入力信号

共通機能

Nモデル機能Nモデル

ネットワークイメージ※：ケーブルブッシュの取付は実物と異なる場合があります。
※：カタログ撮影用にケースの上蓋は外しています。

KADEC R-KAZE2 / -N 特徴■16方位・角度切替機能■Pt温度計にも対応

風向の記録時に、16方位記録と角度記録を選択できます。
気象庁の指針に従った観測の場合は16方位記録（ NNE,NE･･･）を、風向きを角度で記録したい場合には角度記録（＊＊＊°）を選択して記録可能です。

風向・風速、温度・湿度の測定時に、全て気象庁検定付きのセンサーに対応可能です。

■4G通信機能を搭載 （Nモデル）
各キャリアの4G回線に対応したSIMカードを挿入することで通信が可能。データ通信用IOT SIMカードを使えば通信費を抑えることが出来ます。

■ＳＤカードにデータ保存
データ回収にはＳＤカードを使用し、設置現場で簡単にデータ回収できます。 記録データはＣＳＶファイルでSDカードに保存されます。
また、ＳＤカードを装着して運用するとメモリ媒体として使用することができ、長期記録によるメモリ不足の心配がありません。

■省電力機能による長期電池動作徹底した省電力機能により、内蔵電池のみで約200日間以上の連続測定を実現しました。
※測定インターバルにより変動します。電池残量レベルメーター機能で電池残量の目安を知ることが出来ます。

■クラウドへデータ送信 （Nモデル）
https・TCP Socket通信に対応。JSON形式でソラコムプラットホー
ムなどへデータ送信可能です。

■Eメールデータ送信 （Nモデル）
クラウドがなくても、Eメールで直接データ・アラート送信が可能です。
データはCSVファイルで添付されます。

■リモート操作機能 （Nモデル）
リモート操作は、FTPサーバー経由で行います。
あらかじめ設定された外部FTPサーバーへ接続、サーバー内の設定ファイルをGET（ダウンロード）し、Nモデル内部の設定を変更します。
送信インターバルが1時間の場合、GETするタイミングは1時間毎にGETし設定を変更します。

■本体仕様R-KAZE2（標準モデル）
発信方式
0~100m/s±0.2m/s

形式
風速
風向風速

風向専用chサンプリング
記録要素
白金測温抵抗体
Pt100Ω/0℃サーミスタ温度計

相対湿度
入力1-2ch
切替

気圧

電圧

電流
接点出力

R-KAZE2-N（4G通信モデル）

検出方法
測定範囲
記録値
検出方法
ポテンションメーター
測定範囲
0~355°
精度/分解能 ±0.3％FS/1°
1秒
平均風速、平均風向、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時、瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時

測定範囲
分解能/精度
記録値
測定範囲
分解能/精度
記録値
測定範囲
分解能/精度
記録値
供給電圧
測定範囲
分解能/精度
記録値
供給電圧
測定範囲
分解能/精度
記録値
測定範囲
分解能/精度
記録値-200～200℃
0.01℃ ±0.2℃
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値-50℃~120℃ (JIS 6KΩ/0℃）
0.1℃ ±0.3℃
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
0~100％（0~1V）
0.1％ ±0.1％FS
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
約10V/20ｍAまで（センサー用電源）
800~1100hPa0.1hPa ±0.1％FS
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
約10V/20ｍAまで（センサー用電源）
0～±2V（0～±5V）
0.1mV ±0.1％FS
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
0～±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵
1uA ±0.15% FS
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値

搭載OS
動作環境
寸法/重量

閾値超過による接点ON、閾値を下回ると接点OFF（測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ毎に判定）
97,280要素
不揮発生ﾒﾓﾘ(ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ不要)
ﾒﾓ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ﾛｰﾏ字､ｶﾀｶﾅ､記号､英字
ﾒﾓﾘｽｸﾛｰﾙ方式
SDｶｰﾄﾞ
FAT､FAT32対応
32GB以下CSVﾌｧｲﾙ
手動操作及び自動ﾃﾞｰﾀ転送
RS-232Cｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ※保守及び外部機器接続用
LTE Cat.1
上り最大5Mbps、下り最大10Mbps
ドコモ / au ※出荷時オプションでソフトバンクも可
標準SIM 25mm×15mm
SMTP・TCP/IP・HTTPS・FTP ※FTPはリモート操作用
CSV形式:Ｅメール添付
データ伝送形式
JSON形式:HTTPS・TCP/IP
アンテナ端子RFコネクタ（外部アンテナ） インピーダンス50Ω
OFF、5、10分
送信間隔
1～4、6、8、12、24、48、72、96、120、144、168時間
時刻調整機能携帯電話基地局時刻情報を元に１日１回時刻補正処理
1～6、10、12、15、20、30分、1時間
16文字2行ｷｬﾗｸﾀLCD表示器(-20～70℃動作範囲) ※-10℃以下では､表示がうすく表示ﾚｽﾎﾟﾝｽは多少低下します｡
Status(緑)LTE通信時､点滅
Access(赤)SDｶｰﾄﾞｱｸｾｽ時､点灯
押しﾎﾞﾀﾝｷｰ :3個(UP/DOWN/ENTER)
ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ:1個(REC/STOP) ※測定開始/終了ｽｲｯﾁ
指定した月日時分から測定動作が開始します｡(初期値はOFF)
ｱﾌﾀｰｽﾀｰﾄ機能
内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力
電池残量表示機能
測定部消費電流
測定時動作電流:25mA ｽﾘｰﾌﾟ時電流:50μA
LTE通信消費電流
約2.5ｍAh/回 ※電波環境や温度による専用ﾘﾁｳﾑ電池ﾊﾟｯｸNRH-B06-2400×2個 CR123A×4個(専用電池ﾎﾙﾀﾞｰ２個使用時)
動作電源
外部電源DC12～24V
ｶｰﾄﾞ用電源
CR123A×1個
I-TRON(ﾘｱﾙﾀｲﾑOS)採用により各機能が独立して動作-25℃～+80℃で精度保証
210W×210D×102H(mm)/1.7Kg(突起物含まず)■外形寸法図

■お問い合わせ先

記録ﾃﾞｰﾀ

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞﾀｰﾐﾅﾙ通信機能

LTE通信

測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
LCD表示器
LED
操作ｷｰ
標準機能

電源

オープンコレクタ出力
記憶容量
使用ﾒﾓﾘ
ﾒﾓ機能
記録方式
ｶｰﾄﾞ種別
FAT形式
記憶容量
記録形式
回収機能
通信方式
通信規格
通信速度
対応キャリア
対応SIMカード対応プロトコルKADEC R-KAZE2 / -N

ノースワン 株式会社 https://www.north-one.net/〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL：011-214-0830 FAX：011-214-0835■取り扱い代理店※：ケーブルブッシュの取付は実物と異なる場合があります。
●このカタログ記載の仕様、デザイン等は技術改善等により、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
●「KADEC」はノースワン株式会社の登録商標です、また製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文では、「™」、「®」は明記しておりません。
●製品の保守・定期点検・修理に関するお問い合わせは、お手数ですが弊社までお願いします。
●製品購入にあたっては、取扱販売店にご用命ください。また、設置・操作指導を依頼する場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
カタログ番号：RK230314B

2023年03月現在