Português brasileiro (Tradução)Gravador para Monitor dePressão Arterial Ambulatorial

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Monitor de Pressão Arterial
Ambulatorial

1WMPD4003973A

2005

2017 A&D Company, Limited. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,transmitida, transcrita ou traduzida para qualquer idioma, dequalquer forma e por qualquer meio, sem a permissão por
escrito da A&D Company, Limited.
O conteúdo deste manual e as especificações do instrumento
cobertos por este manual estão sujeitos a alterações para
aprimoramento sem aviso prévio.
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas depropriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas
marcas pela A&D é feito sob licença.
Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus
respectivos proprietários.

Conformidade

Conformidade com a diretiva europeia

O dispositivo está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos
Médicos 93/42/EEC.
Isso é evidenciado pela marca de conformidade CE acompanhada
pelo número de referência de uma autoridade designada.
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/EU.
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva de Equipamento de
Rádio 2014/53/EU.
Por este meio, a A&D Company, Limited declara que o dispositivo está
em conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio
2014/53/EU.
O texto completo da declaração da União Europeia está disponível noseguinte endereço na internet:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Conformidade com as regras da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da
FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este
dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindointerferências que possam causar operação indesejada. (FCC =Comissão Federal de Comunicações nos EUA)CUIDADO DA FCC

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parteresponsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário
para operar o equipamento. Este transmissor não deve ser
co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena outransmissor. Este equipamento está em conformidade com os limites
de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente nãocontrolado e atende às diretrizes de exposição à radiofrequência (RF)da FCC. Este equipamento possui níveis muito baixos de energia de
RF que são considerados em conformidade sem testar a taxa deabsorção específica (SAR).

TM-2441 Manual de instruções

i

Conformidade com as regras da IC
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos
de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas
condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência,
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida,incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição
à radiação da IC estabelecidos para um ambiente não controlado eatende às regras RSS-102 de exposição à radiofrequência (RF) da IC.
Este equipamento possui níveis muito baixos de energia de RF quesão considerados em conformidade sem testar a taxa de absorção
específica (SAR).

Conformidade com o Australian EMD Framework
O dispositivo está em conformidade com os seguintes requisitos:Padrão de emissão EMD para equipamentos industriais, científicos e
médicos AS/ NZS 2064:1997, padrão de imunidade genérica EMD AS/
NZS 4252. 1:1994. O acima exposto é evidenciado pelo rótulo C-Tick.

Transmissão Bluetooth®
Este dispositivo está equipado com uma função sem fios Bluetooth epode conectar-se a dispositivos médicos com tecnologia sem fiosBluetooth.
Aplicativos e dispositivos compatíveis com Bluetooth 4.1.
Cada dispositivo precisa de um aplicativo para receber dados.

iiDefinições de avisos
Para evitar acidentes devido a manuseio inadequado, este produto eo seu manual contêm os seguintes sinais e marcas de aviso.
O significado desses sinais e marcas de aviso é o seguinte.

Definições de avisos
Uma situação iminentemente perigosa que resultará emmorte ou ferimentos graves, se não for evitada.
Uma situação potencialmente perigosa que pode resultar
em morte ou ferimentos graves, se não for evitada.
Uma situação potencialmente perigosa que pode resultar
em ferimentos leves ou moderados, se não for evitada.
Também pode ser usado para alertar contra práticas
inseguras.

Exemplos de símbolos
O símbolo
indica "Cuidado". A natureza do cuidado
necessário é descrita dentro ou perto do símbolo, usando texto
ou imagem. O exemplo indica cuidado contra choque elétrico.
O símbolo
indica "Não". A ação proibida é descrita dentro ou
perto do símbolo, usando texto ou imagem.
O exemplo indica "Não desmonte".
indica uma ação mandatória. A ação mandatória
O símbolo
é descrita dentro ou perto do símbolo, usando texto ou imagem.
O exemplo indica uma ação mandatória geral.

Outros
Nota Fornece informações úteis para o usuário operar o dispositivo.
As precauções para cada operação estão descritas nas páginas deste
manual. Leia o manual de instruções antes de usar o dispositivo.
iii

Precauções para uso
Para usar o TM-2441 (o gravador de monitor de pressão arterial
ambulatorial) de maneira segura e correta, leia atentamente as
seguintes precauções antes de usar o monitor. O conteúdo a seguir
resume questões gerais relacionadas à segurança de pacientes e
operadores, além do manuseio seguro do monitor. As precauções
para cada operação estão descritas nas páginas deste manual. Leia omanual de instruções antes de usar o dispositivo.
1. Precauções ao usar e armazenar o gravador.
Mantenha o gravador longe de áreas onde há anestésicos
inflamáveis ou gases inflamáveis, câmaras de oxigênio de altapressão e tendas de oxigênio. O uso do gravador nessas áreas
pode causar uma explosão.
Não use o gravador combinado com o sistema de ressonância
magnética (MRI).

Para preservar as capacidades do dispositivo, considere as
seguintes condições ambientais ao usar e armazenar o gravador.
O desempenho do gravador pode ser afetado por temperatura,umidade e altitude excessivas.
Evite locais onde o gravador possa ser borrifado com água.
Evite locais com alta temperatura, alta umidade, luz solar direta,poeira, sal e enxofre no ar.
Evite locais onde o gravador possa ser inclinado, vibrado ou
impactado (inclusive durante o transporte).
Evite locais onde os produtos químicos são armazenados ou
ocorre gás.
iv

Condições de operação:Temperatura:
Umidade:+10 °C a +40 °C,
30% UR a 85% UR (sem condensação).

Condições de transporte e armazenamento:
Temperatura:
Umidade:-20 °C a +60 °C,
10% UR a 95% UR (sem condensação).

2. Precauções antes de usar o gravador.
Confirme se o gravador opera com segurança e corretamente.
Quando o gravador é usado em conjunto com outros
dispositivos, pode causar um diagnóstico incorreto ou
problemas de segurança. Confirme se os dispositivos podem
ser conectados com segurança.
Verifique se há interferência mútua com outros dispositivos
médicos. Confirme se o gravador pode ser usado corretamente.
Use acessórios, opções e consumíveis especificados pela A&D.
Leia atentamente os manuais de instruções fornecidos com os
itens opcionais. Cuidados e avisos não são descritos neste
manual.
Para um uso seguro e correto do gravador, faça as inspeções
antes do uso.
Deixe o gravador em condição de operação normal por uma
hora ou mais antes de usar e ligue-o.
Conecte apenas periféricos dedicados ao conector USB.
Não conecte outros dispositivos.
Exceto pela manga autorizada pela A&D, não conecte àtomada de ar.
v

Preparação do gravador
Apague os últimos dados armazenados no gravador antes de usá-lopara o próximo paciente.
Troque as pilhas antes que o gravador seja usado pelo próximo paciente.
Dispositivo
Utilize o gravador apenas para diagnóstico e contramedidas.
Confirme se a mangueira de ar e a manga são usadas corretamente.
(Exemplo: torção e tensão da mangueira de ar, posição e direção damanga)
Instruções para o paciente usar o dispositivo
Informe o paciente como colocar o botão AUTO na posição "OFF"para parar o gravador sozinho, se ocorrer algum problema.
Informe o paciente para remover o gravador rapidamente quando
sentir dores ou se ocorrer algum problema.
Tome cuidado ao usar perto de bebês e crianças, pois existe o risco
de asfixia acidental com a mangueira de ar.
3. Precauções com as pilhas usadas para medir a pressão arterial.
Instale as pilhas de acordo com os sinais de polaridade "+" e "-"mostrados na parte interna da tampa da bateria. (Cuidado com
as polaridades)
Substitua as pilhas consumidas por novas ao mesmo tempo.
Remova as pilhas se o gravador não for utilizado por um longo
período de tempo. A pilha pode vazar e causar um mau
funcionamento.
Use duas pilhas alcalinas (tamanho AA) ou pilhas recarregáveis
especificadas (tamanho AA, Ni-MH).
Empurre e segure o terminal de mola "-" com a pilha.
Deslize e instale o terminal "+" da pilha juntamente com oterminal "+" do compartimento das pilhas. Se a pilha for instaladaa partir do terminal "+", a tampa das pilhas pode ser danificada.
viNão toque na pilha e no paciente ao mesmo tempo. Isso podeprovocar um choque eléctrico.
Não misture uma pilha antiga com uma nova. Não use pilhas dediferentes tipos e fabricantes. Isso pode causar vazamento, calor
e explosão. Pode ocorrer mau funcionamento do gravador.
4. Precauções durante o uso.
Não use o gravador enquanto estiver operando automóveis ou
outros veículos.
Exemplo: O gravador pode inibir o movimento do corpo ou
braços ao operar o veículo. etc.

Este dispositivo médico só pode ser operado pelo médico,
pessoa autorizada pela lei. Explique o uso correto ao paciente e
garanta que ele possa interromper a medição quando ocorrer
um problema.
Não use um telefone celular perto do gravador (menos de 30 cm).
Isso pode causar um mau funcionamento.

Pare o uso do gravador e coloque o botão AUTO na posição
"OFF", caso o paciente sinta dor em seu braço ou a medição
estiver incorreta.
Não use o gravador em um campo magnético ou elétrico forte.
Não use o gravador em pacientes que usam um aparelho
cardíaco-pulmonar.

vii

Nota
Instruções para o paciente
Se a temperatura estiver baixa, a carga da bateria diminui e acontagem de medições é reduzida.
5. Precauções após usar o gravador.
Trabalho de processamento dos dados medidos
Certifique-se de processar os dados de medição imediatamente
usando o periférico dedicado.
O gravador
Depois de limpar os acessórios, organize e guarde-os.
Limpe o gravador para poder usar a próxima medição.
Coloque o botão AUTO na posição "OFF". Se o botão AUTO
estiver na posição "ON", a pressurização da medição automática
é iniciada no próximo horário de início da medição e a manga ou
outras peças podem ser quebradas pela inflação.
Retire as pilhas do gravador se não for utilizado durante um
longo período de tempo. As pilhas podem vazar e quebrar ogravador.
Evite o uso do gravador por uma criança. Não coloque ogravador em um local ao alcance de uma criança. Isso podecausar acidentes ou danos.
Segure a carcaça do conector ao conectar e remover o cabo.
Não puxe o cabo.

viii

Nota
Precauções após usar o gravador (TM-2441)
Certifique-se de processar os dados de medição imediatamente
usando o periférico dedicado após finalizar a medição.
Bateria de lítio recarregável de reserva
O gravador é construído com uma bateria de lítio de reserva. Esta
bateria fornece energia ao relógio integrado ao substituir as pilhas AA
usadas para medir a pressão arterial. A bateria de lítio é carregada
com pilhas AA.
Como estender a vida da bateria de reserva
Ao usar pela primeira vez após a compra ou após o armazenamento
por um mês ou mais, substitua as pilhas e carregue a bateria dereserva. É suficiente se a bateria de reserva for carregada por 48
horas ou mais.
(A bateria de reserva é sempre carregada por pilhas AA.)
Substitua com duas novas pilhas AA quando o indicador de bateria
mostrarQuando.
for exibido no indicador de bateria, a pressão arterial

e a comunicação de dados não pode ser realizada. Substitua com
duas novas pilhas AA.
Remova as pilhas para evitar que o gravador vaze líquidos das pilhas
se o gravador não for usado por um mês ou mais.

ix

6. As contramedidas quando o dispositivo tiver um erroPare a operação e remova as pilhas AA. Se os terminais dabateria estiverem em curto-circuito, a bateria pode estar quente.
Em caso de falha, o gravador pode esquentar durante a
medição, manuseie-o com cuidado.
Coloque a etiqueta de aviso "Defeito" "Não use" no gravador.
Contate o seu revendedor.
Pare o gravador imediatamente quando o tempo de medição
estiver acima de 180 segundos e a pressão do ar estiver acimade 299 mmHg.
7. Precauções de manutenção
Confirme o desempenho e a segurança corretos do gravador
quando ele não for usado por um longo período de tempo.
Para manter a medição e a segurança corretas, execute a
inspeção e manutenção antes do uso. O usuário (hospital,
clínica, etc.) é responsável pelo gerenciamento do equipamento
médico. Se a inspeção e manutenção não forem realizadas
corretamente, pode ocorrer um acidente.

Use um pano seco e sem fiapos para cuidar do gravador.
Não use agentes voláteis como um diluente ou benzina.
Não use um pano úmido.
Não desmonte nem modifique o gravador (dispositivo médico
eletrônico). Isso pode causar danos.
x8. Precauções e contramedidas de mau funcionamento devido afortes ondas eletromagnéticas
O gravador está em conformidade com o padrão EMD
IEC60601-1-2: 2014. No entanto, para evitar interferência
eletromagnética com outros dispositivos, não use telefones
celulares perto do gravador.
Se o gravador estiver localizado próximo a ondas
eletromagnéticas fortes, o ruído poderá invadir sob formas deonda e poderão ocorrer problemas de funcionamento.
Se ocorrer um mau funcionamento inesperado durante o uso,verifique a interferência eletromagnética e tome as ações
apropriadas.
Não use a conexão Bluetooth dentro do alcance de uma redesem fios ou de outros dispositivos sem fios, perto de dispositivos
que emitem ondas de rádio como microondas, em locais com
muitas obstruções ou em outros locais onde a intensidade dosinal é fraca. Isso pode resultar em perda frequente de conexão,velocidades muito lentas e erros de comunicação .

Os exemplos a seguir são causas gerais de mau funcionamento econtramedidas.
Uso de telefones celulares
As ondas de rádio podem causar defeitos inesperados.
Dispositivos de comunicação sem fios, dispositivos de rededoméstica, como telefones celulares walkie-talkies, telefones
sem fio e esses tipos de dispositivos de comunicação podem
afetar o gravador. Portanto, mantenha distância de 30 cm ou
mais desses dispositivos sem fios enquanto o gravador
mede.
xi

Se houver eletricidade estática no ambiente de uso (descargas
de dispositivos ou da área circundante)
Antes de usar o gravador, verifique se o operador e opaciente descarregaram eletricidade estática.
Umidifique o cômodo.
O uso próximo de um dispositivo LAN sem fios IEEE802.11g/b/n
pode causar interferência mútua, o que pode resultar em
velocidades de comunicação reduzidas ou impedir a conexão.
Nesse caso, desligue a fonte de alimentação do dispositivo quenão está sendo usado ou use o monitor em um local diferente.

9. Proteção ambiental
Antes de descartar o gravador, remova a bateria de lítio dogravador.

xii

Precauções para medição segura
A seção descreve as precauções relativas à medição e ao sensor.
Avise o seguinte conteúdo ao paciente e explique-o o suficiente.
Realize orientações de operação correta para o paciente.

Medição da pressão arterial
Verifique se o tubo não está dobrado excessivamente e se o arflui corretamente. Se uma mangueira de ar dobrada for usada, apressão do ar pode permanecer na manga, o que podeinterromper o fluxo sanguíneo no braço.
Não meça a pressão arterial no braço se o paciente tiver as
seguintes circunstâncias. Isso pode causar um acidente ou
agravamento da lesão.
1) Existe uma lesão ou doença no braço.
2) Um braço que recebe um gotejamento intravenoso outransfusão de sangue.
3) Membro desviado para diálise artificial.
4) Situação acamada por um longo tempo(A situação onde há possibilidade de trombo).

Confirme a condição do paciente se houver problemas na
medição. Supõe-se que a condição piora além do limite demedição ou a mangueira de ar dobrada interrompe o fluxo de ar.
Medir a pressão arterial com muita frequência pode causar
danos corporais devido à interferência no fluxo sanguíneo.
Confirme se a operação do dispositivo não resulta emcomprometimento prolongado da circulação sanguínea ao usaro dispositivo repetidamente.
A medição da pressão arterial pode não ser precisa se opaciente apresentar arritmia contínua ou se moverexcessivamente.
xiii

Use a manga no mesmo nível do coração. (Se o nível fordiferente, ocorrerá um erro no valor da medição.)O gravador corresponde ao artefato e ao impacto externo. Se
houver alguma dúvida no valor da medição, meça a pressão
arterial por auscultação ou palpação.
Pode ocorrer erro de medição se a manga não tiver acircunferência do braço adequada para o paciente.
Não encha a manga antes de envolver o braço do paciente. Isso
pode causar danos e explosão da manga.

Nota
A medição da pressão arterial pode causar sangramento subcutâneo.
Esse sangramento subcutâneo é temporário e desaparece com o
tempo.
Se o paciente usa um aparelho cardíaco-pulmonar, a pressão arterialnão pode ser medida devido à ausência de batimentos cardíacos.
A pressão arterial não pode ser medida corretamente se um panogrosso for usado.
A pressão arterial não pode ser medida corretamente se o panoestiver enrolado e o braço apertado.
A pressão arterial não pode ser medida corretamente se a circulação
periférica for insuficiente, se a pressão arterial estiver excessivamentebaixa ou se o paciente tiver hipotermia (o fluxo sanguíneo é
insuficiente).
A pressão arterial não pode ser medida corretamente se o paciente
apresentar arritmia frequente.
A pressão arterial não pode ser medida corretamente com o tamanho
inadequado da manga.
A pressão arterial não pode ser medida corretamente se a manga não
for usada no mesmo nível que o coração.
A pressão arterial não pode ser medida corretamente se o paciente
estiver em movimento ou falando durante a medição.
xivNão foram realizados ensaios clínicos em recém-nascidos e mulheres
grávidas.
Consulte um médico antes de usar se você fez uma mastectomia.

Manga
Descarte as mangas contaminadas por sangue para impedir a
propagação de doenças infecciosas.
Evite guardar a manga dobrada ou a mangueira de ar torcida
firmemente por longos períodos de tempo. Esse tratamento
pode reduzir a vida útil dos componentes.

Medição da taxa de pulso
Não use a taxa de pulso exibida para o diagnóstico debatimentos cardíacos irregulares.

Nota
O gravador mede a taxa de pulso ao medir a pressão arterial.

xv

Lista de embalagem
O gravador é um instrumento de precisão, portanto, use com
cuidado.
Choques excessivos podem causar falhas e mau
funcionamento.

Nota

O gravador é enviado usando uma caixa de embalagem especial,projetada para evitar danos durante o transporte. Ao abrir esta caixa,
verifique se você tem tudo na lista de embalagem. Se você tiver
alguma dúvida, entre em contato com o revendedor local ou orevendedor de A&D mais próximo. Recomendamos manter a caixa deembalagem especial.
Consulte "10. Itens opcionais (exigem encomenda)" para ver os
itens opcionais.
Gravador de pressão arterial ..................................................................... 1
Acessórios
Manga para adulto 20 a 31 cm (7.8" a 12.2")
para o braço esquerdo
TM-CF302A ................ 1
28 a 38 cm (11.0" a 15.0") para o braço esquerdo
Manga grande
TM-CF402A ................ 1
Capa da manga para adulto .................................................... 2
Capa da manga grande ........................................................... 2
Estojo de transporte .......................... AX-133025995 ........ 1
Cinto .................................................. AX-00U44189 ......... 1
Clipe ........................................................................................ 1
Folha de registro de atividade (10 folhas) ... AX-PP181-S ........... 1
Cabo USB ......................................... AX-KOUSB4C ......... 1
CD do ABPM Data Manager .................................................... 1
Este manual de instruções ...................................................... 1xvi

Gravador de pressão arterial
Estojo de transporte

Cinto

Cabo USB

Manga para adulto para o braço esquerdo
Manga grande para o braço esquerdo
Clipe

Capa da manga para adulto
Capa da manga grande

Folha de registro de atividade (10 folhas)

CD do ABPM Data Manager

xvii

Este manual de instruções

[ Página em branco ]xviii

Conteúdo
Conformidade ...................................................................................................i
Conformidade com a diretiva europeia ................................................. i
Conformidade com as regras da FCC .................................................. i
Cuidado da FCC .................................................................................... i
Conformidade com as regras da IC ......................................................ii
Conformidade com o Australian EMD Framework...............................ii
Transmissão Bluetooth® .......................................................................ii
Definições de avisos....................................................................................... iii
Precauções para uso .....................................................................................iv
Precauções para medição segura .............................................................. xiii
Medição da pressão arterial ............................................................... xiii
Manga ................................................................................................. xv
Medição da taxa de pulso .................................................................. xv
Lista de embalagem .....................................................................................xvi
1.

Introdução ........................................................................................... 5

2.

Recursos ............................................................................................. 5

3.

Abreviações e símbolos .................................................................... 84.

Especificações.................................................................................. 13
4.1.

Gravador ................................................................................. 13

4.2.

Dimensões .............................................................................. 16

5.

Nomes dos componentes ............................................................... 17
5.1.

Gravador ................................................................................. 17

5.2.

Visor......................................................................................... 18

5.2.1.

Painel de LCD (tela de cristal líquido) .................................. 18

5.2.2.

Visor de OLED (Diodo orgânico emissor de luz) ................ 19
1

5.3.

Operações do botão principal ................................................ 20

5.3.1.

Operações de A-BPM ........................................................... 20

5.3.2.

Operações de S-BPM ........................................................... 23

5.3.3.

Outras operações .................................................................. 256.

Funções de medição da pressão arterial ....................................... 27
6.1.

Medição automática da pressão arterial (A-BPM)................. 27

6.1.1.

Modo de espera de A-BPM ................................................. 29

6.1.2.

Função de repouso e intervalo de tempo ............................ 29

6.1.3.

Como parar a medição.......................................................... 30

6.2.

Automedição da pressão arterial (S-BPM) ............................ 31

6.2.1.

Programas de S-BPM ........................................................... 32

6.2.2.

Modo de espera de S-BPM ................................................. 36

6.2.3.

Parar e suspender a medição .............................................. 37

6.3.

Resultado da medição ............................................................ 38

6.3.1.

Exibindo os resultados da medição ..................................... 38

6.3.2.

Armazenando os resultados da medição ............................ 38

6.3.3.

Exportando os resultados da medição ................................ 39

6.3.4.

Números de I D ..................................................................... 39

7.

Preparação do gravador.................................................................. 40
7.1.

Instalação das pilhas (Substituição das pilhas) ..................... 40

7.1.1.

Como substituir as pilhas ...................................................... 42

7.2.

Preparação do estojo de transporte ....................................... 42

7.3.

Inspeção para uso .................................................................. 43

7.3.1.

Listas de verificação de pré-instalação das pilhas .............. 43

7.3.2.

Listas de verificação de pós-instalação das pilhas ............. 442

Operações ........................................................................................ 45

8.
8.1.

Fluxograma de operação ....................................................... 45

8.2.

Configurações iniciais ............................................................. 47

8.2.1.

Configurações de fábrica ...................................................... 47

8.2.2.

O relógio e a função de monitor de medição ...................... 48

8.2.3.

Valor de pressurização inicial ............................................... 50

8.3.

Programas predefinidos de A-BPM........................................ 50

8.3.1.

Itens e parâmetros de A-BPM .............................................. 52

8.3.2.

Exemplos de programa de A-BPM ...................................... 55

8.4.

Programas de S-BPM............................................................. 57

8.4.1.

Itens e parâmetros de S-BPM .............................................. 58

8.4.2.

Exemplos do visor de S-BPM............................................... 59

8.5.

Como excluir os dados de medição ....................................... 62

8.6.

Acoplar o produto ao paciente ............................................... 63

8.6.1.

Informações para os pacientes ............................................ 63

8.6.2.

Capa da manga ..................................................................... 65

8.6.3.

Fixando a manga, estojo de transporte e gravador ............ 66

8.7.

Operações de medição da pressão arterial........................... 69

8.7.1.

Operações de A-BPM ........................................................... 69

8.7.2.

Operações de S-BPM ........................................................... 71

8.7.3.

Medição manual .................................................................... 73

8.7.4.

Parar e suspender as medições........................................... 74

8.8.

Como conectar o gravador ao periférico dedicado ............... 76

8.8.1.

Conexão com cabo USB ...................................................... 76

8.8.2.

Como usar a comunicação Bluetooth®............................... 78

8.8.3.

Como suspender a comunicação Bluetooth® (modo Avião) ....... 793

Manutenção ...................................................................................... 80

9.
9.1.

Armazenamento de produtos, inspeção e gerenciamento de segurança .... 80

9.2.

Limpeza do produto ................................................................ 81

9.3.

Inspeção periódica .................................................................. 83

9.3.1.

Inspeção de pré-instalação das pilhas................................. 83

9.3.2.

Inspeção de pós-instalação das pilhas ................................ 84

9.4.

Descarte .................................................................................. 85

9.5.

Solução de problemas ............................................................ 86

9.6.

Códigos de erro ...................................................................... 87

10.

Itens opcionais (que exigem encomenda) ..................................... 9011.

Apêndice ........................................................................................... 92

11.1. Princípio da medição da pressão arterial............................... 92
11.2. Informações de EMD .............................................................. 95

4

1. Introdução

Obrigado por sua compra!

O gravador de pressão arterial ambulatorial TM-2441 permite amedição precisa da pressão arterial do paciente
automaticamente por tempos predefinidos (por exemplo, 24
horas continuamente). Este manual explica as configurações,operações, modos e programas de medição da pressão arterial,
bem como a comunicação com o periférico dedicado,
manutenção, especificações e avisos. Leia este manual para
uso adequado e mantenha-o em um local acessível.

2. Recursos

ResumoO gravador é um monitor ambulatorial da pressão arterial quepode medir o valor não invasivo da pressão arterial e a taxa depulso do paciente sob a orientação de um médico. O objetivo douso é medir e armazenar variações da pressão arterial em um dia
durante a vida cotidiana. O gravador foi projetado para ser
equipado com portabilidade, função de gerenciamento de dados
e operação simples.

Alvo de medição da pressão arterial

Este gravador foi projetado para adultos (acima de 12 anos).

5

Finalidade do uso

O gravador está equipado com dois modos de medição dapressão arterial. Os valores da pressão arterial podem ser
usados para consultar médicos e gerenciar a saúde.

Medição automática da pressão arterial ( A-BPM )Este modo pode especificar seis pares de horários e intervalos
de início arbitrários a cada 24 horas, e pode medir e registrar
automaticamente a pressão arterial.
Automedição da pressão arterial ( S-BPM )O uso deste modo pressupõe que um paciente mede sua
própria pressão arterial por auto-operação em casa ou no
hospital. Este modo pode usar cinco tipos de programas deacordo com a utilização.

Portabilidade

O peso do gravador é de aproximadamente 135 g (excluindo as
pilhas).
Ele é do tamanho da palma da mão e está equipado com uma
microbomba.
Duas pilhas alcalinas AA podem ser usadas. (Tamanho LR6 ou
AA)Duas pilhas recarregáveis (tamanho AA, pilha Ni-MH) podem
ser usadas.

Operabilidade

As configurações do gravador e o programa de medição dapressão arterial podem ser facilmente configurados usando o
ABPM Data Manager instalado no computador (periférico
dedicado).
6

Amplo desempenho analítico

O tempo do intervalo de medição pode ser definido para amedição automática da pressão arterial.
A pressão arterial pode ser medida imediatamente usando amedição manual a qualquer momento.
S-BPM é equipado com cinco programas para diferentes
condições.
A análise pode ser feita efetivamente usando o ABPM DataManager instalado no computador (periférico dedicado).

Menor tempo de medição

A velocidade de deflação é controlada para minimizar o tempo demedição.
O valor da pressurização é controlado para minimizar o tempo demedição.

Conveniência simples

O periférico dedicado pode receber dados usando um caboUSB. Os dados recebidos podem ser analisados e impressos
facilmente.

73. Abreviações e símbolos
SímbolosSignificado

SYS

Systolic blood pressure (Pressão arterial sistólica)

DIA

Diastolic blood pressure (Pressão arterial diastólica)

PUL

Pulse rate (Taxa de pulso)

PP
kPa
mmHg
/min

Pulse pressure (Pressão de pulso)

PP = SYS - DIA

Unit of blood pressure (Unidade de pressão arterial)
Unit of pulse rate (Unidade de taxa de pulso)/minute (/minuto)

Marca indicando batimento cardíaco durante a medição.
Bluetooth está sendo usado.
Exibindo:
A-BPM está sendo realizado.
Piscando:
Intervalo de tempo de "Escopo 1" estásendo realizado.
O Indicador de IHB

--xx

LCD
OLED

Silenciar
Memória cheia, apague os dados para iniciar amedição.
Indicador das pilhas Quando o nível 1
forexibido, substitua as pilhas para usar o gravador.
Marca de repouso A-BPM
A marca é exibida durante a configuração.
Fora de alcance ou valor de medição impossível.
Códigos de erro. xx =aMarca INICIAR S-BPM
Marca PARAR S-BPM
Liquid crystal display (Visor de cristal líquido)
Organic light emitting diode (Diodo orgânico emissor
de luz)Marca de alerta
8

Símbolos

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMD

Significado
Grau de proteção contra choques elétricos:
Equipamento tipo BF.
Fabricante da marcação CE. Data de fabricação.
Símbolo da manga pequena
Circunferência do braço 15 a 22 cm
5,9" a 8,7"
Símbolo da manga para adultos
Circunferência do braço 20 a 31 cm 7,8" a 12,2"
Símbolo da manga grande
Circunferência do braço 28 a 38 cm 11,0" a 15,0"
Símbolo da manga extragrande
Circunferência do braço 36 a 50 cm 14,2" a 19,7"
Símbolo impresso na embalagem.
A manga grande é incluída em acessórios.
Símbolo impresso na embalagem.
A manga para adultos é incluída em acessórios.
Consulte o manual de instruções ou o folheto.
Símbolo de "Manter seco" e "Manter longe da chuva".
Número de série
Símbolo impresso no compartimento das pilhas.
Direção (polaridade) para instalar as pilhas.
Símbolo impresso na embalagem.
As pilhas estão excluídas dos acessórios.
Electromagnetic disturbances (Distúrbios eletromagnéticos)
Símbolo de "Manuseie com cuidado".
Símbolo de waste electrical and electronic equipment
directive (diretiva de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrônicos).
9

Símbolos
BPM
A-BPM
S-BPM

Significado
Blood pressure measurement (Medição dapressão arterial)
Automatic blood pressure measurement(Medição automática da pressão arterial)
Self blood pressure measurement(Automedição da pressão arterial)

Sleep, Cycle, Hour, START,Operation (Repouso, Ciclo, Símbolos A-BPM. #1
Hora, Iniciar, Operação)
OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
(Pressão arterial no consultório,Pressão arterial no consultório
automatizada, Pressão arterial
Símbolos S-BPM. #2
em casa, Pressão arterial
noturna automatizada,
Automedição automatizada dapressão arterial)
Pairing, FlightMode Símbolos de Bluetooth. #3
Not made with natural rubber
Cuidados para o paciente. Impresso na
latex. (Não fabricado com látex
manga.
de borracha natural.)Precauções na tampa das pilhas.
CautionUse pilhas alcalinas ou as pilhas• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
recarregáveis especificadas e garanta a
correct polarity (+,-).
polaridade correta (+,-).
• Do not mix new, used or different
Não misture pilhas novas, usadas
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose toou de marcas diferentes.
main body.
Prenda firmemente a mangueira de ar da
manga ao corpo principal.
#1 : Consulte "6.1. Medição automática da pressão arterial (A-BPM)" e"8.3. Programas predefinidos de A-BPM" para gravação dapressão arterial por 24 horas.
#2 : Consulte "6.2. Automedição da pressão arterial (S-BPM)" e"8.4. Programas de S-BPM" para obter cinco tipos de programas.
#3 : Consulte "8.8.2. Como usar a comunicação Bluetooth®" e"8.8.3. Como suspender a comunicação Bluetooth® (modo Avião)".
10

Indicador de IHB

Quando o monitor detecta um ritmo irregular durante asmedições, o indicador de IHB será exibido na tela com osvalores de medição (apenas S-BPM).

Escopo 1"Escopo 1" em S-BPM consiste de um conjunto de medições dapressão arterial e tempos de intervalo que são repetidos para onúmero da contagem de medições. O último intervalo de tempo
é omitido.
Medição da pressão arterial
T

Hora de início

T

T

Tempo

T: Intervalo de tempo

Número da contagem de medições

11

Modo de espera

O modo de espera de A-BPM é um estado onde a pressão

arterial não é medida durante o intervalo de tempo.
Horário de início Horário de início Medição da pressão arterial
T

T

T

T

T

T

Seção

T
Seção

Tempo
T: Intervalo de tempo

O modo de espera de S-BPM é um estado onde a pressão
arterial não é medida durante o intervalo de tempo entre oúltimo "Escopo 1" e o próximo "Escopo 1".
Horário de início
TT

Horário de início
Medição da pressão arterial

Modo de espera

Escopo 1

T

T

Tempo

Escopo 1
T: Intervalo de tempo

Periférico dedicado

Periférico dedicado significa o computador principal onde o ABPM
Data Manager está instalado. O ABPM Data Manager estáarmazenado no CD de acessórios.
Use um dispositivo periférico que esteja em conformidade com osrequisitos para equipamentos elétricos médicos (IEC60601-1) ao
conectar o gravador ao dispositivo periférico. Não conecte o
gravador a outro dispositivo (exemplo: IEC60950) na área usando
equipamento médico.
Use um cabo USB menor que 1,5 m (4,9 pés).
124. Especificações

4.1. Gravador

Itens
Descrições
Método de medição
Método de medição oscilométrica
Método de detecção de
Sensor de pressão de semicondutor
pressão
Intervalo de exibição de
0 a 299 mmHg
pressão
Pressão:±3 mmHg
Precisão de medição
Taxa de pulso:±5 %Divisão dePressão:1 mmHgtela mínima
Taxa de pulso:
1 batimento / minuto
Pressão sistólica: 60 a 280 mmHg
Intervalo de medição
Pressão diastólica: 30 a 160 mmHg
Taxa de pulso:
30 a 200 batimentos / minuto
Escape constante com válvula de vazamento
Despressurização
controlada para mecanismo de segurança
EscapeVálvula eletromagnética
Método deMicrobombapressurização
Pressurização
85 a 299 mmHg
automática
Intervalos em cada seção que dividem 24
Intervalo de tempo (dehoras em seis partes no máximo.
A-BPM)
Intervalo: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Relógio
Relógio de 24 horas
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixels, caracteres brancos
S-BPM:
Visor
LCD, 40 x 50 mm, Visor: pressão sistólica,pressão diastólica, taxa de pulso, relógio,erro, monitor de status e símbolos
13

ItensDescrições
Dados de medição: Máx. 600 dados
Com o mesmo tipo de pilhas:
2 x pilhas 1,5V (tamanho AA ou LR6)
Pilha alcalina ou de níquel-hidrogênio (pilha
Fonte de alimentação
Ni-MH) de 1900 mAh ou mais
Bateria de reserva para o relógio integrado:
Bateria de célula tipo moeda recarregávelde lítio ML2016H
200 vezes ou mais.
(quando são usadas pilhas alcalinas novas ou
Número de medições
pilhas de hidrogênio e níquel. Pode variar
devido às condições de medição.)CC 3,0 V (pilhas alcalinas, LR6),
Tensão nominal
CC 2,4 V (pilhas de níquel-hidrogênio,tamanho AA)
USB: Compatível com USB1.1.
Comprimento do cabo: 1,5 m ou menor.
O terminal tipo Micro-USB B pode conectaro periférico dedicado (usando um software
Interfacede driver).
O Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
Dispositivo sem fios pode ser conectado.
Temperatura: +10 a +40 °C
Condições de operação
Umidade:30 a 85% UR (sem condensação)Condições de transporte Temperatura: -20 a +60 °C
e armazenamento
Umidade:10 a 95% UR (sem condensação)Pressão atmosférica para
operação e condição de 700 a 1060 hPa
armazenamento
Tipo de proteção contra
Equipamento com alimentação internachoque elétrico
Memória14

ItensDescrições
Grau de proteção contra Tipo BF: O gravador, a manga e a tubulação
choques elétricos
foram projetados para fornecer proteção
especial contra choques elétricos.
A etiqueta da diretiva CE para dispositivos
Marcação CE
médicos.
A marca comercial de certificação registrada na
Marcação C-Tick
ACA pelo escritório de marcas comerciais.
Dimensões
Aprox. 95 (C) × 66 (L) × 24,5 (A) mm
Massa
Aprox. 135 g (excluindo pilhas)
Gravador: 5 anos. Autoautenticação com os
dados internos. Operação e manutenção
Vida útil
adequadas nas melhores condições. A
durabilidade varia de acordo com as condições
de uso.
Proteção de entrada
Dispositivo: IP22
Modo padrão
Medição contínua
Tempo de reinício após a
Imediatamente
desfibrilação
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLP
Faixa de frequência: 2,4 GH (2400 a 2483,5 MHz)
Comunicação sem fio
Modulação: GFSKPotência irradiada efetiva: < 20 dBm
Nota:# O teste clínico para este dispositivo é realizado com base na ISO
81060-2:2013.
# O gravador não é um dispositivo médico para monitorar o paciente.
Não recomendamos o modo de uso que deve monitorar o paciente
em tempo real no local, como unidade de terapia intensiva.
ACA: Australian communications authority (Autoridade australiana
de comunicações)15

4.2. Dimensões

66

24,5

95

Unidade: mm

16

5. Nomes dos componentes

5.1. Gravador

Marca de posição da artéria

Manga para adulto e manga grande para o braço esquerdo
Mangueira de arBujão de ar
Tomada de arBotão EVENT
para A-BPM
OLED para A-BPM
Botão START
STOP
para A-BPM

eBotão AUTO
para A-BPM

LCD
INICIAR e
Botão
PARAR
para S-BPM

Botão LOCK
para A-BPM

Tampa daspilhasCompartimento das pilhas e
2 pilhas LR6 (tamanho AA)
para medição
Porta Micro USB (na parteinferior), Terminal decomunicação de dados

175.2. Visor
Nota
Para obter um diagnóstico preciso, leia com atenção os dados
exibidos no gravador e interprete-os adequadamente.

5.2.1. Painel de LCD (tela de cristal líquido)
Números superiores
Números do meio
Números inferiores

Os seguintes valores podem ser exibidos em cada modo:
Resultado damedição

A-BPM

S-BPM

Números
superiores

Pressão arterial Intervalo desistólica
tempo

Números do
meio

Pressão arterial
Valor deTempo restante
diastólica
pressão

Números
inferiores

Pulso

Programa

Hora do relógio Hora do relógio

Consulte "3. Abreviações e símbolos" para obter ossignificados dos símbolos no LCD.
18

5.2.2. Visor de OLED (Diodo orgânico emissor de luz)
O estado de A-BPM é indicado no OLED.
Hora do relógio.
O estado de configuração e operação.
O valor da medição de A-BPM.
SYS

Pressão arterial sistólica.

DIA

Pressão arterial diastólica.

PUL

Taxa de pulso.

mmHg Unidade do valor da pressão arterial.
/min

Unidade da taxa de pulso.

Consulte "3. Abreviações e símbolos" para obter ossignificados dos símbolos no OLED.
SímbolosSignificado
A marca é exibida durante a configuração.
Exibindo:

A-BPM está sendo realizado.

Piscando: Intervalo de tempo de "Escopo 1" está sendo
realizado.
Bluetooth está sendo usado.
Memória cheia
Marca de repouso A-BPM
Indicador de bateria

19

5.3. Operações do botão principal
5.3.1. Operações de A-BPM
Para iniciar ou suspender A-BPM.
Para alternar entre A-BPM e S-BPM

Passo 1. Armazene o programa predefinido (de horários e intervalos deinício) para A-BPM.
Passo 2. Ajuste o botão

AUTO

para as seguintes operações.

"ON" ...... A-BPM é iniciado e a marcaé exibida.

As medições da pressão arterial são realizadas deacordo com o programa A-BPM predefinido.
"OFF" ..... A-BPM é suspenso e a marcaé ocultada.

A medição da pressão arterial pode ser realizada
usando os programas S-BPM predefinidos.

Para bloquear A-BPM em "ON".
Mantenha o botão
LOCK

AUTO

na posição "ON" usando o botão

para realizar A-BPM.

Para expandir o intervalo de tempo de A-BPM.

Passo 1. Coloque o modo de repouso em "ON" antes da medição.
Passo 2. Coloque o botão

AUTO

na posição "ON" para usar

A-BPM.
A marcaé exibida.

Passo 3. Quando o botãoEVENT

é pressionado durante A-BPM, ointervalo de tempo é dobrado.
Quando o botão

EVENT

for pressionado novamente, ointervalo de tempo retorna ao valor básico.
20

Para parar durante A-BPM

Quando o botão START/STOP é pressionado durante a
medição da pressão arterial, o ar é exaurido imediatamente e
a medição atual é interrompida. Porém, A-BPM continua. A
próxima medição da pressão arterial é realizada de acordo
com as configurações de A-BPM.

Para definir o programa de A-BPM.
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta,
pressione o botão START/STOP ou EVENT
retornar à exibição do modo de espera.

para

Passo 3. Enquanto mantém pressionado o botão START/STOP ,pressione e mantenha pressionado o botão EVENT até
que Sleep seja exibido no OLED.
Passo 4. Estes são os botões de operação:Consulte "8.3.1. Itens e parâmetros de A-BPM"
Botão EVENT ........... Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP .... Decisão, próximo item, fim das
configurações.

Para medir a pressão arterial durante A-BPM imediatamente.
(Medição manual da pressão arterial em A-BPM )Passo 1. Se a indicação do OLED estiver oculta,
pressione o botão

START/STOP

ou

EVENT

para

retornar à exibição do modo de espera de A-BPM. O modode espera de A-BPM é um estado onde a pressão arterialnão é medida durante o intervalo de tempo.

Passo 2. Pressione o botão

START/STOP

espera de A-BPM.
21

durante o modo dePara ajustar o relógio.
Para definir a função de monitor de A-BPM.
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém pressionado o botão

START/STOP ,pressione e mantenha pressionado o botão

EVENT

até

que Display (após Sleep ) seja exibido no OLED.
Passo 4. Estes são os botões de operação:Consulte "8.2.2. O relógio e a função de monitor de medição"Botão EVENT ........... Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP .... Decisão, próximo item, fim das
configurações.

22

5.3.2. Operações de S-BPM
Para iniciar S-BPM.

Passo 1. Selecione o programa S-BPM e armazene seus parâmetros.
Passo 2. Coloque o botão AUTO na posição "OFF".
Passo 3. As operações são as seguintes:
Programas de S-BPM
Operações
Pressão arterial no consultório OBP Pressione o botão
/Pressão arterial no consultóriopara iniciar o programa
automatizada
AOBP predefinido durante o modo
Pressão arterial em casa
HBP de espera.
Pressão arterial noturna automatizada O programa predefinido
ANBP entra em espera até a"hora de início" ou "hora deAutomedição automatizada dapressão arterial
ASBP início do alarme".

Para parar S-BPM.

As operações são as seguintes:

Programas de S-BPM

Operações

Pressão arterial no
consultório
OBP

para parar a
Pressione o botão
/Pressão arterial nomedição da pressão arterial.
consultório automatizada AOBP
Pressão arterial em casa HBP
Pressão arterialpara parar a
Pressione o botão
/noturnamedição da pressão arterial. Na próxima
automatizada ANBP hora de início, a pressão arterial é medida ou
o sinal sonoro é emitido.
#1
Automedição
Se você precisar parar o gravador
automatizada
completamente, remova as pilhas doda pressão arterial
ASBP gravador ou mude para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM".
23

Para definir o programa de S-BPM.
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Enquanto mantém pressionado o botão
mantenha pressionado o botão

/, pressione e

START/STOP

até queseja exibido no LCD.
Passo 3. As operações são as seguintes:
Consulte "8.4. Programas de S-BPM".
Botão

/

............... Alterar o parâmetro atual.

Botão START/STOP.... Decisão, próximo item, fim das
configurações.

Para medir a pressão arterial durante S-BPM imediatamente.
(Medição manual da pressão arterial em S-BPM )Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta,
pressione o botão

START/STOP

ou

EVENT

para

retornar à exibição do modo de espera de S-BPM.
Passo 2. Pressione o botão
S-BPM.

durante o modo de espera de/

As medições de pressão arterial de "Escopo 1" sãoexecutadas imediatamente.
"Escopo 1" em consiste de um conjunto de medições dapressão arterial e tempos de intervalo que são repetidos parao número da contagem de medições. O último intervalo detempo é omitido.
O modo de espera de S-BPM é um estado onde a pressão
arterial não é medida durante o intervalo de tempo entre oúltimo "Escopo 1" e o próximo "Escopo 1".
24

5.3.3. Outras operações
Para retornar do modo de espera e mostrar o monitor.

Se a indicação do OLED ou LCD estiver oculta, pressione obotãoSTART/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição

do modo de espera.

Como excluir os dados de medição
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação estiver oculta, pressione o botão
START/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém pressionado o botão

START/STOP ,pressione e mantenha pressionado o botão
que DataClear

(após

EVENT

até

Sleep e Display ) seja exibido

no OLED.
Passo 4. Selecione uma operação.
Se você excluir os dados, mantenha pressionado o botão
START/STOP .

Passo 4. Exclusão
DataClear
OLED Erasing
OLED e a exclusão dos dados é iniciada.
Erasing pisca sob DataClear no

Avance para o passo 5 após a exclusão.
Se você mantiver (não excluir) os dados, pressioneo botãoEVENT

e prossiga para o passo 5.

Passo 5. O gravador retorna ao modo de espera.

25

Para emparelhar a comunicação via Bluetooth®.
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Mantenha pressionado o botão
(após

FlightModeEVENT

até que

Paring) seja exibido no OLED. O gravador

começa a aguardar o emparelhamento.
Passo 4. Quando o emparelhamento Bluetooth estiver concluído, amarcaserá exibida no LCD.

Se você cancelar o emparelhamento atual, pressione o botãoEVENT . O gravador passa para a exibição do modo deespera.

Para suspender a comunicação via Bluetooth®. (Modo Avião)Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Mantenha pressionado o botão
FlightModeEVENT

até queseja exibido no OLED.

Passo 4. O modo avião pode ser ativado/desativado usando o botão
START/STOP .
Botão
FlightMode
ON
Passo 5. Pressione o botão

START/STOP

EVENT

modo de espera.
26

FlightModeOFFpara retornar à exibição do6. Funções de medição da pressão arterial
O gravador é equipado com medição automática da pressão
arterial (A-BPM) e automedição da pressão arterial (S-BPM), e
pode armazenar e estados e resultados de medição.

6.1. Medição automática da pressão arterial (A-BPM)
Quando A-BPM for suspenso ou não for usado, coloque obotão AUTO na posição "OFF". Se o botão AUTO for
deixado na posição "ON", a medição irá iniciar na próxima
hora de início e a manga pode estourar.
Use o botão LOCK para impedir que o botão
AUTO mova-se da posição "OFF" acidentalmenteenquanto A-BPM for usado.
Botão

AUTO

em "OFF"Botão LOCK
em "BLOQUEAR"

Botão

AUTO

Botão

AUTO

em "ON"A função A-BPM mede a pressão arterial em intervalos
predefinidos usando o relógio integrado e armazena o resultado
da medição na memória.
A-BPM pode ser iniciado e suspenso com o botão AUTO . Useo botão LOCK para impedir movimentos acidentais enquanto
A-BPM for usado.
27

A marca

é exibida no LCD enquanto A-BPM é usado. A

pressão arterial é medida automaticamente na hora de início de
A-BPM.
Um valor inicial de pressurização pode ser definido
antecipadamente.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]

Se AUTO for especificado para o valor inicial da pressurização, ovalor da pressurização é selecionado automaticamente. A
configuração de fábrica é 180 mmHg. Consulte "8.2.3. Valor

inicial de pressurização" para obter informações sobre comoselecionar um valor inicial de pressurização.
Se a primeira pressurização não for suficiente, as
repressurizações são realizadas automaticamente até duas
vezes.
Ao excluir dados na memória ou mover o botão

AUTO

para

"OFF", o valor da pressurização é redefinido para o valor inicial
da pressurização.
Quando ocorre um erro de medição e o tempo de espera até apróxima hora de início é superior a 8 minutos, a pressão arterial
é medida uma vez após 120 segundos. O resultado da medição
é armazenado na memória.
Se quiser suspender A-BPM, libere o botão
botão

AUTO

para "OFF".

28

LOCK

e mova o6.1.1. Modo de espera de A-BPM
Os itens para monitorar o estado da medição podem ser
exibidos no LCD durante o tempo de espera de A-BPM.
No modo de espera, os indicadores são ocultados
automaticamente.
Pressione qualquer botão para exibir itens.
O modo de espera de A-BPM é um estado onde a pressão
arterial não é medida durante o intervalo de tempo.
Intervalo de medição
Tempo restante para a próxima hora de início
Hora atual

6.1.2. Função de repouso e intervalo de tempo
Coloque o modo de repouso em "ON" no programa predefinido.
Quando o botão EVENT é pressionado durante A-BPM, ointervalo de tempo é dobrado.
Quando o botão EVENT for pressionado novamente em
A-BPM, o intervalo de tempo retorna ao valor original.
Consulte "8.3. Programas predefinidos de A-BPM" para obter
informações sobre como configurar o modo de repouso.
T: Intervalo de tempo

Medição da pressão arterial
T

T

2T

2T

2T

T

T

Botão EVENTBotãoBotão AUTO em "ON"Armazenar parâmetros do modo de repouso
29

Tempo
EVENT

6.1.3. Como parar a medição
Quando o botão

START/STOPé pressionado durante a

medição da pressão arterial, o ar é exaurido imediatamente e amedição atual é interrompida. Porém, A-BPM continua. A
próxima medição da pressão arterial é realizada de acordo com
as configurações de A-BPM.

Nota
Quando a medição é interrompida, o código de paradaé exibido no OLED e armazenado na memória.

30

E07

6.2. Automedição da pressão arterial (S-BPM)
Coloque o botão AUTO na posição "OFF" para usar
programas de S-BPM.
O gravador é equipado com cinco tipos de programas S-BPM,de acordo com diferentes condições do ambiente de medição.
Os parâmetros e resultados da medição podem ser
armazenados na memória.
Descrições e ações do programa
Itens
Pressão arterial no consultório
OBP Programa para medição da pressão arterial pela
N.A.
equipe do hospital. "Escopo 1": A medição dapressão arterial ocorre uma vez.
Pressão arterial no consultório automatizada
Contagem
AOBP Programa para medição da pressão arterial após
repouso dentro do hospital. "Escopo 1": A medição é
Intervalo
realizada usando contagem e intervalo de tempo.
Pressão arterial em casa
#1
HBP Programa para medição da pressão arterial em casa. Contagem"Escopo 1": A medição é realizada usandoIntervalocontagem e intervalo de tempo.
Pressão arterial noturna automatizada#2 Hora dePrograma para medição da pressão arterial
inícioANBP
durante a noite. A medição é realizada usando
Contagem
contagem e intervalo de tempo. A ANBP podeIntervalo
especificar até seis horas de início por dia.
Automedição automatizada da pressão arterial #2 Hora dePrograma que indica os horários de início com o início do
ASBP som da campainha. Pressione o botão
/alarmepara medir a pressão arterial em casa. A
Contagem
campainha pode especificar até seis vezes por
Intervalo
dia.
Nome

#1 : A pressão arterial é medida de acordo com a Sociedade
Japonesa de Hipertensão.
31

#2 : Quando a contagem de medição e o intervalo de tempo de
ANBP ou ASBP são alterados, as configurações de HBP
também são alteradas.

6.2.1. Programas de S-BPM
Pressão arterial no consultório
Quando o botão

/OBP
é pressionado, a pressão arterial é

medida uma vez e é armazenada na memória.
Medição da pressão arterial
Pressione o botão

Tempo

para iniciar a medição.

/Pressão arterial no consultório automatizada
Quando o botãoAOBP

é pressionado, a AOBP é iniciada.

/

Primeiro, o dispositivo fica ocioso pelo intervalo de tempo para
permitir que o paciente relaxe.
Em seguida, o AOBP realiza "Escopo 1".

"Escopo 1" em consiste de um conjunto de medições dapressão arterial e tempos de intervalo que são repetidos para onúmero da contagem de medições. O último intervalo de tempo
é omitido.
Quando o botão

Escopo 1 T: Intervalo de tempo

Medição da pressão arterial
T

T

Pressione o botão

"Escopo 1",

for pressionado durante/"Escopo 1" é parado.

T
/

T

T

para iniciar "Escopo 1".
32

Tempo

Pressione o botão
T/

T

Pressione o botão

Quando o botão

Não medido

T

T

T

Tempo

para iniciar "Escopo 1".

/

Pressão arterial em casa

para parar "Escopo 1".

HBPé pressionado, a HBP é iniciada.

/

A HBP realiza "Escopo 1".

"Escopo 1" em consiste de um conjunto de medições dapressão arterial e tempos de intervalo que são repetidos para onúmero da contagem de medições. O último intervalo de tempo
é omitido.
Quando o botão

for pressionado durante/"Escopo 1" é parado.

Medição da pressão arterial Escopo 1
T

Pressione o botão
Pressione o botão
T

T: Intervalo de tempo

T

T
/

T

T

Pressione o botão

T
/

33

Tempo

para iniciar "Escopo 1".

para parar "Escopo 1".

/"Escopo 1",

Não medido
T

Tempo

para iniciar "Escopo 1".

Pressão arterial noturna automatizada

ANBP
A ANBP pode especificar até seis predefinições de hora deinício por dia.
Quando os parâmetros do programa ANBP são armazenados, o ANBPé iniciado e um "Escopo 1" é realizado para cada hora de início.
"Escopo 1" em consiste de um conjunto de medições da pressão
arterial e tempos de intervalo que são repetidos para o número dacontagem de medições. O último intervalo de tempo é omitido.

Nota
Medição manual da pressão arterial na ANBP
Quando o botão
/é pressionado no modo de espera de
S-BPM, um "Escopo 1" é realizado.
Escopo 1
T

Escopo 1

Medição da pressão arterial

T

T

T

Tempo

Hora de início

Hora de início

A ANBP é iniciada ao mesmo tempo em que o programa ANBP é definido.
(A ANBP fica no modo de espera até a hora de início)Escopo 1
T

T

Hora de início
Escopo 1
T

T

Escopo 1

Escopo 1
T

T

T

Pressione o botão
/para iniciar a
BPM manual.

Tempo

Hora de início
Escopo 1TNão medido

T

T

Tempo

Hora de início

Pressione o botão
/para parar "Escopo 1".

T: Intervalo de tempo
34

Automedição automatizada da pressão arterial

ASBP
A ASBP pode especificar até seis predefinições de hora deinício para o alarme.
Quando os parâmetros do programa ASBP são armazenados, a
ASBP é iniciada e a campainha soa para cada hora de início.
Pressione o botão
/para realizar um "Escopo 1"quando a campainha soar.
"Escopo 1" em consiste de um conjunto de medições da pressão
arterial e tempos de intervalo que são repetidos para o número dacontagem de medições. O último intervalo de tempo é omitido.

Nota
Medição manual da pressão arterial na ASBP
Quando o botão
/for pressionado no modo de espera
entre o último "Escopo 1" e o próximo "Escopo 1", o "Escopo 1" érealizado.
Escopo 1 Medição da pressão arterial Escopo 1
T

T

T

T

Tempo

Pressione o botão
/para iniciar "Escopo 1".

Pressione o botão
/para iniciar "Escopo 1".

Hora de início do

Hora de início do alarme

A ASBP é iniciada ao mesmo tempo em que o programa ASBP é definido.
(A ASBP fica no modo de espera até a hora de início)Escopo 1
T

T

Escopo 1
T

Escopo 1

T

T

T

Tempo

Pressione o botão
/para realizar a BPM manual.
T: Intervalo de tempo
35

Escopo 1
T

Escopo 1

Não medido

T

T

Pressione o botão
Pressione o botão

/

T

Tempo

para parar "Escopo 1".

para iniciar "Escopo 1".

/

T: Intervalo de tempo

Hora de início do alarme

6.2.2. Modo de espera de S-BPM
O modo de operação e o valor de pressão são exibidos no LCD
durante o modo de espera de S-BPM.
# A indicação do LCD será ocultada automaticamente depois que
nenhuma operação for realizada por alguns minutos. Mesmo
que a indicação do LCD seja ocultada, a medição manual dapressão arterial pode ser iniciada ao pressionar o botão
/. Quando o botão START/STOP ou EVENT forpressionado, a indicação é retomada.
"Escopo 1" em consiste de um conjunto de medições dapressão arterial e tempos de intervalo que são repetidos para onúmero da contagem de medições. O último intervalo de tempo
é omitido.
pisca no LCD durante um intervalo de
A marca do relógio
tempo de "Escopo 1".
O modo de espera de S-BPM é um estado onde a pressão
arterial não é medida durante o intervalo de tempo entre oúltimo "Escopo 1" e o próximo "Escopo 1".
Programa de S-BPM
Valor de pressurização
Hora atual36

6.2.3. Parar e suspender a medição
Nota
Quando A-BPM é interrompida, o código de parada
exibido no LCD e armazenado na memória.
Programas de
S-BPM

E07

é

Operações

Pressão arterial no
consultório
OBP
Pressão arterial no
Pressione o botão
/para parar a
consultório
medição da pressão arterial.
automatizada AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Pressione o botão
/para parar anoturnamedição da pressão arterial. Na próxima
automatizada ANBP hora de início, a pressão arterial é medida ou
o sinal sonoro é emitido.
#1
Automedição
Se você precisar parar o gravador
automatizada
completamente, remova as pilhas doda pressão arterial
ASBP gravador ou mude para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM".

37

6.3. Resultado da medição
6.3.1. Exibindo os resultados da medição
A função do monitor pode selecionar o comando "Display ON" ou"Display OFF" do resultado da medição de A-BPM. Esta função
não pode ser usada para S-BPM.
O conteúdo do comando "Display ON" inclui "Valor de pressão
durante a medição", "resultado da medição" e "Código de erropara o resultado da medição".
Quando o comando "Display OFF" for selecionado, o relógio é
exibido.
A configuração padrão de fábrica é "Display ON".
Consulte "8.2.2 O relógio e a função de monitor de medição".

6.3.2. Armazenando os resultados da medição
Processamento de dados do resultado da medição
Não use em um campo eletromagnético forte.
A capacidade de memória para o resultado da medição é de 600
conjuntos de dados.
é exibida e o
Quando a memória estiver cheia, a marca
gravador não pode realizar a medição até que os dados sejam
excluídos da memória.

Nota

Apague os dados da memória antes de entregar o gravador aum novo paciente. Recomendamos usar os dados da memória
do gravador para cada pessoa separadamente. Se o gravador
memorizar dados de várias pessoas, pode ser difícil processar
os dados corretamente.
38

6.3.3. Exportando os resultados da medição
Os dados de medição armazenados na memória podem serenviados para o periférico usando a transferência de dados
USB.
Consulte "8.8 Como conectar o gravador ao periférico
dedicado".

Não remova o cabo enquanto estiver usando acomunicação USB.
Isso pode danificar os dados.

Nota
Quando o indicador de bateria, não é possível usar atransferência de dados. Substitua as pilhas para transferir os
dados.

6.3.4. Números de ID
O número de ID padrão de fábrica é "0".
Configure os números de ID usando o periférico dedicado.

Nota
Os números de ID não podem ser configurados com o gravador
e exigem o uso do periférico dedicado.

39

7. Preparação do gravador

7.1. Instalação das pilhas (Substituição das pilhas)
Instale as duas pilhas novas de acordo com a direção "+" e"-" dentro do compartimento das pilhas antes de conectar ogravador.
Substitua ambas as pilhas ao mesmo tempo.
Retire as pilhas do gravador se não for utilizado durante um
longo período de tempo. As pilhas podem vazar e causar
um mau funcionamento.
Use duas pilhas alcalinas: tipo LR6 ou pilhas Ni-MH
designadas como recarregáveis.
Ao instalar a pilha no compartimento das pilhas, primeiro
empurre o terminal de mola usando o terminal "-" da pilha.
Em seguida, instale o terminal "+".
Se a pilha for instalada a partir do terminal "+", orevestimento da pilha pode ser danificado pelo terminal damola.
Não misture e use tipos diferentes de pilhas ou pilhas
usadas e pilhas novas. Isso pode causar vazamentos,
aquecimento ou danos.

Nota

Quando o nível 1
das pilhas for exibido, substitua por
duas novas antes de conectar o gravador.
O gravador não pode realizar a medição da pressão arterial ou atransferência de dados enquanto o nível 1
for exibido.
Quando as pilhas e a bateria interna estiverem descarregadas,nada é exibido.
Instale as pilhas de acordo com o símbolo de direção ().

40

Procedimento

Instale as pilhas.

Passo 1. Abra a tampa das pilhas.
Passo 2. Remova as pilhas usadas.
Passo 3. Consulte o símbolo dedireção () dentro docompartimento daspilhas. Insira duas pilhas

Passo 1. Abra.

novas nas direções
corretas de "+" e "-".
Empurre o terminal demola usando oterminal "-" da pilha.
Passo 4. Insira a bateria
empurrando o terminal"+".

Passo 2. Remova as pilhas. Passo 6. Feche.
Passo 3. Empurre o terminal de mola.
Passo 4. Insira.

Passo 5. Insira a segunda pilha
usando o mesmo
método.
Passo 6. Feche a tampa das pilhas.

Mantenha as pilhas e a tampa longe do alcance de bebês ecrianças para evitar engolimento acidental ou outros
acidentes.
Use pilhas AA comuns. Não use uma pilha recarregável
inflada ou embrulhada em fita. Pode ser difícil abrir atampa.
41

7.1.1. Como substituir as pilhas

Os resultados da medição e os parâmetros de configuração são
salvos quando as pilhas são removidas. Quando a bateria
integrada fica sem carga, a data é redefinida para 01/01/2017
00:00.
Verifique e ajuste a hora atual quando as pilhas forem
substituídas. Consulte "8.2.2. O relógio e a função de monitor demedição" para ajustar o relógio.

7.2. Preparação do estojo de transporte
Nota

Quando o estojo de transporte estiver conectado, use o cinto deacessórios.
Recomendamos o uso de um cinto para encaixar o gravador nopaciente.
Use o estojo de transporte de acessórios
quando o gravador for usado. Para prender oestojo de transporte, coloque-o através docinto de acessórios ou do cinto da roupa queestá vestindo.
Estojo de transporte
Cinto

42

7.3. Inspeção para uso
Inspecione o gravador para manter o desempenho, asegurança e eficiência antes do uso.
Confirme a seguinte lista de verificação antes / depois de instalar
as pilhas.
Se um problema for encontrado, pare de usar o gravador e
coloque a mensagem de "Defeito" ou "Não use". Entre em
contato com o revendedor local para repará-lo.

7.3.1. Listas de verificação de pré-instalação das pilhas
N°

Item

Descrição
Nenhum dano e deformação devido a queda.

1

Exterior

2

PilhasVerifique se as pilhas não estão vazias.
Substitua com duas pilhas novas antes de usar
no paciente.

3

Manga

Verifique se a manga não está desgastada. Se
a manga estiver desgastada, poderá causar
ruptura devido à pressão interna.

45Conexão damanga
AnexosNenhum dano e fixação instável para botões,etc.

Verifique se não há dobras e dobramento da
mangueira de ar.
Verifique se a tomada de ar e o conector estáconectado firmemente.
Verifique se não há danos aos acessórios.
(Estojo de transporte, cinto, etc)43

7.3.2. Listas de verificação de pós-instalação das pilhas
N°

Item

1

Pilhas

2

Visor

3

Operação

4

Medição

Descrição
Verifique se não há fogo, fumaça e odores
ofensivos.
Verifique se não há sons estranhos.
Verifique se não há irregularidades no visor.
Verifique se o gravador está funcionando
corretamente.
Verifique se a operação de medição pode serrealizada corretamente. A manga, a medição, ovisor e o resultado estão corretos.

448. Operações

8.1. Fluxograma de operação
Nota
As configurações iniciais (do relógio integrado, função demonitor e valor de pressurização inicial) e programas
predefinidos (A-BPM e S-BPM) não precisam ser
armazenados a cada vez. Eles são armazenados quando
excluídos, atualizados e quando o gravador é usado pelaprimeira vez.
As configurações do gravador podem ser armazenadas usandoo periférico dedicado. Consulte o manual de instruções do ABPM
Data Manager.
Os procedimentos de medição de A-BPM e S-BPM sãodiferentes.
A-BPM pode especificar seis pares de horários e intervalos
de início arbitrários a cada 24 horas, e pode medir e registrar
automaticamente a pressão arterial.
S-BPM assume que um paciente mede a própria pressão
arterial em casa ou no hospital. Este modo pode usar cinco
tipos de programas de acordo com a utilização.

45

Instalação das pilhas.
As configurações iniciais do relógio integrado,função do monitor de medição e valor da pressurização.

A-BPM

S-BPM

Salve o programa predefinido de A-BPM.

Salve o programa predefinido de S-BPM.

Fixe o gravador e a manga.

Fixe o gravador e a manga.

Mova o botão AUTO paraa posição "ON".

Mova o botão AUTO
para a posição "OFF".

A-BPM

Pressione o botão

Mova o botão AUTO
para a posição "OFF".

INICIAR .

Pressão arterial no consultório OBP
Pressão arterial no
consultório automatizada AOBP
Pressão arterial em casa

Conecte o gravador ao
periférico dedicado.
Processamento de dados.

HBP

Pressão arterial
noturna automatizada ANBP
Automedição automatizada
da pressão arterial
ASBP

Limpe o produto.

O procedimento completo de uso
46

8.2. Configurações iniciais
8.2.1. Configurações de fábrica
As configurações de fábrica (configurações iniciais) são
descritas abaixo:

Itens comuns das configurações
Item

Configuração de fábricaFunção de monitor

ON (é indicado)

Ano, mês, dia, hora, minuto

Data de envio

Itens de A-BPM

Configuração defábrica

Item
Modo de repouso

OFFIntervalo de tempo quando o modo de repouso
está ON

30 minutos

Hora de início da seção 1

0 horaIntervalo de tempo da seção 1

30 minutos

Hora de início da seção 2

0 horaHora de início da medição automática

OFF

Tempo de operação da medição automatizada

OFF

#1

O conteúdo das configurações de fábrica

Quando o botão AUTO é movido para "ON", A-BPM é
iniciado. A pressão arterial é medida a cada 30 minutos até que ointerruptor seja movido para "OFF".

#1 : As configurações entre o intervalo de tempo da seção 2 e ointervalo de tempo da seção 6 são omitidas porque o horário
de início das seções 1 e 2 tem o mesmo valor.
47

Itens de S-BPM

Item
Configuração de fábrica
Seleção de programa Pressão arterial no consultório (OBP)
Pressão arterial noN.A.
consultório
OBP
Pressão arterial no
Contagem de medição
2 contagens
consultório
5 minutos
automatizada AOBP Intervalo de tempo
Contagem de medição
2 contagens
Pressão arterial em
casa
HBP Intervalo de tempo
1 minuto
Hora de início da seção 2 horas
Pressão arterial
2 contagens
noturna automatizada Contagem de medição
ANBP Intervalo de tempo
1 minuto
Automedição
Hora de início do alarme 7 horas, 22 horas
automatizada
Contagem de medição
2 contagens
da pressão arterialIntervalodetempo
1 minuto
ASBP

O conteúdo das configurações de fábrica

Quando o botão
/é pressionado após mover o botão
AUTO para "OFF", o programa predefinido de S-BPM (OBP)é iniciado. O programa (OBP) mede a pressão arterial uma vez earmazena o resultado na memória.

8.2.2. O relógio e a função de monitor de medição
As configurações iniciais podem ser definidas usando os
seguintes métodos.
O método para usar botões no gravador.
O método para usar o periférico dedicado que está conectado
ao gravador utilizando o cabo USB.
48

Procedimento de operação usando botões
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP ou EVENT para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém pressionado o botão START/STOP ,pressione e mantenha pressionado o botão EVENT até
que Display (após Sleep ) seja exibido no OLED.
Passo 4. Estes são os botões de operação:Botão EVENT ........... Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP ........ Decisão, próximo item, fim das
configurações.
Depois disso, use essas opções em outros itens.
Passo 5. Após definir as configurações, pressione o botão
START / STOP para retornar ao modo de espera.
Item
OLED
FunçãoDisplaydexxmonitor
Clock
Ano
Year xxClockMêsMon. xx
Clock
Dia
Day
xx
Clock
Hora
Hour xx
Clock
MinutoMin.
xx

Intervalo
xx = OFF, ON
xx =17 a 99. Dois últimos dígitos do ano.

xx =

1

a 12 meses

xx =

1

a 31 diasxx =0

a 23 horas

xx =

0

a 59 minutos

Caracteres circulados : Configurações de fábrica e configurações
iniciais quando as pilhas são consumidas completamente.
49

8.2.3. Valor de pressurização inicial
Um valor inicial de pressurização pode ser definido antecipadamente.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Se AUTO for especificado como o valor inicial da pressurização,um valor adequado de pressurização será selecionado
automaticamente. A configuração de fábrica é 180 mmHg.
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP ou EVENT para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Selecione um valor de pressurização usando o botão
START/STOP .
Botão

AUTO

em "OFF"

Programa de S-BPM
Valor de pressurização
Hora atual

8.3. Programas predefinidos de A-BPM
As configurações iniciais podem ser definidas usando os
seguintes métodos.
O método para usar botões no gravador.
O método para usar o periférico dedicado que está conectado
ao gravador utilizando o cabo USB.
A-BPM pode ser usado apenas enquanto a medição
automatizada possa ser realizada.
50

Procedimento de operação usando botões
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP ou EVENT para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém pressionado o botão START/STOP ,pressione e mantenha pressionado o botão EVENT até
que Sleep seja exibido no OLED.
Passo 4. Especifique o modo de suspensão usando as seguintesopções.
Se o modo de repouso estiver em "ON", prossiga para opasso 5.
Botão EVENT ........... Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP .... Decisão, próximo item.
Passo 5. Especifique a hora de início e o intervalo de até seis seções
com os seguintes botões.
Botão EVENT ........... Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP .... Decisão, próximo item.
Passo 6. Especifique a hora de início e tempo de operação damedição automatizada usando os seguintes botões.
Botão EVENT ........... Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP.... Decisão, próximo item, fim das
configurações.

Passo 7. Após concluir as configurações, o gravador retorna ao modode espera.

Não remova as pilhas enquanto estiver alterando as
configurações.
Se as pilhas forem removidas, insira as configurações
novamente.
51

8.3.1. Itens e parâmetros de A-BPM
O programa predefinido para A-BPM é o seguinte:
Item

OLED
Parâmetro
Sleep
Modo de repouso#1, #2xx xx = ON, OFFIntervalo Cyclede tempo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 1
xx xx = 0 a 23 horasSeção início
1
Intervalo Cycle 1
de tempo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 2xx xx = 0 a 23 horasSeção início
2Intervalo Cycle 2
de tempo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 3xx xx = 0 a 23 horasSeção início
3
Intervalo Cycle 3
de tempo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 4xx xx = 0 a 23 horasSeção início
4Intervalo Cycle 4
de tempo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 5xx xx = 0 a 23 horasSeção início
5Intervalo Cycle 5de tempo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 6xx xx = 0 a 23 horasSeção início
6
Intervalo Cycle 6
de tempo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de START#3, #4
inícioxx xx = OFF , 0 a 23 horas
Tempo de Operation#3, #4operação
xx xx = OFF , 1 a 27 horas
Medição automatizada

Caracteres circulados : Configurações de fábrica.
52#1 : Quando o modo de repouso é configurado como "ON", a hora
de início e o tempo de operação da medição automatizada e ointervalo de tempo do modo de repouso podem ser usados. O
intervalo de tempo destas seções (1 a 6) não pode ser usado.
#2 : Quando o modo de repouso é configurado como "OFF", ointervalo de tempo do modo de repouso não é exibido.
#3 : Exemplo de medição automatizada.
Se a hora de início for especificada e tempo de operação fordefinido como "OFF", quando o botão AUTO for definido"ON", A-BPM começa na hora de início e continua até que obotão AUTO seja definido como "OFF". Se o botão AUTO
for definido como "ON" mais uma vez, A-BPM começa na
hora de início predefinida.

Nota

Se o tempo de operação for especificado e o botão AUTO
for operado durante A-BPM, A-BPM continua durante o
tempo de operação desta operação.
#4 : Exemplo de medição automatizada.
Se a hora de início for definida como "OFF" e o tempo deoperação for especificado, quando o botão AUTO for
definido como "ON", A-BPM será iniciado pelo tempo deoperação. Se o botão AUTO for definido como "OFF"durante A-BPM, A-BPM será interrompido. Se o botão
AUTO for definido como "ON" mais uma vez, A-BPM érealizado durante o tempo de operação.

Nota

Se a hora de início for especificado e o botão AUTO for
operado durante A-BPM, A-BPM é interrompido e reiniciado
na hora de início predefinida no dia seguinte.
53

O conteúdo do item
Modo repouso:

O intervalo de tempo para o sistema automatizado de medição

pode ser especificado. O intervalo de tempo das seções 1 a 6
não pode ser usado. Consulte "6.1.2. Função de repouso eintervalo de tempo".

Seção:

24 horas podem ser separadas em seis seções no máximo.
Cada seção pode especificar a hora de início e o intervalo.
A-BPM pode ser usado apenas enquanto a medição
automatizada possa ser realizada.
Medição automatizada:

É possível controlar o A-BPM inteiro. Especificar a hora deinício e tempo de operação. Consulte "8.3.2. Exemplos deprograma de A-BPM".

54

8.3.2. Exemplos de programa de A-BPM
ExemploHoras de início e intervalos. Entrada simplificada.

Seções duplas
A hora de início da seção 1 = 7:00
O intervalo de tempo da seção 1 = 15

24:00
22:00 00:00

18:00

A hora de início da seção 2 = 22:00
O intervalo de tempo da seção 2 = 60

12:00Seção 2
6:00
7:00
Seção 1

A hora de início da seção 3 = 7:00 .................... Igual à seção 1
A seção 3 e os seguintes itens não são exibidos porque a hora
de início da seção 3 é a mesma da seção 1.
Quando a hora de início da seção 2, 3, 4, 5 ou 6 for a mesmaque a seção 1, estas horas de início e intervalos não são
exibidos.

Exemplo 1 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = OFF,o tempo de operação da medição automatizada = OFF.

Quando o botão

AUTO

é definido como "ON", A-BPM érealizado de acordo com a hora de início e intervalo de cadaseção até que o botão

AUTO

seja definido como "OFF".

Medição da pressão arterialSeção 1Botão AUTO em "ON"Não é medidaSeção 2Botão AUTO em "OFF"

55

Tempo

Exemplo 2 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = 7:00,

o tempo de operação da medição automatizada = OFF.

Quando o botão

AUTO

é movido para "ON", A-BPM é

iniciado às 7:00. A-BPM é continuado de acordo com a hora deinício e intervalo de cada seção até que o botão

AUTO

seja

definido como "OFF".
7:00

Medição da pressão arterial

AUTO

Tempo

Seção 2Seção 1Botão"ON"Não é medida

em

Botão
"OFF"

AUTO

em

Exemplo 3 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = OFF,o tempo de operação da medição automatizada = 26 horas.

Quando o botão

AUTO

é definido como "ON", A-BPM

continua de acordo com a hora de início e intervalo de cadaseção por 26 horas.
Não medido

Medição da pressão arterialSeção 1Seção 2Botão AUTO em "ON"Após 26 horas

56

Tempo

8.4. Programas de S-BPM
As configurações iniciais podem ser definidas usando os
seguintes métodos.
O método para usar botões no gravador.
O método para usar o periférico dedicado que está conectado
ao gravador utilizando o cabo USB.

Procedimento de operação usando botões
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Enquanto mantém pressionado o botão
/ , pressione e
mantenha pressionado o botão START/STOP até queseja exibido no LCD.
Passo 3. Selecione o programa de S-BPM usando os seguintesbotões.
Programa: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBPBotão/................Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP ...Decisão, próximo item.
Passo 4. Especifique cada item (Contagem de medição, o intervalo detempo, hora de início e hora de início do alarme) usando os
seguintes botões.
Botão/................Alterar o parâmetro atual.
Botão START/STOP ...Decisão, próximo item, fim das
configurações.
Passo 5. Após concluir as configurações, o relógio de S-BPM é
exibido.

Não remova as pilhas enquanto estiver alterando as configurações.
Se as pilhas forem removidas, insira as configurações
novamente.
57

8.4.1. Itens e parâmetros de S-BPM
Programa

Item

Parâmetro

Programa de S-BPM
Programa

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Pressão arterial no consultório
OBP

N.A.

N.A.

Pressão arterial no consultório automatizada
AOBP

Número de medições

2,

1 a 5 contas

Intervalo de tempo

5 ,3 a 10 minutos

Número de medições

2 ,1 a 5 contas

Intervalo de tempo

1 ,1 a 5 minutos

Pressão arterial em casa
HBP

Pressão arterial noturna automatizada
ANBP

Hora de início

2 ,0 a 23 horas

Número de medições

2,

1 a 5 contas

Intervalo de tempo

1,

1 a 5 minutos#1

Automedição automatizada da pressão arterial

ASBP

Hora de início do
alarme7 , 220 a 23 horas

Número de medições

2,

1 a 5 contas

Intervalo de tempo

1 ,1 a 5 minutos#2

Caracteres circulados : Configurações de fábrica.
#1 : 24 horas podem ser separadas em até seis seções no máximo.
Cada seção pode especificar a hora de início da medição dapressão arterial .
#2 : 24 horas podem ser separadas em até seis seções no máximo.
Cada seção pode especificar a hora de início do alarme paraa medição da pressão arterial.
58

8.4.2. Exemplos do visor de S-BPM
Visor de pressão arterial no consultório

OBP

Visor de pressão arterial no consultório automatizada

AOBP

OBP não tem configurações para definir.

AOBP usa a contagem de medições e intervalo de tempo time predefinidos.
AOBP realiza um "Escopo 1" após um modo de espera para relaxar.
Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM" para o "Escopo 1".

Contagem de medições

intervalo de tempo

Visor de pressão arterial em casa

HBP

HBP usa a contagem de medições e intervalo de tempo timepredefinidos.
HBP realiza "Escopo 1".
Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM" para o "Escopo 1".

Contagem de medições

intervalo de tempo
59Visor de pressão arterial noturna automatizada

ANBP

A ANBP pode especificar até seis predefinições de horas deinício para o "Escopo 1". Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM"
para o "Escopo 1".
Quando a última hora de início for igual à primeira hora deinício, as configurações da hora de início estão finalizadas. Em
seguida, especifique a contagem de medições e o intervalo detempo do "Escopo 1".

Primeira hora de início

Segunda hora de início

Contagem de medições

Exemplo

Terceira hora de iníciointervalo de tempo

Configurações e entrada simplificada

A medição é executada às 22:00 e 4:00.
A hora de início da seção 1 =A hora de início da seção 2 =A hora de início da seção 3 =A contagem de medições =O intervalo de tempo =

24:00
22:00 00:00

18:00

04:00
06:00

4:00
22:00

12:00

4:00 ................. A mesma seção 1
2 vezes
0:01 minuto

60Visor de automedição automatizada da pressão arterial

ASBP

A ASBP pode especificar até seis predefinições de horas deinício para o alarme.
A campainha soa a cada hora de início. Pressione o botão
para realizar o "Escopo 1" quando a campainha soar.
/
Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM" para o "Escopo 1".
Quando a última hora de início for igual à primeira hora deinício, as configurações da hora de início estão finalizadas. Em
seguida, especifique a contagem de medições e o intervalo detempo do "Escopo 1".

Primeira hora de início
do alarme

Contagem de medições

Exemplo

Segunda hora de início
do alarme

intervalo de tempo

Configurações e entrada simplificada

Terceira hora de início
do alarme

24:00
22:00 00:00

18:00
06:00
A campainha soa às 22:00 e 07:00.
07:00
para realizar o/
Pressione o botão
"Escopo 1".
12:00
A hora de início da seção 1 =22:00
A hora de início da seção 2 =07:00
A hora de início da seção 3 =22:00 ............... A mesma seção 1
A contagem de medições = 2 vezes
0:01 minuto
O intervalo de tempo =61

8.5. Como excluir os dados de medição
Finalidade da operação e explicação da função

Os dados de medição são excluídos, mas as configurações nãosão excluídas.
As configurações iniciais podem ser definidas usando os seguintes métodos.
O método para usar botões no gravador.
O método para usar o periférico dedicado que está conectado
ao gravador utilizando o cabo USB.
Se os dados de medição forem excluídos, eles não podem
ser usado novamente. Faça um backup dos dados antes da
exclusão.
Exclua os dados de medição do último paciente antes queo próximo paciente use o gravador.
Podem ser necessários vários segundos para excluir os dados.
Mantenha nenhuma operação para excluir os dados corretamente.

Procedimento de operação usando botões

Passo 1. Coloque o botão AUTO na posição "OFF".
Passo 2. Se a indicação estiver oculta, pressione o botão
START/STOP ou EVENT para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém pressionado o botão START/STOP ,pressione e mantenha pressionado o botão EVENT até que
DataClear (após Sleep e Display ) seja exibido no OLED.
Passo 4. Selecione uma operação.
Se você excluir os dados, mantenha pressionado o botão
START/STOP .
Erasing pisca sob DataClear no OLED e a exclusão dos
dados é iniciada. Avance para o passo 5 após a exclusão.
Se você mantiver (não excluir) os dados, pressione o botãoEVENT e prossiga para o passo 5.
Passo 5. O gravador retorna ao modo de espera.
62

8.6. Acoplar o produto ao paciente
8.6.1. Informações para os pacientes
Explique o seguinte ao paciente para que ele possa usar ogravador com segurança.

Precauções durante a medição da pressão arterial

Relaxe o braço e não se mova quando a inflação começar.
Mantenha a mesma posição durante toda a medição.
Evite vibrações e ruídos durante a medição.
A pressão arterial é medida por aproximadamente 1 minuto após
a pressurização. Não se mova até a medição terminar. O
processo de medição entre inflar a manga e liberar o ar requer
até 170 segundos.
O gravador pode voltar a inflar para medir a pressão arterial
novamente após o final da pressurização. Isso pode ser causado
pelo movimento do corpo, etc.
O gravador pode iniciar a medição da pressão arterial após
aproximadamente 120 segundos quando os dados da medição
forem inválidos e a próxima medição ocorre após 8 minutos. Isso
pode ser causado pelo movimento do corpo, etc.
O gravador pode obstruir a operação do veículos e máquinas.
Evite a operação de veículos e máquinas enquanto estiverusando o gravador.

Como parar ou suspender a medição

Pressione o botão START/STOP para parar a medição dapressão arterial. Um códigos de erro é armazenado na memória.
A pressão arterial é medida novamente após 120 segundos.
63

No que diz respeito a A-BPM e aos modos ANBP e ASBP de
S-BPM, somente a medição atual da pressão arterial pode sersuspensa e o "Escopo 1" é realizado na próxima hora de início.
Coloque o botão AUTO na posição "OFF" para suspender
A-BPM.
Remova a manga se a medição da pressão arterial não puder
ser interrompida usando o botão

START/STOP .

Pressione o botão START/STOP para parar a medição.
O "Escopo 1" ainda é realizado na próxima hora de início
para A-BPM e para os modos ANBP e ASBP de S-BPM.
Quando ocorrer uma dor no braço ou uma condição
inesperada, pare a medição, remova a manga e consulte omédico.
Coloque o botão AUTO na posição "OFF" parasuspender A-BPM.
Coloque o botão AUTO na posição "ON" para retomar amedição automatizada A-BPM. A marcaé exibida no LCD e
OLED. A gravação de dados continua até mudar para "OFF".

Como usar a medição manual durante A-BPM

O procedimento para uma medição temporária que não está
incluída no programa predefinido.

Passo 1. Se a indicação do OLED estiver oculta, pressione o botão
START/STOP ou EVENT para retornar à exibição domodo de espera de A-BPM.
Passo 2. Pressione o botão START/STOP para medir a pressão
arterial imediatamente durante A-BPM.
Passo 3. O resultado da medição é armazenado na memória.
Quando o botão START/STOP é pressionado durante a
medição, a medição é suspensa.
64Precauções ao usar o gravador

O gravador é um instrumento de precisão. Não deixe cair nem
choque o gravador.
O gravador e a manga não são à prova d'água. Evite que oproduto entre em contato com chuva, suor e água.
Não coloque nada sobre o produto.
Quando a manga for movida por movimentos e exercícios
excessivos, prenda-a novamente.
Disponha a mangueira de ar de forma que as dobras não seformem e para que não enrole no pescoço na hora de dormir.

Substituição das pilhas
Quando a marca

for exibida, o gravador não pode medira pressão arterial ou se comunicar com o periférico dedicado.
Substitua por duas pilhas novas imediatamente.

8.6.2. Capa da manga
Nota
Mantenha a manga e a capa da manga limpas.
Troque a capa da manga para cada pessoa.
Use as capas de manga opcionais apropriadas.

65

8.6.3. Fixando a manga, estojo de transporte e gravador
Não fixe a manga se o paciente tiver dermatite, feridas
externas, etc.
Retire a manga e interrompa o uso se aparecer dermatite
ou outro sintoma no paciente.
Evite que a mangueira de ar enrole no pescoço e no corpo.
Tome cuidado ao usar perto de crianças, pois existe o risco
de asfixia.
Insira o conector da mangueira de ar com firmeza até o final
da rotação. Se a conexão for inadequada, pode ocorrer
vazamento de ar e erro de medição.

Nota
Fixe a manga na posição certa e enrole ao redor do braço para
medir a pressão arterial corretamente.
Evite que a manga e a mangueira de ar vibrem durante a
medição. O gravador mede alterações delicadas da pressão doar dentro da manga.
A manga opcional é uma manga adulta para o braço esquerdo.
Se o tamanho da manga não for apropriado, compre uma
manga opcional.
Circunferência do braço
Manga pequena
15 a 22 cm
05,9" a 08,7"
Manga para adulto
20 a 31 cm
07,8" a 12,2"
Manga grande
28 a 38 cm
11,0" a 15,0"
Manga extragrande 36 a 50 cm
14,2" a 19,7"
Mantenha a manga limpa.
Recomendamos que o paciente use o estojo de transporte e ocinto.
A manga não é fabricada com látex de borracha natural.
66

Como colocar a manga, gravador e estojo

Passo 1. Passe a extremidade da manga pelo anel e faça uma pulseira.
Passo 2. Encontre a artéria braquial do braço esquerdo usando palpação.
Passo 3. Prenda a manga diretamente contra a pele, para que a marcabranca fique diretamente sobre a artéria braquial e a borda
inferior da manga seja colocada aproximadamente a 1 - 2 cm
acima da parte interna do cotovelo.
Passo 4. Enrole a manga para que o anel fique dentro do alcance, sejaplano e não escorregue, mas tenha espaço para inserir dois
dedos.
Passo 5. Fixe a mangueira de ar usando fita adesiva para passar por
cima do ombro.
Passo 6. Passe o cinto pelo estojo de transporte.
Passo 7. Ajuste o cinto para que o estojo de transporte fique no ladoesquerdo.
Passo 8. Conecte o bujão de ar à tomada de ar do gravador.
Passo 9. Coloque o gravador no estojo de transporte.

Passo 1. Anel

Manga

Passo 2. Artéria braquial
Passo 3. Marca branca deposição da artéria
Cerca de1 - 2 cm acima

Passo 3. Marca branca de posição da artéria
Passo 4. Deixe espaço para
inserir dois dedos

67

Passo 5. Mangueira de ar

Passo 5. Fita
Passo 5. Clipe

Mangueira de ar

Passo 5. Manga

Passo 7. Cinto
Passo 7. Estojo de transporte
Passo 8. Bujão de ar
Passo 8. Tomada de ar

Passo 9. Insira
Estojo de transporte

Passo 6. Cinto
688.7. Operações de medição da pressão arterial
8.7.1. Operações de A-BPM
Quando A-BPM for iniciado, a pressão arterial é medida deacordo com os parâmetros predefinidos.

Nota
Ajuste o relógio integrado e o valor inicial da pressurização
antes da medição, porque A-BPM os usa. Consulte "8.2.2. O
relógio e a função de monitor de medição e "8.3. Programas
predefinidos de A-BPM".
Quando o gravador for removido, coloque o botão AUTO em"OFF".
Se o gravador for removido durante A-BPM, a inflação damanga começa na próxima hora de início, e a manga podequebrar. Quando A-BPM for retomado coloque o botão
AUTO na posição "ON".
A marcaé exibida enquanto A-BPM é usado.

A medição manual da pressão arterial pode ser realizada
durante o modo de espera de A-BPM.
O resultado da medição manual da pressão arterial pode serarmazenado na memória.
Quando A-BPM é interrompido, o código de erro
exibido no OLED e armazenado na memória.

Para iniciar A-BPM

Passo 1. Coloque o botão
Passo 2. A marca

AUTO

E07

é

na posição "ON".

é exibida no OLED e LCD. A-BPM é iniciado.
69

Para suspender A-BPM

Passo 1. Coloque o botão
Passo 2. A marca

AUTO

na posição "OFF".

é ocultada. A-BPM é suspenso.

Para parar durante A-BPM
Quando o botão

START/STOPé pressionado durante a

medição da pressão arterial, o ar é exaurido imediatamente e
a medição atual é interrompida. Porém, A-BPM continua. A
próxima medição da pressão arterial é realizada de acordo
com as configurações de A-BPM.

Para medir a pressão arterial durante A-BPM imediatamente(Medição manual da pressão arterial de A-BPM)
Passo 1. Se a indicação do OLED estiver oculta,
pressione o botão

START/STOP

ou

EVENT

para

retornar à exibição do modo de espera de A-BPM. O modode espera de A-BPM é um estado onde a pressão arterialnão é medida durante o intervalo de tempo.

Passo 2. Pressione o botão

START/STOP

durante o modo deespera de A-BPM.

Para ampliar ou reduzir o intervalo de tempo

Quando o modo de repouso estiver "ON" e o botão

EVENT

for pressionado durante o modo de espera de A-BPM, ointervalo de tempo é dobrado.

708.7.2. Operações de S-BPM
Nota

Ajuste o relógio integrado e o valor inicial da pressurização
antes da medição, porque S-BPM os usa.
Consulte "8.2.2. O relógio e a função de monitor de medição
e "8.4. Programas de S-BPM".
Remova as pilhas quando o paciente remover o gravador e amanga quando ANBP ou ASBP forem usados (mesmo durante omodo de espera). Se as pilhas forem deixadas nocompartimento, a manga pode quebrar quando o gravador inflar
a manga no próximo "Escopo 1". Se o paciente retomar a/ .
medição, insira as pilhas e pressione o botão
A medição manual da pressão arterial pode ser realizada
durante o modo de espera de S-BPM.
O resultado da medição manual da pressão arterial pode serarmazenado na memória.
Quando S-BPM é interrompido, o código de erro E07 é
exibido no OLED e armazenado na memória.

Para iniciar S-BPM

Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. As operações são as seguintes:
Programas de S-BPM
Operações
Pressão arterial no consultório OBP Pressione o botão
/para iniciar o programa
Pressão arterial no consultório
automatizada
AOBP predefinido durante o modo
Pressão arterial em casa
HBP de espera.
Pressão arterial noturna automatizada O programa predefinido
ANBP entra em espera até a"hora de início" ou "hora deAutomedição automatizada dapressão arterial
ASBP início do alarme".
71

Para medir a pressão arterial durante S-BPM imediatamente.
(Medição manual da pressão arterial em S-BPM )Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta,
pressione o botão

START/STOP

ou

EVENT

para

retornar à exibição do modo de espera de S-BPM.
Passo 2. Pressione o botão
S-BPM.

/

durante o modo de espera de

As medições de pressão arterial de "Escopo 1" sãoexecutadas imediatamente.

Para parar ou suspender S-BPM

As operações são as seguintes:

Programas de
S-BPM

Operações

Pressão arterial no
consultório
OBP
Pressão arterial no
Pressione o botão
/para parar a
consultório
medição da pressão arterial.
automatizada AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Pressione o botão
/para parar anoturnamedição da pressão arterial. Na próxima
automatizada ANBP hora de início, a pressão arterial é medida ou
o sinal sonoro é emitido.
#1
Automedição
Se você precisar parar o gravador
automatizada dacompletamente, remova as pilhas dopressão arterial
ASBP gravador ou mude para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM".
72

8.7.3. Medição manual
Use a medição manual da pressão arterial para uma medição deteste e medição imediata da pressão arterial.

Nota
A medição manual da pressão arterial pode começar
imediatamente no modo de espera.
O resultado da medição é armazenado na memória.

Para medir a pressão arterial durante A-BPM imediatamente.
(Medição manual da pressão arterial em A-BPM)
Passo 1. Se a indicação do OLED estiver oculta,
pressione o botão

START/STOP

ou

EVENT

para

retornar à exibição do modo de espera de A-BPM. O modode espera de A-BPM é um estado onde a pressão arterialnão é medida durante o intervalo de tempo.

Passo 2. Pressione o botão

START/STOP

durante o modo deespera de A-BPM.

Para medir a pressão arterial durante S-BPM imediatamente.
(Medição manual da pressão arterial em S-BPM )Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta, pressione o botão
START/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição domodo de espera de S-BPM.
Passo 2. Pressione o botão
S-BPM.

durante o modo de espera de/

As medições de pressão arterial de "Escopo 1" sãoexecutadas imediatamente.
738.7.4. Parar e suspender as medições
Uma medição manual da pressão arterial A-BPM, S-BPM podeser parada ou suspensa imediatamente.

Nota
Quando a medição da pressão arterial é interrompida, o código
de parada

E07

é exibido no OLED e armazenado na

memória.

Para suspender A-BPM

Passo 1. Coloque o botão
Passo 2. A marca

AUTO

na posição "OFF".

é ocultada. A-BPM é suspenso.

Para parar durante A-BPM
Quando o botão

START/STOPé pressionado durante a

medição da pressão arterial, o ar é exaurido imediatamente e
a medição atual é interrompida. Porém, A-BPM continua. A
próxima medição da pressão arterial é realizada de acordo
com as configurações de A-BPM.

74

Para parar ou suspender S-BPM
As operações são as seguintes:
Programas de
S-BPM

Operações

Pressão arterial no
consultório
OBP
Pressão arterial no
Pressione o botão
/para parar a
consultório
medição da pressão arterial.
automatizada AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Pressione o botão
/para parar anoturnamedição da pressão arterial. Na próxima
automatizada ANBP hora de início, a pressão arterial é medida ou
o sinal sonoro é emitido.
#1
Automedição
Se você precisar parar o gravador
automatizada
completamente, remova as pilhas doda pressão arterial
ASBP gravador ou mude para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte "6.2.1. Programas de S-BPM".

75

8.8. Como conectar o gravador ao periférico dedicado
8.8.1. Conexão com cabo USB
Consulte o manual de instruções do ABPM Data Manager sobre
as configurações de comunicação.

Conexão do cabo
Conecte um cabo USB autorizado ao terminal micro USB.
Insira o cabo na direção correta. Uma conexão incorreta
pode causar falhas e mau funcionamento. Confirme se ocabo do terminal está conectado corretamente.
A pressão arterial não pode ser medida durante acomunicação USB.
Não fixe no paciente quando o gravador estiver conectado
ao cabo. O cabo pode enrolar no corpo ou no pescoço.
Preparação do periférico dedicado
Remova o gravador e a manga do paciente antes deconectar o gravador (TM-2441) ao periférico dedicado.

Para conectar o gravador ao periférico dedicado usando o cabo USB
Passo 1. Abra o terminal micro USB no gravador.
Conecte o cabo USB.
Terminal micro USB
Cabo USB76

Para iniciar a comunicação de dados com o periférico dedicado
Passo 1. Conecte o cabo micro USB entre ogravador e o periférico dedicado.
Passo 2. A campainha é emitida eéMicro USB conectado

exibido no LCD.
O estado da comunicação de dados
entra no modo de espera.
Passo 3. Realize a análise usando o

Modo deesperaperiférico dedicado. O estado dacomunicação de dados somente
entra no modo on-line ativo
durante a comunicação USB.

Modo
on-line ativo

Para parar a comunicação de dados com o periférico dedicado
Passo 1.

Remova o cabo no modo de espera.

77

8.8.2. Como usar a comunicação Bluetooth®
Um dispositivo Bluetooth deve ser emparelhado com um
dispositivo para comunicar-se com o dispositivo. Depois que ogravador for emparelhado com um dispositivo, os dispositivos
podem comunicar-se automaticamente.

Nota
Certifique-se de desligar todos os outros dispositivos Bluetoothao emparelhar.
Não é possível emparelhar vários dispositivos ao mesmo
tempo.
Se o gravador estiver emparelhado com outro dispositivo, oprimeiro dispositivo será desemparelhado.
Se os dispositivos não puderem se comunicar após oemparelhamento, tente emparelhar novamente.

Emparelhamento Bluetooth®
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP ou EVENT para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Mantenha pressionado o botão EVENT até que Pairing(após FlightMode ) seja exibido no OLED. O gravador
começa a aguardar o emparelhamento.
Passo 4. Quando o emparelhamento Bluetooth estiver concluído, amarcaserá exibida no LCD.
Se você cancelar o emparelhamento atual, pressione o botãoEVENT . O gravador passa para a exibição do modo deespera.
78

8.8.3. Como suspender a comunicação Bluetooth® (modo Avião)O modo avião pode suspender a comunicação Bluetooth.

Como usar o modo avião
Passo 1. Coloque o botão

AUTO

na posição "OFF".

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, pressione o botão
START/STOP

ou

EVENT

para retornar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Mantenha pressionado o botão
FlightModeEVENT

até queseja exibido no OLED.

Passo 4. O modo avião pode ser ativado/desativado usando o botão
START/STOP .
FlightMode
ON

Botão

Passo 5. Pressione o botão

START/STOP

EVENT

modo de espera.

79

FlightModeOFFpara retornar à exibição do9. Manutenção

9.1. Armazenamento de produtos, inspeção e gerenciamento desegurança
Instrumentos médicos como este gravador devem sergerenciados para que funcionem corretamente quando
necessário e para manter com segurança a segurança dopaciente e do operador. Como regra básica, é necessário que opaciente inspecione este instrumento com verificações diárias,
como a "inspeção antes do uso".
É necessário um gerenciamento diário, como a inspeção antes
do uso, para manter o desempenho, a segurança e a eficácia do
gravador.
Recomendamos uma inspeção periódica do gravador todos os
anos.

Nota
A instituição médica deve executar o gerenciamento de
manutenção para garantir o uso seguro do instrumento médico.

80

9.2. Limpeza do produto
Limpe o gravador antes e após o uso.
Limpe o gravador antes do próximo paciente.
Não borrife água nem coloque em água para limpar ogravador. Isso pode causar um mau funcionamento.
Limpe o gravador após enxugar com água e uma solução
antisséptica de forma a não infiltrar o interior do gravador.
Desinfecte o gravador periodicamente para manter aprevenção de infecções. Não use esterilizador no gravador.
Não use solvente orgânico (exemplo: diluente), solução depovidona-iodo para limpar o gravador. Isso pode causar
descoloração, danos e mau funcionamento.
Não use secador de cabelo etc. para secar o gravador. Isso
pode causar mau funcionamento e danos.

Confirmação após limpar a manga

Confirme se a bexiga da manga está inserida corretamente
dentro do pano. Se não estiver inserida corretamente,
podem ocorrer danos ou explosão durante a inflação.

Limpeza do gravador

Limpe a sujeira e o pó na caixa externa do gravador usando
gaze umedecida em água ou água morna e bem espremida.
Quando o sangue ou os medicamentos etc. estiverem aderidos
ao estojo, em primeiro lugar, limpe-os usando gaze umedecida
com solução antisséptica e bem espremida; em seguida, limpe oestojo úmido usando gaze umedecida com água ou água morna
e bem espremida.
81

Recomendamos produtos químicos utilizáveis (nome doingrediente) da solução antisséptica na mesa (Exemplo desolução antisséptica utilizável (nome do ingrediente)).

Limpeza da manga

Ao limpar e desinfetar a capa e o pano da manga, remova abexiga dentro do pano. Limpe a sujeira e o pó usando gazeumedecida em água ou água morna e bem espremida.
Consulte as soluções antissépticas da tabela (Exemplo desolução antisséptica utilizável (nome do ingrediente)) ao
desinfetá-las.
Exemplo de solução antisséptica utilizável (Nome doingrediente)
Nome do componente

Nome do produto

Cloreto de benzalcônio Solução de cloreto de benzalcônio a10%
Isopropanol

70% em 1-propanol

EtanolEtanol para desinfecção 76,9 a 81,4%
em volume

Leia a receita descrita no produto e use-a.

Nota
A manga e o tubo de ar são consumíveis.
Se ocorrer um erro de medição com frequência ou a pressão
arterial não puder ser medida, é necessário substituir por um
novo. Consulte "10. Itens opcionais (exigem encomenda)" deste
manual.

82

9.3. Inspeção periódica
Realize a inspeção periódica diária para usar o gravador
corretamente.
A inspeção é descrita abaixo:

9.3.1. Inspeção de pré-instalação das pilhas
Itens

Descrição
Nenhum dano ou deformação por quedas.
Sem sujeira, ferrugem e arranhões em qualquer parte.
Exterior
Sem rachaduras ou ruídos no painel.
Nenhum dano por chacoalhar os interruptores e botões.
Operação
Não há sujeira ou arranhões no painel da tela.
Visor
A mangueira de ar não deve ser dobrada. Se o arpermanecer na manga, poderá causar disfunção
periférica devido à interrupção do fluxo
sanguíneo do braço.
A bexiga da manga está inserida corretamente
dentro do pano.
Sem desgaste da manga. A manga não se embrulha.
Substitua a manga quando um problema for encontrado.
Manga deA manga é descartável.
Se houver uma rachadura ou adesivo na
medição
conexão entre a manga e a bexiga da manga.
Se a mangueira de ar perder sua flexibilidade e
ficar dura.
Quando a superfície da mangueira de ar ficar
lustrosa ou parecer oleosa.
Quando a bexiga tiver rachaduras.
#1 Recomendamos substituir as mangas a cada trêsanos, independentemente da frequência de uso.
Ferramentas Nenhum dano no estojo de transporte, cinto emanga.
de usoO bujão de ar está conectado corretamente àConexão
tomada de ar.
83

9.3.2. Inspeção de pós-instalação das pilhas
Item
Exterior
Operação
Manga demedição
Inspeção do valor
da pressão arterial

Descrição
Sem fogo, fumaça ou cheiros ofensivos.
Sem sons estranhos.
Sem problemas com o funcionamento deinterruptores e botões.
Os valores de medição são próximos do valor
usual.
Sem sons ou ações estranhas durante a
medição.
Se os valores da pressão arterial estiverem
incorretos, entre em contato com o seu
revendedor local.

849.4. Descarte
Em relação ao descarte e reciclagem do produto, para proteção
do meio ambiente, siga as leis do governo local.

Descarte da manga

A manga usada no paciente é lixo hospitalar.
Descarte-a adequadamente como lixo hospitalar.

Descarte da bateria recarregável integrada
O gravador é equipado com uma bateria de reserva dentro.
Ao descartar o gravador, descarte a bateriaadequadamente de acordo com os regulamentos locais
sobre proteção ambiental.

OutrosNome

Peça
EstojoEmbalagem

GravadorMaterial
Papelão

Almofada

Almofada de ar, estojo especial

SacolaVinil

EstojoResina ABS + PC

Peçasinternas

Peças em geral

Chassi

Ferro

Bateria dereserva na
placa
PilhasBateria de célula tipo moeda
recarregável de lítio:ML2016H
Pilha alcalina: 1,5V LR6 ou tamanho AA
Pilha recarregável:Tamanho AA
Pilhas Ni-MH, 1900 mAh ou mais
85

9.5. Solução de problemas
Consulte a seguinte lista de verificação e lista de códigos de erroantes de entrar em contato com o revendedor local.
Se estas medidas não melhorarem o problema ou o problema
ocorrer novamente, entre em contato com o revendedor local.
Problema
Principal causa
Tratamento
Sem exibição
A energia das pilhas foi Substitua com novas
depois de premir
consumida.
pilhas.
qualquer botão.
Nenhuma
O OLED pode
Remova as pilhas e
exibição OLED desaparecer pelo efeito
reinstale-as novamente.
durante A-BPM. eletrostático.
Reinicialização
A bateria de reserva
Carregue-a por 48
frequente do relógio. não tem carga.
#1 horas com pilhas novas.
Verifique a manga e aSem
A manga não estámangueira de ar empressurização
conectada exatamente. relação à dobra, torção
e conexão.
Sem
O cabo deConfirme se o cabo está
comunicação
comunicação foi
conectadoUSB#2 removido.
corretamente.
Não é possível Não foram utilizadas
Contate o seu
abrir a tampa
pilhas de tamanho
revendedor local.
das pilhaspadrão.
#1 : Os usuários (pessoal de manutenção não autorizado) não podem
substituir a bateria de reserva (bateria de lítio) colocada na placa
eletrônica dentro do gravador. A bateria de reserva é carregada
com as pilhas (tamanho LR6 ou AA) para a medição.
#2 : O periférico dedicado é exigido.

Não desmonte nem modifique o gravador. Ele pode serdanificado.
869.6. Códigos de erro
Códigos de erro de medição
CódigoSignificado

Causa e tratamento

Erro de pressão zero Solte o ar da manga.
Pilhas com pouca carga Substitua com novas pilhas.

Falha depressurizaçãoA pressão excede
299 mmHg

A inflação não atinge a pressão
necessária.
Confirme a conexão da manga.
Se não houver problemas com aconexão da manga, o gravador
pode ter funcionado mal e requerinspeção.
Pode ter ocorrido movimento corporalna pressurização. Relaxar e manter osilêncio durante a medição. Se otratamento não for suficiente,inspecione o gravador.

Force a parada
Pressione o botão START/STOP
usandoou/
apenas quando
START/STOP ou onecessário.
botão
/ .

Não é possível medira pressão arterial.

O batimento cardíaco não pode ser
detectado devido ao movimento do
corpo ou ruído das roupas.
Relaxe e não se mova.
Confirme a posição da manga.
Se essa falha ocorrer mesmo
quando estiver relaxado, entre em
contato com o seu revendedor para
inspecionar e reparar o gravador.

Remova as pilhas e reinstale-as
Erro do sensor deaceleração integrado. novamente.
87

CódigoSignificado

Causa e tratamento

Excesso deRelaxe e mantenha o silêncio durante
movimento do corpo. a medição.
Fora do intervalo,
30 PUL 200
Fora do intervalo,
30 DIA 160
Fora do intervalo,
60 SYS 280
Fora do intervalo,
10 PP 150
#1
A medição está
acima de 180
segundos.

Se esses erros ocorrerem várias
vezes, tente outra medição dapressão arterial.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Pressão arterial sistólica
DIA: Pressão arterial diastólica
PP: Pressão de pulso
Se a velocidade de inflação ou deexaustão for lenta, é necessária uma
inspeção.

O escape está acima A velocidade de escape pode serde 90 segundos.
lenta, uma inspeção é necessária.
O batimento cardíaco não pode ser
detectado devido ao movimento doNão é possível
detectar o batimento corpo, etc. Meça a pressão arterial
cardíaco.
enquanto relaxado e não semovendo.
Se o intervalo de tempo estiver
definido para 120 minutos, a
As configurações dodiferença entre a última hora de iníciointervalo de tempo
e a próxima hora de início não podeestão incorretas.
ser dividida entre duas horas
perfeitamente.
Erro de pressão zeropara circuito desegurança.

Exibido na hora de início damedição.
Solte o ar restante na mangacompletamente.

88

CódigoSignificado

O circuito desegurança detecta
sobrecarga depressão.

Causa e tratamento
O movimento do corpo pode ser
detectado na pressurização.
Relaxe e não se mova durante a
medição.
Se esse erro ocorrer mesmo
quando relaxado e sem
movimento, entre em contato com
o revendedor para inspeção.

Códigos de erro de hardware do gravador
CódigoSignificado

Causa e tratamento

Pode ser gravado em caso de forte
impacto, como uma queda dogravador.
Erro de memória

Se esse código for exibido com
frequência, pode ser causado por
mau funcionamento da memóriainterna. Contacte o seu revendedorpara inspeção.

Nota
Os códigos de erro podem ser alterados sem qualquer aviso
prévio.

89

10. Itens opcionais (que exigem encomenda)

MangasNome

Descrição

Código deencomenda

Manga pequena
Circunferência do braço
para o braço
TM-CF202A
15 a 22 cm
5,9" a 8,7"
esquerdo
Manga para adulto
Circunferência do braço
para o braço
TM-CF302A
20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
esquerdo
Manga grande
Circunferência do braço
para o braço
TM-CF402A
28 a 38 cm
11,0" a 15,0"
esquerdo
Manga extragrande
Circunferência do braço
TM-CF502A
para o braço
36 a 50 cm
14,2" a 19,7"
esquerdo
Manga para adulto
Circunferência do braço
TM-CF802A
para o braço
20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
direitoManga descartável
10 folhas TM-CF306A
Capa da manga pequena para o braço esquerdo 10 folhas AX-133024667-S
Capa da manga para
para o braço esquerdo 10 folhas AX-133024500-S
adultoCapa da manga grande para o braço esquerdo 10 folhas AX-133024663-S
Capa da manga extragrande para o braço esquerdo 10 folhas AX-133024503-S
Capa da manga para
para o braço direito
10 folhas AX-133024353-S
adultoPano da manga pequena para o braço esquerdo 2 folhas AX-133025101-S
Pano da manga para
para o braço esquerdo 2 folhas AX-133024487-S
adultoPano da manga grande para o braço esquerdo 2 folhas AX-133025102-S
Pano extragrandepara o braço esquerdo 2 folhas AX-133025103-S
Pano da manga para
para o braço direito
2 folhas AX-133025104-S
adultoAdaptador da
TM-CT200-110
mangueira de ar90

Análise de dados
Nome

Descrição

Código deencomenda-

AX-KOUSB4C

Descrição

Código deencomenda

Cabo USB

OutrosNome
Folha de registro deatividades

10 folhas

Estojo de transporte

-

Cinto
Clipes

AX-PP181-S

5 peças91-

AX-133025995
AX-00U44189
AX-110B-20-S

11. Apêndice11.1. Princípio da medição da pressão arterial
Processo de medição: Enrole a manga ao redor do braço
superior. Infle a manga a uma pressão que exceda a pressão
arterial sistólica. Depois, esvazie o ar da manga gradualmente.
Enquanto a pressão é detectada na manga no estágio deexaustão do ar, a forma de onda do pulso aparece sincronizada
com o batimento cardíaco. A forma de onda do pulso aumenta
repentinamente perto da pressão arterial sistólica. Aumenta
ainda mais com a exaustão até atingir a maior amplitude e
depois diminui gradualmente. As alterações na forma de onda depulso são ilustradas na próxima página. Na medição da pressão
arterial oscilométrica, a pressão arterial sistólica é especificada
como o ponto em que a amplitude aumenta repentinamente
após a detecção do pulso na pressão da manga, a pressão
arterial média é especificada como o ponto em que a amplitude
atinge o ponto mais alto, a pressão arterial diastólica é
especificada como o ponto em que a amplitude diminui
gradualmente e se torna pequena. Na verdade, o sensor depressão detecta as mudanças sutis na pressão da manga com o
tempo, armazena a forma de onda do pulso na memória e avalia
as pressões arteriais sistólica e diastólica de acordo com oalgoritmo de medição oscilométrica. Os detalhes no algoritmo
variam com o monitor de pressão arterial. Os valores da pressão
arterial de adultos e bebês são medidos pelo método
oscilométrico e comparados com os medidos pelo método
auscultatório. A pressão arterial diastólica é definida como oponto final da fase 4 no método auscultatório. A forma de onda
de pulso da pressão da manga depende das características domaterial da manga. Portanto, usando a manga especificada e oalgoritmo de medição, a precisão da medição é mantida. O
comprimento da mangueira de ar é inferior a 3,5 m devido às
características de amortecimento devido à propagação da onda
de pulso.
92

mmHg
200
150
100
50
0

Pressão da manga (braço esquerdo)

Pressão da manga (braço esquerdo)

200
150
100
50
0
Pressão arterial sistólica
Pressão arterial média
Pressão arterial diastólica

Método direto (braço esquerdo)

Tempo
Método direto (braço esquerdo)

Tempo

Método de microfone
Método de medição
oscilométrica

Fatores de erro da medição da pressão arterial

O gráfico de pulso pode ser um indicador
objetivo da confiabilidade da precisão damedição. Quando ocorre ruído devido abatimentos cardíacos irregulares ou movimentos
físicos, a amplitude do gráfico muda. Quando ográfico de pulso não tiver um contorno suave,
verifique novamente ou use outros métodos.

Posição da manga na mesma altura que o coração

Gráfico de pulso

Enrole a manga no braço ao mesmo nível do coração. Se a
posição da manga estiver incorreta, ocorrerá um erro demedição. Por exemplo, se a manga estiver 10 cm abaixo do nível
do coração, a pressão arterial será medida 7 mmHg mais alta.
93

Tamanho adequado da manga

Use uma manga de tamanho adequado. Se o tamanho for muito
pequeno ou muito grande, ocorrerá um erro de medição.
Medições com a manga muito pequena tendem a ser avaliadascomo pressão alta, independentemente de uma pressão arterial
adequada e da artéria normal. Medições com a manga muito
grande tendem a ser avaliadas como pressão arterial baixa,
especialmente para aqueles que sofrem de arteriosclerose graveou têm válvulas arteriais anormais. O tamanho errado da mangaé uma causa de diferenças entre o método direto e o método demedição oscilométrica. A manga possui o intervalo decircunferência do braço descrito na etiqueta. Selecione e use amanga de tamanho adequado para cada paciente. A precisão damedição da pressão arterial é garantida pela precisão do sensor
de pressão, pelas características de escape e pelo algoritmo demedição, desde que a manga e a mangueira de ar adequadas
sejam usados. Inspecione a precisão da pressão do sensor depressão e as características de exaustão periodicamente.

9411.2.

Informações de EMD

Os requisitos aplicáveis aos instrumentos eletrônicos médicosestão descritos abaixo:

Desempenho referente às diretrizes de EMD

O uso do gravador requer precauções especiais em relação a
EMD (distúrbios eletromagnéticos). Opere o gravador de acordo
com as precauções relacionadas a EMD descritas neste manual.
Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (porexemplo, telefones celulares) podem afetar equipamentos
elétricos médicos.

Acessórios compatíveis com os padrões EMD

Os acessórios e opcionais deste gravador estão de acordo com
a condição IEC60601-1-2:2014. Se um acessório não autorizado
for usado, isso pode causar aumento de emissão e diminuição
da imunidade a ruídos.

Use acessórios designados pela empresa A&D.
Acessórios não autorizados podem ser influenciados pela
emissão eletromagnética e reduzir a imunidade contra
distúrbios.

LIMITES DE EMISSÃO
Fenômeno
Emissões de RF

Conformidade

CISPR1195

Grupo 1, Classe BNÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta do gabinete
Fenômeno
Níveis de teste de imunidade
Contato ±8 kVDescarga eletrostática
IEC 61000-4-2 Ar ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/mCampos de RF EM irradiados
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM a 1 kHz
Consulte a tabela
Campos de proximidade de(Especificações de teste deequipamentos de comunicaçãoIMUNIDADE DA PORTA DO
sem fio de RF
GABINETE contra equipamentos
IEC 61000-4-3
de comunicação sem fios de RF)
Campos magnéticos de
30 A/mfrequência de potência nominal
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8NÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta de ACOPLAMENTO DO PACIENTE
Fenômeno
Descarga eletrostática
IEC 61000-4-2

Níveis de teste de imunidade
Contato ±8 kV
Ar ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kVNÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta de entrada / saída de sinal
Fenômeno
Descarga eletrostática
IEC 61000-4-2
Transientes rápidos elétricos /rajadasIEC 61000-4-4
Perturbações conduzidas
induzidas por campos de RF
IEC 61000-4-8

Níveis de teste de imunidade
Contato ±8 kV
Ar ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV±1 kV
Frequência de repetição 100 kHz
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
6 V no ISM e nas bandas de rádio amador
entre 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
96

97

Nível de teste de imunidade(V/m)

TETRA 400

Distância(m)Modulação
de pulso
18 Hz
FM
GMRS 460
Desvio ±5
450 430 - 470
FRS 460
kHz
Seno 1 kHz
710
Modulação
745 704 - 787 LTE Banda 13,17 de pulso
217 Hz780
GSM
800/900
810
ModulaçãoTETRA 800
870 800 - 960
de pulso
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
LTE Banda 5
GSM 18001720
CDMA 1900
Modulação
GSM 1900
1845 1700-1990
de pulso
DECT
217 HzLTE Banda 1,3,4,25
1970
UMTS
Bluetooth
Modulação
WLAN 802.11 b/g/n
2450 2400-2570
de pulso
RFID 2450
217 HzLTE Banda 75240
Modulação
5500 5100-5800 WLAN 802.11 a/n de pulso
217 Hz5785
385 380 - 390

Potência máxima
(W)

Modulação

Serviço

Banda
(MHz)

Frequência de teste(MHz)

Especificações de teste de IMUNIDADE DA PORTA DO GABINETE contra
equipamentos de comunicação sem fios de RF

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

NOTAS98

http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamocoverto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408) 263-0119
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation,
http://www.and-rus.ru/
Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
http://www.aanddtech.cn/
爱安德技研贸易(上海)有限公司
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area,
Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
http://www.aanddindia.in/
509,
,
-5,
-122016,,
509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599

0123