24CH カードロガー
GTR-24H
操作説明書－現地操作編

2013 年 10 月
ジオテクサービス株式会社〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野4丁目7-22
TEL 025-282-3246 FAX 025-284-00144
URL http://www.geots.co.jp

1１．データロガーの仕様
データロガーの仕様を以下に示す。

表-1 データロガー（24CH 型）の仕様
項目

仕型式

GTR-24H

種別

電圧入力型

入力電圧範囲入力チャンネル数
自動計測間隔多チャンネル様

自動計測データロガー＋10.000V を-10000～10000 に変換（１ｍV 分解能）
24ch（4CH 単位で端子台の取り外し可能）
1,2,3,10,15,20,30、60 分～1,2,3,4、6,8,12,24 時間で設定可能
内部メモリに 20,000 個保存（10 分計測で約 4.6 ヶ月）

データ記録個数
上限を越えると古い順に上書きされます
データ形式
センサ用電源出力

CSV 形式テキストファイル（連番,日付,時刻,計測電圧値 1~24CH,ﾊﾞｯﾃﾘ電圧）
DC12V±0.1V、4CH ごとの合計で 0.1A 以内(0.15A 以上で出力停止)

外部電源出力DC OUT :計測時

最大 0.5A（電源入力と同じ非安定化電源出力）

電源出力時間計測時の自動出力時間を 0～60 秒間の間で設定可能。
SD カード SDHC カードに CSV 形式でデータをコピー

外部記憶媒体(注：SDHC カードで稀に使用できない製品もあります)

通信ポート

RS-232C または RS-485 を選択使用、通信形式 B8,PN,S1

通信速度

9600,19200,38400,57600,115200bps から選択

操作・設定

POWER、RUN-STOP-CARD/TEST、MENU-NEXT,回転つまみ表示器

液晶表示器

16 文字×2 行（バックライト無し）

電源入力

DC9～15V（市販の 12V ﾊﾞｯﾃﾘに対応。小型 7.2Ah ｸﾗｽで 4～6 ヶ月計測）

消費電流

待機時約 1.5ｍA、計測中：センサ無負荷時約 40ｍA、最大負荷時約 800ｍA

動作温度範囲-10～＋50℃（結露なきこと）

寸法・重量

W240×D155×H34、1250ｇ（固定具を含まず）

2

2. データロガーの主な操作方法
デー

タロ ガー GTR-24H の作

は、「操作スイッチ」と「設定ダイヤル」を使用す

操る。

カード挿入

操作スイッ
設定ダイヤ

【１．センサ計測値の確認方法】①中央の[RUN-STOP-CARD/TEST]スイッチを1 回軽く[TEST]側に倒す。

[注意点]
注意点]
1)SD カードが挿入されているとデータコピーが始まります。
2)毎整時の自動計測時刻に操作を行わない。
その時刻のデータが欠測する。

②最初にメモリの使用量（0～100%）が表示され次に、左に示すように 1CH の電圧値が表示されます。
←左の例では

1CH ＝1444ｍV↓③[ダイヤル]を回すと１～24CH の計測値が表示される。
但し Vbat はバッテリ電圧（0.01V 単位）を表します。
←左の例では、25CH ＝バッテリ電圧 11.80V④テストが終わったら、中央の操作スイッチを必ず「「RUN＝自動計測」
RUN＝自動計測」側に倒します。
＝自動計測」[STOP]のままだと、自動計測が行われません。

3注）テストは 5 分で自動的に終わり[STOP]状態に戻ります。

【２．SD カードによるデータの回収方法】①SD カードまたは SDHC カードを挿入する。
（ラベルの有る面が上向き）※稀に、使用できない SDHC カードがあります。

②中央の[RUN-STOP-CARD/TEST]スイッチを
1 回軽く[CARD]側に倒す。

※一部の SDHC カードにおいて、最初の使用の際、ロガーがカードを認識するまでに、30 秒から1 分程度の長い時間を要する場合があります。

注意）毎整時の自動計測時刻には操作を行わない。
その時刻のデータが欠測する。

③SD カードにデータのコピーが始まり10 秒から 1 分で完了する。
画面に「Write OK!」と出れば終了。

④カードを抜いた後、必ずスイッチを「RUN＝自動計測」
RUN＝自動計測」側に倒します。
＝自動計測」[STOP]のままだと、自動計測が行われません。

現在の日時⑤自動計測中なら、画面に次回の計測時刻が[NEXT＞15：30]のように表示される。

4

バッテリ電圧

次回の計測時刻⑥SD カードに、以下の名前で、データがコピーされています。
“24H01001-101217-12:5959.csv”
機種名 24H－

機械シリアル番号

－

日付

－

時刻．

拡張子 csv⑥エクセル等が入ったパソコンでファイル名をクリックすると、データが表示されます。
データは以下の順番に記録されています。
[連番、日付、時刻、1CH 測定電圧（ｍV）,２CH 測定電圧,,,,,24CH 測定電圧,ﾊﾞｯﾃﾘ電圧(0.01V 単位)]＜ファイル内容例：メモ帖やワードパッドで開いた場合＞
00012,2011/03/14,06:00:00,678,1474,869,0,1717,1362,0,0,2221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1279
00013,2011/03/14,07:00:00,678,1474,869,0,1717,1362,0,0,2221,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1290
00014,2011/03/14,08:00:00,678,1474,869,0,1717,1362,0,0,2222,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1303＜ファイル内容例：エクセルで開いた場合のイメージ＞; No. 日付時刻123
12 2011/3/14 6:00:00 678 1474 869
13 2011/3/14 7:00:00 678 1474 869
14 2011/3/14 8:00:00 678 1474 869

4560 1717 1362
0 1717 1362
0 1717 1362

7000890 2221
0 2221
0 2222

10000

24 250 1279
0 12900 1303※実際のデータファイルには、上段の日本語のコメントはありません。

⑦計測電圧値を物理量に変換する場合は以下の計算を行います。

※

物理値 Y=（電圧 XｍV －
ここでA）

×

B ＋C

A：初期値等（ゼロ点の出力電圧）
B：校正係数
C：補正値（任意）

以下に、センサの変換係数の例を示します。
表-2 センサの規定出力範囲と変換係数の例

5

計測対象
センサ名
測定範囲
出力電圧範囲 最小（ｍV)
最大
物理値Ｙを
A
求めるためのB

伸縮計
JX-P4200～256mm
640
2560
8000.1

変換係数例

C

インバー線盛替え値（当初0）

同左

単位mmmm

12

計測CH例

傾斜計
その他
GIC-45S
0～100mm -15～30°01100
5000
5600
1000
2600
0.020.01

水位計
気温GL-表示 標高表示
温度
0～20m
0～20m -30～70℃
0005000
5000
5000
000-0.004-0.0040.0230ｍ（センサ設置深度）

250.00ｍ（管頭標高）

-30°

GL-ｍ

EL m℃

34560°で2600
ｍV出力

備考

【３．時計の設定方法】
メニュースイッチ[MENU]とロータリースイッチで設定値を変更します。

①右端のメニュー操作スイッチを上側[MENU 側] に押すと設定メニューが表示される。

②最初はメニュー番号１が表示される。
-----------------[MENU]
1: Clear Mem------------------③ダイヤルを回し、メニュー項目を[7：Set Time]時刻設定に合せる操作スイッチ

メニュー項目

ダイヤル【設定メニュー項目の一覧】
1: Clear Mem

データ記録用メモリのクリア

2: Interval

定時計測のインターバルを設定

6

3: Sensor Time

定時計測時にセンサー電源を供給後計測までの待ち時間設定

4: Input Typeセンサー入力の形式（３線、４線）を設定

5: Disp Mem

データ記録メモリー内容の表示

6: Set Date

内部時計の年月日を設定

7: Set Time

内部時計の時刻を設定

8: Remote Mode

定時計測の許可／禁止を外部から制御するリモートモードの設定・解除

9: Com CH,Adr

通信方式（RS-232C，485）の選択と RS-485 アドレスの設定

10: Com BR

通信ボーレートの設定

11: Com WakeUp

通信の受信 RXD 信号で起動する通信起動モードの使用と起動時間設定（スイッチを上[MENU]側に押すとメニュー項目選択に戻る）④操作スイッチを下[NEXT]側に倒すと、現在の時刻が表示され変更項目（時、分、秒）の上にvv マークが表示される。

操作スイッチ

⑤ダイヤルを回し時刻を希望の値に設定後、操作スイッチを下[NEXT]側に長押しする。
変更しない場合は、操作スイッチを下[NEXT]側に押すと、設定箇所が、分、秒と先に進む。

⑥途中で、前に戻る場合は操作スイッチを上[MENU]側に押す。

＜参考＞設定値を書き込むには操作スイッチを下[NEXT]側に長押しするが、ローターリースイッチの頭を押しても、同じように設定が書き込まれる。

＜注意＞通常、時計のズレは月 1~2 分以内である。
もし、日付まで修正が必要な場合は、メニュー項目「6: Set Date」で、年月日の設定を行う。

7