No.CR-52-04

PDFチャート

グラフィックレコーダ

K R2D00 s e rie s
K R3D00 s e rie s

KR2D00
KR3D00グラフィックレコーダKR2D00 / KR3D00シリーズはカラー液晶ディスプレイを搭載した、高性能で操作性に優れたペーパレスの記録計です。

グラフィックレコーダKR2D00 / KR3D00シリーズはチャート紙のメリットを最大限に残し、チャート紙をPDFファイルとして作成する記録計です。

チャート紙の保管・検索、共有化などの問題解決にお役立てください。
100㎜、180㎜、250㎜幅のチャート紙をPDFで作成しチャート紙と同サイズで出力可能
チャート紙はA4、A3、レターサイズに圧縮して出力可能
チャート紙の目盛は任意設定可能（ただし、KR2D00シリーズは100㎜チャート紙に限定）
必要な時間範囲のみデータ抽出が可能
PDFのパスワード保護機能で改ざん防止
製品名、ロット番号など、記録と紐づけされる情報の入力、印字に対応
バーコードによる情報入力、印字も可能（バーコードリーダ別売）
ネットワーク機能（FTP、メール等）ほか多数の機能を搭載
アナログトレンド記録のほか、リスト印字、定時刻デジタル印字も可能

従来のチャート式記録計○年○月○日の○○のチャートはどこだっけ？
置き場が…

チャート紙保管（○○年間）

KR2D00 / KR3D00 series
自動でサーバやクラウドへ

電子記録＋PDFチャート

必要時に簡単に取り出し
詳細データへのアクセスも簡単

■仕様■測定レンジ・表示分解能

測定点数
入力種類

KR2D00：6点、12点、KR3D00：12点、24点、36点、48点
フルマルチレンジ
直流電圧…±13.8mV〜±50V
熱電対…B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、C（WRe5-WRe26）、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L
測温抵抗体…Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
測定周期
KR2D00：約1s／全点、KR3D00：約1s／全点
内部メモリー フラッシュメモリー（容量8MB）
外部メモリー CFカード（容量256MB〜8GB）記録周期
KR2D00：1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min
KR3D00：1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min
記録データ
測定データ…ファイル名称（グループ名）、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、ほか
設定パラメータ
定格電源電圧 100-240V AC（フリー電源）、50/60Hz
最大消費電力 KR2D00：35VA、KR3D00：60VA
取付方法
パネル埋め込み
質量KR2D00：約2.1kg、KR3D00：約5.6kg

■対応規格
EMC指令

EN61326-1適合

Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります

安全

EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2

環境規制

RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）

防塵防滴IEC60529 IP54準拠（前面部）■オプション仕様

上位・下位機器通信用インターフェイスRS-485（MODBUS）
下記4種の機能より1種選択して使用
上位機器通信用インターフェイス
下位機器通信（通信内容指定方式）
ファンクションコード、リファレンス番号を指定することでMODBUS-RTU準拠の機器と通信が可能
下位機器通信（機種選択方式）
下位に接続した機器の入力データ、PLCレジスタ
内データを記録および最大31台の調節計のパラメータ設定、測定値、設定値など表示・記録
記録点数：KR2D00… 6点仕様 34点
12点仕様 28点
KR3D00…12点仕様 108点
24点仕様 96点
36点仕様 84点
48点仕様 72点
接続機種：
KE、KR2S00、KR3S00、KR2000、KR3000、LE5000、AL3000、AL4000、AH3000、AH4000、DB600、DB1000、DB2000、
KP1000、KP2000、DP-G（データ取得のみ）、LT、JU、JW、SE3000
KR2D00/KR3D00の入力データをPLCに転送
PLCのみ接続が可能
PLC接続機種：三菱電機株式会社殿製MELSEC AnA、QnA、QnAS、Q、FXシリーズ（1Cフレームのみ）
オムロン株式会社殿製
SYSMACシリーズ

下位通信

KT-M入力下位通信用インターフェイスRS-232C（CE、UKCAマーク非対応）
バーコードスキャン
スキャンしたバーコードデータに応じて、マーカ書込・グループ表示切替・バッチ動作を行う。

高精度温度変換器 KT-Mとデジタル通信（RS-485）
取手ゴム足付き（CE、UKCAマーク非対応）

C（WRe5-WRe26）■関連別売品■形式

KR2D□PS□□□−□□□

KR3D□□−□□□−□□□
測定点数／測定周期21：12点／1秒
41：24点／1秒
61：36点／1秒
81：48点／1秒
通信インターフェイス
G：Ethernet+上位
上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet※2
B：Ethernet+上位
上位・下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
N：通信インターフェイスなし
警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点c接点）＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）※2※1
その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器
KT-M入力（通信インターフェイスG）
3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力
KT-M入力（通信インターフェイスG）
N1N：バーコードリーダ仕様 ※2（バーコードリーダ別売、通信インターフェイスB）
N2N：バーコードレシピ仕様（バーコードリーダ／その他別売、通信インターフェイスG）
NNP：過去プロファイル再生※1. 1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可※2. CE／UKCAマーク非対応

測定点数／測定周期6：6点／1秒
2：12点／1秒
通信インターフェイス
G：Ethernet+上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet※2
B：Ethernet+上位・下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
N：通信インターフェイスなし
警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点c接点）＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）※2※1
その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器
KT-M入力（通信インターフェイスG）
3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力（通信インターフェイスG）
N1N：バーコードリーダ仕様 ※2（バーコードリーダ別売、通信インターフェイスB）
N2N：バーコードレシピ仕様（バーコードリーダ／その他別売、通信インターフェイスG）
NNP：過去プロファイル再生※1. 1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可※2. CE／UKCAマーク非対応

統合パッケージソフトTRAMS■外形寸法
KR2D004750

統合パッケージソフトTRAMSはKR2D00 /KR3D00とパソコン

47200

を組み合わせ、組み合わせ、パラメータ設定や計測したデータの集録・監視、

137
159144

データ解析を行うソフトウェアです。

14750144

47138+0200

・各種パラメータを簡単に設定

17.1
22.1

182.6

1138+0・最大100点のデータを集録・監視KR2D00は今後対応予定

データ一覧再生・Ethernet、シリアルに対応
・Excel シートを利用した帳票出力

KR3D00

トレンド画面

24.8 38.8
29.6

1281+ 0288297.6

360

88.8288277.6

360

180
1281+ 0

集録・監視パッケージシステム CISAS/V4、CISAS/V4 Liteも用意しています。
＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2022年10月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

https://www.chino.co.jp/028（612）
8963

神 奈 川

086（473）7400

Cat.No. CR-52-04 Oct-'22.01 Printed in Japan Ⓑ 121