろうが軽い

ガイドライト（EGL）
測距範囲（平均的気象状況）*1

作業範囲

精度

位置精度

5m-150m
100ｍで5cm*1 軽いもやで、視界が20Km程度、または日差しがゆるく、かげろうが軽い

一般データ
望遠鏡

円形気泡管

倍率30×

感度

対物レンズ有効径40mm

レーザー求心装置

視野1°30/100mで2.7m

センタリングの精度

1.5mm/1.5m合焦範囲

1.7mから無限レーザーポイント直径

2.5mm/1.5m

キーボードおよびディスプレイ

6'/2 mm

エンドレス・ドライブ

1/4 VGA、（320×240ピクセル）、

ドライブ数

グラフィックLCD、カラー、照明、バッテリー（GEB221）

タッチスクリーン

種類

リチウムイオン

34キー、（12 ファンクションキー、電圧

7.4V

12英数字キー）、照明

容量

3.8Ah

角度ディスプレイ

360°'''、360°10進連続使用時間代表値 5-8h

距離ディスプレイ

メートル

重量

位置

1面-標準装備、両面-オプション装備

トータルステーション

ディスプレイキーボード

水平１、鉛直１

4.8-5.5kg

バッテリー（GEB221） 0.2kg

データ保存
内蔵メモリー

64MB、オプション装備

整準盤（GDF121）

メモリーカード

コンパクトフラッシュカード（64MB

環境仕様

0.8kg

および256MB）

使用温度範囲-20℃〜+50℃

データ記録数

1750/MB

保存温度範囲-40℃〜+70℃

インターフェース

RS232

防塵/防水（IEC60529） IP54

Blurtooth 無線技術（オプション装備）防湿

95%（結露がないこと）

リモートコントロール・ユニット（RX1250T/Tc）
通信搭載型無線モデム

コントロール・ユニット

ディスプレイ

1/4 VGA（320×240ピクセル）、グラフィックLCD、タッチスクリーン、照明

バッテリー（GEB211）

重量

環境仕様

キーボード

62キー、（12ファンクションキー、40英数字キー）、照明

インターフェース

RS232

種類

リチウムイオン

電圧

7.4V

容量

1.9Ah

連続使用時間9h（RX1250T）、8h（RX1250Tc）

コントロール・ユニットRX1220

0.8kg

バッテリー（GEB221）

0.1kg

プリズムポールアダプター

0.25kg

使用温度範囲-30℃〜+65℃（RX1250T）、-30℃〜+50℃（RX1250Tc）

保存温度範囲-40℃〜+80℃

防塵/防水（IEC60529）

IP67

防水（IEC60529、MIL-STD-810F）

1mの一時的水没に対し、防水・防塵ライカ System1200 - working together
土地や建設地の測量、屋内測量からの竣工図作成、また橋やトンネル建設の高精度測定を必要とする計測用途など、ライカ・ジオシステムズ社の測量器械はどんな場合にも正しい選択肢のひとつです。
システム1200シリーズの器械とソフトウェアは、いま求められている測量現場のニーズにお応えします。読み取りが簡単でユーザーにやさしい卓越したインターフェース。わかりやすいメニュー構成、明快な機能とハイテクは、現場でGNSSとTSを利用したいユーザーに最適です。どちらか一方だけ利用する場合も、両方を一体化、統合する場合も、比類なき柔軟性をもつライカ・ジオシステム社製品の技術により、信頼性の高い生産的な測量を保証します。

When it has to be right.

距離計（ピンポイント R1000）：
レーザークラス3R、IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1 に準拠
距離計（IR）、ATR、パワーサーチ：
レーザークラス1、IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1 に準拠

Bluetooth のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG. Inc.が所有しています。Leica Geosystems AGはその使用許諾を得てこれらを使用しています。その 他の商標および 商号はすべてそれらを保有する各社の商標および商号です。

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2007

レーザー鉛直儀：レーザークラス2、IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1 に準拠
ガイドライト(EGL)：
LEDクラス1、IEC 60825-1 resp.
EN 60725-1 に準拠

スイス・ヘルブルグ（Heerbrugg）のライカ ジオシステムズ社（Leica GeosystemsAG）は、ISO（International Organizationfor Standadization＝国際標準化機構）の品質管理および品質保証のための規格（ISO9001および ISO 14001）に適合しているとの認証を受けています。
総合品質管理。それが、すべてのお客様に満足していただくための私たちの公約です。

A07103000