HX-G4シリーズ取扱説明書 2016年1月Ver2.0 DOC-1724-02

定電圧／定電流 直流電源

series
取扱説明書

HX030-200G4/HX030-400G4
HX060-100G4/HX060-200G4
HX0500-12G4/HX0500-24G4
HX01000-6G4/HX01000-12G4

ご注意
このＷｅｂ版取扱説明書の内容とお手持ちの製品の添付品等による取扱説明書と内容等に違いがある場合があります。
このWeb版取扱説明書は、情報のすべてを公開しているわけではなく、公開上の都合により一部を、提供するPDFから削除して提供している場合があります。また取扱説明書の一部にはスキャニングしたものも含まれますので、汚れ、にじみ、かすれ、傾きがある場合があります。
ダウンロードから日数が経過すると仕様や注意事項のほか安全にお使いいただく為の情報が最新でない場合があります。
また営業等の連絡先が変更となっている場合がありますので、定期的にホームページで最新の情報をご覧ください。
以上あらかじめご了承ください。
www.takasago-ss.co.jp

もくじ
安全上のご注意 ........................................................... 4

デジタル通信で使う................................................... 60

安全にお使いいただくために .......................................... 5
輸出について ....................................................................... 5

概要 ....................................................................................... 60
マルチ接続 .......................................................................... 61
シリアルポート設定........................................................... 62
コマンド送信間隔 .............................................................. 62
アクセス方法....................................................................... 63
アクセス手順 ...................................................................... 63
マルチ接続時の通信 ......................................................... 64
通信コマンド ........................................................................ 65
HX-G4 標準コマンド.......................................................................... 65
HX-G4 標準コマンドフォーマット ................................................. 65
HX-G4 標準コマンド詳細................................................................ 68
IEEE488.2 共通コマンド.............................................................. 68
SCPI コマンド.................................................................................. 69
ADDRess 階層 ......................................................................... 69
ALM 階層 ................................................................................... 70
OUTPut 階層 ............................................................................ 72
MEASure 階層 ......................................................................... 75
SOURce 階層 ........................................................................... 78
STATus 階層 ............................................................................ 86
SYSTem 階層 ........................................................................... 88
HX 互換コマンド .................................................................................. 98
HX 互換コマンドフォーマット.......................................................... 99
HX 互換コマンドの一括送出 ......................................................... 99
HX 互換コマンドのアラームレスポンスの発生要因 ........... 99
HX 互換コマンドのデリミタ ............................................................. 99
HX 互換コマンドの詳細 ................................................................ 100
HX 互換コマンドのリードバックコマンド ................................. 104
注意事項........................................................................... 107

本機について................................................................. 6本機の特長 ........................................................................... 7
各部の名称とはたらき ....................................................... 8
前面パネル ........................................................................... 8
背面パネル ......................................................................... 10
背面パネル(各機種個別部)........................................... 11

準備と接続 ................................................................... 12
開梱....................................................................................... 12
設置場所 ............................................................................. 13
動作電源の接続................................................................ 14
入力の接続 ......................................................................... 15
負荷の接続 ......................................................................... 17
出力端子カバーの取り付け方 ...................................... 19

基本的な使い方 ......................................................... 26
初期画面表示 .................................................................... 26
初期状態 ............................................................................. 27
工場出荷時の設定にもどす.............................................. 27
設定値のバックアップ........................................................ 27
定電圧電源としての使い方 ........................................... 28定電流電源としての使い方 ........................................... 30
リモートセンシング ............................................................ 32
各種機能設定 .................................................................... 33
各機能を設定する ............................................................. 33
設定項目一覧.................................................................... 34
出力ＯＮ／ＯＦＦモードの設定 ....................................... 38
過電圧保護回路（ＯＶＰ）................................................. 39
過電圧保護の設定と解除 ................................................. 39
過電流保護回路（ＯＣＰ） ................................................ 41
過電流保護の設定と解除 ................................................. 41
アラーム時の動作設定 ................................................... 43
エラーコード表示 ............................................................... 44

便利な機能 ................................................................... 46
メモリー機能 ....................................................................... 46
メモリーに保存する ........................................................... 46
メモリーから読み出す ....................................................... 46
パネルメモリー保存内容一覧 ........................................... 47
立ち上がりモード選択機能 ............................................ 48
可変スルーレート機能 ..................................................... 49
シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能 .................................... 51
シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦの接続 ............................................. 51
シーケンシャル機能の使用方法 ................................................ 52
キーロック ............................................................................ 54
内部抵抗可変 ................................................................................. 55
計測表示のスムージング ............................................... 56
直線性補償機能................................................................ 57
ビープ音の設定 ................................................................. 58

直列・並列運転で使う ............................................ 108
並列運転........................................................................... 108
接続 ................................................................................................ 108
操作について............................................................................... 109
エラーコード表示 ........................................................................ 109
直列運転........................................................................... 110
接続 ................................................................................................ 110
操作について............................................................................... 111
スレーブ機の出力設定の校正 .......................................... 112

もくじ
外部アナログ、接点信号で制御する ................114

校 正 ........................................................................... 148

外部コントロール端子の使い方 .................................114
外部コントロール用コネクタ端子表 ........................................ 115
絶縁コントロール用コネクタ端子表 ........................................ 115
この端子を使ってできること....................................................... 115
外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ ............................116
絶縁 外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ ................118
直列運転時の絶縁 外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ...........................................................120
外部接点によるトリップ動作 ........................................122
絶縁 外部接点によるトリップ動作 ............................123
出力電圧のコントロール ...............................................124
外部抵抗による出力電圧コントロール ...........................124
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ） ................... 124
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）................... 126
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ） ................... 127
外部電圧による出力電圧コントロール ...........................128
絶縁 外部電圧による出力電圧コントロール .................129
出力電流のコントロール ...............................................130
外部抵抗による出力電流コントロール ...........................130
外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ） ................... 130
外部抵抗による出力電流コントロール（Ｂ）................... 132
外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ） ................... 133
外部電圧による出力電流コントロール ...........................134
絶縁 外部電圧による出力電流コントロール .................135
アナログ出力モニター ...................................................136
出力電圧モニター............................................................136
出力電流モニター............................................................136
絶縁アナログ出力モニター ..........................................137
絶縁 出力電圧モニター ..................................................137
絶縁 出力電流モニター ..................................................137
ステータス出力 ................................................................138
出力回路 .........................................................................138
ステータス一覧 ................................................................138
ステータス出力の電気的仕様 ........................................138
ＬＥＶＥＬ_ＡＬＭ１の設定 ...................................................139

出力設定の校正 ............................................................. 148
出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正 ..............148
出力電流設定のオフセット、フルスケール校正 ............ 150
外部アナログ入力による
出力電圧オフセット・フルスケール校正 .......... 152

特殊な負荷 .................................................................140
逆電流のある負荷 ..........................................................140
パルス電流負荷 ..............................................................141
２次電池への接続 ..........................................................142

保 守 ...........................................................................144
保証期間について ..........................................................144
保守サービスについて ..................................................144
日常の保守と点検 ..........................................................144
部品寿命について ..........................................................144
外装の清掃について .....................................................144
エアーフィルターの点検と交換 ...................................145

外部電圧（絶縁 外部電圧）による
出力電圧コントロール.............. 152
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ） ......................... 154
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ） ......................... 156
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ） ......................... 158
外部アナログ入力による
出力電流オフセット・フルスケール校正 .......... 160
外部電圧（絶縁 外部電圧）による
出力電流コントロール.............. 160
外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ） ......................... 162
外部抵抗による出力電流コントロール（Ｂ） ......................... 164
外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ） ......................... 166

メーターの校正 ............................................................... 168
電圧計のオフセット、フルスケール校正 ........................ 168
電流計のオフセット、フルスケール校正 ........................ 170
出力電圧モニター（絶縁 出力電圧モニター）のオフセット・フルスケール校正 .......... 172
出力電流モニター（絶縁 出力電流モニター）のオフセット・フルスケール校正 .......... 174

仕様 .................................................... 176

出力仕様........................................................................... 176
入力仕様........................................................................... 176
定電圧特性 ...................................................................... 177
定電流特性 ...................................................................... 177
測定・表示 ........................................................................ 178
保護機能........................................................................... 179
リモートセンシング ......................................................... 179
その他の機能 .................................................................. 180適合規格........................................................................... 180
外部コントロール ............................................................ 181
絶縁・耐圧 ........................................................................ 182
冷却 .................................................................................... 182
動作環境........................................................................... 182
寸法・質量 ........................................................................ 182
外形寸法図 ...................................................................... 183

付 録 ........................................................................... 193
付録① 出力電流 対 入力電流 ............................... 193
付録② 出力電流 対 効率 ........................................ 197
付録③ 突入電流波形 ................................................. 201
付録④ 負荷電流 対 推奨導体面積 ..................... 202

安全上のご注意

本書は使用者に注意していただきたい箇所に以下の表示をしています。
これらの記号の箇所は必ずお読みいただき、内容をよく理解した上で本文をお読みください。
この「安全にお使いいただくためのご注意」には、購入された製品に含まれないものも記載されています。
■この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくために、次のマークを使用して説明しています。
この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を！ 危険 負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を！ 警告 負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示事項を無視して、操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定！ 注意 される内容、および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。
■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
この表示はしてはいけません「禁止」を示しています。

！ この表示は必ず実行していただきたい「強制」を示しています。
！ この表示は一般的な「注意」を示しています。
■ 本機で使用している記号について説明します。
本体にこの記号がついている部分は感電の可能性が想定されることを示しています。
電源プラグをコンセントから抜く。
■異常なにおいや音がする ■煙が出る ■内部に水や異物が混入した。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
分解・改造は厳禁。カバーは絶対に開けない■火災や感電の原因となります。 ■修理・調整は販売店にご依頼ください。
保護接地用端子です。大地アースに接続してください。
アース端子のある負荷に対して接続してください。
直流（ＤＣ）を表します。
交流（ＡＣ）を表します。
直流及び交流の両方を表します。
３相交流を表します。

4

安全上のご注意
ご注意
１．本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
２．本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
３．本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
４．運用した結果の影響について、２．項に関わらず責任を負いかねますので、ご了承下さい。

安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・本機は、入力電源ＡＣ３４２Ｖ－４４０Ｖ３相を使用する 業務用電源装置です。
一般家庭用の電子機器として製造しておりませんのであらかじめご了承ください。
使用方法を誤ると、死亡、感電、けがなどする恐れがあり、また火災が起こる可能性があります。
・使用する前に本書をよくお読みになり、操作を理解した上で、お使いください。また、本機は電気の安全に関する知識のある専門家、またはその指導の下でご使用ください。
・電源を入れる前に、本書をお読みになり、設置場所および使用環境が適切かご確認ください。
また、異常が発生した場合は、直ちに電源を切り高砂製作所にご連絡ください。
・本機を運搬する際には入力電源スイッチ(POWER)をオフし、接続されているケーブルを全て外してから２人以上で底面を持って作業してください。ハンドルは運搬用では無いのでハンドルを持っての運搬は避けてください。

ご注意
ラジオ・テレビ等の受信機の近くでご使用になると、受信障害を与えることがあります。
本機は、医療関連、原子力関連など人命に関わる設備としての使用を想定していません。

輸出についてこの製品を、国外へ持ち出し、また輸出をされる場合には、事前に当社営業部にご相談ください。

5

本機について

ＨＸ－Ｇ４シリーズは、ゼロボルト、ゼロアンペアから可変できるスイッチング方式直流定電圧／定電流電源です。



定電圧または定電流のどちらのモードでも使用することができ、ゼロからフルスケールまで、任意に設定することが
できます。



フルデジタル制御により、正確で再現性に優れた設定が可能です。

【出力電圧・電流範囲】
60V出力タイプ

36

72

30

60

24

48

出力電圧(V)

出力電圧(V)

30V出力タイプ

18
12

12

0

0

50

100

150

200

250

300

350

0

400

25

50

HX030-400

HX030-200

75

100

125

出力電流(A)

500V出力タイプ

1000V出力タイプ

600

1200

500

1000

400

800

200

175

200

HX060-200

出力電流(A)

300

150

HX060-100

出力電圧(V)

出力電圧(V)

24

6

0

600

400
200

100

0

0

0

3

6

9

12

15

HX0500-12出力電流(A)

6

36

18

21

24

HX0500-24

0

1.5

3

4.5

6

7.5

HX01000-6

出力電流(A)

9

10.5

12

HX01000-12

本機について本機の特長✧並列機能の強化（新マスタースレーブ方式）
同じ電圧出力タイプのＨＸ－Ｇ４同士を最大１０台（最大容量１２０ｋＷ）まで並列運転が可能です。
新マスタースレーブ方式により、並列台数を増やしても定電圧の過渡回復特性が劣化しません。

✧シリアル通信ポート標準装備
マルチドロップ方式の通信ポートを標準装備しており１個のＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５ポートで対応機種
を３１台までコントロールすることができます。
※専用ケーブル（T485-[][][][]:[]は長さ指定記号)
対応機種（2015 年 07 月時点）
ＺＸシリーズＦＫⅡシリーズ
ＨＸⅡシリーズ
ＨＸＧシリーズ✧便利機能□メモリ機能３組のパネル設定状態の書き込み、読み出しが可能
簡単な操作で電圧の変動試験などが実施できます。

□可変スルーレート機能
出力電圧／電流の立ち上がり、立ち下がりのスルーレートを変更することができます。

✧外部アナログ制御
外部接点による出力ＯＮ－ＯＦＦ、外部直流電圧（０－１０Ｖ）
外部抵抗（０－∞または０－１０ｋΩ）による電圧、電流の制御が可能です。
※フルスケール、オフセット調整を前面パネルの設定
ツマミで行えます。

✧アナログモニター
出力電圧、出力電流について０－１０Ｖの直流電圧で出力されます。
※過渡的な電圧、電流波形のモニターには適しません。

✧ステータス・アラーム出力
出力及びアースから絶縁されたフォトカプラ出力（オープンコレクタ）で動作状態やアラームを出力します。

✧内部抵抗可変機能
定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧降下を意図的に発生させることができます。
この機能により化学電池（放電時）の内部抵抗や太陽電池
燃料電池のＩ－Ｖ特性を近似させることができます。
※直流的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。

□立ち上がりモードの選択
ダイオードのような非線形なＶ－Ｉ特性をもつ負荷のために、ＣＣ優先モードを装備しているので、出力ＯＮ時の電流オーバーシュートを防ぐことができます。

□シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ
マルチ接続ケーブルを接続することにより、出力を ON/OFF
する順序を設定することができます。

✧保護機能
過電圧保護、過電流保護、過温度保護、過大入力電流保護などで、貴重な負荷と電源をガードします。

7

本機について
各部の名称とはたらき
前面パネル(全機種共通)
4

35

5

6

7

3

1

2

8

①．VOLTAGE
電圧設定/選択・ツマミ
電圧、OVP の設定や各種パラメータを選択します。ツマミを押すたびに、設定桁が変更されます。

②．CURRENT
電流設定/選択・ツマミ
電流、OCP の設定や各種パラメータを選択します。ツマミを押すたびに、設定桁が変更されます。

③．OUTPUT
出力 ON／OFF・キー
出力の「ON／OFF」を行います。
工場出荷時の初期設定では、電源投入後の出力は「OFF」
状態です。
出力「ON」のときに点灯します。

④．MEMORY
メモリ表示／設定・キー「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」キーでパネル設定状態の書き込みと読み出
しができます。また、FUNCTION 項目を設定することにより、ワンアクションまたはツーアクションでの読み出し方法を選択できます。

⑤．LOCK
LOCK・キー
パネル操作を無効にするためのキーです。
キーロック状態のとき点灯します。
キーロック状態は下記３つの状態があり各種機能
設定キー(FUNC.)で変更できます。
・『LOCK』キー以外無効･OUTPUT、LOCK キー以外の操作無効。
・電圧／電流設定ツマミ、PRESET、FUNC キー無効。

⑥．LOCAL
LOCAL・キー
シリアル通信によるコントロール状態「REMOTE」から
パネル操作｢LOCAL｣に切替えるキーです｡⑦．FUNC．
ファンクション・キー
各種機能を設定するためのキーです。
各種機能設定が可能なときに点灯します。

⑧．POWER
入力電源スイッチ
動作電源をＯＮ／ＯＦＦするスイッチです。

㉟．ラックマウント用ハンドル
ラックに実装し、固定するためのハンドルです。
運搬用の取っ手ではありませんので、ハンドルを持っての運搬は避けてください。

8

本機について
前面パネル(全機種共通)
14

10 11

12 13

⑨．冷却用空気取り入れ口
本機内部を冷却するための空気取り入れ口です。

⑩．DISPLAY
ディスプレイ・キー
計測表示内容を切り替えるキーです。
計測表示を「電圧・電流」表示、「電圧・電力」表示、「電力・電流」表示の３モードに切り替えることができます。

⑪．PRESET
プリセット・キー
出力電圧、出力電流を設定するためのキーです。
プリセット設定が可能なときに点灯します。

⑫．OVP/OCP
過電圧保護（OVP）／過電流保護（OCP）・キー
過電圧保護と過電流保護回路の動作点を設定するためのキーです。

⑬．ＡＬＡＲＭ ＲＥＳＥＴ
アラームリセット・キー
１秒以上押すとアラームを解除することができます。

⑭．REMOTE
リモート表示ランプ
シリアル通信インターフェイスによりアクセスされ、制御権が外部のコンピュータ等に移行していることを示します。

17

15

19

18

16

20

9

⑮．数字表示器（電圧）
出力電圧、出力電力を表示します。ファンクション・キーで各種機能の設定をするときは、項目番号を表示します。

⑯．数字表示器（電流）
出力電流、出力電力を表示します。ファンクション・キーで各種機能の設定をするときは、パラメータを表示します。

⑰．ＣＶ
定電圧表示ランプ出力［ＯＮ］で定電圧動作をしているときに点灯します。

⑱．ＣＣ
定電流表示ランプ出力［ＯＮ］で定電流動作をしているときに点灯します。

⑲．ｋＷ、Ｖ
計測単位表示ランプ
数字表示器（電圧）が電圧値、電力値を表示した場合に点灯します。

⑳．ｋＷ、Ａ、Ω、ｍΩ
計測単位表示ランプ
数字表示器（電流）が電流値、電力値を表示した場合に点灯します。また、内部抵抗可変機能設定時に該当する
抵抗値の単位を表示します。

9

本機について
背面パネル
21※1000Vﾀｲﾌﾟは未実装

22

24 25

31 26 27

28

23

29

32

30

㉑.ISOLATED CONTROL
絶縁コントロール用コネクタ
ステータス、アラーム出力用コネクタです。
絶縁アナログオプション搭載時、絶縁タイプの外部アナログ
制御入力、アナログモニター出力、接点入力に使用します。
付属の専用コネクタを使用します。

㉒．SERIES CONTROL
直列運転制御用コネクタ
直列接続用コネクタです。
スレーブモードとして使用する際、マスター機のマイナス出力
端子と配線で接続します。
※1000V タイプは未実装です。

㉓．EXTERNAL CONTROL
外部コントロール用コネクタ
外部アナログ制御入力、および、アナログモニター出力用コネクタです。
付属の専用コネクタを使用します。
※1000V タイプは未実装です。

㉔．M/B CONTROL(IN)
並列運転制御（入力）用コネクタ
並列運転時の制御信号入力コネクタです。
専用の並列接続ケーブル(HXP-[][][][]:[]は長さ指定記号)を接続します。

㉕．M/B CONTROL(OUT)
並列運転制御（出力）用コネクタ
並列運転時の制御信号出力コネクタです。
専用の並列接続ケーブル(HXP-[][][][]:[]は長さ指定記号)を接続します。

㉖．TERMINATION
終端切替スイッチ
シリアル通信で本機１台を制御する場合は終端切替スイッチ
をＯＮに設定してください。
2 台以上で使用する場合は 1 台目と最後の装置の終端切替スイッチをＯＮに設定してください。（それ以外はＯＦＦ）㉗．SERIAL I/F 2
シリアル通信／多チャンネル接続用コネクタ
RS-485 方式、シリアル通信ポートで制御するときまたは,１個のシリアルポートで複数台の HX-G4 シリーズを制御するときのコネクタです。
専用ケーブル（T485-[][][][]:[]は長さ指定記号)にて接続します。

㉘．SERIAL I/F 1
シリアル通信用コネクタ
シリアル通信用ケーブル（RS-232C）でコンピュータ等と接続するコネクタです。

㉙．LINE INPUT
入力コネクタ
本機の動作電源を接続するコネクタです。

㉚．冷却用空気吐き出し口
本機内部を冷却するための空気吐き出し口です。
㉛．M/B FG
並列接続ケーブル用 FG 端子
並列接続ケーブルの FG を接続する端子です。

㉜．保護接地端子(M5)10

本機について
背面パネル (各機種個別部)

HX030-400

HX030-200

HX060-100

34

33

33

33

34

34

HX0500-12

HX060-200

HX0500-24

33
34

33

33
34

34

HX01000-12

HX01000-6
34
34
33
33

㉝．DC OUTPUT 出力端子
直流出力端子です。
必ず圧着端子を使用して、付属のネジでしっかり締め
付けてください。
！ 接続後は付属の出力端子カバーを必ず取り付けてご使用ください。

㉞．REMOTE SENSE センシング端子
リモートセンシング用端子またはコネクタです。

11

準備と接続開 梱
ご開梱時には、次の付属品をご確認ください。また、外観に傷、へこみなどがないことをご確認ください。
HX-G4 シリーズ
付属数
備考
No.
名称
30
30
60
60
500 500 1000 1000
-200

-400

-100

-200

-12

-24

-6

-12

1

入力コネクタ

1個

○

○

○

○

○

○

○

○

2

ダミーコネクタ

2個

○

○

○

○

○

○

○

○

3

絶縁コントロール用
コネクタ

1個

○

○

○

○

○

○

○

○

4

外部コントロール用
コネクタ

1個

○

○

○

○

○

○

×

×

1部
1枚

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

5
6

簡易版取扱説明書
取扱説明書(CD-ROM)

7

出力端子接続用ボルト(30V タイプ、60V タイプ用)

2組

○

○

○

○

×

×

×

×

8

出力端子接続用ビス(500V タイプ、1000V タイプ用)

2個

×

×

×

×

○

○

○

○

9

出力端子カバー(30-200、60V タイプ用)

1組

○

×

○

○

×

×

×

×

10

出力端子カバー(30-400 用)

1組

×

○

×

×

×

×

×

×

11

出力端子カバー(500V タイプ、1000V タイプ用)

1組

×

×

×

×

○

○

○

○

2個

○

×

○

○

×

×

×

×

2個

×

○

×

×

×

×

×

×

12
13

出力端子用保護チューブ(30-200、60V タイプ用)
出力端子用保護チューブ(30-400 用)

14出力端子用保護チューブ
固定用インシュロック

4個

○

○

○

○

×

×

×

×

15

並列接続端子カバー

1組

×

×

○

○

○

○

○

○

16

リモートセンシング用コネクタ(30-400 用)

1個

×

○

×

×

×

×

×

×

2個

×

×

×

×

×

×

○

○

1個

×

×

×

×

×

×

○

○

1個

×

×

×

×

×

×

○

○

17
18

19

リモートセンシング用
コネクタ(1000V タイプ用)
リモートセンシング用コネクタカバーコネクタ(1000V タイプ用)
リモートセンシング用
ケーブル固定インシュロック

出荷時に、背面パネル㉔,㉕
M/B CONTROL に取り付けられています。
出荷時に、背面パネル㉑
ISOLATED CONTROL に取り付けられています。
出荷時に、背面パネル ㉓
EXTERNAL CONTROL に取り付けられています。

Ｍ１２×３０ｍｍボルト×１個、Ｍ１２平ワッシャ×２個
Ｍ１２スプリングワッシャ×１個、Ｍ１２ナット×１個
出荷時に、背面パネル㉝
DC OUTPUT 出力端子に取り付けられています。
Ｍ５×１０ｍｍビス
出荷時に、背面パネル㉝
DC OUTPUT 出力端子に取り付けられています。
出力端子カバー×２個(同一形状)、
カバー取り付け用サポート×1 本
Ｍ３×６ｍｍビス×２個
出力端子カバー（４分割）、
Ｍ３×６ｍｍビス×６個
出力端子カバー×２個(同一形状)、
カバー取り付け用サポート×1 本
Ｍ３×６ｍｍビス×２個

出荷時に、背面パネルに取り付けられています。
出荷時に、背面パネル㉞
リモートセンシングコネクタに取り付けられています。
出荷時に、背面パネル㉞
リモートセンシングコネクタに取り付けられています。
出荷時に、背面パネル㉞
リモートセンシングコネクタの箇所に取り付けられています。
リモートセンシング用のケーブルが外れないように固定するためのインシュロックです。

※『○』は付属あり、『×』は付属無しを示します。購入されたタイプに付属されているかをご確認ください。

12

準備と接続設置場所
本機を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。

！ 警告
雨や水のかかる場所では使用しないで下さい。
禁止

可燃性ガスの発生する場所には設置しないで下さい。
禁止

禁止

前面空気取り入れ口および背面の放熱穴（ＦＡＮモーター部）には金属製のピン、線材、ビスなどを入れないで下さい。感電、火災の危険が生じます。

！ 注意
禁止

本機は固定した場所で使用するように設計されています。振動のある場所では使用しないでください。
誤った設置は故障の原因となりますので、設置方法を確認の上ご使用ください。
≪設置方法≫！ 注意！

周囲温度０－５０℃、湿度２０－９０％ＲＨ、腐食性ガスのない室内でご使用下さい。

必ず行う

禁止

！
必ず行う

！

本器はファンモーターによる強制空冷を採用していますので、前面の空気取り入れ口と、背面の空気吐
き出し口部分をふさがないでください。ラックに取り付ける場合は、ラック背面にベンチレーションパネル
などを取り付け、排気がラック内にこもらないようにしてください。
入力電源スイッチ(POWER)は容易に操作できるように、スイッチの前をふさがないでください。
導電性の汚染が発生する環境においてご使用になる場合は、ダクトを用いて吸気をする等の配慮が必要となります。
ラジオ等、受信機の近くで使用すると、受信機は妨害を受けることがあります。

注意13

準備と接続動作電源の接続
本機はＡＣ３４２Ｖ－４４０Ｖ、４５Ｈｚ－６５Ｈｚの３相交流電源で動作します。
本機を安全にお使いいただくために、次の注意事項をお守り下さい。

！ 危険

！
必ず行う

！
必ず行う

入力端子への配線を行うときは、入力電源（動作電源ＡＣ３４２Ｖ－４４０Ｖ）が遮断されている事を確認してください。故障の原因になります。
本機はＥＭＩ（電磁妨害）を防ぐためノイズフィルターを内蔵しています。
このため､わずかな漏れ電流があり、接地せずに使用すると感電する恐れがあります。
安全のため、必ず接地して下さい。

！ 注意

！
必ず行う

入力電源は３相３４２Ｖ－４４０Ｖ、４５Ｈｚ－６５Ｈｚの範囲でご使用下さい。
公称電源電圧は背面入力端子近くに表示されています。
各相接地間電圧（L1-G 間、L2-G 間、L3-G 間）が AC254V 以下の供給電源ラインでご使用ください。
AC254Ｖよりも高い供給電源ラインでは故障の原因になります。
給電設備と本装置の間に断路装置を接続してください。本装置の入力電源スイッチは AC ラインから本装置を完全に切断するものではありません。
断路装置は、IEC60947-1 及び IEC60947-3 に適合したものを使用してください。
断路装置は本装置から容易に届く位置に設置してください。また本装置専用として設置し、ＡＣラインから切り離す装置であることと、機能（ON [l ]、OFF[○]）を表示してください。

！

給電設備
L1

必ず行う

L2

本装置

中性点
L3

断路装置
Ｇ

中性点は接地してください。

！

最大消費電力が供給可能な電源に接続して下さい。

必ず行う

！
必ず行う

！
必ず行う

入力コネクタへの配線の接続はしっかりと行ってください。
締め付けが弱いとコネクタが発熱し、焼損する恐れがあります。
配線材は負荷電流に対して十分な断面積のものを使用して下さい。
配線材の選定は付録④「負荷電流対推奨導体面積」（P202）を参照してください。
最大入力電流は背面入力端子近くに表示されています。

14

準備と接続入力の接続
アース線は下記の断面積以上のものを使用してください。

！
必ず行う

・HX030-200,HX060-100,HX0500-12,HX01000-6： 3mm2(AWG12)以上
・HX030-400,HX060-200,HX0500-24,HX01000-12： 8mm2(AWG8)以上① 線材を導線が 10 ミリ出るようにむきます。

④ 他の線材も同様にコネクタに差し込み、ネジを締めして固定します。

10mm② 線材をコネクタに差し込みます。

⑤ 背面パネルの保護接地端子に接地用のケーブルを接続します。

10mm③ ネジ締めトルク 0.5－0.6Ｎm にて締め付け
ケーブルを固定します。

15

準備と接続
⑥ LINE INPUT コネクタに④で配線したコネクタをしっかり差し込みます。

⑦ 差し込んだコネクタが抜けないように上下２カ所
ネジを締めて固定します。(写真は上のネジの固定)⑧ 差し込んだコネクタが抜けないように上下２カ所
ネジを締めて固定します。(写真は上のネジの固定)⑨ 入力コネクタにケーブルの負荷がかからない様タイラップで固定します。
束ねて、タイラップで固定します。

！ 注意● ケーブルを取りはずす際は入力電源スイッチ(POWER)をオフし、給電設備からの給電が無いことを確認した上で入力コネクタを取り外し、接地用のケーブルは最後に取り外してください。

16

準備と接続負荷の接続
出力端子への配線材は下図指定の圧着端子を取り付けて、付属のボルト/ビスでしっかりと締め付けてください。
30V/60Vタイプ
M12 圧着端子

M12 ボルト

出力端子カバー

＋
C1

C2

負荷

－
配線材

保護チューブ

配線材はより合わせるか、
極力近づけて配線します。

インシュロック

アースする場合は負荷端で行います。

500V/1000Vタイプ

M5 ビス

M5 圧着端子

＋
C1

負荷

C2

－
配線材

配線材はより合わせるか、
極力近づけて配線します。

出力端子カバー

アースする場合は負荷端で行います。

MEMO
・配線は、より合せることで負荷端でのリップル、ノイズを小さくすることができます。
・Ｃ１、Ｃ２を負荷端の近くに接続することで、ノイズレベルを規格値よりも小さくすることができます。
Ｃ１，Ｃ２は高周波インピーダンスの小さなものを使い、リード線は極力短く切って接続します。
Ｃ１：電解コンデンサ １00－1000μF
Ｃ２：フィルムコンデンサ：１－10μＦ！ 必ず行う配線後、必ず付属の出力端子カバーを取り付けてください。

出力端子カバー(写真は HX0500-12G4)17

準備と接続！ 危険！

負荷の接続の際は、本機の動作電源が遮断されていることを確認してください。

必ず行う

本機から電圧を出力した状態（ＯＵＴＰＵＴ ＯＮ）では絶対に負荷配線を行わないでください。
禁止

！ 注意

！
必ず行う

！
必ず行う

配線材は負荷電流に対して十分な断面積のものを使用して下さい。
配線材の選定は付録④「負荷電流対推奨導体面積」（P202）を参照してください。
配線材には圧着端子を取付け、しっかりと締め付けてください。
締め付けがゆるいと接続部の発熱により変形、焼損の原因になります。

並列接続端子カバー(出荷時取り付け済み)は必ず取り付けてご使用してください。

並列接続端子
並列接続端子
カバー
カバー

！
必ず行う

※30V タイプには添付されていません。

18

準備と接続出力端子カバーの取り付け方
下記対象機種の出力端子カバーの取り付け方を示す。
対象機種：HX030-200/HX060-100/HX060-200
１．出力端子カバーの１個（２個とも同一形状）にカバー取り付け用サポートを取り付けます。
※取り付け用サポートは出力端子カバーの内側センター部へ挿入し外側からＭ３×６ｍｍビスで固定します。

２．Ｍ１２×３０ｍｍボルトナットを使用して出力端子にケーブルを接続します。

３．出力ケーブルに出力端子用保護チューブを被せてインシュロックにて固定します。

19

準備と接続４．カバー取り付け用サポートを取り付けた出力端子カバーを出力端子の左側の溝にはめ込みます。

５．もう１個の出力端子カバーを出力端子の右側の溝にはめ込みます。

６．出力端子カバーをＭ３×６ｍｍビスで固定し、出力端子カバーの取り付け完了です。
Ｍ３×６ｍｍビス

20

準備と接続下記対象機種の出力端子カバーの取り付け方を示す。
対象機種：HX030-400
１．出力端子カバー1 セットと付属の固定用ビスＭ３×６ｍｍ ４個準備する。

２．出力端子カバーの上下は下記画像のように取り付けます。

３．出力ケーブルに出力端子用保護チューブを被せてインシュロックにて固定し、出力端子カバーを出力端子パネルの上下の溝にはめ込みます。

21

準備と接続
４．出力端子カバーをＭ３×６ｍｍビスで固定し、取り付け完了です。

Ｍ３×６ｍｍビス

22

準備と接続下記対象機種の出力端子カバーの取り付け方を示す。
対象機種：HX0500-12/HX0500-24/HX01000-6/HX01000-12
１．出力端子カバーの１個（２個とも同一形状）にカバー取り付け用サポートを取り付けます。
※取り付け用サポートは出力端子カバーの内側センター部へ挿入し外側からＭ３×６ｍｍビスで固定します。

２．カバー取り付け用サポートを取り付けた出力端子カバーを出力端子の左側の溝にはめ込みます。

３．もう１個の出力端子カバーを出力端子の右側の溝にはめ込みます。

23

準備と接続
４．出力端子カバーをＭ３×６ｍｍビスで固定します。

５．出力端子カバーの取り付け完了です。

24

準備と接続【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

25

基本的な使い方
基本的な使い方

初期画面表示
入力電源投入後（「POWER」スイッチ ON）、「数字表示器（電圧）」に出力電圧、「数字表示器（電流）」に機種表示、
総出力容量（単位 kW）を表示します。

数字表示器（電圧）：出力電圧表示
数字表示器（電流）：機種表示

数字表示器（電圧）：出力電圧表示
数字表示器（電流）：総出力容量

計測表示※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。
並列接続の構成が変わり、総出力容量が前回起動時の総出力容量と相違している場合は「数字表示器（電圧）」にエ
ラーコード“Ｅ０１１”を表示し、「数字表示器（電流）」に現在の総出力容量を点滅表示します。
総出力容量を確認後、「FUNC.」キーを２秒以上長押しして、現在の総出力容量を承認することで、計測表示に切り替わ
ります。
MEMO
機種表示
● HX030-200G4/HX060-100G4/HX0500-12G4/HX01000-6G4:● HX030-400G4/HX060-200G4/HX0500-24G4/HX01000-12G4:● HX030-200G4F/HX060-100G4F/HX0500-12G4F/HX01000-6G4F:● HX030-400G4F/HX060-200G4F/HX0500-24G4F/HX01000-12G4F:● HX030-200G4I/HX060-100G4I/HX0500-12G4I/HX01000-6G4I:● HX030-400G4I/HX060-200G4I/HX0500-24G4I/HX01000-12G4I:● HX030-200G4FI/HX060-100G4FI/HX0500-12G4FI/HX01000-6G4FI:● HX030-400G4FI/HX060-200G4FI/HX0500-24G4FI/HX01000-12G4FI:

26

06-12-06F12F06-I
12-I
06FI
12FI

基本的な使い方
初期状態
工場出荷時及び初期化操作後の設定は、以下のようになっています。
30V/60V タイプ
HX030-200

HX030-400

HX060-100

HX060-200

定電圧設定値

設定項目

0.00V

0.00V

0.00V

0.00V

定電流設定値

210.0A

420.0A

105.0A

210.0A

過電圧保護設定値（ＯＶＰ）

33.00V

33.00V

66.00V

66.00V

過電流保護設定値（ＯＣＰ）

220.0A

440.0A

110.0A

220.0A

メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の各設定値
ファンクション設定内容

上記 CV 設定値、CC 設定値、OVP 設定値、OCP 設定値と同じ
ファンクション設定内容の初期値（項目 20－38 の校正値を除く）34 ページ参照

500V/1000V タイプ
HX0500-12

HX0500-24

HX01000-6

HX01000-12

定電圧設定値

設定項目

0.0V

0.0V

0.0V

0.0V

定電流設定値

12.60A

25.20A

6.300A

12.60A

過電圧保護設定値（ＯＶＰ）

550.0V

550.0V

1100V

1100V

過電流保護設定値（ＯＣＰ）

13.20A

26.40A

6.600A

13.20A

メモリＡ，Ｂ，Ｃ内の各設定値
ファンクション設定内容

上記 CV 設定値、CC 設定値、OVP 設定値、OCP 設定値と同じ
ファンクション設定内容の初期値（項目 20－38 の校正値を除く）34 ページ参照

工場出荷時の設定にもどす
本機の各設定を初期化することができます。
手順① MEMORY の「Ａ」と「Ｃ」キーを同時に押したまま、「POWER」スイッチをＯＮにする。
手順② 数字表示器が点灯したら「Ａ」「Ｃ」キーを放します。
各設定は工場出荷時の初期設定になります。

設定値のバックアップ
本機は「ＰＯＷＥＲ」スイッチ動作をＯＦＦまたは電源が遮断される直前のすべての設定値を不揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）に保持します。
次回ＰＯＷＥＲ ＯＮ時には、前回ＰＯＷＥＲ ＯＦＦ時の時と同じ設定になります。
※電池は使用していないので、交換等の必要はありません。

27

基本的な使い方
定電圧電源としての使い方
過電圧保護回路（ＯＶＰ）の設定（P39）と過電流（ＯＣＰ）の設定（P41）が実施されていることを確認してください。

『POWER』スイッチを押し、本機を起動させます。
｢数字表示器（電圧）｣に電圧計測値が、｢数字表示器（電流）｣に電流計測値を表示し、「Ｖ」ランプ、「Ａ」ランプが点灯します。
（FUNCTION 設定項目 52 のパラメータが１に設定されている場合は、PRESET 値が表示されます。）

MEMO
数字表示器のいずれかを電力表示で POWER
OFF した場合は、次回 POWER ON 時も同様の表示方法になります。
※電力表示時は「ｋＷ」ランプが点灯します。

「PRESET」キーを押します。
「PRESET」ランプが点灯します。
中止したい場合は、再度「PRESET」キーを押すと計測表示に戻ります。
｢数字表示器（電圧）｣に電圧 PRESET 値が、｢数字表示器（電流）｣に
電流制限 PRESET 値が表示されます。

「VOLTAGE」ツマミを回し、定電圧設定値を変更します。
（ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）

MEMO「VOLTAGE」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示
され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。
FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが 0 のときは、再度「PRESET」キーを押してプリセット・モードから抜けたときに出力電圧が更新されます。
FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが１のときは「VOLTAGE」ツマミにより設定値が即座に更新されます。
※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回し、電流制限値を変更します。
必要な負荷電流よりも大きな値に設定します。
（ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）

MEMO
電流制限値が必要な負荷電流よりも低い値に設定されていると、電流が制限され定電流動作になります（CC ランプ点灯）
※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。

⇒次ページへ続く

28

基本的な使い方
設定が完了したら、「PRESET」キーを押します。
PRESET 内容が確定され計測表示へ戻ります。

「OUTPUT」キーを押します。
「OUTPUT」ランプと「CV」ランプが点灯し設定した内容で出力
します。
MEMO
「PRESET」ランプ点灯中は、設定手順以外のキーは不感となります。（OUTPUT キーは有効です。）

29基本的な使い方
定電流電源としての使い方
過電圧保護回路（ＯＶＰ）の設定（P39）と過電流（ＯＣＰ）の設定（P41）が実施されていることを確認してください。

『POWER』スイッチを押し、本機を起動させます。
｢数字表示器（電圧）｣に電圧計測値が、｢数字表示器（電流）｣に電流計測値を表示し、「Ｖ」ランプ、「Ａ」ランプが点灯します。
（FUNCTION 設定項目 52 のパラメータが１に設定されている場合は、PRESET 値が表示されます。）

MEMO
数字表示器のいずれかを電力表示で POWER
OFF した場合は、次回 POWER ON 時も同様の表示方法になります。
※電力表示時は「ｋＷ」ランプが点灯します。

「PRESET」キーを押します。
「PRESET」ランプが点灯します。
中止したい場合は、再度「PRESET」キーを押すと計測表示に戻ります。
｢数字表示器（電圧）｣に電圧制限 PRESET 値が、｢数字表示器（電流）｣に電流 PRESET 値が表示されます。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミを回し、定電流設定値を変更します。
（ツマミは右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）

MEMO「CURRENT」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。

FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが 0 のときは、再度「PRESET」キーを押してプリセット・モードから抜けたときに出力電流が更新されます。
FUNCTION 項目番号 50 のパラメータが１のときは、「CURRENT」
ツマミにより設定値が即座に更新されます。

※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミを回し、電圧制限値を変更します。
（ツマミを右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）
MEMO
電圧制限値が必要な出力電圧よりも低い値に設定されていると、電圧が制限され定電圧動作になります。（CV ランプ点灯）※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。

⇒次ページへ続く

30

基本的な使い方
設定が完了したら、「PRESET」キーを押します。
PRESET 内容を確定して計測表示へ戻ります。

「OUTPUT」キーを押します。
「OUTPUT」ランプと「CC」ランプが点灯し設定した内容で出力します。

MEMO「PRESET」ランプ点灯中は設定手順以外のキーは不感となります。（OUTPUT キーは有効です。）

31

基本的な使い方
リモートセンシング
出力端子から負荷までの配線による電圧降下が問題となる場合、リモートセンシング機能により、配線の電圧降下を補償することができます。補償できる電圧は片道あたり５Ｖまでです。
下図のように配線してください。
※リモートセンス端子に接続する圧着端子は絶縁被覆付圧着端子を使用してください。
HX30-200/60Vタイプ
リモートセンス端子『+』(M3ビス)

HX30-400

リモートセンス
端子『－』(M3ビス)

リモートセンス端子『+』(付属コネクタ)

HX500Vタイプ

リモートセンス
端子『－』(付属コネクタ)

リモートセンス端子『+』(M3ビス)

HX1000Vタイプ

リモートセンス
端子『－』(M3ビス)

リモートセンス端子『+』(付属コネクタ)

リモートセンス
端子『－』(付属コネクタ)

MEMO
Ｃ１ ：電解コンデンサ １００－１０００μＦ（低インピーダンス品）
Ｃ２ ：フィルムコンデンサ １－１０μＦ
負荷端での出力リップル・ノイズを低減したいときに接続します。
M5 ビス

M5 圧着端子

＋
M3 ビス

C1

負荷

C2

－
配線材

出力端子カバー

配線材はより合わせるか、
極力近づけて配線します。

アースする場合は負荷端で行います。

※上記の図は HX0500-12G4 の接続例です。

！ 危険
出力端子に結線するときは、必ずＰＯＷＥＲスイッチを「ＯＦＦ」にしてから行ってください。

！ 注意● リモートセンシングをおこなった状態で出力ラインをスイッチなどで開閉しないでください。
●

故障の原因となります。
ＯＶＰ回路は出力端子の電圧を検出していますので、ＯＶＰの設定電圧は保護動作させた
い電圧に出力配線（往復）の電圧下降分を加えた電圧値としてください。

32

基本的な使い方
各種機能設定各種機能のパラメータ設定を行います。設定できるパラメータはデバイスアドレス、ビットレート、パリティ、外部接点によるＯＮ／ＯＦＦ、外部アナログ制御の選択、ＰＯＷＥＲ「ＯＮ」時のＯＵＴＰＵＴ状態、ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」時の電圧計及び電流計の表示などです。
詳しくは FUNCTION 設定項目一覧（P34）をご覧ください。

各機能を設定する
設定手順

ファンクションキー『ＦＵＮＣ．』を押します。
「FUNC．」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号を「数字表示器（電流）」にパラメータを示します。

『ＶＯＬＴＡＧＥ』つまみで項目番号を選択します。

『ＣＵＲＲＥＮＴ』つまみでパラメータを変更します。

設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ．』を押します。
「数字表示器（電圧）」、「数字表示器（電流）」は、計測表示に戻ります。
｢FUNC.｣キーを押さず、続けて他の項目を変更することができます。
その場合、｢FUNC.｣キーを押した時点で、設定内容が確定されます。
MEMO
デバイスアドレス、ビットレート、パリティの設定は、「ＦＵＮＣ．」
キーで設定を終了させた後「ＰＯＷＥＲ」スイッチを「ＯＦＦ」にし再び「ＰＯＷＥＲ」スイッチを「ＯＮ」にすると設定が変更されます。

33

基本的な使い方
設定項目一覧
【FUNCTION 設定項目】
項目
設定項目
番号
0

パラメータの範囲と内容

初期値

FW ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表示

例：1.00（変更できません）
2＝CV 優先（低速）1立ち上がりﾓｰﾄﾞの選択

0＝CV 優先（高速）
1＝CV 優先（中速）
2＝CV 優先（低速）3＝CV ｽﾙｰﾚｰﾄ
4＝CC 優先（高速）5＝CC 優先（中速）
6＝CC 優先（低速）7＝CC ｽﾙｰﾚｰﾄ
30V タイプ：0.01V/S-60.00V/S

パラメータの範囲の最大値

2

CV ｽﾙｰﾚｰﾄ立ち上り

60V タイプ：0.1V/S-120.0V/S※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能

3

CV ｽﾙｰﾚｰﾄ立ち下り

4

CC ｽﾙｰﾚｰﾄ立ち上り

500V タイプ：1V/S-1000V/S

6
7
8

9

1000V タイプ：1V/S-2000V/S
HX030-200： 0.1V/S-400.0A/S
HX030-400： 0.1V/S-800.0A/S
HX060-100： 0.1V/S-200.0A/S
HX060-200： 0.1V/S-400.0A/S
HX0500-12： 0.01V/S-24.00A/S
HX0500-24： 0.01V/S-48.00A/S
HX01000-6： 0.01V/S-12.00A/S
HX01000-12： 0.01V/S-24.00A/S

パラメータの範囲の最大値

ｼﾘｱﾙ I/F2 の用途

0＝ｼﾘｱﾙ通信制御（ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ）
1＝ｼｰｹﾝｼｬﾙ ON/OFF に使用（ﾛｰｶﾙﾓｰﾄﾞ）

0＝ｼﾘｱﾙ通信制御（ﾘﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ）※本機能はフル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」のみ設定可能

ON ﾃﾞｨﾚｲ時間

0.00ｓ－99.99s

0.00s

OFF ﾃﾞｨﾚｲ時間

0.00ｓ－99.99s※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能

CC ｽﾙｰﾚｰﾄ立ち下り
一般的な機能5※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能

ｱﾗｰﾑ時の動作

0＝ｽｲｯﾁﾝｸﾞ停止
1＝入力ｽｲｯﾁ TRIP
（TRIP 入力と重故障のみ）
2＝入力ｽｲｯﾁ TRIP

並列接続時：（最大出力電流×2）/s※本機能はフル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」のみ設定可能

0＝ｽｲｯﾁﾝｸﾞ停止（TRIP 入力と重故障及び OVP、OCP）

0＝無効
10

外部接点による出力ON/OFF11

計測値の移動平均処理

12

直線性補償機能の動作
ﾓｰﾄﾞ

0＝無効

1＝ｼｮｰﾄ時出力 ON、ｵｰﾌﾟﾝ時出力 OFF
2＝ｼｮｰﾄ時ﾊﾟﾈﾙ操作による ON/OFF 可、ｵｰﾌﾟﾝ時出力 OFF

0＝なし
1＝あり

0＝なし

0＝補償動作ＯＦＦ

1＝出力 ON/OFF 操作及び設定変更時に実行。
収束後の補償値を保持

1＝出力 ON/OFF 操作及び設定変更時に実行。
収束後の補償値を保持
2＝補償動作を連続して実行

34

基本的な使い方
設定項目一覧（続き）【FUNCTION 設定項目】
項目
番号

設定項目

パラメータの範囲と内容

20

電圧設定ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

21

電圧設定ﾌﾙｽｹｰﾙ

表示なし

22

電流設定ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

23

電流設定ﾌﾙｽｹｰﾙ

表示なし

24

電圧計測ｵﾌｾｯﾄ

電圧計側値

25

電圧計測ﾌﾙｽｹｰﾙ

電圧計側値

26

電流計測ｵﾌｾｯﾄ

電流計側値

27

電流計測ﾌﾙｽｹｰﾙ

電流計側値

29
30

校正

28
外部
ｱﾅﾛｸﾞ
入力

31

電圧設定ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

電圧設定ﾌﾙｽｹｰﾙ

C:粗調整 , F:微調整

電流設定ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

電流設定ﾌﾙｽｹｰﾙ

C:粗調整 , F:微調整

初期値

C:粗調整

C:粗調整

電圧ﾓﾆﾀｰ出力ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

33

電圧ﾓﾆﾀｰ出力ﾌﾙｽｹｰﾙ

表示なし

34

電流ﾓﾆﾀｰ出力ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

35

電流ﾓﾆﾀｰ出力ﾌﾙｽｹｰﾙ

表示なし

36

－

表示なし

37

直列ｽﾚｰﾌﾞ時 電圧ｵﾌｾｯﾄ

表示なし

38

直列ｽﾚｰﾌﾞ時 電圧ﾌﾙｽｹｰﾙ

表示なし

39

ﾕｰｻﾞｰ調整値初期化（CV,CC,電圧/電流計測）

0＝無効
1＝有効

0＝無効

定電圧(CV)
外部ｱﾅﾛｸﾞ制御信号の絶縁

0＝無効

0＝無効

40

定電流(CC)
外部ｱﾅﾛｸﾞ制御信号の絶縁

0＝無効

41

絶縁ｵﾌﾟｼｮﾝ32

51

PRESET 内容の確定方法
パネル操作

50

POWER ON 時の OUTPUT の状態

1＝有効

1＝有効
0＝PRESET ﾓｰﾄﾞ終了後、PRESET
内容を確定
1＝PRESET ﾓｰﾄﾞ中に PRESET
内容を確定
0＝OFF（TOGGLE）
1＝MODE1（HOTSTART）
2＝MODE2（HOTSTART）※本機能は絶縁機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名 I 付」のみ設定可能

0＝PRESET ﾓｰﾄﾞ終了後、
PRESET 内容を確定

0＝OFF（TOGGLE）

ALM 発生時や TRIP 動作からの復旧時は
OUTPUT OFF で起動。
「OUTPUT」キーを押すと OUTPUT OＮとなる。

35

基本的な使い方
設定項目一覧（続き）

53

パネル操作

【FUNCTION 設定項目】
項目
設定項目
番号
OUTPUTOFF 時の52
電圧計/電流計の表示

LOCK のモード選択

ﾊﾟﾈﾙﾒﾓﾘｰｷｰの読み出し手順

60

デバイスアドレス

61

通信機能

54

ビットレート

62

パリティ

63

コマンド形式

定電圧制御
EXTR/V、PANEL の設定

70

定電流制御
EXTR/V、PANEL の設定

72

73

外部コントロール71

内部抵抗設定直列運転

74

CV_STSLEVEL1_ALM

75

CC_STS

パラメータの範囲と内容
0＝計測値表示
1＝設定値表示
0＝LOCK キー以外無効
1＝OUTPUT、LOCK キー以外無効
2＝VOLTAGE/CURRENT ﾂﾏﾐ
PRESET,FUNC.,OVP,OCPが無効
0＝ｼﾝｸﾞﾙｱｸｼｮﾝ
1＝ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝ
1－50

初期値
0＝計測値表示
0＝LOCK 以外無効

1＝ﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝ
1

0＝2400bps
1＝9600bps
2＝19200bps
3＝38400bps
0＝なし
1＝ODD(奇数)2＝EVEN(偶数)0＝SCPI 規格準拠
1＝HX ｼﾘｰｽﾞ互換
0＝前面パネル
1＝外部電圧(0－10V)
2＝外部抵抗(0－10kΩA)
3＝外部抵抗(0－10kΩB)
4＝外部抵抗(0－10kΩC)
0＝前面パネル
1＝外部電圧(0－10V)
2＝外部抵抗(0－10kΩA)
3＝外部抵抗(0－10kΩB)
4＝外部抵抗(0－10kΩC)

1=9600bps

HX030-200： 0Ω-0.15Ω
HX030-400： 0Ω-0.075Ω
HX060-100： 0Ω-0.6Ω
HX060-200： 0Ω-0.3Ω
HX0500-12： 0.Ω-41.7Ω
HX0500-24： 0Ω-20.8Ω
HX01000-6： 0Ω-167Ω
HX01000-12： 0Ω-83Ω

0Ω

0＝マスター0＝マスター

1＝スレーブ
0＝LEVEL1_ALM に含まず
1＝LEVEL1_ALM に含む
0＝LEVEL1_ALM に含まず

0＝なし

0＝SCPI 規格準拠
0＝前面パネル※本機能 2～4 は HX01000-G2
では使用不可0＝前面パネル※本機能 2～4 は HX01000-G2
では使用不可※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能※本機能は HX01000-G2 では使用不可

0＝LEVEL1_ALM に含まず
0＝LEVEL1_ALM に含まず

1＝LEVEL1_ALM に含む

36

基本的な使い方
設定項目一覧（続き）【FUNCTION 設定項目】
項目
番号

設定項目

4桁

3桁

80

ｽﾃｰﾀｽ表示 1

1桁

状態表示

B15

過電圧検出

B14

過電流検出

B13

外部接点による出力(ON/OFF)ｽﾃｰﾀｽ

B12

ｱﾗｰﾑ発生B11

出力(ON/OFF)ｽﾃｰﾀｽ

B10

ﾏｽﾀｰ/ﾌﾞｰｽﾀｰ ｽﾃｰﾀｽ

B09

入力電源監視(ﾌﾞｰｽﾀｰ)

B08

入力電源監視(ﾏｽﾀｰ)

B07
2桁

4桁

3桁

81

パラメータの範囲と内容

ｽﾃｰﾀｽ表示 22桁

1桁

HW FPGA ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表示

90

ﾎﾞﾀﾝ押下時のﾋﾞｰﾌﾟ音91

ﾋﾞｰﾌﾟ音82

ｱﾗｰﾑ発生時のﾋﾞｰﾌﾟ音

表示のみ
現在のｽﾃｰﾀｽ情報を 16 進数で表示する。
左から 4 桁･･･1 桁と表示－

B06

過温度(OHP)保護

B05

過電圧(OVP)保護

B04

過電流(OCP)保護

B03

－

B02

－

B01

定電流(CC)ｽﾃｰﾀｽ

B00

定電圧(CV)ｽﾃｰﾀｽ

B15

－

B14

－

B13

外部 TRIP 入力ﾗｯﾁ情報

B12

外部 TRIP 入力情報

B11

－

B10

－

B09

－

B08

－

B07

－

B06

－

B05

内部ﾊﾟﾜｰ部(B)電源監視

B04

内部ﾊﾟﾜｰ部(A)電源監視

B03

－

B02

－

B01

－

B00

初期値

表示のみ
現在のｽﾃｰﾀｽ情報を 16 進数で表示する。
左から 4 桁･･･1 桁と表示

絶縁ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ実装状態

例：1.00(変更できません)

表示のみ

0＝OFF
1＝ON
0＝OFF
1＝ON

1＝ON
1＝ON

37

基本的な使い方
出力ＯＮ／ＯＦＦモードの設定
動作電源（ＰＯＷＥＲON）投入時の出力状態を変更することができます。
この設定を１か２にすると、動作電源（ＰＯＷＥＲON）を投入すると、「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押さなくても出力が立ち上がります。
設定手順

ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、「数字表示器」下段にパラメータを示します。

『ＶＯＬＴＡＧＥ』つまみで項目番号５１を選択します。

『ＣＵＲＲＥＮＴ』ツマミでパラメータを０または１に設定します。
パラメータ＝０）
電源投入後、出力ＯＦＦ（COLD START）、「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押すたびにＯＮとＯＦＦに切り替わります。
パラメータ＝１）
電源投入後、約８秒で出力ＯＮになります。（ＨＯＴ ＳＴＡＲＴ）
パラメータ＝２）
電源投入後、約８秒で出力ＯＮになります。
（ＨＯＴ ＳＴＡＲＴ ＭＯＤＥ２）
ただし、ＡＬＭ発生、ＴＲＩＰ動作からの復旧時は出力ＯＦＦとなります。
「ＯＵＴＰＵＴ」キーを押すと出力ＯＮとなります。

設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ』を押します。

38基本的な使い方
過電圧保護回路（ＯＶＰ）
本機の回路故障、誤操作、定電流モードでの負荷オープンなどにより、過電圧が発生した場合に出力をＯＦＦ、スイッチングを停止し、負荷を保護します。
ＯＶＰの動作電圧は定格出力電圧の 1％から 110％までの任意に設定することができます。

過電圧保護の設定と解除
過電圧保護レベルの設定①．「OUTPUT」キーで出力をＯＦＦにします。
②．「OVP/OCP」キーを押すと上段「数字表示器（電圧）」に現在のＯＶＰ設定値を表示します③．「OVP/OCP」キーを押したまま｢VOLTAGE｣ツマミを回し、設定値を変更します。
（ツマミは右へ回すと設定値が上がり、左へ回すと設定値が下がります。）④．「OVP/OCP」キーを放すと、設定値が確定し計測表示へ戻ります。

押したまま※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。

MEMO●「VOLTAGE」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。
●「OＶP/OCP」キーを押すと「数字表示器(電圧)」に OVP 設定値を、「数字表示器(電流)」に OCP 設定値を示します。

過電圧保護動作の確認
設定後、次の手順で確認試験を行ってください。
①．本機から負荷を切り離してください。
②．出力ＯＮ/ＯＦＦモード（FUNC.51）設定“０”にて「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮにします。
③．出力電圧設定を過電圧保護レベル以下にします。
④．「ＯＵＴＰＵＴ」をＯＮにします。
⑤．「VOLTAGE」ツマミで出力電圧を徐々に上昇させ、ＯＶＰ設定電圧にて、出力ＯＦＦ、「数値表示器（電圧）」にエラーコード“Ｅ００４”、「数字表示器（電流）」が“ＯＵＰ”表示になることを確認します。
⑥．「ALARM RESET」キーを 1 秒以上押して、アラーム状態を解除した後、ＣＶ設定値を本来の値にもどします。

39

基本的な使い方
過電圧保護動作の解除
過電圧保護回路（OVP）の動作時は、OUTPUT が OFF し「数字表示器（電圧）」および「数字表示器（電流）」にエラーコードとアラームメッセージを表示します。
「数字表示器（電圧）」にエラーコード“Ｅ００４”を表示し「数字表示器（電流）」に”ＯＵＰ”が点滅表示します。
MEMO
OVP 動作時、スルーレート機能による立下りスルーレート設定は無効となり、その時点の条件で最も速く電圧を降下させます。

「ALARM RESET」キーを１秒以上押しエラーコードとＯＵＰ表示を消します。
ご注意「ALARM RESET」キーを１秒以上押してもエラーコードとＯＶＰ表示が消えない場合は故障の可能性がありますので、すぐに電源を切り、販売店または高砂製作所へご連絡ください。

MEMO
・シリアル通信時はコマンドにてアラーム状態から復帰させることができます。
・並列運転時、マスター機が正常で、何れかのスレーブ機がアラームの場合、マスター機と正常なスレーブ機には異常コード“Ｅ００６”を表示します。
（アラーム状態のスレーブ機は自機のアラーム内容を表示します。）

OVP 動作の原因を取り除きます。
（CV 設定値、OVP 設定値、負荷状態の変更）「OUTPUT」キーを押すと出力します。

40

基本的な使い方
過電流保護回路（ＯＣＰ）
負荷の短絡などで過電流が発生した場合に、出力をＯＦＦ、スイッチングを停止し、負荷を保護します。
ＯＣＰの動作電流は、定格出力電流の 1％から 110％までの任意の電流値に設定することができます。

過電流保護の設定と解除
過電流保護レベルの設定①．「OUTPUT」キーで出力をＯＦＦにします。
②．「OVP/OCP」キーを押すと数字表示器（電流）に現在のＯＣＰ設定値を表示します③．「OVP/OCP」キーを押したまま｢CURRENT｣ツマミを回し設定値を変更します。
④．「OVP/OCP」キーを放すと、設定値が確定し計測表示へ戻ります。

押したまま※上記の図は表示例です(HX0500-12G4)。

MEMO●「CURRENT」ツマミを押すと設定が増減する桁が高輝度で表示され、押すたびに桁が切り替わります。
４桁ともに高輝度表示の場合は最下位の桁から増減します。
●「OＶP/OCP」キーを押すと「数字表示器(電圧)」に OVP 設定値を、「数字表示器(電流)」に OCP 設定値を示します。
●並列台数（総合電力）が変更された場合、ＯＣＰ設定値は最大値に再設定されます。

過電流保護動作の確認
設定後確認試験を行ってください。
①．本機から負荷を切り離し、＋，－の出力端子間を定格電流が流せる断面積の線材でショートしてください。
②．出力ＯＮ/ＯＦＦモード（FUNC.51）設定“０”にて「ＰＯＷＥＲ」スイッチをＯＮにします。
③．出力電流設定を過電流保護レベル以下にします。
④．「ＯＵＴＰＵＴ」をＯＮにします。
⑤．「CURRENT」ツマミで出力電流を徐々に上昇させ、ＯＣＰ設定電流にて出力ＯＦＦ、「数値表示器（電圧）」に
エラーコード“Ｅ００５”、「数字表示器（電流）」が“ＯＣＰ”表示になることを確認します。
⑥．「OVP」，「OCP」キーを同時に１秒以上押して、アラーム状態を解除した後、ＣＣ設定値を本来の値にもどします。

41

基本的な使い方
過電流保護動作の解除
過電流保護回路（ＯＣＰ）の動作時は、OUTPUT が OFF し「数字表示器（電圧）」および「数字表示器（電流）」にエラーコードとアラームメッセージを表示します。
「数字表示器」上段にエラーコード“Ｅ００５”を表示し｢電流/電力計｣に”ＯＣＰ”が点滅表示します。
MEMO
OＣP 動作時、スルーレート機能による立下りスルーレート設定は無効となり、その時の条件で最も速い立下りで出力電流を降下させます。

「ＡＬＡＲＭ ＲＥＳＥＴ」キーを１秒以上押しエラーコードとＯＣＰ表示を消します。

！ 注意「ＡＬＡＲＭ ＲＥＳＥＴ」キーを１秒以上押してもエラーコードとＯＣＰ表示が消えない場合は故障の可能性がありますので、すぐに電源を切り、販売店または高砂製作所へご連絡ください。

MEMO
・シリアル通信時はコマンドにてアラーム状態から復帰させることができます。
・並列運転時、マスター機が正常で、何れかのスレーブ機がアラー
ムの場合、マスター機と正常なスレーブ機には異常コード“Ｅ００６”
を表示します。
（アラーム状態のスレーブ機は自機のアラーム内容を表示します。）

ＯＣＰ動作の原因を取り除きます。
（ＣＣ設定値、ＯＣＰ設定値、負荷状態の変更）「OUTPUT」キーを押すと出力します。

42

基本的な使い方
アラーム時の動作設定
各種アラームの発生時に本機を入力遮断するか、スイッチング停止（出力強制 OFF）とするか設定することが
可能です。
設定手順

ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器」上段に設定項目番号、「数字表示器」下段にパラメータを示します。

『ＶＯＬＴＡＧＥ』つまみで項目番号９を選択します。

『ＣＵＲＲＥＮＴ』ツマミでパラメータを０または１に設定します。
パラメータ＝０） ［初期値］
いずれかのアラーム発生時、スイッチング停止（強制出力 OFF）となります。
パラメータ＝１）
TRIP 入力と重故障（本機の故障）の発生時に入力 SW を OFF し
入力遮断となります。
パラメータ＝２）
TRIP 入力と重故障（本機の故障）のほか過電圧(OVP)、
過電流(OCP)の発生時に入力 SW を OFF し入力遮断します。

設定が終了したら、再度『ＦＵＮＣ』を押します。

43

基本的な使い方
エラーコード表示
表示桁

数字表示器
（電圧）

数字表示器
（電流）

E001

OHP

エラー内容

確認／復帰

－

CPU が誤動作した可能性があります。

一度電源スイッチを OFF にし、再度起動させてください。

E003

OHP

過温度保護が動作しました。

●電源スイッチをＯＦＦし、しばらく放置（内部温度を下げる）してから再度電源スイッチをＯＮにして下さい。
●使用環境温度を確認してください。
●電源を再起動させたとき、FAN モーターが動作しているか確認して下さい。

OVP

E004

OUP

過電圧保護機能が動作しました。

過電圧設定値を確認してください。
解除方法は P39 を参照ください。

OCP

E005

OCP

過電流保護機能が動作しました。

過電流設定値を確認してください。
解除方法は P41 を参照ください。

BST

E006

－

何れかのｽﾚｰﾌﾞ機に異常が発生しました。

ｽﾚｰﾌﾞ機の表示内容を確認してください。

P_ERR

E007

－

内部整流電圧・制御
回路用電圧の異常を検出しました。

故障の可能性があります。
弊社営業へご連絡ください。

BST_NRDY

E008－

ｽﾚｰﾌﾞ機の入力電圧が異常です。

ｽﾚｰﾌﾞ機の電源スイッチがＯＮになっているか確認してください。

入力電源の欠相を検出しました。

入力コネクタへの配線接続を確認してくだ
さい。

表示内容
WDT

欠相検出異常
並列接続
検出異常

E009

－

並列台数が正常に検出できませんでした。

再度電源を起動させてください。

並列接続台数
OVER

E010

－

11 台以上並列接続されています。

並列台数を確認して再度電源を起動させてください。

並列接続
台数不一致

E011

－

電源が記憶している
前回の並列接続台数と今回の並列台数が相違しています。

今回の並列台数でよければ「FUNC.」キーを 2 秒以上長押して検出台数を承認してください。

TRIP 動作

E012

Sｈｄｎ

TRIP 機能が動作しました。

OVP＋OCP キー同時押し又はリモート制
御コマンドにて表示の ALMREGCLEAR により解除してください。

異電圧機種混在E013－

異電圧機種が接続されています。

異電圧機種との接続を確認して再度電源を起動させてください。

通信異常

E100

－

電文が正常に受信できませんでした。

送信文を再度確認してください。
正常な電文を受信することで復帰します。

E2P 異常E110－

起動時初期化に失敗しました。

OVP＋OCP キー同時押し又はリモート制
御コマンドにて表示の ALMREGCLEAR により解除してください。

44

基本的な使い方【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

45

便利な機能メモリー機能電圧、電流や各種機能の設定値を「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の３つのメモリーへ書き込み、読み出すことができます。
MEMO
メモリーに保存できる設定項目は４７ページ「パネルメモリー保存内容一覧」に示します。
ご注意
並列台数（総合電力）が変更になった場合、パネルメモリーの保存内容は初期化されます。

メモリーに保存する「A」、「B」、「C」の 3 つのメモリーに現在の設定値を書き込みます。

「STORE」キーを押します。
｢数字表示器（電圧）｣に電圧設定値、｢数字表示器（電流）｣に電流設定値が点滅表示されます。
（書き込みを中止したいときは、再度「STORE」キーを押します。）

保存先のメモリー「A」、「B」、「C」のいずれかのキーを長押しします。（１秒以上）
現在の設定値が書き込まれます。
点滅スピードが速くなり、書き込みが完了すると計測表示に戻ります。
MEMO
OUTPUT ON/OFF と設定手順以外のキーは不感となります。
メモリーへの書き込みは、OUTPUT の ON/OFF に関わらず可能です。

メモリーから読み出す〔シングルアクションでの読み出し〕
FUNCTION 設定項目 54 のパラメータを”0”に設定します。
（設定方法は FUNCTION 設定３６ページ参照）
読み出したい｢A｣、｢B｣、｢C｣のいずれかのキーを押します。
メモリーに保存されている内容に設定されます
MEMO
OUTPUT ON/OFF と設定手順以外のキーは不感となります。
メモリーの読み出しは OUTPUT の ON/OFF に関わらず可能です。
⇒次ページへ続く46

便利な機能〔ダブルアクションでの読み出し〕
FUNCTION 設定項目 54 のパラメータを”1”に設定します。
（設定方法は FUNCTION 設定３６ページ参照）
読み出したい｢A｣、｢B｣、｢C｣のいずれかのキーを押します。
「数字表示器」にメモリーに保存されている電圧、電流値が点滅表示されます。
（読み込みを中止したいときは、再度同じキーを押します。ここで別のメモリーキーを押した場合は、押されたメモリーキーの電圧電流値が点滅表示します。）

読み出したいメモリーキーを長押しします。（１秒以上）「数字表示器」の点滅スピードが速くなり、読み出しが完了すると計測表示に戻ります。
MEMO
OUTPUT ON/OFF と設定手順以外のキーは不感となります。
メモリーの読み出しは OUTPUT の ON/OFF に関わらず可能です。

パネルメモリー保存内容一覧
設定に使うキーPRESET

FUNC．

1
2
3
4
5
7
8
72

保存できるパラメータ
CV 設定値
CC 設定値OVP 設定値
OCP 設定値
立ち上りモードの選択
CV スルーレート立ち上り
CV スルーレート立ち下り
CC スルーレート立ち上り
CC スルーレート立ち下り
ON ディレイ時間
OFF ディレイ時間
内部抵抗設定47

便利な機能立ち上がりモード選択機能※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能です。
使用目的に応じて最適な出力の立ち上がり特性を選択できます。
１．定電圧（ＣＶ）優先モード（高速／中速／高速）
装置やデバイスの試験など、通常の定電圧電源としての使用に適しています。
２．定電流（ＣＣ）優先モード（高速／中速／高速）
ダイオード等の非線形負荷に定電流パルスを加えたい場合や、電磁石など電流を制御したい負荷の場合に適しています。

設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 1 を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで０ － ７を選択します。
設定値０＝定電圧（ＣＶ）優先高速モード
設定値１＝定電圧（ＣＶ）優先中速モード
設定値２＝定電圧（ＣＶ）優先低速モード
設定値４＝定電流（ＣＣ）優先高速モード
設定値５＝定電流（ＣＣ）優先中速モード
設定値６＝定電流（ＣＣ）優先低速モード
MEMO (500V/1000V)

MEMO (30V/60V)
高速、中速、高速の時間はおよそ下記となります。
・CV 高速：約１０msec
・CC 高速：約１０msec
・CV 中速：約１００msec
・CC 中速：約１００msec
・CV 低速：約２００msec
・CC 低速：約２００msec

高速、中速、高速の時間はおよそ下記となります。
・CV 高速：約１００msec
・CC 高速：約１０msec
・CV 中速：約３００msec
・CC 中速：約１００msec
・CV 低速：約５００msec
・CC 低速：約２００msec

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

48

便利な機能可変スルーレート機能※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能です。
出力電圧、出力電流の上昇率、下降率をそれぞれ独立して設定することができます。

①

電圧（Ｖ）→■定電圧（ＣＶ）スルーレート

ＣＶ優先モードでスルーレート設定をした例

定電圧動作で、出力電圧の変化率を小さくしたい場合に使用します。

②

△Ｖ
△ｔ
①

△Ｖ

②

△ｔ

設定範囲：30V タイプ：0.01V/S – 60.00V/S
60V タイプ：0.1V/S – 120.0V/S
500V タイプ：1V/S – 1000V/S
1000V タイプ：1V/S – 2000V/S

時間（s）→①ＣＶスルーレート立ち上り②ＣＶスルーレート立ち下り
スルーレート（ＣＶ）＝

△Ｖ
（V/S）
△ｔ

■定電流（ＣＣ）スルーレート
定電流動作で、出力電流の変化率を小さくしたい場合に使用します。
設定範囲
定電流（ＣＣ）スルーレートの設定範囲は並列台数により変化します。
定格出力電流[Io]設定範囲
Io ＜ 50A
0.01－(定格出力電流の 2 倍) A/s
50A ≦ Io ＜ 500A
0.1－(定格出力電流の 2 倍) A/s
500A ≦ Io ＜ 4000A
1－(定格出力電流の 2 倍) A/s

設定分解能
0.01A
0.1A
1A

（例）HX0500-12G4F ： 0.01A/s－24.00Ａ/s（設定分解能 0.01A/s）

設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ.．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号１を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを３または７に設定し、立ち上がり時の優先モードを指定します。
設定値３＝定電圧（ＣＶ）優先，可変スルーレート
設定値７＝定電流（ＣＣ）優先，可変スルーレート

49便利な機能定電圧（ＣＶ）優先，可変スルーレート（項目１を３に設定）を選択した場合「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号２または３を選択します。
設定値２＝立ち上り電圧スルーレート
設定値３＝立ち下り電圧スルーレート※上記の図は表示例です(HX0500-G4)。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで設定値を決定します。
設定範囲：(例)
HX0500-12G4F：1V/s－1000V/s（設定分解能 1V/s）※上記の図は表示例です(HX0500-12G4F)。

定電流（ＣＣ）優先，可変スルーレート（項目１を７に設定）を選択した場合「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号４または５を選択します。
設定値４＝立ち上り電流スルーレート
設定値５＝立ち下り電流スルーレート※上記の図は表示例です(HX0500-12G4F)。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで設定値を決定します。
設定範囲（例）
HX0500-12G4F： 0.01A/s－24.00Ａ/s（設定分解能 0.01A/s）
並列運転でご使用の場合は４９ページの定電流（ＣＣ）スルーレート
を参照ください。
※上記の図は表示例です(HX0500-12G4F)。

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

50

便利な機能シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能です。
複数台の HX-G4 シリーズの出力ＯＮ／ＯＦＦを同時あるは時間差を付けて実行できます。
接続にはオプションケーブル（T485-**M 別売り）が必要です。

シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦの接続
シーケンシャルマスター

＃１
[ON]
ON

OFF

T485-**M(**はケーブル長指定)
シーケンシャルスレーブ

＃２

[OFF]
ON

シーケンシャルスレーブ

OFF

＃ｎ
[ON]
ON

OFF

！ 注意
●ＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮ（終端抵抗）の設定
シーケンシャルマスター（＃1）と末尾のシーケンシャル
スレーブ（＃ｎ）の ＴＥＲＭＩＮＡＴＩＯＮスイッチをＯＮに、それ以外のシーケンシャルスレーブ をＯＦＦに設定してください。

51

便利な機能シーケンシャル機能の使用方法

MEMO

シーケンシャルマスター機の「ＯＵＴＰＵＴＯＮ」信号をトリガーとして各機に設定されたディレイ時間（ｔｄon、ｔｄｏｆｆ）
経過後に出力をＯＮ/ＯＦＦします。

シーケンシャルマスター機にも、ディレイ時間（ｔｄon、ｔｄｏｆｆ）の設定が可能です。

例)
ｼｰｹﾝｼｬﾙﾏｽﾀｰ ON
HX-G ＃１(＋５Ｖ) OFF
td1 onｼｰｹﾝｼｬﾙｽﾚｰﾌﾞ
HX-G ＃２(＋１２Ｖ)

td1 offONOFF

td2 onｼｰｹﾝｼｬﾙｽﾚｰﾌﾞ
HX-G ＃ｎ(－１２Ｖ)

td2 offONOFF

td3 onHX-G＃１の[OUTPUT]ｷｰ
で出力をＯＮ／ＯＦＦON

td3 off
OFF

設定の手順
シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能を有効にします。
ファンクションキー『ＦＵＮＣ』を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータを表示します。
「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 6 を選択し、「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを 1 に設定します。

ディレイ時間の設定をします。
ＯＮディレイ時間およびＯＦＦディレイ時間の設定は0.00ｓ－99.99ｓの範囲です。
工場出荷時は 0.00s（ディレイ時間なしの状態）に設定されています。
ＯＮディレイ時間の設定「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 7 を選択し、「ＣＵＲＲＥＮＴ」つまみでＯＮディレイ時間を設定します。
ＯＦＦディレイ時間の設定「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 8 を選択し、「ＣＵＲＲＥＮＴ」つまみでＯＦＦディレイ時間を設定します。

ＯＮディレイ時間の設定(例：３３．３３ｓ設定)

ＯＦＦディレイ時間の設定(例：１１．１１ｓ設定)⇒次ページへ続く

52

便利な機能シーケンシャルマスター機、シーケンシャルスレーブ機の設定をします。
「ＶＯＬＴＡＧＥ」つまみで項目番号 60 を選択し
「ＣＵＲＲＥＮＴ」つまみでマスター機及びスレーブ機の設定をします。
マスター機はアドレス“１”に設定します。
スレーブ機はアドレス“１”以外で設定してください。
※スレーブ機が複数台の場合はアドレスが重複しないよう設定します。

再度「ＦＵＮＣ」キーを押して完了です。
「FUNC.」ランプが消灯し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

53

便利な機能キーロック
不用意な操作から設定を保護したい場合に「ＬＯＣＫ」キーを使用します。
キーロックの設定「ＬＯＣＫ」キーを押すと、ＬＯＣＫランプが点灯し、有効なキー入力を制限します。
キーロックの状態は FUNCTION 設定項目番号 53 のパラメータ設定で以下の３種類の状態を選択できます。
パラメータ＝０：「ＬＯＣＫ」キーのみ使用可能です。
パラメータ＝１：「ＯＵＴＰＵＴ」キー、「ＬＯＣＫ」キーのみ使用可能です。

ＬＯＣＫモードの選択（例：パラメータ「０」選択）

パラメータ＝２：「ＤＩＳＰＬＡＹ」キー、「Ａ」、「Ｂ」、［Ｃ］キー「ＳＴＯＲＥ」キー、「ＯＵＴＰＵＴ」キー「ＬＯＣＫ」キーが使用可能です。

キーロックの解除
再度「ＬＯＣＫ」キーを押すと、ＬＯＣＫランプが消灯し、すべてのキーが有効になります。

54

便利な機能内部抵抗可変※本機能はﾌﾙ機能搭載ﾀｲﾌﾟ「型名Ｆ付」のみ設定可能です。
定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧降下を意図的に発生させることができます。
化学電池（放電時）の内部抵抗や太陽電池、燃料電池のＩ－Ｖ
特性を近似させることができます。

！ 注意
内部抵抗可変機能は直流的な動作に限ります。
過渡的な現象の近似には適しません。

設定の手順
ファンクションキー「FUNC.」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータを表示します。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号７２を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで内部抵抗値の設定をします。
設定範囲(例)
ＨＸ０５００－１２Ｇ４Ｆ：０Ω－４１．７Ω（分解能： 0．5Ω）

内部抵抗値の設定範囲、分解能は並列接続台数により異なります。
８４ページ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ通信で使う－内部抵抗の設定）の表を参照ください。
工場出荷時は 0Ω（内部抵抗なしの状態）に設定されています。

！ 注意
内部抵抗値の設定は下記のように動作します。
ただし、0.0Ω－41.5Ωまでの設定は 0.5Ω分解能にて増減させることができます。
抵抗値増加時：0.0Ω→0.5Ω→1.0Ω・・・・41.0Ω→41.5Ω→41.7Ω
抵抗値減少時：41.7Ω→41.2Ω→40.7Ω・・・・0.7Ω→0.2Ω→0.0Ω

再度「ＦＵＮＣ．」キーを押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

55

便利な機能計測表示のスムージング
負荷電流が周期的に速いスピードで変動する場合などに表示値を安定させたい時に使用します。
表示値は最新のデータを含む過去２秒間の計測データを平均した値になり、約 200ｍｓ間隔で更新されます。
（移動平均法と呼ばれる方法です）
設定の手順
ファンクションキー「FUNC.」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータを表示します。

｢ＶＯＬＴＡＧＥ｣ツマミで項目番号１１を選択し｢ＣＵＲＲＥＮＴ｣ツマミでパラメータを１に設定します。

再度｢ＦＵＮＣ．｣キーを押して完了です。
「FUNC.」ランプが消灯し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

56

便利な機能直線性補償機能
直流電源の定電圧､定電流の基準電圧用ＤＡコンバータや誤差増幅器、フィードバック系に起因する出力の非直線性を計測機能を使用して補償し、高い出力設定精度を得る機能です。
通常は補償機能ＯＮ（パラメータ１または２）で使用します。

設定の手順
ファンクションキー「FUNC.」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータを表示します。

｢ＶＯＬＴＡＧＥ｣ツマミで項目番号１２を選択し｢ＣＵＲＲＥＮＴ｣ツマミで補償の動作モードを選択します。
0＝補償動作なし
1＝補償動作が収束後、次に出力ＯＮ、設定値の変更、出力モード（CV/CC）の変化があるまで補償値を保持する。
2＝常時（200ms 周期）補償動作を行う。
※初期値は「１」に設定されています。

再度｢ＦＵＮＣ．｣キーを押して完了です。
「FUNC.」ランプが消灯し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

57

便利な機能ビープ音の設定
本機は、ボタン押下時および、アラーム発生時にビープ音が鳴ります。
このビープ音の有無を設定できます。
設定の手順
ファンクションキー「FUNC.」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータを表示します。

ボタン押下時のビープ音の設定｢VOLTAGE｣ツマミでパラメータを９０に設定し、｢CURRENT｣つまみで設定します。
1＝ビープ音 有 ［初期値］
0＝ビープ音 無

アラーム発生時のビープ音の設定｢VOLTAGE｣ツマミでパラメータを９１に設定し、｢CURRENT｣つまみで設定します。
1＝ビープ音 有 ［初期値］
0＝ビープ音 無

再度｢ＦＵＮＣ．｣キーを押して完了です。
「FUNC.」ランプが消灯し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

58

便利な機能【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

59

デジタル通信で使う
概要
本機背面の[SERIAL I/F 1]コネクタか、[SERIAL I/F 2]コネクタと、コンピュータ、シーケンサ等の通信端末のＣＯＭポートを接続することにより、ＲＳ－２３２ＣあるいはＲＳ－４８５準拠（全二重通信）によるリモートコントロールができます。
また、[SERIAL I/F 2]コネクタをマルチに接続することで、通信端末一台による複数台のリモートコントロールを実現できます。コマンドの形式は、IEEE488.2 共通コマンド及び、SCPI プロトコルに準拠した形式、または、当社 HX シリーズのコ
マンドに準拠した 2 つの形式から選択できます。

！ 注意●本機のＤＳＲ信号は、常時ＯＮの信号を入力してください。
●本機のＤＴＲ信号は、電源投入と同時に常時ＯＮ出力されます。また、ＲＴＳ信号は、本機内部にてＣＴＳ信号に折り返して出力します。

外部コントロールコネクタ「SERIAL I/F 1」のコネクタ形式（ＲＳ－２３２Ｃ）
SERIAL I/F 1

1

5

6

9

本体側:D-SUB9ﾋﾟﾝ(ｵｽ)ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

1

NC

-

2

RX

IN

3

TX

OUT

4

DTR

OUT

5

GND

-

6

DSR

-

7

RTS

OUT

8

CTS

IN

9

NC

-

外部コントロールコネクタ「SERIAL I/F 1」ピン配置【ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ､ｼ-ｹﾝｻ等を接続する場合】
下記結線を持つ､ﾊﾟｿｺﾝ用ｼﾘｱﾙｲﾝﾀ-ﾌｪ-ｽｹ-ﾌﾞﾙ（市販品）を使用します。
結線図
HXmk2側（D-Sub 9pinﾒｽ）

ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ側（D-Sub 9pinﾒｽ）

RX （2）TX （3）DTR （4）
GND （5）
DSR （6）
RTS （7）
CTS （8）両端 D-Sub 9pin(ﾒｽ)付 ｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙRX （2）TX （3）DTR （4）
GND （5）
DSR （6）
RTS （7）
CTS （8）

外部コントロールコネクタ「SERIAL I/F 2」のコネクタ形式（ＲＳ－４８５準拠）
1

8

SERIAL I/F 2

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

ﾋﾟﾝNo.

名称

IN/OUT

1

NC

-

2

NC

-

3

TX+

OUT

4

TX-

OUT

5

RX+

IN

6

RX-

IN

7

NC

-

8

GND

-

本体側:RJ-45(ﾒｽ)
外部コントロールコネクタ「SERIAL I/F 2」ピン配置

60

デジタル通信で使う
マルチ接続
１台のコンピュータ、シーケンサなどの通信端末で複数台の HX-G4 シリーズを制御する接続構成を下図に示します。
HX-G4 シリーズにそれぞれ独立したアドレスを設定することで、１個のポートで最大３１台の HX-G4 の制御ができます。

！ 注意●マルチ接続された HX-G4 に接続できる通信端末（パソコン等）は、一台だけです。
●通信端末がＲＳ－２３２Ｃ「SERIAL I/F 1」で接続された際のデバイスアドレスは必ず「１」に設定して下さい。
●通信端末がＲＳ－４８５「SERIAL I/F 2」で接続された際のデバイスアドレスは必ず「１」以外に設定して下さい。
●設定は FUNCTION 設定項目６０「デバイスアドレス」にて行います。
●「SERIAL I/F 2」に２本のケーブルを接続する電源は「TERMINATION」スイッチを「ＯＦＦ」に設定して下さい。
●「SERIAL I/F 2」に１本のケーブル接続またはケーブル接続なしの場合は「TERMINATION」スイッチを「ＯＮ」にして下さい。

＃１[ON]
ON OFF

T485-**M(**はケーブル長指定)
＃２

パソコン等

[OFF]
ON OFF＃ｎ[ON]
ON OFF

複数の HX-G4 シリーズをパソコンで制御する

61

デジタル通信で使う
シリアルポート設定
本機のシリアルポート設定について記述します。
シリアルポート設定
項目
設定値の範囲ビットレート2400、9600、19200、38400bps
データ長
8bit（固定）
パリティ
NOT、ODD、EVEN
ストップビット
1bit（固定）
フロー制御
無し※下線付は本機の初期設定値を意味します。
通信端末側のシリアルポート設定を本機のシリアルポート設定と合わせて下さい。
設定が異なると通信が確立しません。ビットレート及びパリティは、FUNCTION 設定項目６１「ビットレート」
及び、項目６２「パリティ」にて設定します。
設定の変更は次回の入力電源投入時から有効となります。

コマンド送信間隔
本機にはフロー制御機能がないため、連続でコマンドを送信する場合は通信端末側でディレイを持つ必要があります。
受信に失敗した場合、HX-G4 シリーズはアラームレスポンスを返します。
アラームレスポンス
HX-G4 コマンド体系の場合 ： ｢ ERROR ｣ＨＸコマンド体系の場合： ｢ ALM128 ｣コマンド送信間隔の目安を以下に示します。
コマンド送信間隔一覧
ビットレートディレイ時間２４００bps
２００ms
９６００bps
５０ms
１９２００bps
４０ms
３８４００bps
２０ms

62

デジタル通信で使うアクセス方法アクセス手順本機は、FUNCTION 設定項目６０「デバイスアドレス」にて設定してあるデバイスアドレスと、「デバイスアドレスの指定」コマンドで指定されたアドレスが一致すると、通信コマンドによる制御が可能になります。
この時、前面の「REMOTE」LED が点灯し、通信コマンドによる制御を受け付け可能な状態（以下リモート制御状態と記述）になります。同時に、前面パネルからの制御を受け付けなくなります。（下図参照）
設定されているデバイスアドレスとは異なるアドレスの「デバイスアドレスの指定」コマンドを受信した時は、それ以後の通信コマンドによる制御を放棄します。
再度、通信コマンドによる制御を行う時は、「デバイスアドレスの指定」コマンドで、本機のデバイスアドレスを指定すると、コマンド制御が有効になります。
リモート制御状態から、前面パネルによるローカル制御状態へ戻す時は、前面パネルの「LOCAL」キーを押します。
「REMOTE」LED が消灯し、ローカル制御状態になります。
以後、前面パネルからの制御が受け付け可能になります。

[ REMOTE ] LED 点灯
RS-232C/RS-485

PCなど

デバイスアドレス：１「Ａ１（ＣＲ＋ＬＦ）」送信（コマンド例はＨＸシリーズ互換の場合）
リモート制御開始
REMOTE LED 点灯[ REMOTE ] LED 点灯[ REMOTE ] LED 消灯

リモート制御状態

ローカル制御状態

リモート制御からローカル制御に戻す

63

デジタル通信で使う
マルチ接続時の通信
HX-G4 シリーズを２台接続した時のリモート制御の例です。

接続構成

デバイスアドレス：１(注意）RS-485制御のときは"1"以外に設定

RS-232C/RS-485

T485-**M(**はケーブル長指定)
PCなど

デバイスアドレス：２① デバイスアドレス１に設定した HX-G4 電源に対し、電圧５.５Ｖを設定。

接続構成

デバイスアドレス：１(注意）RS-485制御のときは"1"以外に設定

RS-232C/RS-485

コマンド

デバイスアドレス：２

PCなど[A1,MV5.5(CR+LF)]送信② デバイスアドレス２に設定した HX-G4 電源に対し、電圧７.５Ｖを設定。

接続構成

デバイスアドレス：１(注意）RS-485制御のときは"1"以外に設定

RS-232C/RS-485

コマンド

PCなど

デバイスアドレス：２[A2,MV7.5(CR+LF)]送信64デジタル通信で使う
通信コマンドコマンドの形式は、IEEE488.2 共通コマンド及び、SCPI プロトコルに準拠した HX-G4 標準のコマンド形式または、当社ＨＸシリーズのコマンドに準拠したＨＸコマンド互換形式の２つの形式から選択できます。
コマンド形式の選択は、FUNCTION 設定項目６３「コマンド形式」にて行います。
設定の変更は次回の入力電源投入時から有効となります。

HX-G4 標準コマンド
HX-G4 標準コマンドとは IEEE488.2 共通コマンド（以降共通コマンドと記述）及び、SCPI プロトコルに準拠したコマンド（以降 SCPI コマンドと記述）です。

HX-G4 標準コマンドフォーマット
コマンド記述の基本
全てのコマンド及びレスポンスは ASCII 文字列です。
コマンドワードとパラメータの間には１文字のスペース[]が必要です。
＜例＞
ADDRess[]１
文中において、コマンドワードとは ADDRess、OUTPut などのコマンドキャラクタを意味します。
また、プログラムメッセージとは ALM：CONTain：CC などの一連の送信文字列を意味します。

クエリコマンド
コマンドには設定コマンドとクエリコマンドが存在します。設定コマンドはパラメータの設定を行うコマンドで、クエリコマンドは、現在の設定値の状態などを要求するコマンドです。コマンドワードの末尾にクエスチョンマーク「?」を付加することでクエリコマンドと判断されます。
＜例＞
OUTPut?

オプションコマンド
コマンドワードの中には省略可能なオプションコマンドが存在します。文中では、オプションコマンドはカッコ（[ ]）で囲んで表記しています。実際に送信する際はカッコを省くように注意して下さい。
＜例＞
以下の２つのコマンドは同じ意味のコマンド
OUTPut
OUTPut[：STAT]

65

デジタル通信で使う
大文字と小文字の区別
共通コマンド及び SCPI コマンドはコマンドワードの大文字と小文字の区別がありません。
＜例＞
OUTPUT
OutputOutp
OUTP
OUTPutショートフォームとロングフォーム
SCPI コマンドには短縮形（ショートフォーム）と通常形（ロングフォーム）とがあり、どちらでも送信することができます。コマンドワードはロングフォームかショートフォームのいずれかでなければならず、その中間の表記はエラーとなり実行されません。
＜例＞
OUTPut ロングフォーム
OUTP ショートフォーム
OUTPut[：STAT]ロングとショートフォームの組み合わせ
OUTPu 不正なコマンドと認識

SCPI コマンドの記述方法
SCPI コマンドは以下のように階層構造となっています。
＜例＞
ALM ルートコマンド：CLEar コマンド
：CONTain パスコマンド：CC[]＜NRf＞コマンドとパラメータ（NRf は数値パラメータ。＜＞は記述時は省く）：CV?クエリコマンド
プログラムメッセージは省略可能なオプションコマンドを除いて、必ずルートコマンドで始まらなければなりません。
ルートコマンド自体がオプションコマンドである場合は、次のレベルのコマンドがルートコマンドとして処理されます。
プログラムメッセージの先頭にコロン（：）を置くことが可能です。
＜例＞
以下の２つのコマンドは同じ意味のコマンド
stat：pres：stat：pres
複数のプログラムメッセージをセミコロン「；」で区切って連結することが可能です。
＜例＞
ALM：CLEar；：ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞⇒次ページへ続く66デジタル通信で使う
また、セミコロンで連結する場合、同じコマンドレベル内のコマンドであれば、ルートの記述を省略できます。
＜例＞
同ルート内のコマンドのため CONTain 以降も実行される。
ALM：CLEar；CONTain：CC[]＜NRf＞
プログラムメッセージの中にコロン「：」を検出すると次のコマンドレベルへ移動します。セミコロン「；」の直後に続く
コロン「：」を検出するとパスの位置（パスポインタ）がルートまでリセットされます。連結文字のセミコロン以下にコロンが無い場合は、ルートの省略系と判断され、セミコロン以下にコロンがある場合は、ルートのリセットと判断されます。
＜例＞
セミコロン以下にコロンが無いため、セミコロン以下はコマンドレベルが ALM：の状態と判断。ALM：以下に ALM
コマンドは存在しないためエラーと判断。
ALM：CLEar；ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞
共通コマンドは SCPI コマンドのパスポインタの影響を受けずに記述ができます。また、パスポインタも共通コマンドには影響を受けません。
＜例＞
ALM：CLEAR；*IDN?；CONTAIN：CC?

デリミタ
プログラムメッセージの末尾には CR/LF/CR+LF（CR：キャリッジリターン（0x0d）、LF：ラインフィード 0x0A）の何れかを付加して下さい。

コマンドの実行について
コマンドはプログラムメッセージが現れる順番に従って実行されます。
無効なコマンドはエラーと判断し、実行されません。
マルチコマンドプログラムメッセージに有効なコマンドと無効なコマンドが含まれる場合は、無効なコマンドを検出する直前の有効なコマンドまでが実行されます。無効なコマンド以降は有効なコマンドを含んでいたとしても無視されます。
＜例＞
ALM：CLEar までは有効なコマンドなため実行される。それ以降は無効なコマンドとなり無視される。
ALM：CLEar；ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞

デバイスアドレスの指定
デバイスアドレスが指定されていない状態だと、受信する全てのプログラムメッセージが無視されます。
デバイスアドレスの指定は一度指定した後は毎回指定する必要はなく、省略可能となります。
＜例＞
初回でデバイスアドレス１を指定したため、以降のコマンドは全てデバイスアドレス１の HX-G4 電源が実行します。
ADDRess1；：ALM：CLEar；CONTain：CC[]＜NRf＞
ALM：CONTain：CV?

アクノリッジメッセージ
正常なコマンドを受信した時は“OK”を、異常なコマンドを受信した時は“ERROR”を返します。
正常時は応答を返さない設定もコマンド経由で設定できます。
（クエリコマンド受信時は応答データメッセージがアクノリッジメッセージとなります。）

67デジタル通信で使う
HX-G4 標準コマンド詳細
IEEE488.2 共通コマンド
ＩＥＥＥ488.2 共通コマンドに準拠したコマンドについて説明します。

コマンド名
*IDN
*RST

共通コマンド一覧
処理概要
装置情報問い合わせ
設定パラメータの初期化

コマンド形態
クエリのみ
設定のみ＊ＩＤＮ：装置情報の問い合わせ機能： 装置情報（メーカ名、機種名、ソフトウェアバージョン）を取得します。
書式： ＊ＩＤＮ?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス ： メーカ名、機種名、ソフトウェアバージョン＜例＞ フルスペック・絶縁 OP 付きの場合*IDN?
TAKASAGO,HX-G4FI_500V-6000W,FW_VER1.0＊ＲＳＴ：設定パラメータの初期化
機能
書式
形態
パラメータ

： 設定パラメータの初期化（工場出荷時設定）を行ないます。
： ＊ＲＳＴ： 設定コマンドのみ
： 無し

＜例＞
*RST

68

デジタル通信で使う
SCPI コマンドSCPI プロトコルに準拠したコマンドについて説明します。

ADDRess 階層
ADDRess 階層のコマンドはデバイスアドレスの指定のみです。

コマンド名
ADDＲess

処理概要
デバイスアドレスの指定

コマンド形態
設定のみ

ＡDDRess：デバイスアドレスの指定
機能
書式
形態
設定範囲

： HX-G4 電源のデバイスアドレスを指定します。
： ADDRess[]＜NRｆ＞： 設定コマンドのみ： ０－５０
指定アドレス０はグローバルアドレスとなり、マルチ接続されている全ての HX-G4 シリーズ
直流電源を指定します。
グローバルアドレス指定後は出力 ON/OFF 設定コマンド「OUTPut[：STATe]」のみ有効となります。
また、グローバルアドレス指定状態時に限り、アクノリッジレスポンスの送信を行いません。

！ 注意
同じシステム内において、HX-G4 電源のアドレスが重複しないようにして下さい。
＜例＞
ADDR[]169

デジタル通信で使う
ALM 階層
ALM 階層のコマンドはアラームリセット、ステータス情報の外部出力の設定が該当します。
コマンド名
ALM
：CLEar：CONTain
：CC
：CV

処理概要
－
アラームリセットの実行－
LEVEL1_ALM に CC_STS を含むかどうかの設定
LEVEL1_ALM に CV_STS を含むかどうかの設定

コマンド形態
－
設定のみ
両方
両方

ＡLM：CLEar：アラームリセットの実行機能： アラームリセット（過電圧・過電流アラームの発生状態を解除）を実行します。
書式： ALM：CLEar
形態： 設定コマンドのみ
パラメータ ： 無し
＜例＞
ALM：CLE！ 注意
注意事項：アラームリセットは、必ず原因を取り除いた後、実行して下さい。

ＡLM：CONTain：CC：LEVEL1_ALM に CC_STS を含むかどうかの設定
機能： LEVEL1_ALM 出力条件に CC_STS の状態を含むかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７５と同じ設定です。
書式： ALM：CONTain：CC[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・LEVEL1_ALM に含まない
１・・・LEVEL1_ALM に含む
レスポンス ： ０、１
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ALM：CONT：CC[]1
ALM：CONT：CC?
170

デジタル通信で使う

ＡLM：CONTain：CV：LEVEL1_ALM に CV_STS を含むかどうかの設定
機能： LEVEL1_ALM 出力条件に CV_STS の状態を含むかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７４と同じ設定です。
書式： ALM：CONTain：CV[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・LEVEL1_ALM に含まない
１・・・LEVEL1_ALM に含む
レスポンス ： ０、１
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・アナログオプション未実装状態。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
ALM：CONT：CV[]0
ALM：CONT：CV?
071

デジタル通信で使う
OUTPut 階層
OUTPut 階層のコマンドは、出力制御に関する機能が該当します。
コマンド名
OUTPut：DELay：ON：OFF：EXTernal
：MODE
：HOT
：MODE
[：STATe]

処理概要－－
出力 ON ディレイ時間の設定
出力 OFF ディレイ時間の設定－
外部接点による出力制御の動作モード設定
POWERON 時の出力の状態設定
立ち上りモードの設定
出力 ON/OFF 設定

コマンド形態
－
－
両方
両方
－
両方
両方
両方
両方

OUTPut：DELay：ON：出力 ON ディレイ時間の設定
機能： 出力 ON ディレイ時間を設定します。
FUNCTION 設定項目７と同じ設定です。
書式： OUTPut：DELay：ON[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０．００－９９．９９
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：DEL：ON[]12.34
OUTP：DEL：ON?
12.34

OUTPut：DELay：OFF：出力 OFF ディレイ時間の設定
機能： 出力 OFF ディレイ時間を設定します。
FUNCTION 設定項目８と同じ設定です。
書式： OUTPut：DELay：OFF[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０．００－９９．９９
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：DEL：OFF[]56.78
OUTP：DEL：OFF?
56.78

72

デジタル通信で使う

OUTPut：EXTernal：MODE：外部接点による出力制御の動作モード設定
機能： 外部接点による出力制御の動作モードを設定します。
FUNCTION 設定項目１０と同じ設定です。
書式： OUTPut：EXTernal：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０…無効
１…ショート時出力 ON、オープン時出力 OFF
２…ショート時通常動作、オープン時出力 OFF
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：EXT：MODE[]1
OUTP：EXT：MODE?
1

OUTPut：HOT：POWERON 時の出力の状態設定
機能： POWERON 時の出力の状態を設定します。
FUNCTION 設定項目５１と同じ設定です。
書式： OUTPut：HOT[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０…OFF
１…MODE１（HOTSTART）
ALM、TRIP からの復旧時も HOTSTART が有効となります。
2…MODE2（HOTSTART）
ALM、TRIP からの復旧時、OUTPUTOFF 状態で起動します。
次回起動時から再度 HOTSTART 有効
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：HOT[]1
OUTP：HOT?
173

デジタル通信で使う

OUTPut：MODE：立ち上りモードの設定
機能： 出力の立ち上りモードの設定を行います。
FUNCTION 設定項目１と同じ設定です。
書式： OUTPut：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 0＝CV 優先（高速）
1＝CV 優先（中速）
2＝CV 優先（低速）3＝CV ｽﾙｰﾚｰﾄ
4＝CC 優先（高速）5＝CC 優先（中速）
6＝CC 優先（低速）7＝CC ｽﾙｰﾚｰﾄ
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP：MODE[]3
OUTP：MODE?
3

OUTPut[：STATe]：出力 ON/OFF の設定
機能
書式
形態
パラメータ

： 出力の ON/OFF 設定を行います。
： OUTPut[：STATe][]＜String＞： 設定コマンド、クエリコマンド： ON・・・・出力 ON
OFF・・・出力 OFF
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
OUTP[]ON
OUTP?
ON

74

デジタル通信で使う
MEASure 階層
MEASure 階層のコマンドは、電圧・電流計測値の取得など、計測に関する機能が該当します。
コマンド名
MEASure：CORRection
：MODE
：MVAV
[：SCALar]：CURRent[：DC]：VOLTage[：DC]：POWer
[：DC]

処理概要
－
－
直線性補償機能の動作モードの設定
計測値の移動平均処理の設定－－
電流計測値の取得－
電圧計測値の取得－
電力計測値の取得

コマンド形態
－
－
両方
両方
－
－
クエリのみ
－
クエリのみ
－
クエリのみ

MEASure：CORRection：MODE：直線性補償機能の動作モード設定
機能： 計測による直線性補償の動作モードを設定します。
FUNCTION 設定項目１２と同じ設定です。
書式： MEASure：CORRection：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０…補償動作ＯＦＦ
１…出力ＯＮ／ＯＦＦ操作及び設定変更時のみ実行
２…補償動作を連続して実行
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEAS：CORR：MODE[]0
MEAS：CORR：MODE?
075

デジタル通信で使う

MEASure：MVAV：計測値の移動平均処理の設定
機能： 計測値の移動平均を行うかどうかの設定を行います。
FUNCTION 設定項目１１と同じ設定です。
書式： MEASure：MVAV[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０…計測値は移動平均しない値
１…計測値は移動平均した値
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEAS：MVAV[]0
MEAS：MVAV?
0

MEASure［：SCALar］：CURRent［：DC］：電流計測値の取得
機能： 電流計測値を取得します。
書式： MEASure［：SCALar］：CURRent［：DC］?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス ： 電流計の表示と同様の分解能のデータを返す。
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEAS：CURR?
12.00

MEASure［：SCALar］：VOLTage［：DC］：電圧計測値の取得
機能： 電圧計測値を取得します。
書式： MEASure［：SCALar］：VOLTage［：DC］?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス ： 電圧計の表示と同様の分解能のデータを返す。
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEAS：VOLT?
500.0

76

デジタル通信で使う

MEASure［：SCALar］：POWer［：DC］：電力計測値の取得
機能： 電力計測値を取得します。
書式： MEASure［：SCALar］：POWer［：DC］?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス ： 電力計の表示と同様の分解能のデータを返す。
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEAS：POW?
6.000

77

デジタル通信で使う
SOURce 階層
SOURce 階層のコマンドは、電圧・電流設定値の設定など、出力設定に関する機能が該当します。
コマンド名[SOURce]：CURRent[：LEVel][：IMMediate][：AMPLitude]：PROTection[：LEVel]：SLEW：RISing：FALLing：MEMory：RECall：MODE：STORe：RESistance[：LEVel][：IMMediate][：AMPLitude]：VOLTage[：LEVel][：IMMediate][：AMPLitude]：PROTection[：LEVel]：SLEW：RISing：FALLing

処理概要
－
－
－
－
出力電流の設定－
OCP 電流の設定－
CC スルーレート立ち上り設定
CC スルーレート立ち下り設定－
パネルメモリーの読み出しを実行
パネルメモリーの読み出し手順を設定
パネルメモリーへの書き込みを実行－－－
内部抵抗の設定－－－
出力電圧の設定－
OVP 電圧の設定－
CV スルーレート立ち上り設定
CV スルーレート立ち下り設定

コマンド形態
－
－
－
－
両方
－
両方
－
両方
両方
－
設定のみ
両方
設定のみ
－
－
－
両方
－
－
－
両方
－
両方
－
両方
両方

78

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］：出力電流の設定
機能： 出力電流の設定を行います。
書式： ［SOURce］：CURRent［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 並列接続された総出力容量により設定範囲が異なります。
レスポンス ： パラメータと同様
機種（タイプ）
総出力容量制限

出力電流設定範囲（A）
30V タイプ

60V タイプ

500V タイプ

1000V タイプ

６ｋＷ

0.0 - 210.0

0.0 - 105.0

0.00 - 12.60

0.00 - 6.300

１２ｋＷ

0.0 - 420.0

0.0 - 210.0

0.00 - 25.20

0.00 - 12.60

１８ｋＷ

0.0 - 630.0

0.0 - 315.0

0.00 - 37.80

0.00 - 18.90

２４ｋＷ

0.0 - 840.0

0.0 - 420.0

0.00 - 50.40

0.00 - 25.20

３０ｋＷ

0 - 1050

0.0 - 525.0

0.00 - 63.00

0.00 - 31.50

３６ｋＷ

0 - 1260

0.0 - 630.0

0.00 - 75.60

0.00 - 37.80

４２ｋＷ

0 - 1470

0.0 - 735.0

0.00 - 88.20

0.00 - 44.10

４８ｋＷ

0 - 1680

0.0 - 840.0

0.0 - 100.8

0.0 - 50.40

５４ｋＷ

0 - 1890

0.0 - 945.0

0.0 - 113.4

0.0 - 56.70

６０ｋＷ

0 - 2100

0 - 1050

0.0 - 126.0

0.0 - 63.00

６６ｋＷ

0 - 2310

0 - 1155

0.0 - 138.6

0.0 - 69.30

７２ｋＷ

0 - 2520

0 - 1260

0.0 - 151.2

0.0 - 75.60

７８ｋＷ

0 - 2730

0 - 1365

0.0 - 163.8

0.0 - 81.90

８４ｋＷ

0 - 2940

0 - 1470

0.0 - 176.4

0.0 - 88.20

９０ｋＷ

0 - 3150

0 - 1575

0.0 - 189.0

0.0 - 94.50

９６ｋＷ

0 - 3360

0 - 1680

0.0 - 201.6

0.0 - 100.8

１０２ｋＷ

0 - 3570

0 - 1785

0.0 - 214.2

0.0 - 107.1

１０８ｋＷ

0 - 3780

0 - 1890

0.0 - 226.8

0.0 - 113.4

１１４ｋＷ

0 - 3990

0 - 1995

0.0 - 239.4

0.0 - 119.7

１２０ｋＷ

0 - 4200

0 - 2100

0.0 - 252.0

0.0 - 126.0： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
CURR[]12
CURR?
12.00

79

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent：PROTection［：LEVel］：OCP 電流の設定機能： 過電流（OCP）の設定を行います。
書式： ［SOURce］：CURRent：PROTection［：LEVel］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 並列接続された総出力容量により設定範囲が異なります。
レスポンス ： パラメータと同様
機種（タイプ）
総出力容量制限

過電流保護設定範囲（A）
30V タイプ

60V タイプ

500V タイプ

1000V タイプ

６ｋＷ

2.0 - 220.0

1.0 – 110.0

0.12 - 13.20

0.060 - 6.600

１２ｋＷ

4.0 - 440.0

2.0 – 220.00.24 - 26.40

0.12 - 13.20

１８ｋＷ

6.0 - 660.0

3.0 – 330.0

0.36 - 39.60

0.18 - 19.80

２４ｋＷ

8.0 - 880.0

4.0 – 440.0

0.48 - 52.80

0.24 - 26.40

３０ｋＷ

10.0 - 1100

5.0 – 550.00.60 - 66.00

0.30 - 33.00

３６ｋＷ

12.0 - 1320

6.0 – 660.0

0.72 - 79.20

0.36 - 39.60

４２ｋＷ

14.0 - 1540

7.0 – 770.00.84 - 92.40

0.42 - 46.20

４８ｋＷ

16.0 - 1760

8.0 – 880.0

1.0 - 105.6

0.48 - 52.80

５４ｋＷ

18.0 - 1980

9.0 – 990.0

1.1 - 118.8

0.54 - 59.40

６０ｋＷ

20.0 - 2200

10.0 - 1100

1.1 - 132.0

0.60 - 66.00

６６ｋＷ

22.0 - 2420

11.0 - 1210

1.3 - 145.2

0.66 - 72.60

７２ｋＷ

24.0 - 2640

12.0 - 1320

1.4 - 158.4

0.72 - 79.20

７８ｋＷ

26.0 - 2860

13.0 - 1430

1.6 - 171.6

0.78 - 85.80

８４ｋＷ

28.0 - 3080

14.0 - 1540

1.7 - 184.8

0.84 - 92.40

９０ｋＷ

30.0 - 3300

15.0 - 1650

1.8 - 198.0

0.90 - 99.00

９６ｋＷ

32.0 - 3520

16.0 - 1760

1.9 - 211.2

1.0 - 105.6

１０２ｋＷ

34.0 - 3740

17.0 - 1870

2.0 - 224.4

1.0 - 112.2

１０８ｋＷ

36.0 - 3960

18.0 - 1980

2.2 - 237.6

1.1 - 118.8

１１４ｋＷ

38.0 - 4180

19.0 - 2090

2.3 - 250.8

1.1 - 125.4

１２０ｋＷ

40.0 - 4400

20.0 - 2200

2.4 - 264.0

1.2 - 132.0： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
CURR：PROT[]12
CURR：PROT?
12.00

80

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent：SLEW：RISing：CC スルーレートの立ち上り設定
機能： CC スルーレートの立ち上り設定を行います。
FUNCTION 設定項目４と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：CURRent：SLEW：RISing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 並列接続された総出力容量により設定範囲が異なります。
レスポンス ： パラメータと同様
機種（タイプ）
総出力容量制限

CC スルーレート設定範囲（A/S）
30V タイプ

60V タイプ

500V タイプ

1000V タイプ

６ｋＷ

0.0 - 400.0

0.0 - 200.0

0.01 - 24.00

0.060 - 6.600

１２ｋＷ

0.0 - 800.0

0.0 - 400.0

0.01 - 48.00

0.12 - 13.20

１８ｋＷ

0 - 1200

0.0 - 600.0

0.01 - 72.00

0.18 - 19.80

２４ｋＷ

0 - 1600

0.0 - 800.0

0.01 - 96.00

0.24 - 26.40

３０ｋＷ

0 - 2000

0 - 1000

0.1 - 120.0

0.30 - 33.00

３６ｋＷ

0 - 2400

0 - 1200

0.1 - 144.0

0.36 - 39.60

４２ｋＷ

0 - 2800

0 - 1400

0.1 - 168.0

0.42 - 46.20

４８ｋＷ

0 - 3200

0 - 1600

0.1 - 192.0

0.48 - 52.80

５４ｋＷ

0 - 3600

0 - 1800

0.1 - 216.0

0.54 - 59.40

６０ｋＷ

0 - 4000

0 - 2000

0.1 - 240.0

0.60 - 66.00

６６ｋＷ

0 - 4400

0 - 2200

0.1 - 264.0

0.66 - 72.60

７２ｋＷ

0 - 4800

0 - 2400

0.1 - 288.0

0.72 - 79.20

７８ｋＷ

0 - 5200

0 - 2600

0.1 - 312.0

0.78 - 85.80

８４ｋＷ

0 - 5600

0 - 2800

0.1 - 336.0

0.84 - 92.40

９０ｋＷ

0 - 6000

0 - 3000

0.1 - 360.0

0.90 - 99.00

９６ｋＷ

0 - 6400

0 - 3200

0.1 - 384.0

1.0 - 105.6

１０２ｋＷ

0 - 6800

0 - 3400

0.1 - 408.0

1.0 - 112.2

１０８ｋＷ

0 - 7200

0 - 3600

0.1 - 432.0

1.1 - 118.8

１１４ｋＷ

0 - 7600

0 - 3800

0.1 - 456.0

1.1 - 125.4

１２０ｋＷ

0 - 8000

0 - 4000

0.1 - 480.0

1.2 - 132.0： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
CURR：SLEW：RIS[]24.00
CURR：SLEW：RIS?
24.00

81

デジタル通信で使う［SOURce］：CURRent：SLEW：FALLing：CC スルーレートの立ち下り設定
機能： CC スルーレートの立ち下り設定を行います。
FUNCTION 設定項目５と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：CURRent：SLEW：FALLing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 並列接続された総出力容量により設定範囲が異なります。
CC スルーレート立ち上り設定の設定範囲参照。
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
CURR：SLEW：FALL[]24.00
CURR：SLEW：FALL?
24.00［SOURce］：MEMory：RECall：パネルメモリーの読み出しを実行
機能
書式
形態
パラメータ

： パネルメモリー（A/B/C）の読み出しを行います。
： ［SOURce］：MEMory：RECall[]＜String＞： 設定コマンドのみ： Ａ・・・パネルメモリーＡの内容を読み出し、現在の設定内容に上書き
Ｂ・・・パネルメモリーＢの内容を読み出し、現在の設定内容に上書き
Ｃ・・・パネルメモリーＣの内容を読み出し、現在の設定内容に上書き

制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
MEM：REC[]A

82

デジタル通信で使う［SOURce］：MEMory：RECall：ＭＯＤＥ：パネルメモリーの読み出し手順を設定
機能： パネルメモリー（A/B/C）の読み出し手順を設定します。
FUNCTION 設定項目５４と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：MEMory：RECall：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・シングルアクションで確定
１・・・ダブルアクションで確定
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞
MEM：REC：MODE[]1
MEM：REC：MODE?
1［SOURce］：MEMory：S－Re：パネルメモリーへの書き込みを実行
機能
書式
形態
パラメータ

： パネルメモリー（A/B/C）への書き込みを行います。
： ［SOURce］：MEMory：S－Re[]＜String＞： 設定コマンドのみ： Ａ・・・現在の設定内容をパネルメモリーA に上書き
Ｂ・・・現在の設定内容をパネルメモリーB に上書き
Ｃ・・・現在の設定内容をパネルメモリーC に上書き

制限

： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
MEM：S－R A

83

デジタル通信で使う［SOURce］：RESistance［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］：内部抵抗の設定
機能： 内部抵抗の設定を行います。
書式： ［SOURce］：RESistance［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 機種及び並列接続台数により設定範囲が異なります。
レスポンス ： パラメータと同様

機種
（タイプ）

60V タイプ

500V タイプ

1000V タイプ

内部
抵抗
設定
範囲
（mΩ）

内部
抵抗
設定
分解能
（mΩ）

内部
抵抗
設定
範囲
（mΩ）

内部
抵抗
設定
分解能
（mΩ）

内部
抵抗
設定
範囲
（Ω）

内部
抵抗
設定
分解能
（Ω）

内部
抵抗
設定
範囲
（Ω）

内部
抵抗
設定
分解能
（Ω）

６ｋＷ

0-150

2

0 – 6005

0 - 41.7

0.5

0 - 1672

１２ｋＷ0-75.00.5

0 – 3002

0 - 20.8

0.2

0 - 831

１８ｋＷ

0-50.00.5

0 – 2002

0 - 13.9

0.2

0 - 55.6

0.5

２４ｋＷ

0-37.50.2

0 – 1502

0 - 10.4

0.1

0 - 41.7

0.5

３０ｋＷ

0-30.00.2

0 – 120

1

0 - 8.3

0.1

0 - 33.3

0.2

３６ｋＷ

0-25.00.2

0 – 100

1

0 - 6.94

0.05

0 - 27.8

0.2

４２ｋＷ

0-21.40.2

0 – 86

1

0 - 5.95

0.05

0 - 23.8

0.2

４８ｋＷ

0-18.8

0.2

0 – 75.0

0.5

0 - 5.21

0.05

0 - 20.8

0.2

５４ｋＷ

0-16.7

0.2

0 – 66.7

0.5

0 - 4.63

0.05

0 - 18.5

0.2

６０ｋＷ

0-15.00.2

0 – 60.0

0.5

0 - 4.17

0.05

0 - 16.7

0.2

６６ｋＷ

0-13.60.2

0 – 54.5

0.5

0 - 3.79

0.02

0 - 15.2

0.2

７２ｋＷ

0-12.50.1

0 - 50.0

0.5

0 - 3.47

0.02

0 - 13.9

0.2

７８ｋＷ

0-11.50.1

0 - 46.2

0.5

0 - 3.21

0.02

0 - 12.8

0.2

８４ｋＷ

0-10.70.1

0 - 42.9

0.5

0 - 2.98

0.02

0 - 11.9

0.1

９０ｋＷ

0-10.00.1

0 - 40.0

0.5

0 - 2.78

0.02

0 - 11.1

0.1

９６ｋＷ

0-9.4

0.1

0 - 37.5

0.2

0 - 2.60

0.02

0 - 10.4

0.1

１０２ｋＷ

0-8.8

0.1

0 - 35.3

0.2

0 - 2.45

0.02

0 - 9.8

0.1

１０８ｋＷ

0-8.3

0.1

0 - 33.3

0.2

0 - 2.31

0.02

0 - 9.3

0.1

１１４ｋＷ

0-7.9

0.1

0 - 31.6

0.2

0 - 2.19

0.02

0 - 8.8

0.1

１２０ｋＷ

0-7.500.05

0 - 30.0

0.2

0 - 2.08

0.02

0 - 8.3

0.1

総出力
容量

制限

30V タイプ： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
RES[]41.7
RES?
41.7

84

デジタル通信で使う［SOURce］：VOLTage［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］：出力電圧の設定
機能： 出力電圧の設定を行います。
書式： ［SOURce］：VOLTage［：LEVel］[：IMMediate]［：AMPLitude］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０．０－５２５．０
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞HX0500-12G4 の場合
VOLT[]500
VOLT?
500．0

［SOURce］：VOLTage：PROTection［：LEVel］：OVP 電圧の設定
機能： OVP 電圧の設定を行います。
書式： ［SOURce］：VOLTage：PROTection［：LEVel］[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ５．０－５５０．０
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。
＜例＞HX0500-12G4 の場合
VOLT：PROT[]550
VOLT：PROT?
550.0

85

デジタル通信で使う［SOURce］：VOLTage：SLEW：RISing：CV スルーレートの立ち上り設定
機能： CV スルーレートの立ち上り設定を行います。
FUNCTION 設定項目２と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：VOLTage：SLEW：RISing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： １－１０００
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
VOLT：SLEW：RIS[]1000
VOLT：SLEW：RIS?
1000［SOURce］：VOLTage：SLEW：FALLing：CV スルーレートの立ち下り設定
機能： CV スルーレートの立ち下り設定を行います。
FUNCTION 設定項目３と同じ設定です。
書式： ［SOURce］：VOLTage：SLEW：FALLing[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： １－１０００
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・フル機能搭載タイプ「型名Ｆ付」以外の場合・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞HX0500-12G4 の場合
VOLT：SLEW：FALL[]1
VOLT：SLEW：FALL?
1

STATus 階層
STATus 階層のコマンドは、ステータス情報の取得が該当します。
コマンド名
処理概要
STATus－：MEASure－：CONDition
電源ステータスの取得

コマンド形態－－
クエリのみ⇒次ページへ続く

86デジタル通信で使う

STATus：MEASure：CONDition：電源ステータスの取得
機能： 電源ステータスを取得します。
書式： STATus：MEASure：CONDition?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス ： 3byte の 16 進数データ
電源ステータスビット一覧
Bit

ステータス名２３

P-ON(D)_STS

２２

P-ON(C)_STS

２１
２０
１９
１８
１７
１６
１５
１４
１３

P-ON(B)_STS
P-ON(A)_STS
ISO_OPTHION_MOUNT
未使用
EXT_TRIP_LT_STS
EXT_TRIP_STS
ＯＶＰ_ＳＴＳＯＣＰ_ＳＴＳ
未使用

１２

ＥＸＴ_ＯＮ

概要
内部ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(D)P-ON ｽﾃｰﾀｽ※１２kW ﾀｲﾌﾟのみ
内部ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(D)P-ON ｽﾃｰﾀｽ※１２kW ﾀｲﾌﾟのみ
内部ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(B)P-ON ｽﾃｰﾀｽ
内部ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ(A)P-ON ｽﾃｰﾀｽ
絶縁ｵﾌﾟｼｮﾝ実装ｽﾃｰﾀｽ
常に０
外部 TRIP ラッチステータス
外部 TRIP ステータス
ＯＶＰ調整用ステータス*1
ＯＣＰ調整用ステータス*1
常に０
外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ
入力ステータス１

０

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 ON

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 OFF

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 ON

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 OFF

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 ON
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 ONあり－
TRIP 動作中
TRIP 動作中
ＯＶＰレベル以上
ＯＣＰレベル以上－

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 OFF
ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ電源 OFF
なし
－
正常
正常
ＯＶＰレベル以下
ＯＣＰレベル以下
－

ＯＮ

ＯＦＦ

システム異常異常正常ＤＣ／ＤＣ出力ステータス
マスター・ブースターステータス*2

ＯＮ
ブースター*2

ＯＦＦ
マスター
ブースター主電源ＯＦＦ*2
主電源ＯＦＦ
－
正常
発生なし
発生なし
－
ＣＣではないＣＶではない１０
９

ＡＬＭ_BUS_STS(SYS_ALM)
ＤＤ_ＯＮ_BUS_ＳＴＳ
ＭＳＴ/ＢＳＴ_ＳＴＳ

８

Ｐ－ＯＮ(Ｂ)_ＳＴＳ

Ｐ－ＯＮ（ブースター）ステータス

ブースター主電源ＯＮ*2

７
６
５
４
３
２
１
０

Ｐ－ＯＮ(M)_ＳＴＳ
未使用
ＯＨＰ_ALMＯＣＰ_ＡＬＭＯＶＰ_ＡＬＭ
未使用
ＣＣ_ＳＴＳ
ＣＶ_ＳＴＳ

Ｐ－ＯＮ（マスター）ステータス
常に０
ＯＨＰ（過温度）異常
ＯＣＰ（過電流保護動作）発生
ＯＶＰ（過電圧保護動作）発生
常に０
ＣＣ動作ステータス
ＣＶ動作ステータス

主電源 ON
－
異常
発生あり
発生あり
－
ＣＣ動作中
ＣＶ動作中

*1

OVP,OCP の工場調整用のｽﾃ-ﾀｽです。実際の OVP,OCP の動作時のｽﾃｰﾀｽは Bit4OCP_ALM，
Bit3OVP_ALM に出力されます。
ﾌﾞｰｽﾀｰとは、並列運転にてｽﾚｰﾌﾞ機として動作している HX-G4 ｼﾘｰｽﾞを指します。

１１

*2

＜例＞
STAT：MEAS：COND?
300180（P-ON(B)_STS､P-ON(A)_STS､P-ON(B)_STS､P-ON(M)_STS が１の状態を示す。）

87

デジタル通信で使う
SYSTem 階層
SYSTem 階層のコマンドは、主に FUNCTION 項目の設定が該当します。
コマンド名
SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]
：BAUD
：PACE
：PARity[：TYPE]：UNIT：CONTrol：CURRent：MODE：ISOLate：VOLTage：MODE：ISOLate：ERRor[：NEXT]：KEYLock：MODE：MONi－r：MODE：PRESet：MODE：SERies：TRIP：BUZzer：BUT－m：ALAｒm：POWer
：S－Re

処理概要
－
－
－
－
ビットレートの設定
アクノリッジレスポンスの設定－
パリティの設定
クエリレスポンスの単位付加設定－－
電流設定制御方法のモード設定
外部ｱﾅﾛｸﾞ制御信号の絶縁－
電圧設定制御方法のモード設定
外部ｱﾅﾛｸﾞ制御信号の絶縁－
エラーメッセージの読み取り
LOCK のモード設定－
出力 OFF 時の電圧計/電流計の表示設定－
PRESET 内容の確定方法の設定
直列運転時のマスター、スレーブの設定
TRIP 動作の実行
ブザー音の設定
ボタン音の鳴動設定
アラーム音の鳴動設定
システム容量の問い合わせ
FUNC 設定値保存（EEPROM 書き換え）

コマンド形態
－
－
－
－
両方
両方
－
両方
両方
－
－
両方
両方
－
両方
両方
－
クエリのみ
両方
－
両方
－
両方
両方
設定のみ
－
両方
両方
クエリのみ
設定のみ

88

デジタル通信で使う

SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：BAUD：ビットレートの設定機能： ビットレートの設定を行います。
FUNCTION 設定項目６１と同じ設定です。
書式： SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：BAUD[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・２４００bps
１・・・９６００bps
２・・・１９２００bps
３・・・３８４００bps
レスポンス ： ２４００、９６００、１９２００、３８４００
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

！ 注意
本コマンドによる設定変更は次回入力電源投入時から有効となります。
＜例＞
SYST：COMM：SER：BAUD[]3
SYST：COMM：SER：BAUD?
38400

SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PACE：アクノリッジレスポンスの設定
機能
書式
形態
パラメータ

： アクノリッジレスポンスの設定を行います。
： SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PACE[]＜String＞： 設定コマンド、クエリコマンド： ACK・・・正常コマンド受信時、OK を返す。（デフォルト設定）
OFF・・・正常コマンド受信時、OK を返さない。
レスポンス ： ACKON、ACKOFF！ 注意
本コマンドによる設定変更は、本コマンド受信後の次のコマンドから有効となります。

＜例＞
SYST：COMM：SER：PACE[]ACKSYST：COMM：SER：PACE?
ACKON

89

デジタル通信で使う

SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PARity[：TYPE]：パリティの設定
機能： パリティの設定を行います。
FUNCTION 設定項目６２と同じ設定です。
書式： SYSTem：COMMunicate：SERial[：RECeive]：PARity[：TYPE][]＜String＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ODD·············· 奇数
ＥＶＥＮ ········· 偶数
ＮＯＮＥ········· なし
レスポンス ： ODD、EVEN、NONE
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

！ 注意
本コマンドによる設定変更は、本コマンド受信後の次のコマンドから有効となります。
＜例＞
SYST：COMM：SER：PAR[]ODDSYST：COMM：SER：PAR?
ODD

SYSTem：COMMunicate：SERial：UNIT：クエリレスポンスの単位付加設定
機能
書式
形態
パラメータ

： クエリレスポンスに単位を付加するかどうかの設定を行います。
： SYSTem：COMMunicate：SERial：UNIT[]＜NRf＞： 設定コマンド、クエリコマンド： ０・・・単位を付加しない（デフォルト設定）
１・・・単位を付加する
レスポンス ： パラメータと同様
説明： 本コマンドにて「単位を付加する」に設定すると以下に示す単位がレスポンスに付加されます。
V ······························ 出力電圧設定、OVP 設定、電圧計測クエリコマンドに対する応答に付加。
A ······························ 出力電流設定、OCP 設定、電流計測クエリコマンドに対する応答に付加。
kW···························· 電力計測クエリコマンドに対する応答に付加。
s ······························· 立上り・立下りディレイ時間設定クエリコマンドに対する応答に付加。
mΩorΩ ················ 内部抵抗設定クエリコマンドに対する応答に付加。
bps ·························· ビットレート設定クエリコマンドに対する応答に付加。

＜例＞
SYST：COMM：SER：UNIT[]1
SYST：COMM：SER：UNIT?
1
VOLT?
80.0V

90

デジタル通信で使う

SYSTem：CONTrol：CURRent：MODE：電流設定制御方法のモード設定
機能： 電流設定方法のモード設定を行います。
FUNCTION 設定項目７１と同じ設定です。
書式： SYSTem：CONTrol：CURRent：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・前面パネル、デジタル通信
１・・・外部電圧
２・・・外部抵抗 A タイプ
３・・・外部抵抗 B タイプ
４・・・外部抵抗 C タイプ
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：CONT：CURR：MODE[]1
SYST：CONT：CURR：MODE?
1

SYSTem:CONTrol:CURRent:ISOLate：外部アナログ制御信号定電流(CC)の絶縁の設定
機能： 外部から定電流(CC)アナログ信号に対する絶縁の設定を行います。
FUNCTION 設定項目 41 と同じ設定です。
書式： SYSTem:CONTrol:CURRent:ISOLate[]<NRf>
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 0・・・無効
1・・・有効レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・絶縁オプション未実装
・直列運転のスレーブ機として動作中・並列運転のスレーブ機として動作中＜例＞
SYST:CONT:CURR:ISOL[]1
SYST:CONT:CURR:ISOL?
1

91

デジタル通信で使う

SYSTem：CONTrol：VOLTage：MODE：電圧設定制御方法のモード設定
機能： 電圧設定方法のモード設定を行います。
FUNCTION 設定項目７０と同じ設定です。
書式： SYSTem：CONTrol：VOLTage：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・前面パネル、デジタル通信
１・・・外部電圧
２・・・外部抵抗 A タイプ
３・・・外部抵抗 B タイプ
４・・・外部抵抗 C タイプ
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：CONT：VOLT：MODE[]1
SYST：CONT：VOLT：MODE?
1

SYSTem:CONTrol:VOLTage:ISOLate：外部アナログ制御信号定電圧(CV)の絶縁の設定
機能： 外部から定電圧(CV)アナログ信号に対する絶縁の設定を行います。
FUNCTION 設定項目 40 と同じ設定です。
書式： SYSTem:CONTrol:VOLTage:ISOLate[]<NRf>
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 0・・・無効
1・・・有効レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・絶縁オプション未実装
・直列運転のスレーブ機として動作中・並列運転のスレーブ機として動作中＜例＞
SYST:CONT:VOLT:ISOL[]1
SYST:CONT:VOLT:ISOL?
1

92

デジタル通信で使う

SYSTem：ERRor：エラーメッセージの読み取り機能： エラーレスポンス受信後、本コマンドを送信する事でエラーの発生要因を取得できます。
書式： SYSTem：ERRor?
形態： クエリコマンドのみ
レスポンス ： エラーコード，エラーメッセージ

エラーコード
0
－100
－101
－102
－104
－108
－109
－120
－140
－150
－902
－903
－905

表エラーコードとエラーメッセージ一覧
エラーメッセージ
意味なし
正常Commanderror
コマンドエラー（未定義コマンドなど）
Invalidcharacter
無効なキャラクタを受信した
Syntaxerror
構文エラー
Datatypeerror
データタイプエラー
パラメータが数値のところを文字を受信した等
Paramerter not allowed
パラメータが多すぎる。
Missingparameter
パラメータが少なすぎる。
Numericdataerror
数値データエラー。範囲オーバー等
Characterdataerror
文字データエラー。
Stringdataerror
文字列データエラー。
NopermissionCommand.
実行が許可されていないコマンド。
Receivetimeout.
受信タイムアウト
Unmount isolate option board
絶縁オプションボード未実装のため実行不可！ 注意
最後に発生したエラーレスポンス（最新のエラー）にのみ適用となります。

＜例＞
SYST:CONT:CURR:ISOL?
ERRORSYST:ERR?
-905,Unmount isolate option board

93デジタル通信で使う

SYSTem：KEYLock：MODE：LOCK のモード設定
機能： 前面パネルのキーロックのモード設定を行います。
FUNCTION 設定項目５３と同じ設定です。
書式： SYSTem：KEYLock：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０ ·········· LOCK キー以外無効
１ ·········· OUTPUT キー、LOCK キー以外無効
２ ·········· VOLT／CURR ツマミが無効（これに付随する PRESET キー、FUNC キー、OVP キー、
OCP キーも無効）
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：KEYL：MODE[]1
SYST：KEYL：MODE?
1

SYSTem：MONi－r：MODE：出力 OFF 時の電圧計/電流計の表示設定
機能： 出力 OFF 時の電圧計/電流計の表示設定を行います。
FUNCTION 設定項目５２と同じ設定です。
書式： SYSTem：MONi－r：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・計測値表示
１・・・設定値表示
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：MON：MODE[]0
SYST：MON：MODE?
094

デジタル通信で使う

SYSTem：PRESet：MODE：PRESET 内容の確定方法の設定
機能： PRESET 内容の確定方法の設定を行います。
FUNCTION 設定項目５０と同じ設定です。
書式： SYSTem：PRESet：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・PRESET モード終了後に設定値の変更を実施
１・・・PRESET モード操作中も設定値の変更を実施
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：PRES：MODE[]0
SYST：PRES：MODE?
0

SYSTem：SERies：直列運転時のマスター、スレーブの設定
機能： 直列運転時のマスター、スレーブの設定を行います。
FUNCTION 設定項目７３と同じ設定です。
書式： SYSTem：SERies[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０・・・マスター
１・・・スレーブ
レスポンス ： パラメータと同様
制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・直列運転のスレーブ機として動作中。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：SER[]0
SYST：SER?
095

デジタル通信で使う

SYSTem：TRIP：TRIP 動作の実行
機能
書式
形態
パラメータ

： 出力停止動作の設定によりをＴＲＩＰ動作（出力停止）実行します。
： SYSTem：TRIP： 設定コマンドのみ
： なし

＜例＞
SYST：TRIP

SYSTem：TRIP：MODE：ＴＲＩＰ実行及び、重故障／軽故障時の出力停止動作の設定
機能： ＴＲＩＰ実行及び、重故障／軽故障時の出力停止動作の設定を行います。
FUNCTION 設定項目９の設定と同じです。
書式： SYSTem：TRIP：MODE[]＜NRf＞
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： ０ ·········· スイッチング停止
１ ·········· 入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時)
2 ··········· 入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時とＯＶＰ、ＯＣＰ動作時)！ 注意●重故障とは、パネルリセット（[RESET]キーによる長押）またはコマンドによるアラーム解除ができない場合をいいます。
（電源スイッチによる再起動）●重故障エラー
WDT、OHP、AD-OV、P_ERR、 BST ALM、並列接続台数検出異常、並列接続台数
エラーコード詳細はＰ４４を参照願います制限： 以下の状態の場合、正常な設定コマンドに対してアラームレスポンスが返ります。
・並列運転のスレーブ機として動作中。

＜例＞
SYST：TRIP：MODE[]1
SYST：TRIP：MODE?
1

SYSTem:BUZzer:BUT－m：前面パネル操作時のボタン音の ON/OFF の設定
機能： 前面パネル操作時のボタン音の ON/OFF の設定を行います。
FUNCTION 設定項目 90 と同じ設定です。
書式： SYSTem:BUZzer:BUT－m[]<NRf>
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 0・・・OFF
1・・・ON
レスポンス ： パラメータと同様
制限

： 無し

＜例＞
SYST:BUZ:BUT[]1
SYST:BUZ:BUT?
1

96

デジタル通信で使う

SYSTem:BUZzer:ALArm：アラーム発生時のアラーム音の ON/OFF の設定
機能： アラーム発生時のアラーム音の ON/OFF の設定を行います。
FUNCTION 設定項目 91 と同じ設定です。
書式： SYSTem:BUZzer:ALArm[]<NRf>
形態： 設定コマンド、クエリコマンド
パラメータ ： 0・・・OFF
1・・・ON
レスポンス ： パラメータと同様
制限

： 無し

＜例＞
SYST:BUZ:ALA[]1
SYST:BUZ:ALA?
1

SYSTem:POWer：システム容量(kW)の問い合わせ機能： システム容量(kW)を取得します。
書式： SYSTem:POWer?
形態： クエリコマンドのみ
パラメータ ： 無し
レスポンス ： システム容量(kW)
制限

： 無し

＜例＞
SYST:POW?
6

SYSTem:S－Re：FUNCTION 設定内容の保存
機能
書式
形態
パラメータ

： リモートコマンドにて設定した FUNCTION 設定内容の保存を行います。
： SYSTem:S－Re： 設定コマンドのみ
： 無し

制限

： 無し

＜例＞
SYST:S－R！ 注意
リモートコマンドにて FUNCTION の設定変更を行った場合は電源が投入されている間だけ有効となります。
本コマンドを実行することで EEPROM に保存され次回起動時も設定が反映されます。

97

デジタル通信で使う
HX 互換コマンド
HX 互換コマンドとは、当社 HX シリーズの通信コマンドフォーマットに準拠したコマンドです。
コマンドが HX と互換のため、HX シリーズと HX-G4 シリーズの共通の機能に対してのみリモート制御が可能となります。
HX コマンドの一覧を示します。各コマンドの詳細は下の表の掲載ページを参照して下さい。

コマンド名
Ａ
ＡＲ
ＣＬ
ＬＣ
ＬＶ
MＣ
MＶ
ＯＴ
TP

設定コマンド一覧
制御コマンドの機能
デバイスアドレスの指定
アラームリセットの実行
設定パラメータの初期化
ＯＣＰ電流の設定
ＯＶＰ電圧の設定
出力電流の設定
出力電圧の設定
出力 ON/OFF の設定
ブレーカートリップの実行

掲載ﾍﾟｰｼﾞ
100 ﾍﾟｰｼﾞ
100 ﾍﾟｰｼﾞ
100 ﾍﾟｰｼﾞ
101 ﾍﾟｰｼﾞ
101 ﾍﾟｰｼﾞ
102 ﾍﾟｰｼﾞ
102 ﾍﾟｰｼﾞ
103 ﾍﾟｰｼﾞ
103 ﾍﾟｰｼﾞ

コマンド名
ＴＫ０
ＴＫ１
ＴＫ２
ＴＫ３
ＴＫ４
ＴＫ５

リードバックコマンド一覧
リードバックコマンドの機能
設定パラメータのリードバック
計測データ（電圧・電流）のリードバック
従来の HX と同等の機種情報のリードバック
アラーム情報のリードバック
計測電圧のリードバック
計測電流のリードバック

掲載ﾍﾟｰｼﾞ
104 ﾍﾟｰｼﾞ
104 ﾍﾟｰｼﾞ
105 ﾍﾟｰｼﾞ
105 ﾍﾟｰｼﾞ
106 ﾍﾟｰｼﾞ
106 ﾍﾟｰｼﾞ98デジタル通信で使う
HX 互換コマンドフォーマット
全てのコマンド及びレスポンスは ASCII 文字列です。
「A－Z」のキャラクタをコマンド文字列と認識し、「＋/－/．/０－９」のキャラクタをパラメータと認識します。

HX 互換コマンドの一括送出コマンドとコマンドを「，」で区切ることで、複数のコマンドを１行の文字列で送ることができます。
＜例＞A1,MV10.00,MC2.00,OT1
但し、１行に複数のアドレス指定コマンドが存在する場合はエラーとなります。
＜例＞A1,OT1,A2,OT1/*アドレス指定コマンドが複数あるためエラー*/

HX 互換コマンドのアラームレスポンスの発生要因
以下に示すエラーとなる条件を満たした場合、HX-G4 は即座にアラームレスポンス「ALM128」を返します。
コマンド入力途中にエラーが発生した場合は、デリミタを受信するまで復帰しません。
そのため、アラームレスポンス受信時は必ず「CR、LF、CR＋LF」の何れかを送信して下さい。
・ 未定義コマンドを受信した場合。
・ コマンドのパラメータが設定範囲を超えた場合。
・ パラメータに 0－9 の数字、＋、－、小数点以外の文字、記号を送った場合。
・ 1 つのパラメータに小数点を２個以上送った場合。
・ コマンドとパラメータの間にスペースを送った場合。
＜例＞MV[]35
スペース・ コマンドを小文字で送った場合。
＜例＞mv35
・ １回の受信文字列（デリミタを受信するまで）が１２８文字を越えていた場合。
エラーにならない設定例
・ 有効桁数以上のパラメータ入力は切り捨てられます。
＜例＞MV100.99→MV100.9
HX-G4 シリーズにて OVP、OCP、OHP 異常の何れかが発生している場合はアラームレスポンスが「ALM１６０」に変わります。装置異常発生時は「LV」、「LC」、「AR」、「TP」、「TK」コマンドのみ有効となり、他のコマンドに対してはアラームレスポンスを返します。

HX 互換コマンドのデリミタ
HX-G4 に送るコマンドの最後には、終端文字（デリミタ）を付加して下さい。
使用可能なデリミタを以下に記述します。
・CR キャリッジリターン
・LF ラインフィード
・CR+LF
CR、LF、CR+LF の何れでもデリミタとして扱います。

99

デジタル通信で使う
HX 互換コマンドの詳細
HX ベースコマンドの設定コマンドについて説明します。

Ａ：デバイスアドレスの指定
機能： HX-G4 電源のデバイスアドレスを指定します。
書式： Ａ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲 ： ０－５０
指定アドレス０はグローバルアドレスとなり、マルチ接続されている全ての HX-G4 を指定します。
グローバルアドレス指定後は出力 ON/OFF 設定コマンド「OT」のみ有効となります。また、グローバル
アドレス指定状態時に限り、アラームレスポンスの送信を行いません。
ご注意
同じシステム内において、HX-G4 電源のアドレスが重複しないようにして下さい。
また、一度の送信に複数のアドレスの指定はできません。
＜例＞
A1/*アドレス 1 の HX-G4 電源を指定*/＜悪い例＞
A1,OT1,A2,OT1/*アドレス指定コマンドが複数あるためエラー*/

ＡＲ：アラームリセットの実行
機能
書式
設定値

： アラームリセット（過電圧・過電流アラームの発生状態を解除）を実行します。
： ＡＲ＊
＊：設定値
： １：アラームのリセットを実行します。
0、１以外の数値はパラメータ異常となります。（0 は何も実行しません。）
ご注意
アラームリセットは、必ず原因を取り除いた後、実行して下さい。

＜例＞
A1,AR1

ＣＬ：設定パラメータの初期化
機能
書式
設定値

： 設定パラメータの初期化を行ないます。
： ＣＬ＊
＊：設定値
： １：工場出荷時設定を実行します。
0、１以外の数値はパラメータ異常となります。（0 は何も実行しません。）＜例＞
A1,CL1100

デジタル通信で使う

ＬＣ：ＯＣＰ電流の設定機能： 過電流（ＯＣＰ）の設定を行ないます｡
書式： ＬＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲 ： 設定範囲以外の数値はパラメータ異常となります。
並列接続された総出力容量により設定範囲が異なります。
機種（タイプ）
総出力容量

過電流保護設定範囲（A）
30V タイプ

60V タイプ

500V タイプ

1000V タイプ

６ｋＷ

2.0 - 220.0

1.0 – 110.0

0.12 - 13.20

0.060 - 6.600

１２ｋＷ

4.0 - 440.0

2.0 – 220.00.24 - 26.40

0.12 - 13.20

１８ｋＷ

6.0 - 660.0

3.0 – 330.0

0.36 - 39.60

0.18 - 19.80

２４ｋＷ

8.0 - 880.0

4.0 – 440.0

0.48 - 52.80

0.24 - 26.40

３０ｋＷ

10.0 - 1100

5.0 – 550.00.60 - 66.00

0.30 - 33.00

３６ｋＷ

12.0 - 1320

6.0 – 660.0

0.72 - 79.20

0.36 - 39.60

４２ｋＷ

14.0 - 1540

7.0 – 770.00.84 - 92.40

0.42 - 46.20

４８ｋＷ

16.0 - 1760

8.0 – 880.0

1.0 - 105.6

0.48 - 52.80

５４ｋＷ

18.0 - 1980

9.0 – 990.0

1.1 - 118.8

0.54 - 59.40

６０ｋＷ

20.0 - 2200

10.0 - 1100

1.1 - 132.0

0.60 - 66.00

６６ｋＷ

22.0 - 2420

11.0 - 1210

1.3 - 145.2

0.66 - 72.60

７２ｋＷ

24.0 - 2640

12.0 - 1320

1.4 - 158.4

0.72 - 79.20

７８ｋＷ

26.0 - 2860

13.0 - 1430

1.6 - 171.6

0.78 - 85.80

８４ｋＷ

28.0 - 3080

14.0 - 1540

1.7 - 184.8

0.84 - 92.40

９０ｋＷ

30.0 - 3300

15.0 - 1650

1.8 - 198.0

0.90 - 99.00

９６ｋＷ

32.0 - 3520

16.0 - 1760

1.9 - 211.2

1.0 - 105.6

１０２ｋＷ

34.0 - 3740

17.0 - 1870

2.0 - 224.4

1.0 - 112.2

１０８ｋＷ

36.0 - 3960

18.0 - 1980

2.2 - 237.6

1.1 - 118.8

１１４ｋＷ

38.0 - 4180

19.0 - 2090

2.3 - 250.8

1.1 - 125.4

１２０ｋＷ

40.0 - 4400

20.0 - 2200

2.4 - 264.0

1.2 - 132.0＜例＞HX0500-12G4 の場合
A1,LC13.2

ＬＶ：過電圧（ＯＶＰ）の設定
機能： 過電圧（ＯＶＰ）の設定を行ないます｡
書式： ＬＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲 ：HX30V タイプ → 0.30V-33.00V / HX60V タイプ → 0.60V-66.00V
HX500V タイプ → 5.0V-550.0V/ HX1000V タイプ → 10V-1100V
設定範囲以外の数値はパラメータ異常となります。
＜例＞HX0500-12G4 の場合
A1,LV550.0

101

デジタル通信で使う

MＣ：出力電流の設定
機能： 出力電流の設定を行ないます。
書式： MＣ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲 ： 設定範囲以外の数値はパラメータ異常となります。
並列接続された総出力容量により設定範囲が異なります。
機種（タイプ）
総出力容量

出力電流設定範囲（A）
30V タイプ

60V タイプ

500V タイプ

1000V タイプ

６ｋＷ

0.0 - 210.0

0.0 - 105.0

0.00 - 12.60

0.00 - 6.300

１２ｋＷ

0.0 - 420.0

0.0 - 210.0

0.00 - 25.20

0.00 - 12.60

１８ｋＷ

0.0 - 630.0

0.0 - 315.0

0.00 - 37.80

0.00 - 18.90

２４ｋＷ

0.0 - 840.0

0.0 - 420.0

0.00 - 50.40

0.00 - 25.20

３０ｋＷ

0 - 1050

0.0 - 525.0

0.00 - 63.00

0.00 - 31.50

３６ｋＷ

0 - 1260

0.0 - 630.0

0.00 - 75.60

0.00 - 37.80

４２ｋＷ

0 - 1470

0.0 - 735.0

0.00 - 88.20

0.00 - 44.10

４８ｋＷ

0 - 1680

0.0 - 840.0

0.0 - 100.8

0.0 - 50.40

５４ｋＷ

0 - 1890

0.0 - 945.0

0.0 - 113.4

0.0 - 56.70

６０ｋＷ

0 - 2100

0 - 1050

0.0 - 126.0

0.0 - 63.00

６６ｋＷ

0 - 2310

0 - 1155

0.0 - 138.6

0.0 - 69.30

７２ｋＷ

0 - 2520

0 - 1260

0.0 - 151.2

0.0 - 75.60

７８ｋＷ

0 - 2730

0 - 1365

0.0 - 163.8

0.0 - 81.90

８４ｋＷ

0 - 2940

0 - 1470

0.0 - 176.4

0.0 - 88.20

９０ｋＷ

0 - 3150

0 - 1575

0.0 - 189.0

0.0 - 94.50

９６ｋＷ

0 - 3360

0 - 1680

0.0 - 201.6

0.0 - 100.8

１０２ｋＷ

0 - 3570

0 - 1785

0.0 - 214.2

0.0 - 107.1

１０８ｋＷ

0 - 3780

0 - 1890

0.0 - 226.8

0.0 - 113.4

１１４ｋＷ

0 - 3990

0 - 1995

0.0 - 239.4

0.0 - 119.7

１２０ｋＷ

0 - 4200

0 - 2100

0.0 - 252.0

0.0 - 126.0＜例＞HX0500-12G4 の場合
A1,MC12.00

MV：出力電圧の設定
機能： 出力電圧の設定を行ないます。
書式： MＶ＊＊：設定範囲内の設定値
設定範囲 ： HX30V タイプ → 0.00V-31.50V / HX60V タイプ → 0.00V-63.00V
HX500V タイプ → 0.0V-525.0V/ HX1000V タイプ → 0V-1050V＜例＞HX0500-12G4 の場合
A1,MV500.0

102

デジタル通信で使う

ＯＴ：出力 ON/OFF の設定
機能： 出力の ON/OFF 設定を行ないます。
書式： ＯＴ＊＊：設定値
設定値：
０：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＦＦ」
１：ＯＵＴＰＵＴ「ＯＮ」
０、１以外の数値はパラメータ異常となります。
＜例＞
A1,OT0

TP：ブレーカートリップの実行
機能： ブレーカートリップを行います。
書式： TP＊＊：設定値
設定値：
０：スイッチング停止
１：入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時)
2：入力パワーリレートリップ実行(TRIP 検出時と重故障時とＯＶＰ、ＯＣＰ動作時)
０、１､２以外の数値はパラメータ異常となります。
ご注意●重故障とは、パネルリセット（Ａ＋Ｃキーによる長押）またはコマンドによるアラーム解除ができない場合をいいます。
（電源スイッチによる再起動）●重故障エラー
WDT、OHP、AD-OV、P_ERR、 BST ALM、並列接続台数検出異常、並列接続台数
エラーコード詳細はＰ４４を参照願います。

＜例＞
A1,TP1103

デジタル通信で使う
HX 互換コマンドのリードバックコマンド
HX ベースコマンドのリードバックコマンドについて説明します。

ＴＫ０：設定パラメータのリードバック機能： 指定したデバイスアドレスの HX-G4 に設定されている、出力電圧、出力電流、過電圧、過電流、出力の ON/OFF 状態を取得します。
書式： ＴＫ０
リードバックフォーマット： Ａ＊１，ＭＶ＊２，ＭＣ＊３，ＬＶ＊４，ＬＣ＊５，ＯＴ＊６＊１－＊６：リードバック値
リードバック値 ： ＊１：応答を返した HX-G4 のデバイスアドレス。
＊２：出力電圧設定値。（有効桁数は小数点以下 1 桁）
＊３：出力電流設定値。（有効桁数は１０２ページの出力電流設定範囲参照）＊４：過電圧設定値。（有効桁数は小数点以下 1 桁）
＊５：過電流設定値。（有効桁数は１０１ページＯＣＰ電流設定範囲参照）＊６：出力の ON／OFF の状態。
＜例＞
A1,TK0
A1,MV10.0,MC12.00,LV550.0,LC13.20,OT0

ＴＫ１：計測データ（電圧・電流）のリードバック機能： 指定したデバイスアドレスの HX-G4 から電圧及び、電流値の計測データを取得します。
書式： ＴＫ１
リードバックフォーマット： Ａ＊１，＊２Ｖ，＊３Ａ＊１－＊２：リードバック値
リードバック値 ： ＊１：応答を返した HX-G4 のデバイスアドレス。
＊２：出力電圧測定値。（有効桁数は少数点以下２桁）＊３：出力電流測定値。（有効桁数は１０２ページ
出力電流設定範囲参照）＜例＞
A1,TK１A1,0.00V,0.00A

104

デジタル通信で使う

ＴＫ２：ID-ROM パラメータリードバック機能： 従来の HX と同等の機種情報のリードバック
書式： ＴＫ２
リードバックフォーマット： Ａ＊１，＊２，ＭＶ＊３，ＭＣ＊４，ＬＶ＊５，ＬＣ＊６＊１－＊６：リードバック値
リードバック値 ： ＊１：応答を返した HX-G4 のデバイスアドレス。
＊２：機種情報＊３：定格出力電圧。（有効桁数は小数点以下 1 桁）
＊４：定格出力電流。（有効桁数は１０２ページの出力電流設定範囲参照）＊５：過電圧設定最大値。（有効桁数は小数点以下１桁）＊６：過電流設定最大値。（有効桁数は１０１ページＯＣＰ電流設定範囲参照）＜例＞HX0500-12G4FI（フルスペック・絶縁 OP 有り）の場合
A1,TK2
A1,HX-G4FI,MV500.0,MC12.00,LV550.0,LC13.20

ＴＫ３：ステータス情報のリードバック機能： 指定したデバイスドレスの HX-G4 のステータス情報を取得します。
書式： ＴＫ３
リードバックフォーマット： Ａ＊１，ＳＴＡＴ＊２＊１、＊２：リードバック値
リードバック値 ： ＊１：応答を返した HX-G4 のデバイスアドレス。
＊２：０、１で表現したステータス情報。
ＳＴＡＴ＊＊＊＊＊＊＊
６０
取得ステータス情報一覧
Bit
ステータス名概要
１
０ Ｐ－ＯＮ（Ｍ）_ＳＴＳ Ｐ－ＯＮ（マスター）ステータス
主電源 ON
１ ＯＨＰ_ALM
ＯＨＰ（過温度）異常
異常
２ －
常に０
－
３ ＯＣＰ_ＡＬＭ
過電流保護動作動作
４ ＯＶＰ_ＡＬＭ
過電圧保護動作動作
５ ＣＣ_ＳＴＳ
ＣＣ動作ステータス
ＣＣ動作中
６ ＣＶ_ＳＴＳ
ＣＶ動作ステータス
ＣＶ動作中

０
主電源ＯＦＦ
正常－
正常
正常
ＣＣではないＣＶではない＜例＞
A1,TK3
A1,STAT1000001

105デジタル通信で使う

ＴＫ４：計測電圧データのリードバック機能： 指定したデバイスアドレスの HX-G4 の計測電圧データを取得します。
書式： ＴＫ４
リードバックフォーマット： ＊V＊：リードバック値
リードバック値： ＊：指定された HX-G4 の出力電圧計測値。（有効桁数少数点以下２桁）＜例＞
A1,TK410.00V

ＴＫ５：計測電流データのリードバック機能： 指定したデバイスアドレスの HX-G4 の計測電流データを取得します。
書式： ＴＫ５
リードバックフォーマット： ＊Ａ＊：リードバック値
リードバック値： ＊：指定された HX-G4 の出力電流計測値。（有効桁数は１０２ページ出力電流設定範囲参照）＜例＞
A1,TK50.00A

106

デジタル通信で使う注意事項
マルチ接続ケーブルを使用した通信制御機能は、HX-G4 シリーズのほか、ＺＸシリーズ、ＦＫ２シリーズと接続可能です。
その他の機種でマルチ接続したい場合は、㈱高砂製作所営業部へご相談ください。

107

直列・並列運転で使う
直列・並列運転で使う

並列運転
合計で 10 台までの出力を並列に接続して出力電流を増加させることができます。
また、一台のマスター機で全体の出力電圧、電流をコントロールする、マスタースレーブ並列運転が可能です。
並列制御ケーブルを接続するだけで、並列台数を自動認識します。
出力電流、出力電力を合計した計測値はマスター機に表示されます。

！ 注意● 並列運転は、HX-G4 シリーズの同一電圧機種に限って可能です。
●●●●（例：HX0500-12G4 と HX0500-24G4 の並列運転が可能です。）
スレーブ動作時のＦＵＮＣＴＩＯＮ項目は参照のみで設定はできません。
スレーブ機の操作はアラームリセット時の「RESET」キー、「ＦＵＮＣ.」キー、「ＬＯＣＡＬ」キーのみ有効です。
各電源のマイナス出力間を接続している配線は絶対にオープンにしないでください。
並列に接続されているすべての HX-G4 シリーズの入力電源（「ＰＯＷＥＲ」スイッチ）をＯＮにしてください。

接続
下図のように接続します。
1 台目（マスター機）の M/B CONTROL コネクタ OUT から 2 台目（スレーブ機）の M/B CONTROL
コネクタ IN へ接続し、2 台目の M/B CONTROL コネクタ OUT から 3 台目（スレーブ機）へと接続します。

#1(ﾏｽﾀｰ)より合わせる

並列ケーブル接続時は端子カバーをつけ、アース線を FG 端子に取り付
けてください。

#2(ｽﾚｰﾌﾞ)＋より合わせる負荷－#n(ｽﾚｰﾌﾞ)

並列制御ケーブル
HXP-***M(別売)より合わせる

MEMO
ＭＥＭＯ●各HX-G4電源から負荷までの配線は、長さと断面積の等しい電線を使い、最短で配線してください。
●各ＨＸ-Ｇ４電源から負荷までの配線は、長さと断面積の等しい電線を使い、最短で配線してください。
●負荷までの距離が長い（約10m以上）場合は、中継端子台などを使って並列接続した後、負荷まで配線してくださ負荷までの距離が長い(約10m以上)場合は、中継端子台などを使って並列接続した後、負荷まで配線してください。
い。

注意
！
！ 注意
●並列制御ケーブル(HXP-***M)はHX-G4電源の背面空気吐き出し口を塞がないように接続してください。
●並列制御ケーブル（HXP-***M）はHX-G4電源の背面空気吐き出し口を塞がないように接続してください。
図では接続がわかり易いように記してあります。
●図では接続がわかり易いように記してあります。

108

直列・並列運転で使う操作について１．＃1 から＃ｎまでの各 HX-G4 電源の「ＰＯＷＥＲ」スイッチをすべてＯＮにします。ＯＮにする順序は任意です。
２．すべての「ＰＯＷＥＲ」スイッチがＯＮになった後、約２秒で操作が可能になります。
３．M/B CONTROL コネクタのＩＮ側が他の HX-G4 シリーズ電源に接続されていない番号（前ページ＃１）の HX-G4
電源がマスター機になります。
４．「ＰＯＷＥＲ」スイッチがＯＮになった後、マスター機の「数字表示器（電圧）」に出力電圧表示、「数字表示器（電流）」に機種表示、総電力容量を表示します。
総電力容量が、不一致（前回使用時の総電力容量と今回の総電力容量が相違の場合）の場合は「数字表示器（電圧）」にエラーコード“Ｅ０１１”を表示し、下段に検出総電力容量を点滅表示します。総電力容量を確認後、「FUNC.」
キーを２秒以上長押しして、検出台数を承認することで計測表示に切り替わります。
５．マスター機の「数字表示器（電圧）」に電圧計測、「数字表示器（電流）」には電流計測値を表示します。
「数字表示器」下段は並列数の合計（総合電流値）表示をします。
「DISPLAY」キーにて電力表示を選択した場合は総合電力値を表示します。

！ 注意
スレーブ機の正常動作時の表示は、右図のようなバー表示となります。

エラーコード表示
１．マスター機に表示されるエラーコードおよび表示一覧

表示桁

数字表示器
（電圧）

数字表示器
（電流）

WDT

E001

－

CPU の誤動作

OHP

E003

OHP

過温度保護の動作

OVP

E004

OUP

過電圧保護機能の動作

OCP

E005

OCP

過電流保護機能の動作

BST

E006

－

ｽﾚｰﾌﾞ機異常（並列運転時のﾏｽﾀｰ機にのみ表示）

P_ERR

E007

－

内部整流電圧・制御回路用電圧の異常

BST_NRDY
欠相検出

E008

－

ｽﾚｰﾌﾞ機の入力電圧が異常
入力電源の欠相を検出

並列接続検出異常E009－

並列台数が正常に検出されない

並列接続台数 OVER

E010

－

11 台以上並列接続されています。

並列接続台数不一致

E011－

前回の総電力容量と今回の総電力容量の相違

TRIP 動作

E012

Sｈｄｎ

TRIP 機能の動作

異電圧機種混在E013－

異電圧機種の接続

通信異常

E100

－

電文が正常に受信できない

E2P 異常E110－

起動時初期化異常

表示内容

エラー内容

２．スレーブ機のエラー表示

マスター機は正常でスレーブ機の何れかにアラームが発生した場合①アラームを検出したスレーブ機は「数字表示器（電圧）」にエラーコード、「数字表示器（電流）」にアラーム種別を表示します。
②マスター機は「数字表示器（電圧）」にエラーコード“E006”を表示します。
（マスター機正常、スレーブ機の何れかにアラーム発生）

109

直列・並列運転で使う
直列運転
２台の HX-G4 の出力を直列に接続し、出力電圧を倍増することができます。
また、１台のマスター機で出力をコントロールするマスタースレーブ運転ができます。

禁止HX 1000V タイプは直列運転に対応していません。絶対に直列接続、直列運転させないでください。

！ 注意








定格出力電圧および、定格出力電流が同一の HX-G4 同士のみ直列運転が可能です。
異なる電力容量機種を直列に接続すると、故障の原因となります。
直列に接続されている HX-G4 シリーズの入力電源（「ＰＯＷＥＲ」スイッチ）をＯＮにしてください。
直列運転で動作を始める前にスレーブ機の出力電圧の校正を実施してください。
スレーブ動作時のＦＵＮＣＴＩＯＮ設定項目は制限されます。
スレーブ機の操作はアラームリセット時の「ＲＥＳＥＴ」キー、「ＯＶＰ／ＯＣＰ」キー、「ＦＵＮＣ.」キー、「ＬＯＣＡＬ」キーのみ有効です。
直列運転時の前面ディスプレイの表示は、マスター機・スレーブ機のそれぞれの出力を表示しています。
(出力電圧が１０００Ｖの場合 ： マスター機 500.0V、スレーブ機 500.0Ｖ)

接続
下図のように接続します。
(スレーブ機)

＋

負荷

より線

より線

(マスター機)－直列コントロール用コネクタ

1

16絶縁コントロール用コネクタ

1

13

14

26

外部コントロール用コネクタ

110直列・並列運転で使う◆負荷配線の接続①スレーブ機のマイナス端子からマスター機のプラス端子へ配線を接続します。
②スレーブ機のプラス端子から負荷のプラス端子へ配線を接続します。
③マスター機のマイナス端子から負荷のマイナス端子へ配線を接続します。

◆コントロール端子の配線①スレーブ機の外部コントロール用コネクタの 21 番端子からマスター機のプラス端子へ配線を接続します。
②スレーブ機の直列コントロール用コネクタからマスター機のマイナス端子へ配線を接続します。
③スレーブ機の絶縁コントロール用コネクタの 15 番端子からマスター機の外部コントロール用コネクタの 9 番端子へ配線を接続します。
④スレーブ機の絶縁コントロール用コネクタの 12 番端子からマスター機の外部コントロール用コネクタの 10 番端子へ配線を接続します。
⑤スレーブ機の絶縁コントロール用コネクタの 16 番端子からマスター機の外部コントロール用コネクタの 22 番端子へ配線を接続します。*1⑥マスター機の絶縁コントロール用コネクタの 15 番端子からスレーブ機の外部コントロール用コネクタの 9 番端子へ配線を接続します。
⑦マスター機の絶縁コントロール用コネクタの 16 番端子からスレーブ機の外部コントロール用コネクタの 22 番端子へ配線を接続します。
※③④⑤および⑥⑦の信号線はそれぞれより線にします。
*1 絶縁 外部接点によって出力をコントロールする場合には P120 の配線方法を用いて配線してください。

操作について１．マスター機の設定①．ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
②．「VOLTAGE」ツマミで項目番号１０を選択します。
③．「CURRENT」ツマミで設定値を２に変更します。
④．設定が終了したら、再度「FUNC.」を押します。
※ファンクション項目１０の機能「外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ」については(１１６ページ)をご覧ください。
ＭＥＭＯ
この項の設定をすることで、スレーブ機の入力電源がＯＦＦのときマスター機の出力ＯＮを禁止します。

2．スレーブ機の設定①．ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
②．「VOLTAGE」ツマミで項目番号７３を選択します。
③．「CURRENT」ツマミで設定値を１（スレーブモード）に変更します。
④．設定が終了したら、再度「FUNC.」を押します。
⑤．「POWER」スイッチを OFF にします。
※再度「POWER」スイッチをＯＮすると、スレーブ機として動作します。その際、「OUTPUT」ランプが点灯します。
ＭＥＭＯ

マスター機へもどすときは FUNCTION 項目７３を０へ、
項目５１を０、項目６０を１に設定してください。

直列運転時の絶縁・外部接点による出力 ON／OFF について
P120 の「直列運転時の絶縁・外部接点による出力 ON／OFF」を参考に配線してください。

111

直列・並列運転で使うスレーブ機の出力設定の校正
直列運転動作でのスレーブ機の出力電圧をマスター機の電圧と合わせるためスレーブ機の校正をします。
準備
校正には次の測定器が必要です。
電圧測定用デジタルマルチメーター
2台
表示桁数 ： 5 1/2 桁以上表示
確度：0.005％以上※30V/60V タイプ：1mV－100Ｖの測定レンジを有すること。
500V タイプ：1mV－1000V の測定レンジを有すること。

スレーブ機の出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外してマスター機、スレーブ機それぞれの出力端子にデジタルマル
チメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

４．スレーブ機の「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に設定項目番号３７を表示させます。

＋
スレーブ機

+
Ｖ

デジタルマルチメータ-※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

－

＋
マスター機

+
Ｖ

デジタルマルチメータ

５．スレーブ機の｢CURRENT｣ツマミでスレーブ機の出力
電圧計測用デジタルマルチメーターの表示とマスター機の出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が等しくなるようように調整します。

－

２．マスター機にて定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]

30V ﾀｲﾌﾟ
0.01V
1.0A

60V ﾀｲﾌﾟ
0.01V
1.0A

500V ﾀｲﾌﾟ
0.1V
0.1A

６．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のオフセット校正値を確定させます。

設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。
３．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押します。
７．マスター機にて定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]

30V ﾀｲﾌﾟ
30.00V
1.0A

60V ﾀｲﾌﾟ
60.00V
1.0A

500V ﾀｲﾌﾟ
500.0V
0.1A

設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。

112

直列・並列運転で使う
８．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押します。

９．スレーブ機の「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に設定項目番号３８を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。
１０．スレーブ機の｢CURRENT｣ツマミでスレーブ機の出力
電圧計測用デジタルマルチメーターの表示とマスター機の出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が等しくなるようように調整します。

１１．スレーブ機の｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のフルスケール校正値を確定させます。

１２．これで直列運転動作でのスレーブ機の出力電圧のオフセット、フルスケール校正は完了です。
マスター機にて定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用ください。

113外部アナログ、接点信号で制御する
外部アナログ、接点信号で制御する

外部コントロール端子の使い方
本機を外部から操作する場合の方法について説明します。
本機の背面パネルには外部コントロール用コネクタ、絶縁コントロール用コネクタが設けてあり、ＦＵＮＣＴＩＯＮ項目と組み合わせて、いろいろな応用使用ができます。
また、外部コントロールコネクタには、専用の接続コネクタを付属しています。
（本体に取り付けられています。）
直列コントロール用コネクタ
1

16絶縁コントロール用
コネクタ

1

13

14

26

ロックレバーMaker : Phoenix Contact
Type: MC1.5/16-STF-3.81
Cat.No.: 1827842

外部コントロール用コネクタ

Maker : Phaenix Contact
Type: DFMC1,5/13ST3,5LR
Cat.No.: 1790593

MEMO

MEMO

絶縁コントロール用コネクタに配線を挿入する方法

外部コントロール用コネクタに配線を挿入する方法① コネクタ上部のネジをマイナスドライバーで反時計方向に回し接続① 挿入部を広げます。

① コネクタの穴上部のレバーをマイナスドライバーを押し込みます。
マイナスドライバー

マイナスドライバー
マイナスドライバー② マイナスドライバーを押し込んだまま、丸い穴にケーブル（線材）を② 挿入します。
② ※※バネ接続（スプリング）② ※※ケーブル（線材）の接続にはピンは不要です。
① 接続挿入部にケーブル（線材）を挿入し、コネクタ上部のネジを① マイナスドライバーで時計方向に回し接続します。

マイナスドライバー
線材

マイナスドライバー
マイナスドライバー③ マイナスドライバーを引き抜きます。
マイナスドライバー

線材

適合線材
・電線サイズ：28-16AWG(UL)
・電線被覆剥長さ：7.0mm

マイナスドライバー推奨寸法

適合線材
・電線サイズ：24-16AWG(UL)
・電線被覆剥長さ：10.0mm
7.0mm

0.4mm

マイナスドライバー推奨寸法

2.0mm

10.0mm

0.4mm

2.5mm

！ 注意
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 1000V タイプは外部コントロール用コネクタが未実装です。外部コントロールをする場合は、絶縁コントロール用コ
ネクタを使用してください。

● POWER SW を ON した後は外部コントロール端子には触れないでください。

114

外部アナログ、接点信号で制御する
外部コントロール用コネクタ端子表
端子番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

信号名

端子番号

電圧モニター出力電流モニター出力
出力電圧コントロール 外部電圧入力
出力電圧コントロール 外部抵抗(B,C) ＋入力
出力電流コントロール 外部電圧入力
出力電流コントロール 外部抵抗(B,C) ＋入力
出力電圧コントロール 外部抵抗(A)入力
出力電流コントロール 外部抵抗(A)入力
出力 ON/OFF 入力
TRIP 入力
TRIP 入力の論理選択入力
LEVEL1_ALM の論理選択入力
LEVEL2_ALM の論理選択入力

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

信号名
アナログ信号用コモン
アナログ信号用コモン
アナログ信号用コモン
出力電圧コントロール 外部抵抗(B,C) －入力
アナログ信号用コモン
出力電流コントロール 外部抵抗(B,C) －入力
基準電圧出力[4.096V]
直列運転用コントロール入力
接点信号用コモン
接点信号用コモン
接点信号用コモン
接点信号用コモン
接点信号用コモン！ 注意
アナログ信号用コモン(14番15番16番18番)、接点信号用コモン(22番23番24番25番26番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。

絶縁コントロール用コネクタ端子表
端子番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

信号名
絶縁 電圧モニター出力
絶縁 電圧／電流モニター出力用コモン
絶縁 電流モニター出力
絶縁 出力電圧コントロール 外部電圧入力
絶縁 出力電圧コントロール 外部電圧入力用コモン
絶縁 出力電流コントロール 外部電圧入力
絶縁 出力電流コントロール 外部電圧入力用コモン
絶縁 出力 ON/OFF 入力
絶縁 TRIP 入力
絶縁 出力 ON/OFF／TRIP 入力用コモン
LEVEL1_ALM ステータス出力
LEVEL2_ALM ステータス出力
定電圧(CV) ステータス出力
定電流(CC) ステータス出力
入力電圧、制御回路電圧監視(P-ON) ステータス出力
ステータス出力用コモン

絶縁 OP 無絶縁 OP 有

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

！ 注意
絶縁信号用のコモン(2番5番7番10番)は共通です。

この端子を使ってできること① 外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ、入力のしゃ断② 外部電圧による出力電圧、出力電流のコントロール③ 外部抵抗による出力電圧、出力電流のコントロール④ モニター出力⑤ ステータス出力⑥ マスタースレーブ直列運転

115

外部アナログ、接点信号で制御する
外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の出力を「ＯＮ／ＯＦＦ」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。
●出力のＯＮ／ＯＦＦ用接点は絶縁された接点、オープンコレクタを使用してください。

外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ制御を『有効』にするにはＦＵＮＣＴＩＯＮ設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。
接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の９，２２番端子にケーブルを配線してください。
外部コントロールコネクタは両サイドのロックレバーを手前に下げることで簡単にはずすことができます。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ
9接点開：出力ＯＦＦ22

接点閉：出力ＯＮ

外部接点による、出力のＯＮ／ＯＦＦ！ 注意● 接点信号用コモン(22 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

116

外部アナログ、接点信号で制御する
設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 10 を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで０ － 2 を選択します。
設定値０＝ 外部接点による ON/OFF 操作を無効にします。
前面パネルの ON/OFF、リモートコントロール（コマンド）で制御する場合に設定します。
設定値１＝ 外部接点がクローズ(閉)の場合に出力 ON、オープン(開)の場合に出力 OFF にします。
外部接点でのみ出力制御する場合に設定します。
前面パネルの ON/OFF、リモートコントロール（コマンド）での出力制御は無効となります。
設定値２＝ 外部接点がクローズ(閉)の場合に前面パネルの ON/OFF、
リモートコントロール（コマンド）での電源制御が可能となり、オープン(開)の場合は出力をＯＦＦします。
再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

117外部アナログ、接点信号で制御する
絶縁 外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ※本機能は絶縁オプション搭載ﾀｲﾌﾟ「型名 I 付」のみ使用可能です。
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の出力を「ＯＮ／ＯＦＦ」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。

外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ制御を『有効』にするにはＦＵＮＣＴＩＯＮ設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。
接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の８，１０番端子にケーブルを配線してください。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

絶縁コントロール用コネクタ
8

接点開：出力ＯＦＦ10

接点閉：出力ＯＮ

絶縁 外部接点による、出力のＯＮ／ＯＦＦ

118

外部アナログ、接点信号で制御する
設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 10 を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで０ － 2 を選択します。
設定値０＝ 外部接点による ON/OFF 操作を無効にします。
前面パネルの ON/OFF、リモートコントロール（コマンド）で制御する場合に設定します。
設定値１＝ 外部接点がクローズ(閉)の場合に出力 ON、オープン(開)の場合に出力 OFF にします。
外部接点でのみ出力制御する場合に設定します。
前面パネルの ON/OFF、リモートコントロール（コマンド）での出力制御は無効となります。
設定値２＝ 外部接点がクローズ(閉)の場合に前面パネルの ON/OFF、
リモートコントロール（コマンド）での電源制御が可能となり、オープン(開)の場合は出力をＯＦＦします。
再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

119

外部アナログ、接点信号で制御する
直列運転時の絶縁 外部接点による出力のＯＮ／ＯＦＦ
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の出力を「ＯＮ／ＯＦＦ」することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。

外部接点による出力ＯＮ／ＯＦＦ制御を『有効』にするにはＦＵＮＣＴＩＯＮ設定を変更する必要があります。
工場出荷設定では『無効』になっています。
接 続
直列運転(P110)の接続を元に、スレーブ機の絶縁コントロール用コネクタ（付属）の１５番端子とマスター機の外部コントロール用コネクタ（付属）の９番端子に接点のケーブルを配線してください。
（スレーブ機）絶縁コントロール用コネクタ
15 16

1

フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

1913

接点開：出力ＯＦＦ
接点閉：出力ＯＮ
14

26（マスター機）外部コントロール用コネクタ

直列運転時の絶縁 外部接点による、出力のＯＮ／ＯＦＦ120

外部アナログ、接点信号で制御する
設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号 10 を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミで０ － 2 を選択します。
設定値０＝ 外部接点による ON/OFF 操作を無効にします。
前面パネルの ON/OFF、リモートコントロール（コマンド）で制御する場合に設定します。
設定値１＝ 外部接点がクローズ(閉)の場合に出力 ON、オープン(開)の場合に出力 OFF にします。
外部接点でのみ出力制御する場合に設定します。
前面パネルの ON/OFF、リモートコントロール（コマンド）での出力制御は無効となります。
設定値２＝ 外部接点がクローズ(閉)の場合に前面パネルの ON/OFF、
リモートコントロール（コマンド）での電源制御が可能となり、オープン(開)の場合は出力をＯＦＦします。
再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

121

外部アナログ、接点信号で制御する
外部接点によるトリップ動作※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の入力を遮断（設定によりスイッチング停止）することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。
MEMO●ａ接点の短絡(メイク)によるTRIP動作と、ｂ接点の開放(ブレーク)によるTRIP動作を選択できます。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。
●出力のＯＮ／ＯＦＦ用接点は絶縁された接点、オープンコレクタを使用してください。

接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の１０，２３番端子にケーブルを配線してください、また、１１番２４番を接続する
ことで、b 接点動作とすることができます。
外部コントロールコネクタは両サイドのロックレバーを手前に下げることで簡単にはずすことができます。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

a接点動作選択時(外部コントロール用コネクタ11番24番未接続)
接点閉：TRIP動作

外部コントロール用コネクタ
10

11

23

24

b接点動作選択時(外部コントロール用コネクタ11番24番接続)
接点開：TRIP動作

外部接点による、TRIP動作！ 注意● 接点信号用コモン(23 番,24 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

122外部アナログ、接点信号で制御する
絶縁 外部接点によるトリップ動作※本機能は絶縁オプション搭載ﾀｲﾌﾟ「型名 I 付」のみ使用可能です。
小容量の接点、またはフォトカプラの出力で本機の入力を遮断（設定によりスイッチング停止）することができます。
接点容量が５Ｖ、２．５ｍＡ以上の小信号用リレーまたは小信号用スイッチ、フォトカプラを使用します。
MEMO●ａ接点の短絡(メイク)によるTRIP動作と、ｂ接点の開放(ブレーク)によるTRIP動作を選択できます。

！ 注意●電磁接触器の主接点やパワーリレー等の電力用接点は適しません。

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の９，１０番端子にケーブルを配線してください。
外部コントロール用コネクタ（付属）の１１番２４番を接続することで、b 接点動作とすることができます。
フォトカプラまたは接点
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

絶縁コントロール用コネクタ
910a接点動作選択時(外部コントロール用コネクタ11番24番未接続)
接点閉：TRIP動作
b接点動作選択時(外部コントロール用コネクタ11番24番接続)
接点開：TRIP動作

外部コントロール用コネクタ
1124

絶縁 外部接点による、TRIP動作！ 注意● 接点信号用コモン(24 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

123外部アナログ、接点信号で制御する
出力電圧のコントロール
外部抵抗による出力電圧コントロール

１．外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。

MAX

外部抵抗の値が無限大（オープン）で出力電圧をゼロにする方法です。
出力電圧は次式となります。

出
力
電
圧

10
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧 [Ｖ] 
外部抵抗 [ｋΩ]  10
外部抵抗に対する出力精度は10ｋΩの時、設定電圧±（定格出力電圧の０．２％）となります。

１
MAX
2

0

外部抵抗

10kΩ

∞

CV_RA

接続
外部コントロール用コネクタ（付属）の７番－２０番間に抵抗器を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部抵抗
0～∞Ω

7

20

外部抵抗による、出力電圧コントロール(A)！ 注意● アナログ信号用コモン(20 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順
１２５ページの手順でパラメータを２(外部抵抗(Ａ)タイプ）に設定します。

124

外部アナログ、接点信号で制御する
設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号７０を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを選択します。
０＝前面パネル[初期値]１＝外部電圧(０－１０Ｖ)
２＝外部抵抗(０－∞Ω ：Ａ)
３＝外部抵抗(０－１０ｋΩ：Ｂ)
４＝外部抵抗(０－１０ｋΩ：Ｃ)

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

125

外部アナログ、接点信号で制御する
２．外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。
外部抵抗の値がゼロ（ショート）で出力電圧をゼロにする方法です。

MAX

出力電圧は次式となります。
外部抵抗 [ｋΩ]
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧 [Ｖ] 
10

出
力
電
圧

外部抵抗に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧の０．１％）となります。

0

外部抵抗

10kΩ

CV_RB

接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の４番－１７番間に抵抗器を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部抵抗0～10kΩ

417

外部抵抗による、出力電圧コントロール(B)！ 注意● アナログ信号用コモン(１７番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。
● 外部抵抗が一瞬でもオープンになると、出力に過電圧が発生します。

設定の手順
125 ページの手順でパラメータを３(外部抵抗(Ｂ)タイプ）に設定します。

126

外部アナログ、接点信号で制御する
３．外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。

MAX

外部抵抗の値が１０ｋΩで出力電圧をゼロにする方法です。
出力
電圧

出力電圧は次式となります。
外部抵抗 [ｋΩ] 
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧 [Ｖ]   最大出力電圧 [Ｖ] 

10



0

外部抵抗

10kΩ

CV_RC

外部抵抗に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧０．１％）となります。

接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の４番－１７番間に抵抗器を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部抵抗0～10kΩ

417

外部抵抗による、出力電圧コントロール(C)！ 注意● アナログ信号用コモン(１７番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。
● 外部抵抗がオープンになると、出力がゼロになるフェイルセーフ方式です。

設定の手順
125 ページの手順でパラメータを４(外部抵抗(Ｃ)タイプ）に設定します。

127

外部アナログ、接点信号で制御する
外部電圧による出力電圧コントロール※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。
外部から加えられた直流電圧に比例した電圧を出力します。
０－１０Ｖの外部電圧に対して０－定格出力電圧（５００Ｖ）を出力します。
外部電圧は１ｍＡの電流を取り出せるものを使用します。

MAX

出
力
電
圧

出力電圧は次式となります。
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧 [Ｖ] 

外部電圧 [Ｖ]100外部電圧
CV_EXT/V

外部電圧に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧の０．１％）となります。

10V

接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の３番－１６番間に外部電圧を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線
外部電圧
0～10Ｖ

外部コントロール用コネクタ
316

外部電圧による、出力電圧コントロール！ 注意● アナログ信号用コモン(１７番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順
125 ページの手順でパラメータを１(外部電圧）に設定します。

128

外部アナログ、接点信号で制御する
絶縁 外部電圧による出力電圧コントロール※本機能は絶縁オプション搭載ﾀｲﾌﾟ「型名 I 付」のみ使用可能です。
外部から加えられた直流電圧に比例した電圧を出力します。
外部電圧は本機の出力から絶縁されています。
０－１０Ｖの外部電圧に対して０－定格出力電圧を出力します。
外部電圧は１ｍＡの電流を取り出せるものを使用します。

MAX

出力電圧は次式となります。
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧 [Ｖ] 

外部電圧 [Ｖ]
10

出
力
電
圧

0
外部電圧
CV_EXT/V

外部電圧に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧の０．２％）となります。

10V

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の４番－５番間に外部電圧を接続します。

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線
外部電圧
0～10Ｖ

絶縁コントロール用コネクタ
45

絶縁 外部電圧による、出力電圧コントロール！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃ，外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順① ファンクション項目「４０」のパラメータを「１」に設定します。
② 125 ページの手順でパラメータを１(外部電圧）に設定します。

129

外部アナログ、接点信号で制御する
出力電流のコントロール
外部抵抗による出力電流コントロール

１．外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ）※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。
外部抵抗の値が無限大（オープン）で出力電流をゼロにする方法です。

MAX

出力電流は次式となります。

出
力
電
流

10
出力電流[Ａ]＝ 最大出力電流 [Ａ] 
外部抵抗 [ｋΩ]  10

外部抵抗に対する出力精度は10ｋΩの時、設定電流±（定格出力電流の１％）となります。

１
MAX
2

0

外部抵抗

10kΩ

∞

CC_RA

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の８番－２０番間に抵抗器を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部抵抗
0～∞Ω

8

20

外部抵抗による、出力電流コントロール(A)！ 注意● アナログ信号用コモン(20 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順
131 ページの手順でパラメータを２（外部抵抗Ａタイプ）に設定します。

130

外部アナログ、接点信号で制御する
設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号７１を選択します。

「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを選択します。
０＝前面パネル[初期値]１＝外部電圧(０－１０Ｖ)
２＝外部抵抗(０－∞Ω ：Ａ)
３＝外部抵抗(０－１０ｋΩ：Ｂ)
４＝外部抵抗(０－１０ｋΩ：Ｃ)

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。
MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

131外部アナログ、接点信号で制御する
２．外部抵抗による出力電流コントロール（Ｂ）※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。

MAX

外部抵抗の値がゼロ（ショート）で出力電流をゼロにする方法です。
出力
電流

出力電流は次式となります。
出力電流[Ａ]＝ 最大出力電流 [Ａ] 

外部抵抗 [ｋΩ]
10
0

外部抵抗

外部抵抗に対する出力精度は
設定電流±（定格出力電流の０．５％）となります。

10kΩ

CC_RB

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の６番－１９番間に抵抗器を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部抵抗0～10kΩ

619

外部抵抗による、出力電流コントロール(B)！ 注意● アナログ信号用コモン(19 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。
● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。
● 外部抵抗が一瞬でもオープンになると、出力に過電流が発生します。

設定の手順
131 ページの手順でパラメータを３（外部抵抗Ｂタイプ）に設定します。

132

外部アナログ、接点信号で制御する
３．外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ）※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。

MAX

外部抵抗の値が１０ｋΩで出力電流をゼロにする方法です。
出力
電流

出力電流は次式となります。
外部抵抗 [ｋΩ] 
出力電流[Ａ]＝ 最大出力電流 [Ａ]   最大出力電流 [Ａ] 

10



0

外部抵抗

外部抵抗に対する出力精度は
設定電流±（定格出力電流の０．５％）となります。

10kΩ

CC_RC

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の６番－１９番間に抵抗器を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部抵抗0～10kΩ

619

外部抵抗による、出力電流コントロール(C)！ 注意● アナログ信号用コモン(19 番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。
● 外部抵抗がオープンになると、出力電流がゼロになるフェイルセーフ方式です。

設定の手順
131 ページの手順でパラメータを４（外部抵抗Ｃタイプ）に設定します。

133

外部アナログ、接点信号で制御する
外部電圧による出力電流コントロール※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。

MAX

外部から電圧を加える直流電圧に比例した電流を出力します。
０－１０Ｖの外部電圧に対して０－最大出力電流（１２Ａ）を出力します。
外部電圧は１ｍＡの電流を取り出せるものを使用します。

出
力
電
流

出力電流は次式となります。
出力電流[V]＝ 最大出力電流 [Ｖ] 

外部電圧 [Ｖ]100外部電圧
CC_EXT/V

10V

外部抵抗に対する出力精度は
設定電流±（定格出力電流の０．５％）となります。

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の５番－１８番間に外部電圧を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

外部電圧
0～10Ｖ

5

18

外部電圧による、出力電流コントロール！ 注意● アナログ信号用コモン(１８番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

● 外部抵抗Ａ、Ｂ、Ｃ、外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順
131 ページの手順でパラメータを１(外部電圧)に設定します。

134

外部アナログ、接点信号で制御する
絶縁 外部電圧による出力電流コントロール※本機能は絶縁オプション搭載ﾀｲﾌﾟ「型名 I 付」のみ使用可能です。
外部から加えられた直流電圧に比例した電流を出力します。
外部電圧は本機の出力から絶縁されています。
０－１０Ｖの外部電圧に対して０－定格出力電流（１２）を出力します。
外部電圧は１ｍＡの電流を取り出せるものを使用します。

MAX

出
力
電
流

出力電圧は次式となります。
出力電圧[V]＝ 最大出力電圧 [Ｖ] 

外部電圧 [Ｖ]100外部電圧
CV_EXT/V

外部電圧に対する出力精度は
設定電圧±（定格出力電圧の１．０％）となります。

10V

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の６番－７番間に外部電圧を接続します。
ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線
外部電圧
0～10Ｖ

絶縁コントロール用コネクタ
6

7

！ 注意
外部抵抗Ａ，Ｂ，Ｃ，外部電圧による出力のコントロールは併用出来ません。

設定の手順① ファンクション項目「４１」のパラメータを「１」に設定します。
② 131 ページの手順でパラメータを１(外部電圧）に設定します。

135

外部アナログ、接点信号で制御する
アナログ出力モニター※本機能は 1000V タイプでは使用できませんのでご注意ください。
出力電圧および出力電流に比例した直流電圧を取り出すことができます。
外部に設置したメーターで出力を監視したり、レコーダーで記録する場合に使います。
出力電圧、出力電流の‘０－最大出力’に対して‘０－１０Ｖ’の直流電圧を出力します。
外部メーターの入力インピーダンスは、１０ｋΩ以上のものをお使いください。

出力電圧モニター
出力電圧モニターの精度は０．５％±１０ｍＶとなります。
接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の１番－１４番間にメーター又はレコーダーを接続します。
+

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

V
1

-

14

！ 注意
● コントロールコモン(１４番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。

出力電流モニター
出力電流モニターの精度は１．０％±１０ｍＶとなります。

接 続
外部コントロール用コネクタ（付属）の２番－１５番間にメーター又はレコーダーを接続します。
+

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ線

外部コントロール用コネクタ

V
-

2

15

！ 注意
● コントロールコモン(１４番)は内部で出力端子のマイナス側に接続されています。
● 外部コントロール用コネクタ接続用の電線に対する絶縁は、本製品の対接地電圧以上にしてください。感電する恐れがあります。
● 電流モニターで出力電流波形を観測することはできません。

136

外部アナログ、接点信号で制御する
絶縁アナログ出力モニター※本機能は絶縁オプション搭載ﾀｲﾌﾟ「型名 I 付」のみ使用可能です。
出力電圧および出力電流に比例し、出力端子から絶縁された直流電圧を取り出すことができます。
外部に設置したメーターで出力を監視したり、レコーダーで記録する場合に使います。
出力電圧、出力電流の‘０－最大出力’に対して‘０－１０Ｖ’の直流電圧を出力します。
外部メーターの入力インピーダンスは、１０ｋΩ以上のものをお使いください。

絶縁 出力電圧モニター
出力電圧モニターの精度は０．５％±１０ｍＶとなります。
接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の１番－２番間にメーター又はレコーダーを接続します。
+

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ
線

V

絶縁コントロール用コネクタ
1-2

絶縁 出力電流モニター
出力電流モニターの精度は１．０％±１０ｍＶとなります。

接 続
絶縁コントロール用コネクタ（付属）の３番－２番間にメーター又はレコーダーを接続します。
+

V

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ
線

絶縁コントロール用コネクタ
3

-

2

！ 注意
●電流モニターで出力電流波形を観測することはできません。

137

外部アナログ、接点信号で制御する
ステータス出力
本機の動作状態を外部に出力することができます。

出力回路

本体.ISOLATED CONTROLに取り付けられています。

出力はフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタで得られます。
絶縁コントロール用コネクタ（付属）
11

12

内
部
回
路

13

14

15

16

LEVEL1_ALM

LEVEL2_ALM

CV_STS

CC_STS

P-ON(M)_STS

S-COM

ステータス一覧
出力信号は負論理で、コレクタ－エミッタ間がＯＮのとき、論理は‘１’となります。
各端子の信号の内容は次のようになります。
端子
１１
１２

信号名
LEVEL1_ALM
LEVEL2_ALM

１３
１４
１５
１６

CV_STS
CC_STS
P-ON(M)_STS
S-COM

内容
軽故障(OVP,OCP)のいずれかが動作していることを示します。
アラームのいずれかが動作していることを示します。
（アラーム一括）
定電圧モードで動作していることを示します。
定電流モードで動作していることを示します。
内部の整流電圧、制御回路用電源が正常であることを示します。
ステータスコモンです。
各フォトカプラのエミッタ側に接続されています。

MEMO●LEVEL1_ALMの論理は外部コントロール用コネクタ（付属）の12番、25番間を接続することで正論理となります。
●LEVEL2_ALMの論理は外部コントロール用コネクタ（付属）の13番、26番間を接続することで正論理となります。

ステータス出力の電気的仕様
項目
絶縁耐圧
最大コレクタ電圧
最大コレクタ電流仕様
DC1500V（入力、出力、シャーシに対して）
24V
5mA

138

外部アナログ、接点信号で制御する
ＬＥＶＥＬ_ＡＬＭ１の設定
動作モードのステータス信号を LEVEL1_ALM（アラームステータス）として扱うことができます。
定電圧動作（ＣＶ）から定電流動作へ移行したときにアラームとして監視するなど活用できます。
ＬＥＶＥＬ１_ＡＬＭに設定できるステータス信号
CV_STS（定電圧動作）
CC_STS（定電流動作）

設定の手順
ファンクションキー「ＦＵＮＣ．」を押します。
「FUNC.」ランプが点灯します。
「数字表示器（電圧）」に設定項目番号、「数字表示器（電流）」にパラメータが表示されます。

「ＶＯＬＴＡＧＥ」ツマミで項目番号を選択します。
項目７４ ： CV_STS
項目７５ ： CC_STS「ＣＵＲＲＥＮＴ」ツマミでパラメータを選択します。
０＝LEVEL1_ALM に含まず[初期値]１＝LEVEL1_ALM に含む

再度「ＦＵＮＣ．」を押して完了です。
設定内容が確定し、「数字表示器」は計測表示に戻ります。

MEMO｢FUNC.｣キーを押さず他の FUNCTION 設定項目を変更した場合、｢FUNC.｣キーが押された時点で、設定内容が確定されます。

139

特殊な負荷特殊な負荷
特殊な負荷として、逆電流のある負荷、パルス電流負荷について説明します。

逆電流のある負荷！ 注意
本機は負荷からの逆電流に対して出力電圧を安定化する機能を持ちません。逆電流が最大吸い込み電流を超えると出力電圧は定格以上まで上昇し、内部回路を破損することがあります。
本機の定格を超える電圧を出力端子に加えないで下さい。

ダミー抵抗に逆電流を分流させ、出力電圧の上昇を防止します。
逆電流 IR
＋
本 機

VO

ダミー抵抗

負荷

RＳ

－
とする
ダミー抵抗による逆電流の吸収
また、パルス状の逆電流が流れ、平均電流値は供給方向になっている場合は、負荷に並列に大容量（数千－数万μＦ）のコンデンサを接続することで安定化できます。

IO
＋
+
C

本 機

-

負荷

－

+

IO

0A
-

逆電流

パルス逆電流がある場合！ 注意
本機の定格出力電圧を超える電圧を出力端子に加えないでください。
モータインバータ負荷で、回生による逆電流があるときは、専用のブレーキユニットなどを使用して、過電圧の発生を抑えてください。

140

特殊な負荷パルス電流負荷
負荷電流が一瞬でも定電流（電流制限）値を超えると定電流回路が動作します。
また、出力電力が一瞬でも定格を超えると電力制限回路が動作します。
このようなときは出力電圧が不安定になります。
負荷電流がパルス状の場合、ピーク電流が電流制限値を超えないように注意して下さい。本機の電流計は、出力電流の平均値を表示しますので、電流計だけでは判断できません。
ピーク電流により定電流回路（電力制御回路）が間欠的に動作すると、ＣＣランプまたはＬＩＭＩＴランプが薄く点灯または点滅します。
このような負荷の場合、負荷に並列に大容量のコンデンサを接続することで安定度を改善することができます。

本来の電流波形＋
電流制限による波形

+

電流制限値
平均値

-

ピーク電流

パルス
負荷

－

0A
負荷電流波形

並列コンデンサによる改善
パルス電流負荷の場合

141

特殊な負荷２次電池への接続
本機は速やかに出力電圧を低下させるために負荷側から電流を吸い込むシンク機能があります。
そのため２次電池と接続した場合、出力ＯＦＦ時にシンク電流により定電流放電されます。
２次電池から放電させないためには、逆流防止ダイオードを接続してご使用ください。
シンク電流一覧
ｼﾝｸ電流30-2001A±20%30-4002A±20%60-1001A±20%

60-200
2A
±20%

50-12
250mA
±20%

50-24
500mA
±20%

1000-6125mA±20%1000-12250mA±20%※並列接続した場合のシンク電流は並列接続されたユニットの合計となります。

＋OUT
＋Ｓ

逆流防止ダイオード
Ｄ1
+
Ｃ1a
Ｃ1b
+

本 機

２次電池
－Ｓ

+

Ｃ2

－OUT

！ 注意
・ ２次電池を接続し逆流防止ダイオードを入れた状態でセンシングを行うと、本機の出力 OFF 時に２次電池が電圧源となるため各出力－センシング端子間に電位差が発生します。この電位差が約１０Ｖを超えた場合、保護回路が働き、負荷端の電圧計測表示を正しく行うことができません。
・ 逆流防止ダイオードを接続した場合『＋Ｓ』－『－Ｓ』間の入力インピーダンスが非常に高いため、電圧計測表示の誤差が大きくなる場合があります。
このような場合は、各出力－センシング端子間(『＋ＯＵＴ』－『＋Ｓ間』および『－ＯＵＴ』－『－Ｓ』間)に電解コンデンサ(Ｃ１－２)を接続することで誤差を軽減可能です。
追加する電解コンデンサは想定される最大電圧以上、１０μＦ－１００μＦの低インピーダンス
品を使用してください。

142

特殊な負荷【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

143

保

守

本機の保証期間、保守サービス、日常サービス、日常の点検、異常状態と対策について説明します。

保証期間について納入品の保証期間は、納入から３年間といたします。この期間中に当社の責任による、製造上および部品の劣化による故障を生じた場合は、無償修理を行います。ただし天災、取扱いの誤り等による故障、および当社外において改造などが行われた製品の修理は有償となります。

保守サービスについて納入後４年目以降は有償となります。
随時、保守サービスは行っており、その都度料金を申し受けます。

修理保守サービスのことなら
受付時間 平日９：００－１７：００

お願い
修理をご依頼の際は本体製造番号（製品背面パネル 12 桁数字）とファームウェアバージョンを合わせてご連絡願います。ファームウェアバージョンは３４ページ FUNCTION「0」を参照ください。

日常の保守と点検
いつまでも初期の性能を保ち、さらに不測の事故を未然に防ぐために、一定期間ごとに点検をお願いします。

！ 危険
本機の内部には高電圧を発生する部分があり、誤って触れますと感電する危険があります。
弊社の係員または弊社の指定するサービスマン以外の方は、本機のカバーを外したり、分解したりしないで下さい。

部品寿命について本機には有寿命部品を使用しております。
ご使用条件により部品に寿命差がでますが、一般的な部品寿命については下記の表を参考にしてください。
長くご使用いただくためには、５年、１０年目安でのオーバーホールをお薦めいたします。

部品名

年度

０～1年

２年

３年

４年

５年

６年

７年

８年

９年

１０年

１１年

１２年

備考

ファン

初期不良

リレー
アルミ電解コンデンサ！ 注意
設置されている環境が高温多湿、塵埃、油脂、腐食性ガス等が発生する場所では、部品の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

外装の清掃について
清掃する前に入力電源スイッチ(POWER)をオフし、接続されている配線を全て取り外して市販のクリーニンググロスでふいてください。汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取ってください。
シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

144

保 守
エアーフィルターの点検と交換
前面カバー内側にエア－フィルターが装着されています。
目詰まりがひどくなる前に、定期的に清掃または交換してください。

！ 注意・ エアーフィルタ－の目詰まりにより、装置内部の冷却効果が悪化し、故障の原因となる場合がありますので、定期的に清掃または交換してください。

エアーフィルターの清掃
前面カバーの上から、赤枠部分を掃除機でゴミやほこりを取り除いてください。

※写真は HX0500-12G4

汚れのひどい場合には、前面カバーを取り外しエアーフィルタ－を水洗い、または交換してください。

前面カバーを外し、エアーフィルターを取り外します。
赤丸部分のネジの締め付けを解除し、ネジ部をつまんで手前に引いて前面パネルを外してください。
前面カバーからエアーフィルターを外して水洗い、または交換してください。
水洗いをする場合、中性洗剤を薄めた水で洗って、十分に乾燥させた後取り付けてください。

※写真は HX0500-12G4

前面カバー(裏面側)

145

保 守
エアーフィルターを取り付けます。
前面カバーの裏面にあるフック（３か所）エアーフィルターを挟んで、上下方向に動かない様に固定してください。エアーフィルターには方向性があります。フィルター位置決めマーク（突起部）を上側にし、マークの位置が端より短い方を右側、長い方を左側に取り付けます。

前面カバー(裏面側)
フック

フック
フック
短

長
位置決め
マーク

エアーフィルター※写真は HX0500-12G4

上側のフックに、エアーフィルターのマーク部を目安に差し込んでください。２ヶ所同様に行ってください。

下側のフックも同様に差し込みフィルターの取り付けは完成です。
前面カバーの突起部分(３箇所)にエアーフィルターを挟んで、上下左右に動かないように固定してください。

前面カバーを取り付けます。
前面カバーを取り付けてネジを締め付けてください。

146

保 守

【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

147

校

正

校正

出力設定の校正
準 備
校正には次の測定器が必要です。
１．電圧測定用デジタルマルチメーター１台
表示桁数：5 1/2 桁以上
表示確度：0.005％以上※30V/60V タイプ：1mV－100Ｖの測定レンジを有すること。
500V/1000 タイプ：1mV－1000V の測定レンジを有すること。

２．電流測定用分流器（シャント抵抗）30-200200A/50mV
500-12
15A/50mV

30-400500A/50mV
500-2430A/50mV

60-100200A/50mV
1000-6
10A/50mV

60-200200A/50mV
1000-12
15A/50mV※0.1 級品をご使用ください。

出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。
+

+

V

本機
-

-

デジタル
マルチメーター２．定電圧設定値を[x V]、定電流設定値を[y A]に設定し出力をオンにします。

[xV]
[yA]

30-2000.01V
1.0A
500-120.1V
0.10A

30-4000.01V
1.0A
500-240.1V
0.10A

60-1000.01V
1.0A
1000-61V
0.010A※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

校正回路

[xV]
[yA]

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２０を表示させます。

60-2000.01V
1.0A
1000-12
1V
0.10A

[xV]
[xV]

30-2000.010V
500-120.10V

30-4000.010V
500-240.10V

60-1000.010V
1000-6
1.0V

60-2000.010V
1000-121.0V

設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。
３．｢FUNC.｣キーを押します。

148

６．｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のオフセット校正値を確定させます。

校 正
７．定電圧設定値を[ xV ]、定電流設定値を[ yA ] に設定し出力をオンにします。

[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-20030.00V
1.0A
500-12500.0V
0.10A

30-40030.00V
1.0A
500-24500.0V
0.10A

60-10060.00V
1.0A
1000-61000V
0.010A

１１．｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧設定のフルスケール
校正値を確定させます。

60-20060.00V
1.0A
1000-12
1000V
0.10A

設定方法は基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。
８．｢FUNC.｣キーを押します。

１２．これで出力電圧のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用
ください。

！ 注意
必ずメーター校正（電圧計のオフセット、フルスケールの校正）もあわせて行ってください。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２１を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

[xV][xV]

30-20030.000V
500-12500.00V

30-40030.000V
500-24500.00V

60-10060.000V
1000-6
1000.0V

60-20060.000V
1000-121000.0V149

校 正
出力電流設定のオフセット、フルスケール校正
１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

+
-

本機

V

-

+

注）
配線材には大電流が流れます。
配線材による電圧降
下が0.8V以下になる
ような配線材を使用して下さい。

校正回路

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２２を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

５．出力電流が「yＡ 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]
DMM 表示値２．定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。

[yA]
DMM 表示値

[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2001.00V
0.1A
500-12
1.0V
0.10A

30-4001.00V
0.1A
500-24
1.0V
0.10A

60-1001.00V
0.1A
1000-61V
0.010A

60-2001.00V
0.1A
1000-121V
0.01A

30-2000.1A30-4000.1A

60-1000.1A

60-2000.1A

0.025mV
500-120.01A
0.033mV

0.010mV
500-240.01A
0.017mV

0.025mV
1000-60.01A
0.050mV

0.025mV
1000-120.01A
0.033mV※DMM(デジタルマルチメーター)の表示値は指定のシャント抵抗を使用していただいた際の値です。

設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方(P30)を参照してください。
６．｢FUNC.｣キーを押し、出力電流設定のオフセット校正値を確定させます。
３．｢FUNC.｣キーを押します。

150

校 正
７．定電圧設定値を[xV ]、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2001.00V
200.0A
500-12
1.0V
12.00A

30-4001.00V
400.0A
500-241.0V
24.00A

60-1001.00V
100.0A
1000-61V
6.000A

60-2001.00V
200.0A
1000-121V
12.00A

１１．｢FUNC.｣キーを押し、出力電流設定のフルスケール
校正値を確定させます。

設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方(P30)を参照してください。
１２．これで出力電流のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用ください。

８．｢FUNC.｣キーを押します。

！ 注意
必ずメーター校正（電流計のオフセット、フルスケールの校正）もあわせて行ってください。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２３を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

１０．出力電流が「yＡ 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]
DMM 表示値[yA]
DMM 表示値30-200200.00A

30-400400.00A

60-100100.00A

60-200200.00A

50.00mV
500-1212.000A
40.00mV

40.00mV
500-2424.000A
40.00mV

25.00mV
1000-66.000A
30.00mV

50.00mV
1000-1212.000A
40.00mV※DMM(デジタルマルチメーター)の表示値は指定のシャント抵抗を使用していただいた際の値です。

151

校 正
外部アナログ入力による出力電圧オフセット・フルスケール校正
外部電圧（絶縁 外部電圧）による出力電圧コントロール
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機

+

4

外部電圧
０～１０Ｖ

5

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[xV]
[xV]

30-2000.03V
500-120.5V

30-4000.03V
500-240.5V

60-1000.06V
1000-6
1.0V

60-2000.06V
1000-121.0V+

絶縁コントロール
用コネクタ

V

3
16

外部コントロール
用コネクタ

-

-

デジタル
マルチメーター

校正回路

２．外部電圧を[0.010V]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部電圧による出力電圧コント
ロールのオフセット校正値を確定させます。

60-2001.0A
1000-12
0.10A

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部電圧による出力電圧コントロール(P128)を参照してください。
絶縁の場合は絶縁 外部電圧による出力電圧コントロール(P129)を参照してください
３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２８を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

152

校 正
７．外部電圧を[１0.000V]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部電圧による出力電圧コント
ロールのフルスケール校正値を確定させます。

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部電圧による出力電圧コントロール(P128)を参照してください。
１２．これで外部電圧による出力電圧コントロールのオフ
セット、フルスケール校正は完了です。
８．｢FUNC.｣キーを押します。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２９を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整
１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[xV][xV]

30-20030.000V
500-12500.00V

30-40030.000V
500-24500.00V

60-10060.000V
1000-6
1000.0V

60-20060.000V
1000-121000.0V※[CURRENT]ツマミを押下することで[C]粗調整と[F]微調整が切り替わります。

153

校 正
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）

１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.000V 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機
外部抵抗
０～∞Ω

+

+

V
7
20

外部コントロール
用コネクタ

-

-

デジタル
マルチメーター

校正回路

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）による出力電圧コントローのオフセット校正値を確定させます。

２．外部抵抗を無限大（オープン）、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

設定方法は
「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）(P124)を参照してください。
３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２８を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

154

校 正
７．外部抵抗を[0Ω]、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電圧コント
ロール（Ａ）のフルスケール校正値を確定させます。

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）(P124)を参照してください。
１２．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ａ）のオフセット、フルスケール校正は完了です。

８．｢FUNC.｣キーを押します。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２９を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整
１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[xV][xV]

30-20030.000V
500-12500.00V

30-40030.000V
500-24500.00V

60-10060.000V
1000-6
1000.0V

60-20060.000V
1000-121000.0V※[CURRENT]ツマミを押下することで[C]粗調整と[F]微調整が切り替わります。

155

校 正
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）

１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.000V 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機
外部抵抗０～１０ｋΩ

+

+

V
4
17

外部コントロール
用コネクタ

-

-

デジタル
マルチメーター

校正回路

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）による出力電圧コントローのオフセット校正値を確定させます。

２．外部抵抗を[0Ω]、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）(P126)
を参照してください。

３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２８を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

156

校 正
７．外部抵抗を[10kΩ]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電圧コント
ロール（Ｂ）のフルスケール校正値を確定させます。

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）(P126)
を参照してください。
１２．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｂ）のオフセット、フルスケール校正は完了です。

８．｢FUNC.｣キーを押します。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２９を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整
１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

[xV][xV]

30-20030.000V
500-12500.00V

30-40030.000V
500-24500.00V

60-10060.000V
1000-6
1000.0V

60-20060.000V
1000-121000.0V※[CURRENT]ツマミを押下することで[C]粗調整と[F]微調整が切り替わります。

157

校 正
外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）

１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。

５．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「0.000V 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機
外部抵抗０～１０ｋΩ

+

+

V
4
17

外部コントロール
用コネクタ

-

-

デジタル
マルチメーター

校正回路

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）による出力電圧コントローのオフセット校正値を確定させます。

２．外部抵抗を[10kΩ]、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）(P127)を参照してください。

３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２８を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

158

校 正
７．外部抵抗を[0Ω]、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[yA]
[yA]

30-2001.0A
500-120.10A

30-4001.0A
500-240.10A

60-1001.0A
1000-60.010A

60-2001.0A
1000-12
0.10A

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電圧コント
ロール（Ｂ）のフルスケール校正値を確定させます。

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）(P127)を参照してください。
１２．これで外部抵抗による出力電圧コントロール（Ｃ）のオフセット、フルスケール校正は完了です。

８．｢FUNC.｣キーを押します。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２９を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整
１０．出力電圧計測用デジタルマルチメーターの表示が「xV 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[xV][xV]

30-20030.000V
500-12500.00V

30-40030.000V
500-24500.00V

60-10060.000V
1000-6
1000.0V

60-20060.000V
1000-121000.0V※[CURRENT]ツマミを押下することで[C]粗調整と[F]微調整が切り替わります。

159

校 正
外部アナログ入力による出力電流オフセット・フルスケール校正
外部電圧（絶縁 外部電圧）による出力電流コントロール
１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機
外部電圧
０～１０Ｖ

7

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

+

6
絶縁コントロール
用コネクタ

-

V

+

5
18

外部コントロール用コネクタ

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３０を表示させます。

５．出力電流が「yA 」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]

30-2000.20A30-4000.40A60-1000.10A

DMM 表示値

0.050mV

0.040mV

0.025mV

0.050mV

500-120.012A

500-240.024A

1000-60.006A

1000-120.012A-

校正回路

注）配線材には大電流が流れます。
注）配線材による電圧降下が0.8V
注）以下になるような配線材を使用
注）して下さい。

[yA]
DMM 表示値

２．外部電圧を「0.010V」定電圧設定値を[xV ] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2000.20A

0.040mV
0.040mV
0.030mV
0.040mV※DMM(デジタルマルチメーター)の表示値は指定のシャント抵抗を使用していただいた際の値です。

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部電圧による出力電流コントロール(P134)を参照してください。
絶縁の場合は絶縁 外部電圧による出力電流コントロール(P135)を参照してください

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部電圧（絶縁 外部電圧）による
出力電流のコントロールのオフセット校正値を確定させます。

３．｢FUNC.｣キーを押します。

160

校 正
７．外部電圧を[10.000V]、定電圧設定値を[xV ]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部電圧による出力電流コントロール(P134)を参照してください。

１０．出力電流が「yA 」 となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]
DMM 表示値[yA]
DMM 表示値30-200200.00A

30-400400.00A

60-100100.00A

60-200200.00A

50.00mV
500-1212.000A
40.00mV

40.00mV
500-2424.000A
40.00mV

25.00mV
1000-66.000A
30.00mV

50.00mV
1000-1212.000A
40.00mV※DMM(デジタルマルチメーター)の表示値は指定のシャント抵抗を使用していただいた際の値です。

絶縁の場合は絶縁 外部電圧による出力電流コント
ロール(P135)を参照してください。
８．｢FUNC.｣キーを押します。
※[CURRENT]ツマミを押下することで[C]粗調整と[F]微調整が切り替わります。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３１を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部電圧（絶縁 外部電圧）による出力電流のコントロールのフルスケール校正値を確定させます。

１２．これで外部電圧（絶縁 外部電圧）による出力電流のコントロールのオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用
ください。

161

校 正
外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ）

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（０．１級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機

+
-

外部抵抗
０～∞Ω

V

+

５．出力電流が「０Ａ」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電流コント
ロール（Ａ）のオフセット校正値を確定させます。

820

外部コントロール
用コネクタ

-

校正回路

注）配線材には大電流が流れます。
注）配線材による電圧降下が0.8V
注）以下になるような配線材を使用
注）して下さい。

２．定電圧設定値を[xV ]、外部抵抗値を[無限大（オープン）]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ）(P130)を参照してください。
３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３０を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

162

校 正
７．定電圧設定値を[xV ]、外部抵抗値を[0Ω]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ）(P130)を参照してください。

１０．出力電流が「yA」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]
DMM 表示値[yA]
DMM 表示値30-200200.00A

30-400400.00A

60-100100.00A

60-200200.00A

50.00mV
500-1212.000A
40.00mV

40.00mV
500-2424.000A
40.00mV

25.00mV
1000-66.000A
30.00mV

50.00mV
1000-1212.000A
40.00mV※DMM(デジタルマルチメーター)の表示値は指定のシャント抵抗を使用していただいた際の値です。

８．｢FUNC.｣キーを押します。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３１を表示させます。

※[CURRENT]ツマミを押下することで[C] 粗調整と[F]微調整が切り替わります。
１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電流コント
ロール（Ａ）のフルスケール校正値を確定させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整

１２．これで外部抵抗による出力電流コントロール（Ａ）のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用
ください。

163

校 正
外部抵抗による出力電流コントロール（Ｂ）

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（０．１級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機

+
-

外部抵抗
０～10kΩ

V+

５．出力電流が「０Ａ」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電流コント
ロール（Ｂ）のオフセット校正値を確定させます。

6
19

外部コントロール
用コネクタ

-

校正回路

注）配線材には大電流が流れます。
注）配線材による電圧降下が0.8V
注）以下になるような配線材を使用
注）して下さい。

２．定電圧設定値を[xV ]、外部抵抗値を[0Ω]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電流にコントロール（Ｂ）(P132)を参照してください。

３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３０を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

164

校 正
７．定電圧設定値を[xV ]、外部抵抗値を[10kΩ]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電流にコントロール（Ｂ）(P132)を参照してください。

１０．出力電流が「yA」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]
DMM 表示値[yA]
DMM 表示値30-200200.00A

30-400400.00A

60-100100.00A

60-200200.00A

50.00mV
500-1212.000A
40.00mV

40.00mV
500-2424.000A
40.00mV

25.00mV
1000-66.000A
30.00mV

50.00mV
1000-1212.000A
40.00mV※DMM(デジタルマルチメーター)の表示値は指定のシャント抵抗を使用していただいた際の値です８．｢FUNC.｣キーを押します。

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電流コント
ロール（Ｂ）のフルスケール校正値を確定させます。
９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３１を表示させます。

※[CURRENT]ツマミを押下することで[C] 粗調整と[F]微調整が切り替わります。
※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整

１２．これで外部抵抗による出力電流コントロール（Ｂ）のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用
ください。

165

校 正
外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ）

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（0.1 級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

本機

+
-

外部抵抗
０～10kΩ

V+

５．出力電流が「０Ａ」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。

６．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電流コント
ロール（Ｃ）のオフセット校正値を確定させます。

6
19

外部コントロール
用コネクタ

-

校正回路

注）配線材には大電流が流れます。
注）配線材による電圧降下が0.8V
注）以下になるような配線材を使用
注）して下さい。

０． 定電圧設定値を[xV ]、外部抵抗値を[10kΩ]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ）(P133)
を参照してください。
３．｢FUNC.｣キーを押します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３０を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

166

校 正
７．定電圧設定値を[xV ]、外部抵抗値を[0Ω]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[xV]

30-2001.00V
500-121.0V

30-4001.00V
500-241.0V

60-1001.00V
1000-6
1V

60-2001.00V
1000-121V

設定方法は「外部アナログ、接点信号で制御する」の外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ）(P133)
を参照してください。

１０．出力電流が「yA」となるようように｢CURRENT｣ツマミで調整します。
[yA]
DMM 表示値[yA]
DMM 表示値30-200200.00A

30-400400.00A

60-100100.00A

60-200200.00A

50.00mV
500-1212.000A
40.00mV

40.00mV
500-2424.000A
40.00mV

25.00mV
1000-66.000A
30.00mV

50.00mV
1000-1212.000A
40.00mV

８．｢FUNC.｣キーを押します。

※[CURRENT]ツマミを押下することで[C] 粗調整と[F]微調整が切り替わります。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３１を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には[C]あるいは[Ｆ]が表示されます。
[C]：粗調整[F]：微調整

１１．｢FUNC.｣キーを押し、外部抵抗による出力電流コント
ロール（Ｃ）のフルスケール校正値を確定させます。

１２．これで外部抵抗による出力電流コントロール（Ｃ）のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用
ください。

167

校 正
メーターの校正
準 備
校正には次の測定器が必要です。
１．電圧測定用デジタルマルチメーター１台
表示桁数：5 1/2 桁以上
表示確度：0.005％以上※30V/60V タイプ：1mV－100Ｖの測定レンジを有すること。
500V/1000 タイプ：1mV－1000V の測定レンジを有すること。

２．電流測定用分流器（シャント抵抗）30-200200A/50mV
500-12
15A/50mV

30-400500A/50mV
500-2430A/50mV

60-100200A/50mV
1000-6
10A/50mV

60-200200A/50mV
1000-12
15A/50mV※0.1 級品をご使用ください。

電圧計のオフセット、フルスケール校正(注意)この操作を行う前に必ず出力電圧設定のオフセット、フルスケール校正（P148）を実施してください。
１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２４を表示させます。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにして
おきます。

+

+

※その際「数字表示機（電流）」には電圧計側値が表示されます。
※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

V

本機
-

-

デジタル
マルチメーター

校正回路

５．「CURRENT」ツマミを回して「数字表示器（電流）」に表示された電圧計側値が実際の出力電圧値（デジタルマルチメータ計測）と同じになるよう調整します。

２．定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2000.01V
1.0A
500-120.1V
0.10A

30-4000.01V
1.0A
500-240.1V
0.10A

60-1000.01V
1.0A
1000-61V
0.010A

60-2000.01V
1.0A
1000-12
1V
0.10A

設定方法は
基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。

※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

６．｢FUNC.｣キーを押し、電圧計のオフセット校正値を確定させます。

３．｢FUNC.｣キーを押します。

168

校 正
７．定電圧設定値を[xV] 、定電流設定値を[yA ]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-20030.00V
1.0A
500-12500.0V
0.10A

30-40030.00V
1.0A
500-24500.0V
0.10A

60-10060.00V
1.0A
1000-61000V
0.010A

60-20060.00V
1.0A
1000-12
1000V
0.10A

設定方法は
基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。
８．｢FUNC.｣キーを押します。

１１．｢FUNC.｣キーを押し、電圧計のフルスケール校正
値を確定させます。

１２．これで電圧計のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用ください。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に設定
項目番号２５を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には電圧計側値が表示されます。
※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

１０．「CURRENT」ツマミを回して「数字表示器（電流）」に表示された電圧計側値が実際の出力電圧値（デジタルマルチ
メータ計測）と同じになるよう調整します。

※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

169

校 正
電流計のオフセット、フルスケール校正（注意）この操作を行う前に必ず出力電流設定のオフセット、フルスケール校正(P150)を実施してください。

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（０．１級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

+
-

本機

V

-

+

注）
配線材には大電流が流れます。
配線材による電圧降
下が0.8V以下になる
ような配線材を使用して下さい。

４．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号２６を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には電流計側値が表示されます。
※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

５．「CURRENT」ツマミを回して「数字表示器（電流）」に表示
された電流計側値が実際の出力電流値（デジタルマル
チメータ計測）と同じになるよう調整します。

校正回路

１． 定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2001.00V
0.1A
500-12
1.0V
0.10A

30-4001.00V
0.1A
500-24
1.0V
0.10A

60-1001.00V
0.1A
1000-61V
0.010A

60-2001.00V
0.1A
1000-12
1V
0.01A

設定方法は
基本的な使い方の定電流電源としての使い方(P30)を参照してください。

※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

６．｢FUNC.｣キーを押し、電流計のオフセット校正値を確定させます。

３．｢FUNC.｣キーを押します。

170

校 正
７．定電圧設定値を[xV ]、定電流設定値を[yA ] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2001.00V
200.0A
500-12
1.0V
12.00A

30-4001.00V
400.0A
500-241.0V
24.00A

60-1001.00V
100.0A
1000-61V
6.000A

60-2001.00V
200.0A
1000-121V
12.00A

設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方(P30)を参照してください。
８．｢FUNC.｣キーを押します。

１１．｢FUNC.｣キーを押し、電流計のフルスケール校正値を確定させます。

１２．これで電流計のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用ください。

９．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に設定
項目番号２７を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」には電流計側値が表示されます。
※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

１０．「CURRENT」ツマミを回して「数字表示器（電流）」に表示された電流計側値が実際の出力電流値（デジタルマルチメータ計測）と同じになるよう調整します。

※上記の図は表示例です。(HX0500-12G4)

171

校 正
出力電圧モニター（絶縁 出力電圧モニター）のオフセット・フルスケール校正

１．負荷配線、リモートセンシング配線を取り外して出力端子にデジタルマルチメーターを接続します。

５．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３２を表示させます。

本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

1

+
2

V

本機

+

+

絶縁コントロール用コネクタ※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

V

1

-

14

デジタル
マルチメーター

外部コントロール
用コネクタ

-

-

デジタル
マルチメーター

校正回路

６．「CURRENT」ツマミを回して電圧モニター計測用デジタ
ルマルチメーターの表示が「0.00V」になるよう調整します。

２．ファンクション項目１２のパラメータを「0」に設定し、直線性保障機能を無効にします。
設定方法は便利な機能の直線性補償機能(P57)を参照してください。
７．｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧モニター（絶縁 出力電圧
モニター）のオフセット校正値を確定させます。
２． 定電圧設定値を[xV ]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2000.00V
1.0A
500-120.0V
0.10A

30-4000.00V
1.0A
500-240.0V
0.10A

60-1000.00V
1.0A
1000-60V
0.010A

60-2000.00V
1.0A
1000-12
0V
0.10A

設定方法は
基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。

４．｢FUNC.｣キーを押します。

172

校 正
８．定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-20030.00V
1.0A
500-12500.0V
0.10A

30-40030.00V
1.0A
500-24500.0V
0.10A

60-10060.00V
1.0A
1000-61000V
0.010A

60-20060.00V
1.0A
1000-12
1000V
0.10A

設定方法は
基本的な使い方の定電圧電源としての使い方(P28)を参照してください。

９．｢FUNC.｣キーを押します。

１２．｢FUNC.｣キーを押し、出力電圧モニター（絶縁 出力
電圧モニター）のフルスケール校正値を確定させます。

１３．ファンクション項目１２のパラメータを元に戻し、直線性保障機能を有効にします。
設定方法は便利な機能の直線性補償機能(P57)を参照してください。

１４．これで出力電圧モニター（絶縁 出力電圧モニター）のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用ください。
１０．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３３を表示させます。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

１１．「CURRENT」ツマミを回して電圧モニター計測用デジタ
ルマルチメーターの表示、が実際の出力電圧値（デジタルマルチメータ計測）÷[ a ]となるように調整します。
[a][a]30-2003500-1250

30-4003500-2450

60-1006
1000-6100

60-2006
1000-12
100

173

校 正
出力電流モニター（絶縁 出力電流モニター）のオフセット・フルスケール校正

１．負荷は分流器のみで行います。
ご使用時の負荷配線やリモートセンシングの配線は取り外します。
出力端子に分流器（０．１級）を接続し、分流器の測定端子にデジタルマルチメーターを接続します。
本機のＰＯＷＥＲスイッチをＯＮにし、出力はＯＦＦにしておきます。

3

+
4

V

本機

+

絶縁コントロール
用コネクタ

デジタル
マルチメーター
-

V

15

デジタル
マルチメーター

外部コントロール
用コネクタ

校正回路

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

+

2

-

５．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３４を表示させます。

注）配線材には大電流が流れ注）ます。
注）配線材による電圧降下が注）0.8V以下になるような配線
注）材を使用して下さい。

２．ファンクション項目１２のパラメータを「0」に設定し、直線性保障機能を無効にします。
設定方法は便利な機能の直線性補償機能(P57)を参照してください。

６．「CURRENT」ツマミを回して電流モニター計測用デジタ
ルマルチメーターの表示が「0.00V」になるよう調整します。

７．｢FUNC.｣キーを押し、出力電流モニター（絶縁 出力電流モニター）のオフセット校正値を確定させます。

３．定電圧設定値を[xV]、定電流設定値を[yA]に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2001.00V
0.0A
500-12
1.0V
0.00A

30-4001.00V
0.0A
500-24
1.0V
0.00A

60-1001.00V
0.0A
1000-61V
0.000A

60-2001.00V
0.0A
1000-12
1V
0.00A

設定方法は
基本的な使い方の定電流電源としての使い方(P30)を参照してください。

４．｢FUNC.｣キーを押します。

174

校 正
８．定電圧設定値を[xV ]、定電流設定値を[yA] に設定し出力をオンにします。
[xV]
[yA]
[xV]
[yA]

30-2001.00V
200.0A
500-12
1.0V
12.00A

30-4001.00V
400.0A
500-241.0V
24.00A

60-1001.00V
100.0A
1000-61V
6.000A

60-2001.00V
200.0A
1000-121V
12.00A

設定方法は基本的な使い方の定電流電源としての使い方(P30)を参照してください。

９．｢FUNC.｣キーを押します。

１０．「VOLTAGE」ツマミを回して「数字表示器（電圧）」に
設定項目番号３５を表示させます。

１２．｢FUNC.｣キーを押し、出力電流モニター（絶縁 出力
電流モニター）のフルスケール校正値を確定させます。

１３．ファンクション項目１２のパラメータを元に戻し、直線性保障機能を有効にします。
設定方法は便利な機能の直線性補償機能(P57)を参照してください。

１４．これで出力電流モニター（絶縁 出力電流モニター）のオフセット、フルスケール校正は完了です。
定電圧設定値、定電流設定値を元に戻してご使用ください。

※その際「数字表示機（電流）」は消灯します。

１１．「CURRENT」ツマミを回して電流モニター値が実際の出力電流値（デジタルマルチメータ計測）÷[ a ]となるように調整します。
[a][a]30-20020500-121.2

30-40040500-242.4

60-10010
1000-60.6

60-20020
1000-12
1.2

175

仕

様

仕様
出力仕様
仕様・形名

30-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-12定格出力電圧

30V

30V

60V

60V

500V

500V

1000V

1000V

定格出力電流

200A

400A

100A

200A

12A

24A

6A

12A

定格出力電力6000W12000W

6000W

12000W

6000W

12000W

6000W

12000W

仕様・形名

30-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-12

23kVA

12kVA

23kVA

32A

16A

32A

130A

65A

130A

入力仕様

定格電圧・周波数
定格電力

AC400V 3 相 50/60Hz
12kVA

23kVA

動作電源
入力電流*1

12kVA

23kVA

AC342V－440V 3 相・45Hz－65Hz
16A

32A

16A

32A

16A

入力力率*2

0.6 以上

電力効率*390％以上

突入電流（ピーク値）
440V 入力時

65A

130A

65A

130A

注）*1：定格出力電力、定格出力電流のとき*2：ＡＣ400Ｖ入力、定格出力電力、定格出力電流のとき
系統インピーダンス Ｒ：10ｍΩ、Ｌ：60μＨにて測定*3：ＡＣ400Ｖ入力、定格出力電圧、定格出力電力のとき

176

12kVA

65A

仕 様
定電圧特性
仕様・形名

30-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-12

設定範囲

0.00V-31.50V

0.00V-63.00V

0.0V－525.0V

0V-1050V

設定確度*11

設定値の±（0.1%+5mV）

設定値の±（0.1%+10mV）

設定値の±（0.1%+0.1V）

設定値の±（0.1%+0.2V）

0.1V

1V

10mV

設定分解能
ロードレギュレーション*4
ラインレギュレーション*5

0.01%＋（最大出力電圧の 0.005%）以下
0.01%＋（最大出力電圧の 0.003%）以下

リップル（実効値）*6

10mV 以下

50mV 以下

100mV 以下

ノイズ（p-p 値）（TYP）*7

100mV 以下

300mV 以下

300mV 以下

±100ppm/℃

温度係数（代表値）

1ms 以内過渡回復時間*8
プロ
立上がり
グラ
ミン
立下がり
グ
時
最大吸い込み電流
間
OUTPUT－OFF 時の*9
残留電圧（TYP）

2ms 以内200ms±20%（全負荷時）/200ms±20%（無負荷時）

200ms±20%（全負荷時）/200ms±20%（無負荷時）

500ms±20%（全負荷時）/500ms±20%（無負荷時

500ms±20%（全負荷時）/500ms±20%（無負荷時

200ms±30%（全負荷時）/1200ms 以下（無負荷時）

200ms±30%（全負荷時）/1200ms 以下（無負荷時

500ms±30%（全負荷時）/1200ms 以下（無負荷時）

500ms±30%（全負荷時）/1200ms 以下（無負荷時）

1A±20%

1A±20%

250mA±20%125mA±20%

2A±20%

2A±20%±10mV 以内

500mA±20%250mA±20%±25mV 以内

±50mV 以内

定電流特性
仕様・形名
設定範囲
設定確度*1230-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-120.0A-210.0A
設定値の±（0.5%+0.1A）

0.0A-420.0A
設定値の±（0.5%+0.2A）

0.0A-105.0A
設定値の±（0.5%+0.05A）

0.0A-210.0A
設定値の±（0.5%+0.1A）

0.00A-12.60A
設定値の±（0.5%+5mA）

0.00A-25.20A
設定値の±（0.5%+10mA）

0.000A-6.300A
設定値の±（0.5%+3mA）

0.00A-12.60A
設定値の±（0.5%+6mA）

1mA

10mA

設定分解能

0.1A

ロードレギュレーション*10

0.05%＋（最大出力電流の 0.01%）以下

温度係数（代表値）

0.05%＋（最大出力電流の 0.03%）以下

0.05%＋（最大出力電流の 0.005%）以下

ラインレギュレーション*5
リップル（実効値）*6

10mA

200mA
以下

400mA
以下

100mA
以下

200mA
以下

10mA
以下

20mA
以下

5mA
以下

10mA
以下

±200ppm/℃

注) *4：定格負荷電流の 0－100％の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動）*5：入力電圧の±10％の変動に対して（静的負荷変動）*6：測定周波数帯域 20Ｈｚ－1ＭＨｚにて*7：測定周波数帯域 20Ｈｚ－20ＭＨｚのオシロスコープにて測定*8：定格負荷電流の 50％－100％の急変に対して、定格出力電圧の 0.1%+10mV 以内に回復する時間（動的負荷変動）*9：パネル操作、通信制御による設定変更、または外部アナログコントロールにより、設定電圧に対する誤差が 1％以内に達する時間*10：定格出力電流にて、負荷抵抗を 0－定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値(静的負荷変動）*11：周囲温度 23℃±5℃、出力開放にて*12：周囲温度 23℃±5℃、出力短絡にて

177

仕 様
測定・表示
仕様・形名

30-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-124 桁デジタルメータ

電圧計
最大表示

99.99Ｖ

999.9Ｖ

9999Ｖ

測定確度*13

読みの±（0.1％+2digit(0.02V））

読みの±（0.1％+2digit(0.2V））

読みの±（0.1％+2digit(2V））±100ｐｐｍ/℃

温度係数（代表値）

4 桁デジタルメータ

電流計

999.9A

最大表示*14

測定確度*13*14

読みの±(0.5％＋4digit(0.4A））

99.99A

読みの±(0.5％＋
2digit(0.2A））

読みの±(0.5％＋
4digit(0.4A））

読みの±(0.5％＋
2digit(20mA））

9.999A

99.99A

読みの±(0.5％＋
4digit(40mA））

読みの±(0.5％＋
2digit(2mA））

読みの±(0.5％＋
2digit(20mA））

99.99kW

9.999kW

99.99kW±200ｐｐｍ/℃

温度係数（代表値）

4 桁デジタルメータ

電力計
最大表示*149.999kW

確度*14
計測モード

99.99kW

9.999kW

99.99kW

9.999kW

電圧計測値と電流計測値の乗算値を表示する。
計測について移動平均処理の選択が可能*13：周囲温度 23℃±5℃にて*14：単体動作時

178

仕 様
保護機能
仕様・形名

過電圧
保護回路
（ＯＶＰ）

30-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-12

設定範囲

0.30V-33.00V

0.60V-66.00V

5.0V－550.0V

10V-1100V

設定確度

設定値の±（0.2％＋
5digit（0.05V））*11

設定値の±（0.2％＋
5digit（0.05V））*11

設定値の±（0.2％＋
5digit（0.5V））*11

設定値の±（0.2％＋
5digit（5V））*11

動作

過電流
保護回路
（ＯＣＰ）

30-200

下記動作の選択可能
・スイッチング停止による出力 OFF
・入力スイッチ遮断（入力スイッチ遮断動作は電源内部のパワーリレーを OFF）

設定範囲

2.0A220.0A

4.0A440.0A

1.0A110.0A

2.0A220.0A

0.12A13.20A

0.24A26.40A

0.060A6.600A

0.12A13.20A

設定確度

設定値の
±（0.6％＋5digit（0.5A）*12

設定値の±（0.6％＋10digit
（1A）
*12

設定値の
±（0.6％＋5digit（0.5A））*12

設定値の±（0.6％＋10digit
（1A））
*12

設定値の±
（0.6％＋
5digit（50mA）*12

設定値の±（0.6％＋10digit（100mA）*12

設定値の±（0.6％＋5digit
（5mA）
*12

設定値の
±（0.6％＋
5digit（50mA）*12動作

過温度保護回路

過大入力電流保護

下記動作の選択可能
・スイッチング停止による出力 OFF
・入力スイッチ遮断（入力スイッチ遮断動作は電源内部のパワーリレーを OFF）
・ファンモータ停止などにより放熱部の温度が閾値を超えるとスイッチングを停止し、出力ＯＦＦ、アラーム表示を行う。
・突入防止抵抗に内蔵された温度ヒューズが 135℃にて溶断する。
ﾋｭｰｽﾞ
35A

ﾋｭｰｽﾞ
60A

ﾋｭｰｽﾞ
35A

ﾋｭｰｽﾞ
60A

ﾋｭｰｽﾞ
35A

ﾋｭｰｽﾞ
60A

ﾋｭｰｽﾞ
35A

ﾋｭｰｽﾞ
60A

リモートセンシング・負荷までの導線による電圧降下を、片道 5V まで補償可能。
・センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は 10mＶ以内に制限される。
・リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて定格出力電圧の 105%まで、出力電力は定格内とする。

179

仕 様
その他の機能仕様・形名30-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-12

各動作モードをＬＥＤにて表示
ＯＵＴＯＮ ------------------------------------------------ 橙色
ＣＶ（定電圧） -------------------------------------------- 緑色
ＣＣ（定電流） -------------------------------------------- 緑色

動作モード表示ＰＲＥＳＥＴ（プリセット） -------------------------------- 緑色
ＦＵＮＣ．
（各機能を設定時） ------------------------------- 緑色
ＲＥＭＯＴＥ（リモート動作時） ---------------------------- 緑色
ＬＯＣＫ（キーロック状態） -------------------------------- 緑色

ﾏｽﾀｰｽﾚｰﾌﾞ並列運転

同電圧機種を１０台まで並列接続し、マスター機１台でコントロール可能

ﾏｽﾀｰｽﾚｰﾌﾞ直列運転

同一機種を 2 台まで直列接続し、マスター機 1 台でコントロール可能

立ち上がりﾓｰﾄﾞ※フル機能搭載版（型名に[F]有）の場合のみ
CV 優先(高速：10ms) / CV 優先(通常:100ms)/CV 優先(低速：200ms)
CC 優先(高速：10ms) / CC 優先(通常:100ms)/CC 優先(低速：200ms)※スタンダード版（型名に[F]無）は CV 優先(低速：200ms)となります。

※フル機能搭載版（型名に[F]有）の場合のみ
CV 優先(高速：100ms) / CV 優先(通常:300ms)/CV 優先(低速：500ms)
CC 優先(高速：10ms) / CC 優先(通常:100ms)/CC 優先(低速：200ms)※スタンダード版（型名に[F]無）は CV 優先(低速：500ms)となります。

可変ｽﾙｰﾚｰﾄ機能※フル機能搭載版（型名に[F]有）の場合のみ
出力電圧、出力電流の上昇率、下降率をそれぞれ独立して設定可能

定電圧ｽﾙｰﾚｰﾄ設定範囲

0.01V/s－60.00V/s

定電流ｽﾙｰﾚｰﾄ設定範囲

0.1A/s400.0A/s

ｼｰｹﾝｼｬﾙ ON/OFF 機能※フル機能搭載版（型名に[F]有）の場合のみ
1 台のｼｰｹﾝｼｬﾙﾏｽﾀｰ機から複数台の出力 ON/OFF を同時、あるいは時間差をつけて制御が可能（設定可能時間：0.00s－99.99s ON/OFF 別設定可能）（注意）使用の際は専用ｹｰﾌﾞﾙが必要です。

ﾒﾓﾘｰ機能電圧、電流や各種設定値を[A][B][C]の３つのメモリーへ書き込み、読み出すことが可能

ｷｰﾛｯｸ機能

前面パネルのキー操作をロックします。

0.1A/s800.0A/s

0.1V/s－120V/s
0.1A/s200.0A/s

0.1A/s400.0A/s

1V/s－1000V/s
0.01A/s24.00A/s

0.01A/s48.00A/s

1V/s－2000V/s
0.01A/s12.00A/s

0.01A/s24.00A/s※フル機能搭載版（型名に[F]有）の場合のみ

内部抵抗(⊿R)可変機能

0Ω0.15Ω

0Ω0.075Ω

0Ω0.6Ω

0Ω0.3Ω

0Ω-

0Ω-

0Ω-

41.7Ω

20.8Ω

500-12500-240Ω167Ω

83Ω

適合規格
仕様・形名
LVD
EMC
適合規格
規格適用条件30-20030-40060-10060-200EN61010-1
EMS EN61326-1：(Industrial locations)
EMI EN61326-1：(Class A)

1000-6

1000-12接続するケーブルは全て 3m 未満を使用（弊社のオプション品を使用すること）
外部コントロール用コネクタ(EXTERNAL CONTROL)を使用する場合はケーブルに北川工業
製 RFC-20（相当品）を 2T 巻いて使用

178

180

仕 様
外部コントロール30-200仕様・形名
出力電圧
ｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ60-10060-200500-12

外部抵抗０－１０ｋΩ（B、C カーブ）、０－∞Ω（A カーブ）

外部電圧

DC0－10V

外部電圧(絶縁)出力電流30-400０－１０ｋΩ（B、C カーブ）、０－∞Ω（A カーブ）

外部電圧

DC0－10V

出力 ON-OFF ｺﾝﾄﾛｰﾙ

入力遮断ｺﾝﾄﾛｰﾙ

通常
絶縁
通常

1000-6

1000-12絶縁オプション搭載版（型名に[I]有）の場合のみ DC0－10V

外部抵抗

外部電圧(絶縁)500-24絶縁オプション搭載版（型名に[I]有）の場合のみ DC0－10V
外部接点、またはフォトカプラにより可能
絶縁オプション搭載版（型名に[I]有）の場合のみ外部接点、またはフォトカプラにより可能
外部接点、またはフォトカプラにより可能

絶縁

絶縁オプション搭載版（型名に[I]有）の場合のみ外部接点、またはフォトカプラにより可能

通常

定格出力電圧に対してＤＣ１０Ｖ出力（非絶縁）確度 0.5％±10ｍＶ

出力電圧モニター
絶縁
通常
出力電流モニター
絶縁

絶縁オプション搭載版（型名に[I]有）の場合のみ、定格出力電圧に対してＤＣ１０Ｖ出力（非絶縁）確度 0.5％±10ｍＶ
定格出力電流に対してＤＣ１０Ｖ出力（非絶縁）確度 1.0％±10ｍＶ
絶縁オプション搭載版（型名に[I]有）の場合のみ、定格出力電圧に対してＤＣ１０Ｖ出力（非絶縁）確度 1.0％±10ｍＶ
CV（定電圧）、CC（定電流）、P-ON（入力電圧正常）

ステータス出力

LEVEL１_ALM（OVP、OCP）、LEVEL2_ALM（アラーム一括）の 5 点についてフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタにて出力

181

仕 様
絶縁・耐圧
仕様・形名

30-20030-40060-10060-200絶縁

ＤＣ500Ｖメガーにて、20ＭΩ以上
入力-出力、入力-ｼｬｰｼ、出力-ｼｬｰｼ各間

ＤＣ1000Ｖメガーにて、20ＭΩ以上
入力-出力、入力-ｼｬｰｼ、出力-ｼｬｰｼ各間

耐圧

入力-出力間： ＡＣ３．０ｋＶ １分間
入力-シャーシ間 ： ＡＣ１．５ｋＶ １分間
出力-ｼｬｰｼ間： ＤＣ１．３ｋＶ １分間

入力-出力間
入力-ｼｬｰｼ間
出力-ｼｬｰｼ間

ピーク電圧値にて、±500Ｖ以内
出力－接地間（出力電圧を含む）

対接地電圧

500-12500-241000-6

1000-12： ＡＣ３．０ｋＶ １分間： ＡＣ１．５ｋＶ １分間： ＤＣ２．４ｋＶ １分間

ピーク電圧値にて、±1200Ｖ以内
出力－接地間（出力電圧を含む）

冷却
30-200仕様・形名30-40060-100冷却方式

60-200500-12500-241000-6

1000-121000-6

1000-12

ファンモータによる強制空冷

動作環境
30-200仕様・形名30-40060-100

環境
周囲温度

湿度

60-200500-12500-24

屋内用、設置カテゴリⅡ、汚染度２
動作

0－50℃

保存

-20℃－70℃

動作

20－90％ＲＨ

保存20－90％ＲＨ

最高使用高度

2000m まで

その他

凍結、結露、腐食性ガスのないこと

寸法・質量30-20030-40060-10060-200500-12500-241000-6

1000-12

W:430mm
H:129mm
D:550mm
W:482.6mm
H:149mm
D:637mm

W:430mm
H:221mm
D:550mm
W:482.6mm
H:241mm
D:646mm

W:430mm
H:129mm
D:550mm
W:482.6mm
H:149mm
D:637mm

W:430mm
H:221mm
D:550mm
W:482.6mm
H:241mm
D:637mm

W:430mm
H:129mm
D:550mm
W:482.6mm
H:149mm
D:625mm

W:430mm
H:221mm
D:550mm
W:482.6mm
H:241mm
D:625mm

W:430mm
H:129mm
D:550mm
W:482.6mm
H:149mm
D:625mm

W:430mm
H:221mm
D:550mm
W:482.6mm
H:241mm
D:625mm質量

約 24.0kg

約 43.0kg

約 23.0kg

約 39.0kg

約 22.0kg

約 37.0kg

約 23.0kg

約 38.0kg

出力端子

銅バー(M12 ﾎﾞﾙﾄ)

銅バー(M12 ﾎﾞﾙﾄ)

銅バー(M12 ﾎﾞﾙﾄ)

銅バー(M12 ﾎﾞﾙﾄ)

銅バー(M5 ﾋﾞｽ)

銅バー(M5 ﾋﾞｽ)

銅バー(M5 ﾋﾞｽ)

銅バー(M5 ﾋﾞｽ)

仕様・形名
外形寸法（ｍｍ）*15

最大寸法（ｍｍ）*16

入力端子

３Ｐコネクタ注）*15：突起物含まず*16：取っ手、ツマミ、ゴム足は含む
出力端子カバーは含まない

182

仕 様
外形寸法図
1.HX030-200G4(F)・( I )

183

仕 様

2.HX030-400G4(F)・( I )

184

仕 様

3.HX060-100G4(F)・( I )

185

仕 様

4.HX060-200G4(F)・( I )

186

仕 様

5.HX0500-12G4(F)・( I )

187

仕 様

6.HX0500-24G4(F)・( I )

188

仕 様

7.HX01000-6G4(F)・I

189

仕 様

7.HX01000-12G4(F) I

190

仕 様

【 このﾍﾟｰｼﾞは空白です 】

191

付録
付録① 出力電流 対 入力電流※以下に示すグラフは入力電圧 AC400V、力率が 0.65 の場合です。
1.HX030-200G4
出力電流 対 入力電流15

入力電流(A)

12

9

6

3

0
0

20

40

60

80

100
120
出力電流(A)

140

160

180

200

220

出力電圧3V

出力電圧6V

出力電圧9V

出力電圧12V

出力電圧15V

出力電圧18V

出力電圧21V

出力電圧24V

出力電圧27V

出力電圧30V

320

400

2.HX030-400G4
出力電流 対 入力電流30

入力電流(A)

25
20
15

10
5
0
0

40

80

120

160

200
240
出力電流(A)

280

360

440

出力電圧3V

出力電圧6V

出力電圧9V

出力電圧12V

出力電圧15V

出力電圧18V

出力電圧21V

出力電圧24V

出力電圧27V

出力電圧30V

仕 様

3.HX060-100G4
出力電流 対 入力電流15

入力電流(A)

12

9

6

3

0

0

10

20

30

40

50
60
出力電流(A)

70

80

90

100

110

出力電圧6V

出力電圧12V

出力電圧18V

出力電圧24V

出力電圧30V

出力電圧36V

出力電圧42V

出力電圧48V

出力電圧54V

出力電圧60V

160

200

4.HX060-200G4
出力電流 対 入力電流30

入力電流(A)

25
20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

100
120
出力電流(A)

140

180

220

出力電圧6V

出力電圧12V

出力電圧18V

出力電圧24V

出力電圧30V

出力電圧36V

出力電圧42V

出力電圧48V

出力電圧54V

出力電圧60V

194

仕 様

5.HX0500-12G4
出力電流 対 入力電流15

入力電流(A)

12

9

6

3

0
0.0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0
7.2
出力電流(A)

8.4

9.6

10.8

12.0

13.2

出力電圧5V

出力電圧50V

出力電圧100V

出力電圧150V

出力電圧200V

出力電圧250V

出力電圧300V

出力電圧350V

出力電圧400V

出力電圧450V

出力電圧500V

6.HX0500-24G4
出力電流 対 入力電流3025

入力電流(A)

20
15

10
5

0
0.0

2.4

4.8

7.2

9.6

12.0
14.4
出力電流(A)

16.8

19.2

21.6

24.0

26.4

出力電圧5V

出力電圧50V

出力電圧100V

出力電圧150V

出力電圧200V

出力電圧250V

出力電圧300V

出力電圧350V

出力電圧400V

出力電圧450V

出力電圧500V

195

仕 様

7.HX01000-6G4
出力電流 対 入力電流15

入力電流(A)

12

9

6

3

0
0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0
3.6
出力電流(A)

4.2

4.8

5.4

6.0

6.6

出力電圧10V

出力電圧100V

出力電圧200V

出力電圧300V

出力電圧400V

出力電圧500V

出力電圧600V

出力電圧700V

出力電圧800V

出力電圧900V

出力電圧1000V

8.HX01000-12G4
出力電流 対 入力電流30

入力電流(A)

25
20
15
10
5
0
0.0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0
7.2
出力電流(A)

8.4

9.6

10.8

12.0

13.2

出力電圧10V

出力電圧100V

出力電圧200V

出力電圧300V

出力電圧400V

出力電圧500V

出力電圧600V

出力電圧700V

出力電圧800V

出力電圧900V

出力電圧1000V

196

仕 様
付録② 出力電流 対 効率
1.HX030-200G4
出力電流 対 効率
100
90
80

効率(%)

70
60

50
40
30
20
10

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

出力電流(A)
出力電圧3V

出力電圧6V

出力電圧9V

出力電圧12V

出力電圧15V

出力電圧18V

出力電圧21V

出力電圧24V

出力電圧27V

出力電圧30V

2.HX030-400G4
出力電流 対 効率
100
90

80

効率(%)

70
60

50
40
30

20
10
0
0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

出力電流(A)
出力電圧3V

出力電圧6V

出力電圧9V

出力電圧12V

出力電圧15V

出力電圧18V

出力電圧21V

出力電圧24V

出力電圧27V

出力電圧30V

197

仕 様

3.HX060-100G4
出力電流 対 効率
100
90
80

効率(%)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

出力電流(A)
出力電圧6V

出力電圧12V

出力電圧18V

出力電圧24V

出力電圧30V

出力電圧36V

出力電圧42V

出力電圧48V

出力電圧54V

出力電圧60V

4.HX060-200G4
出力電流 対 効率
100
90
80

効率(%)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

出力電流(A)
出力電圧6V

出力電圧12V

出力電圧18V

出力電圧24V

出力電圧30V

出力電圧36V

出力電圧42V

出力電圧48V

出力電圧54V

出力電圧60V

198

仕 様

5.HX0500-12G4
出力電流 対 効率
100

90
80

効率(%)

70
60
50
40
30

20
10
0

0

2

4

6

8

10

12

14

出力電流(A)
出力電圧5V

出力電圧50V

出力電圧100V

出力電圧150V

出力電圧200V

出力電圧250V

出力電圧300V

出力電圧350V

出力電圧400V

出力電圧450V

出力電圧500V

6.HX0500-24G4
出力電流 対 効率
100
90
80

効率(%)

70
60

50
40
30
20
10
0
0

4

8

12

16

20

24

28

出力電流(A)
出力電圧5V

出力電圧50V

出力電圧100V

出力電圧150V

出力電圧200V

出力電圧250V

出力電圧300V

出力電圧350V

出力電圧400V

出力電圧450V

出力電圧500V

199

仕 様

7.HX01000-6G4
出力電流 対 効率
100
90
80

効率(%)

70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7

出力電流(A)
出力電圧10V

出力電圧100V

出力電圧200V

出力電圧300V

出力電圧400V

出力電圧500V

出力電圧600V

出力電圧700V

出力電圧800V

出力電圧900V

出力電圧1000V

8.HX01000-12G4
出力電流 対 効率
100
90
80

効率(%)

70

60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

出力電流(A)
出力電圧10V

出力電圧100V

出力電圧200V

出力電圧300V

出力電圧400V

出力電圧500V

出力電圧600V

出力電圧700V

出力電圧800V

出力電圧900V

出力電圧1000V

200

仕 様
付録③ 突入電流波形
・ＡＣ4４０Ｖ入力時の全体波形

入力電圧1ｋV/div

入力電流50A/div

HOT START 設定時の出力タイミング

・ＡＣ4４０Ｖ入力時の拡大波形

入力電圧1ｋV/div

入力電流50A/div

201

仕 様
付録④ 負荷電流 対 推奨導体面積
1000A

500sq
400sq
325sq
250sq
200sq
AWG6/0AWG5/0AWG4/0AWG3/0

150sq

100sq

80sq

AWG2/060sq
AWG1/0
AWG1
100A

38sq

AWG2
AWG3
AWG4

22sq

AWG5
AWG6

14sq

負荷電流

AWG7
AWG8

8sq

AWG9
AWG10

5.5sq

AWG11
AWG12
AWG13
AWG14

10A

2sq

AWG15
AWG16

1.25sq

AWG17

1A
1

10

100

1000

推奨導体断面積(mm2)202〒213-8558
神奈川県川崎市高津区溝口 1-24-16

HX-G4 シリーズ取扱説明書

2016 年 1 月 Ver2.0

DOC-1724-02

アフターサービス
アフターサービス

電源をもっと長く安心してお使いいただく為に定期点検 サービス

生産ライン用、検査ライン用、エージング用など常時ご使用され、止ってはならない電源設備には、定期点検をお薦めいたします。
お客様の使用環境、使用頻度などに応じて点検を実施させて頂き、推奨点検期間、部品交換の目安を提案させて頂きます。

オーバーホール サービス設置されている電源環境が高温多湿、塵埃、油脂、腐食ガス等が発生する設置場所では、5年、10年目安のオーバーホールをお薦めいたします。有寿命部品の交換、キズ・破損部品（スイッチ・ボリューム・端子等）の交換、電気性能調整、全ての診断を実施し、保守コストの大幅削減と安定した品質を実現できます。また、お客様の用途にあわせたオーバーホールも可能になっており、お客様の立場に立ったメンテナンスが可能です。

修理・校正・定期点検

ＣＳセンターのご案内

電源内部には FAN、
スイッチ、
リレー、電解コンデンサ等

お 客の有寿命部品が使用されています。
お客様の使用環境、使用頻度によって部品寿命は異なりますが、より長く、効

率的にご使用頂くために定期的なメンテナンスサービス

をお薦めしております。

様【受付時間】平日 9:00〜12:00

CSセンター

当社ではお客様の電源設備を安全に、長期にわたりご使

修理受付

お問合せ

ら、各種サービスをご用意しております。

お見積り&
修理・点検

資料提供・
ご相談 他

用頂けるように修理業務と平行して予防保全の見地か
無料でご使用状況に合せた各種サービスプランをご提案いたします。
お気軽にご相談下さい。

お問合せ先：下記フリーダイヤル又は、ホームページにてお願い申し上げます。

発

送

13:00〜17:00▼修理・保守受付専用ダイヤル

フリーダイヤル

0120-963-213

携帯からは0235-25-9783

FAX
0235-25-8678▼製品についてのお問合せ専用ダイヤル
フリーダイヤル

0120-007-213

携帯からは044-822-4112

FAX

044-811-4705

電源保守点検のおすすめ！

電源装置を安全で長期につかっていただくために。

３つのメリット● ムダな出費をおさえられます。

突然の故障により修理に思いがけない支出を余儀なくされたことはありませんか？設置場所の環境、経年変化、部品の寿命などの要因によって徐々に劣化が進行し、ある日突然故障する事例が見受けられます。点検により性能を維持し、万一のトラブルを事前に防ぐことで無駄な費用を削減することにつながります。

● 電源のロングライフ化が図れます。

電源が常に安定して長く稼動するためには、早目に点検を実施し部品などが動作不良となる前にその前兆を発見して処置（早期発見、早期交換）を行うことが必要となります。一定期間を経過する毎に点検・部品交換を行うことで、特性の変化や故障の発生を防止することができ、ロングライフ化・ライフサイクルコストの低減になります。

● 地球環境への負荷が削減されます。

有寿命部品、劣化部品など一部の部品交換で電源のライフサイクルを延ばすことができ、修理不能による電源本体の廃棄に比べ地球環境的視点からも廃棄物の削減に貢献できます。

www.takasago-ss.co.jp/

本社営業部〒213-8558

名古屋支店

川崎市高津区溝口1-24 -16 TEL(044)811-9711 FAX (044)844-4248 〒460-0022

鶴岡営業所〒997-0011

山形県鶴岡市宝田3-14-24

大阪支店

TEL
（0235）25-8331 FAX (0235)25-8678 〒541-0042

宇都宮営業所〒320-0811

この製品の最新情報や、その他の電源に関する詳しい製品情報やサービスに関する最新情報 はホームページで栃木県宇都宮市大通り1-4-24 TEL（028）650-1200 FAX (028）623-4646
MSCビル5F

www.takasago-ss.co.jp/

名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル2F

TEL（052）324-5670 FAX（052）331-6201

大阪市中央区今橋2-4-10
大広今橋ビル4F

TEL（06）6221-4550 FAX（06）6221-4560

九州営業所〒812-0011

福岡市博多区博多駅前3-2-8 TEL（092）418-1400 FAX（092）418-1401
住友生命博多ビル7F

2016年02月現在 最新の情報はホームページでご確認ください。

※ 改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

HX-G4シリーズ取扱説明書 2016年1月Ver2.0 DOC-1724-02