SPECIFICATIONS
製品名
測定可能範囲測定精度
自動整準範囲
傾斜補正部
自動追尾部

モーター駆動部

LN-150 標準構成品

ガイドライト121111111111

LN-150 本体
バッテリー (BDC72)
充電器 (CDC77)
電源ケーブル (EDC113)
360°プリズム (ATP2SII)
ピンポール (PP3)
石突き (AP66)
格納ケース
背負いベルトワイピングクロス
保証書
レーザー警告標識

レーザー求心部

距離 0.9 ～ 130 ｍ *1
高度角 +55°
高度角 -30°

LN-150

LN-150測距精度 (3.0+2ppm x D) ｍｍ *2/ 測角精度 5” *3± 3°

方式 液体式 2 軸傾斜センサー
補正範囲 ± 6'
自動追尾可能距離 0.9 ～ 130m *1
駆動範囲 360°（水平方向）
最高回転速度 60°／秒（10rpm）
光源 発光ダイオード（LED）（赤 626nm ／緑 524nm）
視認可能範囲 水平 8°以上（全幅：7m、距離 50m にて）
光源 レーザーダイオード（クラス 2）
波長 635nm

Layout Navigator

W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100 ｍ *4
Bluetooth クラス 1 通信可能範囲 130 ｍ *5

通信部
電源部
寸法
質量
使用温度範囲耐環境性

標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池
連続使用時間（20 ℃）約 5 時間
185(W) × 198(D) × 322（H)mm
約 4Kg（バッテリーを含む）
使用温度範囲 -20 ～ +50 ℃ ( 結露しないこと )保存温度範囲 -30 ～ +60 ℃ ( 結露しないこと )防塵・防水性 IP65

i-Construction

はじめの一歩

*1
*2
*3
*4

ATP2/ATP2SII 使用時 測定気象条件：雨天 / 濃霧 / 強い陽炎の発生等、悪天候を除く。
JIS B 7912-4:2006 準拠。D は測定距離、単位は mm。
標準偏差
通信距離 / 速度は使用環境や使用される携帯端末に依存します。
通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く*5 通信間付近一帯に障害物がなく、電波発信・妨害する施設や車がほとんどない場合で雨天を除く。
なお、接続する Bluetooth 機器の仕様によっては、通信距離が短くなる場合があります。

アクセサリー（オプション）

TS 等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）に対応ATP ガード（360°プリズムプロテクター）

ハンドグリップ SB190

TS 等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）に対応360°プリズム ATP2

機動力を向上させた二代目杭ナビ新登場！
さらにサクサク作業が進む！

LN-150 ウェアラブルシステム 杭ナビ Vision
常に高い精度を保持するため、年に1～2回は、最寄りの営業窓口による定期点検を受けることをおすすめします。
●「Android」、「Google」、「Google Play」は、Google LLCの商標または登録商標です。
● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

トプコンソキアポジショニングジャパンがWebサイトをオープン！
ー 建設の未来がここにある ー注意https://www.topconsokkia.co.jp
アウラ

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は3次元マシンコントロールシステム3D-MC• 高低差のある現場でも活躍• 自動整準で簡単設置• スマホやタブレット端末で簡単操作• 超高速レスポンスで杭打ち（墨出し）• スマートグラスでハンズフリー作業（オプション）• 多彩な現場アプリケーションに対応

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日は除く）

本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654
ホームページ https://www.topcon.co.jp

3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE
本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌オフィス仙台オフィス

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス福岡オフィス©2020

Printed in Japan 2020 12-100 P-259-4

リモートコントロールシステムを用いた効率的測量システム
登録番号：KT-100028-VE

とにかく簡単！とにかく速い！

3 次元設計データの普段使いを始めよう！

誰でも簡単に杭打ちや墨出しができる！

スマホがコントローラー
3次元設計データ

1 人で 3 次元測量ができる！
誰でも使えるシンプルボタン

無線アンテナガイドライト

無線通信 LED

こんな急勾配も楽々カバー

角度
従来比

170%

距離従来比130m

スマホやタブレット端末

基本的な 3 次元設計データの杭打ちや放射観測による 3 次元測量が行えます。

+55°

130%

電源スイッチレーザー求心スイッチ

TopLayout

自動整準スイッチ

通信方式も簡単切替え

無料ダウンロード！
操作パネル

従来機
±25°

従来機 100m

-30°

バッテリー

高低差による器械の盛り替
えが軽減

直径 260m、最大傾斜角 +55°と、土木の杭打ちに十分な作業エリアを確保しています。** Bluetooth 無線で接続する場合は、Bluetooth クラス 1無線搭載の携帯端末をご使用ください。
なお、通信距離や通信速度は、現場の通信環境や使用する携帯端末の性能により変化します。

毎秒 20 回の高速データ更新により、自動追尾されたプリズムの動きがリアルタイムに画面に表示されます。スムーズでストレスのない杭打ち誘導を実現しました。

明るく見やすいガイドライト

電源を入れるだけで本機が自動整準を行います。面倒なネジ式の整準作業は不要です。

杭打ちラインまでの概略誘導をガイドライトが指示。赤色と緑色の点灯の誘導で簡単に杭打ちライン上に立つことができます。

Step2

Step3

三脚設置

器械設置

電源ON！

無線 LAN モード切替スイッチ

超高速レスポンスの杭打ちナビゲーション

自動整準で簡易設置

Step1

リセットスイッチ

多彩な現場アプリケーションに対応。 現場の幅も広がります！

目指したのは 1 人でできる使いやすさ
高低差のある現場でも活躍

無線方式切替スイッチ(Bluetooth/ 無線 LAN)緑が見えたら右へ

i-Construction の”はじめの一歩 ”に最適です。「どこでもナビ」や「どこでも丁張」をはじめ、現場の ICT化に対応した機能を備えたソフトウェアです。

電子平板による現況観測に最適です。地図や Google ストリートビューを背景に表示できるので、現場イメージを簡単にとらえることができます。

タブレット用墨出しソフトウェア「BIM360
LAYOUT」と情報連携を行うクラウド型BIM コラボレーションソフトウェア「BIM360
Docs/Coordinate」を使って、BIM モデル上に直接墨出しポイントを指定できます。

杭打ち / 法面丁張り作業

現況観測

墨出し作業

杭打ち点を選択するだけで杭ナビが杭打ちライン方向へ自動旋回！
木杭を打設後、杭上にプリズムを置けば直ぐに再捕捉。時間ロスなく鋲を設置できます。

ワンマン測量が手軽に行えるので、器械の操作とプリズムを測点に立てる作業が 1 人で同時に行えます。これにより、精度の高い現況観測をすばやく行うことができます。

多数の墨出し点を杭ナビなら、短時間で高精度に 1 人で行えます。特に段差や曲面を多用した構造物の墨出しには大きな効果を発揮します。また、墨出し結果を BIM ソフトウェアに戻すことが可能です。

赤が見えたら左へ
杭打ちライン

器械設置がどこでも OK!
現場状況に合わせ任意点に本機を設置する4 種類の方法が選択できます。盛り替え作
業を簡単にすることで作業効率が向上します。既知点設置にはレーザー求心により対応可能です。
後方交会

基準軸
（原点と基準軸）
測定

後視点
（既知点）
測定

後視点（原点での基準軸）測定

ウェアラブルシステム
杭ナビ Vision（オプション）「杭ナビ Vision」
は LN-150 用のウェアラブルシステムです。スマートグラスの表示と音声コマンドでの操作により、コントローラーでの表示・確認が不要になります。両手がフリーの状態で、杭打ち作業がすばやく正確に行えます。
* 使用距離 100m まで