Suomi (Käännös)

Ambulatorisenverenpainemittarin tallennin

Ambulatorinen verenpainemittari

1WMPD4005215

2311

2017 A&D Company, Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, siirtää,transkriboida tai kääntää millekään kielelle missään muodossa
ilman A&D Company, Limitedin myöntämää lupaa.
Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja
laitteen tietoja voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta.
Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja A&D käyttää näitä merkkejä
lisenssin alaisena.
Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Yhdenmukaisuus
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa
Tämä laite on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY
mukainen.Laitteen yhdenmukaisuus on todistettu CE-merkinnällä
sekä asianomaisen viranomaisen viitenumerolla.
Tämä laite on RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukainen.Tämä laite
on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukainen.A&D Company,
Limited vakuuttaa, että laite on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU
mukainen.EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy
kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Yhdenmukaisuus FCC-säännösten kanssa
Tämä laite on FCC-säännösten kappaleen 15 mukainen.
Käyttöön pätee kaksi seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei aiheuta
haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen tulee hyväksyä
vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat
vaikuttaa sen toimivuuteen ei-toivotusti. (FCC = Federal
Communications Commission Yhdysvalloissa)

FCC:N HUOMIO
Laitteen muuttaminen ilman, että laitteen vaatimustenmukaisuudesta
vastaava osapuoli on siihen erikseen antanut luvan, voi mitätöidä
laitteen käyttöoikeuden. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan
paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen
kanssa. Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja
säteilyaltistuksen FCC-rajoja, ja se on radiotaajuuksille altistumista
koskevien FCC-ohjeiden mukainen. Tämän laitteen radiotaajuisenenergian tasot ovat hyvin alhaiset ja niiden katsotaan ilman testausta
olevan ominaisabsorptionopeuden (SAR) mukaiset.
TM-2441 Käyttöopas
i

Yhdenmukaisuus IC-säännösten kanssa
Tämä laite on Industry Canadan lisenssivapaiden RSS-standardien
mukainen. Laitteen käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla:(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on otettava
vastaan kaikki häiriöt, myös niiden toimintaa häiritsevät häiriöt.
Tämä laite noudattaa valvomattomalle ympäristölle asetettuja
säteilyaltistuksen IC-rajoja, ja se on radiotaajuuksille altistumista
koskevien IC-säädösten RSS-102 mukainen. Tämän laitteen
radiotaajuisen energian tasot ovat hyvin alhaiset ja niiden katsotaan
ilman testausta olevan ominaisabsorptionopeuden (SAR) mukaiset.

Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännösten kanssa
Laite täyttää seuraavat vaatimukset:
EMD-päästöstandardi teollisille, tieteellisille ja lääkinnällisille laitteille
AS/ NZS 2064:1997, yleinen EMD-immuniteettistandardi AS/ NZS
4252. 1:1994. Yllä mainitun todistaa C-Tick-merkki.

Bluetooth®:lla lähettäminen
Tämä laite on varustettu langattomalla Bluetooth-toiminnolla, joten se
voidaan yhdistää lääkinnällisiin Bluetooth-laitteisiin, jotka tukevat
langatonta Bluetooth-teknologiaa.
Sovellukset ja laitteet, jotka ovat Bluetooth 4.1 -yhteensopivia.
Jokainen laite tarvitsee sovelluksen tietojen vastaanottamiseksiii

Varoitusmerkintä
Välttyäksesi vääränlaisen käsittelyn aiheuttamilta
onnettomuuksilta, tämä tuote ja sen käyttöopas sisältävät
seuraavat varoitusmerkit ja -merkinnät. Nämä varoitusmerkit
ja -merkinnät tarkoittavat seuraavaa:

Varoitusmerkintä

Välitön vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan loukkaantumiseen, mikäli sitä ei vältetä.
Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen mikäli sitä
ei vältetä.
Potentiaalisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa
lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen mikäli sitä
ei vältetä. Merkkiä voidaan käyttää myös varoittamaan
turvattomasta käytöstä.

Esimerkkejä symboleista

Symbolitarkoittaa ”Varoitus”. Noudatettavan
varovaisuuden luonne kuvataan symbolin sisällä tai senlähellä tekstillä tai kuvalla. Esimerkki varoittaa sähköiskun
vaarasta.
Symbolitarkoittaa ”Älä tee näin”. Kielletty toiminta
kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä tekstillä tai kuvalla.
Esimerkki ilmoittaa ”Älä pura”.
Symboliviittaa vaadittavaan toimenpiteeseen. Vaadittu
toimenpide kuvataan symbolin sisällä tai sen lähellä
tekstillä tai kuvalla. Esimerkki viittaa yleiseen vaadittavaan
toimenpiteeseen.

Muu

Tarjoaa lisätietoa, joka auttaa käyttäjää laitteen

Huomautus käytössä.

Jokaisen toimenpiteen varotoimet kuvataan tässä
käyttöoppaassa. Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.
iii

Varotoimet

Käyttääksesi TM-2441:tä (ambulatorisen verenpainemittarin
tallenninta) turvallisesti ja oikein, lue huolellisesti seuraavat
varotoimenpiteet ennen laitteen käyttöä. Seuraava sisältö onyhteenveto yleisistä potilaiden ja käyttäjien turvallisuuteen
liittyvistä seikoista sekä laitteen turvallisesta käsittelystä.
Jokaisen toimenpiteen varotoimet kuvataan tässä
käyttöoppaassa. Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.

1. Tallentimen käyttöä ja säilytystä koskevat varotoimet
Pidä tallennin poissa tiloista, joissa on helposti syttyviä
anesteetteja tai kaasuja, korkeapaineisia happikammioita
ja happitelttoja. Tallentimen käyttäminen tällaisissa
paikoissa saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
Älä käytä tallenninta magneettiresonanssikuvannusjärjestelmien(MRI) kanssa.

Säilyttääksesi laitteen toimintakyvyn ennallaan, ota seuraavat
ympäristöolosuhteet huomioon tallentimen käytössä ja
säilyttämisessä. Tallentimen suorituskykyyn saattavat
vaikuttaa liiallinen lämpö, kosteus ja korkeus merenpinnasta.
Vältä paikkoja, joissa tallentimen päälle saattaa roiskua
vettä.
Vältä paikkoja, joissa on korkea lämpötila, korkea kosteus,
suoraa auringonvaloa ja ilmassa pölyä, suolaa tai rikkiä.
Vältä paikkoja, joissa tallennin saattaa kallistua, täristä tai
jossa siihen saattaa kohdistua iskuja (mukaan lukien
kuljetuksen aikana).
Vältä paikkoja, joissa säilytetään kemikaaleja tai esiintyy
kaasua.

iv

Käyttöolosuhteet:
Lämpötila: +10–+40 °C,
Kosteus: 30–85 % suhteellinen kosteus (ei kondensaatiota).
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet:
Lämpötila: -20–+60 °C,
Kosteus: 10–95 % suhteellinen kosteus (ei kondensaatiota).

2. Varotoimet ennen tallentimen käyttöä
Varmista, että tallennin toimii turvallisesti ja oikein.
Kun tallenninta käytetään yhdessä muiden laitteidenkanssa, se saattaa johtaa virheelliseen diagnoosiin tai
turvallisuuteen liittyviin ongelmiin. Varmista, että laitteet
voidaan liittää turvallisesti.
Tarkista laitteen ja muiden lääkinnällisten laitteiden väliset
häiriöt. Varmista, että tallenninta voidaan käyttää oikein.
Käytä A&D:n määrittämiä lisälaitteita, lisätarvikkeita ja
hyödykkeitä.
Lue huolellisesti lisätarvikkeiden mukana toimitetut
käyttöoppaat. Huomioita ja varoituksia ei kuvailla tässä
käyttöoppaassa.
Jotta tallentimen käyttö on turvallista ja sitä käytetään
oikein, tarkista se ennen käyttöä.
Jätä tallennin normaaliin toimintatilaan vähintään yhdeksitunniksi ennen käyttöä ja kytke se päälle.
Liitä vain tarkoituksenmukaisia lisälaitteita USB-liittimeen.
Älä liitä muita laitteita.
Yhdistä vain A&D:n valtuuttama mansetti ilmaliittimeen.

v

Tallentimen valmistelu
Poista edelliset tallentimeen tallennetut tiedot, ennen kuin sitä
käytetään seuraavalla potilaalla.
Vaihda paristot, ennen kuin tallenninta käytetään seuraavalla
potilaalla.
Laite
Käytä tallenninta vain diagnosointiin ja vastatoimenpiteisiin.
Varmista, että ilmaletku ja mansetti ovat potilaan päällä oikein.
(Esimerkki: ilmaletkun kiertyminen ja jännite, mansetin asento ja
suunta)Ohjeet laitetta käyttävälle potilaalle
Kerro potilaalle, kuinka AUTO -kytkin kytketään ”OFF”
tallentimen pysäyttämiseksi, mikäli ongelmia esiintyy potilaan
ollessa yksin.
Kerro potilaalle, että hänen tulee irrottaa tallennin pikaisesti, jos
hän tuntee kipua tai mikäli ongelmia ilmenee.
Käytä varovasti vauvojen ja imeväisten lähettyvillä, sillä
ilmaletkuun voi vahingossa kuristua.
3. Verenpaineen mittaamiseen käytettyihin paristoihin liittyvät
varotoimet
Aseta paristot paristokotelon sisälle merkittyjen napojen ”+”
ja ”–” mukaisesti. (Napaisuuteen liittyvä varoitus)
Vaihda käytetyt paristot uusiin samanaikaisesti.
Poista paristot, jos tallenninta ei olla käyttämässä pitkään
aikaan. Paristo saattaa vuotaa ja aiheuttaa toimintahäiriön.
Käytä kahta alkaliparistoa (koko AA) tai määrättyjä akkuja(koko AA, Ni-MH).
Paina ja pidä ”–”-navan jousi alaspainettuna paristolla.
Liu’uta ja asenna pariston ”+”-napa
paristokotelon ”+”-napaan. Jos paristo
asennetaan ”+”-navan puolelta, paristokotelo saattaa
vaurioitua.
viÄlä koske samanaikaisesti paristoon ja potilaaseen. Tämä
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä sekoita vanhaa ja uutta paristoa keskenään. Älä käytä
erityyppisiä ja -merkkisiä paristoja. Tämä voi johtaa
vuotamiseen, kuumenemiseen ja räjähdykseen.
Tallentimessa saattaa esiintyä toimintahäiriö.
4. Varotoimet käytön aikana
Älä käytä tallenninta auton tai muun ajoneuvon ajon aikana.
Esimerkki: Tallennin saattaa rajoittaa vartalon tai käsien
liikettä ajoneuvon ajamisen aikana jne.

Tätä lääkinnällistä laitetta saavat käyttää vain lääkärit eli
lain mukaan valtuutetut henkilöt. Selitä oikeanlainen käyttö
potilaille ja varmista, että he pystyvät keskeyttämään
mittauksen ongelmien ilmetessä.
Älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä (alle 30 cm
etäisyydellä). Se voisi aiheuttaa tallentimen toimintahäiriön.

Keskeytä tallentimen käyttö ja käännä
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon, jos potilas tuntee kipua
käsivarressaan tai jos mittaustulos on virheellinen.
Älä käytä tallenninta voimakkaassa magneetti- taisähkökentässä.
Älä käytä tallenninta potilaalla, joka käyttää
sydän-keuhkokonetta.

vii

Ohjeet potilaalle

Huomautus

Jos lämpötila on alhainen, pariston kesto lyhenee ja mittauksia
pystytään suorittamaan vähemmän.

5. Varotoimet tallentimen käytön jälkeen
Mittaustietojen käsittely
Käsittele mittaustiedot välittömästi tarkoituksenmukaisella
lisälaitteella.
Tallennin
Kun lisätarvikkeet on puhdistettu, järjestele ja varastoi ne.
Puhdista tallennin siten, että sitä voidaan käyttää
seuraavalla mittauskerralla.
Käännä AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon. Jos AUTO -kytkin
jätetään ”ON”-asentoon, automaattisen mittauksen
paineistus käynnistyy, ja mansetti tai muut osat saattavat
hajota laajentumisen takia.
Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä
pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja hajottaa
tallentimen.
Lasten ei saa antaa käyttää tallenninta yksinään. Älä jätä
tallenninta vauvaikäisten ulottuville. Tämä saattaa johtaa
loukkaantumiseen tai vahinkoihin.
Pidä kiinni liittimen koteloinnista, kun liität ja irrotat johdon.
Älä vedä johdosta.

viii

Huomautus

Varotoimet tallentimen käytön jälkeen (TM-2441)
Käsittele mittaustiedot välittömästi tarkoituksenmukaisella
lisälaitteella mittauksen päätyttyä.
Litiumvara-akku
Tallentimessa on sisäänrakennettu litiumvara-akku. Akku antaa
virtaa sisäänrakennetulle kellolle, kun verenpaineenmittaukseen
käytettäviä AA-paristoja vaihdetaan. Litiumakku latautuu
AA-paristoilla.
Vara-akun käyttöiän pidentäminen
Ensimmäisellä käyttökerralla oston tai yli kuukauden säilytyksen
jälkeen, vaihda paristot ja lataa vara-akku. Riittää, kun
vara-akkua ladataan 48 tuntia tai kauemmin. (Vara-akku
ladataan aina AA-paristoilla.)
Korvaa kahdella uudella AA-paristolla, kun paristonäytössä
näkyy
.
Kun
näkyy paristonäytössä, verenpaineen mittausta ja
datansiirtoa ei voida suorittaa. Vaihda tilalle kaksi uutta
AA-paristoa.
Poista paristot, jotta ne eivät vuoda tallentimeen, jos tallenninta
ei olla käyttämässä yli kuukauteen.

ix

6. Vastatoimenpiteet, kun laitteessa on virhe
Keskeytä käyttö ja poista AA-paristot. Jos paristonavat ovat
oikosulussa, paristo saattaa olla kuuma.
Jos tallennin on vikatilassa, se voi kuumentua mittauksen
aikana; käsittele sitä varoen.
Kiinnitä ”Toimintahäiriö”- tai ”Älä käytä”-merkintä
tallentimeen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Keskeytä tallentimen toiminta välittömästi, kun mittausaika
ylittää 180 sekuntia ja ilmanpaine ylittää 299 mmHg:ä.

7. Huollon varotoimet
Varmista, että tallennin toimii oikein ja turvallisesti, kun sitä
ei ole käytetty pitkään aikaan.
Suorita tarkistus ja huolto ennen käyttöä, jotta mittaaminen
pysyy tarkkana ja turvallisena. Käyttäjä (sairaala, klinikkajne.) on vastuussa lääkinnällisen laitteen käsittelystä. Jos
tarkistusta ja huoltoa ei suoriteta oikein, se saattaa johtaa
onnettomuuteen.

Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa tallentimen hoitoon.
Älä käytä haihtuvia aineita, kuten ohennetta tai puhdistettua
bensiiniä. Älä käytä märkää liinaa.
Älä pura tai muokkaa tallenninta (lääkinnällinen sähkölaite).
Tämä saattaa vaurioittaa sitä.

x8. Voimakkaan sähkömagneettisen aallon aiheuttaman
toimintahäiriön varo- ja vastatoimenpiteet
Tallennin on EMD-standardin IEC60601-1-2: 2014 mukainen.
Välttääksesi sähkömagneettiset häiriöt muiden laitteidenkanssa, älä käytä matkapuhelinta tallentimen lähellä.
Jos tallennin sijaitsee lähellä voimakkaita
sähkömagneettisia aaltoja, aaltomuotoihin saattaa päästä
kohinaa, jolloin toimintahäiriöt ovat mahdollisia. Jos käytön
aikana ilmenee odottamattomia toimintahäiriöitä, tarkista
sähkömagneettinen ympäristö ja suorita tarvittavat
toimenpiteet.
Älä käytä Bluetooth-yhteyttä langattoman LAN-laitteen tai
muiden langattomien laitteiden läheisyydessä, radioaaltoja
säteilevien laitteiden kuten mikroaaltouunien
läheisyydessä, runsaasti esteitä sisältävissä paikoissa tai
muissa paikoissa, joissa signaali on heikko. Näin
toimiminen saattaa johtaa yhteyden jatkuvaan katkeiluun,hitaisiin siirtonopeuksiin ja virheisiin.

Seuraavat esimerkit ovat yleisiä toimintahäiriöiden aiheuttajia
ja niiden vastatoimenpiteitä.
Matkapuhelinten käyttö
Radioaallot saattavat aiheuttaa odottamattomia
toimintahäiriöitä.
Langattomat viestintälaitteet ja kodin verkkolaitteet,kuten radiopuhelimet, langattomat puhelimet ja muut
vastaavat viestintälaitteet, voivat vaikuttaa tallentimen
toimintaan. Tämän vuoksi tallenninta käytettäessä
tällaiset langattomat laitteet on pidettävä vähintään
30 cm:n etäisyydellä.

xiJos käyttöympäristössä on staattista sähköä (purkauksia
laitteista tai ympäristöstä)Varmista ennen tallentimen käyttöä, että laitteen käyttäjä
ja potilas on purettu staattisesta sähköstä.
Kosteuta huone.
Käyttö IEEE802.11g/b/n langattoman LAN-laitteen lähellä
saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka saattavat heikentää
yhteysnopeuksia tai estää yhteyden muodostamisen. Kytke
tässä tapauksessa käyttämättömän laitteen virransyöttö
pois päältä tai käytä laitetta toisessa paikassa.

9. Ympäristönsuojelu
Poista litiumakku tallentimesta ennen tallentimen
hävittämistä.

xii

Turvallisen mittauksen varotoimet
Tässä osiossa kuvataan mittausta ja anturia koskevat varotoimet.
Selitä seuraavat asiat hyvin potilaalle. Ohjeista potilaalle laitteen
oikea käyttö.

Verenpaineen mittaaminen
Varmista, ettei letku ole vääntynyt liikaa ja että ilma virtaa siinä
kunnolla. Jos käytetään vääntynyttä letkua, ilmanpaine saattaa
jäädä mansettiin, mikä saattaa estää käsivarren verenkierron.
Älä mittaa verenpainetta potilaan käsivarresta, jos potilaalla on
jokin seuraavista. Se voisi johtaa loukkaantumiseen tai vamman
pahenemiseen.
1) Käsivarressa on vamma tai sairaus.
2) Käsivarteen tehdään suonensisäistä tiputusta tai verensiirtoa.
3) Raajassa on suntti keinotekoista dialyysia varten.
4) Potilas on ollut vuodehoidossa pitkän aikaa(veritulpan mahdollisuus).

Tarkista potilaan tila, jos mittaamisessa ilmenee ongelmia.
Potilaan kunto voi heiketä mittauksen rajoitusten ylittyessä, tai
vääntynyt letku on saattanut estää ilmavirtauksen.
Verenpaineen mittaaminen liian usein saattaa aiheuttaa
elimistölle vaurioita verenkierron häiriintymisen vuoksi. Varmista,
ettei laitteen käyttö johda pitkälliseen verenkierron
vajaatoimintaan, kun laitetta käytetään toistuvasti.
Verenpaineen mittaustulokset eivät välttämättä ole tarkkoja, jospotilaalla on jatkuva rytmihäiriö tai jos hän liikkuu liikaa.
xiiiAseta mansetti sydämen tasolle. (Eri tasolla suoritetut
mittausarvot ovat virheellisiä.)
Tallennin vastaa artefaktiin ja ulkoiseen vaikutukseen.
Jos mittaustulokset epäilyttävät, mittaa verenpaine
auskultaatiolla tai palpaatiolla.
Mittaustuloksissa saattaa ilmetä virheitä, jos mansetin
ympärysmitta ei vastaa potilaan käsivarren ympärysmittaa.
Älä täytä mansettia ennen kuin se on kääritty potilaan
käsivarren ympärille. Tämä saattaa vaurioittaa mansettia tai
aiheuttaa sen räjähtämisen.

Huomautus

Verenpaineen mittaaminen saattaa aiheuttaa ihonalaista
verenvuotoa. Tämä ihonalainen verenvuoto on väliaikaista ja
katoaa ajan myötä.
Jos potilas käyttää sydän-keuhkokonetta, verenpainetta ei voida
mitata sykkeen puuttumisen vuoksi.
Verenpainetta ei voida mitata oikein paksujen vaatteiden päältä.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos vaatekappale on rullattu
ja käsi puristuu.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos pintaverenkierto ei ole
riittävä, verenpaine on liian alhainen tai jos potilaalla on
hypotermia (verenkierto ei ole riittävä).
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilaalla on jatkuva
rytmihäiriö.
Verenpainetta ei voida mitata oikein väärän kokoisella mansetilla.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos mansettia ei ole asetettu
sydämen tasolle.
Verenpainetta ei voida mitata oikein, jos potilas liikkuu tai puhuu
mittauksen aikana.
Kliinisiä kokeita ei ole suoritettu vastasyntyneille vauvoille ja
raskaana oleville naisille.
Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, jos sinulle on tehty
rinnanpoistoleikkaus.
xivMansetti
Hävitä veren saastuttamat mansetit, jotta tarttuvien tautien
leviäminen voidaan estää.
Vältä kokoontaitetun mansetin tai kierretyn ilmaletkun
pitkäaikaista säilyttämistä. Tämä saattaa lyhentää osien
käyttöikää.

Pulssin mittaaminenÄlä käytä näytettyä pulssia epäsäännöllisen sykkeen
diagnosoimiseen.

Huomautus
Tallennin mittaa pulssin verenpainetta mitattaessa.

xv

Pakkausluettelo
Tallennin on tarkkuuslaite, joten käytä sitä varoen. Kovat
iskut saattavat johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin.

Huomautus

Tallennin toimitetaan erikoispakkauksessa, joka suojaa sitä
kuljetuksen aikana. Tarkista pakkausta avatessasi, että sesisältää kaikki pakkausluetteloon merkityt asiat. Jos sinulla on
kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai
lähimpään A&D-jälleenmyyjään. Suosittelemmeerikoispakkauksen säilyttämistä.
Katso luvusta”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)”mahdolliset vaihtoehdot.
Verenpaineen tallennin ................................................................ 1
Tarvikkeet
Aikuisten mansetti 20–31 cm (7,8"–12,2")
vasempaan käsivarteen
TM-CF302A ............................... 1
Iso mansetti
28–38 cm (11,0"–15,0") vasempaan käsivarteen
TM-CF402A ............................... 1
Aikuisten mansetin suojus ...................................................... 2
Ison mansetin suojus ............................................................. 2
Kantopidike ..................................... AX–133025995 .......... 1
Vyö ................................................. AX–00U44189 ............ 1
Klipsi ...................................................................................... 1
Mittaustulostaulukko (10 arkkia) ...... AX–PP181–S ............. 1
USB-kaapeli .................................... AX–KOUSB4C ........... 1
ABPM Data Manager CD ....................................................... 1
Käyttöopas ............................................................................. 1
xvi

Verenpaineen tallennin

Aikuisten mansetti vasempaan käsivarteen
Iso mansetti vasempaan käsivarteen

Kantopidike

KlipsiVyö
USB-kaapeli

Aikuisten mansetin suojus
Ison mansetin suojus

Mittaustulostaulukko (10 arkkia)
ABPM Data Manager CD

xvii

Käyttöopas

Sisältö
Yhdenmukaisuus ..............................................................................................i
Yhdenmukaisuus eurooppalaisen direktiivin kanssa............................ i
Yhdenmukaisuus FCC-säännösten kanssa ......................................... i
FCC:N HUOMIO .................................................................................... i
Yhdenmukaisuus IC-säännösten kanssa .............................................ii
Yhdenmukaisuus Australian EMD-säännösten kanssa .......................ii
Bluetooth®:lla lähettäminen ..................................................................ii
Varoitusmerkintä ............................................................................................. iii
Varotoimet........................................................................................................iv
Turvallisen mittauksen varotoimet ............................................................... xiii
Verenpaineen mittaaminen ................................................................ xiii
Mansetti ............................................................................................... xv
Pulssin mittaaminen............................................................................ xv
Pakkausluettelo.............................................................................................xvi
1.
Johdanto ............................................................................................. 52.
Ominaisuudet ..................................................................................... 5
3.
Lyhenteet ja symbolit.......................................................................... 8
4.
Tekniset tiedot ................................................................................... 13
4.1. Tallennin................................................................................... 13
4.2. Mitat ......................................................................................... 16
5.
Osien nimet ....................................................................................... 175.1. Tallennin................................................................................... 175.2. Näyttö ...................................................................................... 18
5.2.1. LCD-paneeli (nestekidenäyttö) ............................................. 18
5.2.2. OLED-näyttö (orgaaninen LED) ........................................... 191

5.3. Pääasialliset kytkinten toiminnot ............................................. 20
5.3.1. A-BPM:n toiminnot ................................................................. 20
5.3.2. S–BPM:n toiminnot ................................................................ 23
5.3.3. Muut toiminnot........................................................................ 25
6.
Verenpaineen mittaamisen toiminnot ............................................. 27
6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM) ............. 27
6.1.1. A-BPM-valmiustila ................................................................ 29
6.1.2. Lepotoiminto ja intervalliaika ................................................. 29
6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen .................................................. 30
6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM) ........................................ 31
6.2.1. S-BPM-ohjelmat..................................................................... 32
6.2.2. S-BPM:n valmiustila............................................................... 36
6.2.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen................... 37
6.3. Mittaustulokset ........................................................................ 38
6.3.1. Mittaustulosten näyttäminen ................................................. 38
6.3.2. Mittaustulosten tallentaminen ............................................... 38
6.3.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta............................ 39
6.3.4. Tunnistenumerot .................................................................... 39
7.
Tallentimen valmistelu ...................................................................... 40
7.1. Paristojen asettaminen (paristojen vaihtaminen) ................... 40
7.1.1. Paristojen vaihtaminen .......................................................... 42
7.2. Kantopidikkeen valmistelu ...................................................... 42
7.3. Tarkastus ennen käyttöä ......................................................... 43
7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista ...................... 43
7.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista........................ 442

8.

Toiminnot ........................................................................................... 45
8.1. Käytön vuokaavio.................................................................... 45
8.2. Alkuperäiset asetukset ............................................................ 47
8.2.1. Tehdasasetukset .................................................................... 47
8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto .................................... 48
8.2.3. Esipaineistusarvo ................................................................... 50
8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat ................................................ 50
8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit.............................................. 52
8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit ................................................... 55
8.4. S-BPM-ohjelmat ...................................................................... 57
8.4.1. S-BPM-kohteet ja -parametrit ............................................... 58
8.4.2. S-BPM–Näyttöesimerkit ........................................................ 59
8.5. Mittaustietojen poistaminen .................................................... 62
8.6. Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen ....................................... 63
8.6.1. Tietoja potilaille ....................................................................... 63
8.6.2. Mansetin suojus ..................................................................... 65
8.6.3. Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminen ...... 66
8.7. Verenpaineen mittaamisen toiminnot ..................................... 69
8.7.1. A-BPM:n toiminnot ................................................................. 69
8.7.2. S-BPM:n toiminnot ................................................................. 71
8.7.3. Manuaalinen mittaaminen..................................................... 73
8.7.4. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen................... 74
8.8. Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen.................. 76
8.8.1. Liittäminen USB-kaapelilla .................................................... 76
8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö.................................................. 78
8.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)................. 793

Huolto ................................................................................................ 80
9.1. Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta ............ 80
9.2. Tuotteen puhdistus.................................................................. 81
9.3. Määräaikaistarkastus .............................................................. 83
9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista .............................. 83
9.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus............................. 84
9.4. Hävittäminen ........................................................................... 85
9.5. Vianmääritys............................................................................ 86
9.6. Virhekoodit............................................................................... 87
10.
Lisätarvikkeet (tilattava erikseen) .................................................... 90
11.
Liite .................................................................................................... 92
11.1. Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate .......................... 92
11.2. EMD-tiedot .............................................................................. 95

9.

4

1. Johdanto

Kiitos, että ostit tämän tuotteen!

Ambulatorisella TM-2441 -verenpainetallentimella pystytään
mittaamaan tarkasti potilaan verenpaine automaattisesti
esiasetettuina aikoina (esim. 24 tuntia toistuvasti).
Tämä käyttöopas sisältää asetukset, toiminnot, tilat ja
ohjelmat verenpaineen mittaamiseen sekä viestinnän
erilliseen oheislaitteeseen, huollon, tekniset tiedot ja varoitukset.
Lue käyttöohjeesta tuotteen oikeasta käytöstä ja pidä käyttöohje
aina saatavilla.

2. Ominaisuudet

Yhteenveto

Tallennin on ambulatorinen verenpainemittari, jota voidaan
käyttää potilaan ei-invasiiviseen verenpaineen ja sykenopeuden
mittaamiseen lääkärin ohjauksessa. Laitteella mitataan ja
tallennetaan verenpaineen vaihtelut normaalin päivän aikana.
Tallennin on kannettava, siinä on tietojenkäsittelytoiminto ja se on
helppokäyttöinen.

Verenpaineen mittauksen kohderyhmä

Tämä tallennin on tarkoitettu aikuisille (yli 12-vuotiaille).

5

Käyttötarkoitus

Tallentimessa on kaksi toimintatilaa verenpaineen mittaamiseen.
Verenpaineen arvoja voidaan hyödyntää lääkärikäynneillä ja
käyttää itsenäiseen terveyden hallintaan.

Automaattinen verenpaineen mittaaminen ( A-BPM )Tähän tilaan voidaan määrittää kuusi paria halutun mukaista
käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti, jolloin laite
mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot automaattisesti.
Verenpaineen itsemittaus ( S-BPM )Tämän tilan periaatteena on, että potilas mittaa ja tallentaa
verenpaineen kotona tai sairaalassa käyttämällä laitetta itse.
Tässä tilassa voidaan käyttää viittä erityyppistä ohjelmaa
käyttötavasta riippuen.

Kannettavuus

Tallentimen paino on noin 135 g (ilman paristoja).
Se on kämmeneen sopiva ja sisältää mikropumpun.
Laitteessa voidaan käyttää kahta AA-alkaliparistoa.
(LR6 tai AA-koko)
Myös kahta ladattavaa akkua (AA-koko, Ni-MH-akku)
voidaan käyttää.

Käytettävyys

Tallentimen asetukset ja verenpaineen mittausohjelma on helppo
määrittää tietokoneeseen asennettua ABPM Data Manageria
käyttämällä (erillinen oheislaite).

6

Ekstensiivinen analyyttinen suorituskyky

Automaattiselle verenpaineen mittaukselle voidaan asettaa
mittausten intervalliaika.
Verenpaine voidaan mitata koska tahansa välittömästi manuaalisesti.
S-BPM on varustettu viidellä ohjelmalla erilaisia olosuhteita varten.
Analyysi voidaan suorittaa tehokkaasti tietokoneeseen
asennetulla ABPM Data Managerilla (erillinen oheislaite).

Lyhyempi mittausaika

Tyhjennysaikaa ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.
Paineistusta ohjataan mittausajan lyhentämiseksi.

Helppokäyttöisyys

Erillinen oheislaite vastaanottaa tiedot käyttämällä USB-kaapelia.
Vastaanotetut tiedot voidaan analysoida ja tulostaa helposti.

7

3. Lyhenteet ja symbolit
Symbolit

Tarkoitus

SYS

Systolic blood pressure (systolinen verenpaine)

DIA

Diastolic blood pressure (diastolinen verenpaine)

PUL

Pulse rate (pulssi)

PP
kPa
mmHg

Pulse pressure (Pulssipaine)/min

Pulssin yksikkö

PP = SYS - DIA

Verenpaineen yksikkö/minuutti

Merkki, joka ilmaisee sykkeen mittauksen aikana.
Bluetooth on käytössä.
Jatkuvasti näkyvä : A-BPM on käynnissä.
Vilkkuva :Intervalliaika ”1 mittaussarja” onkäynnissä.
IHB/AFib-indikaattori
Mykistys
Muisti täynnä, poista tietoja mittauksen aloittamiseksi.
näytetään,
Paristojen ilmaisin Kun taso 1
vaihda paristot, jotta voit käyttää tallenninta.
A-BPM-lepotilamerkki
Merkki näkyy määrittämisen aikana.
--xx

Arvo mittausalueen ulkopuolella tai mahdoton.
Virhekoodit. xx =–S-BPM START -merkki
S-BPM STOP -merkki
LCD

Liquid crystal display (nestekidenäyttö)

OLED

Organic light emitting diode (orgaaninen LED)
Varoitusmerkki

8Symbolit

Tarkoitus
Suojaustaso sähköiskuja vastaan:
Laitetyyppi BF.

CE-merkinnän valmistaja. Valmistuspäivä.
Pienen mansetin symboli
SMALL
Käsivarren ympärysmitta 15–22 cm
5,9"-8,7"
Aikuisten mansetin symboli
ADULT
Käsivarren ympärysmitta 20–31 cm 7,8"-12,2"
Ison mansetin symboli
LARGE
Käsivarren ympärysmitta
28–38 cm 11,0"-15,0"
Erittäin ison mansetin symboli
EXTLARGE
Käsivarren ympärysmitta 36–50 cm 14,2"-19,7"
Large
cuff
28-38cm11"-15"

Pakkaukseen painettu symboli.
Iso mansetti sisältyy pakkaukseen.

Adult
cuff
20-31cm7.8"-12.2"

Pakkaukseen painettu symboli.
Aikuisten mansetti sisältyy pakkaukseen.
Katso lisätietoja käyttöoppaasta tai esitteestä.
Symboli, jonka merkitys on ”Pidä kuivana” ja ”Pidä poissa
sateesta”.

SN

Sarjanumero
Symboli, joka on painettu paristokoteloon.
Pariston asennussuunta (napaisuus).

x2
1.5V LR6 Pakkaukseen painettu symboli.
1.2V HR6 Paristot eivät sisälly pakkaukseen.
not included
EMD

Electromagnetic disturbances (sähkömagneettiset häiriöt)
Symboli, jonka merkitys on ”Käsittele varoen”.
Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin
symboli.

9Symbolit
BPM
A-BPM
S-BPM

Tarkoitus
Blood pressure measurement(verenpaineen mittaaminen)
Automatic blood pressure measurement(automaattinen verenpaineen mittaaminen)
Self blood pressure measurement(verenpaineen itsemittaus)

Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symbolit.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symbolit.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Bluetooth-symbolit. #3
Not made with natural Potilasta koskeva varoitus. Painettu
rubber latex.
mansettiin.
Varoitukset paristolokeron kannessa.
Caution• Use alkaline batteries or specified
Käytä alkaliparistoja tai määrättyjä akkuja
rechargeable batteries and ensure
ja varmista oikea napaisuus (+,-).
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or differentÄlä sekoita uusia, käytettyjä taibranded batteries.
erimerkkisiä paristoja.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Kiinnitä mansetin ilmaletku tiukasti
päälaitteeseen.
#1 : Katso ”6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen(A-BPM)” ja ”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat” 24 tunnin
verenpainetallentimelle.
#2 : Katso ”6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)” ja”8.4. S-BPM-ohjelmat” viidelle ohjelmatyypille.
#3 : Katso ”8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö” ja”8.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)”.

10

IHB/AFib-indikaattori

Jos laite havaitsee mittausten aikana epäsäännöllisen rytmin,
IHB/AFib-indikaattori tulee näyttöön mittausarvojen kanssa.
(vain S-BPM)

1 mittaussarja”1 mittaussarja” S-BPM:ssä koostuu sarjasta
verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan
mittausten lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään
huomiotta.
Verenpaineen mittaaminen
T

T

T

Aika

T : Intervalliaika
Mittausten lukumäärä

Käynnistysaika

11Valmiustila

A-BPM -valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajanaikana.
Käynnistysaika Käynnistysaika
Verenpaineen mittaaminen
T

T

T

T

T

T

T

Osio

Aika
T : Intervalliaika

Osio

S-BPM -valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajan ja viimeisen ”1 mittaussarjan” jaseuraavan ”1 mittaussarjan” aikana.
Käynnistysaika

Käynnistysaika
Verenpaineen mittaaminen

T

T

T

Valmiustila

1 mittaussarja

T

Aika

1 mittaussarja
T : Intervalliaika

Erillinen oheislaite

Erillinen oheislaite tarkoittaa tietokonetta, johon ABPM DataManager on asennettu. ABPM Data Manager on tallennettu
lisävaruste-CD:lle. Liitä tallennin vain oheislaitteisiin, jotka ovat
sähköisiä lääkintälaitteita koskevan standardin (IEC60601-1)
vaatimusten mukaisia. Älä liitä tallenninta muuhun laitteeseen(esimerkki: IEC60950 ) alueella, jossa käytetään lääkintälaitetta.
Käytä USB-kaapelia, joka on lyhyempi kuin 1,5 m.

12

4. Tekniset tiedot
4.1. Tallennin
Kohde

KuvausMittausmenetelmä

Oskillometrinen mittausmenetelmä

Paineentunnistusmenetelmä

Puolijohteinen paineanturi

Paineen näytön arvoalue

0–299 mmHg

Mittaustarkkuus

Paine :
Pulssi :±3 mmHg±5 %Näytönpienin jako

Paine :
Pulssi :1 mmHg1 lyönti/minuutti

Mittausalue

Systolinen paine :Diastolinen paine :Pulssi :60–280 mmHg
30–160 mmHg
30–200 lyöntiä/minuutti

Paineen purkautuminen

Jatkuva purkautuminen ohjatulla turvamekanismin
vuotoventtiilillä

Tyhjennys

Sähkömagneettinen venttiili

Paineistusmenetelmä

Mikropumppu

Automaattinen paineistus 85–299 mmHg
Intervalliaika (A-BPM)
KelloIntervallit jokaisessa osiossa, joka jakaa 24 tunnin
enintään kuuteen osaan.
Intervalli : OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
24 tunnin kelloA-BPM :
OLED, 96 x 39 pikseliä, valkoiset merkit

Näyttö

S-BPM :
40 x 50 mm:n LCD-näyttö: systolinen paine,
diastolinen paine, pulssi, kello, virhe,tilamonitori ja symbolit

13

KohdeKuvausMuisti

Mittaustiedot : maks. 600 tietoa

Virransyöttö

Samantyyppisillä paristoilla:2 x 1,5 V:n paristot (LR6- tai AA-koko)
Alkaliparisto tai nikkelimetallihydridiparisto(Ni-MH) 1 900 mAh tai enemmän
Sisäänrakennetun kellon vara-akku: ladattava
litiumnappiakku ML2016H

Mittauslaskuri

200 kertaa tai enemmän.
(kun käytössä uudet alkaliparistot tai
nikkelimetallihydridiparistot. Voi vaihdellamittausolosuhteiden mukaan.)

Nimellisjännite

DC 3,0 V (alkaliparisto, LR6),
DC 2,4 V (nikkelimetallihydridiparisto, AA-koko)

Rajapinta

Käyttöolosuhteet
Kuljetus- ja
säilytysolosuhteet
Ympäröivän ilman paine
sekä käyttö- että
säilytysolosuhteissa

USB : USB1.1-yhteensopiva.
Kaapelin pituus : 1,5 m tai lyhyempi.
Micro-USB B -liitin voidaan liittää erilliseenoheislaitteeseen (standardi ajuriohjelmisto).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE) :Langaton laite voidaan yhdistää.
Lämpötila :Kosteus :+10–40 °C
30–85 % suhteellinen kostus(ei kondensaatiota)

Lämpötila :Kosteus :-20–+60 °C
10–95 % suhteellinen kostus(ei kondensaatiota)

700–1 060 hPa

Suojaustyyppi sähköiskuja
Sisäisesti virran saava laite
vastaan14

KohdeSuojaustaso sähköiskuja
vastaanKuvausTyyppi BF: Tallennin, mansetti ja letkut onvarustettu erityisellä suojalla sähköiskuja vastaan.

CE-merkintä

EY-direktiivin mukainen merkintä lääkinnälliselle
laitteelle.

C-Tick-merkintä

Rekisterihallituksen ACA:lle rekisteröimä
sertifikaatiomerkintä.

Mitat

Noin 95 (P) × 66 (L) × 24,5 (K) mm

Paino

Noin 135 g (ilman paristoja)

Käyttöikä

Tallennin : 5 vuotta. Itsetunnistautuminen sisäisillä
tiedoilla. Oikeanlainen käyttö ja huolto parhaissa
olosuhteissa. Kestävyys vaihtelee
käyttöolosuhteiden mukaan.

Kotelointiluokka

Laite : IP22

Oletustila

Jatkuva mittaaminen

Uudelleenkäynnistysaika
defibrilloinnin jälkeen

Välittömästi

EMD

IEC 60601-1-2: 2014

Langaton yhteys

LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1
BLP
Taajuuskaista : 2,4 Ghz (2 400–2 483,5 MHz)
Modulaatio : GFSK
Säteilyteho: <20 dBm

Huomautus:# Tämän laitteen kliiniset kokeet perustuvat ISO 81060-2:2013-standardiin.
# Tallennin ei ole potilaan seurantaan sopiva lääkintälaite.
Emme suosittele käyttämään laitetta paikassa, jossa potilasta tulee
tarkkailla reaaliaikaisesti, kuten teho-osastolla.
ACA: Australian communications authority (Australian viestintävirasto)
15

4.2. Mitat

66

24,5

95

Yksikkö: mm

16

5. Osien nimet
5.1. Tallennin

Aikuisten mansetti ja iso mansetti
vasempaan käsivarteen

Valtimon paikkamerkki

Ilmaletku
Ilmapistoke
Ilmaliitin
EVENT -kytkin
A-BPM:lle
OLED A-BPM:lle
START ja
STOP -kytkin

A-BPM:lle

AUTO -kytkin

LCD

A-BPM:lle

START ja
STOP -kytkin

LOCK -kytkin

A-BPM:lle

S-BPM:lle

Paristolokeron
kansi

Paristokotelo ja
2 LR6-paristoa (AA-koko)
mittaukseen

Micro-USB-portti (pohjassa),
Datayhteysliitäntä
175.2. Näyttö
Huomautus
Lue tallentimessa näytetyt tiedot huolellisesti ja tulkitse niitä
oikein, jotta voit tehdä tarkan diagnoosin.

5.2.1. LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
Yläarvot
Keskiarvot
Ala-arvot

Seuraavat arvot voidaan näyttää kussakin tilassa:
Mittaustulokset

A-BPM

S-BPM

Yläarvot

Systolinen
verenpaine

Intervalliaika

OhjelmaKeskiarvot

Diastolinen
verenpaine

Jäljellä oleva
aika

Painearvo

Ala-arvot

Pulssi

Kellonaika

Kellonaika

Katso ”3. Lyhenteet ja symbolit” tarkastaaksesi LCD-näytössä
käytettyjen symbolien merkityksen.

18

5.2.2. OLED-näyttö (orgaaninen LED)
A-BPM:n tila ilmoitetaan OLED-näytössä.
Kellonaika.
Asetuksien ja käytön tila.
A-BPM:n mittausarvo.
SYS
DIA
PUL

Systolinen verenpaine.
Diastolinen verenpaine.
Pulssi.

mmHg Verenpainearvon yksikkö.
/min
Pulssin yksikkö.
Katso ”3. Lyhenteet ja symbolit” tarkastaaksesi
OLED-näytössä käytettyjen symbolien merkityksen.
Symbolit

Tarkoitus
Merkki näytetään määrittämisen aikana.
Jatkuvasti näkyvä: A-BPM on käynnissä.
Intervalliaika ”1 mittaussarja” on
Vilkkuva:
käynnissä.
Bluetooth on käytössä.
Muisti täynnä
A-BPM-lepotilamerkki
Paristojen varaustason ilmaisin

195.3. Pääasialliset kytkinten toiminnot
5.3.1. A-BPM:n toiminnot
A-BPM:n aloittaminen ja keskeyttäminen.
Vaihtaminen A-BPM:n ja S-BPM:n välillä

1. vaihe Tallenna esiasetettu ohjelma (käynnistysajat ja intervallit)
A-BPM:ää varten.
2. vaihe Käytä AUTO -kytkintä seuraaviin toimintoihin.
”ON” ...... A-BPM käynnistyy ja-merkki ilmestyy
näyttöön.Verenpaineen mittaukset suoritetaan
esiasetetun A-BPM-ohjelman mukaisesti.
”OFF” ..... A-BPM keskeytyy ja
merkki häviää näytöstä.
Verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa
käyttämällä esiasetettuja S-BPM-ohjelmia.

A-BPM:n lukitseminen ”ON”-tilaan

Pidä AUTO -kytkin ”ON”-asennossa käyttäen
LOCK -kytkintä, jotta A-BPM voidaan suorittaa.

A-BPM:n intervalliajan pidentäminen

1. vaihe Aseta lepotila ”ON”-asentoon ennen mittaamista.
2. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”ON”-asentoon käyttääksesi
A-BPM-toimintoa.Merkki
ilmestyy näyttöön.
3. vaihe Kun EVENT -kytkintä painetaan A-BPM:n aikana,intervalliaika tuplaantuu. Kun EVENT -kytkintä painetaan
uudelleen, intervalliaika palautuu perusarvoonsa.

20

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu.
Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:nasetusten mukaisesti.

A-BPM:n ohjelman asettaminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan näyttöön
painamalla START/STOP - tai EVENT -kytkintä.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna, paina
EVENT -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes
OLED-näyttöön tulee ilmoitus Sleep .
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
Katso ”8.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit”
EVENT -kytkin............... Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin ..... Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen A–BPM:n aikana(A–BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan
näyttöön. A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei
mitata intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

21

Kellonajan säätäminen A-BPM:n tarkkailutoiminnon asettaminen
1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan näyttöön
painamalla START/STOP - tai EVENT -kytkintä.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna, paina
EVENT -kytkintä, kunnes OLED-näyttöön tulee
Display (tekstin Sleep jälkeen).
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
Katso ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
EVENT -kytkin............... Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin ..... Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.

225.3.2. S–BPM:n toiminnot
S–BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Valitse S-BPM-ohjelma ja tallenna sen parametrit.
2. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
3. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat
Toiminnot
Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP Paina/ -kytkintä
Automaattinen verenpaineen
käynnistääksesi esiasetetun
vastaanottomittaus
AOBP ohjelman valmiustilassa.
Verenpaineen kotimittaus HBP
Automaattinen verenpaineen
Esiasetettu ohjelma siirtyy
yömittaus
ANBP valmiustilaan ”käynnistysaikaan”
tai ”hälytyksen
Automaattinen verenpaineen
itsemittaus
ASBP käynnistysaikaan” saakka.

S-BPM:n pysäyttäminen.

Toiminnot ovat seuraavat:

S-BPM-ohjelmat
Toiminnot
Verenpaineen
vastaanottomittaus OBP
Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen.
vastaanottomittaus AOBPVerenpaineen kotimittaus
HBP
Paina
/ -kytkintä pysäyttääksesi
Automaattinenverenpaineen mittaamisen. Seuraavan
verenpaineen yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine
mitataan tai hälytin alkaa soimaan. #1
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen
Automaattinenverenpaineen itsemittaus toiminta kokonaan, poista paristot
tallentimesta tai vaihda OBP-, AOBPASBP tai HBP-tilaan.
#1 : Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.
23

S-BPM:n ohjelman asettaminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Samalla, kun pidät/ -kytkintä painettuna, paina
START/STOP -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes
tulee näkyviin LCD-paneeliin.
3. vaihe Toiminnot ovat seuraavat: Katso ”8.4. S-BPM-ohjelmat”.
/ -kytkin .................. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin ..... Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.

Verenpaineen välitön mittaaminen S–BPM:n aikana(S–BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina START/STOP - tai
EVENT -kytkintä palataksesi S-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina/ -kytkintä S-BPM:n valmiustilassa. ”1
mittaussarjan”-verenpainemittaukset suoritetaan
välittömästi.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran.
Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.S-BPM-valmiustila on vaihe, jolloin verenpainetta ei mitata
intervalliajan ja viimeisen ”1 mittaussarjan” jaseuraavan ”1 mittaussarjan” aikana.

24

5.3.3. Muut toiminnot
Valmiustilasta palaaminen ja monitorin näyttäminen

Jos OLED- tai LCD-merkki ei näy, paina
START/STOP - tai EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan
näyttöön.

Mittaustietojen poistaminen
1. vaihe

Aseta

AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

2. vaihe

Jos merkki ei ole näkyvissä, paina START/STOP - tai
EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

3. vaihe

Kun START/STOP -kytkin on painettuna,
paina EVENT -kytkintä, kunnes DataClear(tekstien Sleep ja Display jälkeen) tulee
OLED-näyttöön.

4. vaihe

Valitse toiminto.
Jos poistat tietoja, pidä START/STOP -kytkin painettuna.
Teksti Erasing vilkkuu tekstin DataClear
alla OLED-näytössä ja tietojen
poistaminen käynnistyy.
Siirry poistamisen jälkeen
4. vaihe Poisto
vaiheeseen 5.
DataClear
OLED Erasing
Jos säilytät (et poista) tiedot, paina
EVENT -kytkintä ja siirry vaiheeseen 5.

5. vaihe

Tallennin palaa valmiustilaan.

25

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen.
1. vaihe

Aseta

AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

2. vaihe

Jos merkkiä ei näytetä, paina START/STOP
tai EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

3. vaihe

Pidä EVENT -kytkin painettuna, kunnes Pairing( FlightMode :n jälkeen) näytetään OLED-näytössä.
Tallennin alkaa odottaa yhteyden muodostamista.

4. vaihe

Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, -merkki näkyy
LCD-paneelissa.
Jos peruutat nykyisen yhteyden, paina EVENT -kytkintä.
Tallennin siirtyy valmiustilan näyttöön.

Bluetooth®-yhteyden katkaiseminen (Lentotila)
1. vaiheAseta

2. vaihe

Jos merkkiä ei näytetä, paina START/STOP
tai EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

3. vaihe

Pidä EVENT -kytkin painettuna, kunnes
tulee näkyviin OLED-näyttöön.

4. vaihe

5. vaihe

AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

Lentotila voidaan kytkeä päälle/pois-kytkimellä.
START/STOP -kytkin
FlightModeON

FlightMode

START/STOP
FlightModeOFF

Paina EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan
näyttöön.

26

6. Verenpaineen mittaamisen toiminnot
Tallentimessa on automaattinen verenpaineen mittaustoiminto(A-BPM) ja verenpaineen itsemittaustoiminto (S-BPM), ja se
voi tallentaa mittaustiloja ja mittaustuloksia.

6.1. Automaattinen verenpaineen mittaaminen (A-BPM)
Kun A-BPM keskeytetään tai sitä ei käytetä, aseta
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon. Jos AUTO -kytkin
jätetään ”ON”-asentoon, mittaaminen käynnistyy seuraavan
käynnistysajan aikana, ja mansetti saattaa räjähtää.
Estä LOCK -kytkimellä AUTO -kytkimen tahatonkytkeytyminen ”OFF”-asentoon A-BPM:n käytön aikana.
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon

LOCK -kytkin”LUKITUS”-asentoon

AUTO -kytkin ”ON”-asentoon

AUTO -kytkin

A-BPM-toiminto mittaa verenpaineen esiasetettuinaintervalliaikoina käyttämällä sisäänrakennettua kelloa jatallentaa mittaustulokset muistiin.
A-BPM voidaan aloittaa ja keskeyttää AUTO -kytkimellä.
Estä LOCK -kytkimellä tahaton kytkeytyminen A–BPM:n käytön
aikana.
27

näkyy LCD-paneelissa, kun A-BPM on käytössä.
MerkkiVerenpaine mitataan automaattisesti A-BPM:n käynnistyessä.
Esipaineistusarvo voidaan asettaa etukäteen.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Jos AUTO on asetettu esipaineistusarvoksi, paineistusarvo valitaan
automaattisesti. Tehdasasetus on 180 mmHg. Katso
luvusta ”8.2.3. Esipaineistusarvo”, kuinka esipaineistusarvo
valitaan.
Jos painetta ei ole tarpeeksi, uudelleenpaineistus suoritetaan
automaattisesti enintään kahdesti.
Kun poistat tietoja muistista tai kytket AUTO -kytkimen”OFF”-asentoon, paineistusarvo nollataan esipaineistusarvoon.
Kun mittauksessa ilmenee virhe ja odotusaika seuraavaan
käynnistysaikaan on yli 8 minuuttia, verenpaine mitataan kerran
120 sekunnin kuluttua. Mittaustulos tallennetaan muistiin.
Jos haluat keskeyttää A-BPM:n, vapauta LOCK -kytkin ja
aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.

28

6.1.1. A-BPM-valmiustila
LCD-paneelissa voi näkyä mittauksen tilan seurantaan liittyviä
tietoja A-BPM:n odotusaikana.
Valmiustilassa tiedot poistetaan automaattisesti. Tiedot tulevat
näkyviin mitä tahansa kytkintä painettaessa.
A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei mitata
intervalliajan aikana.
Mittausintervalli
Jäljellä oleva aika seuraavaan käynnistysaikaan
Nykyinen aika

6.1.2. Lepotoiminto ja intervalliaika
Aseta lepotila ”ON”-asentoon esiasetetussa ohjelmassa.
Kun EVENT -kytkintä painetaan A-BPM:n aikana, intervalliaika
tuplaantuu. Kun EVENT -kytkintä painetaan uudelleen
A-BPM:n aikana, intervalliaika palautuu takaisin alkuperäisen
pituiseksi.
Katso luvusta ”8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat”, kuinka
lepotila asetetaan.
T : Intervalliaika

Verenpaineen mittaaminen
T

T

2T

2T

EVENT -kytkin
AUTO -kytkin ”ON”-asentoon
Lepotilan parametrien tallennus
29

2T

T

T

Aika
EVENT -kytkin6.1.3. Mittaamisen pysäyttäminen
Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä oleva
mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu. Seuraava
verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:n asetusten
mukaisesti.

Huomautus
Kun mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi E07 tulee
OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

30

6.2. Verenpaineen itsemittaus (S-BPM)
Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon käyttääksesi
S-BPM-ohjelmia.
Tallentimessa on viisi erilaista S-BPM-ohjelmaa, jotka onsovitettu eri mittausympäristöjen olosuhteisiin. Parametrit ja
mittaustulokset voidaan tallentaa muistiin.
Nimi

Ohjelman kuvaukset ja toiminnot
KohteetVerenpaineen vastaanottomittaus
OBP Ohjelma, jolla sairaalan henkilökunta mittaa
Ei sov.
verenpaineen. ”1 mittaussarja” : Verenpaine
mitataan kerran.
Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus
Lukumäärä
AOBP Ohjelma, jolla verenpaine mitataan, kun ollaan
sairaalahoidossa. ”1 mittaussarja” : Mittaaminen
Intervalli
suoritetaan mittauslaskurilla ja intervalliajalla.
Verenpaineen kotimittaus#1
LukumääräHBP Ohjelma, jolla verenpaine voidaan mitata
kotona. ”1 mittaussarja” : Mittaaminen suoritetaan
Intervalli
mittauslaskurilla ja intervalliajalla.
Automaattinen verenpaineen yömittaus#2 Käynnistysaika
Ohjelma, jolla verenpaine voidaan mitata yöllä.
ANBP
Lukumäärä
Ohjelma käyttää mittauslaskuria ja intervalliaikaa.
ANBP voi määrittää enintään kuusi käynnistysaikaa
Intervalli
vuorokaudessa.
Automaattinen verenpaineen itsemittaus#2 Hälytyksen
Ohjelma, joka ilmoittaa käynnistysajat
käynnistysaika
ASBP merkkiäänellä. Paina/ -kytkintä ja mittaa
Lukumäärä
verenpaine kotona. Merkkiääni voi määrittää
enintään kuusi käynnistysaikaa vuorokaudessa.
Intervalli#1 : Verenpaine mitataan Japanin verenpainetautijärjestön
määrittämällä tavalla.
#2 : Kun ANBP:n tai ASBP:n mittauslaskuri- ja intervalliaikoja
muutetaan, myös HBP:n asetukset muuttuvat.
31

6.2.1. S-BPM-ohjelmat
Verenpaineen vastaanottomittaus

OBP
Kun/ -kytkintä painetaan, verenpaine mitataan kerran jatulos tallennetaan muistiin.
Verenpaineen mittaaminen
Paina

/

Aika

-kytkintä aloittaaksesi mittaamisen.

Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus

AOBP
Kun
/ -kytkintä painetaan, AOBP käynnistyy.
Laite odottaa ensin intervalliajan aikana, jotta potilas ehtii
rentoutua. Seuraavaksi AOBP suorittaa ”1
mittaussarjan”. ”1 mittaussarja” koostuu sarjasta
verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan
mittausten lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään
huomiotta.

Kun/ -kytkintä painetaan ”1 mittaussarjan”
aikana, ”1 mittaussarja” pysähtyy.
T : Intervalliaika
Verenpaineen mittaaminen
1 mittaussarja
T

T

Paina
Paina

/

T

T

T
/

Aika

-kytkintä käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.
-kytkintä pysäyttääksesi ”1 mittaussarjan”.

/

T
Paina

T

T

T

Ei mitattuTAika-kytkintä käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

32Verenpaineen kotimittaus

HBP
Kun/ -kytkintä painetaan, HBP käynnistyy. HBP
suorittaa ”1 mittaussarjan”. ”1 mittaussarja” koostuu sarjasta
verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten
lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Kun/ -kytkintä painetaan ”1 mittaussarjan”
aikana, ”1 mittaussarja” pysähtyy.
T : Intervalliaika
Verenpaineen mittaaminen 1 mittaussarja
T
Paina
Paina

/

T

/

T

T

Aika
-kytkintä käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

-kytkintä pysäyttääksesi ”1 mittaussarjan”.
T

Paina

T
/

T

T

Ei mitattu
Aika-kytkintä käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

33Automaattinen verenpaineen yömittaus

ANBP
ANBP voi määrittää enintään kuusi esiasetettua käynnistysaikaa
vuorokaudessa. Kun ANBP-ohjelman parametrit on tallennettu,
ANBP käynnistyy ja ”1 mittaussarja” suoritetaan kullekin
käynnistysajalle. ”1 mittaussarja” koostuu sarjasta
verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten
lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Huomautus
ANBP:n manuaalinen verenpaineen mittaaminen
Kun/ -kytkintä painetaan S-BPM:nvalmiustilassa, ”1 mittaussarja” suoritetaan.
1 mittaussarja Verenpaineen mittaaminenTT

1 mittaussarja
T

T

Aika

Käynnistysaika

Käynnistysaika

ANBP käynnistyy samaan aikaan, kun ANBP-ohjelma on asetettu.
(ANBP siirtyy valmiustilaan käynnistysaikaan saakka)
1 mittaussarja

1 mittaussarja
T

T

T

Käynnistysaika
1 mittaussarja
TTT

1 mittaussarja
TPaina/ -kytkintä
käynnistääksesi
manuaalisen-BPM-toiminnon.

Ei mitattu

Aika

Käynnistysaika
1 mittaussarja
TPaina/ -kytkintä
pysäyttääksesi ”1 mittaussarjan”.

T

T

Aika

Käynnistysaika
T : Intervalliaika

34

Automaattinen verenpaineen itsemittaus

ASBP
ASBP voi määrittää hälytykselle enintään kuusi käynnistysaikaa.
Kun ASBP-ohjelman parametrit on tallennettu, ASBP käynnistyy,
ja merkkiääni kuuluu aina käynnistysajan alkaessa.
Paina/ -kytkintä suorittaaksesi ”1 mittaussarja”
merkkiäänen kuuluessa. ”1 mittaussarja” koostuu sarjasta
verenpainemittauksia ja intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten
lukumäärän verran. Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.

Huomautus
ASBP:n manuaalinen verenpaineen mittaaminen
Kun/ -kytkintä painetaan valmiustilassa
viimeisen ”1 mittaussarjan” ja seuraavan ”1 mittaussarjan”
välillä, ”1 mittaussarja” suoritetaan.
1 mittaussarja Verenpaineen mittaaminen 1 mittaussarja
T

T

T

Paina
/ -kytkintä
käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

Hälytyksen käynnistysaika

T

Aika
Paina
/ -kytkintä
käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.

Hälytyksen käynnistysaika

ASBP käynnistyy samaan aikaan, kun ASBP-ohjelma on asetettu.
(ASBP siirtyy valmiustilaan käynnistysaikaan saakka)
1 mittaussarja
TT

1 mittaussarja
TT

1 mittaussarja
T

T

Aika

Paina
/ -kytkintä suorittaaksesi
manuaalisen-BPM-toiminnon.
T : Intervalliaika35

1 mittaussarja Ei mitattu

T

T

Paina
Paina

1 mittaussarja

T

/

/

T

Kellonaika-kytkintä pysäyttääksesi ”1 mittaussarjan”.

-kytkintä käynnistääksesi ”1 mittaussarjan”.
T : Intervalliaika

Hälytyksen alkamisaika

6.2.2. S-BPM:n valmiustila
Toimintotila ja painearvo näytetään LCD-näytössä S-BPM:nvalmiustilassa.
# LCD-paneelin näkymä häviää automaattisesti, kun mitään
toimintoa ei suoriteta muutamaan minuuttiin. Vaikka LCD-paneelin
näyttö ei ole näkyvissä, manuaalinen verenpaineen mittaaminen
voidaan käynnistää painamalla / -kytkintä. Kun
START/STOP - tai EVENT -kytkintä painetaan, näkymä tuleetaas esiin.
”1 mittaussarja” koostuu sarjasta verenpainemittauksia ja
intervalliaikoja, jotka toistetaan mittausten lukumäärän verran.
Viimeinen intervalliaika jätetään huomiotta.
Kellomerkki
vilkkuu LCD-näytössä ”1 mittaussarjan”
intervalliajan aikana.
S-BPM-valmiustila on tila, jolloin verenpainetta ei
mitata ”intervalliajan” ja viimeisen ”1 mittaussarjan” jaseuraavan ”1 mittaussarjan” aikana.
S-BPM-ohjelma
Paineistusarvo
Nykyinen aika
36

6.2.3. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen
Huomautus
Kun A-BPM pysäytetään, pysäytyskoodi E07 tulee näkyviin
LCD-paneeliin ja se tallennetaan muistiin.
S-BPM-ohjelmat

Toiminnot

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen.
vastaanottomittaus
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus

HBP

Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen. Seuraavan
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan
tai hälytin alkaa soimaan.
#1
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen
Automaattinen
toiminta kokonaan, poista paristot
verenpaineen
itsemittaus
ASBP tallentimesta tai vaihda OBP-, AOBP- tai
HBP-tilaan.
#1 : Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.

37

6.3. Mittaustulokset
6.3.1. Mittaustulosten näyttäminen
Tarkkailutoiminto voi valita ”Display ON”- tai ”DisplayOFF”-komennolla A-BPM:n mittaustulokset. Tämä toiminto ei
ole käytössä S-BPM:ssä.
”Display ON” komento sisältää ”Painearvo mittauksen
aikana”-, ”mittaustulos”- ja ”Mittaustuloksen virhekoodi” -tiedot.
Kun ”Display OFF”-komento on valittuna, kellonaika näkyy
näytössä.
Tehdasasetuksena on ”Display ON”.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”.

6.3.2. Mittaustulosten tallentaminen
Mittaustulostietojen käsittely
Älä käytä voimakkaassa sähkömagneettisessa kentässä.
Mittaustulosten tallennuskapasiteetti on 600 tietosarjaa.
Kun muisti on täynnä,-merkki näkyy näytössä ja tallennin ei
suorita mittauksia ennen kuin tiedot poistetaan muistista.

Huomautus
Poista tiedot muistista ennen kuin annat tallentimen toiselle
potilaalle. Suosittelemme tallentimen muistitietojen käyttöä
jokaiselle henkilölle erikseen. Jos tallentimen muistissa on
usean henkilön tietoja, tietoja voi olla vaikea käsitellä oikein.

38

6.3.3. Mittaustulosten siirtäminen pois laitteesta
Muistiin tallennetut tiedot voidaan siirtää oheislaitteelle
USB-tiedonsiirrolla.
Katso luvusta ”8.8. Tallentimen liittäminen erilliseenoheislaitteeseen”.
Älä irrota kaapelia USB-tiedonsiirron ollessa käytössä.
Se voi vahingoittaa tietoja.

Huomautus
Kun paristotilan ilmaisin näyttää, tiedonsiirtoa ei voida
suorittaa. Vaihda paristot, jotta voit suorittaa tiedonsiirron.

6.3.4. Tunnistenumerot
Tunnistenumero on oletuksena ”0”.
Määritä tunnistenumerot erillisellä oheislaitteella.

Huomautus
Tunnistenumeroita ei voida määrittää tallentimella, vaan siihen
vaaditaan erillinen oheislaite.

39

7. Tallentimen valmistelu

7.1. Paristojen asettaminen (paristojen vaihtaminen)
Aseta kaksi uutta paristoa oikeanapaisesti
paristokotelon ”+”- ja ”–”-napojen mukaisesti ennen
tallentimen liittämistä.
Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti.
Poista paristot tallentimesta, jos sitä ei olla käyttämässä
pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa
toimintahäiriön.
Käytä kahta LR6-tyyppistä alkaliparistoa tai määrättyä
Ni-MH-AA-akkua.
Kun asennat paristoa paristokoteloon, paina ensin
jousitettua napaa ”–” pariston navalla. Aseta
sitten ”+”-napa. Jos paristo asennetaan ”+”-navan puolelta,
pariston pinnoite saattaa vaurioitua navan jousesta.
Älä sekoita erilaisia paristoja tai käytettyjä paristoja uusien
kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa niiden vuotamisen,lämpenemisen tai vaurioita.

Huomautus
Kun pariston varaustaso 1
näkyy näytössä, vaihda
vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta paristoa ennen tallentimen
liittämistä.
Tallennin ei pysty suorittamaan verenpaineen mittausta tai
tiedonsiirtoa, kun pariston varaustaso 1
näkyy näytössä.
Kun paristot ja kiinteä akku ovat tyhjät, näyttö ei toimi ollenkaan.
Aseta paristot merkkien () suuntaisesti.

40

Toimenpide

Aseta paristot.

1. vaihe Avaa paristokotelon kansi.
2. vaihe Poista käytetyt paristot.
3. vaihe Katso merkkien suunta() paristokotelon
sisältä. Aseta kaksi uutta
paristoa oikeinpäin ”+”ja ”–”-napojen mukaan.

1. vaihe Avaa.

Paina jousitettua
napaa
pariston ”–”-navalla.
4. vaihe Aseta paristo
painamalla ”+”-napaa.
5. vaihe Aseta toinen paristo
samalla tavalla.
6. vaihe Sulje paristokotelon
kansi.

2. vaihe Poista paristot.

6. vaihe Sulje.

3. vaihe Paina jousitettua napaa.
4. vaihe Aseta sisään.

Pidä paristot ja paristokotelon kansi vauvaikäisten ja lasten
ulottumattomissa niiden nieluun joutumisen ja muiden
onnettomuuksien välttämiseksi.
Käytä tavallisia AA-paristoja. Älä käytä turvonnutta akkua
tai sellaista, joka on kääritty teippiin. Kannen avaaminen
saattaa olla vaikeaa.
41

7.1.1. Paristojen vaihtaminen
Mittaustulokset ja asetusten parametrit tallennetaan, kun paristot
poistetaan. Kun kiinteä akku tyhjenee, päivämäärä nollautuu
arvoon 01/01/2017 00:00.
Tarkista ja säädä nykyistä aikaa paristojen vaihdon yhteydessä.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
ja aseta kellonaika.

7.2. Kantopidikkeen valmistelu
Huomautus
Käytä vyötä, kun kantopidike on liitettynä.
Suosittelemme vyön käyttöä tallentimen kiinnittämiseksi
potilaaseen.
Käytä kantopidikettä tallentimen käytön
aikana. Kantopidike kiinnitetään asettamalla
kantopidike vyöhön tai vaatetukseen
kuuluvaan vyöhön.

Kantopidike
Vyö42

7.3. Tarkastus ennen käyttöä
Tarkasta tallentimen kunto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi sen toimivuus ja turvallisuus.
Tarkista seuraavat asiat ennen paristojen asettamista ja
paristojen asettamisen jälkeen. Jos ongelmia ilmenee, lopeta
tallentimen käyttö ja lisää siihen viesti ”Toimintahäiriö”
tai ”Älä käytä”. Ota yhteyttä paikalliseen myyjään korjausta
varten.

7.3.1. Paristojen asettamista edeltävä tarkistuslista
Nro

Kohde

KuvausEi pudotuksen aiheuttamia vaurioita tai
muodonmuutoksia.

1

Ulkopinta

2

ParistoTarkista, etteivät paristot ole tyhjät. Vaihda kaksi
uutta paristoa, ennen kuin laitetta käytetään
potilaalla.

3

Mansetti

Tarkista, ettei mansetti ole rispaantunut.
Jos mansetti on rispaantunut, se saattaa
räjähtää sisäisen paineen takia.

4

Mansetinliitäntä

5

Lisätarvikkeet

Ei vaurioituneita tai huonosti kiinnitettyjä
kytkimiä jne.

Tarkista, ettei ilmaletkussa ole kierteitä ja ettei
se ole taittunut.
Tarkista, että ilmapistoke ja -liitin on liitetty
tukevasti.
Tarkista, ettei lisätarvikkeissa ole vaurioita.
(Kantopidike, vyö jne.)437.3.2. Paristojen asetuksen jälkeinen tarkistuslista
Nro

Osio

KuvausTarkista, ettei paristosta tule liekkejä, savua tai
voimakasta hajua.

1

Paristo2

Näyttö

Tarkista, ettei näyttö näytä epätavalliselta.

3

Käyttö

Tarkista, että tallennin toimii oikein.

4

Mittaaminen

Tarkista, että mittaaminen voidaan suorittaa
oikein. Mansetti, mittaaminen, näyttö ja tulokset
toimivat oikein.

Tarkista, ettei laitteesta kuulu epätavallistaääntä.

44

8. Toiminnot

8.1. Käytön vuokaavio
Huomautus
Alkuperäisiä arvoja (sisäänrakennettu kello, tarkkailutoiminto
ja paineistusarvo) ja esiasetettua ohjelmaa (A-BPM ja
S-BPM) ei tarvitse tallentaa joka kerta. Ne tallentuvat
poistamisen ja päivityksen aikana, ja kun tallenninta käytetään
ensimmäisen kerran.
Tallentimen asetukset voidaan tallentaa erillisellä oheislaitteella.
Lue ABPM Data Managerin ohjekirjaa.
A-BPM:n ja S-BPM:n mittausmenetelmät ovat erilaiset.
A-BPM:ssä voidaan määrittää kuusi paria halutun mukaista
käynnistysaikaa ja intervallia jokaista 24 tuntia kohti, jolloin
laite mittaa verenpaineen ja tallentaa tiedot automaattisesti.
S-BPM olettaa, että potilas mittaa oman verenpaineensa
kotona tai sairaalassa käyttämällä laitetta itse. Tässä tilassa
voidaan käyttää viittä erityyppistä ohjelmaa käyttötavasta
riippuen.

45

Paristojen asettaminen
Sisäänrakennetun kellon, mittauksen tarkkailutoiminnon ja
paineistusarvon alkuperäiset arvot.

A-BPM

S-BPM

Tallenna A-BPM:n esiasetettu ohjelma.

Tallenna S-BPM:n esiasetettu ohjelma.

Liitä tallennin ja mansetti.

Liitä tallennin ja mansetti.

Aseta AUTO -kytkin”ON”-asentoon.

Aseta AUTO -kytkin”OFF”-asentoon.

A-BPM

Paina

Aseta AUTO -kytkin”OFF”-asentoon.

KÄYNNISTYS -kytkintä.

Verenpaineen
vastaanottomittaus

OBP

Automaattinen verenpaineen
vastaanottomittaus AOBPVerenpaineen kotimittausHBP
Yhdistä tallennin erilliseenoheislaitteeseen. Dataa
käsitellään.

Automaattinen verenpaineen
yömittaus
ANBP
Automaattinen verenpaineen
itsemittaus
ASBP

Puhdista ja pidä tuotepuhtaana.

Koko käyttömenetelmä46

8.2. Alkuperäiset asetukset
8.2.1. Tehdasasetukset
Tehdasasetukset (alkuperäiset asetukset):

Yleiset asetusten kohteet
Kohde

Tehdasasetus

Tarkkailutoiminto

ON (päällä)Vuosi, kuukausi, päivä, tunti, minuutti

Toimituspäivä

A-BPM:n kohteet

Kohde

Tehdasasetus

Lepotila

OFFIntervalliaika, kun lepotila on ON-tilassa

30 minuuttia

Osion 1 käynnistysaika

0 tuntia

Osion 1 intervalliaika

30 minuuttia

Osion 2 käynnistysaika

0 tuntia #1

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika

OFF

Automaattisen mittaamisen toiminta-aika

OFFTehdasasetusten sisältö

Kun AUTO -kytkin asetetaan ”ON”-asentoon, A-BPM
käynnistyy. Verenpaine mitataan 30 minuutin välein, kunnes
kytkin asetetaan ”OFF”-asentoon.

#1 : Osion 2 intervalliajan ja osion 6 intervalliajan väliset asetukset
jätetään huomiotta, koska osioiden 1 ja 2 käynnistysajan arvo
on sama.

47

S-BPM:n kohteet

Kohde
Tehdasasetus
Ohjelmavalinta
Verenpaineen vastaanottomittaus (OBP)
Verenpaineen
vastaanottomittaus
Ei sov.
OBP
Automaattinen
Mittauslaskuri
2 kertaa
verenpaineen
vastaanottomittaus Intervalliaika
5 minuuttia
AOBP
Mittauslaskuri
2 kertaa
Verenpaineen
kotimittaus
HBP Intervalliaika
1 minuutti
Osion käynnistysaika
2 tuntia
Automaattinenverenpaineen
Mittauslaskuri
2 kertaa
yömittaus
ANBP Intervalliaika
1 minuutti
Hälytyksen
käynnistysaika
7 tuntia, 22 tuntia
Automaattinenverenpaineen
Mittauslaskuri
2 kertaa
itsemittaus ASBP Intervalliaika
1 minuutti

Tehdasasetusten sisältö

Kun/ -kytkintä painetaan, kun AUTO -kytkin on
asetettu ”OFF”-asentoon, S-BPM:n esiasetettu ohjelma (OBP)käynnistyy. Ohjelma (OBP) mittaa verenpaineen kerran ja
tallentaa tuloksen muistiin.

8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimillä.
Käyttämälläerillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.
48

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan näyttöön
painamalla START/STOP - tai EVENT -kytkintä.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna,
paina EVENT -kytkintä, kunnes OLED-näyttöön tulee
Display (tekstin Sleep jälkeen).
4. vaihe Käyttökytkimet ovat seuraavat:
EVENT -kytkin .............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin .... Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.
Sen jälkeen käytä näitä kytkimiä toisissa kohteissa.
5. vaihe Kun asetukset on määritetty, paina START/STOP -kytkintä
palataksesi valmiustilaan.
Kohde

OLED
Display
Tarkkailutoiminto
xx
Clock
Vuosi
Year xx
Clock
Kuukausi
Mon. xx
Clock
Päivä
Day
xx
Clock
Tunti
Hour xx
Clock
Minuutti
Min. xx

Arvoaluexx = OFF, ON
xx = 17 –99.

Viimeiset kaksi
vuosiluvun numeroa.

xx = 1 –12 kuukausi
xx = 1 –31 päivä
xx = 0 –23 tunti
xx = 0 –59 minuutti

Kehystetyt arvot : tehdas- ja alkuperäiset arvot, kun paristot ovat
täysin tyhjät.

49

8.2.3. Esipaineistusarvo
Esipaineistusarvo voidaan asettaa etukäteen.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Jos AUTO on määritetty paineistuksen esiarvoksi, oikea
paineistusarvo valitaan automaattisesti. Tehdasasetus on
180 mmHg.
1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan näyttöön
painamalla START/STOP - tai EVENT -kytkintä.
3. vaihe Valitse paineistusarvo START/STOP -kytkimellä.
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon
S-BPM-ohjelma
Paineistusarvo
Nykyinen aika

8.3. A-BPM:n esiasetetut ohjelmat
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimillä.
Käyttämälläerillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.
A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin, kun automaattinen
mittaaminen pystytään suorittamaan.

50

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan näyttöön
painamalla START/STOP - tai EVENT -kytkintä.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkintä pidetään painettuna, paina
EVENT -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes
OLED-näyttöön tulee ilmoitus Sleep .
4. vaihe Määritä lepotila seuraavilla kytkimillä. Jos lepotila
on ”ON”-tilassa, jatka vaiheesta 5.
EVENT -kytkin............... Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin ..... Valinta, seuraava kohta.
5. vaihe Määritä käynnistysaika ja intervalli enintään kuudelle osiolle
seuraavilla kytkimillä.
EVENT -kytkin .............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin .... Valinta, seuraava kohta.
6. vaihe Määritä automaattisen mittaamisenkäynnistysaika ja
toiminta-aika seuraavilla kytkimillä.
EVENT -kytkin .............. Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin .... Valinta, seuraava kohta, asetuksista
poistuminen.
7. vaihe Kun asetukset on tehty, tallennin palaa valmiustilaan.
Älä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana. Jos
paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

518.3.1. A-BPM:n kohteet ja parametrit
A-BPM:n esiasetettu ohjelma on seuraavanlainen:
Kohde

OLED
Parametri
Sleep
Lepotila#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervalliaika
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuuttia
Käynnistysaika Hour 1 xx = 0 –23 tuntia
xx
Osio
1
Intervalliaika Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuuttia
xx
Hour
2
Käynnistysaika
xx xx = 0 –23 tuntia
Osio
2Intervalliaika Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
xx
Käynnistysaika Hour 3 xx = 0 –23 tuntia
xx
Osio
3
Cycle 3
Intervalliaika
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Hour 4
Käynnistysaika
xx xx = 0 –23 tuntia
Osio
4
Cycle 4
Intervalliaika
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Hour 5
Käynnistysaika
xx xx = 0 –23 tuntia
Osio
5Intervalliaika Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
xx
Käynnistysaika Hour 6 xx = 0 –23 tuntia
xx
Osio
6
Cycle
6
Intervalliaika
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuuttia
Käynnistysaika START xx = OFF , 0-23 tuntia#3, #4xx
Operation
Toiminta-aika#3, #4xx xx = OFF , 1-27 tuntia
Automaattinen mittaaminen

Kehystetyt arvot : tehdasasetukset.
52

#1 : Kun lepotila on asetettu valintaan ”ON”, automaattisen
mittauksen käynnistysaikaa ja toiminta-aikaa sekä
lepotilan intervalliaikaa voidaan käyttää. Näiden osioiden(1-6) intervalliaikaa ei voida käyttää.
#2 : Kun lepotila on asetettu valintaan ”OFF”, lepotilanintervalliaikaa ei näytetä.
#3 : Esimerkki automaattisesta mittauksesta.
Jos käynnistysaika on määritetty ja toiminta-aika asetetaan
valintaan ”OFF”, kun AUTO -kytkin on ”ON”-tilassa, A-BPM
käynnistyy asetetussa käynnistyajassa ja se jatkuu, kunnes
AUTO -kytkin viedään ”OFF” asentoon. Jos AUTO -kytkin
viedään uudelleen ”ON” asentoon, A-BPM käynnistyy
asetetussa käynnistysajassa.

Huomautus
Jos toiminta-aika on asetettu ja AUTO -kytkintä käytetään
A-BPM:n aikana, A-BPM jatkuu tämän toiminnon
toiminta-ajan verran.
#4 : Esimerkki automaattisesta mittauksesta.
Jos käynnistysaika on asetettu valintaan ”OFF” jatoiminta-aika on asetettu, kun AUTO -kytkin
viedään ”ON”-asentoon A-BPM käynnistyy toiminta-ajaksi.
Jos
AUTO -kytkin viedään ”OFF”-asentoon A-BPM:n aikana,A-BPM pysähtyy. Jos AUTO -kytkin viedään
uudelleen ”ON”-asentoon, A-BPM suoritetaan toiminta-ajanverran.

Huomautus
Jos käynnistysaika on asetettu ja
53

AUTO -kytkintä käytetään

A-BPM:n aikana A-BPM pysähtyy ja se käynnistetään
seuraavana päivänä asetettuna käynnistysaikana.

Kohteen sisältö

Lepotila :Automaattisen mittauksen intervalliaika voidaan määrittää.
Osioiden (1-6) intervalliaikaa ei voida käyttää.
Katso ”6.1.2. Sleep-toiminto ja intervalliaika”.
Osio :
24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Jokaiselle osiolle voidaan määrittää käynnistysaika jaintervalli. A-BPM:ää voidaan käyttää vain silloin,
kun automaattinen mittaus voidaan suorittaa.
Automaattinen mittaaminen :Koko A-BPM on hallittavissa. Aseta käynnistysaika ja
toiminta-aika. Katso ”8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit”.

54

8.3.2. A-BPM-ohjelman esimerkit
Esimerkki Käynnistysajat ja intervallit. Yksinkertaistettu syöte.

24:00
Kaksoisosiot
22:00 00:00
Osio 2
Osion 1 käynnistysaika = 7:00
Osion 1 intervalliaika = 15
18:00
6:00
7:00
Osion 2 käynnistysaika = 22:00
Osio 1
Osion 2 intervalliaika = 60
12:00
Osion 3 käynnistysaika = 7:00 ··············Sama kuin osiossa 1
Osiota 3 ja seuraavia kohteita ei näytetä, koska osion
3 käynnistysaika on sama kuin osiossa 1.
Kun osioiden 2, 3, 4, 5 tai 6 käynnistysaika on sama kuin
osiossa 1, näitä käynnistysaikoja ja intervalleja ei näytetä.

Esimerkki 1 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika = OFF,
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika = OFF.
Kun AUTO -kytkin on asetettu ”ON”-asentoon, A-BPM
suoritetaan käynnistysajan ja kunkin osion intervalliajan
mukaan, kunnes AUTO -kytkin asetetaan ”OFF”-asentoon.
Verenpaineen mittaaminen

Osio 1
AUTO -kytkin”ON”-asentoon

Ei mitattu

Osio 2
AUTO -kytkin”OFF”-asentoon

55

Aika

Esimerkki 2 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika = 7:00,
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika = OFF.
Kun AUTO -kytkin asetetaan ”ON”-asentoon, A-BPM
käynnistyy klo 7:00. A-BPM:ää jatketaan kunkin osion
käynnistysajan ja intervallin perusteella, kunnes
AUTO -kytkin asetetaan ”OFF”-asentoon.
7:00

Verenpaineen mittaaminen

Osio 1
AUTO -kytkin”ON”-asentoon

Osio 2
AUTO -kytkin”OFF”-asentoon

Ei mitattu
Aika

Esimerkki 3 Automaattinen mittaaminen

Automaattisen mittaamisen käynnistysaika = OFF,
Automaattisen mittaamisen toiminta-aika = 26 tuntia.
Kun AUTO -kytkin asetetaan ”ON”-asentoon, A-BPM jatkaa
toimintaansa kunkin osion käynnistysajan ja intervallin
perusteella 26 tunnin ajan.
Verenpaineen mittaaminen

Osio 1
AUTO -kytkin”ON”-asentoon

Osio 226 tunnin jälkeen

56

Ei mitattu
Aika

8.4. S-BPM-ohjelmat
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimiä käyttämällä.
Käyttämälläerillistä oheislaitetta, joka on liitetty tallentimeen
USB-kaapelilla.

Työvaiheet kytkimiä käyttäen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Samalla, kun pidät/ -kytkintä painettuna, paina
START/STOP -kytkintä ja pidä se painettuna, kunnes
tulee näkyviin LCD-paneeliin.
3. vaihe Valitse S-BPM-ohjelma seuraavilla kytkimillä.
Ohjelma : OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
/ -kytkin .................... Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin ....... Valinta, seuraava kohta.
4. vaihe Määritä kukin kohde (Mittauslaskuri, Intervalliaika,
käynnistysaika ja hälytyksen käynnistysaika) seuraavillakytkimillä.
/ -kytkin .................... Muuttaa nykyistä parametriä.
START/STOP -kytkin ...... Valinta, seuraava kohta,
asetuksista poistuminen.
5. vaihe Kun asetukset on tehty, S-BPM:n kello näkyy näytössä.

Älä poista paristoja asetusten muuttamisen aikana.
Jos paristot poistetaan, tee asetukset uudelleen.

57

8.4.1. S-BPM-kohteet ja -parametrit
Ohjelma

Kohde

Parametri

S-BPM-ohjelma
Ohjelma

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Verenpaineen vastaanottomittaus
OBP

Ei sov.

Ei sov.

Automaattinen verenpaineen vastaanottomittaus
AOBP

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

5,

3–10 minuuttia

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

1,

1–5 minuuttia

Verenpaineen kotimittaus
HBP

Automaattinen verenpaineen yömittaus
ANBP

Käynnistysaika

2,

0–23 tuntia

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

1,

1–5 minuuttia#1

Automaattinen verenpaineen itsemittaus
ASBP

Hälytyksen
käynnistysaika

7 , 22 , 0–23 tuntia

Mittauslaskuri

2,

1–5 mittausta

Intervalliaika

1,

1–5 minuuttia#2

Kehystetyt arvot : tehdasasetukset.
#1 : 24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Kukin osio pystyy määrittämään verenpaineen mittaamisen
käynnistysajan.
#2 : 24 tuntia voidaan jakaa enintään kuuteen osioon.
Kukin osio pystyy määrittämään verenpaineen mittaamisen
hälytyksen käynnistysajan.
58

8.4.2. S-BPM–Näyttöesimerkit
Verenpaineen vastaanottomittauksen näyttö

OBP

Automaattisen verenpaineen vastaanottomittauksen näyttöAOBP

OBP:ssä ei ole määritettäviä asetuksia.

AOBP käyttää mittauslaskuria ja intervalliaikaa. AOBP
suorittaa ”1 mittaussarjan” rauhoittumiseen tarkoitetun
valmiustilan päätyttyä. Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat” tiedot ”1
mittaussarja”-toiminnosta.

Mittauslaskuri

Intervalliaika

Verenpaineen kotimittauksen näyttöHBP

HBP käyttää mittauslaskuria ja intervalliaikaa. HBP
suorittaa ”1 mittaussarjan”. Katso luvusta ”6.2.1.
S-BPM-ohjelmat” tiedot ”1 mittaussarja”-toiminnosta.

Mittauslaskuri

Intervalliaika
59Automaattisen verenpaineen yömittauksen näyttöANBP

ANBP voi määrittää ”1 mittaussarjalle” enintään kuusi
käynnistysaikaa. Katso luvusta ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”
tiedot ”1 mittaussarja”-toiminnosta.

Kun viimeisin käynnistysaika on sama kuin ensimmäinen,
käynnistysaika ja käynnistysajan asetukset ovat valmiit.
Määritä seuraavaksi mittauslaskuri ja
intervalliaika ”1 mittaussarja”-toiminnolle.

Ensimmäinen
käynnistysaika

Toinenkäynnistysaika

Mittauslaskuri

Intervalliaika

Esimerkki Asetukset ja yksinkertaistettu syöte

Kolmaskäynnistysaika

24:00
22:00 00:00

4:00
Mittaaminen suoritetaan kello 22:00 ja 4:00. 18:00
6:00
Osion 1 käynnistysaika = 4:00
Osion 2 käynnistysaika = 22:00
12:00
Osion 3 käynnistysaika = 4:00 ···········Sama kuin osiossa 1
Mittauslaskuri =2 mittausta
Intervalliaika =0:01 minuuttia

60

Automaattisen verenpaineen itsemittauksen näkymäASBPASBP voi määrittää hälytykselle enintään kuusi
käynnistysaikaa.
Merkkiääni kuuluu jokaisen käynnistysajan kohdalla.
/ -kytkintä suorittaaksesi ”1 mittaussarjan”
Paina
merkkiäänen kuuluessa. Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”-luvusta tiedot ”1 mittaussarja” -toiminnosta.
Kun viimeisin käynnistysaika on sama kuin ensimmäinen,
käynnistysaika ja käynnistysajan asetukset ovat valmiit.
Määritä seuraavaksi mittauslaskuri ja
intervalliaika ”1 mittaussarja”-toiminnolle.

Hälytyksen ensimmäinen käynnistysaika

Mittauslaskuri

Hälytyksen toinen
käynnistysaika

Intervalliaika

Esimerkki Asetukset ja yksinkertaistettu syöte

Hälytyksen kolmas
käynnistysaika

24:00
22:00 00:00

Äänimerkki kuuluu 22:00 ja 7:00.
18:00
6:00
/ -kytkintä
Paina
7:00
suorittaaksesi ”1 mittaussarjan”.
Osion 1 käynnistysaika = 22:00
12:00
Osion 2 käynnistysaika = 7:00
Osion 3 käynnistysaika = 22:00 ···········Sama kuin osiossa 1
Mittalaskuri =2 mittausta
Intervalliaika =0:01 minuuttia
61

8.5. Mittaustietojen poistaminen

Käyttötarkoitus ja toiminnon selitys

Mittaustiedot poistetaan, mutta asetustiedot säilyvät.
Alkuperäiset asetukset voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
Tallentimen kytkimillä.
Käyttämällä erillisiä oheislaitteita, jotka on kytkettytallentimeen USB-kaapelilla.
Jos mittaustiedot poistetaan, niitä ei enää voi käyttää.
Varmuuskopioi tiedot ennen poistamista.
Poista viimeisen potilaan mittaustiedot ennen tallentimen
käyttämistä seuraavalla potilaalla.
Tietojen poistaminen voi kestää useita sekunteja.
Älä käytä laitetta, jotta tiedot poistetaan oikein.

Kytkinten käyttötapa

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos merkki ei ole näkyvissä, paina START/STOP tai
EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.
3. vaihe Kun START/STOP -kytkin on painettuna,
pidä EVENT -kytkin painettuna, kunnes DataClear(tekstien Sleep ja Display jälkeen) tulee
OLED-näyttöön.
4. vaihe Valitse toiminto.
Jos poistat tietoja, pidä START/STOP -kytkin painettuna.
Teksti Erasing vilkkuu tekstin DataClear alla
OLED-näytössä ja tietojen poistaminen käynnistyy. Siirry
poistamisen jälkeen vaiheeseen 5.
Jos pidät tiedot (et poista niitä), paina EVENT -kytkintä jasiirry vaiheeseen 5.
5. vaihe Tallennin palaa valmiustilaan.
62

8.6. Tuotteen kiinnittäminen potilaaseen
8.6.1. Tietoja potilailleSelvitä seuraavat asiat potilaalle, jotta hän pystyy käyttämään
tallenninta turvallisesti.

Varotoimet verenpaineen mittaamisen aikana
Rentouta käsivartesi ja pysy paikallasi, kun mansetti alkaa
täyttyä ilmalla.
Pysy samassa asennossa koko mittaamisen ajan.
Vältä värinää ja melua mittaamisen aikana.
Verenpaine mitataan noin minuutti paineistuksen jälkeen.
Pysy paikallasi, kunnes mittaaminen on suoritettu.
Mittaamisprosessi mansetin täytöstä ilman vapauttamiseen
kestää noin 170 sekuntia.
Tallennin saattaa täyttää mansetin uudelleen ja mitata
verenpaineen vielä kerran paineistuksen jälkeen. Tämä saattaa
johtua kehon liikkeestä jne.
Tallennin saattaa käynnistää verenpaineen mittaamisen noin
120 sekunnin kuluttua, kun mittaustiedot ovat virheelliset ja
seuraava mittaaminen alkaa 8 minuutin kuluttua. Tämä saattaa
johtua kehon liikkeestä jne.
Tallennin saattaa häiritä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden
käyttöä. Vältä ajoneuvoilla ajamista ja koneiden käyttöä
käyttäessäsi tallenninta.

Mittaamisen lopettaminen tai keskeyttäminen

Paina START/STOP -kytkintä pysäyttääksesi verenpaineen
mittaamisen. Virhekoodi tallennetaan muistiin. Verenpaine
mitataan uudelleen noin 120 sekunnin kuluttua.
63

S-BPM:n A-BPM-, ANBP- ja ASBP-toimintoihin liittyen vain
käynnissä oleva verenpaineen mittaus voidaan keskeyttää, ja ”1
mittaussarja” suoritetaan seuraavana käynnistysaikana. Aseta
AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon niin A-BPM keskeytyy.
Poista mansetti, jos käynnissä olevaa verenpaineen mittausta ei
voida pysäyttää START/STOP -kytkimellä.
Paina START/STOP -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen mittaamisen. ”1 mittaussarja” suoritetaan
silti seuraavan käynnistysajan kohdalla A-BPM-, ANBP- ja
ASBP-tiloissa S-BPM-toiminnossa.
Jos käsivarressa tuntuu kipua tai tapahtuu jotakinodottamatonta, pysäytä mittaaminen, poista mansetti ja ota
yhteyttä lääkäriin. Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon niin
A-BPM keskeytyy.
Aseta AUTO -kytkin ”ON” -asentoon automaattisen A-BPM:nnäytetään LCD-paneelissa ja
palauttamiseksi. Merkki
OLED-näytössä. Tietojen tallennusta jatketaan, kunnes seasetetaan ”OFF”-valintaan.

Manuaalinen mittaaminen A-BPM:n aikana

Esimääritettyyn ohjelmaan sisältymättömän tilapäisen
mittauksen menettely.
1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan
näyttöön.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä mitataksesi verenpaineen
välittömästi A-BPM:n aikana.
3. vaihe Mittaustulokset tallennetaan muistiin.
Kun START/STOP -kytkintä painetaan mittauksen aikana,
mittaaminen keskeytyy.

64Tallentimen käyttöä koskevat varotoimet

Tallennin on tarkkuusinstrumentti. Älä pudota tai kolhi tallenninta.
Tallennin ja mansetti eivät ole vedenpitäviä (vedenkestäviä).
Estä tuotetta joutumasta kosketuksiin sateen, hien ja veden kanssa.
Älä aseta mitään tuotteen päälle.
Jos mansetti siirtyy liiallisen liikkumisen takia, kiinnitä se takaisin
paikalleen.
Aseta ilmaletku siten, ettei siihen muodostu kierteitä ja ettei sekierry kaulan ympärille nukkumisen aikana.

Paristojen vaihtaminen

Kun-merkki näkyy näytössä, tallennin ei pysty mittaamaan
verenpainetta tai kommunikoimaan erillisen oheislaitteen kanssa.
Vaihda tallentimeen välittömästi kaksi uutta paristoa.

8.6.2. Mansetin suojus
Huomautus
Pidä mansetti ja mansetin suojus puhtaina.
Vaihda mansetin suojus jokaiselle henkilölle.
Käytä asianmukaisia mansetin suojuksia.

65

8.6.3. Mansetin, kantopidikkeen ja tallentimen kiinnittäminenÄlä kiinnitä mansettia, jos potilaalla on ihotulehdus,
pintahaavoja jne.
Poista mansetti ja lopeta sen käyttö, jos potilaalla ilmenee
ihotulehdus tai muita oireita.
Estä ilmaletkua kiertymästä kaulan ja kehon ympärille.
Käytä varoen vauvaikäisten lähettyvillä kuristumisvaaran
vuoksi.
Liitä ilmaletkun liitin tiukasti, kunnes se ei enää kierry. Jos
liitin ei ole kiinnitetty kunnolla, se voi johtaa ilman
vuotamiseen ja mittausvirheisiin.

Huomautus
Kiinnitä mansetti oikeaan asentoon ja kiedo se käsivarren
ympärille, jotta verenpaine mittautuu oikein.
Vältä mansettiin ja ilmaletkuun kohdistuvaa värinää mittaamisen
aikana. Tallennin mittaa pienimmänkin ilmanpaineen
poikkeaman mansetin sisällä.
Lisämansetti on vasempaan käsivarteen tarkoitettu aikuistenmansetti. Jos mansetin koko ei ole oikea, osta toinen mansetti.
Käsivarren ympärysmitta
Pieni mansetti
15–22 cm
5,9"–8,7"
Aikuisten mansetti
20–31 cm
7,8"–12,2"
Iso mansetti
28–38 cm
11,0"–15,0"
Erittäin iso mansetti 36–50 cm
14,2"–19,7"
Pidä mansetti puhtaana.
Suosittelemme, että potilas käyttää kantopidikettä ja vyötä.
Mansettia ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.
66

Mansetin, tallentimen ja pidikkeen päälle asettaminen

1. vaihe Vedä mansetin pääty lenkin läpi niin, että mansetista tuleerannekkeen muotoinen.
2. vaihe Etsi vasemman käsivarren olkavarsivaltimo palpaatiolla.
3. vaihe Kiinnitä mansetti suoraan ihoon siten, että valkoinen merkki
on suoraan olkavarsivaltimon päällä ja mansetin reuna on
noin 1–2 cm:ä kyynärtaipeen yläpuolella.
4. vaihe Kiedo mansetti siten, että lenkki on rajojen sisällä, sileä eikä
valu, mutta sisään mahtuu kaksi sormea.
5. vaihe Kiinnitä ilmaletku teipillä siten, että se ylittää olkapään.
6. vaihe Pujota vyö kantopidikkeen läpi.
7. vaihe Säädä vyötä siten, että kantopidike on vasemmalla puolella.
8. vaihe Liitä ilmapistoke tallentimen ilmaliittimeen.
9. vaihe Aseta tallennin kantopidikkeeseen.
1. Vaihe Lenkki

2. Vaihe Olkavarsivaltimo
3. Vaihe Valkoinen
valtimonsijaintimerkki
Noin 1 – 2 cm:ä yli

Mansetti

3. Vaihe Valkoinen valtimon
sijaintimerkki
4. Vaihe Tilaa kahdelle sormelle675. Vaihe Ilmaletku

5. Vaihe Teippi
5. Vaihe Klipsi

Ilmaletku

5. Vaihe Mansetti

7. Vaihe Vyö
7. Vaihe Kantopidike
8. Vaihe Ilmapistoke
8. Vaihe Ilmaliitin

9. Vaihe Aseta sisään
Kantopidike

6. Vaihe Vyö
68

8.7. Verenpaineen mittaamisen toiminnot
8.7.1. A-BPM:n toiminnot
Kun A-BPM käynnistetään, verenpaine mitataan esiasetettujen
parametrien mukaisesti.

Huomautus
Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen
mittaamista, sillä A-BPM käyttää niitä. Katso luvusta ”8.2.2.
Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto” ja luvusta ”8.3.
A-BPM:n esiasetetut ohjelmat”.
Kun talletin irrotetaan, aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
Jos tallennin irrotetaan A-BPM-toiminnon aikana, mansetin
täyttö käynnistetään käynnistysaikana, ja mansetti saattaa
hajota. Kun A-BPM:ää jatketaan,
aseta AUTO -kytkin ”ON”-asentoon.
-merkki näkyy näytössä A-BPM:n ollessa käytössä.
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa
A-BPM:n valmiustilassa.
Manuaalisen verenpaineen mittauksen tulos voidaan tallentaa
muistiin.
Kun A-BPM pysäytetään, virhekoodi E07 tulee OLED-näyttöön
ja se tallennetaan muistiin.

A–BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”ON”-asentoon.
2. vaihe Merkki
näytetään OLED- ja LCD-näytössä. A-BPM
käynnistyy.
69

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihemerkki on hävinnyt näytöstä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu.
Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:nasetusten mukaisesti.

Verenpaineen välitön mittaaminen A-BPM:n aikana(Manuaalinen verenpaineen mittaaminen A-BPM:ssä)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan
näyttöön. A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei
mitata intervalliajanaikana.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

Intervalliajan pidentäminen tai takaisinpalauttaminen

Kun lepotila on ”ON”-tilassa ja EVENT -kytkintä painetaan
A-BPM:n odotustilassa, intervalliaika tuplaantuu.

70

8.7.2. S-BPM:n toiminnot
Huomautus

Aseta sisäänrakennettu kello ja esipaineistusarvo ennen
mittaamista, sillä S-BPM käyttää niitä.
Katso luvusta ”8.2.2. Mittauksen kello- ja tarkkailutoiminto”
ja luvusta ”8.4. S-BPM-ohjelmat”.
Poista paristot, kun potilas irrottaa tallentimen ja mansetin, kun
ANBP tai ASBP on käytössä (myös valmiustilassa). Jos paristot
jätetään paristokoteloon, mansetti saattaa hajota, kun tallennin
täyttää mansetin seuraavan ”1 mittaussarjan” aikana. Jos
potilas jatkaa mittaamista, aseta paristot ja paina/ -kytkintä.
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan suorittaa
S-BPM:n valmiustilassa.
Manuaalisen verenpaineen mittauksen tulos voidaan tallentaa
muistiin.
Kun S-BPM pysäytetään, virhekoodi E07 tulee OLED-näyttöön
ja se tallennetaan muistiin.

S–BPM:n käynnistäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat
Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinen verenpaineen
vastaanottomittaus
AOBP
Verenpaineen kotimittaus HBP
Automaattinen verenpaineen
yömittaus
ANBP
Automaattinen verenpaineen
itsemittaus
ASBP

Toiminnot
Paina/ -kytkintä
käynnistääksesi esiasetetun
ohjelman valmiustilassa.
Esiasetettu ohjelma siirtyy
valmiustilaan ”käynnistysaikaan”
tai ”hälytyksen
käynnistysaikaan” saakka.
71

Verenpaineen välitön mittaaminen S–BPM:n aikana(S–BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi S-BPM-valmiustilan
näyttöön.
2. vaihe Paina/ -kytkintä S-BPM:nvalmiustilassa. ”1 mittaussarjan”-verenpainemittaukset
suoritetaan välittömästi.

S-BPM:n pysäyttäminen tai keskeyttäminen
Toiminnot ovat seuraavat:

S-BPM-ohjelmat

Toiminnot

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen.
vastaanottomittaus
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus

HBP

Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen. Seuraavan
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan
tai hälytin alkaa soimaan.
#1
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen
Automaattinen
toiminta kokonaan, poista paristot
verenpaineen
itsemittaus
ASBP tallentimesta tai vaihda OBP-, AOBP- tai
HBP-tilaan.
#1 : Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.
72

8.7.3. Manuaalinen mittaaminen
Käytä manuaalista verenpaineen mittaamista alustavana
testimittauksena ja välittömään verenpaineen mittaamiseen.

Huomautus
Manuaalinen verenpaineen mittaaminen voidaan käynnistää
välittömästi valmiustilassa.
Mittaustulos tallennetaan muistiin.

Verenpaineen välitön mittaaminen A–BPM:n aikana(A–BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos OLED-näytön merkkiä ei näytetä, paina START/STOP tai EVENT -kytkintä palataksesi A-BPM-valmiustilan
näyttöön. A-BPM-valmiustila on tila, jossa verenpainetta ei
mitata intervalliajan aikana.
2. vaihe Paina START/STOP -kytkintä A-BPM:n valmiustilassa.

Verenpaineen välitön mittaaminen S–BPM:n aikana(S–BPM-verenpaineen manuaalinen mittaaminen)

1. vaihe Jos LCD-merkkiä ei näytetä, paina START/STOP - tai
EVENT -kytkintä palataksesi S-BPM-valmiustilan näyttöön.
2. vaihe Paina/ -kytkintä S-BPM:n valmiustilassa. ”1
mittaussarjan”-verenpainemittaukset suoritetaan
välittömästi.

73

8.7.4. Mittaamisen pysäyttäminen ja keskeyttäminen
Käynnissä oleva A-BPM-, S-BPM- ja manuaalinen
verenpaineen mittaus voidaan pysäyttää tai keskeyttää
välittömästi.

Huomautus
Kun verenpaineen mittaus pysäytetään, pysäytyskoodi E07 tulee
OLED-näyttöön ja se tallennetaan muistiin.

A-BPM:n keskeyttäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihemerkki on hävinnyt näytöstä. A-BPM on keskeytetty.

Pysäyttäminen kesken A-BPM-toiminnon

Kun START/STOP -kytkintä painetaan verenpaineen
mittaamisen aikana, ilma poistuu välittömästi ja käynnissä
oleva mittaus pysäytetään. A-BPM kuitenkin jatkuu.
Seuraava verenpaineen mittaus suoritetaan A-BPM:nasetusten mukaisesti.

74

S-BPM:n pysäyttäminen tai keskeyttäminen
Toiminnot ovat seuraavat:
S-BPM-ohjelmat

Toiminnot

Verenpaineen
vastaanottomittaus
OBP
Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen.
vastaanottomittaus
AOBP
Verenpaineen
kotimittaus

HBP

Automaattinen
Paina/ -kytkintä pysäyttääksesi
verenpaineen
verenpaineen mittaamisen. Seuraavan
yömittaus
ANBP käynnistysajan kohdalla verenpaine mitataan
tai hälytin alkaa soimaan.
#1
Jos sinun täytyy pysäyttää tallentimen
Automaattinen
toiminta kokonaan, poista paristot
verenpaineen
itsemittaus
ASBP tallentimesta tai vaihda OBP-, AOBP- tai
HBP-tilaan.
#1 : Katso ”6.2.1. S-BPM-ohjelmat”.

75

8.8. Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen
8.8.1. Liittäminen USB-kaapelilla
Lue tietoja yhteysasetuksista ABPM Data Managerinohjekirjasta.

Kaapelin liittäminen
Liitä asianmukainen USB-kaapeli micro-USB-liittimeen.
Liitä kaapeli oikein päin. Vääränlainen liitäntä saattaa
johtaa vikoihin ja toimintahäiriöihin. Varmista, että liitin on
kunnolla kiinni.
Verenpainetta ei voi mitata USB-tiedonsiirron aikana.
Älä liitä potilasta, kun tallennin on kytketty kaapeliin.
Kaapeli voi kietoutua kehon tai kaulan ympärille.
Erillisen oheislaitteen valmistelu
Irrota tallennin ja mansetti potilaasta ennen tallentimen
liittämistä (TM-2441) erilliseen oheislaitteeseen.

Tallentimen liittäminen erilliseen oheislaitteeseen USB-kaapelilla
1. vaihe Avaa tallentimen micro-USB-liitäntä. Liitä USB-kaapeli.
Micro-USB-liitin
USB-kaapeli

76

Yhteyden muodostaminen erillisen oheislaitteen kanssa
1. vaihe Liitä micro-USB-kaapeli
tallentimen ja erillisen
oheislaitteen välille.

Liitä Micro-USB-kaapeli

2. vaihe Merkkiääni kuuluu janäytetään LCD-paneelissa.
Datayhteys siirtyy
valmiustilaan.

Valmiustila

3. vaihe Suorita analyysi erillisellä
oheislaitteella. Datayhteys
siirtyy aktiiviseen online-tilaan
vain USB-yhteyden aikana.

Aktiivinen
online-tila

Yhteyden katkaiseminen erilliseen oheislaitteeseen
1. vaihe Irrota kaapeli valmiustilassa.

77

8.8.2. Bluetooth®-yhteyden käyttö
Bluetooth-laitteen ja toisen laitteen välille tulee muodostaa
yhteys, jotta ne voivat kommunikoida keskenään. Kun
tallentimen ja toisen laitteen välille on saatu muodostettua yhteys,
laitteet kommunikoivat automaattisesti.

Huomautus
Varmista, että kaikki muut Bluetooth-laitteet ovat yhteyden
muodostuksen aikana kytketty pois päältä. Montaa laitetta ei
voida yhdistää samanaikaisesti.
Jos tallennin yhdistetään toiseen laitteeseen, ensimmäisen
laitteen yhteys katkeaa.
Jos laitteet eivät pysty kommunikoimaan keskenään
yhdistämisen jälkeen, yritä uudelleen.

Bluetooth®-Yhteyden muodostaminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan
näyttöön painamalla START/STOP - tai
EVENT -kytkintä.
3. vaihe Pidä EVENT -kytkin painettuna, kunnes
Pairing ( FlightMode jälkeen) näytetään OLED-näytössä.
Tallennin alkaa odottaa yhteyden muodostamista.
4. vaihe Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu,-merkki näkyy
LCD-paneelissa.
Jos peruutat nykyisen yhteyden, paina EVENT-kytkintä.
Tallennin siirtyy valmiustilan näyttöön.

788.8.3. Bluetooth®-yhteyden keskeyttäminen (lentotila)
Lentotila voi keskeyttää Bluetooth-yhteyden.

Lentotilan käyttäminen

1. vaihe Aseta AUTO -kytkin ”OFF”-asentoon.
2. vaihe Jos näyttö ei ole näkyvissä, palaa valmiustilan
näyttöön painamalla START/STOP - tai
EVENT -kytkintä.
3. vaihe Pidä EVENT -kytkin painettuna, kunnes FlightMode tulee
näkyviin OLED-näyttöön.
4. vaihe Lentotila voidaan kytkeä päälle/pois päältä
START/STOP -kytkimellä.
FlightModeON

START/STOP -kytkin

FlightModeOFF

5. vaihe Paina EVENT -kytkintä palataksesi valmiustilan näyttöön.

79

9. Huolto

9.1. Tuotteen säilytys, tarkastus ja turvallisuuden hallinta
Lääkinnällisiä laitteita, kuten tämä tallennin, tulee huoltaa siten,
että ne toimivat oikein tarvittaessa ja että niiden käyttö pysyy
turvallisena potilaalle ja käyttäjälle. Pääsääntö on se, että
potilaan tulee suorittaa laitteelle päivittäisiä tarkastuksia,
esimerkiksi ”käyttöä edeltävä tarkastus”.
Päivittäinen huolto, kuten käyttöä edeltävä tarkastus, on
tarpeellista tallentimen toimivuuden, turvallisuuden ja
tehokkuuden ylläpitämiseksi.
Suosittelemme tallentimen tarkastusta säännöllisesti kerran
vuodessa.

Huomautus
Terveydenhuoltolaitoksen täytyy suorittaa huoltotoimet ja
varmistaa, että lääkinnällisen laitteen käyttö on turvallista.

809.2. Tuotteen puhdistus
Puhdista tallennin ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
Puhdista tallennin ennen sen asettamista seuraavaan
potilaaseen.
Älä puhdista tallenninta suihkuttamalla sen päälle vettä tai
upottamalla sen veteen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Kun tallennin pyyhitään vedellä ja antiseptisellä liuoksella,
puhdista tallennin niin, ettei sen sisään pääse nesteitä.
Desinfioi tallennin säännöllisesti infektioiden estämiseksi.
Älä käytä sterilointilaitetta.
Älä käytä tallentimen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia(esim. ohennin) tai povidoni-jodiliuosta. Se voi aiheuttaa
värin muutoksia, vaurioita ja toimintahäiriöitä.
Älä käytä tallentimen kuivaamiseen hiustenkuivaajaa tms.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita.

Vahvistu mansetin puhdistamisen jälkeen

Varmista, että mansetin kupla on asetettu oikein mansetinkankaan sisään. Jos sitä ei ole asetettu oikein, mansetin
täytön aikana voi syntyä vaurioita tai tapahtua räjähdys.

Tallentimen puhdistus

Pyyhi lika ja pöly tallentimen ulkopuolelta pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu vedellä tai lämpimällä vedellä ja joka on puristettu hyvinkuivaksi. Jos tallentimen ulkopintaan on tarttunut verta tai lääkettä,
pyyhi se ensin antiseptiseen liuokseen kostutetulla liinalla, joka on
puristettu hyvin kuivaksi. Pyyhi pinnat tämän jälkeen veteen tai
lämpimään veteen kostutetulla, hyvin kuivaksi puristetulla liinalla.
81

Suosittelemme antiseptisen liuoksen käyttöön sopivia
kemikaaleja (aineen nimi), jotka löytyvät taulukosta (Esimerkki
käyttöön sopivasta antiseptisestä liuoksesta (Aineen nimi)).

Mansetin puhdistus

Kun puhdistat ja desinfioit mansetin suojuksen ja mansetinkankaan, poista mansetin kupla mansetin kankaan sisältä.
Puhdista lika ja pöly veteen tai lämpimään veteen kostutetulla
liinalla, joka on puristettu hyvin kuivaksi.
Katso mansetin desinfiointia varten taulukossa ilmoitetut
antiseptiset liuokset (Esimerkki käyttöön sopivasta
antiseptisestä liuoksesta (Aineen nimi)).
Esimerkki käyttöön sopivasta antiseptisestä liuoksesta(Aineen nimi)
Komponentin nimi

Tuotteen nimi

Bentsalkoniumkloridi

Bentsalkoniumkloridi 10 % liuos

Isopropanoli

70 % 1-propanoli

Etanoli

Etanoli desinfiointiin 76,9–81,4 vol %Lue tuotteen ohjeet ennen sen käyttöä.

Huomautus
Mansetti ja ilmaletku kuluvat käytössä.
Nämä on vaihdettava uusiin, jos mittausvirheitä alkaa tapahtua
usein tai jos verenpainetta ei voida mitata. Katso tämän
oppaan ”10. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)” -osio.

82

9.3. Määräaikaistarkastus
Suorita päivittäinen määräaikaistarkastus, jotta tallenninta
voidaan käyttää oikein.
Tarkastustoimet kuvataan alla:

9.3.1. Tarkastus ennen paristojen asettamista
Kohde
Ulkopinta
Käyttö
Näyttö

MittausMansetti

Kuluvatvarusteet
Liitäntä

KuvausEi vaurioita tai pudotusten aiheuttamia
muodonmuutoksia.
Ei likaa, pölyä tai naarmuja missään osissa.
Paneeli ei ole haljennut tai kolise.
Kytkimet ja painikkeet eivät ole vaurioituneet tai kolise.
Näyttöpaneeli ei ole likainen tai naarmuinen.
Ilmaletkua ei saa taittaa. Jos mansettiin jää ilmaa,
se saattaa aiheuttaa ääreisverenkiertohäiriöitä
estäen verenkierron käsivarressa.
Mansetin kupla on asetettu oikein mansetinkankaan sisään.
Mansetti ei ole rispaantunut. Mansetti ei ole
kietoutunut.
Vaihda mansetti, jos siinä havaitaan vikaa.
Mansetti hävitetään
jos siinä on halkeama tai tarttuvaa materiaalia
mansetin ja mansetin kuplan välisessä liitoksessa.
jos ilmaletku menettää joustavuutensa ja kovettuu.
jos ilmaletkun pinta alkaa kiiltää tai tuntua öljyiseltä.
jos ilmakuplassa on halkeamia.
#1 Mansetit on suositeltavaa vaihtaa kolmen vuodenvälein niiden käyttötaajuudesta riippumatta.
Kantopidikkeessä, vyössä ja mansetissa ei ole
vaurioita.
Ilmapistoke on liitetty oikein ilmaliittimeen.
839.3.2. Pariston asettamisen jälkeinen tarkastus
Kohde
Ulkopinta
Käyttö
Mittaus-mansetti
Verenpainearvon
tarkistus

KuvausEi liekkejä, savua tai voimakasta hajua.
Ei omituista ääntä.
Kytkimet ja painikkeet toimivat ongelmitta.
Mittausarvot ovat lähellä normaaleja arvoja.
Mittauksen aikana ei kuulu omituisia ääniä tai
tapahdu mitään normaalista poikkeavaa.
Jos verenpainearvot ovat virheellisiä, otayhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

849.4. Hävittäminen
Noudata paikallisia lakeja tuotteen hävittämisessä jakierrättämisessä ympäristöä suojelevalla tavalla.

Mansetin hävittäminen

Potilaalla käytettävä mansetti on lääketeollista jätettä.
Hävitä se asianmukaisesti lääketeollisena jätteenä.

Kiinteän akun hävittäminen
Tallentimessa on sisällä vara-akku. Kun tallennin
hävitetään, paristo tulee hävittää asianmukaisella tavalla
paikallisten ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti.

Muut

Nimi

Osa
KoteloPakkaus

Tallennin

Pehmuste

Materiaali
Pahvi
Ilmatyyny, erikoiskotelo

Pussi

Vinyyli

KoteloABS + polykarbonaattihartsi

Sisäosat

Yleiset osat

Runko

Rauta

Kiinteävara-akku

Litiumnappiakku :ParistoAlkaliparisto : 1,5 V, LR6- tai AA-koko
Akku:
AA-kokoNi-MH-akut, 1 900 mAh tai enemmän
85

ML2016H

9.5. Vianmääritys
Katso seuraava tarkistuslista ja virhekoodilista ennen kuin otat
yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Jos nämä toimet eivät
korjaa ongelmaa tai ongelma ilmenee uudelleen, ota yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjään.
OngelmaNäyttö ei toimi
kytkimiäpainettaessa.

Syy

Ratkaisu

Paristoista on loppunut
Asenna uudet paristot.
virta.

OLED voi kadota
Ei OLED-näyttöä
Poista paristot jasähköstaattisten
A-BPM:n aikana.
asenna ne takaisin.
vaikutusten vuoksi.
Vara-akku ei lataudu. Lataa sitä 48 tuntia
Kellon toistuva
nollautuminen.
#1 käyttäen uusia paristoja.
Tarkista mansetti ja
Mansettia ei ole liitetty ilmaletku taitosten ja
Ei paineistusta
kunnolla.
kiertymisen varalta ja
tarkista niiden liitäntä.
Yhteyskaapeli on
Tarkista, että kaapeli on
Ei USB-yhteyttä #2
irrotettu.
liitetty oikein.
Paristolokeroa ei Käytetyt paristot eivät Ota yhteyttä paikalliseensaada aukiole oikean kokoiset.
jälleenmyyjään.
#1 : Käyttäjät (valtuuttamattomat huoltohenkilöt) eivät saa vaihtaa
vara-akkua (litiumakku), joka sijaitsee tallentimen sisällä
olevassa virtapiirissä. Vara-akku ladataan paristoilla (LR6- tai
AA-koko) mittaamista varten.
#2 : Erillinen oheislaite on välttämätön.

Älä pura tai muokkaa tallenninta. Se saattaa vaurioitua.
869.6. Virhekoodit
Mittaamisen virhekoodit
Koodi

Tarkoitus

Syy ja ratkaisu

Ei painetta -virhe

Vapauta mansettiin jäänyt ilma.

Alhainenparistovaraus

Vaihda tilalle uudet paristot.

Paineistusvirhe

Paine ylittää arvon
299 mmHg

Täyttyminen ei saavuta
kohdepainetta.
Tarkista mansetin liitäntä.
Jos mansetin liitännässä ei ole
vikaa, tallentimessa voi olla
toimintahäiriö, joka tulee tarkistaa.
Keho on saattanut liikkua
paineistuksen aikana. Rentoudu japysy paikalla mittauksen aikana. Jos
tämä ei auta, tarkista tallennin.

Pakotettu lopettamaan
Paina START/STOP - tai
START/STOP - tai/ -kytkintä vain tarvittaessa.
/ -kytkimen käyttö.

Verenpaineen
mittaaminen ei
onnistu.

Sykettä ei pystytä havaitsemaankehon liikkeen tai vaatteiden
aiheuttamien äänien takia.
Rentoudu ja yritä olla liikkumatta.
Tarkista mansetin asento.
Jos tämä toimintavirhe jatkuu,
vaikka olet rentona, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tallentimen
tarkistamista ja korjausta varten.

Sisäänrakennetun
Poista paristot ja aseta ne uudelleen
kiihdytysanturin virhe. paikalleen.

87

KoodiTarkoitus

Syy ja ratkaisu
Rentoudu ja pysy paikallasi
mittauksen aikana.

Keho liikkuu liikaa.
Raja-arvojen
ulkopuolella,
30 PUL 200

Jos nämä virheet toistuvat useasti,
kokeile toisenlaista verenpaineen
mittaustapaa.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolinen verenpaine
DIA : Diastolinen verenpaine
PP : Pulssipaine

Raja-arvojen
ulkopuolella,
30 DIA 160
Raja-arvojen
ulkopuolella,
60 SYS 280
Raja-arvojen
ulkopuolella,
10 PP 150

#1

Mittausaika on yli 180 Jos täyttyminen tai tyhjentyminen
sekuntia.
tapahtuu hitaasti, laite tulee tarkistaa.
Ilmanpoisto kestää yli Jos ilmanpoisto tapahtuu hitaasti, laite
90 sekuntia.
tulee tarkistaa.
Sykettä ei havaita.

Sykettä ei havaita kehon liikkeen jne.
takia. Mittaa verenpaine, kun olet
rentoutunut etkä liiku.

Intervalliajan
asetukset ovat
virheelliset.

Jos intervalliaika on asetettu
120 minuutiksi, viimeisen
käynnistysajan ja seuraavan
käynnistysajan väli ei voi ollatasan kaksi tuntia.

Turvapiirissä eipainetta -virhe.

Näkyy mittaamisen
käynnistysaikana.
Vapauta kaikki mansettiin jäänyt
ilma.

88

KoodiTarkoitus

Syy ja ratkaisu

Turvapiiri havaitsee
ylipaineen.

Paineistuksen aikana on saatettu
havaita kehon liikettä. Rentoudu ja
ole liikkumatta mittauksen aikana.
Jos tämä virhe ilmenee vaikka olet
rentona etkä liiku, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tarkistusta varten.

Tallentimen laitteiston virhekoodit
Koodi

Tarkoitus

Muistivirhe

Syy ja ratkaisu

Se voidaan kirjata, jos tallentimeen
kohdistuu voimakas isku, kun seesimerkiksi putoaa.
Jos tämä koodi näytetään
toistuvasti, syy voi olla
sisäänrakennetun muistin
toimintahäiriö. Tarkastuta laite
jälleenmyyjällä.

Huomautus
Virhekoodeja voidaan muuttaa niistä ilmoittamatta.

8910. Lisätarvikkeet (tilattava erikseen)

Mansetit

Nimi

KuvausTilauskoodi

Käsivarren ympärysmitta
Pieni mansetti
TM-CF202A
vasempaan käsivarteen 15–22 cm
5,9"–8,7"
Käsivarren ympärysmitta
Aikuisten mansetti
TM-CF302A
vasempaan käsivarteen 20–31 cm
7,8"–12,2"
Käsivarren ympärysmitta
Iso mansetti
TM-CF402A
vasempaan käsivarteen 28–38 cm
11,0"–15,0"
Erittäin iso

Käsivarren ympärysmitta
TM-CF502A
36–50 cm
14,2"–19,7"

Aikuisten mansetti
oikeaan käsivarteen

Käsivarren ympärysmitta
TM-CF802A
20–31 cm
7,8"–12,2"

Kertakäyttöinen mansetti

10 arkkia TM-CF306A

Pienen mansetin suojus

vasempaan käsivarteen 10 arkkia AX-133024667-S

Aikuisten mansetin suojus

vasempaan käsivarteen 10 arkkia AX-133024500-S

Ison mansetin suojus

vasempaan käsivarteen 10 arkkia AX-133024663-S

Erittäin ison mansetin suojus vasempaan käsivarteen 10 arkkia AX-133024503-S
Aikuisten mansetin suojus

oikeaan käsivarteen

Pienen mansetin liina

vasempaan käsivarteen 2 arkkia

AX-133025101-S

Aikuisten mansetin liina

vasempaan käsivarteen 2 arkkia

AX-133024487-S

Ison mansetin liina

vasempaan käsivarteen 2 arkkia

AX-133025102-S

Erittäin ison mansetin liina

vasempaan käsivarteen 2 arkkia

AX-133025103-S

Aikuisten mansetin liina

oikeaan käsivarteen

AX-133025104-S

Ilmaletkun sovitin-

90

10 arkkia AX-133024353-S

2 arkkia

TM-CT200-110

Tietojen analysointi
Nimi

KuvausUSB-kaapeli

Muut

–

Nimi

Mittaustulostaulukko

Kuvaus10 arkkia

Kantopidike
Vyö
KlipsitTilauskoodi
AX-KOUSB4C

Tilauskoodi
AX-PP181-S–

AX-133025995–
5 kappaletta

AX-00U44189

91

AX-110B-20-S

11. Liite

11.1. Verenpaineen mittaamisen toimintaperiaate
Mittausmenetelmä: Kiedo mansetti käsivarren yläosan ympärille.
Täytä mansetti paineeseen, joka ylittää systolisen verenpaineen.
Poista sitten ilma vaiheittain mansetista. Kun paine mansetissa
havaitaan ilmanpoistovaiheessa, pulssiaalto näkyy sykkeeseen
synkronoituna. Pulssiaalto kasvaa äkkiä lähellä systolista
verenpainetta. Se kasvaa entisestään ilmanpoiston aikana,kunnes se saavuttaa korkeimman amplitudin, jonka jälkeen se
laskee vaiheittain. Muutokset pulssiaallossa kuvataan
seuraavalla sivulla. Oskillometrisessä verenpaineen
mittaamisessa systolinen verenpaine määritellään kohtana, jossa
amplitudi kasvaa äkkiä, kun pulssi havaitaan mansetin paineessa.
Keskimääräinen verenpaine määritellään kohtana, jossa
amplitudi kasvaa korkeimmalle tasolle. Diastolinen verenpaine
määritellään kohtana, jossa amplitudi laskee vaiheittain ja
muuttuu pieneksi. Paineanturi itse asiassa havaitsee pienet
muutokset mansetin paineessa, tallentaa pulssiaallon muistiin
sekä arvioi systolisen ja diastolisen verenpaineen oskillometrisen
mittausalgoritmin perusteella. Algoritmin yksityiskohdat saattavat
erota toisistaan eri verenpainemittareiden välillä. Aikuisten ja
pikkulasten verenpainearvot mitataan oskillometrisellä
menetelmällä ja tuloksia verrataan arvoihin, jotka on mitattu
auskultatorisella menetelmällä. Diastolista verenpainetta
pidetään auskultatorisen mittaustavan vaiheen 4 päätöspisteenä.
Mansetin paineen pulssiaalto riippuu mansetin materiaalin
ominaisuuksista. Täten mittauksen tarkkuutta voidaan ylläpitää
käyttämällä tietynlaista mansettia ja mittausalgoritmia. Ilmaletkun
pituus on enintään 3,5 m pulssiaallon etenemisestä johtuvien
vaimentavien ominaisuuksien vuoksi.
92

mmHg
200
150
100
50
0

Mansetin paine (vasen käsivarsi)

Mansetin paine (vasen käsivarsi)

200
150
100
50
0
Systolinen verenpaine
Keskimääräinen verenpaine
Diastolinen verenpaine

Suora menetelmä (vasen käsivarsi)

Aika
Suora menetelmä (vasen käsivarsi)

Aika

Mikrofonimenetelmä
Oskillometrinen
mittausmenetelmä

Verenpaineen mittaamiseen liittyvät virhetekijät

Pulssikaavio voi olla objektiivinen indikaattori
mittaustarkkuuden luotettavuudesta.
Jos epäsäännöllisen sykkeen tai fyysisen
liikkeen vuoksi syntyy kohinaa, kaavion
amplitudi muuttuu. Jos pulssikaavion viivat
eivät ole tasaisia, mittaa uudelleen tai käytä
toista menetelmää.

Mansetin asettaminen sydämen tasolle

Pulssikaavio

Kiedo mansetti käsivarteen sydämen tasolle. Jos mansetti ei ole
asetettu oikein, tapahtuu mittausvirhe. Esimerkiksi jos mansettion 10 cm sydäntä alempana, verenpaineen mittaustulos on
7 mmHg:ä korkeampi.
93

Oikeankokoinen mansetti

Käytä sopivankokoista mansettia. Jos mansetti on liian pieni tai
suuri, tapahtuu mittausvirhe. Liian pienellä mansetilla saadut
tulokset arvioidaan yleensä korkeaksi verenpaineeksi,riippumatta todellisesta verenpaineesta ja valtimoiden kunnosta.
Liian suurella mansetilla saadut tulokset arvioidaan yleensä
matalaksi verenpaineeksi, erityisesti niillä, jotka kärsivät
vakavasta arterioskleroosista tai joilla on poikkeavat valtimoläpät.
Vääränkokoinen mansetti saattaa myös aiheuttaa
poikkeavuuksia suoran menetelmän ja oskillometrisen
mittausmenetelmän välillä. Mansetissa on tarra, jossa on
käsivarren ympärysmitan raja-arvot. Valitse jokaiselle potilaalle
oikeankokoinen mansetti. Verenpaineen mittauksen tarkkuuden
takaa paineanturin painetarkkuus, ilmanpoisto-ominaisuudet ja
mittausalgoritmi, kunhan käytetään oikeanlaista mansettia ja
ilmaletkua. Tarkista paineanturin tarkkuus ja
ilmanpoisto-ominaisuudet säännöllisesti.

9411.2. EMD-tiedot
Lääketieteellisiin sähkölaitteisiin liittyvät vaatimukset ovat
seuraavat:

EMD-säännösten määrittämä suorituskyky

Tallentimen käyttö vaatii erityisiä EMD:n (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) mukaisia varotoimia. Käytä tallenninta tässä
oppaassa kuvattujen sähkömagneettisia häiriöitä koskevien
varoitusten mukaisesti. Kannettavat ja siirrettävät radiolaitteet(esim. matkapuhelimet) voivat vaikuttaa lääkinnällisten
sähkölaitteiden toimintaan.

Lisätarvikkeiden yhdenmukaisuus EMD-standardien kanssa

Tämän tallentimen lisätarvikkeet ovat standardin
IEC60601-1-2:2014 mukaisia. Muiden kuin hyväksyttyjen
lisätarvikkeiden käyttö voi johtaa lisääntyneeseen häiriösäteilyyn
ja alhaisempaan häiriönsietoon.

Käytä A&D-yhtiön suunnittelemia lisävarusteita.
Sähkömagneettiset emissiot voivat haitata ei-hyväksyttyjen
lisävarusteiden toimintaa ja niiden häiriönsieto voi olla
heikompi.

EMISSIORAJAT
Ilmiö
Säteilevät RF-emissiot

Vaatimustenmukaisuus
CISPR1195

Ryhmä 1、Luokka B

IMMUNITEETTITESTITASOT : Kotelon liitäntä
Ilmiö

Immuniteettitestitasot±8 kV kontakti
Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma
Säteilevät radiotaajuiset
10 V/msähkömagneettiset kentät
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM taajuudella 1 kHz

Katso taulukko ( Testitiedot
Läheisyyskentät langattomista
KOTELON LIITÄNNÄN
RF-viestintälaitteistaHÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia
IEC 61000-4-3
RF-viestintälaitteita vastaan )Verkkojännitteen taajuus
30 A/mmagneettikentät IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITEETTITESTITASOT : POTILASLIITÄNNÄN portti
Ilmiö

Immuniteettitestitasot

Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2±8 kV kontakti±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

IMMUNITEETTITESTITASOT : Signaalin tulo-/lähtöportti
Ilmiö

Immuniteettitestitasot

Sähköstaattinen purkaus
IEC 61000-4-2±8 kV kontakti±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilma

Nopeat sähköiset transientit /purskeet
IEC 61000-4-4
RF-kenttien aiheuttamat
johtuvat häiriöt
IEC 61000-4-8±1 kV
100 kHz toistotaajuus

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V ISM-taajuudella ja
amatööriradiotaajuuksillavälillä 0,15 MHz ja 80 MHz
80 % AM taajuudella 1 kHz
96

450

430 -470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 -787

LTE-kaista 13,17

Immuniteettitestitaso(V/m)

TETRA 400

Etäisyys(m)

Palvelu

380 -390

Enimmäisvirta(W)

Kaista
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Sykkeenmodulointi
217 Hz

0,2

0,3

9

Sykkeenmodulointi
18 Hz

2

0,3

28

Sykkeenmodulointi
217 Hz2

0,328

Sykkeenmodulointi
217 Hz2

0,328

Sykkeenmodulointi
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulaatio

Testitaajuus(MHz)

Testitiedot KOTELON LIITÄNNÄN HÄIRIÖNSIEDOLLE langattomia
RF-viestintälaitteita vastaan

Sykkeenmodulointi
18 Hz
FM±5 kHzpoikkeama
1 kHz sini

GSM 800/900
TETRA 800
870
iDEN 820
800 -960
CDMA 850
930
LTE-kaista 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
1 845 1 700 - 1 990
DECT
LTE-kaista 1,3,4,25
1 970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 b/g/n
2 450 2 400 - 2 570
RFID 2450
LTE-kaista 7
5 240
5 500 5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n
5 785
810

97

MEMO

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123