No.CI-12-09

HANDHELD DIGITAL THERMOMETER

デジタルハンディ温度計

MC series

MC1000MC3000

データ収録機能付き
2チャンネル仕様発売！

・見やすい大形ディスプレイ採用！
・多彩な形状の熱電対、測温抵抗体とコネクタ接続！

ISO14001 認証 ISO9001 認証
JQA-EM2414
JQA-0656

温度を簡単計測。見やすく使いやすいデジタル温度計
MC seriesは大きな表示画面を搭載し、視認性に優れた小形・軽量のデジタル温度計です。
MC seriesとコネクタ接続する温度センサは多彩な形状の熱電対、測温抵抗体を用意。
現場・用途に適したセンサをお選びいただけます。

MC1000MC3000

1チャンネル・マルチレンジ入力

2チャンネル・マルチレンジ入力
R熱電対に対応

手動データ収録機能 最大20データ

手動データ収録機能 最大99データ
自動データ収録機能
最大10,000データ／チャンネル
USB通信機能

特 長1

見やすい表示大きな液晶画面に温度表示
測定値の確認が容易です。

2

各種温度センサに対応

多彩な温度センサに対応
各種用途に合わせて、豊富な温度センサ（熱電対、測温抵抗体）を用意しました。

数値を2段表示

センサと本体はコネクタ接続で、交換などが測定値と演算数値などを2段で常時表示し、（センサは別売となります。）比較などの確認が容易です。

バックライトを装備
液晶画面にはバックライトを搭載。
暗い場所の計測をサポートします。

簡単に行えます。

マルチレンジ入力
熱電対K、T、測温抵抗体Pt100を入力可能。
MC3000は、R熱電対の入力もできます。

補正機能搭載3

各種の便利な機能を搭載

便利な機能を搭載
演算機能、警報機能などを装備しています。

計測データを本体に保存
計測したデータをMC3000は最大10,000データ／チャンネル、MC1000は最大20データを本体内部に保存できます。

長時間の計測が可能
電池寿命はMC1000最長1000時間、測定値をシフトし、指示値を補正する機能をMC3000最長500時間と長寿命。

搭載しています。

長時間の計測にも対応します。
‒2‒

生産、メンテナンスなど各種用途に［水温・液温］［金型・成型品］［配管・パイプ・タンク］

MC3000 豊富な機能でデータ収録をさらに便利に設置用・携帯用データロガーとしてさまざまな現場にデータ収録機能

15種の任意インターバルによる自動データ収録および手動データ収録ができ、さまざまな現場のデータ収録に対応します。
収録中または収録後にパソコンへ読み出し、標準添付のアプリケーションソフトでデータ解析もできます。

最大10,000データ／
チャンネルを自動収録

データ解析

データを読み出しUSB
最大99データを手動収録
グラフ表示画面パソコンを使用したリアルタイムデータ収録にモニタ機能

2秒〜24時間、16種のインターバルで計測データをパソコンへ出力します。
パソコンで計測データのリアルタイムモニタができ、同時にパソコンへデータ記録も可能です。

計測したデータを連続的に出力計測したデータを連続的に読み出し

データ表示・収録

USB

モニタ画面

‒3‒

MC1000 多彩なセンサで簡単計測

形式：MC1000-000

MC1000仕様
入力点数

1チャンネル

入力種類

マルチレンジ 熱 電 対：K、T
測温抵抗体：Pt100

測定範囲

熱電源キー

測定値を保持

精度定格

表示分解能1℃のとき±（測定値の0.1%＋1℃）
表示分解能0.1℃のとき
熱電対K、
T
±
（測定値の0.1%＋0.5℃）
測温抵抗体Pt100−99.9〜−0.1℃：±（測定値の0.1%＋0.3℃）
0.0〜199.9℃：±（測定値の0.1%＋0.2℃）（ただし周囲温度20〜30℃、熱電対基準点補償精度含む）

測定周期

約0.5秒

演算機能

最大、最小、平均、変化量

RECキー

データを収録

警報など各種設定に使用

RELキー

変化量演算に使用

MAX・MIN・AVEキー

READキー

最大値、最小値、平均値を表示

収録データを読み出し

Pt100：−200〜500℃

1℃：−200〜1370℃、0.1℃：−99.9〜199.9℃（手動設定）

液晶を明るく表示

FNCキー

K：−200〜1370℃
T：−200〜400℃

表示分解能

電源のオン／オフ、収録データの消去、時計表示に使用

ライトキー

対測温抵抗体表示部

ホールドキー

電手動データ収録機能

最大20データ機能

ホールド警報（任意の設定値を判別し、マーク表示）安定判別（安定状態を判別し、マーク表示）
温度補正
電源オートオフ
時計表示

電池寿命

1000時間（バックライト非点灯時）
100時間（バックライト点灯時）

付属品

保護カバー、単3乾電池、取扱説明書※センサは別売となります。

共通項目
表示部

機能比較
標準形

形式

MC1000-000

MC3000-000

入力点数

1チャンネル2チャンネル

入力種類

熱電対：K、T
測温抵抗体：Pt100

熱電対：K、T、R
測温抵抗体：Pt100

手動データ収録機能

最大20データ

最大99データ

自動データ収録機能―

最大10,000データ／チャンネル―パソコンと接続し、計測データを表示・保存

通信インターフェイス―

USB

アプリケーションソフト

―

標準添付

モニタ機能

56

データ収録機能付

42機種

（原寸大）

共通仕様

外形寸法

表示

3・1／2桁LCD（18mm）、バックライト付

電源

アルカリ単3乾電池

使用温度範囲0〜50℃

使用湿度範囲10〜80%rh（ただし結露しないこと）

外形寸法

W76×H164×D36.3mm

質量約250gケース材質
適合規格

76

36.3

専用コネクタ、SMコネクタ
DIGITAL THERMOMETER

2本MCseries
HOLD
ON/OFFCLEAR

LIGHT

ABS樹脂

164

センサ接続方法RECMAX
MIN FNC REL
AVE

CEマーキング

READ

単位：mm

‒4‒

MC3000 データ収録機能、通信機能を装備した高機能形

形式：MC3000-000

MC3000仕様
入力点数

2チャンネル

入力種類

マルチレンジ 熱 電 対：K、T、R
測温抵抗体：Pt100

測定範囲

熱電対

測温抵抗体
表示部
ホールドキー
測定値を保持表示分解能

1℃：−200〜1370℃、0.1℃：−99.9〜199.9℃（手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能）

精度定格

表示分解能1℃のとき
熱電対K、T
測温抵抗体Pt100±（測定値の0.1%＋1℃）
熱電対R±（測定値の0.2%＋1℃）
表示分解能0.1℃のとき
熱電対K、T±（測定値の0.1%＋0.5℃）
測温抵抗体Pt100−99.9〜−0.1℃：±（測定値の0.1%＋0.3℃）
0.0〜199.9℃：±（測定値の0.1%＋0.2℃）（ただし周囲温度20〜30℃、熱電対基準点補償精度含む）

測定周期

約1.5秒

演算機能

最大、最小、平均、チャンネル間差演算

電源キー

電源のオン／オフ、収録データの消去、時計表示に使用

ライト／チャンネル切換キー
液晶を明るく表示
1チャンネル／2チャンネルの測定値表示切り換え

USBポート
FNCキー

警報など各種設定に使用

REC／LOGキー

データ収録の開始・設定

K：−200〜1370℃
T：−200〜400℃
R：0〜1760℃
Pt100：−200〜500℃

手動データ収録機能 最大99データ

MAX・MIN・AVEキー

最大値、最小値、平均値を表示

自動データ収録機能 最大10,000データ／チャンネル
収録周期5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の15種から任意選択

DIFキーチャンネル間差演算に使用

READ／STOPキー

収録データの読み出し、データ収録の終了

モニタ機能

データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択

機能

ホールド
警報
（任意の設定値を判別し、マーク表示）
温度補正
電源オートオフ
時計表示

通信インターフェイス USB
電池寿命

連続測定時
（周囲温度25℃において）
500時間（バックライト非点灯時）
100時間（バックライト点灯時）
自動データ収録時（収録周期1分、周囲温度25℃において）約1年※モニタ機能時はパソコンから自動電源供給

付属品

保護カバー、単3乾電池、取扱説明書、アプリケーションソフト、ソフト取扱説明書、接続ケーブル、取付ホルダ※センサは別売となります。

MC3000

便利なアプリケーションソフトを標準添付
MC3000は標準添付のアプリケーションソフトを使用し、データ表示・収録、解析、MC3000本体の各種設定がパソコンより行えます。
■ソフトウェア構成

データ表示画面

モニタ機能計測データのリアルタイム表示、データ保存

データ読み出し手動収録データ、自動収録データ、全データ一括でデータを読み出し

グラフ機能

読み出したMC3000収録データのトレンド表示・演算

ファイル操作

読み出したデータファイル保存・印刷（CSV、専用形式）

MC3000の設定

パソコンよりMC3000の警報など各種設定

通信設定
■動作環境

設定画面

OS

Windows7 SP1以降（32bit／64bit）／8.1（32bit／64bit）／10（32bit／64bit）

ハードディスク

空き容量：約50MB以上

通信ポート

USB1.1／2.0準拠の通信ポートを1ポート必要

ドライブ

CD-ROM（インストール時に使用）‒5‒さまざまな用途に。種類豊富な温度センサ■温度センサ
●共通仕様

熱電対

許容差：JISクラス2／接続導線：精密級補償導線、軟質ビニール、1.2m／接続コネクタ：熱電対素材

圧着形・YC510-01K

針状形・YC520-□1K、YC520-□1T

150

φ15φ1660°

φ3.2

φ15φ8φ1538

約4長さL 1：150mm、3：300mm

シース熱電対

L12001321200

素線 K（先端部材質：セラミック）
測 定 範 囲 −40〜500℃
応 答 時 間 約1.8秒（150℃アルミブロック表面90％応答）

素線 K、T（Tの場合−40〜200℃）
測 定 範 囲 −40〜700℃
保 護 管 φ3.2×L150、300mm SUS316（室温→撹拌水中、90％応答）
応 答 時 間 1秒以下

圧着低温形・YC510-06K、YC510-06T

汎用形・YC520-□3K、YC520-□3T

38

約4150

φ15

長さL 1：150mm、3：300mm

φ16

φ1.6

φ6φ15φ15

シース熱電対L1200

1321200

ローラ圧着高温形・YC530-02K

3 5 7300

1200

φ8605030φ141001020φ820φ12

Kリボン熱電対

φ14

圧着高温形・YC510-02K

3.2

素線 K、T（Tの場合−40〜200℃）
測 定 範 囲 −40〜600℃
保 護 管 φ1.6×L150、300mm SUS316（100℃沸騰中、90％応答）
応 答 時 間 0.4秒

10

素線 K、T（先端部材質：テフロン）
測 定 範 囲 −40〜200℃
応 答 時 間 約1.8秒（150℃アルミブロック表面、90％応答）

3 24

300

100

1200

K リボン熱電対

素線 K
測 定 範 囲 −40〜800℃
応 答 時 間 4秒（340℃アルミブロック表面、90％応答）

素線 K
測 定 範 囲 −40〜800℃（150℃アルミブロック表面、90％応答）
応 答 時 間 約2秒

圧着速感形・YC510-03K

ローラ圧着ベアリング形・YC530-03K（角度90°調整可能）

100

1200

10050

1200

φ141756050

20

3

K リボン熱電対

43φ15φ14

保護スプリング

ローラベアリング3.2

素線 K
測 定 範 囲 −40〜500℃
応 答 時 間 1秒（100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90％応答）

素線 K
測 定 範 囲 −40〜250℃（150℃アルミブロック表面、90％応答）
応 答 時 間 約2秒

圧着L字形・YC510-05K

アーム付圧着形・YC501-K（アーム部）、YC511-01K（センサ部）
1200

コネクタ

0φ2

K リボン熱電対

φ15φ143614

保護スプリング

素線 K
測 定 範 囲 −40〜500℃
応 答 時 間 1秒（100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90％応答）

5767

φ152004011161200（コネクタ角度180°調整可能）

素線 K
測 定 範 囲 −40〜500℃（150℃アルミブロック表面、90％応答）
応 答 時 間 約1.8秒‒6‒■温度センサ 測 温 抵 抗 体●共通仕様

許容差：JISクラスA／素子：Pt100、3線式接続導線、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール、1.2m

インゴット用アーム付プロング形・YC501-K（アーム部）、YC511-02K（センサ部）

電K熱83

4014730116

1200

φ15φ16φ3.2

クタ
コネφ15548
φ16.4対φ

汎用形・YR520-□13
長さL 1：150mm、3：300mm

27L

1321200（コネクタ角度180°調整可能）

1

素線 K
測 定 範 囲 −40〜600℃
応 答 時 間 1秒以下（600℃アルミブロック表面、90％応答）

抵 抗 素 子 Pt100
測 定 範 囲 −50〜300℃
保 護 管 φ3.2×L150、300mm SUS316（撹拌水中、90％応答）
応 答 時 間 約6.8秒

アーム付圧着速感形・YC501-K（アーム部）、YC511-03K（センサ部）

速感形・YR520-□232±140140116

1200

φ15φ16コネクタ

φ1.6φ15

長さL 1：150mm、3：300mm

L132（コネクタ角度180°調整可能）

抵 抗 素 子 Pt100
測 定 範 囲 −50〜300℃
保 護 管 φ1.6×L150、300mm SUS316（撹拌水中、90％応答）
応 答 時 間 約2.3秒

素線 K
測 定 範 囲 −40〜500℃
応 答 時 間 約1秒（100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90％応答）

アクセサリ

汎用形センサの接続に便利です

組合せ素線 K、T、R28

熱電対用
MODEL YC507-□■汎用形温度センサとの接続20■端子アダプタ

汎用形、一般工業用センサ
14127.5133095228

測温抵抗体用MODEL YR507
φ10141532.5

端子アダプタ3550※6〜7ページに記載の温度センサおよびアクセサリは、ハンディタイプデジタル温度計ND500シリーズに接続できます。
ご使用のND500シリーズの入力信号をご確認の上選定ください。

‒7‒1200各種データロガー・センサを用意

ハンディロガーMR2041シリーズ

・4チャンネルでデータ収録
・熱電対K、E、J、Tと直流電圧・電流をマルチレンジ入力
・最大500万データ保存可能な外部メモリー仕様用意

食品用デジタル芯温計

MF1000シリーズ

カードロガー

MRシリーズ・温度1入力、2入力、温度・湿度入力を用意
・温度入力は各チャンネル6000
データ、温度・湿度入力は各6000
データを収録・IP64の防塵防滴構造（温度入力）

防水形ハンディ放射温度計

IR-TE2

・食品芯温を2秒で測定

・ふれずに表面温度を1秒で測定・測定範囲−40℃〜260℃

・測定範囲−40℃〜300℃

・抗菌仕様ABS樹脂採用

・抗菌仕様ABS樹脂採用＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
＊この印刷物は、適切に管理された FSC®認証林およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。

このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。

Cat.No. CI-12-09 Jul.-'19-02 Printed in Japan B 81