警報判定機能付雨量ロガー
GTR-01R

操作説明書（ 現 地 操作 ＋通 信 ・ 設定 ）2020 年 7 月

ジオテクサービス株式会社

1１．データロガーの仕様
データロガーの外観・特徴・仕様を以下に示す。
●ソーラやバッテリ、車載 12V で駆動可能な省電力の接点パルス計測用の屋外型データロガーです。
●雨量計のパルスから、降雨強度、時間雨量、24 時間
雨量、降り始めからの累積雨量を自動計算します。
●蓄積されたデータは SD カードにコピーして簡単に回収でき、エクセル等で処理できます。
●定時データ計測のほかに、警報判定機能や警報接点出力、RS-485 通信ポートも備え、遠隔監視や防災警報装置としても幅広く使用できます。

■主な仕様
項

目

仕

様

型式

GTR-01R

種別

有電圧接点ﾊﾟﾙｽ入力の自動計測ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ（警報判定機能付き）

入力パルス形式

ﾌｫﾄｶｯﾌﾟﾗ入力、電圧 6～16V（本体より供給可能）,電流：約 2.5ｍA（DC12V 時）

入力パルス幅ON 時間 30msec 以上（10Hz 以下の低速パルス対応）

最大積算ｶｳﾝﾄ数

99,999,999 回（上限超過で 0 に戻る）

対応雨量計

1 ﾊﾟﾙｽ＝雨量 0.1mm 単位で設定（例：0.2mm 計,0.5mm 計,1mm 計など）

自動計測間隔

1,2,3,10,15,20,30、60 分～1,2,3,4、6,8,12,24 時間で設定可能

データ記録個数20,000 個（10 分計測で約 4.6 ヶ月）、上限を越えると古い順に上書き

データ形式

CSV 形式ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ（連番,日付,時刻,ｶｳﾝﾄ数,10 分間降雨強度,1 時間雨量,24 時間雨量,降り始めからの累積雨量,警報判定,警報出力,ﾊﾞｯﾃﾘ電圧）警報判定方法

雨量の上限値指定（10 分間降雨強度、1 時間雨量、24 時間雨量、累積雨量)

警報接点出力ドライ接点出力×１CH AC250V×3A（上記 4 項目の１要素超過で出力）警報リセット入力

ドライ接点入力 12V×2ｍA

外部記憶媒体標準ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞにﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙでｺﾋﾟｰ可能(一般市販ｶｰﾄﾞに対応)

通信ポート

RS-485、通信形式 B8,PN,S1 通信速度 9600bps

操作ボタン

ﾎﾞﾀﾝ１：時刻と雨量の表示切替／設定 書込（ｶｰﾄﾞ挿入時）
ﾎﾞﾀﾝ２：雨量積算ﾒﾓﾘｸﾘｱ／ﾃﾞｰﾀ回収（ｶｰﾄﾞ挿入時）

表示器

液晶表示器 16 文字×2 行（ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ無し）

電源入力

DC9～16V（市販の 12V ﾊﾞｯﾃﾘに対応。小型 7.2Ah ｸﾗｽで約 6 ヶ月計測）

消費電流

待機時約 1.3ｍA,ﾊﾟﾙｽ入力時約 5ｍA,通信及びｶｰﾄﾞ入出力時 25ｍA 以下

動作温度範囲-10～＋50℃（結露なきこと）

寸法・重量

W168×D115×H26.5 (ｶｰﾄﾞ非挿入状態)、490ｇ※製品に雨量計とメモリーカードは含まれておりません2２．データロガーの主な操作方法
データロガーGTR-01R の現地操作は、「操作スイッチ」と「ディップスイッチ」を用いる。
また、設定書込みとデータ回収はメモリーカードを使用する。
説明シール
イヤル

カード挿入
口

操作ボタン
ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ

雨量計接続

電源 12V 接続

操作ボタン
GTR-01R CARD LOGGER

oukei ﾃﾞｨｯﾌﾟ

ukei ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲ

ｽｲｯﾁ操作ボｯﾁ操作ボタン■警報判定機能付き雨量データロガー
タン
ジオテクサービス株式会社

プログラム Rev1.1
通信条件 9600-N81XN
機能の選択スイッチ RS-485通信ｱﾄﾞﾚｽの選択
液晶表示画面
1
2
3
4
No.
5
6
7
8
0
OFF OFF OFF OFF
警報 空き 空き 時計
判定
設定 1 (9) ON OFF OFF OFF
OFF
OFF 2 (A) OFF ON OFF OFF
ONON
3 (B) ON ON OFF OFF↑OFF：単純ロガー動作
4 (C） OFF OFF ON OFF
液晶 表示切替[表示切替]ボタンを押すたびに画面切替
5 （D) ON OFF ON OFF
表示
6 （E) OFF ON ON OFF
表：計測時間と電圧， 裏：雨量表示
ｶｰﾄﾞ 設定書込み 設定カード挿入[設定書込]ボタン３秒押す
7 （F) ON ON ON OFF
OFF OFF OFF ON
操作
ﾌｧｲﾙ名は"GTR-01R-SET.txt"で固定
8
データ回収
回収用カード挿入し[ﾃﾞｰﾀ回収]ボタン押す※(ｶｯｺ)内選択→8番=ON（雨量0.1mm単位） ﾌｧｲﾙ名は"01R機器連番-日-時.csv"形式
12V有電圧
ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ
ﾊﾟﾙｽ
入力
ﾘｾｯﾄ 警報リセット カードを抜いた状態で[ﾘｾｯﾄ]を短く押す
センサー
初期値ﾘｾｯﾄ カード抜いた状態で[ﾘｾｯﾄ]を５秒以上押す
V+ S+ S- GND
初期 時計設定［設定ｽｲｯﾁ4番ON]にして電源投入
短絡
設定[表示切替]で日時選択，[ﾘｾｯﾄ]で値変更
記録ﾃﾞｰﾀ消去 [表示切替]と[ﾘｾｯﾄ]押しながら電源投入
雨量計接点

図-1 装置の操作説明シール[ディップスイッチ設定]

設定

設定
ON

①雨量観測のみの場合
ディップスイッチ 1 番＝ON（ロガーモード）。

OFF 1

通常の計測モード②警報接点出力を使用する場合
ディップスイッチ 1 番＝ON（警報モード）

1

警報判定モード

図-2 動作モード切替ディップスイッチ

3３.雨量計の接続方法
３－１．基本的な接続方法

雨量計の接続方法その１：
ロガーの内部電源使用

・雨量計の接続方法は、基本的に以下の２通りあります。

12V有電圧ﾊﾟﾙｽ①ロガーの内部電源を使う方法(標準)V+

ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ
入力

雨量計の接続方法その2：
外部電源を使用
12V有電圧ﾊﾟﾙｽ I=2mA

センサー
S+ S- GND

V+

ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ
入力

センサー
S+ S- GND

②外部に電源を用意する方法(遠距離の場合)＋

通常は、写真のように、[V+]と[S+]をショートバーで

短絡

雨量計接点

雨量計接点

外部
電源
6～12V

短絡して、[S-]と[GND]に雨量計の接点をつないで下さい。

図-3 雨量計の基本的な接続方法

ショートバー

雨量計接点

電源[V+],[S+][S-],[GND][＋],[－]

バッテリ

写真-1 雨量計の基本接続(内部電源使用)

ロガー

雨量計

写真-2 雨量計とバッテリの接続イメージ［接続上の注意点］② ショートバーは、普通の細い電線で接続しても問題ありません。
標準的な雨量計では接点の[＋],[－]はないので、反対につないでも動作します。
（※オープンコレクタ型の雨量計は[＋],[－]の極性があります。詳細は次項を参照してください）③ 電源の[＋],[－]の接続を間違えても、内部の保護回路が働き壊れません。
但し、外部に通信装置が接続されていると、外部装置の回路が焼ける場合もあるので電源の接続時には、正負（プラス・マイナス）の確認を慎重に行ってください。
③ ロガー電源の[Ｖ+]（[Ｓ+]）と[GND]を短絡すると、大きな電流が流れます。
ロガーは壊れませんがバッテリの消耗が進みますので、短絡は避けてください。

4

３－２．各種雨量計の接続方法
無電圧接点以外の、オープンコレクタ出力やオープンドレイン出力の雨量計の接続方法と接点の長距離伝送や落雷対策を行う場合の、接点の絶縁方法の例を示します。
接続方法１： ロガー電源使用(基本)6～16V有電圧ﾊﾟﾙｽ＋

内部電源

ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ入力

接続方法２： 外部電源使用
6～16V有電圧ﾊﾟﾙｽ＋

内部電源

ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ入力
V+

センサー
S+ S- GND

センサー
S+ S- GND

V+

雨量計

雨量計

短絡

雨量計
接点

雨量計
接点

－

＋
ﾊﾟﾙｽ電流I=2mA（12V時）
30msec以上

ﾊﾟﾙｽ電流I=2mA（12V時）
30msec以上

外部電
源装置

<参考>
オープンコレクタ（オープンドレイン）出力をフォトモス・リレーで絶縁する方法
通常リレーを使った接点絶縁

雨量計が近接する場合の標準的な接続

雨量計が離れた場合の長距離伝送。
落雷・誘導雷の避雷対策

接続方法3：オープンコレクタ出力

接続方法4： オープンコレクタ+
ﾘﾚｰ中継

6～16V有電圧ﾊﾟﾙｽ＋

内部電源

6～16V有電圧ﾊﾟﾙｽ＋

ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ入力
センサー
S+ S- GND

COM（GND）

V+
雨量計
DC5～24V

雨量計

回路

接点
入力

接点
出力

GND

内部電源

ﾌｫﾄ・ｶｯﾌﾟﾗ入力
V+

DC5～24V＋24V，12V，5Vリレー

センサー
S+ S- GND

ﾘﾚｰ

ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力
ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾚｲﾝも同じ
ﾊﾟﾙｽ電流I=2mA（12V時）
30msec以上

雨量計が近接する場合のオープンコレクタ（オープンドレイン）出力の接続方法

回路
COM（GND）

半導体リレー
12V： 1KΩ×0.25W 例：G3VM61A1（733）
5V：510Ω×0.25W
3V：240Ω×0.25W

短絡

短絡

フォトモスリレーを使った接点絶縁

ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力（ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾚｲﾝも同じ）
ﾊﾟﾙｽ電流I=2mA（12V時）
30msec以上

＋12V
GND

4

1
6～12ｍA 2

3
TOP View

オープンコレクタ出力で長距離伝送や避雷対策を行う場合の絶縁対策

図-4 各種接点出力の接続方法

３－３．雨量計以外（流量計等）の接続方法
このデータロガーは、雨量計の接続を想定していますが、他の接点出力装置の接続も可能です。
例えば流量計の接点を接続すれば、積算流量と、１時間当たりの流量及び 24 時間流量を自動計測するロガーとしても使用できます。
その場合、例えば、1 ㎥で１パルス出力される流量計なら、後述のロガー設定書込みで、１パルス当たりの流量＝10（コマンド@P110 を書込み）と設定しておけば、㎥単位の流量が記録されます。（但し、数値は 10 倍で、1 ㎥＝10 と記録される）
但し、主目的が雨量計用のロガーなので、記録される単位が、雨量の「ｍｍ／ｈ」のように表記されます。この点だけ御注意いただき、「ｍｍ」→「㎥」と読み替えていただければ、流量計でも問題なくご使用できます。※参考： 0.1 ㎥で 1 パルスなら,1 パルス当たりの流量＝1(コマンド@P110 を書込み)

5

４. データロガーの主な操作方法
４－１．雨量の計測値の確認方法＜以下の画面例は、雨量計ＧＲＣ－01：0.2ｍｍ／パルスの雨量計を接続した場合の例です＞①電源を入れるとロガーの液晶画面に、日付・時刻と雨量の計測値が表示されます。
初期画面には、上段に「日付、時刻、バッテリ電圧」と、下段に「次回のデータ記録時刻」が表示されます。この時刻を見れば、ロガーの計測時間間隔の設定が正しいかどうかを判断できます。
なお、データの記録時間間隔は、初期値は 1 時間間隔で、１分～24 時間の間で変更可能です。

８／２８ １３：５５ １２．２
ＮＥＸＴ ＞１４：００[上段] 日付 時刻 ﾊﾞｯﾃﾘ電圧(V)[下段] 次回のデータ記録時刻

写真－3 電源投入時の画面表示②ロガーの[表示]ボタンを 1 回押すと、雨量の 4 項目が表示されます。
1.0mm/h

6.0mm/h[上段] 1 時間雨量 降雨強度

1.0mm

1.0mm

[下段] 24 時間雨量 累積雨量

メモリーカード[表示切替]ボタンをは抜いておく軽く押す

雨量の計測値が表示される
1 画面目の表示項目

2 画面目に切り替えた時の表示項
目
写真－5 2 画面目の雨量表示

写真－4 画面表示の切替ボタン

最初の画面に戻すには、もう一度 [表示]ボタンを押します。
※電源を切るまで 2 画面目は保持されますので、普段見る画面を表示させておいてください。

6

４－２．データの回収方法①ロガーに SD カードを挿入して、[データ回収]ボタンを押す。
［注意］容量 2GB 以下の SD カードは対応済みですが、SDHC カードについては、通信速度の速い
ものはファイル書込みがうまくいかない場合があります。その場合は、付属のカードを御利用ください。
データ回収用カード挿入

データ回収]ボタンを押す
写真-6 カードデータ回収方法

写真-7 正常書込みの表示画面②SD カードに、以下の名前で、データがコピーされます。
“01R01002-121022-113858.csv”
機種名 GTR-01R の略－ 機械番号 － 回収日付 － 回収時刻 ． 拡張子 csv③ファイルをメモ帳やワードパットなどのテキスト編集ソフトで開くと以下のように表示されます。
;No,Date,Time,Pulse,10min,1hour,24hour,Total,Alarm,Out,Battery;,YYYY/MM/DD,HH:MM:SS,x0.1mm,x0.1mm/h,x0.1mm/h,x0.1mm,x0.1mm,ON=1,ON=1,x0.
1V00001,2012/09/11,16:30:00,0,0,0,0,0,0,0,12600002,2012/09/11,16:40:00,4,24,4,4,4,0,0,12600003,2012/09/11,16:50:00,6,12,6,6,6,0,0,126

表-1 データファイルの表示例：メモ帖やワードパッドで開いた場合④ データは左から順にカンマ区切りで記録されています。各項目の意味は次表の通りです。
項目

形式

数値例

意味

;No

連番

99999

01500

1500 番（1～20000 番）

Date

日付

YYYY/MM/DD

2011/06/12

西暦 4 桁表示

Time

時刻

HH:MM:SS

13：00：00

24 時間表記Pulse

雨

952 (95.2mm)

ﾘｾｯﾄ後の積算値。最後は 0 に戻る

120

10 分間雨量を 6 倍し 1 時間雨量に換算

量

積

算

値

99999999=9999999.9mm
10min

10 分間の降雨強度

9999 =999.9mm（12.0mm/h）
1hour

1 時間雨量9999 =999.9mm

60 (6.0mm/h)

過去 1 時間の雨量

24hour

24 時間雨量

99999=9999.9m

952 (95.2mm)

過去 24 時間の雨量m

7

Total

降り始めからの累積雨量

99999=9999.9m

1520(152.0mmm)

設定時間の間、無降雨でｾﾞﾛｸﾘｱ

Alarm

警報判定状態

91

1:：ON／0：OFF

Out

警報接点出力状態

90

1:：ON／0：OFF

Battery

バッテリ電圧(V)

999

126

0.1V 単位

126=12.6V

注意：雨量の数値は 0.1mm 単位を 10 倍した整数で記録されます。実際の雨量は 10 で割ってください

表-2 カード回収データの項目説明⑤エクセル等が入ったパソコンで、回収した CSV ファイルをクリックするとデータが表示されます。
＜注記＞
1)先頭の日本語の項目行は説明用で,実際のデータには含まれません。
2)罫線は、後から手作業で入れたものです。
3)雨量の数値は、0.1mm 単位を 10 倍した整数で記録されます。
例えば 1.0ｍｍの雨量が 10 と記録されますので、実際の雨量は 10 で割ってください。

No

日付

時刻

接点 パ
10分間の
ルス 積算
降雨強度
値

降り始めか
警報接
1時間 雨 24時間 雨
警報判
バッテリ
らの累積
点出力
量
量
定状態
電圧
雨量
状態

;No Date
Time
Pulse
10min
1hour
24hour
Total
Alarm Out
Battery;
YYYY/MM/DD HH:MM:SS x0.1mm x0.1mm/h x0.1mm/h x0.1mm x0.1mm ON=1 ON=1 x0.1V
156
2012/9/11
16:30:00
0
0
0
0
0
0
0
126
157
2012/9/11
16:40:00
4
24
4
4
4
0
0
126
158
2012/9/11
16:50:00
6
12
6
6
6
0
0
126
159
2012/9/11
17:00:00
6
0
6
6
6
0
0
126
160
2012/9/11
17:10:00
6
0
6
6
6
0
0
126
161
2012/9/11
17:20:00
6
0
6
6
6
0
0
126
162
2012/9/11
17:30:00
6
0
6
6
6
0
0
126
163
2012/9/11
17:40:00
6
0
2
6
6
0
0
126
164
2012/9/11
17:50:00
8
12
2
8
8
0
0
126
165
2012/9/11
18:00:00
10
12
4
10
10
0
0
126
166
2012/9/11
18:10:00
14
24
8
14
14
0
0
126
167
2012/9/11
18:20:00
24
60
18
24
24
0
0
126

表-3 データファイルの表示例：エクセルで開いた場合のイメージ※雨量計以外のパルス計測
上記の数値は、雨量計の接続例です。他の装置の接続、例えば流量計の接点を接続下場合は、同じよ
うに、「１時間流量」や「24 時間流量」を自動計測するロガーとしても使用できます。
（但し、「降り始めからの累積雨量」は、雨量固有の数値なので、流量計の場合は無視してください）
その場合、単位は mm ではなく、流量計の 1 パルスの単位（㎥：立方メートルや l：リットル）に読
み替えてください。

8

４－３．時計の設定方法
時計の設定を行うには、本体の[設定ディップスイッチ－４番ＯＮ]の状態で、ロガーの電源投入を行い、時計設定モードに入る。その後、[表示切替]ボタンで、日時や時分を選択し、[リセット]ボタ
ンで数値を変える。

① [設定ディップスイッチの４番ＯＮ]にする

４番＝ＯＮ（上）② ロガーの電源リセットする
注意：電源を切ってから、液晶が完全に消えリセットが掛かるまで 10 秒程度必要
電源線[＋]（赤）を一度 外して再度接続③ 変更する項目（日付、時刻）に ＶＶマークが出る④ [リセット]ボタンで日付や時刻の数値を変える。
⑤ 次の項目に移るには[表示切替]ボタンを押す⑥

時計の設定が終了したら[設定ディップスイッチ４番＝ＯＦＦ]に戻しておく。
（ここで電源リセットは不要）
写真－8 時計の修正手順

9４－４．累積値のリセットの手順
このロガーは、雨量接点パルスを、内部で 24 時間雨量や降り始めからの累積雨量に積算しています。
これらの積算値を全てクリアしゼロから積算を開始するには以下の操作が必要です。
①ロガーの液晶画面に、日付・時刻と次回計測予定時刻が表示されています。
１回 [表示] ボタンを押すと、雨量の数値が表示されます。
下記の画面は、雨量の積算表示中の例です。
3.0mm/h

18.0mm/h

3.0mm

3.0mm

[上段] 1 時間雨量 降雨強度
[下段] 24 時間雨量 累積雨量

写真－9 雨量数値の表示切替②雨量の積算値をリセットします。
リセットボタンを５秒以上長押しすると、「ピー」と音がして、液晶画面に「＝ SENSOR RESET ＝」と表示されます。
カードは必ず抜いておく (入っているとカードデータ回収が行われる)

リセットボタンを５秒以上押し続ける③全ての項目がゼロになります。

積算値がゼロに変わる

10「センサーリセット」と表示

５．ロガーの初期設定方法
ロガーにメモリーカードをセットして、データ回収ボタンを押すと、カード内に記録データと共に、「GTR-01R-SET-01R01009-.txt」のようなファイルが書き込まれます。これは、ロガーの設定内容が書き込まれています。後半の「-01R01009-」という数字は、機種番号「01R」＋機器シリアル番号です。
このファイルを書き換え、再度ロガーに挿入し、設定書込ボタンを「5 秒長押し」することで、ロガーの動作設定を変更することができます。
工場出荷時には、以下のような設定がされています。
@IW60,0,0

・計測時間間隔 60 分＝60

@RM0,1・定時計測 ON=1@P12・雨量計は 0.2ｍｍ／1 パルス＝2@RT0,180

・累積雨量の無降雨リセット条件
0ｍｍが 180 分連続したら＝0,180@AS0,0,0・警報出力条件 判定結果を直接出力=0,0,0@UL9999,9999,9999,9999

・警報値 0~999.8mm@DO0・警報出力動作 自動=09999 は警報判定無し----------------------//@KM"01R01009-"

・機種と装置のシリアル番号 雨量ロガー＝01R、01009 番※先頭が「@」マークで始まる文字以外は、コメントとして無視します。
変更が必要な場合の例を示します。

５－１．雨量計の１パルス当たりの雨量の変更方法（１）出荷時の雨量計パルス： 工場出荷時は、「1 パルス＝0.2mm」に設定されています。
↓（２）変更する雨量計パルス： 1 パルス＝0.5ｍｍ計に変更①メモ帖やワードパッドで、ロガーから回収した設定ファイルを開き、
下記の 1 行を手打ちで数字を修正する。
＠P12

→

＠P15

全て半角の大文字。末尾で改行「Enter」キーを押す。

・@P1 はパラメータ１の意味
・後ろの 5 の数字で 0.5ｍｍ計を指定します。0.1mm 単位の整数を設定します。
1ｍｍ計なら 10 で、@P110 と入力します。
参考：流量計を使用する場合、例えば流量計 1 ㎥/パルス＝1mm 計相当＝＠P110のように設定すれば、表示の 1mm が 1 ㎥に相当します。
②上記の内容を、メモリーカードに「GTR-01R-SET.txt」(半角英数字)という名前で保存。
③カードを差し込み[設定書込]ボタンを長押し設定ファイルの書き込まれたカードを挿入[設定書込]ボタンを 5 秒以上 長押し

11

④設定がうまくいけば、上記で打ち込んだパラメータが、一瞬表示された後、[OK]が表示される。
※設定内容が間違っていれば、一旦画面が停止し、警告の「ピー」という音が鳴る

５－２．警報設定の変更例（１）出荷時には警報設定は、全て OFF の状態です。
@UL9999,9999,9999,9999（２）下記の警報設定を行う場合の変更例です。
警報判定値
10 分間降雨強度＝警報無し

1 時間雨量＝ 20ｍｍ／ｈで警報接点出力

24 時間雨量＝ 80ｍｍ以上で警報接点出力

4.降り始めからの累積雨量＝120mm で警報接点出力@UL9999,200,800,1200
注：①設定値は 0.1mm 単位の整数値 0～9998②上限値に 9999 を設定した場合は判定パス
以下、ロガーへの書込み手順は、前項の雨量計パルスの設定変更手順と同じです。

６．警報接点出力の利用
現地で、サイレンや回転灯を動かす場合には、[警報接点出力]が利用できます。
警報接点出力の最大容量は、250V×3A なので、・12V 警報装置で、最大 36W。
・24V 警報装置で、最大 72W。
まで直接駆動できます。
それ以上の場合は、外部で一旦リレー受けをしてください。

警報判定時に接点が導通状態になる

12

７．通信・設定コマンドの詳細
データロガーは、SD カード経由で、設定変更を行う他、RS-485 ポート（9600bpsN81XN）経由で通信設定やデータ回収が可能です。以下、通信コマンド仕様と、計測条件の詳細設定例を示します。

７－１．通信コマンド（命令）詳細 [リビジョン：Rev1.1 （2012/07/23 更新版）]
注意：説明中で「ダミー」と書いてあるのは、未使用項目なので、0 を入力してください。
//-------------------------------------------------------------------------// SD カード経由で書き込み可能な設定コマンド//-------------------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------// 自動計測//-------------------------------------------------------1. 定時計測インターバル設定@IW1,1,0@IW0

時間値、単位(0:分/1:時)、ダミー
2. 定時計測の許可禁止設定、読み出し@RM1,1@RM0@RM@RM0,1,1

ダミー、 0:計測禁止/1:計測許可//-------------------------------------------------------// 基本動作//-------------------------------------------------------3. 1 パルスあたりの雨量@P1[Di1]

@P10

@P1

@P10,[Do1][Di1],[Do1]： 1 パルスあたりの雨量 (0.1mm 単位の整数値)
4. 無降雨リセット条件の設定@RT[Di1],[Di2]

@RT0

@RT

@RT0,[Do1],[Do2][Di1],[Do1]： 無降雨判定 1 時間雨量 (0.1mm 単位整数)[Di2],[Do2]： 無降雨判定時間 (分単位整数)

13

//-------------------------------------------------------// 警報動作//--------------------------------------------------------5. 接点出力動作@DO[Di1]

@DO0

@DO

@DO0,[Do1][Di1],[Di1]： 0:自動、1:オフ、2～9998:時限 ON(秒)、9999:強制 ON
時限 ON 動作が指定されその動作が終了した場合はそれ以前に指定されていた
0,1,9999 の何れかの状態に戻ります。
時限 ON の出力時間には-1～0 秒程度のばらつきがあります。
6. 警報判定、出力動作@AS[Di1],[Di2],[DI3]

@AS0

@AS

@AS0,[Do1],[Do2],[Do3][Di1],[Do1]： ダミー[Di2],[Do2]： ダミー[Di3],[Do3]： 出力動作 0: 判定結果をリアルに出力、1～9998: 指定秒出力、9999: 連続
7. 警報判定値@UL[Di1],[Di2],[Di3],[Di4]

@UL0

@UL
@UL0,[Do1],[Do2],[Do3],[Do4][Di1],[Do1]： 10 分間降雨強度 上限値[Di2],[Do2]： 1 時間雨量 上限値[Di3],[Do3]： 24 時間雨量 上限値[Di4],[Do4]： 降り始めからの累積雨量 上限値
設定値は 0.1mm 単位の整数値 0～9999
上限値に 9999 を設定した場合はその判定を行いません。
//--------------------------------------------------------------// その他：特に必要がある場合のみ使用します（通常はコメント扱いです）//--------------------------------------------------------------8. 機種名設定、読み出し@KM"01R01001-"
@KM

@KM0
@KM0,"01R01001-"

メモリーカードへ記録する時のファイル名は本コマンドで設定された文字列と年月日、時刻により作成されます。例. 01R01001-120630-235959.csv
出荷時の初期値は機種コード 01R とシリアル番号による 01001- 等の組み合わせです。

14

9. 内部設定値初期化
@MC

@MC0

設定が工場出荷状態に全てリセットされますので注意してください。
//-------------------------------------------------------------------------// 遠隔通信制御専用のコマンド//-------------------------------------------------------------------------10. 全チャンネル測定@CA@CA0,[Do1]…[Do7][Do1]：積算雨量[Do2]：10 分間降雨強度[Do3]：1 時間雨量
[Do4]：24 時間雨量
[Do5]：降り始めからの累積雨量[Do6]：警報判定結果[Do7]：接点出力状態[Do8]：バッテリ電圧（0.1V 単位の整数値）
上記雨量データは 0.1mm 単位の整数

例： 120＝12.0mm を表す。

11. メモリ記録データ数読み出し@CR@CR0,0,20000
上書き回数、記録個数

12. メモリデータの読み出し@MR20000@MR0,091231,230000,[Do1],…

読み出しアドレス年月日、時刻、以降@CA と同様

13. メモリ日時データの読み出し@MD20000@MD0,091231,230000

読み出しアドレス年月日、時刻14. データ記録メモリクリア
@CL

@CL0

15. 積算カウンタクリア、雨量計算クリア
@CZ
16.

@CZ0

雨量計算クリア@AC@AC0

リセットボタン長押しと同様に時間雨量計算用メモリーや累積雨量をクリアします。
17. 時計設定@TW101231,125930@TW0

年月日、時分秒15

18. 時計読み出し@TR@TR0,101231,125930
年月日、時分秒

19. 定時計測条件読み出し（ロガーと同様）@IR@IR0,1,1,2
間隔値、分／時、ダミー

20. スリープ移行コマンド
@SL

@SL0

RS485 の信号入力により通信起動されたものを即スタンバイ動作へ移行させるためのコマンドです。
RS-485 のアドレスをゼロにしての一斉指令が可能です。
21. プログラムのバージョン確認@RV→応答例 GTR-01R Rev1.1 2012/07/18

16

７－２．雨量計測の設定ファイル例
以下のコードを、コピーし、メモ帖やワードパットで編集し「GTR-01R-SET.txt」というファイル
名で SD カードにテキスト形式で保存しすえれば、設定ファイルとして使えます。
※先頭が@マークから始まる行以外は、全て説明用のコメントです。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 雨量警報ロガーGTR-01R 設定ファイル 2012/08/20// 簡易雨量計設定=0.2mm／パルス,警報有り// データ記録は 1 時間に 1 回// 警報設定例//

連続雨量は 3 時間無降雨でリセット//

降雨雨強度警報なし,1 時間雨量 20mm,24 時間雨量 80mm,連続雨量(3 時間リセット)120mm/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-------------------------------------------------------------------------// 自動計測//-------------------------------------------------------------------------//1.定時記録間隔の設定＝60 分(1.時間値、2.単位(0:分/1:時)、3.ダミー）// 例：60 分間隔の自動記録@IW60,0,0//2.定時記録の許可禁止設定（1.ダミー、2.自動計測 0:計測禁止/1:計測許可）// 例：定時記録＝許可@RM1,1//-------------------------------------------------------------------------// 基本動作設定//-------------------------------------------------------------------------//3.雨量計の 1 パルスあたりの雨量(0.1mm 単位の整数値、0.5mm 計＝5, 1mm 計=10)// 例：簡易雨量計 0.2mm／パルス を使用@P12//4.連続雨量の無降雨リセット条件の設定//

1.無降雨判定 1 時間雨量 (0.1mm 単位整数),//

2.無降雨判定時間 (分単位整数、不要ならゼロを設定)//

注意：3 時間の場合 180 分だが,181 分にしたほうが、ちょうど 3 時間過ぎてからゼロクリアされるので人間の感覚に合う// 例：1 時間雨量 0mm の状態が、3 時間=181 分続いたらリセット@RT0,181

17

//-------------------------------------------------------------------------// 警報動作//-------------------------------------------------------------------------//3.接点出力動作＝自動 （0:自動、1:強制停止、2～9998:強制時限 ON(秒)、9999:強制連続 ON）// 例：自動出力@DO0//5.警報接点出力時間の設定（1.ダミー, 2.ダミー, 3.出力動作 0:判定結果を直接出力、1～9998:指定秒
数出力,9999:連続出力// 例：0：警報接点出力時間は自動（警報判定中は連続出力。接点出力時間指定タイマーは使わない)@AS0,0,0//6.警報判定値 (1.10 分間降雨強度, 2.1 時間雨量, 3.24 時間雨量, 4.降り始めからの累積雨量)// (設定値は 0.1mm 単位の整数値 0～9999, 上限値に 9999 を設定した場合は判定パス)//// 例：1.降雨強度なし, 2.1 時間雨量 20mm, 3.24 時間雨量 80mm, 4.連続雨量 120mm@UL9999,200,800,1200//----------------------------------------------------------------------------// 以下の機能は特に必要がある場合のみ使用します（通常はコメント扱いです）//----------------------------------------------------------------------------//8.機器名の書込み// @KM"01R-01001-"//

データを SD カードで回収する際、この名称＋日付＋時刻がファイル名になる"//

例. 01R01001-120630-235959.csv//

出荷時には、機械連番が書き込まれている。必要に応じて変更可能//

例：@KM"POINT011-" @KM"GENBA_A12_" など//12.前の設定内容を全て初期化(初期化不要なら削除)// @MC//

内部に記録されたデータも消去されるので、本当に初期化する場合にのみ使用してください//--------------------------------------------------------------

18

７－３．流量計計測の設定ファイル例

このロガーは、雨量計パルスを主目的に設計されていますが、雨量の単位 mm を流量単位の㎥(立方メートル)やｌ（リットル）に読み替えれば、流量パルスロガーとしても使えます。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 雨量警報ロガーGTR-01R 設定ファイル→流量パルスロガーに使用

2012/12/17// 流量計：1 立法メートル＝1 パルス設定// データ記録は 1 時間に 1 回// 警報判定は無し/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-------------------------------------------------------------------------// 自動計測//-------------------------------------------------------------------------//1.定時記録間隔の設定＝60 分(1.時間値、2.単位(0:分/1:時)、3.ダミー）// 例：60 分間隔の自動記録@IW60,0,0//2.定時記録の許可禁止設定（1.ダミー、2.自動計測 0:計測禁止/1:計測許可）// 例：定時記録＝許可@RM1,1//-------------------------------------------------------------------------// 基本動作設定//-------------------------------------------------------------------------//3.流量計の 1 パルスあたりの流量(0.1 立法メートル 又はリットル単位の整数値)// 0.1 立法メートル計＝1, 1 立法メートル計=10// 例：流量計 1.0 立法メートル／パルスを使用=10 を設定→@P110@P110//4.連続雨量の無降雨リセット条件の設定->流量計の場合特に関係ないのでとりあえず 1 時間に設定しておく//

1.無降雨判定 1 時間雨量 (0.1mm 単位整数),//

2.無降雨判定時間 (分単位整数、不要ならゼロを設定)//

注意：1 時間の場合 60 分だが,61 分にしたほうが、ちょうど 1 時間過ぎてからゼロクリアされるので人間の感覚に合う//// 例：1 時間の流量 0 立法メートルの状態が、1 時間=61 分続いたらリセット@RT0,6119

//-------------------------------------------------------------------------// 警報動作 → 流量計の場合は通常使用しないが必要に応じて設定//-------------------------------------------------------------------------//3.接点出力動作＝自動 （0:自動、1:強制停止、2～9998:強制時限 ON(秒)、9999:強制連続 ON）// 例：自動出力@DO0//5.警報接点出力時間の設定（1.ダミー, 2.ダミー, 3.出力動作 0:判定結果を直接出力、1～9998:指定秒
数出力,9999:連続出力// 例：0：警報接点出力時間は自動（警報判定中は連続出力。接点出力時間指定タイマーは使わない)@AS0,0,0//6.警報判定値 (1.10 分間ごとの時間流量, 2.1 時間流量, 3.24 時間流量, 4.流れ始めからの累積流量)//

設定値は 0.1 立法メートル単位の整数値 0～9999,//

上限値に 9999 を設定した場合は判定パス//

例：1.10 分間ごとの時間流量なし,//

2.1 時間流量 20 立法メートル=200,

3.24 時間流量 80 立法メートル=800, 4.連続流量 120 立法メートル=1200@UL9999,9999,9999,9999//----------------------------------------------------------------------------// 以下の機能は特に必要がある場合のみ使用します（通常はコメント扱いです）//----------------------------------------------------------------------------//8.機器名の書込み// @KM"01R-01001-"//

データを SD カードで回収する際、この名称＋日付＋時刻がファイル名になる"//

例. 01R01001-120630-235959.csv//

出荷時には、機械連番が書き込まれている。必要に応じて変更可能//

例：@KM"POINT011-" @KM"GENBA_A12_" など//12.前の設定内容を全て初期化(初期化不要なら削除)// @MC//

内部に記録されたデータも消去されるので、本当に初期化する場合にのみ使用してください//--------------------------------------------------------------

20