Ölçüm sırasında hareket nedeniyle
stabil olmayan tansiyon.

Dijital Tansiyon Monitörü
Model UA-651SLPlus
Talimat KılavuzuŞişme sırasında basınç değeri artmadı.

Çeviri

Kolluk düzgün takılmamıştır.

A&D tansiyon monitörü mevcut en gelişmiş monitörlerden biridir ve kolay
kullanım ve doğruluk için tasarlanmıştır. Bu aygıt günlük tansiyon rejiminizi
kolaylaştıracaktır.

Semboller
SYS

mmHg cinsinden sistolik tansiyon

DIA

mmHg cinsinden diyastolik tansiyon

PUL/minkoruma sağlamak için tasarlanmıştır.

İşaretEC yönergesi tıbbi aygıt etiketi

WEEE etiketi
SN

Seri numarası

IP

Uluslararası koruma sembolü

6. Monitörü Kullanma
1.

Pil kapağını çıkarın.

2.

Değiştirme durumunda kullanılmış
pilleri pil bölmesinden çıkarın.

Bu yüzden, bu tür aygıtlarla arada minimum 30 cm bir mesafe korunmalıdır.

3.

Yeni pilleri polaritelerin (+ ve -) doğru
olmasına dikkat ederek gösterildiği gibi
pil bölmesine takın.

4.

Adım 1

Adım 4

Adım 3
Adım 2piller bittiğinde görünmez.

Yeni doğan bebeklerde ve hamile kadınlarda klinik test yapılmamıştır.
Yenidoğan bebeklerde veya hamile kadınlarda kullanmayın.

4.

Yalnızca belirtilen pilleri kullanın. Aygıtla sağlanan piller aygıt performansını test
etmek içindir ve sınırlı ömrü vardır.
Aygıt uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın. Piller sızabilir ve arızaya neden
olabilir.

6.2. Hava Hortumunu Bağlama
Hava bağlantı aparatını
hava soketine sıkıca takın.

Ölçüm sırasında kullanılmadığında AC adaptörünü prizden çekin.

Kullanmadan önce aygıtın çevre ortamına adapte olmasına izin verin (yaklaşık
bir saat).

AC adaptörü fişini DC jakına takın.
Ardından, AC adaptörünü birelektrik prizine takın. TB-233Cmodeli AC adaptörü ayrı satılır.
AC adaptörünü elektrik prizindençıkarırken, AC adaptörü
gövdesinden tutup çekerek prizdençıkarın.
AC adaptörü fişini tansiyon monitöründen
çıkarırken, AC adaptörü fişini tutup
monitörden çıkarın.

KontrendikasyonlarAşağıda aygıtın uygun kullanımı ile ilgili önlemler bulunmaktadır.
Kolluğu, başka bir elektrikli tıbbi ekipmanın takılı olduğu kola takmayın.
Ekipman yanlış çalışabilir.
Kolunda ciddi dolaşım bozukluğu olan hastalar, tıbbi sorunlarla karşılaşmamak
için aygıtı kullanmadan önce bir doktora danışmalıdır.
Ölçüm sonuçları üzerinden kendi kendinize teşhis koymayın ve tedaviyebaşlamayın. İşlemin sonuçlarının değerlendirilmesi ve tedavi için her zaman bir
doktora başvurun.
İyileşmemiş yarası olan bir kola kolluğu takmayın.
İntravenöz damlama veya kan nakli alan kola kolluğu takmayın. Yaralanmaya
veya kazaya neden olabilir.
Aygıtı anestezik gazlar gibi yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.
Patlamaya neden olabilir.
Aygıtı, yüksek basınçlı oksijen odası veya oksijen çadırı gibi fazla konsantreoksijenli ortamlarda kullanmayın. Yangına veya patlamaya neden olabilir.

Plugg for vekselstrømadapter

2.

İşaretArter konum işareti

ve uygun oturtma aralığı, doğru kolluğu takıp

AC adaptörü fişiKol boyutu:

Hava Hortumu

EkranÖnerilen Kolluk BoyutuGeniş yetişkin kolluğu
Geniş aralıklı kolluk
Yarı geniş kollukYetişkin kolluğu
Küçük yetişkin kolluğu

Semboller Fonksiyonu / Anlamı
Arter Konum İşareti

hizalı olarak
ayarlayın.

W

Not: AC adaptörü isteğe bağlı bir aksesuardır (ayrı satılır).

M

Ekran
BELLEK
Sistolik Basınç
Diyastolik Basınç
Nabız Hızı
I.H.B./AFib sembolü
Kalp İşareti
Pil Göstergesi

M/A

5. Semboller

Ekranda görünen sembollerMÖnerilen EylemÖlçüm sürüyor. Mümkün olduğunca
hareketsiz kalın.

I.H.B./AFib sembolü, düzensiz kalp
ritmi algılandığında görünür.
Ürperme veya sendeleme gibi çok
az titreşim algılandığında yanabilir.

Bu aygıt, ölçümlerini kalp ritmine göre yapar. Çok zayıf veya düzensiz bir kalp
ritminiz varsa aygıt, tansiyonunuzu ölçmede zorlanabilir.

Yarı geniş kollukYetişkin kolluğu

6.5. Kolluğu Takma

DOLU PİL

1.

Ölçüm sırasında pil gücü göstergesi.
İşaret yanıp söndüğünde tüm pilleri
yenileriyle değiştirin.
Pilleri çıkarın ve _START_düğmesine basın ve sonra pilleri
yeniden takın. Hata iletisi
gözükmeye devam ediyorsa bayiyebaşvurun.

Bu aygıt, yetişkinlerin kullanması için tasarlanmıştır. Bu aygıtı çocuklar için kullanmadanönce doktorunuza danışın. Çocuklar, bu aygıtı gözetimsiz kullanmamalıdır.
Tansiyonunuzu her gün aynı saatte ölçmeye çalışın.
Otomatik tansiyon monitörünün performansı, aşırı sıcaklık veya nemden ya darakımdan etkilenebilir.

8. Bellek Verilerini Geri Çağırma
Aygıt, belleğinde en fazla altmış tansiyon ve nabız ölçümünü otomatik olarak saklar.
Bellekte saklanan verilere yeniden eskiye sıralanacak şekilde bir veri numarası atanır.
En eski veri “” olarak gösterilir. Ekranın sol üst köşesindeki
sembolü bellektesaklanan önceki verileri görüntülüyor olduğunuzu gösterir.

1. Hiçbir şey görüntülenmediğinde,
depolanan verileri geri çağırmak için_START_ düğmesini basılı tutun.
2. Ortalama veri görüntülenirkendüğmeyi bırakın.

M

3. Veri sayısı ve depolanan veriler
son ölçümden itibaren otomatik

Sınıf II aygıtı
Termal sigorta
SigortaEC yönergesi aygıtı etiketi

olarak görüntülenir.
Lagrede data

Kolluğu üst kol çevresine, dirsek içinin yaklaşık 1 - 2 cm üstünden gösterildiği
gibi sarın. Kıyafetle ölçüm, belirsiz nabza ve dolayısıyla ölçümün hatayla
sonuçlanmasına neden olabileceğinden kolluğu, doğrudan cildin üzerine
yerleştirin.
2. Giysi kolunu yukarı kıvırmadan kaynaklanan üst koldaki daralma doğru okumayı
önleyebilir.
3. İşaretin uygun oturtma aralığı içini gösterdiğini onaylayın.
Not: Ölçüm sırasında, kolluğun çok sıkı hissettirmesi normaldir. (Paniklemeyin).

1. Aygıtı kapatırken, _START_düğmesini “”görüntülenene kadar basılı tutun.
2. Verileri
temizlemek
için“” öğesini seçin.
3.

işareti yanıp söndüğünde
veriler temizlenir.
4. Aygıt otomatik olarak kapanır.

Otomatik olarak kapanır

EAC sertifika aygıtı etiketi
AC adaptörü fişinin polaritesi
Aksesuarlar ayrıca satılır
KollukKatalog Numarası

Kolluk Boyutu

Kol Boyutu

CUF-D-LA-ISOGeniş yetişkin kolluğu

31 cm - 45 cm

CUF-I-ISOGeniş aralıklı kolluk

22 cm - 42 cm

CUF-D-MA-ISO

Yarı geniş kolluk

23 cm - 37 cm

CUF-D-A-ISOYetişkin kolluğu

22 cm - 32 cm

CUF-D-SA-ISO

Küçük yetişkin kolluğu

16 cm - 24 cm

Kol boyutu: Pazı çevresi.

START düğmesini
basılı tutun

AC Adaptörü Katalog Numarası
TB-233C

Düğmeyi bırakın“

Fonksiyonu / Anlamı
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir

Datanummer

8.2. Verileri Temizleme

M/A

Semboller

Veri yok_START_düğmesinib l t tDüğmeyi bırakınişaretNot: Verileri geri çağırırken _START_düğmesine basarsanız aygıt kapanır.

W

UA-651SLPlus
Osilometrik ölçüm
Basınç:0 - 299 mmHg
Sistolik basınç:
60 - 279 mmHg
Diyastolik basınç: 40 - 200 mmHg
Nabız:
40 - 180 atış / dakikaÖlçüm doğruluğu
Basınç:±3 mmHg
Nabız:%±5
Güç beslemesi
4 x 1,5V pil (R6P, LR6 veya AA)İsteğe bağlı AC adaptörü (TB-233C) (Dahil değildir)Ölçüm sayısı
Yaklaşık 700 kez LR6 (alkalin piller)
Yaklaşık 200 kez R6P (manganez piller)
180 mmHg basınç değeri, 23 °C oda sıcaklığı ile.
Sınıflandırma
Dahili güçle çalışan ME ekipmanı (Pillerlesağlanmıştır) / Sınıf II (Adaptörlesağlanmıştır)Sürekli çalışma modu
Klinik test
ISO81060-2：2013’e göre
Klinik doğrulama çalışmasında, K5 diyastolik tansiyonun
tespit edilmesi için 85 gönüllü üzerinde kullanılmıştır.
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
BellekSon 60 ölçüm
Çalışma koşulları+10 ila +40 °C / 15 ila 85 %RH / 800 ila 1.060 hPa
Nakliye / Depolama koşulları -20 ila +60 °C / 10 ila 95 %RH / 700 ila1.060 hPa
Boyutlar
Yaklaşık
96 [G] x 68 [Y] x 130 [D] mm
Ağırlık
Piller hariç yaklaşık 240 gGiriş koruması
Aygıt:
IP20
Takılan bölüm
KollukTür BF
Kullanım ömrüAygıt:
5 yıl (günde altı kez kullanıldığında)Kolluk:2 yıl (günde altı kez kullanıldığında)AC adaptörü: 5 yıl (günde altı kez kullanıldığında)Aksesuar AC adaptörü/TB233C
Adaptör, aygıtı evdeki bir güç kaynağına bağlar. Satın
almak için lütfen yerel A&D bayinize başvurun. AC
adaptörünün periyodik olarak incelenmesi ve değiştirilmesi
gerekir.
AC adaptörü üzerine basılmış semboller.

Ortalama veri

ekran otomatik olarak kapanır.

Küçük yetişkin kolluğu

Bellekte depolanan önceki ölçümler.

Aygıt anormal bir durum algıladığında, ölçmeyi durdurur ve bir hata sembolü
görüntüler. Sembollerin açıklaması için “5 Sembol” bölümüne bakın.

4. Tüm veriler görüntülendikten sonra

Uygun oturtma aralığı

MGeniş aralıklı kolluk

TipÖlçüm yöntemi
Ölçüm aralığı

“7.1 Normal Ölçüm”
bölümüne bakın

Tansiyonunuz yaptığınız işe ve yediğinize bağlı olarak sürekli değişir. İçtiğiniz
şeyler, tansiyonunuzu çok güçlü ve hızlı bir şekilde etkileyebilir.

8.1. Verileri Geri Çağırma

Çok zayıf veya düzensiz bir kalp ritminiz
varsa, aygıt tansiyonunuzu ölçmede
zorlanabilir.
Klinikte veya muayenehanede
heyecandan dolayı yüksek bir okuma
ortaya çıkabilir. Evde ölçüm, tansiyon
okumalarındaki dış etkileri azaltır,
doktorun okumalarını destekler.

16. Teknik Verilerİstenen basınç

Fiziki egzersizden veya banyodan hemen sonra ölçüm yapmayın. Ölçümebaşlamadan önce yirmi veya otuz dakika dinlenin.

işaretini

Katalog numarasıGeniş yetişkin kolluğu için uygun
oturtma aralığı. Geniş yetişkin kolluğu
üzerine basılıdır.
Geniş aralıklı kolluk için uygun oturtma
aralığı. Geniş aralıklı kolluk üzerine
basılıdır.
Yarı geniş kolluk için uygun oturtma
aralığı. Yarı geniş kolluk üzerine
basılıdır.
Yetişkin kolluğu için uygun oturtma
aralığı. Yetişkin kolluğu üzerine basılıdır.
Küçük kolluk için uygun oturtma aralığı.
Küçük kolluk üzerine basılıdır.
Aralık üstü uyarısı, yetişkin kolluğu/yarı Yetişkin kolluğu /yarı geniş kollukgeniş kolluk/geniş aralıklı kolluk üzerine /geniş aralıklı kolluk yerine geniş
basılıdır.
yetişkin kolluğunu kullanın.
Aralık altı uyarısı, yetişkin kolluğu/yarıYetişkin kolluğu / yarı geniş
geniş kolluk/geniş aralıklı kolluk üzerine kolluk / geniş aralıklı kolluk
basılıdır.
yerine küçük kolluk kullanın.
Küçük kolluk yerine yetişkin
Aralık üstü uyarısı, küçük kolluk üzerine
kolluğu/ yarı geniş kolluk
basılıdır.
kullanın.
Aralık altı uyarısı, geniş yetişkin kolluğu Geniş yetişkin kolluğu yerineüzerine basılıdır.
yarı geniş kolluğu kullanın.
Parti numarasıGeniş yetişkin kolluğu

Şişirmeyi durdurmak için_START_

Sonraki veriye

Basınç Çubuğu Göstergesi ve
WHO Sınıflandırma GöstergesiŞişirme devam ediyorheyecanlandıysanız veya üzüldüyseniz bu stres, ölçüme yansıyarak normal
tansiyon okumasından daha yüksek (veya daha düşük) bir sonuç çıkmasınaneden olabilir ve nabız okuma genellikle normalden hızlı olur.
Ölçüm sırasında hareketsiz durun ve sessiz kalın.

İşaretREF

Rahat ve hareketsiz oturun. Avuç içiniz
yukarı bakacak şekilde ve kolluğu
kalbinizle aynı düzeyde tutarak kolunuzu
masa üzerine yerleştirin.

Aygıtı açmayın. Hassas elektrikli bileşenler ve hasar görebilecek karmaşık bir havaünitesi kullanır. Sorun giderme talimatlarını kullanarak sorunu gideremezseniz,bölgenizdeki yetkili bayiye veya müşteri hizmetleri departmanımıza başvurun. A&Dmüşteri hizmetleri, yetkili bayilere teknik bilgi, yedek parça ve üniteler sağlar.
Aygıt uzun servis ömrü için tasarlanmış ve üretilmiştir. Ancak, aygıtın düzgün ve doğru
çalışması için genellikle 2 yılda bir incelenmesi önerilir. Bakım için lütfen bölgenizdeki
yetkili bayiye veya A&D’ye başvurun.

_START_ düğmesini
basılı tutun

Kolluğun ortasını kalbinizle aynı düzeye yerleştirin.
Ölçümden önce beş ila on dakika kadar dinlenin. Duygusal stresleÖnerilen EylemÜst kolun arterinde veya kolun
iç tarafında yüzük parmağıyla

Hava Bağlantı Aparatı
Pil Kapağı

Kolluk konumu doğru
değil.

15. Bakım

Rahat bir konumda oturun. Avuç içiniz yukarı bakacak şekilde ve kolluğu
kalbinizle aynı düzeyde tutarak kolunuzu masa üzerine yerleştirin.

Kolluk üzerine basılmış semboller

Hava SoketiÖlçüm sırasında hareketsiz ve sessiz
kaldığınızdan emin olun.

Pilleri çıkarın. Yerine geri takın ve başka
bir ölçüm yapın.

Bir sandalye üzerine rahat bir şekilde oturun. Kolunuzu masa üzerinde dinlendirin.
Bacak bacak üzerine atmayın. Ayaklarınızı zeminde tutun ve sırtınızı düzleştirin.

Katalog Numarası
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISO

Kolluğu düzgün takın.

Not: Yukarıda açıklanan eylemler sorunu çözmezse bayi ile temasa geçin. Bu ürünü açmaya
veya onarmaya çalışmayın, bunu yapmaya kalkarsanız garantiniz geçersiz olur.

7.3. Doğru Ölçümle İlgili Notlar

Pazı çevresi.

START Düğmesi

Pil Bölmesi

4. İstediğiniz sayıya erişildiğinde, ölçümübaşlatmak için _START_ düğmesinibırakın. Ardından “7.1 Normal Ölçüm”
bölümünde
belirtildiği
gibi
tansiyonunuzu ölçmeye devam edin.

Tüm pilleri yenileriyle değiştirin.

Ölçüm sırasındakolunuzu veya
gövdenizi hareket
ettirmişsinizdir.

Değer, klinikte veya
muayenehanedeölçülenden farklı.

Diğer_START_ düğmesine basın.

düğmesini basılı tutun.

aralığın dışını gösteriyorsa yedek kolluğu satın almak için yerel

DC jakıdüğmesiyle kapatın_START__START_ düğmesine basın

takmadığınızı size belirtir. Bkz. “6.5 Kolluğu Takma”.
İşaret,Aygıt ölçmüyor.
Okumalar çok
yüksek veya çokdüşük.

Kalp seviyesinde

3. Sıfır yanıp sönerken, beklediğiniz sistolik
basınçtan yaklaşık 30 - 40 mmHg yüksek
bir sayı görünene kadar _START_Doğru kolluk boyutunu kullanmak, doğru okuma için önemlidir. Kolluk düzgün
boyutta değilse okuma yanlış tansiyon değeri ölçebilir.
Kol boyutu her kolluğun üzerine basılmıştır.

Kol Boyutu
31 cm - 45 cm
22 cm - 42 cm
23 cm - 37 cm
22 cm - 32 cm
16 cm - 24 cm

Uygun oturtma aralığı

Nabız hızı
Kalan havayı otomatik olarakboşaltır

1. Kolluğu kol üzerine, kalp seviyesinde
yerleştirin (tercihen sol kol).

Likestrømsplugg

bayinize başvurun.
Kolluk, bir sarf malzemesidir. Yıpranırsa yenisini satın alın.

4. Parçaların Tanımı

WHO sınıflandırması

Gücü kapatmak için _START_düğmesine tekrar basın.

Önerilen Eylem
Tüm pilleri yenileriyle değiştirin.
Pilleri, negatif ve pozitif uçları pilbölmesinde gösterilen şekillerleeşleşecek şekilde yeniden takın.

Pil voltajı çok düşüktür.
yanıp söner.
Piller tamamen bittiyseişaret görünmez.
Kolluk düzgün şekilde
takılmamıştır.

Kolluk şişmiyor.

Diyastolik basınç

Yeniden şişme tekrar tekrar meydana
gelirse, aşağıdaki yöntemleri kullanın.
Sistolik basıncınızın 230 mmHg’yiaşmaması
bekleniyorsa,
bu
prosedürü kullanın.

6.4. Doğru Kolluğu Seçme

Kolluk üzerindeki işaret

Olası Neden

7.2. İstenen Sistolik Basınçla Ölçüm

6.3. AC Adaptörünü Bağlama

Kolluğu üst kol çevresine sarmadan şişirmeyin.

Sorun

Piller bitmiştir.
Güç açık olsa bile
ekranda hiçbir şey Pil uçları doğru
görünmüyor.
konumda değildir.

Sistolik basınç

Not: Aygıtı otomatik güç kapatma işleviyle donatılmış
olarak sağlanmaktadır. Aynı kişinin tansiyonunuölçerken ölçümler arasında en az 3 dakika bekleyin.

Luftkobling

Pil kısa devre yaparsa ısınabilir ve yanıklara neden olabilir.

14. Sorun giderme

Luftslange

Luftplugg

Bu kılavuzda belirtilmeyen aksesuarların kullanımı güvenliği tehlikeye sokabilir.

Ölçüm devam ederken görünür.
Nabız algılandığında yanıp söner.

5.

NormalOptimumŞişirmeye başlar

Ölçüm sürüyorÖlçüm tamamlandığında, sistolik veŞiddetli yüksek tansiyon
Orta derecede yüksek tansiyon
Hafif yüksek tansiyon
Yüksek normal: Gösterge geçerli verilere göre
WHO sınıflandırmasına karşılık
gelen bir segmenti görüntüler.

Uygun bir basınç sağlanmazsa
aygıt otomatik olarak yeniden

diyastolik basınç okumaları ve nabız
hızı görüntülenir. Kolluk, kalan havayı
boşaltır ve tamamen söner.

Genel olarak, dört adet yeni R6P pil, her gün iki kez ölçüm için kullanıldığında
yaklaşık üç ay dayanır.

Çocukların aygıtı kendi başlarına kullanmasına izin vermeyin ve aygıtı küçükçocukların erişebileceği yerlerde kullanmayın. Kazalara veya hasara neden
olabilir.

Sıfır gösterilir

Basınç veriliyorşişmeye başlar.

Pil ömrü ortam sıcaklığına göre değişebilir ve düşük sıcaklıklarda kısalabilir.

Mastektomi olduysanız aygıtı kullanmadan önce lütfen doktora danışın.

Fonksiyonu / Anlamı

Not:

13. WHO Sınıflandırma GöstergesiÇubuk göstergesinin her bir segmenti, WHO tansiyon sınıflandırmasına karşılık
gelir.
WHO Sınıflandırma Göstergesi

sönme
(kalp
işareti)ölçümün
sürdüğünü
göstermek için yanıp söner. Nabız
algılandığında, her nabız atışında
işaret yanıp söner.

Pilleri gösterildiği gibi pil bölmesine takın. Yanlış takılırsa aygıt çalışmaz.

Ekrandayanıp söndüğünde ve aygıt pillerin değiştirilmesi gerektiğini
duyurduğunda, tüm pilleri yenileriyle değiştirin. Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
Pil ömrünü azaltabilir veya aygıtın arızalanmasına neden olabilir. Pilleri aygıt
kapatıldıktan iki veya daha çok saniye sonra değiştirin.

Tansiyon, arter duvarlarına kan tarafından uygulanan baskı gücüdür. Sistolik basınçkalp kasıldığında oluşur. Diyastolik basınç kalp genişlediğinde oluşur. Tansiyon,
milimetre cıva cinsinden ölçülür (mmHg). Kişinin doğal tansiyonu, kişi hâlâ dinlenirken
ve yemek yemeden önce sabah ilk iş olarak ölçülen temel basınç olarak sunulur.

Tüm ekran segmentleri

3. Şişme tamamlandığında,otomatik olarak başlar ve

Pil kapağını yerine takın. Yalnızca
R6P, LR6 veya AA pilleri kullanın.

Tansiyon Nedir?

START düğmesine basın

sırasında sağdaki şekildeki gibi birbasınç
çubuğugöstergesi
görüntülenir.
Not: Şişmeyi
istediğini
zaman
durdurmak istediğinizde, _START_düğmesine yeniden basın.

DİKKAT

Tansiyonu çok sık ölçmek kan akışını etkilediğinden zarara neden olabilir. Aygıtı
tekrar tekrar kullanırken aygıtın çalışmasının kan dolaşımını uzun sürebozmadığını kontrol edin.

_START_ düğmesine basın.
Tüm ekran segmentleri görüntülenir.
Kısa bir süreliğine sıfır yanıp sönen birşekilde görüntülenir. Ardından, ölçüm
başladığında
sağdakişekildegösterildiği gibi ekran değişir. Kolluk

Kalp seviyesindeşişmeye başlar. Kolluğun çok sıkı
hissettirmesi
normaldir.
Şişme

6.1. Pilleri Takma / Değiştirme

Ev ağ aygıtları, cep telefonları, kablosuz telefonlar ve baz istasyonları, telsizler
gibi kablosuz iletişim aygıtları bu tansiyon monitörünü etkileyebilir.

Pillere, DC jakına ve hastaya aynı anda dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.

2.

Kuru tutun

Aygıt yeniden kullanılırken, aygıtın temiz olduğunu onaylayın.

12. Tansiyon Hakkında

1. Kolluğu kol üzerine, kalp seviyesinde
yerleştirin (tercihen sol kol). Ölçüm
sırasında sessizce oturun.

DC jakı polaritesiÖlçüm sırasında hava hortumunu bükmeyin. Bu, sürekli kolluk basıncı
nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Ölçüm sürüyorŞişirme tamamŞişirme devam ediyor

7.1. Normal Ölçüm

Talimat kılavuzuna / kitapçığa bakın

Hortum ve kablonun kazayla bebekleri veya küçük çocukları boğmamasına dikkat edin.

Küçük çocukların yanlışlıkla yutması durumunda boğulma tehlikesine neden
olabilen küçük parçalar bulunur.

Hava bırakılıyorve Uygun oturtma aralığı

7. Ölçümler

Üretim tarihi

Kolluğu sıkıca katlamaktan veya hortumu uzun süre sıkı bir şekilde bükülü
tutmaktan kaçının, bu tür davranışlar bileşenlerin ömrünü kısaltabilir.

Dahili aygıt hatası

Basınç veriliyor

Tip BF: Aygıt, kolluk ve boru, elektrik çarpmalarına karşı özelAygıtı ve kolluğu kuru, yumuşak bir bezle veya su ve yumuşak deterjanla
nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Aygıtı veya kolluğu temizlemek için
kesinlikle alkol, benzen, tiner veya başka sert kimyasallar kullanmayın.

Tansiyonu ölçmek için kol, arterden kan akışını geçici olarak durduracak şekilde
kolluk tarafından yeterince sıkılmalıdır. Bu kolda acıya, uyuşmaya veya geçici
kırmızı izlere neden olabilir. Bu durum özellikle ölçüm art arda tekrarlandığında
görünür. Acı, uyuşma veya kırmızı izler zamanla kaybolur.

Gösterge ölçüm sırasında basıncın ilerleyişini izler.

Doğru akım

Üretici

Aygıtı değiştirmeyin. Kazalara veya aygıtın hasar görmesine neden olabilir.

11. Basınç Çubuğu Göstergesi

Hava hortumu

AB temsilcisi

olarakArter konum işaretiKumaş kopçayı sabitleyin

Pil takma kılavuzu

Bu aygıt yapılırken hassas bileşenler kullanılmıştır. Aşırı sıcaklık, nem,doğrudan güneş ışığı, darbe veya tozdan kaçınılmalıdır.

Yanıp söndüğünde pil gücü
azalmıştır.

Kalp, oluşan elektrik sinyalleri nedeniyle kasılır ve tüm gövdeye kan gönderir.
Atriyumdaki elektrik sinyali karışırsa ve nabız aralıklarında bozukluğa neden olursa
atriyal fibrilasyon (AFib) oluşur. AFib, kanın kalpte birikmesine neden olarak felç vekalp krizini tetikleyen kan pıhtılarına yol açar.

Dakikadaki nabız

3. Önlemler

Kullanılmış ekipman, parçalar ve piller normal ev atıklarıdeğerlendirilmez ve uygun yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.

10. AFib nedir?

Fonksiyonu / Anlamı

Bu aygıt, tanılanacak kişinin tansiyonunu ve nabız hızını ölçmek için tasarlanmıştır.

DÜŞÜK PİLKolluğu doğru takın ve başka birölçüm yapın.

Aygıtı bekleme durumuna alma ve aygıtı açma.

Bu aygıt, Tıbbi Ürünler için Avrupa Direktifi 93/42 EEC’ye uygundur. Bu,
uyumluluk işareti ile belirtilmiştir. (0123: Kapsanan yetkili kuruluşlara
referans numarası)
Aygıt, yenidoğanlarda veya bebeklerde değil, yetişkinlerde kullanım içintasarlanmıştır.
Kullanım ortamı. Aygıtı, evde sağlık bakımı yapılan bir ortamda kendi başınıza
kullanabilirsiniz.

Aygıt televizyonlara, mikrodalga fırınlara, cep telefonlarına, X-ışını veya güçlü
elektrik alanına sahip diğer aygıtlara yakın kullanılırsa ölçümler bozulabilir.

Monitör, ölçümler sırasında düzensiz ritm algıladığında I.H.B./AFib göstergesi,ölçüm değerleriyle birlikte ekranda görüntülenir.
I.H.B./AFib sembolünü sık sık görüyorsanız doktorunuza başvurmanızı
Not: Buöneririz.

1 - 2 cm

Aygıt kasası üzerine basılı semboller

2. Başlangıç Açıklamaları

KollukKollukNABIZ GÖRÜNTÜLEME HATASI
Nabız düzgün algılanmamıştır.

Aygıtı ilk kez kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okumanızı öneririz.

Aygıt ve kolluk suya dayanıklı değildir. Yağmur, ter ve suyun aygıtı ve hortumu
kirletmesine izin vermeyin.

9. I.H.B./AFib nedir?

Giysinizin kolunu çok sıkı kıvırmayın

Sistolik ve diyastolik değerler her birinin
10 mmHg’si içindedir.

1. Değerli Müşterilerimiz

SembollerBaşka bir ölçüm alın. Ölçüm
sırasında hareketsiz kalın.

Verileri temizlemek için” öğesini seçin.

Fiş (Priz türü)
Tür C

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

5 saniyeişareti yanıp
söner.
Otomatik olarak kapanır

IP sınıflandırması, IEC 60529’a uygun kapaklar tarafından sağlanan koruma derecesidir.
Aygıt, parmak gibi 12 mm ve üstü çaptaki katı yabancı nesnelere karşı korunur. Bu aygıt,suya karşı dayanıklı değildir.
A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
Telephone: [31] (70) 345-8570
Fax: [31] (70) 346-7299
A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D Australasia Pty Ltd.
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED（509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon-122 016, Haryana, India）: 91-124-4715555: 91-124-4715599