Slovensky (Preklad)Záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku

Ambulantné monitorovanie
krvného tlaku

1WMPD4005210

2311

2017 A&D Company, Limited. Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, prenášať,prepisovať ani prekladať do žiadneho jazyka v žiadnej formežiadnymi prostriedkami bez písomného súhlasu spoločnosti A&D
Company, Limited.
Obsah tohto návodu a špecifikácie prístroja, na ktorý sa vzťahuje
tento návod, sa môžu v záujme zlepšenia zmeniť bez
upozornenia.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné
známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., aakékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou A&D je nazáklade licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom
príslušných vlastníkov.

ZhodaZhoda s európskou smernicou
Zariadenie je v súlade so smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych
pomôckach.Dôkazom toho je značka zhody CE spolu sreferenčným číslom určeného orgánu.
Zariadenie je v súlade so smernicou RoHS 2011/65/EÚ.
Zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových
zariadeniach.Spoločnosť A&D Company, Limited týmto vyhlasuje,že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových
zariadeniach.Úplné znenie vyhlásenia EÚ je k dispozícii na
internetovej adrese:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Zhoda s pravidlami FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka
podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie
nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musíprijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môžezapríčiniť nežiaducu prevádzku. (FCC = Americký federálnyvýbor pre telekomunikácie)UPOZORNENIE FCC

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou
zodpovednou za dodržiavanie predpisov, by mohli viesť ku
zrušeniu oprávnenia prevádzkovať zariadenia. Tento vysielač sanesmie umiestňovať ani prevádzkovať spolu s inou anténou
alebo vysielačom. Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotámžiarenia FCC stanoveným pre nekontrolované prostredie a spĺňa
smernice FCC vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu (VF).
Toto zariadenie má veľmi nízke úrovne vysokofrekvenčnej
energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce bez testovaniašpecifického absorpčného pomeru (SAR).
TM-2441 Návod na použitie
i

Súlad s pravidlami IC
Toto zariadenie je v súlade s normami RSS bez licencií ministerstva
Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto
zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktorémôže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.
Toto zariadenie vyhovuje limitným hodnotám žiarenia IC stanoveným
pre nekontrolované prostredie a spĺňa pravidlá RSS-102 vystavenia
vysokofrekvenčnému žiareniu (VF) IC. Toto zariadenie má veľmi nízkeúrovne vysokofrekvenčnej energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce
bez testovania špecifického absorpčného pomeru (SAR).

Súlad s austrálskym rámcom EMD
Zariadenie vyhovuje nasledujúcim požiadavkám:
Emisná norma EMD pre požiadavky na priemyselné, vedecké alekárske vybavenie: AS/ NZS 2064:1997, norma obecnej imunity EMD
AS/ NZS 4252. 1:1994. Dôkazom toho je označenie C-Tick.

Prenos Bluetooth®
Toto zariadenie je vybavené funkciou bezdrôtovej komunikácie
Bluetooth a môže sa pripojiť k zdravotníckym zariadeniam vybaveným
technológiou Bluetooth.
Aplikácie a zariadenia, ktoré sú kompatibilné s technológiou Bluetooth
4.1.
Každé zariadenie potrebuje aplikáciu na príjem údajov.

ii

Definície varovaní

Aby sa predišlo nehodám v dôsledku nesprávnej manipulácie,tento výrobok a jeho návod obsahuje nasledujúce výstražné
štítky a značky.
Význam týchto výstražných štítkov a značiek je nasledujúci.

Definície varovaní

Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,
bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá, ak sa jej nezabráni,môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
Môže sa použiť aj na varovanie pred nebezpečnou praxou.

Príklady symbolov

Symboloznačuje „Pozor“. Charakter vyžadovanej obozretnosti je
vyjadrený vo vnútri alebo blízko symbolu, pomocou textu aleboobrázku. Tento príklad upozorňuje na nebezpečenstvo zasiahnutia
elektrickým prúdom.
Symboloznačuje „Nerobte“. Zakázaná činnosť je vyjadrená vo
vnútri alebo blízko symbolu, pomocou textu alebo obrázku.
Tento príklad označuje „Nerozoberajte“.
Symboloznačuje činnosť, ktorú je potrebné urobiť. Činnosť, ktorú
je potrebné urobiť, je vyjadrená vo vnútri alebo blízko symbolu,
pomocou textu alebo obrázku. Tento príklad označuje všeobecnúčinnosť, ktorú je potrebné urobiť.

Iné

Poskytuje informáciu, ktorá je užitočná pre

Poznámka používateľa pri používaní zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pri každej činnosti sú opísané na
stránkach tohto návodu. Predtým, ako začnete zariadeniepoužívať, si prečítajte návod na použitie.
iii

Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Aby ste mohli zariadenie TM-2441 (záznamník na ambulantné
monitorovanie krvného tlaku) používať bezpečne a správne,pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia
predtým, ako začnete monitorovanie používať. Nasledujúci
obsah je súhrnom všeobecných záležitostí týkajúcich sa
bezpečnosti pacientov a operátorov, a taktiež bezpečného
používania monitorovania. Bezpečnostné opatrenia pri každej
činnosti sú opísané na stránkach tohto návodu. Predtým, akozačnete zariadenie používať, si prečítajte návod na použitie.

1. Bezpečnostné opatrenia pri nosení a uchovávaní záznamníka.
Záznamník udržiavajte mimo miest, kde sú prítomnéhorľavé anestetiká alebo horľavé plyny, mimo
vysokotlakových kyslíkových komôr a kyslíkových stanov.
Záznamník nepoužívajte v kombinácii so systémom
zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

Aby ste zachovali možnosti zariadenia, pri používaní auchovávaní záznamníka zvážte nasledujúce podmienky
prostredia. Výkon záznamníka môže byť ovplyvnený
nadmernou teplotou, vlhkosťou a nadmorskou výškou.
Vyhýbajte sa miestam, kde by na záznamník mohla
vystreknúť voda.
Vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou, vysokou
vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, prachom, soľou asírou vo vzduchu.
Vyhýbajte sa miestam, kde by záznamník mohol byť
naklonený, vystavený vibráciám alebo nárazu (aj počas
prepravy).
Vyhýbajte sa miestam, kde sú uskladnené chemikálie
alebo sa vyskytuje plyn.
iv

Prevádzkové podmienky:
Teplota:+10 °C až +40 °C,
Vlhkosť:30 % RV až 85 % RV (bez kondenzácie).
Podmienky počas dopravy a skladovania:
Teplota:- 20 °C až +60 °C,
Vlhkosť:10 % RV až 95 % RV (bez kondenzácie).
2. Bezpečnostné opatrenia pred používaním záznamníka.
Skontrolujte, či záznamník funguje bezpečne a správne.
Keď sa záznamník používa v spojení s inými zariadeniami,môže to spôsobiť nesprávnu diagnostiku alebo problémy sbezpečnosťou. Skontrolujte, či je zariadenia možné
bezpečne pripojiť.
Skontrolujte, či nedochádza k vzájomnému rušeniu s inými
zdravotníckymi zariadeniami. Skontrolujte, či je možné
záznamník správne používať.
Používajte príslušenstvo, voliteľné doplnky a spotrebný
materiál určené spoločnosťou A&D.
Pozorne si prečítajte návody na použitie dodané svoliteľnými doplnkami. Upozornenia a výstrahy nie súopísané v tomto návode.
Aby ste záznamník používali bezpečne a správne, predpoužitím vykonajte kontroly.
Pred použitím nechajte záznamník jednu hodinu alebo
dlhšie v normálnom prevádzkovom stave a zapnite ho.
K USB konektoru pripojte iba vyhradené periférne
zariadenie.
Nepripájajte k nemu iné zariadenia.
K zásuvke prívodu vzduchu pripájajte len manžetu
schválenú spoločnosťou A&D.

v

Príprava záznamníka
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, z nehovymažte posledné uložené údaje.
Predtým, ako bude záznamník používať nový pacient, vymeňte
batérie.
Zariadenie
Záznamník používajte len na diagnostiku a ochranné
protiopatrenia.
Skontrolujte, či sú vzduchová hadička a manžeta umiestnené natele správne. (Príklad: zalomenie a napnutie vzduchovej hadičky,umiestnenie a smer otočenia manžety)Pokyny pre pacienta používajúceho zariadenie
Informujte pacienta, ako „OFF“ záznamník vypnutím prepínača
AUTO , keď je sám a vyskytnú sa problémy.
Informujte pacienta, aby záznamník rýchlo odstránil v prípade
bolesti alebo problému.
Pri používaní v blízkosti bábätiek a malých detí je potrebné dávať
pozor, pretože hrozí nebezpečenstvo, že by mohlo nechtiac dôjsť
k uduseniu vzduchovou hadičkou.
3. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií používaných pri
meraní krvného tlaku.
Batérie nainštalujte podľa značiek polarity „+“ a „-“, ktoré súzobrazené na vnútornej strane krytu priestoru pre batérie.
(Dbajte na dodržanie správnej polarity)
Vybité batérie naraz nahraďte novými batériami.
Ak sa záznamník nebude dlhú dobu používať, vyberte z
neho batérie. Elektrolyt z batérie by mohol vytiecť aspôsobiť poruchu.
Používajte dve alkalické batérie (veľkosti AA) alebo určené
nabíjateľné batérie (veľkosti AA, Ni-MH).
Batériou stlačte a podržte stlačený pružinový kontakt „-“.
Kontakt „+“ batérie zasuňte a nainštalujte ku kontaktu„+“ priestoru pre batérie. Keby sa batéria inštalovala od
kontaktu „+“, mohol by sa poškodiť obal batérie.
vi

Nedotýkajte sa súčasne batérie a pacienta. Môže tospôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
Nepoužívajte súčasne starú a novú batériu. Nepoužívajte
batérie rôznych typov a značiek. Pri takomto používaní
môže dôjsť k vytečeniu elektrolytu z batérie, zahrievaniua výbuchu. Môže dôjsť k poruche záznamníka.
4. Bezpečnostné opatrenia počas používania.
Záznamník nepoužívajte pri riadení automobilov aleboiných vozidiel.
Príklad: Záznamník môže pri riadení vozidla brániť pohybu
tela alebo ramien a pod.

Toto zdravotnícke zariadenie môže prevádzkovať iba lekár,
osoba oprávnená podľa zákona. Vysvetlite pacientovi
správne používanie a uistite sa, že v prípade problémudokáže zastaviť meranie.
V blízkosti záznamníka (menej ako 30 cm) nepoužívajte
mobilný telefón. Môže to spôsobiť nesprávne fungovanie.

Prestaňte používať záznamník a prepnite prepínač AUTO
do polohy „OFF“, ak pacient pociťuje bolesť v ramene alebo
je meranie nesprávne.
Záznamník nepoužívajte v silnom magnetickom aleboelektrickom poli.
Záznamník nepoužívajte na pacientovi, ktorý používa
srdcovo-pľúcny prístroj.
vii

Pokyny pre pacienta

Poznámka

Pri nízkej teplote sa zníži výkon batérií a počet meraní sa zníži.

5. Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka.
Spracovanie údajov meraniaÚdaje merania vždy okamžite spracujte pomocou
vyhradeného periférneho zariadenia.
Záznamník
Po vyčistení príslušenstvo usporiadajte a odložte.
Záznamník vyčistite, aby ho bolo možné použiť na ďalšie
meranie.
Prepnite prepínač AUTO do polohy „OFF“. Ak ponecháteprepínač AUTO v polohe „ON“, v čase spustenia
nasledujúceho merania sa spustí natlakovanie na
automatické meranie a manžeta alebo iné súčasti sa môžunafúknutím poškodiť.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z nehobatérie. Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a poškodiť
záznamník.
Zabráňte používaniu záznamníka samotným dieťaťom.
Záznamník nedávajte na miesto v dosahu malého dieťaťa.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu.
Pri pripájaní a odpájaní kábla držte kryt konektora.
Neťahajte za samotný kábel.

viii

Poznámka

Bezpečnostné opatrenia po používaní záznamníka (TM-2441)
Po dokončení merania údaje merania vždy okamžite spracujte
pomocou vyhradeného periférneho zariadenia.
Záložná lítiová nabíjateľná batéria
Záznamník je vybavený záložnou lítiovou batériou. Táto batéria
napája zabudované hodiny pri výmene batérií AA používaných
na meranie krvného tlaku. Lítiová batéria sa nabíja z batérií AA.
Ako predĺžiť životnosť záložnej batérie
Pri prvom použití po zakúpení alebo po mesačnom alebo dlhšom
skladovaní vymeňte batérie a nabite záložnú batériu. Stačí, ak sazáložná batéria nabíja 48 hodín alebo dlhšie.
(Záložná batéria sa vždy nabíja batériami AA.)Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie, batérie vymeňte
za dve nové batérie AA.
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie, nie je možné
vykonávať meranie krvného tlaku a dátovú komunikáciu. Batérievymeňte za dve nové batérie AA.
Ak sa záznamník nepoužíva mesiac alebo dlhšie, vybertebatérie, aby v záznamníku nedošlo k vytečeniu elektrolytu zbatérií.

ix

6. Ochrana v prípade chyby zariadenia
Zastavte prevádzku a vyberte batérie AA. Ak došlo kskratovaniu kontaktov batérie, batéria môže byť horúca.
V prípade poruchy sa záznamník môže počas merania
zahriať, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
Na záznamník umiestnite štítok s oznámením„Porucha“ alebo „Nepoužívajte“. Obráťte sa na predajcu.
Keď doba merania presiahne 180 sekúnd a tlak vzduchu sazvýši nad 299 mmHg, okamžite záznamník zastavte.
7. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa údržby
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, skontrolujte
správnu činnosť a bezpečnosť.
Aby sa zachovalo správne meranie a bezpečnosť, predpoužitím vykonajte kontrolu a údržbu. Za spravovanie
zdravotníckeho zariadenia je zodpovedný používateľ
(nemocnica, klinika atď.). Ak sa kontrola a údržba
nevykonajú správne, môže dôjsť k úrazu.

Na starostlivosť o záznamník používajte suchú handričku
nezanechávajúcu vlákna.
Nepoužívajte prchavé látky ako riedidlo alebo benzín.
Nepoužívajte mokrú handričku.
Záznamník (zdravotnícke elektronické zariadenie)
nerozoberajte ani doň nezasahujte. Mohli by ste ho
poškodiť.

x

8. Bezpečnostné opatrenia a ochrana proti poruche spôsobenej
silnou elektromagnetickou vlnou
Záznamník vyhovuje norme EMD IEC60601-1-2: 2014.
Aby ste však predišli elektromagnetickému rušeniu s inými
zariadeniami, v blízkosti záznamníka nepoužívajte mobilné
telefóny.
Ak sa záznamník nachádza v blízkosti silných
elektromagnetických vĺn, tvar vĺn môže byť narušený
šumom a môže dôjsť k nesprávnej činnosti.
Ak počas používania dôjde k neočakávanej poruche,skontrolujte elektromagnetické rušenie a prijmite vhodné
opatrenia.
Bluetooth pripojenie nepoužívajte v dosahu bezdrôtovej
siete LAN alebo iných bezdrôtových zariadení, v blízkosti
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny, ako sú napríklad
mikrovlnné rúry, na miestach, kde je veľa prekážok, alebona iných miestach, kde je slabý signál. Inak môžedochádzať k častým stratám pripojenia, k veľmi nízkym
rýchlostiam komunikácie a chybám.

V nasledujúcich príkladoch sú uvedené všeobecné príčiny
poruchy a ochrana proti nim.
Používanie mobilných telefónov
Rádiové vlny môžu spôsobovať neočakávané poruchy.
Bezdrôtové komunikačné zariadenia, domáce sieťové
zariadenia, ako sú rádiotelefóny, bezdrôtové telefóny a tieto
typy komunikačných zariadení môžu ovplyvniť záznamník.
Preto udržiavajte od týchto bezdrôtových zariadenívzdialenosť 30 cm alebo viac, keď záznamník meria.
xiAk je v prostredí používania statická elektrina (výboje zozariadení alebo okolia)
Pred použitím záznamníka sa uistite, že sa operátor apacient zbavili statickej elektriny.
Zvlhčujte miestnosť.
Používanie v blízkosti zariadenia bezdrôtovej siete LAN
IEEE802.11g/b/n môže spôsobovať vzájomné rušenie, čomôže mať za následok zníženie rýchlosti komunikácie
alebo brániť pripojeniu. V takom prípade vypnite napájanie
zariadenia, ktoré sa nepoužíva, alebo používajtemonitorovanie na inom mieste.

9. Ochrana životného prostredia
Pred likvidáciou záznamníka z neho vyberte lítiovú batériu.

xii

Opatrenia na bezpečné meranie
V tejto časti sú opísané bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú
merania a snímača. O vyhodnotení výsledkov a liečbe sa vždyporaďte s lekárom. Samodiagnostika a samoliečba na základevýsledkov môže byť nebezpečná.

Meranie krvného tlaku
Uistite sa, že hadička nie je nadmerne ohnutá a že vzduch
riadne prúdi. Ak sa používa ohnutá vzduchová hadička, tlak
vzduchu môže naďalej pôsobiť na manžetu, ktorá môžezastaviť tok krvi do ramena.
Krvný tlak nemerajte na ramene, cez ktoré sa intravenózne
prijíma transfúzia krvi. Môže to spôsobiť nehodu.
Manžetu nenoste umiestnenú nad vonkajším zranením.
Mohlo by to spôsobiť poškodenie rany alebo viesť k infekcii.

Ak dôjde k problému s meraním, skontrolujte stav pacienta.
Príčinou by mohlo byť zhoršenie stavu nad hranicu merania
alebo že ohnutá vzduchová hadička zastavila prietok
vzduchu.
Príliš časté meranie krvného tlaku môže spôsobiť ublíženie
na tele v dôsledku bránenia toku krvi. Pri opakovanompoužívaní zariadenia skontrolujte, či prevádzka zariadenia
nemá za následok dlhotrvajúce zhoršenie krvného obehu.
Meranie krvného tlaku nemusí byť presné, ak má pacientúplnú arytmiu alebo sa nadmerne pohybuje.

xiiiManžetu noste na rovnakej úrovni ako je srdce. (Ak jeúroveň odlišná, dôjde k chybe meranej hodnoty.)
Záznamník reaguje na artefakty a vonkajšie nárazy. V
prípade akýchkoľvek pochybností o nameranej hodnote
odmerajte krvný tlak vyšetrením sluchom alebo pohmatom.
K chybe merania môže dôjsť, ak veľkosť manžety
nezodpovedá obvodu ramena pacienta.
Manžetu nafúknite až po ovinutí okolo ramena pacienta.
Inak by mohlo dôjsť poškodeniu alebo výbuchu manžety.

Poznámka

Meranie krvného tlaku môže spôsobiť podkožné krvácanie. Toto
podkožné krvácanie je dočasné a časom zmizne.
Ak pacient používa srdcovo-pľúcny prístroj, krvný tlak nie jemožné odmerať kvôli absencii srdcového tepu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacientoblečené hrubé oblečenie.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je oblečenie
vyhrnuté a rameno je stlačené.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak je periférny krvný
obeh nedostatočný, krvný tlak je nadmerne nízky alebo ak mápacient nízku telesnú teplotu (krvný tok je nedostatočný).
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak má pacient častú
arytmiu.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne s manžetou nevhodnejveľkosti.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak manžeta nie jeumiestnená na rovnakej úrovni ako je srdce.
Krvný tlak nie je možné odmerať správne, ak sa pacient počas
merania pohybuje alebo rozpráva.
Klinické skúšky neboli vykonané na novorodencoch a tehotných
ženách.
Ak vám urobili mastektómiu, pred použitím sa poraďte s lekárom.
xivManžetaManžety kontaminované krvou zlikvidujte, aby ste zabránili
šíreniu infekčných chorôb.
Neuchovávajte dlhšiu dobu zloženú manžetu alebo
skrútenú vzduchovú hadičku v tesnom priestore. Pri takom
zaobchádzaní sa môže skrátiť životnosť komponentov.

Meranie pulzovej frekvencie
Zobrazenú pulzovú frekvenciu nepoužívajte na diagnostiku
nepravidelného srdcového tepu.

Poznámka
Záznamník meria pulzovú frekvenciu pri meraní krvného tlaku.

xv

Zoznam balenia
Záznamník je presný prístroj, preto ho používajte opatrne.
Silný náraz môže spôsobiť zlyhanie a poruchu.

Poznámka
Záznamník sa expeduje v špeciálnej škatuli, navrhnutej tak, aby
ho chránila pred poškodením počas dopravy. Keď škatuľu
otvoríte, uistite sa, že balenie obsahuje všetko, čo je uvedené nazozname balenia. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na
miestneho predajcu alebo najbližšieho predajcu A&D.
Odporúčame vám, aby ste si špeciálnu škatuľu odložili.
Pozrite si časť „10. Voliteľné doplnky (potrebné je
objednanie)“, kde nájdete informácie o voliteľných doplnkoch.
Záznamník krvného tlaku ............................................................ 1
Príslušenstvo
Manžeta pre dospelých 20 až 31 cm (7,8" až 12,2") na ľavé rameno
TM-CF302A ........................ 1Veľká manžeta
28 až 38 cm (11,0" až 15,0") na ľavé rameno
TM-CF402A ....................... 1
Návlek na manžetu pre dospelých ......................................... 2
Návlek na veľkú manžetu ....................................................... 2
Puzdro na nosenie .......................... AX-133025995 .......... 1
Opasok ........................................... AX-00U44189 ........... 1
Spona .................................................................................... 1
Hárky na zaznamenávanie aktivity (10 hárkov) ..... AX-PP181-S ............. 1
USB kábel ....................................... AX-KOUSB4C ........... 1
Disk CD Správca údajov ABPM ............................................. 1
Tento návod na použitie ......................................................... 1xvi

Záznamník krvného tlakuManžeta pre dospelých na ľavé ramenoVeľká manžeta na ľavé rameno

Puzdro na nosenie

Spona

Návlek na manžetu pre dospelých
Návlek na veľkú manžetu

Hárky na zaznamenávanie
aktivity (10 hárkov)

OpasokUSB kábel

Disk CD Správcaúdajov ABPM

xvii

Tento návod na použitieObsahZhoda.................................................................................................................i
Zhoda s európskou smernicou.............................................................. i
Zhoda s pravidlami FCC........................................................................ i
UPOZORNENIE FCC ........................................................................... i
Súlad s pravidlami IC .............................................................................ii
Súlad s austrálskym rámcom EMD.......................................................ii
Prenos Bluetooth® ................................................................................ii
Definície varovaní ........................................................................................... iii
Bezpečnostné opatrenia pri používaní........................................................iv
Opatrenia na bezpečné meranie ................................................................. xiii
Meranie krvného tlaku ........................................................................ xiiiManžeta .............................................................................................. xv
Meranie pulzovej frekvencie ............................................................... xv
Zoznam balenia ............................................................................................xvi
1.

Úvod .................................................................................................... 52.

Funkcie................................................................................................ 5

3.

Skratky a symboly .............................................................................. 8

4.
4.1.

Technické údaje................................................................................ 13
Záznamové zariadenie ........................................................... 13

4.2.

Rozmery .................................................................................. 16

5.1.

Názvy súčastí ................................................................................... 17
Záznamové zariadenie ........................................................... 175.

5.2. Displej ...................................................................................... 18
5.2.1. Panel LCD (displej s kvapalnými kryštálmi)......................... 18
5.2.2. Displej OLED (dióda vyžarujúca organické svetlo) ............. 191

5.3. Hlavné úkony prepínania ........................................................ 20
5.3.1. Úkony A-BPM......................................................................... 20

6.

5.3.2.

Úkony S-BPM ........................................................................ 23

5.3.3.

Iné operácies .......................................................................... 25

Funkcie merania krvného tlaku ....................................................... 27
6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM) ........................ 27
6.1.1. A-BPM režim čakania........................................................... 29
6.1.2.

Funkcia spánku a časový interval ........................................ 29

6.1.3. Zastavenie merania ............................................................... 30
6.2. Samomeranie krvného tlaku (S-BPM) ................................... 31
6.2.1. Programy S-BPM................................................................... 32
6.2.2.

Režim čakania S-BPM .......................................................... 36

6.2.3. Zastavenie a pozastavenie merania .................................... 37
6.3. Výsledok merania.................................................................... 38
6.3.1. Zobrazenie výsledkov merania............................................. 38
6.3.2. Uloženie výsledkov merania ................................................. 38
6.3.3. Prenesenie výsledkov merania ............................................ 39
6.3.4. Identifikačné čísla................................................................... 39
7.

Príprava záznamníka ....................................................................... 40
7.1. Inštalácia batérií (výmena batérií)........................................... 40
7.1.1. Výmena batérií ....................................................................... 42
7.2.

Príprava puzdra na nosenie ................................................... 42

7.3. Kontrola pred použitím ............................................................ 43
7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batérií......................... 43
7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií................................ 442Úkony ................................................................................................ 45

8.
8.1.

Diagram činnosti ..................................................................... 45

8.2. Počiatočné nastavenia ............................................................ 47
8.2.1. Nastavenia z výroby .............................................................. 47
8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania ............................ 48
8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania ........................................ 50
8.3. Prednastavené programy A-BPM........................................... 50
8.3.1. Položky a parametre A-BPM ................................................ 52
8.3.2. Príklady programu A-BPM .................................................... 55
8.4. Programy S-BPM .................................................................... 57
8.4.1. Položky a parametre S-BPM ................................................ 58
8.4.2. Príklady zobrazenia S-BPM .................................................. 59
8.5.

Odstránenie údajov merania .................................................. 62

8.6. Pripevnenie výrobku k pacientovi ........................................... 63
8.6.1. Informácie pre pacientov ....................................................... 63
8.6.2. Návlek na manžetu ................................................................ 65
8.6.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka .... 66
8.7. Úkony merania krvného tlaku ................................................. 69
8.7.1. Úkony A-BPM......................................................................... 69
8.7.2. Úkony S-BPM ........................................................................ 71
8.7.3. Manuálne meranie ................................................................. 73
8.7.4. Zastavenie a pozastavenie meraní ...................................... 74
8.8.

Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu
zariadeniu ................................................................................ 76
8.8.1. Pripojenie pomocou USB kábla............................................ 76
8.8.2. Používanie komunikácie prostredníctvom Bluetooth®....... 78
8.8.3. Pozastavenie komunikácie prostredníctvom Bluetooth®
(Letový režim) .......................................................................... 793Údržba............................................................................................... 80

9.
9.1.

Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti ........ 80

9.2.

Čistenie zariadenia.................................................................. 81

9.3. Pravidelná kontrola ................................................................. 83
9.3.1. Kontrola pred vložením batérií .............................................. 83
9.3.2. Kontrola po inštalácii batérií .................................................. 84
9.4.

Likvidácia ................................................................................. 85

9.5.

Riešenie problémov ................................................................ 86

9.6.

Chybové kódy ......................................................................... 87

10.

Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie) .................................... 90

11.
Príloha ............................................................................................... 92
11.1. Princíp merania krvného tlaku ................................................ 92
11.2. Informácie o EMD ................................................................... 954

1. ÚvodĎakujem za nákup!

Ambulantné zariadenie TM-2441 na záznam merania krvného
tlaku umožňuje automatické presné meranie krvného tlaku
pacienta po nastavenú dobu (napr. nepretržite 24 hodín). Táto
príručka vysvetľuje nastavenia, operácie, režimy a programy
merania krvného tlaku, ako aj komunikáciu so špecializovaným
periférnym zariadením, údržbu, technické parametre avarovania. Na zabezpečenie správneho používania si prečítajte
túto príručku a uchovajte ju na prístupnom mieste.

2. Funkcie

Súhrn

Záznamník je ambulantný tlakomer, ktorý môže merať
neinvazívnu hodnotu krvného tlaku a pulz pacienta pod vedením
lekára. Účelom použitia je merať a ukladať zmeny krvného tlaku
počas dňa v každodennom živote. Záznamník je navrhnutý tak,aby bol prenosný, mal funkcionalitu spravovania údajov ajednoduchú obsluhu.

Cieľ merania krvného tlaku

Tento záznamník je určený pre dospelých (starších ako 12 rokov).

5Účel použitia

Záznamník má dva režimy merania krvného tlaku. Hodnoty
krvného tlaku je možné použiť na konzultáciu s lekármi a na
kontrolu zdravia.

Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Tento režim môže určiť šesť náhodných časov spustenia aintervalov na každých 24 hodín a môže automaticky merať azaznamenávať krvný tlak.
Samostatné meranie krvného tlaku (S-BPM)
Použitie tohto režimu predpokladá, že pacient meria vlastný
krvný tlak samostatne doma alebo v nemocnici. V tomto režime
je možné použiť päť typov programov v súlade s ich využitím.

Prenosnosť

Hmotnosť záznamníka je približne 135 g (bez batérií).
Má veľkosť dlane a je vybavená mikropumpou.
Je možné použiť dve alkalické batérie AA. (Veľkosť LR6 aleboAA)
Je možné použiť dve nabíjateľné batérie (veľkosť AA size,batéria Ni-MH).

Prevádzkyschopnosť

Nastavenia záznamníka a program merania krvného tlaku jemožné jednoducho nakonfigurovať pomocou správcu údajov
ABPM nainštalovaného v počítači (špecializované periférne
zariadenie).

6

Rozsiahla analytická výkonnosť

Čas intervalu merania je možné nastaviť na automatické meranie
krvného tlaku.
Krvný tlak je možné kedykoľvek okamžite merať ručne.
Režim S-BPM je vybavený piatimi programami pre rôzne
podmienky.
Analýzu je možné efektívne spraviť pomocou správcu údajov
ABPM nainštalovaného v počítači (špecializované periférne
zariadenie).

Kratší čas merania.

Rýchlosť vyfukovania sa riadi tak, aby sa minimalizovala doba
merania.
Hodnota nafukovania sa riadi tak, aby sa minimalizovala doba
merania.

Jednoduché pohodlieŠpecializované periférne zariadenie môže prijímať údaje
pomocou kábla USB cable. Prijaté údaje možno ľahko analyzovať
a vytlačiť.

7

3. Skratky a symboly
Symboly
SYS
DIA
PUL
PP
kPa
mmHg
/min

VýznamSystolický krvný tlak.
Diastolický krvný tlak.
Pulz.
Pulzný tlak PP = SYS - DIA
Jednotka krvného tlaku
Jednotka pulzu/minúta
Symbol označujúca pulz srdca počas merania.
Používa sa Bluetooth.
Zobrazené: vykonáva sa A-BPM
Bliká:
Vykonáva sa čas intervalu „1 rozsah“.
Indikátor IHB/Afib
Stlmiť
Pamäť je plná, na spustenie merania odstráňte
údaje.
Indikátor batérií Keď sa zobrazuje úroveň 1, vymeňte batérie, aby ste mohli používať
záznamník.

--xx

LCD
OLED

Symbol spánku A-BPM
Symbol sa zobrazuje počas konfigurácie.
Mimo rozsah alebo nemožná hodnota merania.
Kódy chýb. xx =ažSymbol SPUSTENIE S-BPM
Symbol ZASTAVENIE S-BPM
Displej s kvapalnými kryštálmi
Dióda vyžarujúca organické svetlo
Symbol výstrahy
8

Symboly

SMALL
ADULT
LARGE
EXTLARGE

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

x2
1.5V LR6
1.2V HR6
not included
EMDVýznamStupeň ochrany proti zásahu elektrickým prúdom:Typ zariadenia BF.
Výrobca označenia CE. Dátum výroby.
Symbol malej manžety
Obvod ramena 15 až 22 cm 5,9" až 8,7"
Symbol manžety pre dospelých
Obvod ramena 20 až 31 cm 7,8" až 12,2"
Symbol veľkej manžety
Obvod ramena 28 až 38 cm 11,0" až 15,0"
Symbol extra veľkej manžety
Obvod ramena 36 až 50 cm 14,2" až 19,7"
Symbol vytlačený na balení.
Veľká manžeta je zahrnutá v príslušenstve.
Symbol vytlačený na balení.
Manžeta pre dospelých je zahrnutá v
príslušenstve.
Pozrite si návod na obsluhu alebo brožúru.
Symbol „Uchovávajte v suchu“ a „Chráňte preddažďom“.
Sériové číslo
Symbol vytlačený v priestore na batérie.
Smer (polarita) na vloženie batérie.
Symbol vytlačený na balení.
Batérie sa nenachádzajú v príslušenstve.
Elektromagnetické rušenie
Symbol „Zaobchádzať opatrne“.
Symbol smernice o odpade z elektrických aelektronických zariadení.
9Symboly
BPM

A-BPM

S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode
Not made with natural
rubber latex.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

VýznamMeranie krvného tlaku
Automatické meranie krvného tlaku
Samostatné meranie krvného tlaku
Symboly A-BPM.

#1

Symboly S-BPM.

#2

Symboly Bluetooth. #3
Upozornenie pre pacienta. Je vytlačené
na manžete.
Upozornenia na kryte batérií.
Používajte alkalické batérie alebourčené nabíjateľné batérie azabezpečte správnu polaritu (+,-).
Nemiešajte nové a použité
batérie alebo batérie rôznych
značiek.
Pevne pripevnite vzduchovú hadicumanžety k hlavnému telu.

#1 : Pozrite si časť „6.1. Automatické meranie krvného tlaku(A-BPM)“ a „8.3. Prednastavené programy A-BPM“.
#2 : Pozrite si časť „6.2. Samomeranie krvného tlaku (S-BPM)“ a„8.4. Programy S-BPM“.
#3 : Pozrite si časť „8.8.2. Používanie komunikácie prostredníctvom
Bluetooth®“ a „8.8.3. Pozastavenie komunikácie prostredníctvom
Bluetooth® (Letový režim)“.

10

Indikátor IHB/AfibAk monitor počas meraní zistí nepravidelný rytmus, na displeji
sa zobrazí indikátor IHB/AFib s nameranými hodnotami.
(iba S-BPM)

1 rozsah„1 rozsah“ vo funkcii S-BPM pozostáva z množiny meraníkrvného tlaku a časov intervalov, ktoré sa opakujú podľa počtu
meraní. Posledný čas intervalu je vynechaný.
Meranie krvného tlaku
TČas spusteniaTT

T : Časový interval
Určený počet meraní

Čas

11

Režim čakania

A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu.
Čas spustenia Čas spustenia
T

T

T

T

T

T

Meranie krvného tlaku
T

Úsek

Čas
T : Časový interval

Úsek

S-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu a medzi posledným „1 rozsahom“ anasledujúcim „1 rozsahom“.
Čas spusteniaTTČas spustenia
Meranie krvného tlakuRežim čakania

1 rozsah

T

T

Čas

1 rozsahŠpecializované periférne zariadenie

T : Časový intervalŠpecializované periférne zariadenie znamená počítač, na ktorom jenainštalovaný softvér Správca údajov ABPM. Softvér Správca údajov ABPM
je uložený na disku CD príslušenstva. Pri pripájaní záznamníka kperiférnemu zariadeniu používajte periférne zariadenie, ktoré spĺňa
požiadavky na lekárske elektrické zariadenia (IEC60601-1). Záznamník
nepripájajte k inému zariadeniu (napríklad: IEC60950) v oblasti, kde sapoužívajú lekárske zariadenia. Používajte kábel USB kratší ako 1,5 m.
12

4. Technické údaje

4.1. Záznamové zariadeniePoložky
Popis
Metóda merania
Oscilometrická metóda merania
Metóda detekcie tlaku
Polovodičový tlakový snímač
Rozsah zobrazenia tlaku 0 až 299 mmHg
Tlak:
±3 mmHg
Presnosť merania
Pulz:
±5 %
Minimálne
Tlak:
1 mmHgrozdelenie displeja
Pulz:
1 úder/minúta
Systolický tlak:
60 až 280 mmHg
Diastolický tlak:
30 až 160 mmHg
Rozsah merania
Pulz:
30 až 200 úderov/minúta
Nepretržité vypúšťanie s kontrolovaným
Vyfukovanieúnikovým ventilom pre bezpečnostný
mechanizmus
Vypúšťanie
Elektromagnetický ventil
Spôsob nafukovania
Mikro pumpa
Automatické nafukovanie 85 až 299 mmHg
Intervaly každej sekcie, ktorá delí 24 hodín na
Čas intervalu (funkcie
maximálne šesť častí.
A-BPM )
Interval: VYPNUTÉ, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
minút
Hodiny24-hodinové hodiny
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixelov, biele znaky
S-BPM:
Displej
LCD, 40 x 50 mm, Displej: systolický tlak,
diastolický tlak, pulz, hodiny, chyba, monitor
stavu a symboly
13

Položky

PopisÚdaje merania: max. 600 údajov
S rovnakým typom batérií:2 x 1,5V batérie (veľkosť LR6 alebo AA)
Alkalická batéria alebo nikel-vodíková
Napájanie
batéria (Ni-MH), 1 900 mAh alebo viac
Záložná batéria pre vstavané hodiny: lítiová
nabíjateľná gombíková batéria ML2016H
200 krát alebo viac.
(ak sa používajú nové alkalické batérie alebo
Počet meranínikel-vodíkové batérie. Môže sa líšiť v
závislosti od podmienok merania.)
Jednosm. prúd 3,0 V (alkalická batéria, LR6),
Jednosm. prúd 2,4 V (nikel-vodíková batéria,Menovité napätieveľkosť AA)
USB: kompatibilné s USB1.1.
Dĺžka kábla: 1,5 m alebo kratšia.
Koncovku mikro USB typu B je možné
pripojiť ku špecializovanému periférnemu
Rozhranie
zariadeniu (pomocou štandardného
softvéru ovládača).
Bluetooth ver.4.1 (BLE):
Je možné pripojiť bezdrôtové zariadenie.
Teplota:+10 až +40 °C
Prevádzkové podmienky
Vlhkosť:30 až 85 % RH (bez kondenzácie)Prepravné a skladovacie Teplota:-20 až +60 °C
10 až 95 % RH (bez kondenzácie)Vlhkosť:podmienkyPamäťAtmosférický tlak na
700 až 1 060 hPa
prevádzku a skladovanie
Typ ochrany proti zásahu
Interne napájané zariadenie
elektrickým prúdom

14

Položky
Stupeň ochrany protizásahu elektrickým
prúdomOznačenie CE
Označenie C-Tick
Rozmery
Hmotnosť
Doba použiteľnosti
KrytiePredvolený režim
Čas reštartu po
defibrilácii
EMD

Popis
Typ BF: Záznamník, manžeta a hadice súnavrhnuté tak, aby poskytovali osobitnú
ochranu proti úrazom elektrickým prúdom.
Označenie smernice ES pre zdravotníckezariadenie.
Certifikačná ochranná známka registrovaná prespoločnosť ACA úradom pre ochranné známky.
Približne 95 (D) × 66 (Š) × 24.5 (V) mm
Približne 135 g (bez batérií)Záznamové zariadenie: 5 rokov. Vlastné
overovanie s internými údajmi. Správna
prevádzka a údržba v najlepších podmienkach.
Trvanlivosť sa líši v závislosti od podmienokpoužitia.
Zariadenie: IP22
Nepretržité meranie.
Okamžite

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth ver. 4.1 BLP
Bezdrôtová komunikácia Frekvenčný rozsah: 2,4GHz (2 400 až 2 483,5 MHz)
Modulácia: GFSK
Efektívny vyžarovaný výkon: < 20 dBm
Poznámka:# Klinická skúška tohto zariadenia sa vykonáva na základe normy
ISO 81060-2:2013.
# Záznamník nie je lekárske zariadenie na monitorovanie pacienta.
Neodporúčame spôsob použitia vyžadujúci sledovanie pacienta v
reálnom čase na miestach ako jednotky intenzívnej starostlivosti.
ACA: Austrálsky komunikačný úrad15

4.2. Rozmery

66

24,5

95

Jednotka: mm

16

5. Názvy súčastí

5.1. Záznamové zariadenieManžeta pre dospelých a veľká
manžeta na ľavé rameno

Značka pozície tepny

Vzduchová hadica
Vzduchová zátka
Vzduchová zásuvka
Tlačidlo EVENT
pre funkciu A-BPM
OLED pre funkciu A-BPM
Tlačidlá START a
STOP pre funkciu
A-BPM

Prepínač AUTO
pre funkciu A-BPM

LCD
Tlačidlá

START a
STOP pre funkciu

Tlačidlo LOCK
pre funkciu A-BPM

S-BPM

Priestor na batérie a
2 batérie LR6 (veľkosť AA)
na meranie

Kryt batériíPort mikro USB (v spodnejčasti), Koncovka na údajovú
komunikáciu
17

5.2. Displej
Poznámka
Aby ste získali presnú diagnózu, dbajte na to, aby ste presne
odčítali údaje zobrazené na záznamníku a správne ichinterpretovali.

5.2.1. Panel LCD (displej s kvapalnými kryštálmi)Horné čísla
Stredné čísla
Dolné čísla

Nasledujúce hodnoty je možné zobraziť v každom režime:Výsledok
merania

A-BPM

S-BPM

Horné čísla

Systolický krvný
Časový interval Programtlak

Stredné čísla

Diastolický
krvný tlak

Zostávajúci čas Hodnota tlaku

Dolné čísla

Pulz

Čas nahodinách

Čas nahodinách

Pozrite si časť „3. Skratky a symboly“, kde nájdete význam
symbolov na displeji LCD.
18

5.2.2. Displej OLED (dióda vyžarujúca organické svetlo)
Stav funkcie A-BPM sa zobrazuje na displeji OLED.
Čas na hodinách.
Stav nastavení a prevádzky.
Hodnota merania A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolický krvný tlak.
Diastolický krvný tlak.
Pulzová frekvencia.

mmHg Jednotka pre hodnotu krvného
tlaku.
/min
Jednotka pre pulzovú
frekvenciu.
Pozrite si časť „3. Skratky a symboly“, kde nájdete význam
symbolov na displeji OLED.
SymbolyVýznamTáto značka je zobrazená počas konfigurácie.
Zobrazenie: Vykonáva sa A-BPM.
Blikanie:
Vykonáva sa Časový interval „1 rozsah“.
Používa sa Bluetooth.
Pamäť je plná
Značka režimu spánku A-BPM
Indikátor stavu batérie

19

5.3. Hlavné úkony prepínania
5.3.1. Úkony A-BPM
Spustenie alebo pozastavenie A-BPM.
Prepínanie medzi A-BPM a S-BPM

Krok 1. Uložte prednastavený program (časov spustenia a intervalov)
pre A-BPM.
Krok 2. Nastavte prepínač AUTO na nasledujúce úkony.
„ON“ ...... A-BPM sa spustí a zobrazí sa značka.
Merania krvného tlaku sa vykonávajú v súlade s
prednastaveným programom A-BPM.
„OFF“ ..... A-BPM sa pozastaví a značka
zmizne.
Meranie krvného tlaku je možné vykonávať
pomocou prednastavených programov S-BPM.

Zamknutie A-BPM na „ON“.

Udržujte prepínač AUTO v polohe „ON“ pomocou
prepínača LOCK , aby sa mohlo vykonávať A-BPM.

Predĺženie časového intervalu A-BPM.

Krok 1. Pred meraním nastavte režim spánku na „ON“.
Krok 2. Nastavte prepínač AUTO do polohy „ON“, aby sa používalo
A-BPM.
Zobrazí sa značka.
Krok 3. Keď sa prepínač EVENT stlačí počas A-BPM, časový
interval sa zdvojnásobí.
Keď sa znovu stlačí prepínač EVENT , časový interval sa
vráti na základnú hodnotu.
20

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania
krvného tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne
meranie sa zastaví. A-BPM však pokračuje. Nasledujúce
meranie krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami
A-BPM.

Nastavenie programu pre A-BPM.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Sleep .
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.3.1. Položky a parametre A-BPM“
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka, ukončenie nastavení.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM. A-BPM režim čakania jestav, keď sa krvný tlak nemeria počas časového intervalu.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.
21

Nastavenie hodín.
Nastavenie funkcie monitorovania A-BPM.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Display (za položkou Sleep ).
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“
Prepínač EVENT .............Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP ...Rozhodnutie, nasledujúcapoložka, ukončenie nastavení.

22

5.3.2. Úkony S-BPM
Spustenie S-BPM.

Krok 1. Vyberte program S-BPM a uložte jeho parametre.
Krok 2. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 3. Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM
ÚkonyKrvný tlak meraný v zdravotníckom
zariadení
OBP Stlačte prepínač/naAutomatizovaný krvný tlak meraný v spustenie prednastaveného
zdravotníckom zariadení
AOBP programu počas režimu čakania.
Domáci krvný tlak
HBP
Automatizovaný nočný krvný tlak
Prednastavený program prejde do
ANBP pohotovostného režimu až do „času
Automatizovaný krvný tlak meraný spustenia“ alebo „času spustenia
pacientom
ASBP alarmu“.

Zastavenie S-BPM.

Úkony sú nasledovné:

Programy S-BPM
Krvný tlak meraný v zdravotníckom
zariadení
OBP

Úkony

Stlačte prepínač/ , aby sa
Automatizovaný krvný tlak meraný v
zastavilo meranie krvného tlaku.
zdravotníckom zariadení
AOBP
Domáci krvný tlak

HBP

Stlačte prepínač/ , aby sa
zastavilo meranie krvného tlaku. Pri
Automatizovaný nočný krvný tlak
ANBP nasledujúcom čase spustenia sa
odmeria krvný tlak alebo zaznie
bzučiak.
#1
Ak potrebujete úplne zastaviť
Automatizovaný krvný tlak meraný záznamník, vyberte z neho batérie
pacientom
ASBP alebo ho prepnite na OBP, AOBP
alebo HBP.
#1 : Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.
23Nastavenie programu pre S-BPM.

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Držte stlačené tlačidlo
/ , a stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP , kým sa na displeji LCD zobrazí
Krok 3. Úkony sú nasledovné:
Pozrite si časť „8.4. Programy S-BPM“.
Prepínač/ .................. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka, ukončenie nastavení.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas S-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v S-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora LCD skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie S-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač/
počas S-BPM režimu čakania.
Okamžite sa vykonajú merania krvného tlaku „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku ačasových intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie
určeného počtu meraní. Posledný časový interval jevynechaný.
S-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria
počas časového intervalu a medzi posledným „1
rozsahom“ a nasledujúcim „1 rozsahom“.

245.3.3. Iné operácies
Návrat z režimu čakania a zobrazenie monitora.

Ak je zobrazovanie monitora OLED alebo LCD skryté,
stlačením tlačidla START/STOP alebo EVENT sa
vrátite na zobrazenie režimu čakania.

Odstránenie údajov merania
Krok 1. Nastavte prepínač

AUTO

do polohy „OFF“.

Krok 2 Ak sa údaje nezobrazujú, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
DataClear(po zobrazení položky Sleep a položky Display ).
Krok 4. Vyberte operáciu.
Keď odstraňujete údaje, stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP .
Na displeji OLED pod položkou DataClear bliká položka
Erasing a začnú sa
Krok 4. Odstraňovanie
odstraňovať údaje.
DataClear
OLED Erasing
Po odstránení pokračujte
krokom č. 5.
Ak uchovávate (neodstraňujete) údaje, stlačte
tlačidlo EVENT a pokračujte krokom č. 5.
Krok 5. Záznamník sa vráti do režimu čakania.
25Používanie na komunikáciu Bluetooth®.
Krok 1. Nastavte prepínač

AUTO

do polohy „OFF“.

Krok 2. Ak je zobrazovanie monitora skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka Pairing(po zobrazení položky FlightMode ). Záznamník bude čakať
na párovanie.
Krok 4. Po dokončení párovania Bluetooth sa na displeji LCD zobrazísymbol .
Ak zrušíte aktuálne párovanie, stlačte tlačidlo EVENT .
Záznamník zobrazí režim čakania.

Pozastavenie komunikácie Bluetooth®. (Letový režim)Krok 1. Nastavte prepínač

AUTO

do polohy „OFF“.

Krok 2. Ak je zobrazovanie monitora skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka FlightMode .
Krok 4. Letový režim je možné zapnúť/vypnúť pomocou tlačidla
START/STOP .
Tlačidlo START/STOP
FlightMode
FlightMode
ON
OFF
Krok 5. Stlačením tlačidla
čakania.

EVENT
26

sa vrátite na zobrazenie režimu

6. Funkcie merania krvného tlaku
Záznamník je vybavený funkciou automatického merania
krvného tlaku (A-BPM) a samomerania krvného tlaku (S-BPM)
a umožňuje ukladanie stavov merania a výsledkov merania.

6.1. Automatické meranie krvného tlaku (A-BPM)
Keď je A-BPM pozastavené alebo sa nepoužíva, nastavteprepínač AUTO do polohy „OFF“. Ak sa prepínač AUTO
ponechá v polohe „ON“, pri nasledujúcom čase spustenia
sa spustí meranie a manžeta môže prasknúť.
Použite prepínač LOCK na zabránenie tomu, aby sa
prepínač AUTO nechcene posunul do polohy „OFF“, kýmsa používa A-BPM.
Prepínač AUTO na „OFF“Prepínač AUTO na „ON“Prepínač LOCKna „ZAMKNÚŤ“Prepínač AUTO
Funkcia A-BPM meria krvný tlak v prednastavených intervalochs použitím zabudovaných hodín a výsledky merania ukladá dopamäte.
A-BPM je možné spustiť a pozastaviť prepínačom AUTO .
Použite prepínač LOCK na zabránenie jeho nechcenému
posunutiu, kým sa používa A-BPM.
27

Symbolsa zobrazuje na displeji LCD, keď sa používa
funkcia A-BPM. Krvný tlak sa odmeria automaticky v časespustenia A-BPM.
Vopred je možné nastaviť počiatočnú hodnotu natlakovania.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Ak sa ako počiatočná hodnota natlakovania určí AUTO, hodnota
natlakovania sa vyberie automaticky. Nastavenie z výroby je 180
mmHg. Pozrite si časť „8.2.3. Počiatočná hodnota
natlakovania“, kde nájdete informácie o tom, ako sa vyberá
počiatočná hodnota natlakovania.
Ak prvé natlakovanie nie je dostatočné, až dvakrát sa
automaticky vykonajú opätovné natlakovania.
Keď vymažete údaje v pamäti alebo presuniete prepínač AUTO
do polohy „OFF“, hodnota natlakovania sa zresetuje na
počiatočnú hodnotu natlakovania.
Keď dôjde k chybe merania a doba čakania do nasledujúceho
času spustenia je dlhšia ako 8 minút, krvný tlak sa odmeria
jedenkrát po 120 sekundách. Výsledok merania sa uloží do
pamäte.
Ak chcete pozastaviť A-BPM, uvoľnite prepínač LOCK a
presuňte prepínač AUTO do polohy „OFF“.

286.1.1. A-BPM režim čakaniaPoložky na sledovanie stavu merania môžu byť zobrazené na
displeji LCD počas času čakania funkcie A-BPM.
V režime čakania sa indikátory automaticky skryjú.
Položky zobrazíte stlačením ľubovoľného prepínača.
A-BPM režim čakania je stav, keď sa krvný tlak nemeria počas
časového intervalu.
Interval merania
Zostávajúci čas do nasledujúceho času spustenia
Aktuálny čas

6.1.2. Funkcia spánku a časový interval
V prednastavenom programe nastavte režim spánku na „ON“.
Keď sa prepínač EVENT stlačí počas A-BPM, časový intervalsa zdvojnásobí.
Keď sa prepínač EVENT znovu stlačí počas A-BPM, časový
interval sa vráti na pôvodnú dĺžku.
Pozrite si časť „8.3. Prednastavené programy A-BPM“, kde
nájdete informácie o tom, ako sa nastavuje režim spánku.
T : Časový interval

Meranie krvného tlaku
T

T

2T

2T

Prepínač EVENT
Prepínač AUTO na „ON“Uložte parametre režimu spánku
29

2T

T

T

Čas

Prepínač EVENT

6.1.3. Zastavenie merania
Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania krvného
tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meranie sa zastaví.
A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie krvného tlaku sa
vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Poznámka
Po zastavení merania sa na displeji OLED zobrazí kód
zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.

30

6.2. Samomeranie krvného tlaku (S-BPM)
Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“, aby sa používali
programy S-BPM.
Záznamník je vybavený piatimi typmi programov S-BPM napoužitie v súlade s rôznymi podmienkami prostredia merania.
Parametre a výsledky merania sa môžu ukladať do pamäte.
Názov

Opisy a činnosti programuPoložkyKrvný tlak meraný v zdravotníckom zariadení
OBP Program na meranie krvného tlakuNevzťahuje
nemocničným personálom. „1 rozsah“: Meraniesakrvného tlaku sa vykoná jedenkrát.
Automatizovaný krvný tlak meraný v
zdravotníckom zariadení
Počet
AOBP Program na meranie krvného tlaku poodpočinku v nemocnici. „1 rozsah“: Meranie sa
Interval
vykoná s použitím počtu meraní a časového
intervalu.
Domáci krvný tlak
#1
Program na meranie krvného tlaku v
Počet
HBP
domácnosti.
Interval„1 rozsah“: Meranie sa vykoná s použitím počtu
meraní a časového intervalu.
Automatizovaný nočný krvný tlak#2ČasProgramnameraniekrvného
tlaku
počas
noci.
spustenia
ANBPPoužíva počet meraní a časový interval. ANBP
Počet
umožňuje určiť až šesť časov spustenia za deň.
Interval
Automatizovaný krvný tlak meraný pacientom #2
ČasProgram, ktorý indikuje časy spustenia zvukom spustenia
ASBP bzučiaka. Stlačte prepínač
alarmu/ , aby sa
odmeral krvný tlak v domácnosti. Bzučiak
Početumožňuje určiť až šesť časov za deň.
Interval#1 : Krvný tlak sa meria v súlade s Japonskou spoločnosťou prezvýšený krvný tlak.
#2 : Keď sa zmení počet meraní a časový interval ANBP alebo
ASBP, zmenia sa aj nastavenia HBP.
31

6.2.1. Programy S-BPM
Krvný tlak meraný v zdravotníckom zariadeníKeď sa stlačí prepínačuloží sa do pamäte.

OBP, krvný tlak sa odmeria jedenkrát a/

Meranie krvného tlaku
Stlačením prepínača

/Čas
spustite meranie.

Automatizovaný krvný tlak meraný v zdravotníckom zariadení

AOBP
Keď sa stlačí prepínač/ , spustí sa AOBP.
Najprv je zariadenie nečinné po dobu jedného časového
intervalu, aby sa pacient mohol uvoľniť.
Potom AOBP vykoná „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku ačasových intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie
určeného počtu meraní. Posledný časový interval je vynechaný.

Keď sa prepínač/
rozsah“ sa zastaví.

stlačí počas „1 rozsahu“, „1

Meranie krvného tlaku

1 rozsah

T

T

T

Stlačením prepínača
Stlačením prepínača
T

T

T

zastavte „1 rozsah“.

/
T
/

Čas

spustite „1 rozsah“.

/T

Stlačením prepínača

T : Časový interval

T

Nemeria saTspustite „1 rozsah“.

32

Čas

Domáci krvný tlak

HBPKeď sa stlačí prepínač/ , spustí sa HBP.
HBP vykoná „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku ačasových intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie
určeného počtu meraní. Posledný časový interval je vynechaný.
stlačí počas „1 rozsahu“, „1Keď sa prepínač/
rozsah“ sa zastaví.

1 rozsah

Meranie krvného tlaku
T

T

T

Stlačením prepínača
Stlačením prepínača
T/

T : Časový intervalTzastavte „1 rozsah“.

T

T

Stlačením prepínača

/

33

Čas

spustite „1 rozsah“.

/

Nemeria saTspustite „1 rozsah“.

ČasAutomatizovaný nočný krvný tlak

ANBP
ANBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia za deň.
Keď sa parametre pre program ANBP uložia, ANBP sa spustí avykoná sa „1 rozsah“ pre každý čas spustenia.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku ačasových intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie
určeného počtu meraní. Posledný časový interval je vynechaný.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku v ANBPKeď sa prepínač/
vykoná sa „1 rozsah“.
1 rozsahTstlačí v S-BPM režime čakania,

Meranie krvného tlaku

T

1 rozsahTTČasČas spustenia

Čas spustenia

ANBP sa spustí okamžite po nastavení programu ANBP .
(ANBP sa stane režimom čakania až do času spustenia)
1 rozsah

1 rozsah
TTTČas spustenia
1 rozsahTTT

1 rozsahT

Stlačením prepínača
/spustitemanuálne-BPM.

Nemeria saČasČas spustenia
1 rozsahT

Stlačením prepínača
/zastavte „1 rozsah“.

T

T

Čas

Čas spustenia
T : Časový interval

34

Automatizovaný krvný tlak meraný pacientom

ASBP
ASBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia alarmu.
Keď sa parametre pre program ASBP uložia, ASBP sa spustí abzučiak zaznie pri každom čase spustenia. Keď zaznie bzučiak,stlačte prepínač/ , aby sa vykonal „1 rozsah“.
„1 rozsah“ pozostáva zo súboru meraní krvného tlaku ačasových intervalov, ktoré sa opakujú až po dosiahnutie
určeného počtu meraní. Posledný časový interval je vynechaný.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku v ASBPKeď sa prepínač/
stlačí v režime čakania medzi
posledným „1 rozsahom“ a nasledujúcim „1 rozsahom“,
vykoná sa „1 rozsah“.
1 rozsahT

Meranie krvného tlaku

T

1 rozsahT

Stlačením prepínača
spustite „1 rozsah“.

TČasStlačením prepínača
/spustite „1 rozsah“.

/Čas spustenia alarmu

Čas spustenia alarmu

ASBP sa spustí okamžite po nastavení programu ASBP .
(ASBP sa stane režimom čakania až do času spustenia)
1 rozsahTT

1 rozsahT

1 rozsah

T

T

T

Čas

Stlačením prepínača
/vykonajte manuálne-BPM.
T : Časový interval
35

1 rozsahT

1 rozsah

Nemerané

T

T

Stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo

/

T

Čas

na zastavenie „1 rozsahu“.

/

na spustenie „1 rozsahu“.

Čas spustenia alarmu

T: Čas intervalu

6.2.2. Režim čakania S-BPM
V režime čakania S-BPM sa na displeji LCD zobrazuje režim
prevádzky a hodnota tlaku.
# Údaje na displeji LCD sa automaticky prestanú zobrazovať , keďzariadenie nebude niekoľko minút vykonávať žiadne operácie. Ajkeď sa na displeji LCD nezobrazujú údaje, manuálne meranie/. Po
krvného tlaku je možné spustiť stlačením tlačidla
stlačenítlačidla START/STOP alebo EVENT sa údaje budú znova
zobrazovať.
„1 rozsah“ pozostáva z množiny meraní krvného tlaku a časov
intervalov, ktorá sa opakujú podľa počtu meraní. Posledný časintervalu je vynechaný.
Na displej LCD bliká symbol hodín
počas času intervalu„1 rozsah“.
Režim čakania S-BPM je stav, keď sa nemeria krvný tlak
počas „času intervalu“ a medzi posledným „1 rozsahom“ aďalším „1 rozsahom“.
Program funkcie S-BPM
Hodnota nafukovania
Aktuálny čas36

6.2.3. Zastavenie a pozastavenie merania
Poznámka
Po zastavení funkcie A-BPM sa na displeji LCD zobrazí kód
zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.
Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak meraný v
zdravotníckom
zariadení
OBP
Automatizovaný
Stlačte prepínač/ , aby sa zastavilokrvný tlak meraný v
meranie krvného tlaku.
zdravotníckom
zariadení
AOBP
Domáci krvný tlak
HBP
Automatizovaný
Stlačte prepínač/ , aby sa zastavilonočný krvný tlak
meranie krvného tlaku. Pri nasledujúcom
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak meraný
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite na
pacientom
ASBP
OBP, AOBP alebo HBP.
#1 : Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.

376.3. Výsledok merania
6.3.1. Zobrazenie výsledkov merania
Funkcia monitorovania umožňuje vybrať príkaz „Display
ON“ alebo „Display OFF“ výsledku merania A-BPM. Túto
funkciu nie je možné použiť na S-BPM.
Obsah príkazu „Display ON“ zahŕňa „Hodnotu tlaku počas
merania“, „výsledok merania“ a „Chybový kód pre výsledok
merania“.
Keď je vybratý príkaz „Display OFF“, zobrazené sú hodiny.
Nastavenie z výroby je „Display ON“.
Pozrite si časť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania
merania“.

6.3.2. Uloženie výsledkov merania
Spracovanie údajov výsledku merania
Nepoužívajte v silnom elektromagnetickom poli.
Kapacita pamäte pre výsledok merania je 600 súborov dát.
Keď sa pamäť zaplní, zobrazí sa značka
a záznamníknemôže vykonať meranie, až kým sa nevymažú údaje z pamäte.

Poznámka

Predtým, ako záznamník odovzdáte novému pacientovi,vymažte údaje v pamäti. Odporúčame vám používať pre každú
osobu údaje pamäte záznamníka samostatne. Ak má záznamníkv pamäti uložené údaje viacerých osôb, môže byť ťažké údaje
správne spracovať.

38

6.3.3. Prenesenie výsledkov meraniaÚdaje meraní uložené v pamäti je možné preniesť do periférneho
zariadenia pomocou prenosu údajov prostredníctvom USB.
Pozrite si časť „8.8. Pripojenie záznamníka k vyhradenému
periférnemu zariadeniu“.

Počas komunikácie cez USB neodpájajte kábel. Môže tospôsobiť poškodenie údajov.

Poznámka
Keď sa zobrazí indikátor stavu batérie, prenos údajov nie
je možné použiť. Aby ste mohli použiť prenos údajov, vymeňte
batérie.

6.3.4. Identifikačné čísla
Predvolené identifikačné číslo z výroby je „0“.
Nakonfigurujte identifikačné čísla pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.

Poznámka
Identifikačné čísla nie je možné nakonfigurovať pomocou
záznamníka a potrebné je použitie vyhradeného periférneho
zariadenia.

39

7. Príprava záznamníka

7.1. Inštalácia batérií (výmena batérií)Pred pripojením záznamníka nainštalujte dve nové batérie
pri zachovaní správneho smeru „+“ a „-“ uvedeného vo
vnútri priestoru pre batérie.
Obe batérie vymeňte naraz.
Ak sa záznamník dlhú dobu nepoužíva, vyberte z nehobatérie. Elektrolyt z batérií by mohol vytiecť a spôsobiť
poruchu.
Použite dve alkalické batérie: typ LR6 alebo určené
nabíjateľné batérie AA Ni-MH.
Pri inštalácii batérie do priestoru pre batérie najprv stlačtepružinový kontakt pomocou kontaktu „-“ batérie. Potomvložte kontakt „+“.
Keby sa batéria inštalovala od kontaktu „+“, obal batérie bysa mohol poškodiť pružinovým kontaktom.
Nepoužívajte súčasne batérie rôznych druhov ani použité anové batérie. Mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu, zahrievaniu
alebo poškodeniu.

Poznámka
Keď je zobrazená úroveň 1
nabitia batérie, predpripojením záznamníka batérie nahraďte dvoma novými
batériami.
Záznamník nemôže vykonávať meranie krvného tlaku ani prenosúdajov, kým je zobrazená úroveň 1.
Keď je batéria a zabudovaná batéria vybitá, nič sa nezobrazuje.
Nainštalujte batérie v súlade so symbolom smeru ().
40

Postup

Nainštalujte batérie.

Krok 1. Otvorte kryt priestoru prebatérie.
Krok 2. Vyberte použité batérie.
Krok 3. Riaďte sa symbolom
smeru (
) vo vnútri
priestoru pre batérie.
Vložte dve nové batérie v
správnom smere „+“ a„-“.

Krok 1. Otvorte.

Stlačte pružinový
kontakt pomocou
kontaktu „-“ batérie.
Krok 4. Vložte batériu
potlačením kontaktu„+“.

Krok 2. Vyberte batérie.

Krok 5. Rovnakým spôsobomvložte druhú batériu.

Krok 6. Zatvorte.

Krok 3. Stlačte pružinový kontakt.
Krok 4. Vložte.

Krok 6. Zatvorte kryt priestoru prebatérie.

Batérie a kryt priestoru pre batérie uchovávajte mimo
dosahu bábätiek a detí, aby ste predišli náhodnému
prehltnutiu alebo iným nehodám.
Používajte štandardné batérie AA. Nepoužívajte nafúknutú
nabíjateľnú batériu, ani batériu ovinutú páskou. Mohlo bybyť problematické otvoriť kryt.
41

7.1.1. Výmena batérií
Pri vybratí batérií sa výsledky merania a parametre nastaveniauložia. Keď sa zabudovaná batéria vybije, dátum sa zresetuje na
01/01/2017 00:00.
Po výmene batérií skontrolujte a nastavte aktuálny čas. Pozrite sičasť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“, kde
nájdete informácie o nastavovaní hodín.

7.2. Príprava puzdra na nosenie
PoznámkaKeď pripojíte puzdro na nosenie, použite opasok na
príslušenstvo.
Na nosenie záznamníka na tele pacienta vám odporúčame
používať opasok.
Pri používaní záznamníka používajte
puzdro na nosenie z príslušenstva.
Puzdro na nosenie upevnite tak, že ho
prevlečiete cez opasok na príslušenstvo
alebo cez opasok oblečenia, ktoré nosíte.

Puzdro na nosenie
Opasok42

7.3. Kontrola pred použitím
Aby si záznamník udržal svoj výkon, bezpečnosť aúčinnosť, pred použitím ho skontrolujte.
Pred/po inštalácií batérií skontrolujte nasledujúci kontrolný
zoznam.
Ak zistíte problém, prestaňte používať záznamník a umiestnitenaň štítok s oznámením „Porucha“ alebo „Nepoužívať“.
Ohľadom opravy sa obráťte na miestneho predajcu.

7.3.1. Kontrolné zoznamy pred inštaláciou batériíČ.

PoložkaOpisŽiadne poškodenie ani deformácia v dôsledku
pádu.

1

Vonkajšia
strana2

Batéria

Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Predpoužitím na pacientovi ich nahraďte dvoma
novými batériami.

3Manžeta

Skontrolujte, či manžeta nie je rozstrapkaná. Ak
je manžeta rozstrapkaná, môže v dôsledku
vnútorného tlaku prasknúť.

4

Pripojeniemanžety5

Prídavné
zariadeniaŽiadne poškodenie ani labilné upevnenie
prepínačov atď.

Skontrolujte, či vzduchová hadička nie jezalomená a prehnutá.
Skontrolujte, či je zástrčka prívodu vzduchu
pevne zapojená do zásuvky prívodu vzduchu.
Skontrolujte, či nie je poškodené príslušenstvo.
(Puzdro na nosenie, opasok atď.)43

7.3.2. Kontrolné zoznamy po inštalácii batérií
Č.
1

Časť
Batéria

Opis
Skontrolujte, či nedošlo k zapáleniu a či necítite
dym alebo nepríjemný zápach.
Skontrolujte, či nepočujete zvláštny zvuk.

2

Displej

Skontrolujte, či sa nezobrazilo zvláštne
zobrazenie.

3

Prevádzka

Skontrolujte, či záznamník funguje správne.

4

Meranie

Skontrolujte, či je možné správne vykonať
meranie. Pripojenie manžety, meranie,
zobrazenie a výsledok sú správne.

44

8. Úkony

8.1. Diagram činnosti
Poznámka

Počiatočné nastavenia (zabudovaných hodín, funkcie
monitorovania a počiatočnej hodnoty natlakovania) a
prednastavený program (A-BPM a S-BPM) nie je potrebnézakaždým ukladať. Uložia sa po vymazaní, aktualizácii a pri
prvom použití záznamníka.
Nastavenia záznamníka je možné uložiť pomocou vyhradeného
periférneho zariadenia.
Pozrite si návod na obsluhu softvéru Správca údajov ABPM.
Postupy merania A-BPM a S-BPM sú odlišné.
Funkcia A-BPM môže určiť šesť náhodných časov spustenia
a intervalov na každých 24 hodín a môže automaticky merať azaznamenávať krvný tlak.
Funkcia S-BPM predpokladá, že pacient meria vlastný krvný
tlak samostatne doma alebo v nemocnici. V tomto režime jemožné použiť päť typov programov v súlade s ich využitím.

45

Inštalácia batérií.
Počiatočné nastavenia zabudovaných hodín,
funkcie monitorovania merania a hodnoty natlakovania.

A-BPM

S-BPM

Uložte prednastavený program A-BPM.

Uložte prednastavený program S-BPM.

Nasaďte záznamník a manžetu.

Nasaďte záznamník a manžetu.

Posuňte prepínač AUTO
do polohy „ON“.

Posuňte prepínač AUTO
do polohy „OFF“.

A-BPM

Stlačte prepínačPosuňte prepínač AUTO
do polohy „OFF“.

ŠTART .

Krvný tlak meraný v
zdravotníckom zariadení OBP
Automatizovaný krvný tlak meraný v
zdravotníckom zariadení AOBP
Domáci krvný tlak

Pripojte záznamník kvyhradenému periférnemu
zariadeniu.
Spracovanie údajov.

HBP

Automatizovaný nočný
krvný tlak
ANBP
Automatizovaný krvný tlak
meraný pacientom ASBP

Očistite a udržiavajte výrobok.

Celý postup používania
46

8.2. Počiatočné nastavenia
8.2.1. Nastavenia z výroby
Nižšie sú opísané nastavenia z výroby (počiatočné nastavenia):

Spoločné položky nastaveníPoložka

Nastavenie z výroby

Funkcia monitorovania

ON (indikácia položiek)Rok, Mesiac, Deň, Hodina, Minúta Dátum odoslaniaPoložky A-BPM

Položka

Nastavenie z výroby

Režim spánku

OFFČasový interval, keď je režim spánku ON

30 minút

Čas spustenia úseku 1

0 hodín

Časový interval úseku 1

30 minút

Čas spustenia úseku 20 hodín #1

Čas spustenia automatizovaného meraniaOFFČas prevádzky automatizovaného merania

OFF

Obsah nastavení z výroby

Keď sa prepínač AUTO posunie do polohy „ON“, spustí sa
A-BPM. Krvný tlak sa meria každých 30 minút, až kým sa
prepínač neposunie do polohy „OFF“.

#1 : Nastavenia medzi časovým intervalom úseku 2 a časovým
intervalom úseku 6 sú vynechané, pretože časy spusteniaúseku 1 a 2 majú rovnakú hodnotu.

47

Položky S-BPM

PoložkaVýber programu

Nastavenie z výroby
Krvný tlak meraný v zdravotníckom
zariadení (OBP)Krvný tlak meraný v
zdravotníckom
Nevzťahuje sa
zariadení
OBP
Automatizovaný
Počet meraní
2 krátkrvný tlak meraný v
zdravotníckom
Časový interval
5 minút
zariadení
AOBP
Počet meraní
2 krátDomáci krvný tlak
HBP Časový interval
1 minúta
Čas
spustenia
úseku
2 hodiny
Automatizovaný
nočný krvný tlak
Počet meraní
2 krátANBP Časový interval
1 minúta
Čas spustenia alarmu
7 hodín, 22 hodín
Automatizovaný
krvný tlak meraný
Počet meraní
2 krátpacientom
ASBP Časový interval
1 minúta

Obsah nastavení z výroby

Keď sa prepínač/
stlačí po posunutí prepínača AUTO
do polohy „OFF“, spustí sa prednastavený program S-BPM(OBP). Tento program (OBP) odmeria krvný tlak jedenkrát avýsledok uloží do pamäte.

8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
48

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Display (za položkou Sleep ).
Krok 4. Prevádzkové prepínače sú nasledovné:
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka, ukončenie nastavení.
Potom tieto prepínače používajte pri iných položkách.
Krok 5. Po nakonfigurovaní nastavení stlačte prepínač
START/STOP pre návrat do režimu čakania.
PoložkaOLED
Funkcia
Display
monitorovania
xx
Clock
Rok
Year xx
Clock
MesiacMon. xx
Clock
Deň
Day
xx
Clock
HodinaHour xx
Clock
MinútaMin. xxRozsahxx = OFF, ON
xx = 17 až 99.

Posledné dve číslice roka.

xx = 1 až 12 mesiac
xx = 1 až 31 deň
xx = 0 až 23 hodín
xx = 0 až 59 minút

Znaky v rámiku : Nastavenia z výroby a počiatočné nastavenia poúplnom vybití batérií.

49

8.2.3. Počiatočná hodnota natlakovania
Vopred je možné nastaviť počiatočnú hodnotu natlakovania.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Ak je ako počiatočná hodnota natlakovania určené AUTO,
správna hodnota natlakovania sa vyberie automaticky.
Nastavenie z výroby je 180 mmHg.
Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Pomocou prepínača START/STOP vyberte hodnotu
natlakovania.
Prepínač AUTO na „OFF“
Program S-BPM
Hodnota natlakovania
Aktuálny čas

8.3. Prednastavené programy A-BPM
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.
A-BPM sa môže používať len keď je možné vykonávať
automatizované meranie.
50

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na zobrazenierežimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
Sleep .
Krok 4. Určte režim spánku pomocou nasledujúcich prepínačov.
Ak je režim spánku „ON“, pokračujte krokom 5.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka.
Krok 5. Určte čas spustenia a interval až šiestich úsekov pomocou
nasledujúcich prepínačov.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka.
Krok 6. Určte čas spustenia a čas prevádzky automatizovaného
merania pomocou nasledujúcich prepínačov.
Prepínač EVENT .............. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka, ukončenie nastavení.
Krok 7. Po dokončení nastavení sa záznamník vráti do režimu
čakania.

Kým meníte nastavenia, nevyberajte batérie.
Ak batérie vyberiete, znovu zadajte nastavenia.

51

8.3.1. Položky a parametre A-BPM
Prednastavený program pre A-BPM je nasledovný:Položka

OLEDParameter
SleepRežim spánku#1, #2xx xx = ON, OFFČasový Cycle
interval
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minútČas
Hour 1xx xx = 0 až 23 hodínÚsek spustenia
1Časový Cycle 1
interval
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minútČas
Hour 2xx xx = 0 až 23 hodínÚsek spustenia
2Časový Cycle 2interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hodina 3xx xx = 0 až 23 hodínÚsek spustenia
3Časový Cycle 3
interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hodina 4xx xx = 0 až 23 hodínÚsek spustenia
4Časový Cycle 4 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
interval
xx
minút
Čas
Hodina 5xx=
0 až 23 hodínxxÚsek spustenia
5Časový Cycle 5interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minútČas
Hodina 6xx xx = 0 až 23 hodínÚsek spustenia
6Časový Cycle 6
interval
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minút
Čas
START
#3, #4spustenia
xx xx = OFF , 0 až 23 hodín
ČasOperation#3, #4prevádzky
xx xx = OFF , 1 až 27 hodín
Automatizované meranieZnaky v rámiku : Nastavenia z výroby.
52

#1 : Keď je režim spánku nastavený na hodnotu „ON“, je možné
použiť čas spustenia a čas prevádzky automatizovaného
merania a čas intervalu režimu spánku. Čas intervalu týchto
sekcií (1 až 6) nemožno použiť.
#2 : Keď je režim spánku nastavený na hodnotu „OFF“, časintervalu režimu spánku sa nezobrazuje.
#3 : Príklad automatizovaného merania.
Ak je zadaný čas spustenia a čas prevádzky je nastavený na
hodnotu „OFF“, keď je prepínač AUTO nastavený na
hodnotu „ON“, funkcia A-BPM sa spustí v nastavenom časespustenia a pokračuje, kým sa prepínač AUTO nastaví nahodnotu „OFF“. Keď sa prepínač AUTO opäť nastaví nahodnotu „ON“, funkcia A-BPM sa spustí v nastavenom čas
spustenia.

Poznámka

Ak je čas prevádzky zadaný a prepínač AUTO sa použije
počas funkcie A-BPM, funkcia A-BPM bude pokračovať počas
času prevádzky z tejto operácie.
#4 : Príklad automatizovaného merania.
Ak je čas spustenia nastavený na hodnotu „OFF“ a čas
prevádzky je zadaný, keď je prepínač AUTO nastavený na
hodnotu „ON“, funkcia A-BPM sa spustí na čas prevádzky.
Keď sa prepínač AUTO nastaví na hodnotu „OFF“ počas
funkcie A-BPM, funkcia A-BPM sa zastaví. Keď sa prepínač
AUTO opäť nastaví na hodnotu „ON“, funkcia A-BPM sabude vykonávať počas času prevádzky.

Poznámka
Ak je zadaný čas prevádzky a prepínač AUTO sa použije
počas funkcie A-BPM, funkcia A-BPM sa zastaví a spustí sa v
nastavenom čase spustenia na ďalší deň.
53

Obsah položky

Režim spánku:Je možné zadať čas intervalu pre automatizované meranie.
Čas intervalu sekcie 1 až 6 nemožno použiť. Pozrite si časť„6.1.2. Funkcia spánku a čas intervalu“.
Sekcia:24 hodín je možné rozdeliť na maximálne šesť sekcií. Každá
sekcia môže špecifikovať čas spustenia a interval. Funkciu
A-BPM je možné použiť, iba keď je možné vykonávať
automatizované meranie.
Automatizované meranie:
Celú funkciu A-BPM je možné riadiť. Zadajte čas spustenia a
čas prevádzky. Pozrite si časť „8.3.2. Príklady programu
A-BPM“.

548.3.2. Príklady programu A-BPM
PríkladČasy spustenia a intervaly. Zjednodušené zadanie.

24:00
Dvojité úseky
22:00 00:00
Úsek 2Čas spustenia úseku 1 = 7:00
Časový interval úseku 1 = 15
18:00
6:00
7:00
Čas spustenia úseku 2 = 22:00
Úsek 1Časový interval úseku 2 = 60
12:00
Čas spustenia úseku 3 = 7:00 ------------ Rovnaký ako úsek 1
Úsek 3 a nasledujúce položky nie sú zobrazené, pretože čas
spustenia úseku 3 je rovnaký ako úseku 1.

Keď je čas spustenia úseku 2, 3, 4, 5 alebo 6 rovnaký ako úseku
1, tieto časy spustenia a intervaly sa nezobrazia.

Príklad 1

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = OFF.
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Keď je prepínač AUTO nastavený do polohy „ON“, A-BPM savykonáva podľa času spustenia a intervalu jednotlivých úsekov,
až kým sa prepínač AUTO nenastaví do polohy „OFF“.
Meranie krvného tlaku

Nemeria saÚsek 1Prepínač AUTO
na „ON“Úsek 2Prepínač AUTO
na „OFF“55ČasPríklad 2

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = 7:00.
Čas prevádzky automatizovaného merania = OFF.
Keď sa prepínač AUTO nastaví do polohy „ON“, A-BPM saspustí o 7:00. A-BPM pokračuje podľa času spustenia aintervalu jednotlivých úsekov, až kým sa prepínač AUTO
nenastaví do polohy „OFF“.
7:00

Meranie krvného tlakuÚsek 2Úsek 1Prepínač AUTO
na „ON“

Príklad 3

Nemeria saČasPrepínač AUTO
na „OFF“

Automatické meranieČas spustenia automatizovaného merania = OFF.
Čas prevádzky automatizovaného merania = 26 hodín.
Keď je prepínač AUTO nastavený do polohy „ON“, A-BPM
pokračuje podľa času spustenia a intervalu jednotlivých úsekov
26 hodín.
Meranie krvného tlakuÚsek 1Prepínač AUTO na „ON“

Nemeria saÚsek 2
Po 26 hodinách

56

Čas

8.4. Programy S-BPM
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda používania prepínačov na záznamníku.
Metóda používania vyhradeného periférneho zariadenia, ktoré
je pripojené k záznamníku pomocou USB kábla.

Postup činnosti s použitím prepínačov

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Držte stlačené tlačidlo
/ , a stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP , kým sa na displeji LCD zobrazí
Krok 3. Vyberte program S-BPM pomocou nasledujúcich prepínačov.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Prepínač/ .................. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka.
Krok 4. Určte každú položku (Počet meraní, Časový interval, časspustenia a čas spustenia alarmu) pomocou nasledujúcich
prepínačov.
Prepínač/ .................. Zmena aktuálneho parametra.
Prepínač START/STOP .... Rozhodnutie, nasledujúcapoložka, ukončenie nastavení.
Krok 5. Po dokončení nastavení sa zobrazia hodiny S-BPM.

Kým meníte nastavenia, nevyberajte batérie.
Ak batérie vyberiete, znovu zadajte nastavenia.

57

8.4.1. Položky a parametre S-BPM
ProgramPoložkaParameter

Program S-BPM
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBPKrvný tlak meraný v zdravotníckom zariadení
OBPNevzťahuje saNevzťahuje sa

Automatizovaný krvný tlak meraný v zdravotníckom zariadení
AOBP

Počet meraní2,

1 až 5 krátČasový interval

5,

3 až 10 minút

Počet meraní2,

1 až 5 krátČasový interval

1,

1 až 5 minút

Čas spustenia

2,0 až 23 hodín

Počet meraní2,

1 až 5 krátČasový interval

1,

1 až 5 minút

Domáci krvný tlak
HBP

Automatizovaný nočný krvný tlak
ANBP

#1

Automatizovaný krvný tlak meraný pacientom
ASBP

Čas spustenia
alarmu7 , 22 , 0 až 23 hodín

Počet meraní2,

1 až 5 krátČasový interval

1,

1 až 5 minút#2

Znaky v rámiku : Nastavenia z výroby.
#1 : 24 hodín je možné rozdeliť maximálne na šesť úsekov.
Každý úsek umožňuje určiť čas spustenia merania krvného
tlaku.
#2 : 24 hodín je možné rozdeliť maximálne na šesť úsekov.
Každý úsek umožňuje určiť čas spustenia alarmu na
meranie krvného tlaku.
58

8.4.2. Príklady zobrazenia S-BPM
Zobrazenie krvného tlaku meraného v zdravotníckom zariadení
OBP nemá žiadne nastavenia na konfiguráciu.

OBP

Zobrazenie automatizovaného krvného tlaku meraného v
zdravotníckom zariadení
AOBP

AOBP používa prednastavený počet meraní a časový interval.
AOBP vykoná „1 rozsah“ po režime čakania na uvoľnenie.
Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“, kde nájdete
informácie o pojme „1 rozsah“.

Počet meraníČasový interval

Zobrazenie domáceho krvného tlaku

HBP

HBP používa prednastavený počet meraní a časový interval.
HBP vykoná „1 rozsah“.
Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“, kde nájdete
informácie o pojme „1 rozsah“.

Počet meraní59Časový interval

Zobrazenie automatizovaného nočného krvného tlaku

ANBP

ANBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia pre „1 rozsah“. Pozrite si časť „6.2.1. Programy
S-BPM“, kde nájdete informácie o pojme „1 rozsah“.
Keď je posledný čas spustenia rovnaký ako prvý čas spustenia,
nastavenie času spustenia je dokončené. Potom určte početmeraní a časový interval pre „1 rozsah“.

Prvý čas spusteniaDruhý čas spustenia

Počet meraní

Tretí čas spusteniaČasový interval
24:00
22:00 00:00

PríkladNastavenia a zjednodušené zadanie
4:00
Meranie sa vykonáva o 22:00 a 4:00.
18:00
6:00
Čas spustenia úseku 1 =4:00
Čas spustenia úseku 2 =
22:00
12:00
Čas spustenia úseku 3 =4:00 ··········· Rovnaký ako úsek 1
Počet meraní =2 krátČasový interval =0:01 minúta

60

Zobrazenie automatizovaného krvného tlaku meraného pacientom ASBPASBP umožňuje určiť až šesť prednastavených časov
spustenia alarmu.
Bzučiak zaznie pri každom štarte. Ak chcete vykonať „1 rozsah“,/keď zaznie bzučiak. Pozrite si časť „6.2.1.
stlačte tlačidlo
Programy S-BPM“ pre „1 rozsah“.
Keď je posledný čas spustenia rovnaký ako prvý čas spustenia,
nastavenie času spustenia je dokončené. Potom určte početmeraní a časový interval pre „1 rozsah“.

Prvý čas
spustenia alarmuDruhý časspustenia alarmu

Počet meraníČasový interval

PríkladNastavenia a zjednodušené zadanie

Tretí časspustenia alarmu

24:00
22:00 00:00

Bzučiak zaznie o 22:00 a 7:00. Stlačením
18:00
6:00
/
vykonajte „1 rozsah“.
prepínača
7:00
Čas spustenia úseku 1 =22:00
Čas spustenia úseku 2 =
7:00
12:00
Čas spustenia úseku 3 =22:00 ·········· Rovnaký ako úsek 1
Počet meraní =2 krátČasový interval =0:01 minúta
61

8.5. Odstránenie údajov meraniaÚčel operácie a vysvetlenie funkcieÚdaje merania sa odstránia, ale nastavenia sa neodstránia.
Počiatočné nastavenia je možné nakonfigurovať pomocou
nasledujúcich metód.
Metóda na použitie tlačidiel na záznamníku.
Metóda na použitie špecializovaného periférneho
zariadenia, ktoré je pripojené k záznamníku pomocou káblaUSB.
Keď sa údaje merania odstránia, nemožno ich znovapoužiť. Údaje pred odstránením zálohujte.
Odstráňte údaje merania posledného pacienta pred tým,ako ďalší pacient použije záznamník.
Na odstránenie údajov môže byť potrebných niekoľko
sekúnd.
Na správne odstránenie údajov nevykonávajte pri
odstraňovaní žiadne operácie.

Postup ovládania pomocou tlačidiel

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2 Ak sa údaje nezobrazujú, stlačením tlačidla START/STOP
alebo
EVENT sa vrátite na zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Držte stlačené tlačidlo START/STOP a stlačte a podržte
tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED zobrazí položka
DataClear (po zobrazení položky Sleep a položky
Display ).
Krok 4. Vyberte operáciu.
Keď odstraňujete údaje, stlačte a podržte tlačidlo
START/STOP .
Na displeji OLED pod položkou DataClear bliká položka
Erasing a začnú sa odstraňovať údaje. Po odstránení
pokračujte krokom č. 5.
Ak uchovávate (neodstraňujete) údaje, stlačte tlačidloEVENT a pokračujte krokom č. 5.
Krok 5. Záznamník sa vráti do režimu čakania.
628.6. Pripevnenie výrobku k pacientovi
8.6.1. Informácie pre pacientov
Aby mohol pacient bezpečne používať záznamník, vysvetlite mu
nasledujúce informácie.

Bezpečnostné opatrenia počas merania krvného tlaku

Keď sa začne nafukovanie, uvoľnite si rameno a zostaňte ticho.
Počas celého merania zostaňte v rovnakej polohe.
Počas merania sa vyhýbajte vibráciám a hluku.
Krvný tlak sa meria približne 1 minútu po natlakovaní. Zostaňte
ticho, až kým sa neskončí meranie. Proces merania od
nafúknutia manžety po uvoľnenie vzduchu trvá až 170 sekúnd.
Po skončení natlakovania môže záznamník manžetu znovu
nafúknuť na opätovné odmeranie krvného tlaku. Príčinou môžebyť telesný pohyb atď.

Záznamník môže spustiť meranie krvného tlaku približne po 120
sekundách, keď sú údaje merania neplatné a nasledujúce
meranie je po 8 minútach. Príčinou môže byť telesný pohyb atď.
Záznamník môže brániť riadeniu vozidiel a ovládaniu strojov.
Kým máte nasadený záznamník, vyhýbajte sa riadeniu vozidiel aovládaniu strojov.

63

Ako zastaviť alebo pozastaviť meranie

Stlačte prepínač START/STOP , aby sa zastavilo meranie
krvného tlaku. Chybový kód sa uloží do pamäte. Krvný tlak saznovu odmeria po 120 sekundách.
Čo sa týka A-BPM a režimu ANBP a ASBP merania S-BPM,
môže sa pozastaviť iba meranie aktuálneho krvného tlaku a„1 rozsah“ sa vykoná pri nasledujúcom čase spustenia. Nastavteprepínač AUTO do polohy „OFF“, aby sa pozastavilo A-BPM.
Ak sa meranie aktuálneho krvného tlaku nedá zastaviť pomocou
prepínača START/STOP , odstráňte manžetu.
Stlačte prepínač START/STOP , aby sa zastavilo meranie.
„1 rozsah“ sa aj tak vykoná v nasledujúcom čase spustenia
pre A-BPM a režimy ANBP a ASBP merania S-BPM.
Keď pociťujete bolesť v ramene alebo dôjde kneočakávanému stavu, zastavte meranie, odstráňte
manžetu a poraďte sa s lekárom.
Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“, aby sa
pozastavilo A-BPM.
Ak chcete pokračovať v automatizovanom meraní A-BPM, nastavteprepínač AUTO do polohy „ON“. Na displeji LCD a OLED
sa zobrazí symbol
Zaznamenávanie bude pokračovať až do
prepnutia do polohy „OFF“.

Ako sa používa manuálne meranie počas A-BPM

Postup dočasného merania, ktorý nie je zahrnutý v
predvolenom programe.

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP , aby sa okamžite odmeralkrvný tlak počas A-BPM.
Krok 3. Výsledky merania sa uložia do pamäte.
Keď stlačíte prepínač START/STOP počas merania,
meranie sa pozastaví.
64

Bezpečnostné opatrenia pri nosení záznamníka

Záznamník je presný prístroj. Záznamník nevystavujte nárazoma dbajte na to, aby vám nespadol.
Záznamník a manžeta nie sú vodotesné (odolné voči vode).
Zabráňte kontaktu výrobku s dažďom, potom a vodou.
Na výrobok nič neklaďte.
Keď dôjde pri nadmernom pohybe alebo cvičení k posunutiumanžety, manžetu znovu nasaďte.
Vzduchovú hadičku umiestnite tak, aby nebola zalomená a aby
sa v čase spania neomotala okolo krku.

Výmena batériíKeď sa zobrazí značka, záznamník nemôže merať krvný
tlak ani komunikovať s vyhradeným periférnym zariadením.
Okamžite nahraďte batérie dvoma novými batériami.

8.6.2. Návlek na manžetu
PoznámkaManžetu a návlek na manžetu udržiavajte čisté.
Návlek na manžetu vymeňte pri každej osobe.
Používajte návlek na manžetu vhodný pre voliteľné manžety.

65

8.6.3. Nasadenie manžety, puzdra na nosenie a záznamníka
Nenasadzujte manžetu, ak má pacient dermatitídu,
vonkajšie rany atď.
Ak sa u pacienta prejaví dermatitída alebo iný príznak,
odstráňte a prestaňte používať manžetu.
Zabráňte ovinutiu vzduchovej hadičky okolo krku a tela.
Pri používaní v blízkosti malých detí dávajte pozor, pretože
hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Konektor vzduchovej hadičky pevne zasuňte až po koniec
otáčania. Ak pripojenie nie je správne, môže spôsobiť únikvzduchu a chybu merania.

PoznámkaManžetu nasaďte na správne miesto a oviňte okolo ramena, aby
ste krvný tlak merali správne.
Zabráňte manžete a vzduchovej hadičke vibrovať počas
merania. Záznamník meria jemnú zmenu tlaku vzduchu vo
vnútri manžety.
Manžeta v príslušenstve je manžeta pre dospelých na ľavérameno. Ak veľkosť manžety nie je vhodná, zakúpte voliteľnú
manžetu.
Obvod ramena
Malá manžeta
15 až 22 cm
05,9" až 08,7"Manžeta pre dospelých
20 až 31 cm
07,8" až 12,2"Veľká manžeta
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta
36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžetu udržiavajte čistú.
Odporúčame, aby pacient používal puzdro na nosenie a opasok.
Manžeta sa nevyrába z prírodného latexu.
66

Ako sa nasadzuje manžeta, záznamník a puzdro

Krok 1. Prevlečte koniec manžety cez kovový krúžok a vytvorte tvar
náramku.
Krok 2. Pohmatom nájdite na ľavom ramene ramennú tepnu.
Krok 3. Manžetu nasaďte priamo na kožu tak, aby bola biela značka
priamo nad ramennou tepnou a dolný okraj manžety približne
1 - 2 cm nad vnútornou stranou lakťa.
Krok 4. Manžetu oviňte tak, aby sa kovový krúžok nachádzal v rámci
rozsahu, aby bola naplocho a nekĺzala sa dolu, ale aby tam
bol priestor na vsunutie dvoch prstov.
Krok 5. Upevnite vzduchovú hadičku pomocou lepiacej pásky tak, aby
prechádzala po pleci.
Krok 6. Prevlečte opasok cez puzdro na nosenie.
Krok 7. Upravte opasok tak, aby sa puzdro na nosenie nachádzalo naľavej strane.
Krok 8. Zapojte zástrčku prívodu vzduchu do zásuvky prívodu
vzduchu na záznamníku.
Krok 9. Vložte záznamník do puzdra na nosenie.
Krok 1. Krúžok

Manžeta

Krok 2. Ramenná tepna
Krok 3. Biela značka
polohy tepny
Približne
1 - 2 cm nad

Krok 3. Biela značka polohy
tepny
Krok 4. Vytvorte priestor na
vsunutie dvoch prstov
67

Krok 5. Vzduchová hadička

Krok 5. Páska
Krok 5. Spona

Vzduchováhadička

Krok 5. Manžeta

Krok 7. Opasok
Krok 7. Puzdro na nosenie
Krok 8. Zástrčka prívodu
vzduchu
Krok 8. Zásuvka prívodu
vzduchu

Krok 9. Vložte
Puzdro na nosenie

Krok 6. Opasok
688.7. Úkony merania krvného tlaku
8.7.1. Úkony A-BPM
Keď sa spustí A-BPM, krvný tlak sa meria v súlade s
prednastavenými parametrami.

Poznámka
Pred meraním nastavte zabudované hodiny a počiatočnú
hodnotu natlakovania, pretože ich A-BPM používa. Pozrite sičasť „8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania merania“ a„8.3. Prednastavené programy A-BPM“.
Keď sa záznamník odoberie, nastavte prepínač AUTO do
polohy „OFF“.
Ak sa záznamník odoberie počas A-BPM, nafukovanie manžety
sa spustí pri nasledujúcom čase spustenia, a manžeta môžeprasknúť. Keď sa obnoví A-BPM, nastavte prepínač AUTO
do polohy „ON“.
Značkaje zobrazená počas používania A-BPM.

Počas A-BPM režimu čakania sa môže vykonať manuálne
meranie krvného tlaku.
Výsledok merania manuálneho merania krvného tlaku sa môžeuložiť do pamäte.
Po zastavení funkcie A-BPM sa na displeji OLED zobrazí kód
chyby E07 a uloží sa do pamäte.

Spustenie A-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „ON“.
Krok 2. Na displeji OLED a LCD sa zobrazí symbol
A-BPM je spustená.
69

FunkciaPozastavenie A-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Značka

sa skryje. A-BPM sa pozastaví.

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania
krvného tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meraniesa zastaví. A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie
krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.

Predĺženie časového intervalu alebo obnovenie pôvodného stavu

Keď je režim spánku „ON“ a prepínač EVENT sa stlačípočas A-BPM režimu čakania, časový interval sa
zdvojnásobí.

70

8.7.2. Úkony S-BPM
Poznámka

Pred meraním nastavte zabudované hodiny a počiatočnú
hodnotu natlakovania, pretože sa používajú na S-BPM.
Pozrite si časť »8.2.2. Hodiny a funkcia monitorovania
merania« a »8.4. Programy S-BPM«.
Keď pacient odoberie záznamník a manžetu keď sa používa
ANBP alebo ASBP (aj počas režimu čakania), vyberte batérie.
Ak sa batérie ponechajú v priestore pre batérie, manžeta môžeprasknúť, keď záznamník nafúkne manžetu pri nasledujúcom„1 rozsahu“. Ak pacient obnoví meranie, vložte batérie a stlačte
prepínač/ .
Počas S-BPM režimu čakania sa môže vykonať manuálne
meranie krvného tlaku.
Výsledok merania manuálneho merania krvného tlaku sa môžeuložiť do pamäte.
Po zastavení funkcie S-BPM sa na displeji OLED zobrazí kód
chyby E07 a uloží sa do pamäte.

Spustenie S-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM
Krvný tlak meraný v zdravotníckom
zariadení
OBP
Automatizovaný krvný tlak meraný v
zdravotníckom zariadení
AOBP
Domáci krvný tlak
HBP
Automatizovaný nočný krvný tlak
ANBP

Úkony
Stlačte prepínač/naspustenie prednastaveného
programu počas režimu
čakania.

Prednastavený program
prejde do pohotovostnéhorežimu až do „času
Automatizovaný krvný tlak meraný
spustenia“ alebo „časupacientom
ASBP
spustenia alarmu“.
71Okamžité odmeranie krvného tlaku počas S-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v S-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora LCD skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie S-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač/
počas S-BPM režimu čakania.
Okamžite sa vykonajú merania krvného tlaku „1 rozsah“.

Zastavenie alebo pozastavenie S-BPM
Úkony sú nasledovné:

Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak meraný v
zdravotníckom
zariadení
OBP
Automatizovaný
Stlačte prepínač/ , aby sa zastavilokrvný tlak meraný v
meranie krvného tlaku.
zdravotníckom
zariadení
AOBP
Domáci krvný tlak
HBP
Automatizovaný
Stlačte prepínač/ , aby sa zastavilonočný krvný tlak
meranie krvného tlaku. Pri nasledujúcom
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak meraný
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite na
pacientom
ASBP
OBP, AOBP alebo HBP.
#1 : Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.
728.7.3. Manuálne meranie
Manuálne meranie krvného tlaku použite na predbežné
skúšobné meranie a okamžité odmeranie krvného tlaku.

Poznámka
Manuálne meranie krvného tlaku sa môže spustiť okamžite vrežime čakania.
Výsledok merania sa uloží do pamäte.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas A-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v A-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora OLED skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie A-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač START/STOP počas A-BPM režimu
čakania.

Okamžité odmeranie krvného tlaku počas S-BPM.
(Manuálne meranie krvného tlaku v S-BPM)

Krok 1. Ak je zobrazovanie monitora LCD skryté, stlačením tlačidla
START/STOP alebo EVENT sa vrátite na zobrazenierežimu čakania funkcie S-BPM.
Krok 2. Stlačte prepínač/
počas S-BPM režimu čakania.
Okamžite sa vykonajú merania krvného tlaku „1 rozsah“.

738.7.4. Zastavenie a pozastavenie meraníPokračujúce A-BPM, S-BPM a manuálne meranie krvného tlaku
je možné okamžite zastaviť alebo pozastaviť.

Poznámka
Po zastavení merania krvného tlaku sa na displeji OLED zobrazí
kód zastavenia E07 a uloží sa do pamäte.

Pozastavenie A-BPM

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Značka

sa skryje. A-BPM sa pozastaví.

Zastavenie počas A-BPM

Keď sa prepínač START/STOP stlačí počas merania
krvného tlaku, vzduch sa okamžite vypustí a aktuálne meraniesa zastaví. A-BPM však pokračuje. Nasledujúce meranie
krvného tlaku sa vykoná v súlade s nastaveniami A-BPM.

74

Zastavenie alebo pozastavenie S-BPM
Úkony sú nasledovné:
Programy S-BPM

ÚkonyKrvný tlak meraný v
zdravotníckom
zariadení
OBP
Automatizovaný
Stlačte prepínač/ , aby sa zastavilokrvný tlak meraný v
meranie krvného tlaku.
zdravotníckom
zariadení
AOBP
Domáci krvný tlak
HBP
Automatizovaný
Stlačte prepínač/ , aby sa zastavilonočný krvný tlak
meranie krvného tlaku. Pri nasledujúcom
ANBP čase spustenia sa odmeria krvný tlak alebozaznie bzučiak.
#1
Automatizovaný
Ak potrebujete úplne zastaviť záznamník,krvný tlak meraný
vyberte z neho batérie alebo ho prepnite na
pacientom
ASBP
OBP, AOBP alebo HBP.
#1 : Pozrite si časť „6.2.1. Programy S-BPM“.

758.8. Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu
8.8.1. Pripojenie pomocou USB kábla
Informácie o nastaveniach komunikácie nájdete v návode na
obsluhu softvéru Správca údajov ABPM.

Pripojenie kábla
Pripojte schválený USB kábel k micro USB konektoru.
Kábel zasuňte správne otočený. Nesprávne pripojeniemôže spôsobiť zlyhanie a poruchu.
Počas komunikácie USB nie je možné merať krvný tlak.
Zariadenie nepripájajte k pacientovi, keď je ku káblu
pripojený záznamník.
Príprava vyhradeného periférneho zariadenia
Pred pripojením záznamníka (TM-2441) k vyhradenému
periférnemu zariadeniu odoberte záznamník a manžetu
z tela pacienta.

Pripojenie záznamníka k vyhradenému periférnemu zariadeniu
pomocou USB kábla

Krok 1. Otvorte micro USB konektor na záznamníku.
Pripojte USB kábel z príslušenstva.
Micro USB konektor
USB kábel

76

Spustenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. Pripojte micro USB kábel medzi
záznamník a vyhradené periférne
zariadenie.
Krok 2. Zaznie bzučiak a na displeji
LCD sa zobrazí.
Stav dátovej komunikácie
prejde do pohotovostnéhorežimu.
Krok 3. Vykonajte analýzu pomocou
vyhradeného periférneho
zariadenia. Stav dátovej
komunikácie prejde do aktívneho
online režimu len počas
komunikácie prostredníctvom
USB.

Pripojte micro USB

Pohotovostný
režim

Aktívny
online režim

Zastavenie dátovej komunikácie s vyhradeným periférnym zariadením
Krok 1. V pohotovostnom režime odpojte kábel.

77

8.8.2. Používanie komunikácie prostredníctvom Bluetooth®
Zariadenie Bluetooth je potrebné spárovať so zariadením, aby
mohlo komunikovať s príslušným zariadením. Keď sa záznamník
spáruje so zariadením, zariadenia môžu automaticky
komunikovať.

Poznámka
Pred párovaním nezabudnite vypnúť všetky ostatné zariadenia
Bluetooth. Nie je možné spárovať viacero zariadení súčasne.
Ak sa záznamník spáruje s iným zariadením, spárovanie sprvým zariadením sa zruší.
Ak zariadenia po spárovaní nedokážu komunikovať, skúste ichznovu spárovať.

Párovanie Bluetooth®

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na
zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka Pairing (po položke FlightMode ).
Záznamník bude čakať na párovanie.
Krok 4. Po dokončení párovania Bluetooth sa na displeji LCD zobrazísymbol
Ak zrušíte aktuálne párovanie, stlačte tlačidlo EVENT .
Záznamník zobrazí režim čakania.

788.8.3. Pozastavenie komunikácie prostredníctvom Bluetooth® (Letový režim)Letový režim môže pozastaviť komunikáciu prostredníctvom
Bluetooth.

Používanie letového režimu

Krok 1. Nastavte prepínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Ak je indikácia na displeji skrytá, stlačte prepínač
START/STOP alebo EVENT pre návrat na
zobrazenie režimu čakania.
Krok 3. Stlačte a podržte tlačidlo EVENT , kým sa na displeji OLED
zobrazí položka FlightMode .
Krok 4. Letový režim je možné zapnúť/vypnúť pomocou prepínača
START/STOP .
FlightMode
ON

Prepínač START/STOP

Krok 5. Stlačením tlačidla
čakania.

EVENT

79

FlightModeOFF

sa vrátite na zobrazenie režimu

9. Údržba

9.1. Uchovávanie výrobku, kontrola a riadenie bezpečnosti

Zdravotnícke prístroje, napríklad tento záznamník, je potrebné
riadiť, aby v prípade potreby správne fungovali a aby spoľahlivoudržiavali bezpečnosť pacienta a operátora. Základným pravidlom
je, že je potrebné, aby pacient kontroloval tento prístroj pomocoudenných kontrol, akou je napríklad „Kontrola pred použitím“.
Každodenné riadenie, napríklad kontrola pred použitím, je
potrebné, aby sa udržala výkonnosť, bezpečnosť a účinnosť
záznamníka.
Odporúčame vám vykonať každý rok pravidelnú kontrolu
záznamníka.

Poznámka
Zdravotnícka inštitúcia musí vykonávať riadenie údržby, aby sazaistilo bezpečné používanie zdravotníckeho prístroja.

809.2. Čistenie zariadenia
Záznamník vyčistite pred použitím a po ňom.
Záznamník vyčistite pred pripojením k ďalšiemu
pacientovi.
Pri čistení záznamníka naň nestriekajte vodu ani ho do nej
neponárajte. Môže to spôsobiť nesprávne fungovanie.
Záznamník po utretí vodou a antiseptickým roztokom
vyčistite, aby doň nevnikli.
Záznamník pravidelne dezinfikujte, aby ste predišli infekcii.
Na záznamník nepoužívajte sterilizátor.
Na čistenie záznamníka nepoužívajte organické
rozpúšťadlá (napríklad riedidlo) ani jódovaný povidón. Môžuspôsobiť zmenu farby, poškodenie nesprávne fungovanie.
Na sušenie záznamníka nepoužívajte sušič vlasov atď.
Môže spôsobiť nesprávne fungovanie a poškodenie.

Kontrola po čistení manžety

Skontrolujte, či je vak manžety správne vložený do látkymanžety. Ak nie je správne vložený, počas nafukovaniamôže prísť k poškodeniu alebo výbuchu.

Čistenie záznamníka

Nečistoty a prach na vonkajšom kryte záznamníka utrite gázou
navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobre vyžmýkaná.
Ak sa je na kryte prilepená krv, lieky atď., najskôr ho očistite
pomocou gázy navlhčenej antiseptickým roztokom, ktorá jedobre vyžmýkaná, a potom vlhký kryt utrite gázou navlhčenou
vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobre vyžmýkaná.
81

V tabuľke (Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)) odporúčame použiteľné chemikálie (názov
prísady) antiseptického roztoku.

Čistenie manžetyKeď čistíte a dezinfikujete kryt manžety a látku manžety, vyberte
vak manžety z látky manžety. Vyčistite nečistoty a prach gázou
navlhčenou vodou alebo teplou vodou, ktorá je dobre vyžmýkaná.
Pri ich dezinfekcii si pozrite antiseptické roztoky v tabuľke
(Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)).
Príklad použiteľného antiseptického roztoku(názov prísady)Názov zložky

Názov produktu

Benzalkóniumchlorid 10 % roztok benzalkóniumchloridu
Izopropanol

70 % v 1-propanole

EtanolEtanol na dezinfekciu 76,9 až 81,4 obj. %Prečítajte si recept napísaný na produkte a používajte ho.

PoznámkaManžeta a vzduchová hadica sú spotrebný materiál.
Ak sa často vyskytujú chyby merania alebo sa krvný tlak nedámerať, je potrebné ho nahradiť novým. Pozrite si časť„10. Voliteľné položky (vyžadujúce objednávku)“ tejto
príručky.

82

9.3. Pravidelná kontrola
Na správne používanie záznamníka vykonajte pravidelnú dennú
kontrolu.
Kontrola je opísaná nižšie:9.3.1. Kontrola pred vložením batériíPoložkyPopisŽiadne poškodenie alebo deformácia z pádov.

ZovňajšokŽiadne nečistoty, hrdza a škrabance na žiadnej časti.
Žiadne praskanie alebo hrkotanie panela.

PrevádzkaŽiadne poškodenie alebo hrkotanie prepínačov a tlačidiel.

DisplejŽiadne nečistoty a škrabance na paneli displeja.
Vzduchová hadica sa nesmie zložiť. Ak v manžete
zostane vzduch, môže to spôsobiť periférnu dysfunkciu
v dôsledku zastavenia prietoku krvi v ramene.
Vak manžety je správne vložený do látky manžety.
Žiadne rozstrapkanie manžety. Manžeta sa nepára.

MeranieManžetaKeď sa zistí problém, vymeňte manžetu.
Manžeta je jednorazová.
Ak je medzi manžetou a vakom manžety medzera alebo
lepiaca hmota.
Ak vzduchová hadica stratí svoju flexibilitu a stvrdne.
Ak je povrch vzduchovej hadice lesklý alebo mastný na
dotyk.
Ak má vzduchový vak praskliny.
#1 Odporúčame vymieňať manžety každé tri roky bez
ohľadu na frekvenciu používania.

Nástroje na
nosenie
PripojenieŽiadne poškodenie držiaka na nosenie, pásu a manžety.
Vzduchová zátka je správne pripojená k vzduchovej
zásuvke.

839.3.2. Kontrola po inštalácii batériíPoložkaVonkajšia strana
Prevádzka
MeranieManžeta
Kontrola hodnoty
krvného tlaku

OpisŽiaden oheň, dym ani nepríjemný zápach.
Žiadne zvláštne zvuky.
Žiadne problémy s fungovaním prepínačov atlačidiel.
Hodnoty merania sú blízke zvyčajným
hodnotám.
Žiadne zvláštne zvuky alebo činnosti počas
merania.
Ak sú hodnoty krvného tlaku nesprávne,obráťte sa na miestneho predajcu.

849.4. Likvidácia
Čo sa týka likvidácie a recyklácie výrobku, v záujme ochranyživotného prostredia dodržiavajte zákony príslušnej krajiny.

Likvidácia manžety

Manžeta nosená pacientom je zdravotný odpad.
Zlikvidujte ju správne ako zdravotný odpad.

Likvidácia nabíjateľnej zabudovanej batérie
Záznamník je vo vnútri vybavený záložnou batériou. Pri
likvidácii záznamníka zlikvidujte batériu v súlade s
miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Iné

Názov

Časť
Škatuľa
Obal
Poduška
VreckoSkrinkaVnútorné časti
RámZáložnáZáznamové
batéria na
zariadenie
doske
Batéria

Materiál
KartónVzduchová poduška, špeciálna škatuľa
Vinyl
ABS + PC živica
Všeobecné časti
Oceľ
Lítiová nabíjateľná gombíková batéria:ML2016H
Alkalická batéria:1,5 V veľkosť LR6 alebo AA
Nabíjateľná batéria:Veľkosť AA
Ni-MH batérie, 1900 mAh alebo viac
85

9.5. Riešenie problémov
Predtým, ako sa obrátite na miestneho predajcu, si prečítajte
nasledujúci kontrolný zoznam a zoznam chybových kódov.
Ak tieto opatrenia nezlepšia problém alebo sa problém vyskytne
znova, obráťte sa na miestneho predajcu.
Problém
Žiadnezobrazenie po
stlačeníakýchkoľvek
tlačidiel.
Žiadnezobrazenie
OLED počas
funkcie A-BPM.
Časté
resetovanie
hodín.
Manžeta sa
nenafukuje

Hlavná príčina
Batéria sa vybila.

NápravaVymeňte za nové batérie

Zobrazenie OLED môžezmiznúť kvôli
Vyberte batérie a znova
elektrostatickému
ich vložte.
efektu.
Záložná batéria sa
nenabíja.
#1

Nabíjajte ju 48 hodín
pomocou nových batérií.

Skontrolujte manžetu aManžeta nie je správne vzduchovú hadicu, či nie
pripojená.
sú prehnuté, zlomené, a či
sú správne pripojené.

ŽiadnaKomunikačný kábel jekomunikácia
vybratý.
USB#2
Kryt batérií saPoužili sa batérie
nedá otvoriť
neštandardnej veľkosti.

Skontrolujte, či je kábel
správne pripojený.
Obráťte sa na miestneho
predajcu.

#1 : Používatelia (neoprávnený personál údržby) nemôžu
vymieňať záložnú batériu (lítiovú batériu) umiestnenú na
doske s elektronikou vo vnútri záznamníka. Záložná batéria
sa nabíja z batérií (veľkosti LR6 alebo AA) na meranie.
#2 : Potrebné je vyhradené periférne zariadenie.
Záznamník nerozoberajte ani doň nezasahujte. Mohol by sa
poškodiť.
86

9.6. Chybové kódy
Chybové kódy merania
KódVýznamPríčina a nápravaUvoľnite vzduch, ktorý zostal v
Chyba nulového tlakumanžete.
Takmer vybitá batéria Batérie vymeňte za nové batérie.
Nafúknutie nedosahuje cieľový
tlak.
Skontrolujte pripojenie manžety.
Zlyhanie natlakovania
Ak nie je problém s pripojenímmanžety, záznamník má možno
poruchu a vyžaduje kontrolu.
Počas natlakovania možno došlo ktelesnému pohybu. Počas merania sa
Tlak presahuje 299
uvoľnite a zostaňte ticho. Ak náprava
mmHg
nie je dostatočná, skontrolujte
záznamník.
Vynútené zastavenie
pomocou prepínača Prepínač START/STOP alebo
START/STOP aleb/stlačte len keď je to potrebné.
o/ .
Srdcový tep nie je možné zistiť
kvôli telesnému pohybu alebošumu z oblečenia.
Uvoľnite sa a nehýbte sa.
Nie je možné
Skontrolujte polohu manžety.
odmerať krvný tlak.
Ak dôjde k tomuto zlyhaniu aj keď
ste uvoľnený, obráťte sa na
predajcu, aby skontroloval a opravil
záznamník.
Chyba
zabudovanéhosnímača zrýchlenia.

Vyberte batérie a znovu ich
nainštalujte.

87

Kód

VýznamPríčina a náprava

Nadmerný telesný
pohyb.

Počas merania sa uvoľnite a zostaňte
ticho.

Mimo rozsahu,
30 PUL 200

Ak sa tieto chyby vyskytnú viackrát,
skúste iné meranie krvného tlaku.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolický krvný tlak
DIA : Diastolický krvný tlak
PP : Pulzový tlak

Mimo rozsahu,
30 DIA 160
Mimo rozsahu,
60 SYS 280
Mimo rozsahu,
10 PP 150

#1

Meranie trvá viac ako Ak je nafukovanie alebo vypúšťanie
pomalé, je potrebná kontrola.
180 sekúnd.
Vypúšťanie trvá viac Ak je vypúšťanie pomalé, je potrebná
ako 90 sekúnd.
kontrola.
Nie je možné zistiť
srdcový tep.

Srdcový tep nie je možné zistiť kvôlitelesnému pohybu atď. Pri meraníkrvného tlaku sa uvoľnite a nehýbte.

Ak je časový interval nastavený na
Nastavenia časového 120 minút, rozdiel medzi posledným
intervalu súčasom spustenia a nasledujúcim
nesprávne.
časom spustenia nie je možné
dokonale rozdeliť na dve hodiny.
Chyba nulového tlaku
pre bezpečnostný
obvod.

Zobrazí sa v čase spustenia
merania.
Úplne uvoľnite vzduch, ktorý zostalv manžete.

88

Kód

VýznamPríčina a náprava

Bezpečnostný obvod
zistil tlakovépreťaženie.

Počas natlakovania sa možno zistil
telesný pohyb. Počas merania sauvoľnite a nehýbte.
Ak k tejto chybe dôjde, aj keď steuvoľnený a nehýbete sa, obráťte sana predajcu a požiadajte ho okontrolu.

Chybové kódy hardvéru záznamníka
KódVýznamChyba pamäte

Príčina a nápravaMôže zaznamenávať v prípade
silného nárazu, ako napríklad pri
páde záznamníka.
Ak sa tento kód zobrazuje často,
príčinou môže byť porucha
zabudovanej pamäte. Požiadajte
predajcu o kontrolu.

Poznámka
Chybové kódy sa môžu zmeniť bez upozornenia.

8910. Voliteľné doplnky (potrebné je objednanie)Manžety

Názov
Opis
Objednávací kód
Malá manžeta
Obvod ramena
TM-CF202A
na ľavé rameno 15 až 22 cm
5,9" až 8,7"Manžeta pre dospelých
Obvod ramena
TM-CF302A
na ľavé rameno 20 až 31 cm
7,8" až 12,2"Veľká manžeta
Obvod ramena
TM-CF402A
na ľavé rameno 28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra veľká manžeta
Obvod ramena
TM-CF502A
na ľavé rameno 36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžeta pre dospelých
Obvod ramena
TM-CF802A
na pravé rameno 20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Jednorazová manžeta
10 pokrývok TM-CF306A
Návlek na malú manžetu na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024667-S
Návlek na manžetu prena ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024500-S
dospelých
Návlek na veľkú manžetu na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024663-S
Návlek na extra veľkú
na ľavé rameno 10 pokrývok AX-133024503-Smanžetu
Návlek na manžetu prena pravé rameno 10 pokrývok AX-133024353-S
dospelých
Tkanina na malú manžetu na ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133025101-S
Tkanina na manžetu prena ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133024487-S
dospelých
Tkanina na veľkú manžetu na ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133025102-S
Tkanina na extra veľkú
na ľavé rameno 2 pokrývky
AX-133025103-SmanžetuTkanina na manžetu prena pravé rameno 2 pokrývky
AX-133025104-S
dospelých
Adaptér vzduchovej
TM-CT200-110
hadičky90

Analýza údajov

Názov

Opis

USB kábel

Iné

-

Názov

Opis

Objednávací kód
AX-KOUSB4C

Objednávací kód

Hárky na zaznamenávanie
10 hárkov
aktivity

AX-PP181-S

Puzdro na nosenie

AX-133025995-

OpasokSpony

5 kusov

91-

AX-00U44189
AX-110B-20-S

11. Príloha

11.1. Princíp merania krvného tlaku

Postup merania: Oviňte manžetu okolo horného ramena.
Manžetu nafúknite na tlak vyšší ako systolický krvný tlak. Potom
postupne vypúšťajte vzduch z manžety. Kým sa v manžete
zisťuje tlak v štádiu vypúšťania vzduchu, zobrazí sa pulzný
priebeh v synchronizácii so srdcovým tepom. Pulzný priebeh sanáhle zvýši v blízkosti systolického krvného tlaku. S vypúšťaním
sa ďalej zvyšuje, až kým nedosiahne najvyššiu amplitúdu, potom
sa postupne znižuje. Zmeny pulzného priebehu sú ilustrované na
nasledujúcej strane. Pri oscilometrickom meraní krvného tlaku jesystolický krvný tlak určený ako bod, kde sa amplitúda náhlezvýši po zistení pulzu v tlaku v manžete, stredný krvný tlak jeurčený ako bod, kde amplitúda dosiahne najvyššiu hodnotu,
diastolický krvný tlak je určený ako bod, kde amplitúda postupne
klesá a stane sa malou. Presnejšie, snímač tlaku zisťuje drobné
zmeny tlaku v manžete v priebehu času, ukladá pulzný priebeh
do pamäte, a vyhodnocuje systolický a diastolický krvný tlakpodľa algoritmu oscilometrického merania. Podrobnosti
algoritmu sa menia v závislosti od monitorovania krvného tlaku.
Hodnoty krvného tlaku dospelých a detí sa merajú
oscilometrickou metódou a porovnávajú sa s hodnotami
nameranými auskultačnou metódou (sluchom). Diastolický krvný
tlak je definovaný ako koncový bod fázy 4 v auskultačnej metóde.
Pulzný priebeh tlaku v manžete závisí od charakteristík materiálumanžety. Preto sa presnosť merania zachováva používanímurčenej manžety a algoritmu merania. Dĺžka vzduchovej hadičky
nepresahuje 3,5 m z dôvodu charakteristík tlmenia kvôli šíreniu
pulzných vĺn.

92

mmHg
200
150
100
50
0

Tlak v manžete (ľavé rameno)

Tlak v manžete (ľavé rameno)

200
150
100
50
0
Systolický krvný tlak
Priemerný krvný tlak
Diastolický krvný tlak

Priama metóda (ľavé rameno)ČasPriama metóda (ľavé rameno)Čas

Mikrofónová metóda
Oscilometrická
metóda merania

Chybové faktory merania krvného tlaku

Graf pulzu môže byť objektívnym indikátoromspoľahlivosti presnosti merania.
Ak dôjde k šumu v dôsledku nepravidelného
srdcového rytmu alebo fyzických pohybov, zmenísa amplitúda grafu.
Keď graf pulzu nemá hladký obrys, skontrolujte toznovu alebo použite iné metódy.

Poloha manžety v rovnakej výške ako je srdce

Graf pulzuManžetu oviňte okolo ramena na rovnakej úrovni ako je srdce.
Ak je poloha manžety nesprávna, dochádza k chybe merania.
Napríklad, ak je manžeta o 10 cm nižšie ako je úroveň srdca,krvný tlak sa nameria o 7 mmHg vyšší.
93

Správna veľkosť manžety

Používajte manžetu správnej veľkosti. Ak je príliš veľká alebopríliš malá, dochádza k chybe merania. Merania s príliš maloumanžetou sa zvyčajne vyhodnotia ako vysoký krvný tlak, aj keď
je krvný tlak správny a tepna normálna. Merania s príliš veľkou
manžetou sa zvyčajne vyhodnotia ako nízky krvný tlak, najmä pri
osobách trpiacich silnou arteriosklerózou alebo abnormálnymi
arteriálnymi chlopňami. Nesprávna veľkosť manžety je príčinou
rozdielov medzi priamou metódou a oscilometrickou metódou
merania. Manžeta má štítok uvádzajúci rozsah obvodu ramena.
Pre každého pacienta vyberte a nasaďte manžetu správnej
veľkosti. Presnosť merania krvného tlaku je zaručená
presnosťou tlaku snímača tlaku, charakteristikami vypúšťania aalgoritmom merania, pokiaľ je použitá správna manžeta a
vzduchová hadička. Pravidelne kontrolujte presnosť tlaku
snímača tlaku a charakteristiky vypúšťania.

9411.2. Informácie o EMDPožiadavky, ktoré sa vzťahujú na lekárske elektronické prístroje,
sú opísané nižšie:Opatrenia týkajúce sa usmernení EMD

Používanie záznamníka vyžaduje dodržiavanie osobitných
opatrení týkajúcich sa EMD (elektromagnetického rušenia).
Záznamník prevádzkujte v súlade s upozorneniami týkajúcimi sa
EMD opísanými v tejto príručke. Prenosné a mobilné VF
komunikačné zariadenie (napr. mobilné telefóny) môžu mať vplyv
na elektrické zdravotnícke zariadenia.

Príslušenstvo vyhovujúce normám EMD

Príslušenstvo a možnosti tohto záznamníka sú v súlade s
podmienkami normy IEC60601-1-2:2014. Ak sa nepoužije
autorizované príslušenstvo, môže to spôsobiť zvýšenie emisií azníženie odolnosti voči hluku.

Používajte príslušenstvo určené spoločnosťou A&D.
Neautorizované príslušenstvo môže byť ovplyvnené
elektromagnetickými emisiami a môže mať zníženú
odolnosť proti rušeniu.

EMISNÉ LIMITY
Jav

Zhoda

Vyžarované VF emisie CISPR 11

95

Skupina 1、Trieda BSKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Vstup/výstup krytom
Jav
Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2 vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/mVyžarované VF EM polia
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM pri 1 kHz
Pozrite si tabuľku (Skúšobné
Polia blízkosti z VF
technické údaje pre ODOLNOSŤ
bezdrôtového komunikačnéhoVSTUPU/VÝSTUPU KRYTOM
zariadenia
do/z VF bezdrôtového
IEC 61000-4-3
komunikačného zariadenia)
Magnetické pole frekvencie
30 A/mmenovitého výkonu
50 Hz/60 Hz
IEC 61000-4-8SKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Pacientsky pripájací port
Jav
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2

Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kVSKÚŠOBNÉ ÚROVNE ODOLNOSTI: Port vstupu/výstupu signálu
Jav
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2
Elektrické rýchle
prechody/impulzy
IEC 61000-4-4
Vedené poruchy vyvolané VFpoľami
IEC 61000-4-8

Skúšobné úrovne odolnosti
kontakt ±8 kV
vzduch ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV±1 kV
Frekvencia opakovania 100 kHz
3 V 0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásmach ISM a amatérskych
rádiových pásmach v rozsahu
0,15 MHz až 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz
96Služba

380-390TETRA 400450

430-470

GMRS 460
FRS 460704-787

Pásmo LTE13, 17

710
745
780
810
870
930
1 720
1 845
1 970

2 450
5 240
5 500
5 785

Maximálny výkon
(W)
Vzdialenosť
(m)
Skúšobnáúroveň odolnosti
(V/m)

Pásmo
(MHz)

385

Modulácia

Skúšobná
frekvencia(MHz)

Skúšobné technické údaje pre ODOLNOSŤ VSTUPU/VÝSTUPU KRYTOM
do/z VF bezdrôtového komunikačného zariadenia

Impulznámodulácia 1,8 0,3
18 Hz
FModchýlka±5 kHz2 0,3
1 kHz
sínusová
Impulznámodulácia 0,2 0,3217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Impulzná
800-960
iDEN 820
modulácia 2CDMA 850
18 Hz
Pásmo LTE 5
GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
Impulzná
DECT
modulácia 2
1 700-1 990
Pásmo LTE 1,
217 Hz3, 4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Impulzná
b/g/n
modulácia 22 400-2 570
RFID 2450
217 HzPásmo LTE 7
Impulzná
5 100-5 800 WLAN 802.11 modulácia 0,2
a/n
217 Hz
97

27

28

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

POZNÁMKA

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123