標準構成品

シーユーSP1

オプション

医療機器承認番号 22500BZX00338000◎ CPRマネキン

一般的名称：半自動除細動器◎ 救急セット

JRC蘇生ガイドライン2020準拠（AED訓練器）◎ CU-SPT◎ 取扱DVD◎ 各種キャビネットシリーズ

SP1-SPC

SP1-OA01

本体（■ その他標準構成品◎ 取扱説明書◎ 本体・電極パッド添付文書◎ リファレンスガイドブック◎ その他管理資料一式

キャリングケース

救急セット
予備パッド同時収納可

SP1-OA04）

SP1-OA03

両用電極パッド

バッテリパック（使い捨て）
販売名：除細動両用パッドSPX用
届出番号：13B1X10153000009（使い切り）※詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

◎ 保証書

◎ AED
（シーユーSP1安全管理の手引き）◎ SDカード、SDカードリーダー◎ 期限管理シール◎ 財団全国AEDマップ登録書◎ 未就学児用パッド
販売名：除細動未就学児用パッド1
医療機器届出番号：13B1X10153000010◎ 設置シール

仕様
販売名シーユーSP1
高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

電極パッド

両用電極パッド（小学生〜大人／未就学児）（一回限りの使い捨て）
小学生〜大人用モード：150J

出力
エネルギー

260×256×69.5（Ｗ×Ｌ×Ｈ、mm）

質量

2.4ｋｇ（バッテリパックと電極パッドを含む）

二相性波形（e-cube Biphasic）
傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整

バッテリ

DC12V 4.2Ah 使い切りバッテリパック

バッテリ
容量

設置から最大5年(設置環境、使用回数により異なる。）
電気ショック200回以上（新品の場合）セルフテストバッテリ装着時、毎日、毎週、4週毎（AED本体、バッテリパック、電極パッド）（1件3時間まで、最長15時間のイベント情報・ECG情報）

ガイド機能

インジケータ／イラスト表示、心肺蘇生コーチング機能／心肺蘇生行為の有無表示

モード機能

通常5年
（耐用期間7年までの延長保証サービスあり）

充電時間「電気ショックが必要です」の音声指示が出てから10秒以内、２回目以降は８秒以内に充電完了

衝撃

いかなる縁、角、面も１.２メートルの落下に対して耐えられる※取扱説明書及び添付文書をよくお読みの上正しくお使いください。
※仕様、外観などの一部が都合により変更されることがあります。予めご了承ください。
※AEDの設置の際は、AED管理者を置いて製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、電極パッド・バッテリの使用期限の確認及び期間内の交換を確実に実施してください。
※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時など及び譲渡時（高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る）、廃棄時には、購入した販売店にご連絡ください。また、製造販売元又は販売元からの情報提供方法等（交換時

PC転送（SDカード、赤外線通信利用）

小学生〜大人用／未就学児用モード切り替えスイッチ（セーフティガード付）

1つのステータスインジケータで3つの状態が確認可能
ステータス
インジケータ （電極パッドの期限および状態、バッテリ残量、機器のエラー有無）
防塵防水性能IP55（IEC60529）

保管環境

温度：0℃〜50℃ ／ 湿度：5％〜95％

輸送条件

輸送条件 (機器のみ、電極パッドとバッテリパックは含まない)
・温度：-20℃〜60℃
・湿度：5%〜95% (結露しないこと)

7年

耐用期間

5件のデータ保存が可能

メモリ機能

未就学児用モード：50J

波形

保証期間

寸法

機器は次のいずれかの場合に内部放電する・電気ショックが必要であると判断した後、波形の変化により電気ショック不要となったとき

放電

・機器内部の充電の完了後30秒以内に電気ショックボタンを押さなかったとき
・1秒以上電源ボタンを押して、機器をオフにしたとき・傷病者から電極パッドを取り外したとき、または電極パッドコネクタを機器から取り外したとき

振動・操作時：MIL-STD-810G Fig.514.6E-1を満たす

・スタンバイ時：MIL-STD-810G Fig.514.6E-2を満たす※未就学児の傷病者には、未就学児用電極パッド（販売名：除細動未就学児用パッド１）を使用することを推奨しま
すが、推奨する未就学児用電極パッドが近くにないなど、やむを得ない場合に限り、両用電極パッド（販売名：除細動両用パッド SPX 用）を使用してください。両用電極パッドを未就学児に使用する場合には、特に2 枚のパッドが触れ合うことがないように注意してください。

※電極パッドは再使用禁止であり、1 回限りの使い捨てです。
※ AED の使用及び保管については添付文書の【使用環境条件】をご確認ください。

期のお知らせ等）については別途ご確認ください。

製造元

CU Medical Systems, Inc.
www.cu 911 .com

お問い合わせ先製造販売業者〒142 - 0042 東京都品川区豊町 5 丁目 7 番 8 号
TEL.

03 - 6205 - 7385

AEDに関するご相談はコールセンター

FAX.

03 - 6205 - 7386

aed-sales@cu911.com

0120-910-2562024 . 04 .CU救命の第一歩は

1 秒 の 重 さ を 真 剣 に 考 え 、シ ン プ ル に 使 い や す さ を 追 求 し ま し た 。
Point

1

誰でも簡単に使えるAED

使いやすさPoint

つのポイントが選ばれる

モード切り替え

2

分かりやすいステータスインジケータ
AEDを設置したら、設置管理者を置いて、日常点検

小学生〜大人／未就学児のモード切替はスライド式のスイッチで選択できます。小学生以上には小学生〜大人用モード、未就学児（およそ 6 歳未満）にはや消耗品（電極パッド及びバッテリパック）の交換時期の管理を適切に行ってください。バッテリー残量表示、電極パッド有効期限、エラー状態表示などを機器正面のＬＣＤ画面に表示します。

未就学児用モードを選択の上、操作してください。
※セーフティガード付きで誤操作を防止します。
スライド式スイッチ

日常点検のしやすさ

日常点検のポイント

セーフティガード

正常な状態

エラー状態

エラー発生時の表示状態
機器のエラー
バッテリー残量不足
電極パッド使用済み
または有効期限切れ

モード切替で小学生〜大人／未就学児を選択できます

表示ラベル

オートボリューム

消 耗 品（ 電 極パッド及びバッテリパック）の 交 換 時 期などを記入し、機器又はキャリングケースにつけて保管しますと消耗品の管理がよりしやす
くなります。

周囲の騒音を感知し、音声ガイダンスの音 量 が自動 的に 2 段 階 上 昇する自動 音量調整機能がついています。

70dB

90dB
Point

3

音声と光によるガイド機能※設置環境、使用回数などにより５年より早く交換が必要となる場合がございます。

両用電極パッド搭載

電気ショックを与えた後、点滅するi- ボタンを押すと、詳しいガイダンスと一定のリズムでビープ音が鳴り、心肺蘇生術をサポートします。

SDカード差込口

電極パッド
貼付位置の指示心肺蘇生のコーチング指示

長寿命バッテリ搭載

本体に装着してから最大5年の長寿命。
長く使えて経済的です。

初めて使用する方でも正しく一次救命処置ができるように音 声ガイダンスと光によるガイド機 能で次の操作をサポートします。(日本語によるガイダンス)

傷病者から退避指示

維持管理のしやすさ

Point

4

IrDAポート

データの取り出しやすさ
救命データの転送及び管理転送

SDカードを差込口に入れるか、または IrDA ケーブ

ル（ 別 売 ）をポ ートに向 けることで 救 命 デ ー タはパソコンに転送できます。

小学生〜大人／未就学児兼用の電極パッドです。
緊急時に電極パッド交換のタイムロスがなく、ランニングコストにも貢献します。

日常点検を忘れずに!
AEDは救命処置のための医療機器です。
AED を設置したら、いつでも使用できるように、AED のインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

本体には最大 5 件まで自動的に保存されます。
管理 （ 1 件最大 3 時間迄）※当社が提供するデータ管理ソフトウェア（CU-EXPERT）を使用し、救命データの確認ができます。

※（ 一 社 ）全 日 本 難 聴 者・中 途 失 聴 者 団 体 連 合 会より「 耳 マ ーク」の 複 製・利用について承諾を得ています。