測定機

CONTACT［東京］TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

ストレーターストレーター

真直度測定機ストレーター

オートコリメータレーザー

オートコリメータ

コリメータ︑

特 長 Sales Point
直線運動の 4 つの誤差成分（水平・垂直・ヨーイング・ピッチング）を同時に測定する真直度測定機です。この同時測定により、測定時間の短縮や信頼性の高い測定が可能です。

システム
構成品

光源に半導体レーザー、センサに CCD/CMOS を採用することで高安定性を確保しています。
可視光半導体レーザーの採用でビームが直接見えセッティングが容易におこなえます。
微調整が可能な検出ブロックが標準で付属しています。

▲ TC-3
真直度測定機ストレーター外部インターフェースに RS-232C を装備しています。
光軸合わせ用アジャスタブルベース、三脚のオプションを用意

製品

番TC-3号

製品名

価格

真直度測定機ストレーター

別途御見積しています。
※（株）
ニコンソリューションズが販売元になります。

光源
測定
距離電源
外 部 イ ン タ ー フ ェ ー ス
質量

精 度 保 証 動 作 温 度
RoHS 指 令 対 応 状 況項

変 位 測 定半導体レーザー（640 nm 付近 出力 0.5 mW以下）
2,500㎜以内
AC100V（AC アダプタ）
RS-232C
光源部：約 10㎏
検出ブロック：約 1.5㎏
カウンタ：約 3㎏
20 ± 1℃ー

目

目量

測定範囲

水平 H
垂直 V
ヨーイング Y
ピッチング P

0.1 μm
0.1 μm0.1sec0.1sec± 100 μm
± 100 μm
± 120sec± 120sec

動画で紹介
ストレーター

測定精度
測定距離：〜 1,000㎜ 測定距離：〜 2,500㎜± 1 μm± 1 μm± 1sec± 1sec± 3 μm± 3 μm± 2sec± 2sec【オプション品】●概要
真直度測定機ストレーター TC-3 はレーザー光を基準として、真直度測定機ストレーターのオプション品です。

CCD/CMOS セ ン サ を 用 い、 レ ー ザ ー 光 の 直 進 性、 コ ー ナ ー

TC-AJB は TC-3 を取り付けて光軸合わせするときに使用し、微キューブプリズムの特性、コリメーターの原理を利用して、物体調整が非常に容易におこなえます。

が直進運動する際に生じる誤差成分の 6 要素中の 4 要素（運動方TC-TRP は TC-3 を取り付けて光軸合わせをするときに便利な微向に直角な平面内の変位 2 成分とヨーイング、ピッチング）を高調整機構をもつ三脚です。

精密に同時測定する装置です。

※（株）ニコンソリューションズが販売元になります。

●主な用途・精密測定機などの XY ステージの真直度・各種工作機械のヘッドおよび XY テーブルの真直度・リニアガイドの真直度測定

アジャスタブルベース、三脚の搭載例

632
ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社

製品
番製品
価
X
軸移動
θx移動
質
RoHS 指 令 対 応 状

号
名格量
量
量
況

TC-AJBTC-3 用アジャスタブルベース
別途御見積± 30㎜
微動± 5°
6.5㎏
ー

製品
番製品
価
X
軸移動
θx移動
最大高最低高質
RoHS 指 令 対 応 状号
名格量
量ささ
量
況TC-TRP
TC-3 用三脚
別途御見積± 30㎜
粗動 360°、微動± 5°
897㎜
537㎜
8.5㎏
ー

CONTACT［東京］TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

測定機

ストレーターストレーター

製品の外観図156

218

オートコリメータ

コリメータ︑

31

オートコリメータ

309

レーザー

10システム
構成品

33

1839

47

154

50

250

105

97

5.6
φ2050

20(8.5)240(49)6515180

φ42200820220565▲ TC-3

P ピッチングV 垂直

Y ヨーイングH 水平633
ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社

測定機［東京］TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

CONTACTE-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

レーザーオートコリメータ
ストレーター

レーザーオートコリメータ
ダウンロード

取扱説明書

2DCAD

オートコリメータレーザー

オートコリメータ

コリメータ︑

特 長 Sales Point
レーザーオートコリメータは、角度変位（ヨーイング、ピッチング）を測定する装置です。

システム
構成品

光源に半導体レーザー、センサにCMOSを採用することで高安定性を確保しています。
可視光半導体レーザーの採用でビームが直接見えセッティングが容易に行えます。
外部インターフェースに RS-232C を装備しています。
タッチパネルディスプレイにより、直感的な操作を実現しています。
カウンタでは受光ビーム状態が表示可能で、合否判定機能を搭載しています。
各種測定用ミラー、光軸合わせ用アジャスタブルベース、三脚などオプションを豊富に用意しています。

▲ LAC-SAレーザーオートコリメータ※㈱ニコンソリューションズが販売元になります。

●概要
レーザーオートコリメータ LAC-SA は従来モデルの LAC-S の特長を継承しつつ更なる機能の向上を図った製品です。
従来通り、光源に半導体レーザー、センサに CMOS を使用する製 品 番 号

製品名価格

LAC-SA

レーザーオートコリメータ

別途御見積ことで、ウォーミングアップの短縮を実現しているほか、カウン
タにタッチパネルディスプレイを採用し、実ビームの表示や合否判定機能を搭載するなど、さらに作業性が高められています。

光検源部

半導体レーザー
CMOS センサ源

AC100 〜 240V
（ワールドワイド）※ AC アダプタ

精 度 保 証 動 作 温 度
外部インターフェイス
目量測定
範囲
被 測 定 物 反 射 率表示
範囲20 ± 1℃
RS-232C
0.01"（0.1"、1" も選択可能）± 180"（2 軸同時）
4 〜 100%（感度調整にて対応可能）-180.00 〜 +180.00

出電

距離 1,000㎜まで
測定

精ばらつき除去に加え、測定値が安定している状態を表示する機能を搭載し、適切なタイミングで測定値を読み取ることが可能です。
基本機能として± 0.5″の測定精度を簡単なセッティングでご提供します。
●主な用途

距離 2,500㎜まで●納入使用例・小型光学部品の角度測定、・移動台の真直度測定

範囲± 120" 以内：± 0.5"
範囲± 180" 以内：± 1.0"
範囲± 180" 以内：± 1.0"

度

本 体 外 形 寸 法
カ ウ ン タ 外 形 寸 法
質量また、カウンタ機能のフィルタリングによる高精度な環境要素の平行度測定

・端面の平行度測定

・工作機械のベッドの真直・直角度の測定

W150㎜× D253.5㎜× H149㎜
W250㎜× D240㎜× H203.5㎜
本体 7㎏、カウンタ 3㎏

度測定・回転角の測定※掲載 製品の外 観図面（2D/3D）デ ータはホームページ《https://www.
chuo.co.jp》
Web 製品カタログよりダウンロードできます。

・回転案内面の真直度測定

・ディスクのうねり測定・光学素子のアライメント

・ポリゴンミラーの分割精度測定

・光軸調整

・装置組立時の位置計測

・運動体の再現性観測

レーザーオートコリメータの測定原理
光学系
図1に光学系を示します。半導体レーザーから出たビームは、集光レンズ（L1）によってピンホール（P）に集光します。
レーザービームは紙面に対して水平なP 偏光のビームですが、ピンホール（P）を出て広がったのち偏光ビームスプリッタ（PBS）を透過して1/4 波長板を通り、直線偏光から円偏光に変わります。そして、ミラー（M1 〜 M4）を経てコリメータレンズ（L2）によって平行ビームとして射出されます。
この平行ビームは測定用ミラー（M5）により反射され逆回りの円偏光になります。再びミラー（M4 〜 M1）を経て1/4 波長板に入ります。このときに逆回りの円偏光が紙面に対して垂直な S 偏光になり、今度は偏光ビームスプリッタ（PBS）で反射され位置検出用センサ（CMOS）に入ります。
図 2 は図 1 のミラー（M1 〜 M4）を取り除いて光路を描いたものです。測定用ミラー（M5）がθだけ傾くと、M5 で反射されて戻るビームは2 θだけ傾いた方向でコリメータレンズ（L2）に入射して、CMOS 上の中心線より d だけずれた位置にピンホール（P）の像を結びます。これは d=ftan2 θ≒ 2f θの関係になります。
したがって d を検出することによって測定用ミラー（M5）の傾き角θを知ることができます。
ddd≒2fθ
CMOS

M1

θ

λ/4

L1

d≒2fθ
CMOS

θ

P ピッチング

半導体レーザ
L2M5

PL2PBS2θ

M2

λ/42θ
M5

M3M4

本S偏光fP偏光円 偏光

図1 光学系

634
ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社

bPBS
ba体P

Y ヨーイング
f＝a＋b

図2 角度測定原理図

［東京］TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

CONTACTE-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

測定機

レーザーオートコリメータ
ストレーター

オプション一覧

オートコリメータレーザー

オートコリメータ

コリメータ︑システム
構成品▲ LAC-AJB
LAC 用アジャスタブルベース
製 品 番 号

製品名価格

LAC-DP-SA

LAC 用データ処理ソフトウェア

別途御見積製品番製品
価X 軸移動Z 軸移動
θ x 軸 移 動
θ y 軸 移 動
θ z 軸 移 動
質号

LAC-AJB

名
格量量
量
量
量
量

LAC 用アジャスタブルベース
別途御見積48㎜
248㎜
粗動 360°、微動± 8°180°
粗動 360°、微動± 6°
22.5㎏

製品

番製
品
価X 軸移動θ x 軸 移 動
θ y 軸 移 動
最大高最低高質

号

LAC-TRA-S

名
格量量
量
ささ量

LAC 用三脚（アライメント機能付）
別途御見積± 30㎜
粗動 360°、微動± 8°± 3°920㎜（944.5㎜、LAC-S 光軸）560㎜（584.5㎜、LAC-S 光軸）
7.5㎏▲ LAC-MRB-S
測定用ミラー（B）
製

品

番▲ LAC-TRA-S
LAC 用三脚（アライメント機能付）▲ LAC-MRA-S
測定用ミラー（A）

号

LAC-MRB-S

LAC-MRA-S

名格ー
径測定用ミラー（B）
別途御見積
平面ミラー
φ 50㎜測定用ミラー（A）
別途御見積
平面ミラー
φ 28㎜

ミ ラ ー 脚 の 間 隔ー50㎜（アダプタ取り付け時）
100㎜（アダプタ取り付け時）

微囲

± 3°ー

量1㎏0.55㎏（アダプタ取り外し時）
1㎏（アダプタ取り付け時）

製品
価ミラ
ミ ラ ー 有 効動範質RoHS 指 令 対 応 状 況

規制 10 物質不含有品▲ LAC-POL-8
8 面鏡（ニコン製）
製
製
価
保品

外付

属

▲ LAC-PP
ペンタプリズム（ニコン製）▲ LAC-PLM
測定用平面鏡 C（ニコン製）

番号

LAC-POL-8

LAC-POL-12

LAC-PP

LAC-PLM精

名格度8 面鏡（ニコン製）
別途御見積
補正値に対して 1"12 面鏡（ニコン製）
別途御見積補正値に対して 1"

ペンタプリズム（ニコン製）
別途御見積2"（光学的直角度）

測定用平面鏡 C（ニコン製）
別途御見積
平行度 2"

外径 117㎜
厚さ 46㎜
中心部の穴径 20㎜

外径 117㎜
厚さ 46㎜
中心部の穴径 20㎜

65㎜× 65㎜× 45㎜

形

外径 30㎜
厚さ 12㎜

金枠、木製格納箱

木製格納箱品証▲ LAC-POL-12
12 面鏡（ニコン製）

品

木製格納箱

※オプション品は（株）
ニコンソリューションズが販売元になります。

635
ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社

測定機

CONTACT［東京］TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

コリメータ、オートコリメータ
ストレーター

コリメータ、オートコリメータ
ダウンロード2DCAD

オートコリメータレーザー

オートコリメータ

コリメータ︑システム
構成品▲ C-59L
コリメータ▲ C-60L
オートコリメータ

特 長 Sales Point
C-59L は平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離測定装置等の光源として最適です。
C-60L は簡易型のオートコリメータで、望遠鏡としても使用することができます。ミラーとの併用により移動台の真直度測定などにも使用できます。
製
製
価
有焦
光
電
フ
質付品番号

品

名格（税 抜）
効
径
点距
離源
源
ィル
タ
量属
品

C-59L

製

コリメータ
改定 ¥160,00033㎜
200㎜
白色 LED 照明
AC100V 50/60㎐ 0.35A、ケーブル長 1.8m
グリーンフィルタ挿入済
本体 2.3㎏、コントローラボックス 0.8㎏
電源（TS-EP2A）、AC アダプタ品番号

C-60L

製
品
名価 格（税 抜）
望 遠 鏡 倍 率
対物レンズ有効径
焦点
距
離合
焦距
離目量
タ ー ゲ ッ ト光源
電源
照
明
質量付
属
品

オートコリメータ
改定 ¥310,000
12 ×37㎜
300㎜∞〜 1,050㎜
1′
クロス線
白色 LED 照明
AC100V 50/60㎐ 0.35A、ケーブル長 1.8m
明視野
本体 3.2㎏、コントローラボックス 0.8㎏
電源（TS-EP2A）、AC アダプタ

※掲載製品の外観図面（2D/3D）
データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》
Web 製品カタログよりダウンロードできます。

製品の外観図356.5〜481.5

ｺﾈｸﾀ
φ86

φ12ｺﾈｸﾀφ581206059φ70
φ3740φ73

φ53φ46

有効148312.5
ｸﾗﾝﾌﾟねじ33径φφ20▲ C-59L636ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社▲ C-60L

CONTACT［東京］
TEL：03（3257）
1911・FAX：03（3257）
1915［大阪］
TEL：06（6940）
1951・FAX：06（6940）
1952［東北］
TEL：0248（28）
2293・FAX：03（3257）
1915

E-mail：chuo-sales@chuo.co.jp
URL：https://www.chuo.co.jp

測定機

顕微鏡用 XY ステージシステム・専用 WEB サイト紹介

システム構成品
ストレーターBIXY ステージ STD システム（OL）シリーズ：B30102

特 長 Sales Pointシステム
構成品

顕微鏡の XY ステージを電動化することが可能です。
顕微鏡イメージング用途で必要な多点タイムラプス（短時間・長時間の繰返し動作）を安定して実施可能です。
付属のコントローラと操作部で、ジョグ移動（マニュアル動作）
・ ステッ
プ移動（設定した一定量を動かす）・ティーチング（設定した任意の座標へ次々と移動）等が可能です。
ステージがどのくらい移動したか、任意の単位を表示可能です。
業界標準の K 規格に対応しており、各種ホルダ・インキュベータ・サー
モプレート・Z ステージ等を載置可能です。
アダプタを選択することで、各種の顕微鏡に取付け可能です。

概要
BIXY ステージ STD システム（OL）は、電動 XY ステー
ジとともに、2 種類のホルダが標準で付属し、コントシステム化可能な他社製品
製品番号末尾

対応分類などが顕微鏡機種に最適化されており、ご購入後すぐソフト
ウェアに顕微鏡に設置してご利用可能です。
ラメータを変更することで、簡単に調整が可能ですのフトウェ

ア / 機メーカー
オリンパス
三谷商事

ローラ・ジョイスティック・キーパッド・ケーブル類

コントローラのディップスイッチ、キーパッド内のパソ

器 / 顕

微

StreamWinRoof、LuminaVision

ImageProPlus（オープンμ Manager
イメージング）共通
インキュベータ

東海ヒット
LCI

WSKM、KRi、ZILCS
Chamlide IC、Chamlide TC、Chamlide WPまた対応しておりますソフトウェアもございますの

サーモ
プレート

東海ヒット

Tpi-SQX,TP-SQ05（旧 MATS-55AXK-D）、
TP-SQ（旧 MATS-55AXK-D）

で、これまでのユーザー様にも安心してお使いいただ

PiezoZ
ステージ

Ludl

顕微鏡

オリンパス

で、特別なプログラミングスキルは必要ありません。

けます。

A1
A2
-鏡

機種

モレキュラーMeta シリーズ
デバイス
ローパー

オートコリメータ

実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動 XY ステージシステム

コリメータ︑

オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、オリンパス社製倒立顕微鏡・

オートコリメータ

0.75A/ 相
モ ー タ

レーザー

0.75A/ 相96S603
IX70
IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73、IX83、IX83-ZDC
GX51、GX71
MVX10、SZ61、SZX7、SZX10、SZX16

ライフサイエンス・システム構成品公式ホームページ
顕微鏡周辺機器の電動化によるバイオイメージングを中心に、ライフサイエンス分野への進出は始まったばかりですが、存在をよく知っていただけるよう、また皆様方のお役に立てるよう、製品情報掲載とともに、使用方法などをまとめた短信情報［BriefNote］、展示会出展状
況など、様々な情報を発信いたします。
また、国内外のバイオ・メディカル・ライフサイエンスに関わる学術シーズの製品化・実用化も積極的に取り扱い、実現しております。半自動 / 全自動化されたい案件をお持ちの方は是非、当部門までお問い合わせください。

皆様からのご要望を元に、BriefNote（短信）を発行しています。
お問い合わせ・最適システム構成品・技術資料・ギャラリー（動画・静止画）
は下記まで

https://www. chuo.co.jp/bmc-lifescience/637
ユニット製品総合カタログ41号 中央精機株式会社