振動レベル計 VM-55

振動レベル計
VM-55

振動レベル計
VM-55
オプションプログラム機能一覧
オプションプログラムをインストールすると以下の機能が追加されます。

機能拡張プログラム
VX-55EX
VX-55EXは512 MBのSDカードで供給します。
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

VX-55EXをインストール
インストール※ するとVX-55WR・
るとVX 55WR・VX-55RTを追加することができます
VX
VX-55
55
機能： オートストア機能（瞬時 値、演算値）／マーカ機能／コンパレータ機能／データ連 続出力機能

VX-55EX++

VX-55WR

プログラム型式

追加機能

VX-55WR

VX-55RT

振動波形モニタ（波形収録）
振動波形モニVX-55RT

1/3オクターブバンド分析
1/3オクターブ※インストールしたVX-55EXは1/3オクターブ
1/3オクターブバンドフィルタ出力

きません
アンインストールすることはできません

波形収録プログラム
グラム
VX-55WR

1/3オクタ1/3オクターブ実時間分析プログラム
VX-55RT振動レベルの演算と同時に波形収録することが可能。収録したデータは、コンピュータで分析が可能で、周波数分析にも対応（非圧縮波形WAVEファイル）

1/3オクターブバンド実時間分析が可能。
保存された分析結果を読み出し、表示が可能。

VX-55WRは2 GBのSDカードで供給します。インストール後はVX-55RTは512 MBのSDカードで供2 GBのSDメモリカードとして使用可能になります。

給します。インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

1 kHzサンプリング。24 bitまたは16 bitから選択
最大収録時間（16 bit時）
サンプリング周波数

1 kHz

メモリカード

512 MB

2 GB

32 GB

約13時間

約55時間

約950時間

1/3オクターブ分析画面

振動レベル計VM-55は、JIS C 1510:1995、JIS C 1517:2014に適合します。
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定します。
振動測定マニュアル※にも対応しています。
※公益社団法人 日本騒音制御工学会 環境振動評価分科会作成
次のアドレスよりダウンロードできます。 http://www.ince-j.or.jp/subcommittee/download/［従来品VM-53/53Aからのアップ機能］

振動レベル（Lv）、振動加速度レベル（Lva）
同時測定

Lv
Lva

コンピュータとの通信
USB端子・I/O端子

大容量SDカード対応
最大32 GB

USBストレージ対応（リムーバブルディスクとして認識）（測定データはCSV出力。Excelなどの表計算ソフトで扱えます）

単三形
単三形アルカリ乾電池・ニッケル水素充電池でケ
2７時間測定オプションプログラム
による追加機能
長時間の連続データ自動記録
コンパレータ出力機能
3方向同時1/3オクターブバンド実時間分析
3方向同時波形収録

防塵防水性能IP54（本体）

システム構成図（本体、PV-83C、EC-54S以外はオプション）
ソフトウェア
SDカード
USBケーブル
RS-232C
コンピュータシリアルｴ/Oケーブル
CC-42R
コンパレータ出力
コ3方向振動ピックアップ
クアップ

コンパレータケーブル
CC-42C

PV-83C（付属））延長コード付属）EC-54S…3 m（付属）EC-54SA…5 m
EC-54SB…10 m
EC-02SD…50 m（リール付き）
EC-02SE…100 m（リール付き）

AS-60VMRT

AS-70

外部機器へデータレコーダ

レベルレコーダ

周波数分析器

多機能計測システム

振動レベル計

VM-55
VM
55

ACアダプタ

BNC-ピン出力コード
CC-24

バッテリパック

NC-98E（AC100 V〜２４０ V）

AS-60VM

BP-21A
動作時間（23 ℃）：約90時間＊

機能拡張
プログラム

波形収録
プログラム

1/3オクターブ実時間
分析プログラム

VX-55EX

VX-55WR

VX-55RT＊単1形乾電池（アルカリ）
×4、本体電池とBP-21Aの併用時

環境計測データ管理ソフトウェア

AS-60VM

環境計測データ管理ソフトウェア

波形処理ソフトウェア

AS-60VMRT

AS-70（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）（1/3オクターブ振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）■ VM-55＋VX-55EXで測定したデータをコンピュータで管理■ オートストアしたデータからTime - Level、グラフの表示、複数チャンネルの同時表示、グラフの重ね書き、各種演算、帳票作成が可能■ VM -55＋VX-55EX+VX-55RTで測定したデータをコンピュータで管理■ オートストアした1/3オクターブデータから、1/3オクターブ分析結果のグラフ表示、各種演算、帳票作成が可能

AS-60VM

AS-60VMRT■ VM -55＋VX-55EX＋VX-55WRで収録した
WAVEファイルから、グラフ表示、レベル化処理、周波数分析（オクターブバンド分析・FFT分析）
ファイル出力、再生が可能

AS-70

仕様
型式承認番号

第TW161号

適合規格

計量法

振動レベル計JIS C 1510:1995

外部接続機器を校正するために出力される信号

交流/直流出力

メニューにより交流出力または直流出力を選択

交流出力 : 31.5 Hz、
1 Vrms、
直流出力 : 2.5 V

CEマーキング、
WEEE指令、中国版RoHS指令 (中国輸出品のみ)
測定機能

校正用出力信号JIS C 151７:２０１４

φ2.5出力端子、3方向独立3方向同時測定が可能
振動レベル L vおよび振動加速度レベル L va

交流出力

出力抵抗 : 600 Ω、
負荷抵抗 : 10 kΩ以上、交流出力 : 1 Vrms
（フルスケール）
画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能

振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド
演算測定

振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベル L eq（演算値）

振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95

直流出力

出力抵抗 : 600 Ω
負荷抵抗 : 10 kΩ以上

振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 L max

直流出力 : 2.5 V（フルスケール、25 mV/dB）

振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 L minUSB

マスストレージクラス :コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ

測定周波数範囲
振動レベル

1〜80 Hz

振動加速度レベル

1〜80 Hz

スクとして認識
コミュニケーションデバイスクラス :コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能

測定レベル範囲
RS-232C通信専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能（I/O端子を使用）

30〜122 dB

BMPファイル

画面キャプチャし、BMPファイル形式で保存

30〜129 dB

コンパレータ※2

振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル（30〜120 dB、1 dB刻み）を振動レベルの鉛直方向

25〜129 dB

振動レベルの水平方向振動加速度レベル超えるとオープンコレクタ出力がONになる

自己雑音レベル
振動レベルの鉛直方向

19 dB以下対応チャンネル

振動レベルの水平方向

24 dB以下

コンパレータ出力 オープンコレクタ出力（I/O端子を使用）

振動加速度レベル24 dB以下

最大印加電圧 : 24 V

Menu画面で設定された1方向最大駆動電流 : 50 mA（印加電圧24 V時）

周波数重み付け特性 鉛直振動特性（計量法またはJISによる）、水平振動特性（JISによる）、SDカードフォーマット

10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立レベルレンジ※１
SD / SDHC（最大容量32 GB）

SDカード

平坦特性（JISによる）SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当

電源

0〜70 dB、
10〜80 dB、20〜90 dB、30〜100 dB、
40〜110 dB、単3形乾電池8本または外部電源

電池動作時間（23 ℃） アルカリ乾電池LR6 : 約27時間

50〜120 dB

ニッケル水素充電池 : 約27時間（eneloop proⓇ）※

リニアリティレンジ

80 dB

実効値検出回路

ディジタル演算方式、
時間重み付け特性

サンプリング周期

時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs（サンプリング周波数 8 kHz）

ACアダプタ

NC-98E

時間率レベル 100 ms

外部電源電圧

5〜7 V（定格電圧6 V）

Manual、
Auto※2、Timer Auto※2の3種類

消費電流

約80 mA（DC12 V（乾電池８本）において）ストアモード（本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります。）

0.63秒

一次側
（AC100 V側）
消費電力 : 約4 VA（NC-98C、AC100 V において）1アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録

Manual

IP54※３

本体内部メモリまたはSDカードにデータを記録

防塵防水性能本体内部メモリは3方向1組最大1000組、SDカードは容量に依存

使用温湿度範囲

温度：-10 〜 +50 ℃、
湿度：90 %RH以下（結露のないこと）

大きさ・重さ

約175 mm（H）×175 mm（W）×40 mm（D）・約780 g（電池含む）
基準感度：60 mV / (m / s2)

瞬時値および最大値 カレント状態でPauseキーを押下した時点の振動レベル L vおよび振動加速度ホールドの値保存

レベル L vaの瞬時値および最大値ホールドの値を保存

振動ピックアップ：

演算値保存

Manualで演算した各種演算値を保存

3方向振動ピックアップ（結露しないこと）
使用温度範囲：-10 〜 +50 ℃

振動レベル L vおよび振動加速度レベル L vaの瞬時値、各種演算値を連続記録

PV-83C

防水性：IPx7Auto※2

大きさ・重さ：約φ67×40.7 mm（D）（接続コード除く）、約335 g

データはSDカードに記録（本体内部メモリには記録しない）
Timer Auto※2

振動レベル L vおよび振動加速度レベル L vaの瞬時値および各種演算値を連続記録

付属品

測定開始、停止時刻を設定することで毎正時から10分間の測定を行う。

希望小売価格（税別）VM-55

測定開始までの間、省電力モードとなるSleep機能有り
データはSDカードに記録（本体内部メモリには記録しない）
測定時間※

EC-54S（3 m）
×1、単3形アルカリ乾電池×8、収納ケース×1
検定付き

380,000円

検定なし

355,000円

VM-55EX（VX-55EX付き） 検定付き

440,000円

検定なし

415,000円Ⓡ※ eneloop pro の充電は、必ず専用の充電器をお使いください。
※ eneloop proⓇ は、パナソニックグループの登録商標です。

ストアモードManual時の測定時間設定された測定時間で演算測定が可能

オプション

500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、総測定時間

L vストア周期
L eq演算周期※

ポーズ機能
※2マーカ

ユーザ設定
（1〜59 s、1〜59 m、1〜24 h）

品

ストアモードAuto / Timer Auto時の測定時間

機能拡張プログラム（512 MBのSDカードにて供給）

名

VX-55EX

80,000円設定された測定時間で演算測定が可能

波形収録プログラム（2 GBのSDカードにて供給）

VX-55WR

100,000円
200,000円

型式

希望小売価格（税別）

500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、1/3オクターブ実時間分析プログラム（512 MBのSDカードにて供給） VX-55RT

ユーザ設定（1〜59 s、1〜59 m、1〜1 000 h）

SDカード512 MB

MC-51SD1

ストアモードAuto、Timer Auto時の瞬時値データのストア間隔

SDカード2 GB

MC-20SD2

30,000円

100 ms、1 sから選択

SDカード32 GB

MC-32SP3

100,000円

ストアモードAuto、Timer Auto時のL eqやL N等の演算値を算出する間隔

ACアダプタ

NC-98E

13,000円

500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、バッテリパック

BP-21A

30,000円

ユーザ設定（1〜59 s、1〜59 m、1〜24 h）

※４
延長コード
（VM-55用）

EC-54Sシリーズ

12,800円〜

カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能

BNCピン出力コード

CC-24

3,600円Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可

コンパレータケーブル

CC-42C

10,000円

2種類のマーカ機能

RS-232CシリアルI/Oケーブル

CC-42R

10,000円

ストアモードAuto、Timer Autoで L vストア周期設定時のみ有効

環境計測データ管理ソフトウェア

AS-60VM

300,000円

AS-60VMRT

400,000円

AS-70

200,000円

15,000円

データリコール

ストアデータの閲覧を行う

設定記憶

最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し

波形処理ソフトウェア

あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能※1 動作を保証する当社販売品をお使いください ※2 VX-55EXが別途必要※３ 有害な影響が発生するほどの粉塵（防塵形）と、あらゆる方向からの飛まつによる水（防まつ形）に対し保護されています。
※４ ピックアップの延長は、２０３ mまでが計量法の対象です。
防水に関するご注意
ご使用の際は底面のゴムカバー・電池カバーが、確実に閉じているかご確認ください。
防水・防塵性能を維持するために、2年に1度筐体内部のパッキンを交換する必要があります（有料）。

〃時計機能

ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能

表示

バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)
バーグラフ更新周期 : 100 ms、数値表示更新周期 : 1 s、
言語 : 英語および日本語、Help機能 : あり

警告表示

過大信号表示 : フルスケール +10.0 dB

LED

2色（赤/青）、各種動作状態を表示

過小信号表示 : フルスケール -70.5 dB※ 測定時間、またはLeq演算周期を500秒に設定した場合、5秒毎の瞬時値をもとに時間率レベルLN を演算当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
J C S Sを運 営している認 定 機 関（ I A J a p a n ）は、アジア太 平 洋 認 定 協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0197は品質保証課の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/

ISO14001 本社・東海営業所・西日本営業所 認証取得
ISO9001 本社・東海営業所・西日本営業所・九州リオン・リオンサービスセンター 認証取得

＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この製品の防水性能はIP54（防塵形・防まつ形）に適合します。
この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

1503-112103.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

リオンサービスセンター（株）〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-632-1160
FAX.042-632-1140