F T 20 5 U LTR A L É G E R
C A PT E U R D E V E N T À R É SO N A N C E ACOUSTI QUE

CONÇU POUR L E S V É H I C U L E S
AÉ RIENS SA N S ÉQUI PAGEBLe capteur de vent FT205 pèse seulement 100 g et a été conçu
pour une utilisation sur drone et véhicule aérien sans équipage(“UAV”) ; sa boussole électronique intégrée le rendant idéal
pour une utilisation sur un support mobile.
La structure et les dimensions compactes du FT205 en font uncapteur solide. Il est résistant aux interférences électriques, etest également entièrement étanche et résistant à l’eau. Il est
capable d’opérer à une altitude allant jusqu’à 4000 m, et à destempératures comprises entre -20°C et +70°C.

AC

Ayant des besoins énergétiques faibles et lisant jusqu’à 75/s,
le capteur de vent FT205 Ultraléger est idéal pour le contrôleenvironemental depuis un drone, ou comme système decontrôle de vol des UAV.
Le FT205 a été conçu pour etre monté en surface ou sur une
perche (adapteur pour montage sur perche fourni). Il peutégalement être monté à l’envers.

DI M ENS ION S
A. Hauteur du capteur		

55.1 mm

B. Diametre du capteur

56.4 mm

C. Surface de montage jusqu’au centre de la cavité

20.4 mm

D. Largeur du capteur

16.3 mm

E. Trou de montage en surface recommandé

D20 mmEA P E RÇ U D E S S P É C I F I C AT I O N S
V IT E SS E DU VE N T

POIDS1000-75g

CONSOMMATIONÉLÉCTRIQUE

m/s

LES CAPTEURS DE VENT LES PLUS ROBUSTES AU MONDEFR.FTTECHNOLOGIES.COM

30mAF T 20 5 U LTR A L É G E R

VITESSE DU VENT 1

Plage					0-75 m/s		
0-270 km/h
Résolution			
0.1 m/s		
0.1 km/h		Précision				±0.3 m/s (0-16 m/s)					±2% (16-40 m/s)					±4% (40-75 m/s)

DIRECTION DU VENT 1

Plage 					0 à 360°
Résolution 				1°Précision				4° RMS
Précision de la boussole			5° RMS 4

0-145.8 nœuds TEMPÉRATURE ACOUSTIQUE 1, 2
Résolution		 0.1°C
0.1 nœuds
Précision		 ±2°C
Dans les conditions suivantes :Plage de vitesse		
5 m/s - 60 m/s
Plage de fonctionnement -20°C to +60°CDifférence de température <10°C
entre la température de l’air et latempérature réelle du capteur.

PERFORMANCE DU CAPTEUR 1

Principe de mesure 			Résonance acoustique (compensation automatique des variations de température, pression et humidité)
Unité de mesure 				Mètres par seconde, kilomètres par heure ou nœudsAltitude 				Plage de fonctionnement 0 à 4000m
Plage de température 			-20° à +70°C (fonctionnement), -40° à +85°C (stockage)
Humidité 				0 à 100%

EXIGENCES D’ALIMENTATION 3

Tension d’alimentation			
Courant d’alimentation 			Plage de fonctionnement de 6 V à 30 V DC
30 mA typique

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Connecteur E/S 				Molex CLIK-Mate (connecteur 505405-0860)
Cable E/S				Molex CLIK-Mate (cable 600 mm 15135-0806)
Poids du capteur 				100 g
Matériau du capteur			 Impression 3D en composite de graphite et nylon
Méthode de montage			Montage en surface avec joint d’étanchéité et 3 vis d’installation. Un adapteur est fourni pour un montage					sur perche (perche non fournie).

CAPTEUR NUMÉRIQUEInterface 				RS422 (duplex intégral). RS485 (semi-duplex), UART (duplex intégral, 3 V et 5 V)
Format 				Données ASCII, modes de sortie interrogée ou continue, Polar et NMEA 0183
Fréquence de mise à jour des données
10 Hz
Gestion des erreurs 			
Lorsque le capteur détecte une lecture non valide, une alerte d’erreur est inclus dans le message de					sortie de vitesse du vent (voir le manuel d’utilisation pour plus de détails).
Avertissement de survitesse 		Le capteur dispose en option d’un système d’avertissement de survitesse. Lorsque le système est activé,					si le capteur détecte une vitesse du vent supérieure à 75 m/s, un caractère est défini dans le message de					sortie de vitesse du vent (voir le manuel d’utilisation pour plus de détails).
Toutes caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable. Les caractéristiques sont définies avec les réglages par défaut etles filtres activés. Km/h et nœuds sont uniquement disponibles lors de l’utilisation du capteur en mode NMEA 0183.
2
Voir le manuel d’utilisation pour plus de détails
3
Une unité d’alimentation capable de fournir jusqu’a 0.2 A maximum est recommandée. La charge de courant RS422 est dépendante de la topologie et dela valeur de résistance - RS422 en mode “activation continue” peut nécessiter un appel de courant plus élevé. Voir le manuel d’utilisation pour plus dedétails.
4
Requiert calibration par l’utilisateur, voir le manuel pour plus de détails.
1

FT Technologies Ltd
Sunbury House, Brooklands Close
Sunbury on Thames, TW16 7DX, UK
Tel: +44 (0)20 8943 0801 | info@fttechnologies.com
LES CAPTEURS DE VENT LES PLUS ROBUSTES AU MONDELes logos FT et Acu-Res et le nom Acu-Res® sontdes marques déposées de FT Technologies Ltd.

FR.FTTECHNOLOGIES.COM

A4302-2-FR
Les informations fournies par FT Technologies Ltd. sont considérées
comme exactes et fiables. Toutefois, aucune responsabilité n’est
assumée par FT Technologies Ltd. pour son utilisation, ni pour toutes
infractions de brevets ou autres droits de tiers pouvant résulterde son usage. Aucune licence n’est accordée par implication ou
autrement en vertu des droits de brevet de FT Technologies Ltd.