Dansk (oversættelse)

Optageenhed til ambulatorisk
blodtr yksmonitor

INSTRUKTIONSVEJLEDNING
Ambulatorisk blodtryksmonitor

1WMPD4005204

2311

2017 A&D Company, Limited. Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation må gengives, sendes,transskriberes eller oversættes til noget sprog i nogen form på
nogen måde uden skriftlig tilladelse fra A&D Company, Limited.
Indholdet i denne brugervejledning og specifikationerne for
instrumentet, der er dækket af denne brugervejledning, kanændres i forbedringsøjemed uden varsel.
Bluetooth®-ordmærke og -logoer er registrerede varemærker,
der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådannemærker fra A&D's side er under licens.
Andre varemærker og handelsbetegnelser tilhører deres
respektive ejere.

Overensstemmelse
Overensstemmelse med europæisk direktiv
Udstyret overholder direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF.
Det tilkendegives af CE-mærket for konformitet ledsaget af
referencenummeret fra en udpeget myndighed.
Udstyret overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Udstyret overholder direktivet for radioudstyr 2014/53/EU.
A&D Company, Limited erklærer hermed, at udstyret er ioverensstemmelse med direktivet for radioudstyr 2014/53/EU.
EU-erklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgendeinternetadresse:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Overensstemmelse med FCC-reglerne
Dette udstyr er i overensstemmelse med Afsnit 15 af FCC-reglerne.
Drift er afhængig af følgende to betingelser: (1) Dette udstyr må ikkeforårsage skadelig interferens, og (2) dette udstyr skal acceptere almodtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket
drift. (FCC = Federal Communications Commission i USA)

FCC-FORSIGTIGHEDSANVISNINGÆndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den
ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse
til at betjene udstyret. Denne sender må ikke placeres eller betjenes
sammen med nogen anden antenne eller sender. Dette udstyr
overholder FCC's strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for et
ukontrolleret miljø og overholder FCC-retningslinjer om eksponering forradiofrekvenser (RF). Dette udstyr udsender meget lave niveauer af
RF-energi, som det anses for at overholde uden testning af specifik
absorptionskoefficient (SAR).

TM-2441 InstruktionsvejledningiOverholdelse af IC-regler
Denne enhed overholder Industry Canada licensfri RSS-standard(er).
Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) dette apparat må
ikke forårsage interferens, og (2) dette apparat skal tolerere enhver
interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af
apparatet.
Dette udstyr overholder de IC-strålingseksponeringsgrænser, der erangivet for et ukontrolleret miljø og overholder RSS-102 i IC
radiofrekvens (RF) eksponeringsreglerne. Dette udstyr udsender
meget lave niveauer af RF-energi, som anses for at overholde uden
testning af specifik absorptionskoefficient (SAR).

Overholdelse af den australske EMD-rammebestemmelse
Apparatet opfylder følgende krav:
EMD Emissionsstandard for industrielt, videnskabeligt og medicinsk
udstyr AS / NZS 2064: 1997, EMD Generic Immunity standard AS /NZS 4252. 1: 1994. Ovenstående bevises af C-Tick-mærket.

Bluetooth® Transmission
Dette apparat er udstyret med en trådløs Bluetooth-funktion og kan
oprette forbindelse til Bluetooth-enheder der er medicinsk udstyr med
Bluetooth trådløs teknologi.
Programmer og enheder der er kompatible med Bluetooth 4.1.
Hvert apparat skal have en applikation der kan modtage data.

ii

Advarselsdefinitioner
For at forebygge ulykker, der skyldes uhensigtsmæssig håndtering, indeholder
dette produkt og dets vejledning følgende advarselstegn og -mærker.
Betydningen af disse advarselstegn og -mærker er som følger.

Advarselsdefinitioner
En overhængende farlig situation, som vil resultere i dødeller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
En potentielt farlig situation, som kan resultere i død eller
alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
En potentielt farlig situation, som kan resultere i mindreeller moderat personskade, hvis den ikke undgås. Den
kan også bruges til at advare om risikabel praksis.

Symboleksempler
Symboletindikerer »Forsigtighed«. Den påkrævede forsigtigheds
natur er beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller etbillede. Eksemplet indikerer forsigtighed over for elektrisk stød.
Symboletindikerer »Undlad at«. Den forbudte handling er beskrevet
inde i eller i nærheden af symbolet vha. tekst eller et billede.
Eksemplet indikerer »Må ikke skilles ad«.
Symboletindikerer en Obligatorisk handling. Den obligatoriske
handling er beskrevet inde i eller i nærheden af symbolet vha. teksteller et billede. Eksemplet indikerer generel obligatorisk handling.

AndetBemærkFremsætter oplysninger, som vil hjælpe brugeren med at
betjene udstyret.

Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne i denne
vejledning. Læs instruktionsvejledningen, inden udstyret tages i brug.
iii

Sikkerhedshensyn ifm. brug
For at bruge TM-2441 (optageenheden til ambulatorisk
blodtryksmonitor) på en sikker og korrekt måde skal følgende
sikkerhedshensyn læses nøje igennem, inden monitoren tages i brug.
Følgende indhold opsummerer generelle spørgsmål ifm. patienters og
operatørers sikkerhed, foruden sikker håndtering af monitoren.
Sikkerhedshensyn for hver betjening er beskrevet på siderne i denne
vejledning. Læs instruktionsvejledningen, inden udstyret tages i brug.
1. Sikkerhedshensyn ifm. brug og opbevaring af optageenheden.
Hold optageenheden væk fra områder med brændbareanæstetika eller brændbare gasser, oxygenkamre under højt
tryk og oxygentelte. Brug af optageenheden i disse områder kanforårsage en eksplosion.
Brug ikke optageenheden kombineret med magnetisk
resonans-billeddannelsessystem (MRI).

For at bevare udstyrets egenskaber skal følgende
miljøforhold overvejes under brug og opbevaring af
optageenheden. Ekstrem temperatur, luftfugtighed og højde
kan påvirke optageenhedens ydeevne.
Undgå steder, hvor optageenheden kan blive sprøjtet med vand.
Undgå steder med høje temperaturer, høj luftfugtighed, direktesollys, støv, salt og svovl i luften.
Undgå steder, hvor optageenheden kan blive vippet, vibrereteller påvirket (inklusive under transport).
Undgå steder, hvor kemikalier opbevares, og gas forekommer.
iv

Driftsforhold:Temperatur:+10 °C til +40 °C,
Luftfugtighed: 30% relativ luftfugtighed til 85% relativ
luftfugtighed (ingen kondensering).
Transport- og opbevaringsforhold:Temperatur:- 20 °C til +60 °C,
Luftfugtighed: 10% relativ luftfugtighed til 95% relativ
luftfugtighed (ingen kondensering).
2. Sikkerhedshensyn, inden optageenheden tages i brug.
Bekræft, at optageenheden fungerer sikkert og korrekt.
Når optageenheden bruges sammen med andet udstyr, kan
den forårsage en forkert diagnose eller sikkerhedsproblemer.
Bekræft, at udstyr kan tilsluttes på en sikker måde.
Kontrollér for gensidig interferens med andet medicinsk udstyr.
Bekræft, at optageenheden kan bruges på den korrekte måde.
Brug tilbehør, ekstraudstyr og forbrugsvarer, der er specificeret
af A&D.
Læs instruktionsvejledningerne, der følger med de valgfrie dele,nøje igennem. Forsigtighedsregler og advarsler er ikke
beskrevet i denne vejledning.
Udfør eftersyn inden brug for sikker og korrekt brug af optageenheden.
Lad optageenheden være i normale driftsomgivelser en timeeller mere inden brug, og tænd for den.
Tilslut kun en dertil indrettet perifer enhed til USB-konnektoren.
Tilslut ikke andet udstyr.
Kun manchetter godkendt af A&D må sluttes til lufttilslutningen.

v

Klargøring af optageenheden
Slet de sidste data, der er opbevaret i optageenheden, inden den
bruges af den næste patient.
Udskift batterier, inden optageenheden bruges af den næste patient.
Udstyr
Brug udelukkende optageenheden til diagnose og modforanstaltninger.
Bekræft, at luftslangen og manchetten bæres korrekt. (Eksempel: knæk på
og stramning af luftslangen, manchettens placering og retning)
Instruktioner til patienten, som bærer udstyret
Informer patienten om, hvordan man indstiller AUTO -knappen til»OFF« for at stoppe optageenheden, hvis der opstår problemer mens
vedkommende er alene.
Informer patienten om hurtigt at fjerne optageenheden, hvis
vedkommende har smerter, eller hvis der opstår problemer.
Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af babyer ogspædbørn, da luftslangen udgør en kvælningsfare.
3. Sikkerhedshensyn ifm. batterier, der bruges til måling af blodtryk.
Isæt batterier i henhold til polaritetstegnene »+« og »-«, som er vistpå batteridækslets inderside. (Forsigtighedsregel ifm. polariteter)
Udskift brugte batterier med nye samtidig.
Tag batterierne ud, hvis optageenheden ikke skal bruges i langtid. Batteriet kan lække og forårsage en funktionsfejl.
Brug to alkaliske batterier (størrelse AA) eller specificeredegenopladelige batterier (størrelse AA, Ni-MH).
Tryk og hold »-«-fjederterminalen inde med batteriet.
Skub og isæt batteriets »+«-terminal langs »+«-terminalen ibatterirummet. Hvis batteriet er isat fra »+«-terminalen, kanbatteridækslet blive beskadiget.
viUndlad at røre ved batteriet og patienten på samme tid. Det
kan eventuelt forårsage et elektrisk stød.
Undlad at blande et gammelt batteri med et nyt. Undlad at bruge
forskellige typer batterier og batterier fra forskellige producenter.
Hvis ikke det undlades, kan det forårsage lækage, varme og
eksplosion. Der kan forekomme funktionsfejl i optageenheden.
4. Sikkerhedshensyn under brug.
Undlad at bruge optageenheden, når der køres bil eller andre
køretøjer.
Eksempel: Optageenheden kan hæmme krops- eller
armbevægelse under kørsel m.m.

Dette medicinske udstyr kan kun betjenes af en læge eller
person bemyndiget ved lov. Forklar den korrekte brug forpatienten, og sørg for, at de kan standse måling, når der opstår
problemer.
Brug ikke en mobiltelefon i nærheden af optageenheden(nærmere end 30 cm). Det kan forårsage en funktionsfejl.

Stop brugen af optageenheden, og skub knappen AUTO til»OFF«, hvis patienten mærker smerter i sin arm, eller målingen
er forkert.
Undlad at bruge optageenheden i et kraftigt magnetisk eller
elektrisk område.
Undlad at bruge optageenheden til en patient, der bruger en
hjerte-lunge-maskine.
vii

Instruktioner til patientenBemærkHvis temperaturen er lav, bliver batteristrømmen lavere, ogmålingstællingen reduceres.

5. Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden.
Behandling af målingsdata
Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af
en dertil indrettet perifer enhed.
OptageenhedenNår tilbehør er blevet rengjort, skal det arrangeres og opbevares.
Rengør optageenheden, så den er klar til brug til næste måling.
Skub knappen AUTO til »OFF«. Hvis knappen AUTO
efterlades på »ON«, startes tryksætning for den automatiskemåling ved starttidspunktet for den næste måling, og manchetten
eller andre dele kan blive ødelagt under oppumpning.
Tag batterierne ud af optageenheden, hvis den ikke skal bruges
i lang tid. Batterier kan lække og beskadige optageenheden.
Forhindr børn i selv at bruge optageenheden. Undlad atanbringe optageenheden et sted, som er tilgængeligt forspædbørn. Ellers kan det forårsage ulykker eller beskadigelse.
Hold fat i konnektorhuset, når kablet tilsluttes eller fjernes.
Undlad at trække i kablet.

viiiBemærk

Sikkerhedshensyn efter brug af optageenheden (TM-2441)
Sørg for at behandle målingsdata med det samme ved hjælp af endertil indrettet perifer enhed, når måling er afsluttet.
Genopladeligt lithium-batteri til backup
Optageenheden er konstrueret med et lithium-batteri til backup. Dette
batteri leverer strøm til det indbyggede ur, når AA-batterierne, sombruges til måling af blodtryk, udskiftes. Lithium-batteriet oplades fra
AA-batterierne.
Sådan kan backup-batteriets levetid forlænges
Når det bruges for første gang efter køb eller efter en måneds
opbevaring eller længere, skal batterierne udskiftes og
backup-batteriet oplades. Det er nok, hvis backup-batteriet oplades i
mindst 48 timer.
(Backup-batteriet oplades altid af AA-batterierne.)
Udskift med to nye AA-batterier, når batteriindikatoren viser.
Når
vises på batteriindikatoren, kan måling af blodtryk og
datakommunikation ikke foretages. Udskift med to nye AA-batterier.
Tag batterierne ud for at forhindre, at optageenheden udsættes forlækage af batterivæske, hvis optageenheden ikke bruges i mindst enmåned.

ix

6. Modforanstaltninger, når udstyret har en fejl
Stop brugen, og tag AA-batterierne ud. Hvis batteriterminalerne
er blevet kortsluttede, kan batteriet være varmt.
I tilfælde af driftsfejl kan optageenheden blive meget varmunder måling, hvorfor den skal håndteres med omhu.
Sæt oplysningsmærkaten med »Funktionsfejl« eller »Må ikke
bruges« på optageenheden. Kontakt din forhandler.
Stop omgående optageenheden, når måletiden er mere end
180 sekunder, og lufttrykket bliver højere end 299 mmHg.
7. Sikkerhedshensyn ifm. vedligeholdelseBekræft optageenhedens korrekte ydeevne og sikkerhed, nården ikke har været i brug i lang tid.
For at opretholde korrekt måling og sikkerhed skal der foretages
eftersyn og vedligeholdelse inden brug. Brugeren (hospital,
klinik osv.) er ansvarlig for administration af det medicinske
udstyr. En ulykke kan forekomme, hvis der ikke foretages korrekt
eftersyn og vedligeholdelse.

Brug en tør og fnugfri klud til optageenhedens pleje.
Undlad at bruge flygtige midler såsom fortyndervæske, benzen.
Undlad at bruge en våd klud.
Undlad at skille optageenheden ad eller modificere den(medicinsk elektronisk udstyr). Det kan forårsage beskadigelse.

x8. Sikkerhedshensyn og modforanstaltninger ifm. funktionsfejl,
der skyldes kraftige elektromagnetiske bølger
Optageenheden overholder EMD-standarden
IEC60601-1-2: 2014. For at forhindre elektromagnetisk
interferens med andet udstyr skal brug af mobiltelefoneri nærheden af optageenheden imidlertid undlades.
Hvis optageenheden er placeret i nærheden af
elektromagnetiske bølger, kan støj invadere i bølgeformer,
og der kan forekomme funktionsfejl.
Hvis der forekommer uventet funktionsfejl under brug, skal den
elektromagnetiske interferens kontrolleres, og den passende
handling skal foretages.
Undlad at bruge Bluetooth-forbindelsen inden for et trådløst
LANs eller andet trådløst udstyrs rækkevidde, i nærheden af
udstyr, der udsender radiobølger såsom mikrobølger, på steder
med mange hindringer eller på andre steder, hvor signalstyrken
er svag. Ellers kan det resultere i hyppigt tab af forbindelse,
meget langsomme kommunikationshastigheder og fejl.

Følgende eksempler er generelle årsager til funktionsfejl og
modforanstaltninger.
Brug af mobiltelefoner
Radiobølger kan forårsage uventede funktionsfejl.
Trådløse kommunikationsenheder,
hjemmenetværksenheder såsom walkie-talkies,
mobiltelefoner, trådløse telefoner og denne type af
kommunikationsenheder kan påvirke optageren.
Overhold derfor en afstand på 30 cm eller mere fra dissetrådløse enheder, mens optageenheden udfører måling.
xi

Hvis der er statisk elektricitet i anvendelsesmiljøet (afladninger
fra udstyr eller det omkringliggende område)Inden optageenheden tages i brug, skal der sørges for, atoperatøren og patienten har afladet statisk elektricitet.
Befugt rummet.
Brug tæt på IEEE802.11g/b/n trådløs LAN-udstyr kan få gensidig
interferens til at forekomme, hvilket kan medføre reduceredekommunikationshastigheder eller forhindre forbindelse. I dettetilfælde skal der slukkes for strømforsyningen til udstyret, somikke er i brug, eller monitoren skal bruges på et andet sted.
9. Miljøbeskyttelse
Lithium-batteriet skal tages ud af optageenheden, inden den
bortskaffes.

xiiForholdsregler for sikker måling
Afsnittet beskriver forholdsregler vedrørende måling og sensor. Advarpatienten om følgende forhold, og forklar dem tilstrækkeligt. Udfør
vejledning i korrekt betjening til patienten.

Blodtryksmåling
Sørg for, at slangen ikke bøjes for meget, og at luften
strømmer korrekt. Hvis der bruges en bøjet luftslange,
kan lufttrykket blive fanget i manchetten, hvilket kan
medføre at blodtilførslen til armen blokeres.
Mål ikke blodtrykket på en arm, hvis patienten har
følgende problemer. Dette kan forårsage en ulykke ellerforværring af skaden.
1) Armen har en skade eller sygdom.
2) En arm, der modtager intravenøst drop eller blodtransfusion.
3) Anastomose til kunstig dialyse.
4) Patient er sengeliggende i lang tid(En situation, hvor der er mulighed for trombe).

Bekræft patientens tilstand, hvis der er problemer med målingen.
Det tyder på, at tilstanden forværres over målegrænsen, eller at
bøjning af luftslangen har stoppet luftstrømmen.
Overdrevent hyppig måling af blodtrykket kan forårsage skader
på kroppen, fordi der gribes ind i blodgennemstrømningen.
Bekræft, at brugen af apparatet ikke forringer blodcirkulationen
i længere tid, hvis apparatet bruges gentagne gange.
Blodtryksmåling er måske ikke nøjagtig, hvis patienten har
kontinuerlig arytmi, eller bevæger sig for meget.
xiiiBær manchetten på samme niveau som hjertet. (Hvis niveauet
er forskelligt, forekommer der en fejl i måleværdien.)
Optageenheden reagerer på artefakt og ekstern påvirkning.
Hvis der er nogen tvivl om måleværdien, skal blodtrykket
måles ved auskultation eller palpation.
Der kan forekomme målingsfejl, hvis manchetten ikke
egner sig til patientens armomkreds.
Undlad at pumpe manchetten op, inden den er svøbt om patientens
arm. Det kan medføre skader, og at manchetten sprænger.

BemærkMåling af blodtryk kan forårsage subkutan blødning. Denne subkutane
blødning er midlertidig og forsvinder med tiden.
Hvis patienten bruger en hjerte-lunge-maskine, kan blodtrykket ikkemåles, da hjerteslaget udebliver.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis der bæres tyk beklædning.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis beklædningen er rullet op og
klemmer armen.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis den perifere cirkulation er
utilstrækkelig, blodtrykket er alt for lavt, eller hvis patienten lider af
hypotermi (blodgennemstrømningen er utilstrækkelig).
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten har hyppig arytmi.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt med en uegnet manchetstørrelse.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis manchetten ikke bæres påsamme niveau som hjertet.
Blodtrykket kan ikke måles korrekt, hvis patienten bevæger sig eller
taler under målingen.
Der er ikke foretaget kliniske forsøg på nyfødte spædbørn og gravide
kvinder.
Søg råd fra en læge inden brug, hvis du har gennemgået en
mastektomi.
xivManchet
Bortskaf manchetter, der er blevet kontamineret af blod, for atforhindre infektiøse sygdomme i at sprede sig.
Undgå opbevaring af den foldede manchet eller snoede
luftslange på trange steder i længere perioder. Sådan
behandling kan forkorte komponenternes levetid.

Måling af pulsfrekvensen
Undlad at bruge den viste pulsfrekvens til at diagnosticere det
uregelmæssige hjerteslag.

BemærkOptageenheden måler pulsfrekvensen, når blodtrykket måles.

xv

Pakliste
Optageenheden er et præcisionsinstrument, så det skal bruges forsigtigt.
For store rystelser kan medføre svigt og funktionsfejl.

BemærkOptageenheden sendes i en særlig emballage, der er designet tilat beskytte den mod beskadigelse under transport. Når du åbner
denne æske, skal du sørge for, at du har alt det, der er anført påpaklisten. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte din lokale
forhandler eller den nærmeste A&D-forhandler. Vi anbefaler, at dugemmer den særlige emballage.
Der henvises til »10. Valgfrie varer (skal bestilles)« for valgmuligheder.
Optageenhed til blodtryk ............................................................. 1
Tilbehør

Manchet til voksne

20 til 31 cm(7,8" til 12,2") til venstre arm
TM-CF302A ....................... 1

Stor manchet

28 til 38 cm(11,0" til 15,0") til venstre arm
TM-CF402A ....................... 1Betræk til manchet til voksne ................................................................. 2Betræk til stor manchet .......................................................................... 2Bæreholder .............................................. AX-133025995 ................ 1Bælte ........................................................ AX-00U44189 .................. 1
Klemme .................................................................................................. 1
Aktivitetsoptagelsesark (10 ark) ............... AX-PP181-S .................... 1
USB-kabel ................................................ AX-KOUSB4C ................. 1
ABPM Data Manager CD ...................................................................... 1
Denne instruktionsvejledning ................................................................. 1xvi

Manchet til voksne til venstre arm
Stor manchet til venstre arm

Optageenhed til blodtryk
KlemmeBæreholderBælteUSB-kabelBetræk til manchet til voksneBetræk til stor manchet

Aktivitetsoptagelsesark (10 ark)
ABPM
Data Manager CD

xvii

Denne
instruktionsvejledning

Indhold
Overensstemmelse ..........................................................................................i
Overensstemmelse med europæisk direktiv ........................................ iOverensstemmelse med FCC-reglerne................................................ i
FCC-FORSIGTIGHEDSANVISNING ................................................... i
Overholdelse af IC-regler ......................................................................ii
Overholdelse af den australske EMD-rammebestemmelse ................ii
Bluetooth® Transmission ......................................................................ii
Advarselsdefinitioner ...................................................................................... iii
Sikkerhedshensyn ifm. brug ..........................................................................iv
Forholdsregler for sikker måling .................................................................. xiii
Blodtryksmåling................................................................................... xiii
Manchet .............................................................................................. xv
Måling af pulsfrekvensen .................................................................... xv
Pakliste ..........................................................................................................xvi
1.
Introduktion ......................................................................................... 5
2.
Funktioner ........................................................................................... 5
3.
Forkortelser og symboler ................................................................... 8
4.
Specifikationer .................................................................................. 13
4.1.

Optageenhed .......................................................................... 13

4.2.

Mål ........................................................................................... 16
Komponentnavne............................................................................. 17

5.1.

Optageenhed .......................................................................... 175.

5.2. Skærm ..................................................................................... 18
5.2.1. LCD-panel (flydende krystaldisplay)..................................... 18
5.2.2. Visning med OLED (organisk lysemitterende diode).......... 191

5.3. De vigtigste skiftehandlinger ................................................... 20
5.3.1. A-BPM-handlinger ................................................................. 20
5.3.2. S-BPM-handlinger ................................................................. 23
5.3.3. Andre handlinger.................................................................... 256.
Måling af blodtryk Funktioner .......................................................... 27
6.1. Automatisk måling af blodtryk (A-BPM) ................................. 27
6.1.1. Ventetilstand for A-BPM ....................................................... 29
6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiode ........................................ 29
6.1.3. Standsning af måling ............................................................. 30
6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM).............................................. 31
6.2.1. S-BPM-programmer .............................................................. 32
6.2.2. S-BPM ventetilstand. ............................................................ 36
6.2.3. Standsning og midlertidigt stop af måling ............................ 37
6.3. Målingsresultat ........................................................................ 38
6.3.1. Visning af målingsresultater .................................................. 38
6.3.2. Gemning af målingsresultater............................................... 38
6.3.3. Udlæsning af målingsresultater ............................................ 39
6.3.4. I D -Numre .............................................................................. 39
7.
Klargøring af optageenheden.......................................................... 40
7.1. Isætning af batterier (batteriskift) ............................................ 40
7.1.1. Sådan udskiftes batterier....................................................... 42
7.2.

Klargøring af bæreholderen.................................................... 42

7.3. Eftersyn til brug........................................................................ 43
7.3.1. Tjeklister inden isætning af batterier..................................... 43
7.3.2. Tjeklister efter isætning af batterier....................................... 442

Handlinger......................................................................................... 45

8.
8.1.

Rutediagram for handlinger .................................................... 45

8.2. Indledende indstillinger ........................................................... 47
8.2.1. Fabriksindstillinger ................................................................. 47
8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling ............................................ 48
8.2.3. Indledende tryksætningsværdi ............................................. 50
8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer..................................... 50
8.3.1. A-BPM's elementer og parametre ........................................ 52
8.3.2. A-BPM-programeksempler ................................................... 55
8.4. S-BPM-programmer................................................................ 57
8.4.1. S-BPM's elementer og parametre ........................................ 58
8.4.2. S-BPM skærmeksempler...................................................... 59
8.5.

Sletning af målingsdata........................................................... 62

8.6. Fastgørelse af produktet til patienten ..................................... 63
8.6.1. Oplysninger til patienter ......................................................... 63
8.6.2. Manchetbetræk ...................................................................... 65
8.6.3. Fastgørelse af manchet, bæreholder og optageenhed ...... 66
8.7. Måling af blodtryk Handlinger ................................................. 69
8.7.1. A-BPM-handlinger ................................................................. 69
8.7.2. S-BPM-handlinger ................................................................. 71
8.7.3. Manuel måling........................................................................ 73
8.7.4. Standsning og midlertidigt stop af målinger......................... 74
8.8.

Forbindelse af optageenheden til den dertil indrettede perifere
enhed....................................................................................... 76
8.8.1. Forbindelse med USB-kabel................................................. 76
8.8.2. Brug af Bluetooth®-kommunikation ..................................... 78
8.8.3. Midlertidigt stop af Bluetooth®-kommunikation(flytilstand) ............................................................................. 793

Vedligeholdelse ................................................................................ 80

9.
9.1.

Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering ......... 80

9.2.

Rengøring af produktet ........................................................... 81

9.3. Periodisk eftersyn.................................................................... 83
9.3.1. Inspektion af batteri før installation ....................................... 83
9.3.2. Eftersyn efter isætning af batterier........................................ 84
9.4.

Bortskaffelse ............................................................................ 85

9.5.

Fejlfinding ................................................................................ 86

9.6. Fejlkoder .................................................................................. 87
10.
Valgfrie varer (skal bestilles) ............................................................ 90
11.
Bilag................................................................................................... 92
11.1. Princippet for måling af blodtryk ............................................. 92
11.2. EMD-oplysninger..................................................................... 95

4

1. Introduktion

Tak for dit køb!

TM-2441 er en ambulant blodtrykoptager, der muliggør nøjagtig
måling af patientens blodtryk automatisk på forudindstillede
tidspunkter (f.eks. 24-timer kontinuerligt). Denne vejledningforklarer indstillinger, drift, tilstande og programmer for måling af
blodtryk samt kommunikation med dertil indrettede perifere
enheder, vedligeholdelse, specifikationer og advarsler. Læs
denne vejledning for at sikre korrekt brug og opbevar den på etlettilgængeligt sted.

2. Funktioner

Resumé

Optageenheden er en transportabel blodtryksovervåger, der kan
foretage ikke-invasiv blodtryksmåling og pulshastighed forpatienten under vejledning af en læge. Formålet med brugen er atmåle og lagre variation af blodtrykket i løbet af en dag i deres
daglige liv. Optageenheden er designet til at være transportabelog byder på datastyringsfunktion og enkel betjening.

Blodtryksmåling mål

Denne optageenhed er designet til voksne (over 12 år).

5

Formål med anvendelse

Optageenheden er udstyret med to tilstande til måling af blodtryk.
Blodtryksværdier kan bruges til konsultation med læger og egensundhedspleje.

Automatisk blodtryksmåling ( A-BPM )Denne tilstand kan specificere seks par vilkårlige starttider ogintervaller for hver 24 timer og kan automatisk måle og registrere
blodtryk.
Selvmåling af blodtryk ( S-BPM )Brug af denne tilstand antager, at patienten måler sit eget
blodtryk gennem selvbetjening i hjemmet eller på hospitalet.
Denne tilstand kan bruge fem typer programmer ioverensstemmelse med anvendelsen.

Mobilitet

Optageenhedens vægt er ca. 135 g (ekskl. batterier).
Den er på størrelse med en håndflade og er udstyret med en
mikropumpe.
To AA-alkaline-batterier kan bruges. (LR6- eller AA-størrelse)
To genopladelige batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan
bruges.

Drift

Indstillingerne for optageenheden og programmet for
blodtryksmåleprogram kan nemt konfigureres ved hjælp af ABPM
Data Manager, som installeres på computeren (dertil indrettet
perifer enhed).

6Omfattende analytisk ydeevneMåleintervallet kan indstilles for automatisk blodtryksmåling.
Blodtrykket kan måles når som helst ved hjælp af manuel måling.
S-BPM er udstyret med fem programmer til forskellige forhold.
Analysen kan udføres effektivt ved hjælp af ABPM Data Manager
installeret på computeren (dertil indrettet perifer enhed).

Kortere målingstid

Lufttømningshastigheden styres for at minimere målingstiden.
Tryksætningsværdien styres for at minimere målingstiden.

Enkel bekvemmelighed

En dertil indrettet perifer enhed kan modtage data ved hjælp af
USB-kabel. Modtagne data kan nemt analyseres og udskrives.

73. Forkortelser og symboler
Symboler

Betyder

SYS

Systolisk blodtryk

DIA

Diastolisk blodtryk

PUL

Pulsfrekvens

PP
kPa
mmHg
/min

Puls tryk PP = SYS - DIA
Enhed for blodtryk
Enhed for pulsfrekvens/minutMærke der indikerer hjerteslag under målingen.
Bluetooth bruges.
Viser:
A-BPM udføres.
Blinkende: Intervaltid for »1 omfang« optræder.
Indikatoren for IHB/AFib
LydløsHukommelse fuld, slet data for at starte målingen.
Batteriindikator Når niveau 1
vises skal man
udskifte batterierne for at bruge optageenheden.
A-BPM søvnmærke
Mærket vises under konfigurationen.
--xx

LCD
OLED

Uden for acceptabelt område eller umulig måleværdi.
Fejlkoder. xx =til

S-BPM START-mærke
S-BPM STOP-mærke
Flydende krystaldisplay
Organisk lysemitterende diode
Alarm-mærke

8

Symboler

Betyder
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød:
Udstyrstype BF.
Producent af CE-mærkning. Fremstillingsdato.
Symbol for lille manchet
SMALL
Armens omkreds 15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Symbol for manchet til voksne
ADULT
Armens omkreds 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Symbol for stor manchet
LARGE
Armens omkreds 28 til 38 cm 11,0" til 15,0"
Symbol for ekstra stor manchet
EXTLARGE
Armens omkreds 36 til 50 cm 14,2" til 19,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Symbol trykt på pakning.
Stor manchet er inkluderet i tilbehøret.
Symbol trykt på pakning.
Manchet til voksne er inkluderet i tilbehør.
Se brugermanualen eller hæftet.
Symbol for »Hold tør« og »Må ikke udsættes forregn«.
Serienummer
Symbol trykt i batterirummet.
Retning (polaritet) til installation af batteri.

x2
1.5V LR6 Symbol trykt på pakning.
1.2V HR6 Tilbehør er eksklusive batterier.
not included
EMD

Elektromagnetiske forstyrrelser
Symbol for »Håndter med forsigtighed«.
Symbolet for direktiv om affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr.
9

Symboler
BPM

A-BPM

Betyder
Blodtryksmåling
Automatisk blodtryksmåling

Selvmåling af blodtryk
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM symboler.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM symboler.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Bluetooth-symboler.
#3
Not made with natural Forsigtighedsanvisning for patient. Er trykt
rubber latex.
på manchetten.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Advarsler på batteridækslet.
Brug alkaline-batterier eller specificeredegenopladelige batterier, og sørg forkorrekt polaritet (+,-).
Sammenbland ikke batterier derer nye, brugte eller af forskelligemærker.
Fastgør manchettens luftslange grundigt
til hoveddelen.

#1 : Se »6.1. Automatisk blodtryksmåling (A-BPM)« og »8.3.
A-BPM forudindstillede programmer« for 24-timers
blodtrykoptager.
#2 : Se »6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM)« og»8.4. S-BPM-programmer« til fem typer programmer.
#3 : Se »8.8.2. Brug af Bluetooth® Kommunikation« og»8.8.3. Afbrydelse af Bluetooth®-kommunikation(flytilstand)«.

10

Indikator for IHB/AFibNår monitoren detekterer en uregelmæssig rytme under målingen,vises IHB/AFib-indikatoren på displayet med målingsværdierne(kun S-BPM)

1 omfang»1 omfang« i S-BPM består af et sæt blodtryksmålinger ogintervaltider, der gentages indtil målingstallet er nået. Den sidste
intervalperiode udelades.
Måling af blodtryk
TStarttidspunkt

TT

TidspunktMålingstællingens antal

11

T : Intervalperiode

Ventetilstand

Ventetilstand for A-BPM er en tilstand, hvor blodtrykket ikkemåles i løbet af intervalperioden.
Starttidspunkt
TTTMåling af blodtryk

Starttidspunkt
T

T

SektionT

T
SektionTidspunkt
T : Intervalperiode

Ventetilstand for S-BPM er en tilstand, hvor blodtrykket ikke
bliver målt i løbet af intervalperioden og mellem det sidste»1 omfang« og næste »1 omfang«.
Starttidspunkt
T

T

StarttidspunktMåling af blodtryk
T

Ventetilstand1 omfang

T

Tidspunkt

1 omfang
T : Intervalperiode

Dertil indrettet perifer enhed

Dertil indrettet perifer enhed betyder computeren hovedsageligt,
at ABPM Data Manager er installeret. ABPM Data Manager lagres
på en ekstra CD. Brug perifert udstyr, der opfylder kravene til
medicinsk elektrisk udstyr (IEC60601-1), når du tilslutter
optageenheden til perifert udstyr. Tilslut ikke optageenheden til etandet apparat (eksempel: IEC60950) i området, der bruger
medicinsk udstyr. Brug et USB-kabel, der er kortere end 1,5 m.
12

4. Specifikationer
4.1. Optageenhed

PosterBeskrivelserMålingsmetode
Oscillometrisk målingsmetode
Trykdetekteringsmetode Halvleder-tryksensor
Trykvisningsområde
0 til 299 mmHg
Tryk:
±3 mmHgMålenøjagtighed
Pulsfrekvens :±5%
Minimum
Tryk :
1 mmHgdisplay opdelingPulsfrekvens:
1 slag / minut
Systolisk tryk:
60 til 280 mmHg
Diastolisk tryk :30 til 160 mmHg
Målingsområde
Pulsfrekvens:
30 til 200 slag / minut
Konstant udledning med kontrolleret
Fjernelse af tryklækageventil som sikkerhedsmekanisme
Udledning
Elektromagnetisk ventil
Tryksætningsmetode
Mikropumpe
Automatisk tryksætning 85 til 299 mmHg
Intervaller ved hvert afsnit, der maksimalt delerIntervalperiode
24 timer op i seks dele.
( for A-BPM )Interval : FRA, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
minutterUr
24 timers ur
A-BPM :
OLED, 96 x 39 pixels, hvide tegn
S-BPM :Skærm
LCD, 40 x 50 mm, Display : systolisk tryk
diastolisk tryk, pulsfrekvens, ur, fejl, statusmonitor og symboler
13

Poster
Hukommelse

StrømforsyningMålingstal

Nominel spændingGrænseflade

Driftsforhold

BeskrivelserMålingsdata : 600 data maks.
Med samme type batterier :2 x 1,5 V-batterier (LR6 eller AA-størrelse)
Alkalisk batteri eller nikkel-brintbatteri(Ni-MH) 1.900 mAh eller mere
Backup-batteri til indbygget ur : Genopladeligt
lithium-møntcellebatteri ML2016H
200 gange eller mere.
(når nye alkaliske batterier eller
nikkel-brintbatterier bruges. Dette kan variere
alt efter målebetingelserne.)
DC 3,0 V (alkalisk batteri, LR6),
DC 2,4 V (nikkel-brintbatteri, AA-størrelse)
USB : USB1.1-kompatibel.
Kabellængde : 1,5 m eller kortere.
Micro-USB B-type terminal kan oprette
forbindelse til dertil indrettet perifer
enhed (ved hjælp af standardmæssig
driversoftware).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE) :Trådløs enhed kan tilsluttes.
Temperatur : +10 til +40 °C
Fugtighed :30 til 85% RH (ingen kondens)
Temperatur : -20 til +60 °C
Fugtighed :10 til 95% RH (ingen kondens)

Transport- og
opbevaringsforhold
Atmosfærisk tryk både til
700 til 1.060 hPa
drift og opbevaring
Type af beskyttelse mod
Internt strømforsynet udstyr
elektrisk stød

14

Poster
Beskrivelser
Grad af beskyttelse mod Type BF: Optageenhedens manchet og
elektrisk stødslanger er designet til at give særlig beskyttelse
mod elektrisk stød.
EF-direktivets mærkat for medicinsk udstyr.
CE-mærkning
Et certificeret varemærke, der er registreret til
C-Tick mærkning
ACA af varemærkekontoret.
Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Dimensioner
Ca. 135 g (uden batterier)
Masse
Optageenhed: 5 år. Selv-autentificering med
interne data. Korrekt drift og vedligeholdelse
Forventet levetid
under de bedste forhold. Holdbarhed varierer
med brugsbetingelserne.
IndtrængningsbeskytApparat : IP22
telse
Standardtilstand
Kontinuerlig måling
Genstarttid efter
Straksdefibrillering
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPTrådløs kommunikation Frekvensområde : 2,4GHz (2.400 til 2.483,5 MHz)
Modulation : GFSK
Effektiv udstrålet effekt: <20 dBm
Note:# Klinisk prøvning for dette apparat udføres i henhold til ISO
81060-2:2013.
# Optageenheden er ikke medicinsk udstyr til overvågning af
patienter.
Vi anbefaler ikke anvendelser, hvor man skal overvåge patienten irealtid, såsom på en intensivafdeling.
ACA: Australsk kommunikationsmyndighed15

4.2. Mål

66

24,5

95

Enhed: mm

16

5. Komponentnavne
5.1. Optageenhed

Positionsmærke

Manchet til voksne og stor
Luftslange
Luftstik
Luftfatning
EVENT -knap
for A-BPM
OLED til A-BPM
START og
STOP -knap

for A-BPM

AUTO -knap

LCD

for A-BPM

START og
STOP -knap

LOCK -knap
for A-BPM

for S-BPM

Batterirum og
2 LR6 (AA-størrelse)batterier for måling

Batteridæksel

Micro USB-port (i bunden),
Datakommunikationsterminal

17

5.2. Skærm
BemærkFor at få en nøjagtig diagnose skal man være omhyggelig med ataflæse de data, der vises på optageenheden, nøjagtigt og tolke
dem korrekt.

5.2.1. LCD-panel (flydende krystaldisplay)Øverste tal
Midterste tal
Nederste tal

Følgende værdier kan vises i hver tilstand:Målingsresultat

A-BPM

S-BPM

Øverste tal

Systolisk
blodtryk

Intervalperiode

Program

Midterste tal

Diastolisk
blodtryk

Resterende tid

Trykværdi

Nederste tal

Puls

Tidspunkt

TidspunktSe »3. Forkortelser og symboler« for betydningen af
symbolerne på LCD'en.
18

5.2.2. Visning med OLED (organisk lysemitterende diode)Tilstanden for A-BPM er angivet på OLED'en.
Klokkeslæt.
Indstillings- og driftstilstand.
Målingsværdien for A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolisk blodtryk.
Diastolisk blodtryk.
Pulsfrekvens.

mmHg Enhed for blodtryksværdi.
/min
Enhed for pulsfrekvens.
Se »3. Forkortelser og symboler« for betydningen af
symbolerne på OLED'en.
Symboler

BetydningMærket vises under konfiguration.
Viser:
Blinker:

A-BPM udføres.
Intervalperiode på »1 omfang« udføres.

Bluetooth er i brug.
Hukommelsen er fuld
Slumremærke for A-BPM
Batteriindikator

195.3. De vigtigste skiftehandlinger
5.3.1. A-BPM-handlinger
Start eller midlertidigt stop af A-BPM.
Skift mellem A-BPM og S-BPM

Trin 1. Gem det forudindstillede program (med starttidspunkter og intervaller)
for A-BPM.
Trin 2. Indstil på AUTO -knappen for følgende handlinger.
»ON« ..... A-BPM startes, og mærket
vises.
Målinger af blodtryk foretages iht. det
forudindstillede A-BPM-program.
»OFF« .... A-BPM stoppes midlertidigt, og mærket
skjules.
Måling af blodtryk kan udføres vha. de forudindstillede
S-BPM-programmer.

Fastlåsning A-BPM til »ON«.

Hold AUTO -knappen på »ON« vha. LOCK -knappen, så
A-BPM kan udføres.

Udvidelse af A-BPM intervalperioden.

Trin 1. Sæt slumretilstanden til »ON« inden målingen.
Trin 2. Sæt AUTO -knappen til »ON« for at bruge A-BPM.
Mærketvises.
Trin 3. Når der trykkes på EVENT -knappen under A-BPM, fordobles
intervalperioden.
Når der trykkes på EVENT -knappen igen, venderintervalperioden tilbage til grundværdien.
20

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af
blodtryk udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Konfiguration af programmet til A-BPM.
Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visning af ventetilstanden.
Trin 3. Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den inde,skal du holde EVENT -knappen inde, indtil Sleep vises på
OLED'en.
Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Der henvises til »8.3.1. A-BPM's elementer og parametre«
EVENT -knap .....................Ændr det aktuelle parameter.
START/STOP -knap..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for A-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand. Ventetilstand for A-BPM er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen under ventetilstanden for
A-BPM.
21

Indstilling af uret.
Konfiguration af monitorfunktionen for A-BPM.
Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visning af ventetilstanden.
Trin 3. Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den inde,skal du holde EVENT -knappen inde,indtil Display (efter Sleep ) vises på OLED'en.
Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
Der henvises til »8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling«
EVENT -knap .....................Ændr den aktuelle parameter.
START/STOP -knap..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.

225.3.2. S-BPM-handlinger
Start af S-BPM.

Trin 1. Vælg S-BPM-programmet, og gem dets parametre.
Trin 2. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 3. Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer

Handlinger/
OBP Tryk på knappen
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP for at starte det
forudindstillede program
Hjemmeblodtryk
HBP
under ventetilstanden.
Konsultationsblodtryk

Automatisk måling af natteblodtryk ANBP Det forudindstillede program går istandby, til »starttidspunktet« eller
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP »starttidspunktet for vækkeuret«.

Standsning af S-BPM.

Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk OBP
Tryk på knappen
Automatisk måling af
konsultationsblodtryk AOBP af blodtryk.

/

for at standse måling

Hjemmeblodtryk HBP
Tryk på knappen/
for at standse måling
Automatisk måling af
af blodtryk. Ved næste starttidspunkt måles
natteblodtryk ANBP
blodtrykket, eller brummeren lyder.
#1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk selvmåling
optageenheden, skal du tage batterierne ud af
af blodtryk
ASBP
optageenheden eller skifte til OBP, AOBP eller HBP.
#1 : Der henvises til »6.2.1. S-BPM-programmer«.
23

Konfiguration af programmet til S-BPM.
Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2. Mens du trykker på knappen/
og holder den inde, skal du
trykke og holde op START/STOP -knappen, indtil
visespå LCD-skærmen.
Trin 3. Handlinger er som følger:
Der henvises til »8.4. S-BPM-programmer«.
/ -knappen................Ændr den aktuelle parameter.
START/STOP -knap..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.

Omgående måling af blodtryk under S-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for S-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på LCD'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visningen af S-BPM ventetilstand.
Trin 2. Tryk på knappen/
under ventetilstanden for S-BPM.
Målinger af blodtryk for »1 omfang« udføres omgående.
»1 omfang« består af et sæt målinger af blodtryk og
intervalperioder, som gentages iht. målingstællingens antal.
Den sidste intervalperiode udelades.
Ventetilstand for S-BPM er en tilstand, hvor blodtrykket ikke
bliver målt i løbet af intervalperioden og mellem det sidste»1 omfang« og næste »1 omfang«.

24

5.3.3. Andre handlinger
For at vende tilbage fra ventetilstand og vise måleren.

Hvis indikationen på OLED'en eller LCD'en er skjult, skal du
trykke på START/STOP eller EVENT-knappen for atvende tilbage til visningen af ventetilstand.

Sletning af måledata
Trin 1.

Indstil

AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2.

Hvis indikationen er skjult, skal du trykke på knappen
START/STOP EVENT -knap for at vende tilbage til
visningen af ventetilstand.

Trin 3.

Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den
inde, skal du trykke på EVENT-knappen og holde den inde,indtil DataClear (efter Sleep og Display ) vises på
OLED'en.

Trin 4.

Vælg en handling.
Hvis du sletter data, skal du trykke på
START/STOP-knappen og holde den inde.
Trin 4. Sletning
Erasing blinker under DataClear på
OLED'en og sletning af data påbegyndes. OLED DataClear
Erasing
Fortsæt til trin 5 efter sletning.
Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke på
EVENT-knappen, og fortsætte til trin 5.

Trin 5.

Optageenheden vender tilbage til ventetilstand.

25

For at parre til Bluetooth®-kommunikation.
Trin 1.

Indstil

AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2.

Hvis indikationen på displayet er skjult, skal du trykke på
knappen START/STOP eller EVENT-knappen for atvende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 3.

Tryk på EVENT-knappen og hold den inde, indtil Pairing(efter FlightMode ) vises på OLED'en. Optageenheden
begynder at vente på parring.

Trin 4.

Når Bluetooth-parring er afsluttet, vises -mærket på
LCD-skærmen.
Hvis du annullerer den aktuelle parring, skal du trykke på
EVENT -knappen. Optageenheden fortsætter til visningen af
ventetilstand.

For at afbryde Bluetooth®-kommunikation. (Flytilstand)
Trin 1.

Indstil

Trin 2.

Hvis indikationen på displayet er skjult, skal du trykke på
knappen START/STOP eller EVENT-knappen for atvende tilbage til visningen af ventetilstand.

Trin 3.

Tryk på EVENT -knappen og hold den indeindtil FlightMode vises på OLED'en.

Trin 4.

Flytilstand kan slås til/fra ved hjælp af
knappen.
START/STOP -knap
FlightMode
ON

Trin 5.

AUTO -knappen til »OFF«.

START/STOP
FlightModeOFF

Tryk på EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen
af ventetilstand.
26

6. Måling af blodtryk Funktioner
Optageenheden er udstyret med automatisk måling af blodtryk(A-BPM) og selvmåling af blodtryk (S-BPM), og den kan gemmemålingstilstande og målingsresultater.

6.1. Automatisk måling af blodtryk (A-BPM)
Når A-BPM er stoppet midlertidigt eller ikke bruges, skal
AUTO -knappen sættes til »OFF«. Hvis AUTO -knappen
efterlades på »ON«, vil målingen starte ved det næste
starttidspunkt, og manchetten kan sprænge.
Brug LOCK -knappen til at forhindre AUTO -knappen i atbevæge sig til »OFF« ved et uheld, mens A-BPM bruges.
AUTO -knappen til »OFF«

AUTO -knappen til »ON«

LOCK -knap til »LÅS«
AUTO -knap
A-BPM-funktionen måler blodtrykket ved forudindstillede
intervaller vha. det indbyggede ur og gemmer målingsresultatet i
hukommelsen.
A-BPM kan startes og stoppes midlertidigt med
AUTO -knappen. Brug LOCK -knappen til at forhindre utilsigtet
knapbevægelse, mens A-BPM bruges.
27

-mærket vises på LCD'en, mens A-BPM bruges.
En indledende tryksætningsværdi kan indstilles i forvejen.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hvis AUTO er specificeret til den indledende tryksætningsværdi,vælges tryksætningsværdien automatisk. Fabriksindstillingen er
180 mmHg. Der henvises til »8.2.3. Indledende
tryksætningsværdi« for oplysninger om, hvordan en indledende
tryksætningsværdi vælges.
Hvis den første tryksætning ikke er nok, udføres tryksætning
automatisk igen op til to gange.
Når du sletter data fra hukommelsen eller flytter AUTO
-knappen til »OFF«, nulstilles tryksætningsværdien til den
indledende tryksætningsværdi.
Når en målingsfejl forekommer, og ventetiden til det næste
starttidspunkt er længere end 8 minutter, måles blodtrykket éngang efter 120 sekunder. Målingsresultatet gemmes i
hukommelsen.
Hvis du vil stoppe A-BPM midlertidigt, skal LOCK -knappen
slippes og AUTO -knappen flyttes til »OFF«.

28

6.1.1. Ventetilstand for A-BPM
Elementer til overvågning af målingstilstand kan vises på LCD'en
under ventetiden for A-BPM.
I ventetilstanden skjules indikatorerne automatisk.
Tryk på en vilkårlig knap for at vise elementer.
Ventetilstand for A-BPM er en tilstand, hvor blodtryk ikkemåles i løbet af intervalperioden.
Måleinterval
Resterende tid til næste starttidspunkt
Aktuelt klokkeslæt

6.1.2. Slumrefunktion og intervalperiodeSæt slumretilstanden til »ON« i det forudindstillede program.
Når der trykkes på EVENT -knappen under A-BPM, fordobles
intervalperioden.
Når der trykkes på EVENT -knappen igen under A-BPM,
vender intervalperioden tilbage til den originale længde.
Der henvises til »8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer«
for oplysninger om, hvordan slumretilstanden konfigureres.
T : IntervalperiodeMåling af blodtryk
T

T

2T

2T

EVENT -knap
AUTO -knap til »ON«
Gem slumretilstandens parametre
29

2T

T

T

Tidspunkt

EVENT -knap

6.1.3. Standsning af måling
Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af blodtryk
udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

BemærkNår målingen er stoppet, vises stopkoden E07 på OLED'enog gemmes i hukommelsen.

30

6.2. Selvmåling af blodtryk (S-BPM)
Sæt AUTO -knappen til »OFF« for at bruge S-BPM-programmer.
Optageenheden er udstyret med de fem typer S-BPM-programmer
iht. skiftende forhold i målemiljøet. Parametre og målingsresultater kan
gemmes i hukommelsen.
Navn

Programbeskrivelser og -handlinger
Elementer
Konsultationsblodtryk
OBP Program til måling af blodtryk foretaget af
Ikke relevant
hospitalspersonale. »1 omfang« : Måling af
blodtryk forekommer én gang.
Automatisk måling af konsultationsblodtrykTælling
AOBP Program til måling af blodtryk efter hvile på
hospitalet. »1 omfang« : Måling foretages vha.
Intervalmålingstælling og intervalperiode.
#1
HjemmeblodtrykTælling
HBP Program til måling af blodtryk derhjemme.
»1 omfang« : Måling foretages vha. målingstælling
Interval
og intervalperiode.
#2 Starttidspunkt
Automatisk måling af natteblodtryk
ANBP Program til måling af blodtryk i løbet af natten. Den
Tællingbruger målingstælling og intervalperiode. ANBP kan
Interval
specificere op til seks starttidspunkter om dagen.
Automatisk selvmåling af blodtryk#2 Vækkeurets
Program, der indikerer starttidspunkter med lyd fra starttidspunkt
ASBP
brummeren. Tryk på knappen/
for at måleTælling
blodtrykket derhjemme. Brummeren kan
Interval
specificere op til seks tidspunkter om dagen.
#1 : Blodtryk måles iht. den Japanske Forening for Hypertension.
#2 : Når målingstællingen og intervalperioden for ANBP eller ASBPændres, ændres HBP-indstillingerne også.
31

6.2.1. S-BPM-programmer
KonsultationsblodtrykNår der trykkes på knappen
det gemmes i hukommelsen.

/

OBP, måles blodtrykket én gang, ogMåling af blodtryk
Tryk på knappen

Tidspunkt

for at starte målingen.

/

Automatisk måling af konsultationsblodtryk

AOBP
Når der trykkes på knappen/ , starter AOBP.
Først er udstyret inaktivt i intervalperioden for at lade patientenslappe af.
Dernæst udfører AOBP »1 omfang«.
»1 omfang« består af et sæt målinger af blodtryk og
intervalperioder, som gentages iht. målingstællingens antal. Den
sidste intervalperiode udelades.
Når der trykkes på knappen»1 omfang«.

/

1 omfangMåling af blodtryk
T

T

T

Tryk på knappen
Tryk på knappen
T

/
/

T

Tryk på knappen

under »1 omfang«, standses

TT

Tidspunkt

for at starte »1 omfang«.
for at standse »1 omfang«. Ikke måltT/

T : IntervalperiodeTfor at starte »1 omfang«.

32

T

TidspunktHjemmeblodtryk

HBPNår der trykkes på knappen / , starter HBP.
HBP udfører »1 omfang«.
»1 omfang« består af et sæt målinger af blodtryk og
intervalperioder, som gentages iht. målingstællingens antal. Den
sidste intervalperiode udelades.
under »1 omfang«, standses

Når der trykkes på knappen»1 omfang«.

/Måling af blodtryk

1 omfang

TT

Tryk på knappen
Tryk på knappen

/

T

/

T : IntervalperiodeT

Tidspunkt
for at starte »1 omfang«.

for at standse »1 omfang«.

T
Tryk på knappen

T

T

T

Ikke målt
Tidspunkt

for at starte »1 omfang«.

/

33

Automatisk måling af natteblodtryk

ANBP
ANBP kan specificere op til seks forudindstillede starttidspunkterom dagen.
Når parametre for ANBP-programmet gemmes, starter ANBP, og»1 omfang« udføres for hvert starttidspunkt.
»1 omfang« består af et sæt målinger af blodtryk og
intervalperioder, som gentages iht. målingstællingens antal. Den
sidste intervalperiode udelades.

BemærkManuel måling af blodtryk for ANBPNår der trykkes på knappen
udføres »1 omfang«.
1 omfangT/Måling af blodtrykT

i ventetilstanden for S-BPM,
1 omfang
TT

Tidspunkt

Starttidspunkt

Starttidspunkt

ANBP startes på samme tidspunkt, når ANBP-programmet er konfigureret.
(ANBP går i ventetilstand til starttidspunktet)
1 omfang

1 omfang
T

T

T

Starttidspunkt

T

T

T

T

Tidspunkt

Tryk på knappen /for Starttidspunkt
at starte den manuelle-BPM.
1 omfang

1 omfang
T

1 omfang

Ikke målt

T

Tryk på knappen /forat standse »1 omfang«.
34

T

Tidspunkt

Starttidspunkt
T : Intervalperiode

Automatisk selvmåling af blodtryk

ASBP
ASBP kan specificere op til seks forudindstillede
starttidspunkterfor vækkeuret.
Når parametrene til ASBP-programmet gemmes, starter ASBP,
og brummeren lyser ved hvert starttidspunkt. Tryk på knappen/
for at udføre »1 omfang«, når brummeren lyder.
»1 omfang« består af et sæt målinger af blodtryk og intervalperioder,som gentages iht. målingstællingens antal. Den sidste
intervalperiode udelades.

BemærkManuel måling af blodtryk for ASBPNår der trykkes på knappen /i ventetilstanden mellem sidste»1 omfang« og næste »1 omfang«, udføres »1 omfang«.
1 omfangTMåling af blodtrykT

1 omfang
T

Tryk på knappen /at starte »1 omfang«.

forT

Tidspunkt

Tryk på knappen /for at starte »1 omfang«.

Vækkeurets starttidspunktVækkeurets starttidspunkt

ASBP startes på samme tidspunkt, når ASBP-programmet er konfigureret.
(ASBP går i ventetilstand til starttidspunktet)
1 omfang
TT

1 omfang
T

1 omfang

TT

Tryk på knappen/
for atudføre den manuelle-BPM.

T
Tidspunkt

T : Intervalperiode
35

1 omfangT

1 omfang

Ikke målt

T

T

Tryk på
Tryk på

/

/

T

Tid

knappen for at stoppe "1 omfang".

knappen for at starte "1 omfang".
T : Intervalperiode

Starttidspunkt for alarm

6.2.2. S-BPM ventetilstand.
Driftstilstand og trykværdi vises på LCD'en under S-BPM
ventetilstand.
# Indikationen på LCD'et vil blive skjult automatisk, efter at der ikke er
foretaget betjening i nogle minutter. Selvom indikationen på LCD'ener skjult, kan manuel blodtryksmåling startes, når der trykkes på/. Når der trykkes på knappen START/STOP
knappeneller EVENT genoptages indikationen.
»1 omfang« består af et sæt blodtryksmålinger og intervaltider,der gentages indtil målingstallet er nået. Den sidste
intervalperiode udelades.
blinker på LCD'en under en intervalperiode på
Ur-mærket»1 omfang«.
S-BPM ventetilstand er en tilstand, hvor blodtrykket ikke målesi »intervalperioden« og mellem det sidste »1 omfang«og næste
»1 omfang«.
Program for S-BPM
Tryksætningsværdi
Nuværende tid
36

6.2.3. Standsning og midlertidigt stop af måling
BemærkNår A-BPM er stoppet, vises stopkoden E07 på LCD'en og
gemmes i hukommelsen.
S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af
Tryk på knappen
konsultationsblodtryk
af blodtryk.
AOBP/

for at standse måling

Hjemmeblodtryk HBP
Tryk på knappen/
for at standse måling
Automatisk måling af
af blodtryk. Ved næste starttidspunkt måles
natteblodtryk ANBP
blodtrykket, eller brummeren lyder.
#1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk selvmåling optageenheden, skal du tage batterierne ud af
af blodtryk
ASBP optageenheden eller skifte til OBP, AOBP eller
HBP.
#1 : Der henvises til »6.2.1. S-BPM-programmer«.

37

6.3. Målingsresultat
6.3.1. Visning af målingsresultater
Monitorfunktionen kan vælge »Display ON«- eller »Display
OFF«-kommandoen for A-BPM's målingsresultat. Denne
funktion kan ikke bruges til S-BPM.
»Display ON«-kommandoens indhold omfatter»Tryksætningsværdi under målingen«, »målingsresultat« og»Fejlkode til målingsresultatet«.
Når »Display OFF«-kommandoen vælges, vises uret.
Fabriksindstillingen er sat til »Display ON«.
Der henvises til »8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling«.

6.3.2. Gemning af målingsresultater
Databehandling af målingsresultatet
Må ikke bruges i et kraftigt elektromagnetisk felt.
Hukommelseskapaciteten for målingsresultatet er 600 datasæt.
Når hukommelsen er fuld, vises mærket
, og optageenheden kan
ikke udføre måling, til der er slettet data fra hukommelsen.

BemærkSlet data fra hukommelsen, inden optageenheden gives til en ny
patient. Vi anbefaler, at der bruges separate hukommelsesdata
i optageenheden til hver person. Hvis optageenheden husker
flere personers data, kan det være vanskeligt at behandle
dataene korrekt.
38

6.3.3. Udlæsning af målingsresultaterMålingsdata, der er gemt i hukommelsen, kan udlæses til den
perifere enhed vha. USB-dataoverførsel.
Der henvises til »8.8. Forbindelse af optageenheden til den
dertil indrettede perifere enhed«.
Fjern ikke kablet, mens du bruger USB-kommunikation. Det kanforårsage beskadigelse af data.

BemærkNår batteriindikatoren viser, kan dataoverførsel ikke
bruges. Udskift batterierne for at bruge dataoverførsel.

6.3.4. I D -Numre
Det fabriksindstillede ID-nummer er »0«.
Konfigurer ID-numre vha. den dertil indrettede perifere enhed.

BemærkID-numre kan ikke konfigureres med optageenheden og kræver
brug af en dertil indrettet perifer enhed.

39

7. Klargøring af optageenheden
7.1. Isætning af batterier (batteriskift)Isæt to nye batterier iht. den korrekte retning for »+« and »-«i batterirummet, inden optageenheden fastgøres.
Udskift begge batterier på samme tid.
Tag batterierne ud af optageenheden, hvis den ikke skal
bruges i lang tid. Batterier kan lække og forårsage enfunktionsfejl.
Brug to alkaliske batterier: typen LR6 eller specifikke
genopladelige AA Ni-MH-batterier.
Når batteriet sættes i batterirummet, skal fjederterminalen først
skubbes ind vha. batteriets »-«-terminal. Isæt derefter»+«-terminalen.
Hvis batteriet isættes fra »+«-terminalen, kan batterietsbelægning blive beskadiget af fjederterminalen.
Undlad at blande og bruge forskellige slags batterier eller
brugte og nye batterier. Det kan forårsage lækage, varme
eller skader.

BemærkNår niveau 1
for batteriets niveau vises, skal batterierne
udskiftes med to nye batterier, inden optageenheden fastgøres.
Optageenheden kan ikke udføre måling af blodtryk eller
dataoverførsel, når niveau 1
vises.
Når batteriet og det indbyggede batteri er dødt, vises ingenting.
Isæt batterier iht. retningssymbolet ().

40

ProcedureIsæt batterier.

Trin 1. Åbn batteridækslet.
Trin 2. Tag de brugte batterier ud.
Trin 3. Der henvises til
retningssymbolet ()
inde i batterirummet. Isætto nye batterier i denkorrekte retning for »+« og»-«.

Trin 1. Åbn.

Skub fjederterminalen
med batteriets»-«-terminal.
Trin 4. Isæt batteriet ved atskubbe »+«-terminalen.
Trin 5. Isæt det andet batterivha. samme metode.

Trin 2. Tag batterierne ud.

Trin 6. Luk.

Trin 3. Skub fjederterminalen.
Trin 4. Isæt.

Trin 6. Luk batteridækslet.

Hold batterier og batteridækslet uden for spædbørns og børnsrækkevidde for at forhindre, at de sluges, eller andre ulykker.
Brug standard AA-batterier. Undlad brug af et udbulet
genopladeligt batteri eller et, der er svøbt i tape. Det kan gøre
det vanskeligt at åbne dækslet.
417.1.1. Sådan udskiftes batterierMålingsresultater og indstillingsparametre gemmes, når batterier
tages ud. Når det indbyggede batteri bliver afladet, nulstilles
dataene til 01/01/2017 00:00.
Kontroller og indstil det aktuelle klokkeslæt, når batterierne
udskiftes. Der henvises til »8.2.2. Ur og monitorfunktion tilmåling« for at indstille uret.

7.2. Klargøring af bæreholderenBemærkBrug bæreholderen til tilbehør, når bæreholderen fastgøres.
Vi anbefaler brug af bæltet for at fastgøre optageenheden til enpatient.
Brug tilbehørsbæreholderen, når
optageenheden bruges. For at fastgørebæreholderen skal den placeres gennem
tilbehørsbæltet eller gennem et almindeligtbælte.
Bæreholder
Bælte

42

7.3. Eftersyn til brug
Efterse optageenheden for at opretholde ydeevne og
sikkerhed på effektiv vis inden brug.
Bekræft følgende tjekliste inden/efter isætning af batterier.
Hvis der konstateres et problem, skal brug af optageenheden
standses og meddelelsen »Funktionsfejl« eller »Må ikke
bruges« påsættes. Kontakt din lokale forhandler for reparation.

7.3.1. Tjeklister inden isætning af batterier
Nr.

Element

Beskrivelse
Ingen skader og deformation som følge af fald.

1

Yderside2

Batteri

Kontroller batterierne, der ikke skal aflades.
Udskift med to nye batterier, inden
patientbrug.

3

ManchetKontroller, at manchetten ikke er trævlet. Hvis
manchetten er trævlet, kan den forårsage
sprængning som følge af internt tryk.

4

Manchetforbindelse

5

Fastgørelser

Ingen skader og løse knapper.

Kontroller, at slangen ikke er knækket eller
foldet sammen.
Kontroller, at lufttilslutningen og -konnektoren
er forsvarligt forbundet.
Kontroller, at tilbehør ikke er beskadiget.
(Bæreholder, bælte osv.)

43

7.3.2. Tjeklister efter isætning af batterier
Nr.

Del

Beskrivelse
Kontroller, at der ikke er nogen ild, røg ellerubehagelige lugte.

1

Batteri2

Skærm

Kontroller, at der ikke er nogen underlig visning.

3

Drift

Kontroller, at optageenheden fungerer korrekt.

4Måling

Kontroller, at målingsfunktionen kan udføres korrekt.
Fastgørelsesmanchet, måling, skærm og resultat er
korrekt.

Kontroller, at der ikke er nogen underlige lyde.

44

8. Handlinger

8.1. Rutediagram for handlingerBemærkDe indledende indstillinger (for det indbyggede ur,monitorfunktion og indledende tryksætningsværdi) og det
forudindstillede program (A-BPM og S-BPM) behøver ikke
gemmes hver gang. De gemmes ved sletning, opdatering, og
når optageenheden bruges for første gang.
Optageenhedens indstillinger kan gemmes vha. den dertil
indrettede perifere enhed. Se brugermanualen til ABPM DataManager.
Målingsprocedurer for A-BPM og S-BPM er forskellige.
A-BPM kan specificere seks par vilkårlige starttider og intervaller for
hver 24 timer og kan automatisk måle og registrere blodtryk.
S-BPM forudsætter, at patienten måler sit eget blodtryk gennem
selvbetjening i hjemmet eller på hospitalet. Denne tilstand kan
bruge fem typer programmer i overensstemmelse med
anvendelsen.

45Isætning af batterierne.
De indledende indstillinger til det indbyggede ur,målingsmonitorfunktionen og tryksætningsværdien.

A-BPM

S-BPM

Gem det forudindstillede
A-BPM-program.

Gem det forudindstillede
S-BPM-program.
Fastgør optageenheden og
manchetten.

Fastgør optageenheden og
manchetten.

Flyt AUTO -knappen til »OFF«.

Flyt AUTO -knappen til »ON«.

Tryk på

A-BPM
Flyt AUTO -knappen til »OFF«.

START -knappen.

Konsultationsblodtryk OBP
Automatisk måling af
konsultationsblodtryk AOBP
Hjemmeblodtryk

HBP

Forbind optageenheden til den
dertil indrettede perifere enhed.
Databehandling.

Automatisk måling af
natteblodtryk
ANBP

Rens og gem produktet.

Automatisk selvmåling af
blodtryk
ASBP

Hele brugsproceduren468.2. Indledende indstillinger
8.2.1. Fabriksindstillinger
Fabriksindstillingerne (indledende indstillinger) er beskrevet nedenfor:

Almindelige elementer ifm. indstillingerne
Element

Fabriksindstilling

Monitorfunktion

ON (er indikeret)År, måned, dag, time, minut

Forsendelsesdato

A-BPM's elementer

Element

Fabriksindstilling

Slumretilstand

OFFIntervalperiode, når slumretilstanden er ON

30 minutter

Starttidspunkt for sektion 1

0 timeIntervalperiode for sektion 1

30 minutter

Starttidspunkt for sektion 20 time #1

Starttidspunkt for den automatiske måling

OFF

Driftstid for den automatiske måling

OFF

Fabriksindstillingernes indholdNår AUTO -knappen flyttes til »ON«, starter A-BPM. Blodtrykmåles hvert 30. minut, til knappen flyttes til »OFF«.

#1 : Indstillingerne mellem intervalperioden for sektion 2 og
intervalperioden for sektion 6 er udeladt, da starttiden for
sektion 1 og 2 er den samme værdi.

47

S-BPM's elementer
Element

Fabriksindstilling

Valg af program

Konsultationsblodtryk (OBP)

Konsultationsblodtryk
OBP

Ikke relevant

Automatisk måling af
Målingstællingkonsultationsblodtryk
Intervalperiode
AOBP
Hjemmeblodtryk

HBP

2 tællinger
5 minutterMålingstælling

2 tællinger

Intervalperiode

1 minut

Sektionens starttid
Automatisk måling af
Målingstælling
natteblodtryk
ANBP
IntervalperiodeVækkeurets starttid

Automatisk selvmåling af
Målingstælling
blodtryk
ASBP
Intervalperiode

2 timer
2 tællinger
1 minut
7. time, 22. time
2 tællinger
1 minut

Fabriksindstillingernes indholdNår der trykkes på knappen/ , efter AUTO -knappen er
flyttet til »OFF«, starter det forudindstillede S-BPM-program(OBP). Programmet (OBP) måler blodtrykket én gang og
gemmer resultatet i hukommelsen.

8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Metoden til at bruge knapper på optageenheden.
Metoden til at bruge en dertil indrettet perifer enhed, som er
forbundet til optageenheden vha. USB-kablet.
48

Driftsprocedure, der bruger knapper
Trin 1. Sæt

AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visning af ventetilstanden.
Trin 3. Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den
inde, skal du holde EVENT -knappen inde,indtil Display (efter Sleep ) vises på OLED'en.
Trin 4. Betjeningsknapperne er som følger:
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.
Brug derefter disse knapper i andre punkter.
Trin 5. Efter konfiguration af indstillinger skal du trykke på
START/STOP -knappen for at vende tilbage tilventetilstanden.
Element

OLED
Display
Monitorfunktion
xx
Clock
År
Year xxClockMånedMon. xx
Clock
Dag
Day
xx
Clock
Time
Hour xx
Clock
Minut
Min.
xx

Områdexx = OFF, ONxx =17 til 99.

Sidste to tal i året.

xx =1 til 12. måned

xx =1 til 31. dag

xx =0 til 23. time

xx =0 til 59 minutter

Enclosed characters : Fabriksindstillinger og indledende
indstillinger, når batterierne er helt afladede.
49

8.2.3. Indledende tryksætningsværdi
En indledende tryksætningsværdi kan indstilles i forvejen.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hvis AUTO er specificeret som den indledende
tryksætningsværdi, vælges en rigtig tryksætningsværdi
automatisk. Fabriksindstillingen er 180 mmHg.
Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visning af ventetilstanden.
Trin 3. Vælg en tryksætningsværdi vha. START/STOP -knappen.
AUTO -knap til »OFF«
S-BPM-program
Tryksætningsværdi
Aktuelt klokkeslæt

8.3. Forudindstillede A-BPM-programmer
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Metoden til at bruge knapper på optageenheden.
Metoden til at bruge en dertil indrettet perifer enhed, som er
forbundet til optageenheden vha. USB-kablet.
A-BPM kan kun bruges, mens den automatiske måling kan udføres.

50

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vende tilbage
til visning af ventetilstanden.
Trin 3. Mens du holder START/STOP -knappen nede, skal duholde EVENT -knappen inde, indtil Sleep vises på OLED.
Trin 4. Specificer slumretilstanden vha. følgende kontakter.
Hvis slumretilstanden er »ON«, skal der fortsættes til trin 5.
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap..........Beslutning, næste element.
Trin 5. Specificer starttidspunkt og interval for op til seks sektioner vha.
følgende knapper.
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap..........Beslutning, næste element.
Trin 6. Specificer starttidspunkt og driftstid for den automatiske måling
vha. følgende knapper.
EVENT -knap .....................Ændring af det aktuelle parameter.
START/STOP -knap ..........Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.
Trin 7. Efter indstilling vender optageenheden tilbage tilventetilstanden.
Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.

51

8.3.1. A-BPM's elementer og parametre
Det forudindstillede program til A-BPM er som følger:
Element

OLED
Parameter
Sleep
Slumretilstand#1, #2xx xx = ON, OFFIntervalpe Cycle
riode
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 1
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion1
Intervalpe Cycle 1
riode
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 2
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion2
Intervalpe Cycle 2
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 3
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion3
Intervalpe Cycle 3
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 4
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion
4
Intervalpe Cycle 4
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 5
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion5
Intervalpe Cycle 5
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp Hour 6
unkt
xx xx = 0 til 23. time
Sektion
6
Intervalpe Cycle 6
riode
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttidsp START#3, #4
unkt
xx xx = OFF , 0 til 23. time
Operation
Driftstid#3, #4xx xx = OFF , 1 til 27. time
Automatisk måling

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger.
52

#1 : Når slumretilstand er indstillet til »ON«, kan slumretilstandens
starttidspunkt og driftstid for den automatiserede måling og
intervalperiode bruges. Intervalperioden for disse sektioner(1 til 6) kan ikke bruge.
#2 : Når slumretilstand er indstillet til »OFF«, vises intervalperiode
for slumretilstand ikke.
# 3: Eksempel på automatisk måling.
Hvis starttidspunkt er specificeret og driftstid er indstillet til»OFF«, når AUTO-knappen er indstillet til »ON«, starter
A-BPM ved det forudindstillede starttidspunkt og fortsætter
indtil AUTO -knappen er indstillet til »OFF«. Hvis
AUTO-knappen indstilles til »ON« igen, starter A-BPM ved det
forudindstillede starttidspunkt.

BemærkHvis driftstid er specificeret og AUTO-knappen betjenes
under A-BPM, fortsættes A-BPM i driftstiden for denne
handling.
#4 : Eksempel på automatisk måling.
Hvis starttidspunkt er indstilles til »FRA«og driftstid er
specificeret, startes A-BPM i driftstiden når AUTO-knappen
er indstillet til »ON«. Hvis AUTO-knappen indstilles til »FRA«
under A-BPM, stopper A-BPM. Hvis AUTO-knappen igenindstilles til »TIL«, udføres A-BPM i driftstiden.

BemærkHvis starttidspunkt er specificeret og AUTO-knappen
betjenes under A-BPM, stoppes og startes A-BPM ved det
forudindstillede starttidspunkt næste dag.
53

Elementets indhold

Slumretilstand :Intervaltiden for den automatiserede måling kan specificeres.
Intervaltiden for sektion 1 til 6 kan ikke bruges. Se »6.1.2.
Slumrefunktion og intervaltid«.
Afsnit :24 timer kan maksimalt opdeles i seks sektioner. Hver sektion
kan specificere starttidspunkt og interval. A-BPM kan kun
bruges, mens den automatiske måling kan udføres.
Automatisk måling :Hele A-BPM kan kontrolleres. Angiv starttidspunkt og
driftstid. Se »8.3.2. Eksempler på A-BPM-programmer«.

54

8.3.2. A-BPM-programeksempler
Eksempel Starttidspunkter og intervaller. Forenklet input.

24:00
Dobbelte sektioner
22:00 00:00
Sektion 2
Starttidspunkt for sektion 1 = 7:00
Intervalperiode for sektion 1 = 15
18:00
06:00
07:00
Starttidspunkt for sektion 2 = 22:00
Sektion 1
Intervalperiode for sektion 2 = 60
12:00
Starttidspunkt for sektion 3 = 7:00 ········Det samme som sektion 1
Sektion 3 og følgende elementer vises ikke, da starttidspunktet for
sektion 3 er det samme som sektion 1.
Når starttidspunktet for sektion 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som
sektion 1, vises disse starttidspunkter og intervaller ikke.

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF.
Driftstiden for den automatiske måling = OFF.
Når AUTO -knappen er indstillet til »ON«, udføres A-BPM i henhold
til starttidspunkt og interval for hver sektion, indtil AUTO -knappen
er indstillet til »OFF«.
Måling af blodtryk

Ikke målt

Sektion 1
AUTO -knap til »ON«

Sektion 2
AUTO -knap til »OFF«

55

TidspunktEksempel 2 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = 7:00,
Driftstiden for den automatiske måling = OFF.
Når AUTO -knappen er sat til »ON«, starter A-BPM kl. 7:00.
A-BPM fortsættes iht. starttidspunktet og intervallet for hversektion, til AUTO -knappen sættes til »OFF«.
07:00

Måling af blodtryk

Ikke målt

Sektion 1

Sektion 2

AUTO -knap til »ON«

AUTO -knap til »OFF«

Tidspunkt

Eksempel 3 Automatisk måling

Starttidspunktet for den automatiske måling = OFF.
Driftstiden for den automatiske måling = 26 timer.
Når AUTO -knappen er sat til »ON«, fortsætter A-BPM iht.
starttidspunktet og intervallet for hver sektion i 26 timer.
Måling af blodtryk

Ikke målt

Sektion 1

Sektion 2

AUTO -knap til »ON«

Efter 26 timer

56

Tidspunkt

8.4. S-BPM-programmer
De indledende indstillinger kan konfigureres vha. følgende metoder.
Metoden til at bruge knapper på optageenheden.
Metoden til at bruge en dertil indrettet perifer enhed, som er
forbundet til optageenheden vha. USB-kablet.

Driftsprocedure, der bruger knapper

Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 2. Mens du trykker på knappen/
og holder den inde, skal du
trykke og holde op START/STOP -knappen, indtil
visespå LCD-skærmen.
Trin 3. Vælg S-BPM-program vha. følgende knapper.
Program: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Knappen/ .................Ændring af den aktuelle parameter.
START/STOP -knap............Beslutning, næste element.
Trin 4. Specificer hvert element (Målingstælling, Intervalperiode,starttidspunkt og starttidspunkt for vækkeur) vha. følgendeknapper.
...............Ændring af den aktuelle parameter.
Knappen/START/STOP -knap ............Beslutning, næste element, slut på
indstillinger.

Trin 5. Efter fuldførelse af indstillinger vises S-BPM-uret.

Undlad at tage batterierne ud under ændring af indstillingerne.
Hvis batterierne tages ud, skal indstillingerne indtastes igen.

57

8.4.1. S-BPM's elementer og parametre
ProgramElement

Parameter

S-BPM-program
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Konsultationsblodtryk
OBP

Ikke relevant

Ikke relevant

Automatisk måling af konsultationsblodtryk
AOBPMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

5,

3 til 10 minutterMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

1,

1 til 5 minutter

Hjemmeblodtryk
HBP

Automatisk måling af natteblodtryk
ANBP

Starttidspunkt

2,

0. til 23. timeMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

1,

1 til 5 minutter#1

Automatisk selvmåling af blodtryk

ASBPVækkeurets
starttidspunkt

7 , 22 , 0. til 23. timeMålingstælling2,

1 til 5 tællinger

Intervalperiode

1,

1 til 5 minutter#2

Medfølgende tegn : Fabriksindstillinger.
#1 : 24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner.
Hver sektion kan specificere starttidspunktet for måling af
blodtryk.
#2 : 24 timer kan inddeles i maksimum 6 sektioner.
Hver sektion kan specificere starttidspunktet for vækkeur formåling af blodtryk.
58

8.4.2. S-BPM skærmeksemplerSkærm til konsultationsblodtryk

OBPSkærm til automatisk måling af konsultationsblodtryk

AOBP

OBP har ingen indstillinger, der skal konfigureres.

AOBP bruger forudindstillet målingstælling og intervalperiode.
AOBP udfører »1 omfang« efter en ventetilstand til afslapning.
Der henvises til »6.2.1. S-BPM-programmer« for »1 omfang«.

Målingstælling

IntervalperiodeSkærm til hjemmeblodtryk

HBP

HBP bruger forudindstillet målingstælling og intervalperiode.
HBP udfører »1 omfang«.
Der henvises til »6.2.1. S-BPM-programmer« for »1 omfang«.

Målingstælling

Intervalperiode59Skærm til automatisk måling af natteblodtryk

ANBP

ANBP kan specificere op til seks forudindstillede
starttidspunkter for »1 omfang«. Der henvises til »6.2.1.
S-BPM-programmer« for »1 omfang«.
Når det sidste starttidspunkt er det samme som det første
starttidspunkt, afsluttes starttidspunktets indstillinger.
Specificer derefter målingstælling og intervalperiode for »1
omfang«.

Første start timeMålingstælling2. starttidspunkt

3. starttidspunkt

Intervalperiode

Eksempel Indstillinger og forenklet input

24:00
22:00 00:00

04:00
Målingen udføres kl. 22:00 og kl. 4:00.
18:00
06:00
Starttidspunkt for sektion 1 = 4:00
Starttidspunkt for sektion 2 = 22:00
12:00
Starttidspunkt for sektion 3 = 4:00 ········ Det samme som sektion 1Målingstælling =2 gange
Intervalperiode =0:01 minut60Skærm til automatisk selvmåling af blodtryk

ASBP

ASBP kan specificere op til seks forudindstillede starttidspunkter tilvækkeuret.
Summeren lyder ved hvert starttidspunkt. Tryk på/ -kontakten
for at udføre »1 omfang« når summeren lyder. Se »6.2.1.
S-BPM-programmer« for »1 omfang«.
Når det sidste starttidspunkt er det samme som det første
starttidspunkt, afsluttes starttidspunktets indstillinger.
Specificer derefter målingstælling og intervalperiode for »1
omfang«.

Vækkeurets første
starttidspunktMålingstællingVækkeurets 2.
starttidspunktVækkeurets 3.
starttidspunkt

Intervalperiode

Eksempel Indstillinger og forenklet input

24:00
22:00 00:00

Brummeren lyder kl. 22:00 og kl. 7:00.
18:00
06:00
Tryk på knappen/
for at udføre
07:00»1 omfang«.
Starttidspunkt for sektion 1 = 22:00
12:00
Starttidspunkt for sektion 2 = 07:00
Starttidspunkt for sektion 3 = 22:00 ······· Det samme som sektion 1Målingstælling =2 gange
Intervalperiode =0:01 minut
61

8.5. Sletning af målingsdataFormål med betjening og forklaring af funktionMålingsdata slettes, men indstillingerne slettes ikke.
De oprindelige indstillinger kan konfigureres ved hjælp affølgende metoder.
Metoden til at tænde optageenheden.
Metoden til brug af dertil indrettet perifer enhed der ertilsluttet optageenheden ved hjælp af USB-kablet.
Hvis måledata slettes, kan de ikke bruges igen.
Sikkerhedskopier data inden sletning.
Slet måledata for sidste patient før næste patient bruger
optageenheden.
Det kan tage flere sekunder at slette data.
Undlad drift for at slette data korrekt.

Fremgangsmåde ved brug af kontakter
Trin 1.
Trin 2.

Trin 3.

Trin 4.

Trin 5.

Indstil AUTO -knappen til »OFF«.
Hvis indikationen er skjult, skal du trykke på knappen
START/STOP EVENT -knap for at vende tilbage til
visningen af ventetilstand.
Mens du trykker på START/STOP -knappen og holder den
inde, tryk og hold på EVENT-knappen indtil DataClear(efter Sleep og Display ) vises på OLED'en.
Vælg en handling.
Hvis du sletter data, skal du trykke på
START/STOP-knappen og holde den inde. Erasing blinker
under DataClear på OLED'en og sletning af datapåbegyndes. Fortsæt til trin 5 efter sletning.
Hvis du gemmer (ikke sletter) data, skal du trykke
på EVENT-knappen, og fortsætte til trin 5.
Optageenheden vender tilbage til ventetilstand.
62

8.6. Fastgørelse af produktet til patienten
8.6.1. Oplysninger til patienter
Forklar følgende til patienten, så vedkommende kan bruge
optageenheden på sikker vis.

Sikkerhedshensyn under måling af blodtrykAfspænd armen, og sid stille, når oppumpning starter.
Hold den samme stilling under hele målingen.
Undgå vibration og støj under målingen.
Blodtrykket måles i ca. 1 minut efter tryksætning. Forhold dig
stille, til målingen afsluttes. Målingsprocessen mellem
oppumpning af manchetten til udledning af luften kræver op til
170 sekunder.
Optageenheden kan pumpes op igen for at måle blodtrykket igenefter afslutning på tryksætningen. Det kan eventuelt skyldes
kropsbevægelse osv.
Optageenheden kan starte måling af blodtrykket efter ca. 120
sekunder, når målingsdata er ugyldige, og den næste måling er
efter 8 minutter. Det kan eventuelt skyldes kropsbevægelse osv.
Optageenheden kan vanskeliggøre betjening af køretøjer og
maskiner. Undgå at betjene køretøjer og maskiner, når
optageenheden bæres.

Standsning og midlertidigt stop af målingen

Tryk på START/STOP -knappen for at standse måling af blodtryk.
En fejlkode gemmes i hukommelsen. Blodtrykket måles igen efter
120 sekunder.

63

Ifm. A-BPM og ANBP- og ASBP-tilstanden for S-BPM kan kun
den aktuelle måling af blodtryk standses midlertidigt. og »1
omfang« udføres ved det næste starttidspunkt. Sæt
AUTO -knappen til »OFF« for at stoppe A-BPM midlertidigt.
Fjern manchetten, hvis den aktuelle måling af blodtryk ikke kan
standses med START/STOP -knappen.
Tryk på START/STOP -knappen for at standse målingen.
»1 omfang« udføres stadig ved næste starttidspunkt for
A-BPM og ANBP- og ASBP-tilstanden for S-BPM.
Stands målingen, fjern manchetten, og spørg en læge tilråds, hvis der opleves smerter i armen, eller der opstår etuventet forhold.
Sæt AUTO -knappen til »OFF« for at stoppe A-BPM
midlertidigt.
Indstil AUTO -knappen til »ON« for at genoptage A-BPM
automatiseret måling.
-mærket vises på LCD'en og OLED'en.
Registreringen af data fortsætter, indtil der skiftes til »OFF«.

Brug af manuel måling under A-BPM

Proceduren for en midlertidig måling, der ikke er inkluderet i det
forudindstillede program.

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen for omgående at måleblodtrykket under A-BPM.
Trin 3. Målingsresultater gemmes i hukommelsen.
Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling,
stoppes målingen midlertidigt.

64

Sikkerhedshensyn ifm. brug af optageenheden

Optageenheden er et præcisionsinstrument. Undlad at tabe ellerryste optageenheden.
Optageenheden og manchetten er ikke vandtætte
(vandafvisende). Forhindr produktet i at komme i kontakt med
regn, sved og vand.
Undlad at anbringe noget oven på produktet.
Hvis manchetten flytter sig som følge af overdreven bevægelseog motion, skal manchetten fastgøres igen.
Arranger luftslangen, så der ikke opstår knæk, og så den ikke
vikles omkring patientens hals om natten.

Udskiftning af batterier

Når mærket
vises, kan optageenheden ikke måleblodtryk eller kommunikere med den dertil indrettede perifere
enhed. Udskift omgående med to nye batterier.

8.6.2. Manchetbetræk
BemærkHold manchetten og manchetbetrækket rent.
Skift manchetbetræk til hver person.
Brug et passende manchetbetræk, ekstra manchetter.

65

8.6.3. Fastgørelse af manchet, bæreholder og optageenhed
Undlad at fastgøre manchetten, hvis patienten har
dermatitis, udvendige sår osv.
Fjern manchetten, og stop brug, hvis patienten udvikler
dermatitis eller andre symptomer.
Forhindr luftslangen i at vikle sig omkring patientens hals og
krop.
Vær forsigtig, når den bruges i nærheden af spædbørn, daluftslangen udgør en kvælningsfare.
Isæt luftslangens konnektor forsvarligt, til den ikke kan
drejes længere. Hvis forbindelsen ikke er korrekt, kan det
medføre luftlækage og målingsfejl.

BemærkFastgør manchetten i den rigtige stilling, og svøb den omkring
armen for at måle blodtrykket korrekt.
Forhindr manchetten og luftslangen i at vibrere under måling.
Optageenheden måler små ændringer i lufttrykket inde imanchetten.
Manchettilbehøret er en manchet til voksne til venstre arm. Hvis
manchettens størrelse ikke passer, kan der købes ekstra
manchetter.
Armomkreds
Lille manchet
15 til 22 cm
05,9" til 08,7"
Manchet til voksne
20 til 31 cm
07,8" til 12,2"
Stor manchet
28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstrastor manchet
36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Hold manchetten ren.
Vi anbefaler, at patienten bruger bæreholderen og bæltet.
Manchetten er fremstillet uden brug af naturlig gummilatex.
66Påsætning af manchetten, optageenheden og holderen

Trin 1. Før manchettens ende gennem ringen, og lav et armbånd.
Trin 2. Find arteria brachialis i venstre arm vha. palpation.
Trin 3. Fastgør manchetten direkte mod huden, så det hvide mærke er
direkte over arteria brachialis, og manchettens nederste kantplaceres ca. 1 - 2 cm over albuens inderside.
Trin 4. Svøb manchetten, så ringen er inden for området, så den er
flad og ikke glider ned, men så der er plads til at indsætte tofingre.
Trin 5. Fastgør luftslangen med tape, så den løber over skulderen.
Trin 6. Før bæltet gennem bæreholderen.
Trin 7. Juster bæltet, så bæreholderen sidder på venstre side.
Trin 8. Forbind luftproppen til lufttilslutningen på optageenheden.
Trin 9. Sæt optageenheden i bæreholderen.
Trin 1. Ring

Trin 2. Arteria brachialis
Trin 3. Hvidt mærke tilplacering påarterie
Ca. 1 - 2 cm ovenover

ManchetAL
ERV
INT

Trin 3. Hvidt mærke til placering
på arterie
Trin 4. Sørg for, at der er plads tilat indsætte to fingre

67Luftslange

Trin 5.
Luftslange

Trin 5. Tape
Trin 5. Klemme
Trin 5. Manchet

Trin 7. Bælte
Trin 7. Bæreholder
Trin 8. Luftprop
Trin 8. Lufttilslutning

Trin 9. IsætBæreholder

Trin 6. Bælte
68

8.7. Måling af blodtryk Handlinger
8.7.1. A-BPM-handlinger
Når A-BPM starter, måles blodtrykket iht. de forudindstillede
parametre.

BemærkIndstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi
inden måling, da A-BPM bruger dem. Der henvises til »8.2.2. Urog monitorfunktion til måling« og »8.3. Forudindstillede
A-BPM-programmer«.
Når optageenheden fjernes, skal AUTO -knappen sættes til »OFF«.
Hvis optageenheden fjernes under A-BPM, starter oppumpningaf manchetten ved næste starttidspunkt, kan manchettensprænge. Når A-BPM genoptages, skal AUTO -knappen sættes
til »ON«.
Mærketvises, mens A-BPM bruges.

Manuel måling af blodtryk kan udføres i løbet af ventetilstanden
for A-BPM.
Målingsresultatet af den manuelle måling af blodtryk kan
gemmes i hukommelsen.
Når A-BPM stoppes, vises fejlkoden E07 på OLED'en og
gemmes i hukommelsen.

Start af A-BPM
Trin 1. Sæt
Trin 2.

AUTO -knappen til »ON«.

-mærket vises på LCD'en og OLED'en. A-BPM startes.

69Sådan stoppes A-BPM midlertidigt
Trin 1. Sæt
Trin 2.

AUTO -knappen til »OFF«.

mærket er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af
blodtryk udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM(Manuel måling af blodtryk af A-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand. Ventetilstand for A-BPM er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen under ventetilstanden for
A-BPM.

Udvidelse af intervalperioden eller tilbagebringelse herafNår slumretilstanden er »ON«, og der trykkes på EVENT-knappen i løbet af ventetilstanden for A-BPM, fordobles
intervalperioden.

708.7.2. S-BPM-handlingerBemærkIndstil det indbyggede ur og den indledende tryksætningsværdi
inden måling, da de bruges til S-BPM.
Der henvises til »8.2.2. Ur og monitorfunktion til måling« og»8.4. S-BPM-programmer«.
Tag batterierne ud, når patienten fjerner optageenheden og
manchetten, når ANBP eller ASBP bruges (selv i løbet af
ventetilstanden). Hvis batterierne efterlades i batterirummet, kan
manchetten sprænge, når optageenheden pumper manchetten op
ved næste »1 omfang«. Hvis patienten genoptager måling, skal
batterier isættes, og der skal trykkes på knappen/ .

Manuel måling af blodtryk kan udføres i løbet af ventetilstanden
for S-BPM.
Målingsresultatet af den manuelle måling af blodtryk kan
gemmes i hukommelsen.

Når S-BPM stoppes, vises fejlkoden E07 på OLED'en og
gemmes i hukommelsen.

Start af S-BPM
Trin 1. Sæt

AUTO -knappen til »OFF«.

Trin 2. Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer

Handlinger/
OBP Tryk på knappen
Automatisk måling af konsultationsblodtryk AOBP for at starte det
forudindstillede program
Hjemmeblodtryk
HBP under ventetilstanden.
Automatisk måling af natteblodtryk ANBP Det forudindstillede programgår i standby, til»starttidspunktet« eller
Automatisk selvmåling af blodtryk ASBP »starttidspunktet forvækkeuret«.
Konsultationsblodtryk

71Omgående måling af blodtryk under S-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for S-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på LCD'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af S-BPM ventetilstand.
Trin 2. Tryk på knappen/
under ventetilstanden for S-BPM.
Målinger af blodtryk for »1 omfang« udføres omgående.

Standsning og midlertidigt stop af S-BPM
Handlinger er som følger:

S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af Tryk på knappen
konsultationsblodtryk af blodtryk.
AOBP/

for at standse måling

Hjemmeblodtryk HBP/
for at standse måling
Automatisk måling af Tryk på knappen
afblodtryk.
Vednæste
starttidspunkt
målesnatteblodtryk ANBP
blodtrykket, eller brummeren lyder.
#1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk selvmåling optageenheden, skal du tage batterierne ud af
af blodtryk
ASBP optageenheden eller skifte til OBP, AOBP eller
HBP.
#1 : Der henvises til »6.2.1. S-BPM-programmer«.

72

8.7.3. Manuel måling
Brug den manuelle måling af blodtryk til en foreløbig testmåling ogomgående måling af blodtryk.

BemærkManuel måling af blodtryk kan starte omgående i en ventetilstand.
Målingsresultatet gemmes i hukommelsen.

Omgående måling af blodtryk under A-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for A-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på OLED'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af A-BPM ventetilstand. Ventetilstand for A-BPM er
en tilstand, hvor blodtryk ikke måles i løbet af
intervalperioden.
Trin 2. Tryk på START/STOP -knappen under ventetilstanden for
A-BPM.

Omgående måling af blodtryk under S-BPM.
(Manuel måling af blodtryk for S-BPM)

Trin 1. Hvis indikationen på LCD'en er skjult, skal du trykke
på START/STOP eller EVENT -knappen for at vende tilbage til
visningen af S-BPM ventetilstand.
Trin 2. Tryk på knappen/
under ventetilstanden for S-BPM.
Målinger af blodtryk for »1 omfang« udføres omgående.

73

8.7.4. Standsning og midlertidigt stop af målinger
Igangværende A-BPM, S-BPM og manuel måling af blodtryk kanomgående standses eller midlertidigt stoppes.

BemærkNår blodtryksmålingen er stoppet, vises stopkoden E07 på
OLED'en og gemmes i hukommelsen.

Sådan stoppes A-BPM midlertidigt

Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 2.

mærket er skjult. A-BPM er stoppet midlertidigt.

Standsning under A-BPM

Når der trykkes på START/STOP -knappen under måling af
blodtrykket, udledes luften omgående, og den aktuelle måling
standses. A-BPM fortsætter dog. Den næste måling af
blodtryk udføres iht. indstillingerne for A-BPM.

74

Standsning og midlertidigt stop af S-BPM
Handlinger er som følger:
S-BPM-programmer

Handlinger

Konsultationsblodtryk
OBP
Automatisk måling af Tryk på knappen
konsultationsblodtryk af blodtryk.
AOBP/

for at standse måling

Hjemmeblodtryk HBP/
for at standse måling
Automatisk måling af Tryk på knappen
natteblodtryk ANBP af blodtryk. Ved næste starttidspunkt måles
blodtrykket, eller brummeren lyder.
#1
Hvis du har behov for helt at standse
Automatisk selvmåling optageenheden, skal du tage batterierne ud af
af blodtryk
ASBP optageenheden eller skifte til OBP, AOBP eller
HBP.
#1 : Der henvises til »6.2.1. S-BPM-programmer«.

75

8.8. Forbindelse af optageenheden til den dertil indrettede
perifere enhed8.8.1. Forbindelse med USB-kabel
Se brugermanualen til ABPM Data Manager vedrørende
kommunikationsindstillingerne.

Forbindelse af kablet
Forbind et godkendt USB-kabel til micro-USB-terminalen.
Isæt kablet i den rigtige retning. Forkert forbindelse kanforårsage driftssvigt og funktionsfejl. Bekræft, at
terminalkablet er korrekt forbundet.
Blodtryk kan ikke måles under USB-kommunikation.
Fastgør den ikke til patienten, når optageenheden er
tilsluttet kablet. Kablet kan blive viklet omkring patientens
krop eller hals.
Klargøring af en dertil indrettet perifer enhed
Fjern optageenheden og manchetten fra patienten, inden
optageenheden forbindes (TM-2441) til den dertil indrettede
perifere enhed.

Forbindelse af optageenheden til en dertil indrettet perifer enhed vha.
USB-kablet
Trin 1. Åbn micro-USB-terminalen på optageenheden.
Forbind det medfølgende USB-kabel.
Micro-USB-terminal

USB-kabel76

Start af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed
Trin 1. Forbind micro-USB-kablet mellem
optageenheden og den dertil indrettede
perifere enhed.

Trin 2. Summeren lyder ogvises påLCD-skærmen.
Forbind micro-USB-kablet
Datakommunikationstilstanden går istandby-tilstand.
Trin 3. Foretag analysen vha. den dertil
indrettede perifere enhed.
Datakommunikationstilstanden gå
kun i aktiv online tilstand underUSB-kommunikation.

Standby-tilstand

Aktiver
onlinetilstandStandsning af datakommunikation med en dertil indrettet perifer enhed
Trin 1. Fjern kablet i standby-tilstanden.

77

8.8.2. Brug af Bluetooth®-kommunikation
En Bluetooth-enhed skal pardannes med en enhed for at
kommunikere med enheden. Når optageenheden er pardannet meden enhed, kan enheder automatisk kommunikere.

Bemærk
Sørg for at slukke for alle andre Bluetooth-enheder underpardannelse. Flere enheder kan ikke pardannes på samme tid.
Hvis optageenheden pardannes med en anden enhed, bliver
pardannelsen med den første enhed annulleret.
Hvis enheder ikke kan kommunikere efter pardannelse, skalpardannelse forsøges igen.

Bluetooth® Pardannelse

Trin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vendetilbage til visning af ventetilstanden.
Trin 3. Tryk på EVENT -knappen og hold den inde,indtil Pairing (efter FlightMode ) vises på OLED'en.
Optageenheden begynder at vente på parring.
Trin 4. Når Bluetooth-parring er afsluttet, vises -mærket på
LCD-skærmen.
Hvis du annullerer den aktuelle parring, skal du trykke
på EVENT -knappen.
Optageenheden fortsætter til visningen af ventetilstand.

78

8.8.3. Midlertidigt stop af Bluetooth®-kommunikation(flytilstand)
Flytilstanden kan stoppe Bluetooth-kommunikation midlertidigt.

Brug af flytilstandTrin 1. Sæt AUTO -knappen til »OFF«.
Trin 2. Hvis skærmens indikation er skjult, skal der trykkes på
START/STOP - eller EVENT -knappen for at vendetilbage til visning af ventetilstanden.
Trin 3. Tryk på EVENT -knappen og hold den inde,indtil FlightMode vises på OLED'en.
Trin 4. Flytilstanden kan slås til/fra vha. START/STOP -knappen.
FlightModeON

START/STOP -knap

FlightMode
OFF

Trin 5. Tryk på EVENT -knappen for at vende tilbage til visningen
af ventetilstand.

799. Vedligeholdelse

9.1. Produktopbevaring, eftersyn og sikkerhedshåndtering
Medicinske instrumenter såsom denne optageenhed skalhåndteres, så de fungerer korrekt efter behov, og så patient- og
operatørsikkerhed opretholdes pålideligt. En tommelfingerregeler, at det er nødvendigt for patienten at inspicere instrumentet
med daglige tjek såsom »Eftersyn inden brug«.
Daglig håndtering såsom eftersyn inden brug er nødvendig for at
opretholde optageenhedens ydeevne, sikkerhed og effektivitet.
Vi anbefaler et periodisk eftersyn af optageenheden hvert år.

BemærkDen medicinske institution skal udføre vedligeholdelse for atsikre sikker brug af det medicinske instrument.

80

9.2. Rengøring af produktet
Rengør optageenheden før brug og efter brug.
Rengør optageenheden før den monteres på næste patient.
Sprøjt ikke vand på optageenheden og nedsænk den ikke
i vand for at rense den. Det kan forårsage funktionsfejl.
Rengør optageenheden efter aftørring af vand og antiseptisk
opløsning, så det ikke trænger ind i optageenheden.
Desinficer optageenheden med jævne mellemrum for atforebygge infektioner. Brug ikke sterilisator til optageenheden.
Brug ikke organiske opløsningsmidler (for eksempel fortynder)eller povidon-jod-opløsning til at rengøre optageenheden. Det
kan forårsage misfarvning, skader og funktionsfejl.
Brug ikke hårtørrer osv. til at tørre optageenheden. Det kanforårsage funktionsfejl og skader.

Kontrol efter rengøring af manchettenBekræft, at manchetblæren er korrekt indsat indei manchetten. Hvis den ikke er isat korrekt, kan deropstå skade eller eksplosion under oppumpning.

Rengøring af optageenheden

Tør snavs og støv af optageenhedens ydre ved hjælp af en blød
klud, der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet.
Hvis der er stænk af blod eller medicin osv. på enheden,
rengøres det først ved hjælp af en blød klud, der er fugtet med
antiseptisk opløsning og grundigt vredet, hvorefter den vådeenhed tørres af med en blød klud, der er fugtet med vand eller
varmt vand og grundigt vredet.
81

Vi anbefaler de kemikalier (ingrediensnavn) i antiseptisk
opløsning, der angives på tabellen (Eksempel på antiseptisk
opløsning (Ingrediens navn)).

Rengøring af manchetten

Når du renser og desinficerer manchettens beklædning og
manchettens stof, skal du fjerne manchetblæren, som er placeret
inden i manchetten. Rengør snavs og støv ved hjælp af en blød klud,
der er fugtet med vand eller varmt vand og grundigt vredet.
Se de antiseptiske opløsninger i tabellen (Eksempel på anvendelig
antiseptisk opløsning (Ingrediens navn)) til brug ved desinfektion.
Eksempel på anvendelig antiseptisk opløsning(Ingrediens navn)
Komponentnavn
Benzalkoniumchlorid

Produktnavn
Benzalkoniumchlorid 10% opløsning

Isopropanol

70% i 1-propanol

Ethanol

Ethanol til desinfektion 76,9 til 81,4
volumenprocent

Læs de forskrifter, der er beskrevet på produktet, og følg dem.

Note
Manchet og luftslange er forbrugsmaterialer.
Hvis der ofte opstår målefejl, eller blodtrykket ikke kan måles, er
det nødvendigt at udskifte dem. Se »10. Valgfrie varer(skal bestilles) « i denne manual.

82

9.3. Periodisk eftersyn
Udfør den daglige periodiske inspektion for at bruge
optageenheden korrekt.
Inspektionen er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Inspektion af batteri før installation
PosterBeskrivelse
Ingen skader eller deformation på grund af dråber.
Ydre
Ingen snavs, rust og ridser på nogen del.
Panelet har ingen revner og rasler ikke.
Drift
Ingen skader, der kan få kontakter og knapper til at rasle.
Skærm
Ingen snavs eller ridser på skærmpanelet.
Luftslangen må ikke foldes. Hvis luften ikke kanslippe ud af manchetten, kan det forårsage perifer
dysfunktion fordi blodgennemstrømningen stoppes.
Manchetblæren er korrekt indsat inde i manchetten.
Ingen flosning af manchetten. Manchetten trevler ikke.
Udskift manchetten, hvis der konstateres et problem.
Manchetten er beregnet til engangsbrug.
MålingHvis der er en revne eller klæbemiddel i
Manchetforbindelsen mellem manchetten og
manchetblæren.
Hvis luftslangen mister sin fleksibilitet og bliver hård.
Når overfladen på luftslangen bliver blank eller
føles fedtet.
Når luftblæren har revner.
#1 Vi anbefaler at udskifte manchetter hvert tredje år,uanset hvor hyppigt de bruges.
Bæreredskaber Ingen skader i bæreholderen, bæltet og manchetten.
Forbindelse
Luftstikproppen er tilsluttet korrekt luftfatningen.

839.3.2. Eftersyn efter isætning af batterier
Element
YdersideDriftMålingsmanchet
Eftersyn af
blodtryksværdien

Beskrivelse
Ingen brand, røg eller ubehagelige lugte.
Ingen underlige lyde.
Ingen problemer med at bruge knapperne.
Målingsværdier tæt på den sædvanlige værdi.
Ingen underlige lyde eller handlinger undermåling.
Kontakt din lokale forhandler, hvis
blodtryksværdierne er forkerte.

849.4. Bortskaffelse
Følg den lokale regerings love vedrørende bortskaffelse og genbrug
af produktet ifm. miljøbeskyttelse.

Bortskaffelse af manchetten

Manchetten, der bæres af patienten, er medicinsk affald.
Bortskaf på korrekt vis som medicinsk affald.

Bortskaffelse af det indbyggede genopladelige batteri
Optageenhedens backupbatteri indeni. Ved bortskaffelse af
optageenheden skal batteriet bortskaffes korrekt ioverensstemmelse med de lokale regler for miljøbeskyttelse.

Andet

Navn

Emballage

Del

Materiale

Etui

KartonPude

Luftpude, særligt etui

Pose

Vinyl

Etui

ABS- + PC-resin

Indvendige
dele

Generelle dele

Ramme
Jern
Optageen- Backup-batter Genopladeligt lithium-møntcellebatteri:hedi på printplade
ML2016H
Alkalisk batteri:
Batteri

1,5 V LR6 eller
AA-størrelse
Genopladeligt batteri :AA-størrelse
Ni-MH-batterier, mindst 1.900 mAh85

9.5. Fejlfinding
Se følgende tjekliste og liste over fejlkoder, inden du kontakter din
lokale forhandler.
Kontakt din lokale forhandler, hvis disse metoder ikke udbedrer
problemet, eller hvis problemet opstår igen.
Problem
Hovedårsag
Løsning
Intet display efter at derBatterierne er brugt Udskift med nye
er trykket på en af
op.
batterier.
knapperne.
OLED kan gå ud på
Ingen OLED-visning
Fjern batterierne, og sæt
grund af
under A-BPM.
dem i igen.
elektrostatisk effekt.
Backup-batteriet
Oplad det i 48 timer ved
Uret nulstilles ofte.
oplades ikke.
#1 hjælp af nye batterier.
Kontroller manchetten
Manchet er ikke
og luftslangen forIngen trykdannelse
foldning, knæk og
korrekt tilsluttet.
korrekt tilslutning.
Ingen
Kommunikationskab- Kontroller, at kablet er
USB-kommunikation #2 let fjernes.
korrekt tilsluttet.
Batteridækslet kan ikke Ikke-standardbatterier Kontakt din lokale
åbnes
blev brugt.
forhandler.

#1 : Brugere (uautoriseret vedligeholdelsespersonale) kan ikke
udskifte backup-batteriet (lithium-batteri), som sidder på
printpladen inde i optageenheden. Backup-batteriet oplades
fra batterierne (LR6 eller AA-størrelse) til målingen.
#2 : Dertil indrettet perifer enhed er påkrævet.

Undlad at skille optageenheden ad eller at modificere den. Den
kan blive beskadiget.
869.6. Fejlkoder
Fejlkoder ifm. måling
Kode

BetydningÅrsag og løsning

Fejl med nul tryk

Udled den luft, der er tilbage i manchetten.

Lavt batteri

Udskift med nye batterier.

Mislykket tryksætning

Oppumpning når ikke måltrykket.
Bekræft manchetforbindelsen.
Hvis der er problemer med
manchetforbindelsen, kan
optageenheden have svigtet og
behøve eftersyn.

Kropsbevægelse kan være forekommet
under tryksætning. Slap af, og forbliv
Trykket overstiger 299
stille under måling. Efterse
mmHg
optageenheden, hvis løsningen ikke er
nok.
Gennemtving stop vha.
Tryk kun på START/STOP - eller
START/STOP - eller/ -knappen efter behov.
/ -knappen.

Blodtryk kan ikkemåles.

Hjerteslaget kan ikke registreres som
følge af kropsbevægelse eller støj frabeklædning.
Slap af, og undlad at bevæge dig.
Bekræft manchettens placering.
Hvis fejlen forekommer, selv i
afslappet tilstand, skal du kontakte
din forhandler for eftersyn og
reparation af optageenheden.

87

Kode

BetydningÅrsag og løsning

Fejl med den
indbyggede
accelerationssensor.

Tag batterierne ud, og isæt dem igen.

Overdrevenkropsbevægelse.

Slap af, og forbliv stille under målingen.

Uden for område,30 PUL 200
Uden for område,30 DIA 160
Uden for område,60 SYS 280
Uden for område,10 PP 150
#1

Prøv med en anden måling af blodtryk,
hvis disse fejl forekommer flere gange.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolisk blodtryk
DIA : Diastolisk blodtryk
PP : PulstrykMåling er mere end
180 sekunder.

Hvis oppumpningshastigheden eller
udledningshastigheden er langsom, er eteftersyn nødvendigt.

Udledning er mereend 90 sekunder.

Udledningshastigheden kan værelangsom, et eftersyn er nødvendigt.

Hjerteslag kan ikke
registreres.

Hjerteslag kan ikke registreres pga.
kropsbevægelse osv. Mål blodtrykket,
når patienten er afslappet og ikkebevæger sig.

Indstillingerne forintervalperioden er
forkerte.

Hvis intervalperioden er sat til 120
minutter, kan forskellen mellem det sidste
starttidspunkt og næste
starttidspunkt ikke inddeles perfekt i totimer.

88

Kode

BetydningÅrsag og løsning

Fejl med nul tryk for
sikkerhedskredsløb.

Vises på starttidspunktet for målingen.
Udled den luft, der er tilbage imanchetten helt.

Sikkerhedskredsløb
registrerer
overbelastningstryk.

Kropsbevægelse kan være blevet
registreret under tryksætning. Slapaf, og undlad bevægelse undermåling.
Kontakt din forhandler for eftersyn,
hvis denne fejl forekommer, selv nårdu er afslappet og ikke bevæger dig.

Fejlkoder ifm. optageenhedens hardware
Kode

Betydning

Hukommelsesfejl

Årsag og løsning

Den kan optage i tilfælde af stærke
påvirkninger, som for eksempel hvis
man taber optageenheden.
Hvis denne kode ofte vises, kanårsagen være funktionsfejl i den
indbyggede hukommelse. Kontakt din
forhandler for at få et eftersyn.

BemærkFejlkoderne kan ændres uden varsel.

8910. Valgfrie varer (skal bestilles)

Manchetter

Navn

Lille manchet til
venstre arm

Beskrivelse
Armomkreds
15 til 22 cm

5,9" til 8,7"

Manchet til voksne til Armomkreds
venstre arm 20 til 31 cm

7,8" til 12,2"

Stor manchet til
venstre arm

Armomkreds
28 til 38 cm

11,0" til 15,0"

Ekstra stor manchet til Armomkreds
venstre arm
36 til 50 cm

14,2" til 19,7"

Manchet til voksne til Armomkreds
højre arm
20 til 31 cm

7,8" til 12,2"

Engangsmanchet

10 arkBestillingskode
TM-CF202A
TM-CF302A
TM-CF402A
TM-CF502A
TM-CF802A
TM-CF306A

Betræk til lille manchet til venstre arm 10 ark

AX-133024667-SBetræk til manchet til voksne til venstre arm 10 ark

AX-133024500-SBetræk til stor manchet til venstre arm 10 ark

AX-133024663-SBetræk til ekstra stor
til venstre arm 10 ark
manchetAX-133024503-SBetræk til manchet til voksne til højre arm

10 ark

AX-133024353-S

Materiale til lille manchet til venstre arm 2 ark

AX-133025101-S

Materiale til manchet
til venstre arm 2 ark
til voksne

AX-133024487-S

Materiale til stor manchet til venstre arm 2 ark

AX-133025102-S

Materiale til ekstra
stor manchet

AX-133025103-S

til venstre arm 2 ark

Materiale til manchet
til højre arm
til voksne
Luftslangeadapter

2 ark
-

90

AX-133025104-S
TM-CT200-110

DataanalyseNavn

Beskrivelse

USB-kabel

Andet

-

Navn

Aktivitetsoptagelsesblad

Beskrivelse
10 arkBæreholder
Klemmer

5 stk.

91

Bestillingskode
AX-PP181-S

-

Bælte

Bestillingskode
AX-KOUSB4C-

AX-133025995
AX-00U44189
AX-110B-20-S

11. Bilag

11.1. Princippet for måling af blodtrykMålingsprocedure: Svøb manchetten omkring overarmen. Oppump
manchetten til et tryk, der overstiger det systoliske blodtryk. Udled
derefter luften fra manchetten gradvist. Når der registreres tryk imanchetten i fasen med luftudledning, forekommer bølgeformen i
synkronisering med hjerteslaget. Pulsbølgeformen stiger pludseligt
tæt på det systoliske blodtryk. Den stiger yderligere ved udledning, til
den når den højeste svingningshøjde, hvorefter den falder gradvist.
Ændringerne i pulsbølgeformen er illustreret på næste side. I den
oscillometriske måling af blodtryk specificeres det systoliske blodtryk
som det punkt, hvor svingningshøjden stiger pludseligt, efter pulsen imanchettrykket registreres, den gennemsnitlige blodtryksværdi
specificeres som det punkt, hvor svingningshøjden når det højeste,
det diastoliske blodtryk specificeres som det punkt, hvor
svingningshøjden falder gradvist og bliver lille. Faktisk registrerer
tryksensoren de hårfine ændringer i manchettrykket med tiden,
gemmer pulsbølgeformen i hukommelsen samt evaluerer det
systoliske og diastoliske blodtryk iht. den oscillometriskemålingsalgoritme. Detaljer i algoritmen svinger med
blodtryksmonitoren. Blodtryksværdier for voksne og spædbørnmåles vha. den oscillometriske metode og sammenlignes med dem,
der måles vha. den auskultatoriske metode. Diastolisk blodtryk
defineres som slutpunktet for fase 4 i den auskultatoriske metode.
Manchettrykkets pulsbølgeform afhænger af manchetmaterialets
karakteregenskaber. Ved at bruge den specificerede manchet ogmålingsalgoritmen opretholdes målingsnøjagtigheden derfor.
Luftslangens længde er inden for 3,5 m pga.
dæmpningsegenskaberne som følge af spredning af pulsbølgeform.

92

mmHg Manchettryk (venstre arm)
Direkte metode (venstre arm)
200
150
100
50
0
TidspunktManchettryk (venstre arm)
Direkte metode (venstre arm)
200
150
100
50
0
Tidspunkt
Systolisk blodtryk
Gennemsnitligt blodtryk
Diastolisk blodtryk
Mikrofonmetode
OscillometriskmålemetodeFejlfaktorer ifm. måling af blodtryk

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator på,
hvor pålidelig målingsnøjagtigheden er. Når deropstår støj på grund af uregelmæssig hjerterytme
eller fysiske bevægelser, ændres grafens
amplitude. Kontroller igen, eller brug andre
metoder, når pulsgrafen ikke er et jævnt omrids.

Manchettens placering i samme højde som hjertet

Pulsgraf

Svøb manchetten om armen på samme niveau som hjertet. Hvis
manchettens placering er forkert, forekommer der en målingsfejl.
Hvis manchetten for eksempel er 10 cm lavere end hjerteniveauet,
bliver blodtrykket målt 7 mmHg højere.
93

Korrekt manchetstørrelse

Brug en manchet med en passende størrelse. Hvis størrelsen er forlille eller for stor, opstår der en målingsfejl. Målinger med en manchet,der er for lille, har en tendens til at blive evalueret som højt blodtryk,uanset det korrekte blodtryk og normal arterie. Målinger med enmanchet, der er for stor, har en tendens til at blive evalueret som lavt
blodtryk, især hos dem, der lider af alvorlig ateriosklerose, eller som
har unormale arterieklapper. Den forkerte manchetstørrelse er enårsag til forskelle mellem den direkte metode og den oscillometriskemålemetode. Manchetten har en mærkat, der beskriverarmomkredsens område. Vælg og fastgør den korrektemanchetstørrelse til hver patient. Nøjagtigheden ved målingen af
blodtryk garanteres med tryksensorens tryknøjagtighed,udledningsegenskaberne og målingsalgoritmen, så længe deranvendes den korrekte manchet og luftslange. Efterse periodisk
tryksensorens tryknøjagtighed og udledningsegenskaberne.

9411.2. EMD-oplysninger
De krav, der gælder for medicinske elektroniske instrumenter er
beskrevet nedenfor:

Resultat vedrørende EMD-retningslinjerne

Brugen af optageenheden kræver særlige forholdsregler
vedrørende EMD (elektromagnetiske forstyrrelser). Brug
optageenheden i overensstemmelse med advarsler vedrørendeEMD, som beskrevet i denne manual. Bærbart og mobilt
RF-kommunikationsudstyr (f.eks. telefoner) kan påvirke elektrisk
medicinsk udstyr.

Tilbehør, der er i overensstemmelse med EMD-standarderne

Tilbehør og ekstraudstyr til denne optager er i overensstemmelse
med kravene i IEC60601-1-2: 2014. Hvis der ikke bruges
autoriseret tilbehør, kan det medføre øget emission og sænke
støjimmunitet.

Brug tilbehør, der er godkendt af firmaet A&D.
Uautoriseret tilbehør kan blive påvirket af elektromagnetisk
emission og have reduceret immunitet over for forstyrrelser.

GRÆNSER FOR EMISSIONERFænomenOverensstemmelse

Udstrålet RF-emission CISPR 11

95

Gruppe 1、Klasse B

IMMUNITET TEST-NIVEAUER : Kabinet portFænomen

Immunitet test-niveauer±8 kV kontakt
Elektrostatisk udladning
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
10 V/mFeltbårne RF EM-felter
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM ved 1 kHzNærhedsfelter fra trådløst
Se tabellen (Testspecifikationer for
RF-kommunikationsudstyr
KABINET PORT IMMUNITET for
IEC 61000-4-3 trådløst RF-kommunikationsudstyr)
Normeret strømfrekvens
30 A/mmagnetfelter
IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITET TEST-NIVEAUER : PATIENT KOBLING PortFænomen

Immunitet test-niveauer

Elektrostatisk udladning±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

IMMUNITET TEST-NIVEAUER: Signal input / output portFænomen

Immunitet test-niveauer

Elektrostatisk udladning±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Hurtige elektriske±1 kV
transienter/udbrud
100 kHz repetitionsfrekvens
IEC 61000-4-4

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Ledede forstyrrelser af
6 V i ISM-bånd og amatør-radiobånd
RF-felter
mellem 0,15 MHz og 80 MHz
IEC 61000-4-8
80% AM ved 1 kHz
96

385 380 - 390
450 430 - 470
710
745 704 - 787
780

Maksimumstrøm(W)
Afstand(m)
Immunitet
testniveau(V/m)

Modulation

Service

Bånd
(MHz)

Testfrekvens(MHz)

Testspecifikationer for KABINET PORT IMMUNITET for trådløst
RF-kommunikationsudstyr -Pulsmodulation
18 Hz
FM
GMRS 460±5 kHzFRS 460
deviation
1 kHz sinus

TETRA 400

LTE bånd Pulsmodulation
13,17
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsmodulation
870 800 - 960
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
LTE bånd 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900
1.845
Pulsmodulation
DECT
1.700-1.990
217 HzLTE bånd
1.970
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11
Pulsmodulation
2.450 2.400-2.570
b/g/n
217 Hz
RFID 2450
LTE bånd 7
5.240
WLAN 802.11 Pulsmodulation
5.500 5.100-5.800
a/n
217 Hz
5.785

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

810

97

NOTAT

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123