No.CR-46-06

EH3000series
180mm
チャート

アナログ記録計【打点式】【ペン書式】

EH3000シリーズは、有効記録幅180mmの前面サイズ288mm×288mmのアナログ記録計です。
温度をはじめとして、圧力、流量、レベルなどの測定量を一定間隔で鮮明に記録します。
打点式は最大12点、ペン書式は最大3点のトレンド記録ができます。
高精度、±0.25％（直流電圧入力）

フリー電源

国際規格適合

大きな目盛板とシャープな指針によ100V‒240V AC電圧範囲のフリー電源

り、一目で指示の読み取りができます。

を採用しています。

CE、UKCAマーキング：
EMC指令 EN61326-1
低電圧指令 EN61010-1、EN61010-2-030
RoHS指令 EN IEC63000

シンプルなアナログ表 示のトレンドレコー ダ【打点式】

リニア目盛をご用意

熱電対・測温抵抗体の温度入力は指示値の読み取り性が良いリニア等分割目盛です。

紙送り速さ6速標準装備

紙送り速さは12.5、25、50、75、100、150mm／hがあり、選択切り替えが可能で、速度表示には見易い白色LEDを採用しています。
また、オプションで5速、時分切り替えもご用意しています。

警報設定を標準装備

上限／下限の警報設定が可能で、指示値を示す指針を使用し、簡単に警報値を設定することができます。
また、警報発生時には前面の「ALARM■」が点灯することで確認できます。

簡単設定・操作

操作スイッチと設定キーを分割配置した操作し易い構成です。
すべての操作・設定はここからできます。
・指示・記録の動作・停止
・チャートスピードの切り替え
・警報の設定・表示
etc.

記録紙照明を標準装備

白色LED照明を標準装備し、暗い場所でも記録データの読み取りが容易に行えます。輝度調光（3段階・照明OFF）もできます。

フラットな前面チャート架台

前面チャート繰り出し部がフラットになっており、トレンド結果が見やすく、メモの書き込みも容易です。

ユニット構造、軽量化

保守点検が容易なユニット構造を採用し、軽量化（当社従来比60％）を実現しました。

■形式
【打点式】

【ペン書式】

EH3□□□−□□□

EH3□□□□−□□
入力点数D1：1点D2：2点
D3：3点
D6：6点
12：12点

入力点数
P：1ペン
F：2ペン
G：3ペン
第1ペン入力および目盛板
0：標準
1：標準外※2

入力種類
5：直流電圧・熱電対入力
7：測温抵抗体入力
熱電対バーンアウト付・直流電圧分圧器※１
内蔵入力（オプション）

第2ペン入力および目盛板
N：なし
0：標準
1：標準外※2

入力および目盛板
0：標準
1：標準外※２

第3ペン入力および目盛板
N：なし
0：標準
1：標準外※2

警報出力0：なし
2：2点※3

警報出力
0：なし
2：2、4、6点※3（1ペン式：2点、2ペン式：4点、3ペン式：6点）

チャートスピードおよびバーンアウト
0：標準6速／バーンアウト指定なし
1：標準6速／上限バーンアウト付※4
2：標準6速／下限バーンアウト付※4
A：5速／バーンアウト指定なし※3
B：5速／上限バーンアウト付※4
C：5速／下限バーンアウト付※4

チャートスピードおよびバーンアウト
0：標準6速／バーンアウト指定なし
1：標準6速／上限バーンアウト付※4
2：標準6速／下限バーンアウト付※4
A：5速／バーンアウト指定なし※3
B：5速／上限バーンアウト付※4
C：5速／下限バーンアウト付※4※1：オプション 分圧器内蔵、熱電対・測温抵抗体バーンアウトのオプションは入力種類「7」のみ。
※2：オプション 電流入力、分圧器内蔵含む。
【打点式】3重目盛まで対応（標準外は目盛要指定）。
【ペン書式】熱電対入力を含む場合、必ず第1ペンを熱電対入力に指定。
※3：オプション※4：オプション バーンアウト付は、熱電対入力、測温抵抗体入力に対して全点一括指定。

■入力仕様
入力点数：
入力信号：

■一般仕様
打点式・・
・1、2、3、6、12点定格電圧電源： 100-240VAC、50/60Hz

ペン書式・・・1、2、3点

電源電圧変動： 指示変動0.2％以内（90〜264VAC、基準レンジ換算）

直流電圧

消費電力：

±13.8mV、±27.6mV、±69mV、±200mV、【打 点 式】最大20VA（100VAC）±500mV、±2V、±5V

25VA（240VAC）

分圧器内蔵（オプション）【ペン書式】1ペン 最大20VA（100VAC）±10V、±25V、±50V
熱電対

26VA（240VAC）

K、E、J、T、R（オプション L、B、S、N、U）

2ペン 最大27VA（100VAC）

測温抵抗体 Pt100（オプション JPt100）

35VA（240VAC）※熱電対、測温抵抗体はリニア目盛
直流電流

3ペン 最大34VA（100VAC）

受信抵抗（250Ω）外付けにて対応（オプション）

指示精度定格： 直流電圧入力･･･入力スパンの±0.25％

44VA（240VAC）
絶縁抵抗：

熱電対、測温抵抗体入力･･･入力スパンの±0.5％2次端子と保護導体端子間･･･500VDC、20MΩ以上（入力により例外規定あり）
指示不感帯：

1次端子と2次端子間･･･500VDC、20MΩ以上
耐電圧：

入力スパンの0.2％

基準点補償精度： K、E、J、T

1次端子と保護導体端子間･･･1500VAC、1分間
2次端子と保護導体端子間･･･ 500VAC、1分間±1.0℃以下（23℃±10℃）±2.0℃以下（0〜50℃）
許容信号源抵抗： 直流電圧、熱電対入力･･･1kΩ以下（バーンアウトなし）
測温抵抗体入力･･･1線あたり10Ω以下（3線共通）
入力抵抗：

1次端子と保護導体端子間･･･500VDC、20MΩ以上

1次端子と2次端子間･･･1500VAC、1分間
使用温度範囲： 0〜50℃
使用湿度範囲： 20〜80％rh
照明：

直流電圧、熱電対入力（±5V以下）･･･約8MΩ
直流電圧入力（分圧器内蔵）･･･約1MΩ

白色LEDランプ付
3段階輝度調光、照明OFF可能

ケース：

最大コモンモード電圧： 30VAC

前面扉枠･･･アルミダイカスト
前面扉板･･･ガラス

コモンモード除去比： 120dB以上

後部ケース･･･普通鋼板

ノーマルモード除去比： 50dB以上

塗装：

■記録仕様

取付方法：

パネル埋込

質量：

【打 点 式】約8.0kg

扉枠･･･マンセルN3相当（グレー）後部ケース･･･マンセルN7相当（グレー）

記録紙：

折りたたみ式

記録周期：【打 点 式】6秒／点2ペン式･･･約8.2kg【ペン書式】125ms

3ペン式･･･約8.4kg

有効記録幅180mm（全幅200mm）、全長20m

記録方式：【ペン書式】1ペン式･･･約7.6kg【打 点 式】
インクパッド打点記録
打点色･･･1赤、2黒、3空、4緑、5茶、6紫、7橙、8灰、9青、10鶯、11緋、12スミレ【ペン書式】
カートリッジペン連続記録
記録色･･･1赤、2緑、3青

平衡時間：

入力スパン移動

紙送り速さ：

12.5、25、50、75、100、150mm/h

約2秒

■警報仕様
警報表示：

目盛板に貼付する指標と指針の位置

警報設定：

上限、下限設定（打点式：全チャンネル共通、ペン式：各ペン個別）

警報不感帯：

入力スパンの0.4％

警報発生時LED点灯（全点共通）

AnalogRecorders

EH3000seriesEH3000series■標準目盛・記録紙
入力■オプション
目盛

直流電圧※

最小目盛

K

警報出力：

警報の接点出力が可能

0〜 10mV【打 点 式】全点共通 1a1b接点

0〜 20mV【ペン書式】各ペン個別 1a1b接点

0〜 50mV

最大接点容量･･･250VAC

2A、30VDC

250VAC
最小目盛幅･･･ 直流電圧

1A、30VDC 1A（誘導負荷）
10mV DC幅以上−5〜 5mV

熱電対

記録紙番号

0〜5V

1〜5V

EH010011

標準外入力：

2出力（上限／下限）
2出力（上限／下限）
2A（抵抗負荷）

直流電流

10mA DC幅以上

熱電対

K

200℃幅以上

0〜 200℃

2℃

EH05043

0〜 250℃

2℃

EH05042

E、J、T、L

150℃幅以上

0〜 300℃

2℃

EH05041

R

0〜 400℃

5℃

EH05040B

900℃幅以上

0〜 600℃

5℃

EH05038S

700℃幅以上

0〜 800℃

10℃

EH05037N

240℃幅以上

0〜 1000℃

10℃

EH05036U

160℃幅以上

測温抵抗体

600℃幅以上

Pt100、JPt100

100℃幅以上

0〜 1200℃

10℃

EH05035E

0〜 200℃

2℃

EH05043

標準外目盛板： 標準入力目盛板以外の目盛板

J

0〜 300℃

2℃

EH05041

紙送り速さ：

12.5、25、50、100、200mm/min、h0〜 400℃

5℃

EH05040

打点間隔：3秒／点（打点式のみ）

0〜 150℃

1℃

EH05044電流入力計器： 電圧入力に対応した受信抵抗（250Ω）を付属、最大20mA

0〜 200℃

2℃

EH05043

分圧器内蔵：

0〜 300℃

2℃

EH05041−50〜 150℃

2℃

EH05052

0〜 1200℃

10℃

EH05035

0〜 1400℃

10℃

EH05031

全点一括で上限または下限指定

0〜 1600℃

20℃

EH05034※並列運転不可0〜 100℃

1℃

EH05001

0〜 150℃

1℃

EH05044

2重／3重目盛： 2種類または3種類の目盛で入力を測定

0〜 200℃

2℃

EH05043（打点式のみ） （各目盛は連続したチャンネルのみ）

0〜 250℃

2℃

EH05042

0〜 300℃

TR

測温抵抗体

2℃

EH05041−20〜80℃

1℃

EH05056−50〜50℃

1℃EH05054

5速切り替え直流電圧入力：±10V、±25V、±50V分圧器（1／1000）を内蔵※打点式は入力種類「7」のみ

バーンアウト： 熱電対入力、測温抵抗体入力のセンサ断線判定機能※打点式は入力種類「7」のみ■端子板図 ・打点式（12点仕様）の場合

K、E、J、T、R：IEC584、JIS C1602-1995
Pt100：IEC751、JIS C1604-1997※目盛板は0〜100等分（無単位）の標準となります。
上記以外の目盛板は別途ご指定ください。

■外形寸法●パネルカット
281±1・ペン書式（3ペン仕様）の場合

88.8288

取付金具□277.6281±140288
297.624.5220

単位： mm● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2022年12月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

Cat.No. CR-46-06 Dec.-'22-005 Printed in Japan B202