No.CS-36-05

ネットワークロガー
SeriesUSBモデル（シリアル通信）&イーサネットモデル

データ集録の最先端へ！
高速性、同時性、発展性を追求

ISO 14001認証 ISO 9001認証
JQA-EM2414
JQA-0656

試験・研究・検査からフィールドまでさまざまなデータ集録ニーズにお応えします。
■60チャンネルのデータを0.05秒でメモリーカードへ記録
イーサネットモデルは、メモリーカードを実装することにより、12チャンネル単位の入力ユニットを5台まで接続し、最大60チャンネルのデータを最速0.05秒で取込み、記録することができる。
（記録時間の制限あり）■60チャンネルの警報演算を0.05秒ごとに実行
各チャンネルに対し4レベルの警報演算を0.05秒以内で処理。

■シリアル通信（RS-422A／RS-485）を利用して最大1860チャンネルの多点計測
USBモデルは、シリアル通信RS-422A、RS-485を持ち、最大31式（60チャンネル／式）まで接続でき、1860チャンネルまで拡張可能。
ラインコンバータ
RS-232C

RS-422AまたはRS-485

パソコン
60チャンネル入力

60チャンネル入力

60チャンネル入力■LANでイーサネットモデルが使用可
台数、距離が自由なので遠隔多点データ計測、監視用途に最適

パソコン

10BASE-T／100BASE-TX

60チャンネル入力

60チャンネル入力■メンテナンス性を向上
12チャンネル単位の入力ユニットは、現場での増設が容易。
また、端子台は着脱可能で配線やメンテナンスが容易にできる。

60チャンネル入力

60チャンネル入力■便利なDINレール取付■省スペース
149mm

451.5mm

最大144mmコネクタ（両サイド）■アプリケーションソフトを用意（別売）
弊社のアプリケーションソフト（CISAS、トルウィン、KIDS、PASS）に対応。

形●入力ユニットK E3 3 1 L−0 0 0●通信ユニットK E3 2 0 0−□ 0 0■フルマルチレンジ
熱電対14種、測温抵抗体2種、直流電圧8種、デジタル入力1種のフルマルチレンジ入力。
1式●電源ユニットK E3 1 0 □−0 0 0

入力種類
1：アナログ入力
通信種類
E：イーサネット
U：USB（シリアル通信）
表示器
0：なし
1：あり

■仕様

●入力仕様

●一般仕様
定 格 電 源 電 圧 ：100−240VAC 50/60Hz
消 費 電 力 ：最大60VA（60チャンネルの場合）
基 準 動 作 条 件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃ 45〜65%RH
電源電圧
100VAC±1%
電源周波数50/60Hz±0.5%
姿勢
前後0°
ウォームアップ時間 1時間以上
0〜50℃ 20〜80%RH
正 常 動 作 条 件 ：周囲温湿度範囲
電源電圧90〜264VAC
電源周波数50/60Hz±2%
姿勢前後左右0°
停 電 対 策 ：EEPROMにより設定内容・校正データを保持
取 付 方 法 ：35mm幅DINレール取付け（鉛直方向取付け）
質
量 ：電源ユニット 約600g
通信ユニット 約300g
入力ユニット 約700g■測定レンジ・精度定格
入力種類

T
R

0〜1760℃

S

0〜1760℃

B

0〜1820℃

対N

0〜 600℃
0〜1000℃
0〜1300℃

直流電圧

K●Web仕様（イーサネット通信ユニット）

EJ

熱基 本 設 定：IPアドレス、ゲートウエイ、通信速度などの設定
簡 易 表 示：ユニット内の瞬時データ表示、更新周期1秒
入力パラメータ設定：ユニット内の各入力チャンネルの入力種類、レンジ、スケール、イベントなどの設定・確認
入力パラメータファイル設定：ユニット内の全入力パラメータなどのファイル
保存・読出し時 刻 設 定：内蔵カレンダの設定
集 録 設 定：集録方法および集録チャンネルなどの設定
MODBUS設定：ポート番号、タイムアウトなどの設定
パスワード設定：アクセスユーザ名、パスワード設定（1ユーザのみ）●記録仕様（イーサネット通信ユニット）●表示仕様（表示器付の場合）

緑色4桁
表 示 素 子：7セグメントLED… チャンネル部
データ部
赤色4桁
粒LED…………… ステータス表示用 緑色5個
表 示 内 容：チャンネル2桁＋データ4桁
警報発生時データ部にデータと交互に発生レベル表示
ステータス表示として、データ表示モード、警報発生中、エンジニアリング通信中を表示
表 示 モ ー ド：1チャンネル連続表示モードとチャンネル更新をキー操作で切換
更 新 周 期：データ更新 0.5秒、チャンネル更新 4秒●警報仕様

設定数：各チャンネル最大4設定
イベ ント 種 類：上限、下限、待機あり／なし選択
イベ ント 出 力：USB通信ユニットに1チャンネル、a接点、発生時ON、未発生時OFF
出 力 内 容：システムエラー出力と警報OR出力を設定で選択可能
システムエラー内容…入力異常、CPU WDT
出 力 接 点 容 量：250VAC 3A、30VDC 3A（抵抗負荷）＊イーサネット通信ユニットは警報演算のみで出力機能はありません。

W-WRe260〜2315℃

WRe5−WRe26

0〜2315℃

精度定格±0.1%±1digit±0.1%±1digit±0.15%±1digit±0.2% ±1digit
0〜1888℃
0〜 500℃
PlatinelⅡ0〜 950℃
0〜1395℃±0.15%±1digit−200〜 350℃
U−200〜 600℃
−200〜 350℃
L
±0.1%±1digit−200〜 700℃
−200〜 900℃
Pt100±0.15%±1digit− 50〜 50℃
−100〜 130℃
−200〜 250℃
±0.1%±1digit−200〜 550℃
±0.15%±1digit
JPt100− 50〜 50℃
−100〜 130℃
−200〜 250℃
±0.1%±1digit−200〜 550℃
Pt100：IEC751（1995）、JIS C1604−1997 JPt100：JIS C1604−1981、JIS C1606−1986
PtRh40−PtRh20

測温抵抗体

内 部 メモ リ ー：RAMディスク（容量 約426Kバイト）
外 部 メモ リ ー：ATAメモリーカード実装（容量はメモリーカードの容量による）推奨 アペイサーテクノロジー株式会社殿製TDK株式会社殿製記 録 方 法：トリガ要因による記録
トリガ要因…時刻、イベント、上位通信、ラインより1種選択記 憶 ディレ イ：0〜100%設定可記 録 周 期：50ミリ秒〜
記録チャンネル数：入力60チャンネル＋イベント20チャンネル（（4レベル／入力ユニット）×5入力ユニット）
記録ファイル数：最大255ファイル同時書込みファイル数：1ファイルのみフ ァ イル 形 式：バイナリ形式

測定レンジ−10.0 〜10.0mV−20.0 〜20.0mV−40.0 〜40.0mV−80.0 〜80.0mV−1.25〜 1.25V−2.5 〜 2.5V
−5 〜 5V−10〜10V−200〜 500℃
−200〜 900℃
−200〜1370℃−200〜 250℃
−200〜 500℃
−200〜 900℃
−200〜 350℃
−200〜 700℃
−200〜1200℃−200〜 400℃

電測定チャンネル数：60チャンネル/1式、12チャンネル単位のユニット構造で12チャンネルから60チャンネル増設
入 力 種 類：フルマルチレンジ
直流電圧 ±10mV、±20mV、±40mV、±80mV±1.25V、±2.5V、±5V、±10V
直流電流 受信抵抗を外付することにより対応（別売）
熱電対
B、S、R、N、K、E、J、T
WRe5-WRe26、W-WRe26、PlatinelⅡ、PtRh40-PtRh20、U、L
測温抵抗体（測定電流400μA） Pt100、JPt100
接点入力（リレー、オープンコレクタ受け）
精 度 定 格：測定レンジ・精度定格の表参照
温 度 ド リ フト：±0.01%FS/℃（測温抵抗体入力以外は基準レンジ換算）
測 定 周 期：約50ミリ秒/チャンネル（約50ミリ秒/60チャンネル）基準点補償精度：K、E、J、T、N、PlatinelⅡ …………………±0.5℃以下
S、R、WRe5-WRe26、W-WRe26、U、L ……±1℃以下
ただしB、PtRh40-PtRh20は除く（基準点補償が内部の場合は、上記誤差を精度に加算）
バ ー ン ア ウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において、入力信号の断線を判定。入力ごとに、判定あり／なしの選択可能
入 力 抵 抗：直流電圧、熱電対入力 1MΩ以上
許容信号源抵抗：熱電対入力（バーンアウトなし）・
直流電圧入力（測定レンジ±80mV以下） 1kΩ以下
熱電対入力（バーンアウトあり）・
直流電圧入力（測定レンジ±1.25V以上） 100Ω以下
1線当り 10Ω以下
測温抵抗体
デジタルフィルタ：なし、弱、中、強の選択、チャンネル単位で設定
最大入力印加電圧：±20V DC、±6V DC（測温抵抗体入力）●精度定格の例外
入力種類

測定レンジ

精度定格

0℃

±0.2%±1digit

R、S

0〜 400℃±0.2%±1digitB

0〜 400℃

規定外

K、E、J、T、L

N、U
W-WRe26
PtRh40-PtRh20−200〜

400〜 800℃±0.15%±1digit

0℃±0.3%±1digit−200〜

0〜 100℃±4%±1digit

100〜 300℃±0.5%±1digit

0〜 300℃±1.5%±1digit

300〜 800℃±0.8%±1digit

注）基準動作条件における基準レンジ換算精度。熱電対入力（基準点補償内部）
は、基準点補償精度は含まない。
K、
E、
J、T、
R、S、
B、
N：IEC584、
JIS C1602-1995
W-WRe26、
WRe5-WRe26、PtRh40-PtRh20、
PlatineⅡ：ASTM
U、
L：DIN43710※EMC指令要求のテスト環境下で最大2mVまたは±10%に相当する指示が変動する場合があります。

2

■ 用途例●燃料電池評価のデータ計測●クリーンルーム内のデータ計測・監視

素子周辺温度シリアル通信セル電圧、電流パソコン
ガス流量、圧力清浄度、温湿度、風量、外気温度、電圧、電流、電力

シリアル通信

パソコン●水質遠隔監視●給湯設備データ監視
インターネット

パソコン

ルータ

10F

パソコン

外気温度、給湯温度、電力など

ルータ
5F

イーサネット

水質（PH、電導率、水温、圧力、残留塩素など）
2F

貯水池A

貯水池B

US B（シリアル通信）モデル

通信仕様主通信シリアル通信

エンジニア
リング通信

イーサネットモデル

USB 1.1
フルスピード12Mbps
バルク転送、コントロール転送

イーサネット10BASE-T／100BASE-TX
TCP／IP、HTTP、FTP、UDP
専用アプリケーション（別売）によるデータ表示、パラメータ設定

仕様

機

能専用アプリケーション（別売）によるデータ表示、パラメータ設定

仕様

シリアル通信（RS-422A、RS-485）
通信プロトコル：MODBUS、ASCII/RTU
通信条件：9600bps/19200bps、7E1/8N2

機

能専用アプリケーション（別売）によるデータ表示、パラメータ設定

仕様

TTLレベル RS-232C MODBUS−RTU、9600bps、8N1

機

能専用アプリケーション（PASS：別売）によるパラメータ設定■ 外形寸法
入力ユニット通信ユニット 電源ユニット●側面図
入力ユニットイーサネット通信ユニット

USB通信ユニット

144

127

129

149

電源ユニット

64.5

451.5

64.5

64.5

136.1

単位：mm※本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。

本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

東京支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 横浜 ☎045（440）3171
立川 ☎042（521）3081 厚木 ☎046（295）9100
千葉 ☎043（224）8371

URL : http://www.chino.co. jp/

北部支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81（大宮アネックスビル）☎048（643）4641（代） FAX048（643）3687
4641 新潟 ☎ 025（243）2191
大宮 ☎ 048（643）札幌 ☎ 011（757）9141 前
橋 ☎ 027（221）6611
仙台 ☎ 022（227）0581 水戸 ☎ 029（224）9151
大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101（大同生命江坂ビル）☎06（6385）7031（代） FAX06（6386）7202
大阪 ☎ 06（6385）7031 広島 ☎ 082（261）4231
大津 ☎ 077（526）2781 福
岡 ☎ 092（481）1951
岡山 ☎ 086（223）2651 北 九 州 ☎ 093（531）2081
高松 ☎ 087（822）5531

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル）☎ 052（581）7595（代） FAX052（561）2683名 古 屋 ☎ 052（581）7595 富 山 ☎ 076（441）2096
静岡 ☎ 054（255）6136

（販売店）

G 90
Cat.No.CS-36-05 Mar. '14- 02 Printed in Japan ◯