*2017年11月改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂）
2006年 1月作成（第1版）
製造販売届出番号

20B2X00014000005

器１７ 血液検査用器具
一般医療機器 検体前処理装置 JMDNｺｰﾄﾞ38757000
特定保守管理医療機器

ティシュー・テック

ＴＥＣ プラス ディスペンシング・コンソール

ＥＭＣ適合とで作製する。
本装置には、包埋ブロック中の組織片の位置決めを容易に行うための冷却部や、包埋ブロックを形成するための溶融パラフィンを保持・分注するための機能，等が備えられている。

【形状・構造及び原理等】［各部の名称］
ディスペンシング・コンソール[仕様等]
型式：TEC-P-DC-J0
本体寸法：483(W)×560(D)×377(H) mm
本体質量：約23Kg
温度制御：50～75℃（パラフィン槽、加温槽、ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ））
15℃以下（ｺｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｯﾄ※１）※１
室温25℃、相対湿度40％、無負荷時
電気的定格
電圧：AC100V ±10％
周 波 数：50/60Hz消費電力：800VA

クライオ・コンソールフィンガープレート＊１[設置環境]
・温度・湿度・大気圧

パラフィン槽ディスペンサー10～40℃
30～85％RH（結露なきこと）
70～106kPa*【使用目的又は効果】
包埋皿加温槽パラフィン流量調整ダイヤル

操作パネル
電源スイッチコールドスポット

病理学・解剖学や臨床病理学で行われる組織学的研究及び検査における組織標本作製の一連の過程のうち、パラフィン浸透を終了した組織の包埋に使用する検体前処理装置（パラフィン包埋ブロック作製装置）であり、パラフィン包埋を行う。

ピンセットホルダー【使用方法】
ホットプレート［必要とする設備］
電源容量 ：12A
接地端子 ：Ｄ種以上

検体加温槽＊１ フィンガープレート上部のカバー内に作業面照明灯があります。
廃棄パラフィントレイ
ディスペンシング・コンソール 正面側＊本装置は、通常「販売名、ティシュー・テック ＴＥＣ プ
ラス クライオ・コンソール、製造販売届出番号、20B2X00014000006」に接続して一対で使用する。
［使用方法］
以下の手順は使用方法の一例です。詳細は取扱操作説明書の第３章～第５章をご参照ください。

TEC 用フットスイッチ
接続コネクター①～⑦は、本装置（ディスペンシング・コンソール）での作業になります。

サーキットプロテクター①②③

電源コンセント④
ディスペンシング・コンソール 裏面側⑤［作動・動作原理］⑥

本装置は、パラフィン包埋ブロックを作製するための補助機器である。
パラフィン包埋ブロックは、検体組織を医療用ミクロトームで薄切するために作られるもので、包埋皿（ブロックを作製するための型）に、組織片と溶けたパラフィンを入れ、冷却固化するこ⑦

電源スイッチを入れ、各部の温度などを設定する。
パラフィン槽及び検体加温槽に必要量のパラフィンをセットし溶融する。
溶融パラフィンの入った検体加温槽にパラフィン浸透を終えた組織片をバスケットごと移す。
組織片の入ったカセットを取り出し、ホットプレートにのせる。
組織片の大きさにあう、予め加温しておいた包埋皿を取り出し、少量のパラフィンを分注する。
カセットの中の組織片を包埋皿に入れ、ｺｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｯﾄ上で位置を固定する。
カセットを包埋皿にかぶせ、さらに溶融パラフィンをカセットの上から分注する。

以降はクライオ・コンソールでの作業になります。
⑧

包埋皿をクライオ・コンソールの冷却板にのせ、パラフ取扱操作説明書を必ずご参照ください。

1／2
TEC-P-DC-02

⑨

ィンを固化させる。
パラフィンが固化した後、パラフィン包埋ブロックを包埋皿から外す。

【使用上の注意】
詳細は取扱操作説明書の第１章および第２章をご参照ください。
・装置内にパラフィン以外の引火性・爆発性物質を入れて使用しない。
・溶けているパラフィンが入った状態では装置を移動させない。
・ パラフィンは高温になるため、やけどに注意する。
・ 電源プラグは接地端子付コンセントに接続する、または接地アダプターなどで必ず接地を行なうこと。
・ お手入れの際は電源を切る。
・ 動作異常時は電源を切る。
・ 装置の定期点検を６ヶ月ごとに行う。
・ 装置を清掃する際は、有機溶剤を使用しない。
・ パラフィン流量調整ダイヤルは、パラフィンが溶けているとき以外は回さない。
・ 装置上には物を置かない。
・ 温度が８０℃を超えるパラフィンを入れない。
・ 装置前面にある吸気口をふさがない。
・ 電源コードは他のコード類で延長しない。
・ コールドスポット，ホットプレートの表面を傷つけない。
・ 検体、パラフィン、カセット、包埋皿は同一温度にする。
・ 使用後の包埋皿は内側を清掃する。

【保管方法及び使用期間等】*［耐用期間］
耐用期間 ：製造出荷後 ８年[自己認証（当社データ）による]
条
件 ：取扱説明書及び添付文書に記載された取扱注意事項あるいは保守・点検に係る事項を順守し、定期的に日常点検・保守点検を実施すること。
点検結果により、下記に示す主要な構成部品や保守点
検事項に記載された交換部品を適切に交換すること。
保守の用いる主要な構成部品は下表の通り。
主要な構成部品名
制御基板
液晶表示部
検出センサ
ヒータ
コールドスポット・ユニット
電磁弁
ファンモータ・ピンセットホルダー
電源スイッチをＯＦＦにして、パラフィンが固まった
ら、電源スイッチをＯＮにしてパラフィンの周囲部分をわずかに溶かし、ピンセットホルダー内のパラフィンを、ピンセットでつまみ出す。繊維くずの出にくい紙（または綿棒）で、ピンセットホルダー内をふいて異物を取り除く。
・作業面照明灯［LIGHT］キーを押しても、作業面照明灯が点灯しなかったり、暗くなったりした場合は、電球を交換する。
・廃棄パラフィントレイ
毎回、廃棄パラフィントレイを点検し、たまったパラフィンをスクレイパーなどで取り除く。
[業者による保守点検事項]
・特になし【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
名
称：サクラ精機株式会社
電話番号：026-272-8381
製造業者
名
称：サクラ精機株式会社 長野本社工場

販売業者
名
称：サクラファインテックジャパン株式会社
住所：東京都中央区日本橋本町3-1-9
電話番号：03-5643-2630 （営業窓口）
機器の故障に関するお問合せ先：０１２０-３９２-８７４（フリーダイヤル）

使用耐用年数
５年
５年
５年
８年
５年
８年８年

※ ここに記載した装置の耐用期間及び主要な構成部品の使用耐用年数は保証期間ではなく、上記の条件を満たした場合での平均的な年数となるため、使用環境、使用方法などにより異なります。

【保守・点検に係る事項】[使用者による保守点検事項]
詳細は取扱操作説明書の第６章をご参照ください。
・ホットプレート，装置の外装
ホットプレート，装置の外装が汚れたら、布または繊維くずの出にくい紙、スクレイパーを使用して清掃する。
・パラフィン槽
パラフィン槽のパラフィンをすべて出し、繊維くずの出にくい紙を巻いたスクレイパーで、パラフィン槽内を拭いて異物を取り除く。ストレーナーを取り出し、温水(約７０℃)で洗い、水分を取り除いてからパラフィン槽に戻す。
・検体加温槽トレイを検体加温槽から取り出し、パラフィンを廃棄する。トレイを温水(約７０℃)で洗い、繊維くずの出にくい紙でトレイを拭く。
・包埋皿加温槽
包埋皿をすべて取り出す。繊維くずの出にくい紙で加温槽の内部を拭く。

2／2
TEC-P-DC-02