Norsk (Oversatt)

Registrering for bærbar
blodtr ykksmåler

BRUKSANVISNINGBærbar blodtrykksmåler

1WMPD4005214

2311

2017 A&D Company, Limited. Alle rettigheter forbeholdt.
Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres,omskrives eller oversettes til noe språk i noen form eller på noen
måte, uten skriftlig samtykke fra A&D Company, Limited.
Innholdet i denne bruksanvisningen og spesifikasjonene til
instrumentene dekket av denne bruksanvisningen, kan endresfor forbedringer uten forvarsel.
Bluetooth®-ordmerke og logoer er registrerte varemerker som
eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av disse merkene av
A&D er under lisens.
Andre varemerker og handelsnavn eies av sine respektive eiere.

Samsvar
Samsvar med europeisk direktiv
Enheten er i samsvar med direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr.
Dette er dokumentert gjennom CE-merking for samsvar sammen med
referansenummeret til en utpekt myndighet.
Enheten er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.
A&D Company, Limited erklærer herved at denne enheten samsvarer
med direktiv 2014/53/EU om radioutstyr.
Den fullstendige teksten av EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende
Internett-adresse:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Samsvar med FCC-regelverket
Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-regelverket.
Bruken er gjenstand for de to følgende betingelsene:(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og(2) denne enheten må tåle alle forstyrrelser den mottar, inklusive
forstyrrelser som kan medføre uønskede driftsforhold.
(FCC = Federal Communications Commission i USA)FCC FORSIKTIG

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av
parten som er ansvarlig for samsvar, kan føre til at brukerens tillatelsetil å bruke utstyret oppheves. Denne senderen skal ikke plasseres
sammen med eller brukes med noen annen antenne eller sender.
Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering
som er fastsatt for uregulerte miljøer, og oppfyller FCC-reglene forradiofrekvent (RF) eksponering. Dette utstyret har vært lave
RF-energinivåer, som vurderes å være i overensstemmelse uten
testing av spesifikk absorpsjonsratio (SAR).

TM-2441 BruksanvisningiSamsvar med IC-reglene
Denne enheten er i overensstemmelse med lisensfritatte
RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk av enheten er underlagt
følgende to betingelser: (1) denne enheten skal ikke forårsake
forstyrrelser, og (2) denne enheten skal akseptere eventuelle
forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til at enheten ikke
fungerer som den skal.
Dette utstyret samsvarer med IC-grensene for strålingseksponering
som er fastsatt for uregulerte miljøer, og oppfyller RSS-102 i IC-reglene
for radiofrekvent (RF) eksponering. Dette utstyret har vært laveenerginivåer, som vurderes å være i overensstemmelse uten testing av
spesifikk absorpsjonsratio (SAR).

Samsvar med EMD-rammeverket i Australia
Enheten er i overensstemmelse med følgende krav:
EMD-utslippsstandarden for industrielt, vitenskapelig og medisinsk
utstyr, AS/ NZS 2064:1997, EMD generell immunitetsstandard AS/
NZS 4252. 1:1994. Dette er dokumentert med C-Tick-merket.

Bluetooth®-overføring
Denne enheten er utstyrt med en trådløs Bluetooth-funksjon, og kan
kobles til Bluetooth-enheter som er medisinsk utstyr med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Applikasjoner og enheter som er kompatible med Bluetooth 4.1.
Hver enhet trenger en applikasjon for å motta data.

ii

Advarsel definisjoner
For å forhindre uhell grunnet feilhåndtering, har dette produktet og
denne bruksanvisningen følgende advarselsskilt og -merker.
Betydningen av disse advarselsskilt og -merker er som følger:

Advarsel definisjoner
En umiddelbar farlig situasjon som vil resultere i dødsfall
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.
En potensielt farlig situasjon som kan resultere i dødsfall
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.
En potensielt farlig situasjon som kan resultere i mindreeller moderat personskade hvis den ikke unngås. De kanogså brukes for å advare mot farlig praksis.

Eksempler på symboler
indikerer «Forsiktig». Typen forsiktighet som
Symboletkreves er beskrevet inne i eller nær symbolet, med tekst eller
bilde. Eksempelet indikerer en forsiktighetsadvarsel mot elektrisk
støt.
Symboletindikerer «Ikke». Den forbudte handlingen er
beskrevet inne i eller nær symbolet, med tekst eller bilde.
Eksempelet indikerer «Ikke demonter».
Symboletindikerer påbudt handling. Den påbudte
handlingen er beskrevet inne i eller nær symbolet, med teksteller bilde. Eksempelet indikerer generell påbudt handling.

Annet
Merk Gir nyttig informasjon til brukeren om bruken av enheten.
Forholdsregler for hver operasjon er beskrevet på sidene i denne
bruksanvisningen. Les bruksanvisningen før enheten brukes.
iii

Forholdsregler for brukFor å kunne bruke TM-2441 (registrering for mobil blodtrykksmåler)sikkert og korrekt, les følgende forholdsregler nøye før bruk avmåleren. Følgende innhold oppsummerer generelle forhold
vedrørende sikkerheten til pasienter og operatører, i tillegg til sikker
håndtering av måleren. Forholdsregler for hver operasjon er
beskrevet på sidene i denne bruksanvisningen. Les
bruksanvisningen før enheten brukes.
1. Forholdsregler når du har på deg og lagrer måleren.
Hold måleren borte fra områder der det befinner seg brennbare
anestetika eller brennbare gasser, oksygenkamre under høyt
trykk og oksygentelt. Bruk av måleren i slike områder kanforårsake en eksplosjon.
Registratoren skal ikke brukes sammen med systemer formagnetresonansavbildning (MR).

For å bevare egenskapene til enheten, vurder følgende
miljømessige forhold når du bruker og oppbevarer måleren.
Ytelsen til måleren kan bli påvirket av høy temperatur, luftfuktighetog høyde.
Unngå steder der måleren kan få vannsprut.
Unngå steder med høy temperatur, høy luftfuktighet, direktesollys, støv, salt og svovel i luften.
Unngå steder der måleren kan vippes, vibrere eller få slag
(inklusiv under transport).
Unngå steder der kjemikalier lagres eller gass forekommer.
iv

Driftsforhold:Temperatur: +10 °C til +40 °C,
Luftfuktighet: 30 % RF til 85 % RF (ingen kondensering).
Transport og lagringsforhold:Temperatur:- 20 °C til +60 °C,
Luftfuktighet: 10 % RF til 95 % RF (ingen kondensering).

2. Forholdsregler før bruk av måleren.
Bekreft at måleren fungerer trygt og korrekt.
Når måleren brukes sammen med andre enheter, kan den gi en
feilaktig diagnose eller sikkerhetsproblemer. Bekreft at enheter
kan kobles trygt sammen.
Kontroller om det er gjensidig forstyrrelser i forhold til andre
medisinske enheter. Bekreft at måleren kan brukes korrekt.
Bruk tilbehør, valgfritt ekstrautstyr og forbruksmateriell spesifisert
av A&D.
Les bruksanvisningene som følger med ekstrautstyr nøye.
Forsiktighetsregler og advarsler er ikke beskrevet i denne
bruksanvisningen.
For trygg og korrekt bruk av denne måleren, utfør en inspeksjon
før bruk.
Oppbevar registratoren under normale driftsforhold i minst en
time før den slås på og brukes.
Koble kun til dedikert perifert utstyr til USB-kontakten.
Koble ikke til andre enheter.
Med unntak av mansjetter godkjent av A&D, koble ikke til
kontakt for lufttilkobling.

v

Klargjøring av måleren
Slett de siste data som er lagret i måleren før den brukes av
neste pasient.
Skift batteriene før måleren brukes av neste pasient.
Enhet
Bruk måleren kun for diagnose og mottiltak.
Bekreft at luftslangen og mansjetten brukes korrekt.
(Eksempel: Fastklemming og strekkspenning av luftslangen,posisjonen og retningen for mansjetten)
Instruksjoner for pasienten som bruker enheten
Vis pasienten hvordan AUTO -knappen slås «OFF» for å slå av
registratoren hvis det oppstår problemer mens pasienten er alene.
Informer pasienten om å fjerne måleren raskt hvis de får smerter ellerhvis problemer oppstår.
Vær forsiktig ved bruk i nærheten av spedbarn og små barn,
da det er en fare for utilsiktet kvelning av luftslangen.
3. Forholdsregler for batterier brukt til blodtrykksmåling.
Installer batterier i henhold til polaritetsmerkene «+» og «-» vist på
innsiden av batteridekselet. (Forsiktighetsadvarsel for polariteter)
Bytt ut alle tomme batterier med nye batteriet på samme tid.
Ta batteriene ut av måleren hvis den ikke skal brukes i en lengre
periode. Batteriet kan lekke og forårsake funksjonsfeil.
Bruk to alkaliske batterier (størrelse AA) eller spesifiserte
oppladbare batterier (størrelse AA, Ni-MH).
Skyv og hold inne «-» fjærkontakten med batteriet.
Skyv og sett inn «+»-kontakten på batteriet langs «+»-kontakten
i batteriluken. Hvis batteriet settes inn fra «+»-kontakten kan
batteridekselet bli ødelagt.

viIkke berør batteriet og pasienten samtidig. Det kanforårsake elektrisk støt.
Ikke bland et gammelt batteri med et nytt. Ikke bruk batterier av
forskjellig type og produsent. Hvis dette gjøres, kan det forårsake
lekkasje, varme og eksplosjon. Det kan oppstå en funksjonsfeilpå måleren.
4. Forholdsregler under bruk.
Ikke bruk måleren når du kjører bil eller andre kjøretøy.
Eksempel: Måleren kan hindre kropps- eller armbevegelse ved
kjøring osv.

Denne medisinske enheten kan kun betjenes av en lege, lovlig
autorisert person. Forklar korrekt bruk til pasienten og sørg for atde kan stoppe måling hvis det oppstår problemer.
Unngå å bruke mobiltelefon nær registratoren (nærmere enn
30 cm). Det kan forårsake funksjonsfeil.

Stopp bruk av måleren og slå AUTO -bryteren til «OFF» (AV),hvis pasienten føler smerte i armen eller målingen er ukorrekt.
Ikke bruk måleren i et sterkt magnetisk eller elektrisk felt.
Ikke bruk måleren på en pasient som bruker en
hjerte-lunge-maskin.

vii

Instruksjoner for pasient

Merk

Hvis temperaturen er lav, blir batteristyrken lavere og antall målinger
reduseres.
5. Forholdsregler etter bruk av måleren.
Behandling av måledata

Sørg for å behandle måledata umiddelbart ved å bruke dedikert
perifert utstyr.

MålerenEtter å ha rengjort tilbehøret, arranger og lagre dem.
Rengjør måleren slik at den kan brukes til neste måling.
Slå AUTO bryteren til «OFF». Hvis du setter AUTO bryteren til«ON», startes trykksettingen for automatisk måling ved nestemålestart og mansjetten eller andre deler kan bli ødelagt av
oppblåsingen.
Ta batteriene ut av måleren hvis den ikke skal brukes i en lengre
periode. Batteriene kan lekke og ødelegge måleren.
Unngå at måleren brukes av et barn alene. Ikke sett måleren
et sted som er innen rekkevidde for små barn. Dette kan føre til
ulykker eller skade.
Hold i koblingshuset ved tilkobling og frakobling av kabelen. Ikke
trekk i kabelen.

viii

Merk

Forholdsregler etter bruk av måleren (TM-2441)

Sørg for å behandle måledata umiddelbart ved å bruke dedikert
perifert utstyr etter avsluttet måling.

Oppladbart litium backup-batteriMåleren er bygget med et litium backup-batteri. Dette batteriet leverer
strøm til den innebygde klokken ved utskifting av AA-batterier brukt for
blodtrykksmålinger. Litiumbatteriet lades fra AA-batteriene.
Hvordan forlenge livet til backup-batteriet
Ved første bruk etter kjøp, eller etter lagring i en måned eller mer, skift
batterier og lad opp backup-batteriet. Det er nok hvis backup-batteriet
lades i 48 timer eller mer.
(Backup-batteriet lades alltid opp fra AA-batteriene.)
Bytt ut med to nye AA-batterier når batteriindikatoren viser.
Når
vises på batteriindikatoren, kan ikke blodtrykksmåling og
datakommunikasjon utføres. Skift ut med to nye AA-batterier.
Ta ut batteriene for å forhindre batterilekkasje hvis måleren ikke brukes
på en måned eller mer.

ix

6. Mottiltak når det er en feil på enheten
Stopp bruken og ta ut AA-batteriene. Hvis batterikontaktene er
kortsluttet kan batteriet være varmt.
Hvis det oppstår feil, kan registratoren bli varm undermåling. Håndter den forsiktig.
Sett en merkelapp med påskriften «Funksjonsfeil» eller«Ikke bruk» på måleren. Kontakt din forhandler.
Stopp måleren umiddelbart når måletiden er mer enn
180 sekunder og lufttrykket blir høyere enn 299 mmHg.
7. Forholdsregler for vedlikehold
Bekreft korrekt ytelse og sikkerhet av måleren når den ikke er i
bruk i en lengre periode.
For å opprettholde korrekt målinger og sikkerhet, utfør
inspeksjon og vedlikehold før bruk. Brukeren (sykehus, klinikkosv.) er ansvarlig for administrasjon av det medisinske utstyret.
Hvis inspeksjon og vedlikehold ikke utføres korrekt, kan en
ulykke oppstå.

Bruk en tørr, lofri klut ved stell av måleren.
Bruk ikke flyktige væsker som tynner eller bensin.
Bruk ikke en våt klut.
Aldri demonter eller endre måleren (medisinsk elektronisk
utstyr). Det kan forårsake skade.

x

8. Forholdsregler og mottiltak for funksjonsfeil grunnet kraftig
elektromagnetisk bølge
Registratoren er i overensstemmelse med EMD-standard
IEC60601-1-2: 2014.
Likevel, for å forhindre elektromagnetiske interferens med andre
enheter, må du ikke bruke mobiltelefoner nær måleren.
Hvis måleren plasseres nær sterke elektromagnetiske bølger,
kan den påvirkes av støy i bølgeform og funksjonsfeil kan
oppstå.
Hvis uventede funksjonsfeil oppstår ved bruk av denne måleren,
undersøk den elektromagnetiske interferens og foreta
hensiktsmessige tiltak.
Ikke bruk Bluetooth-tilkobling innenfor området til et trådløst
nettverk eller andre trådløse enheter, nær enheter som
utstråler radiobølger slik som mikrobølgeovner, på steder
med mange hindringer, eller andre steder der signalstyrken er
svak. Dette kan resultere i hyppig tap av tilkobling, svært
trege kommunikasjonshastigheter og feil.

Følgende eksempler er generelle årsaker til funksjonsfeil og
mottiltak.
Bruk av mobiltelefoner
Radiobølger kan forårsake uventede funksjonsfeil.
Trådløs kommunikasjonsenheter som nettverkssendere
for hjemmebruk, walkie-talkier, mobiltelefoner, trådløse
telefoner annet lignende kommunikasjonsutstyr kanpåvirke registratoren. Hold derfor en avstand på minst
30 cm fra slike trådløse enheter mens registratoren
brukes til målinger.

xiHvis det finnes statisk elektrisitet i bruksmiljøet (utladninger fra
enheter eller omgivelsene)
Før bruk av måleren, sørg for at operatøren og pasienten har
utladet statisk elektrisitet.
Sørg for høyere luftfuktighet i rommet.
Bruk nær en IEEE802.11g/b/n trådløs nettverksenhet kan
medføre felles interferens, noe som kan resultere i reduserte
kommunikasjonshastigheter eller forhindre tilkobling. Hvis detteskjer, slå av strømforsyningen til enheten som ikke er i bruk, eller
bruk måleren et annet sted.

9. Miljøvern
Før avhending av denne måleren, fjern litiumbatteriet framåleren.

xii

Forholdsregler for sikker måling
Denne delen beskriver forholdsregler i forbindelse med målingen og
sensoren. Følgende innhold må forklares for pasientene. Gi pasienten
veiledning i riktig bruk av utstyret.

Blodtrykksmåling
Pass på at slangen ikke er bøyd så mye at luftstrømmen
hindres. Hvis slangen bøyes for mye, kan lufttrykket i mansjetten
bli så høyt at blodsirkulasjonen til armen stoppes.
Blodtrykksmåling på armen må ikke utføres hvis noen av defølgende forholdene gjelder for pasienten. Det kan føre til ulykker
eller forverring av skaden.
1) Eksisterende skade eller sykdom i armen.
2) Armen brukes til intravenøst drypp eller blodoverføring.
3) Armen har en shunt for kunstig dialyse.
4) Pasienten har vært sengeliggende i lang tid(Situasjon som kan føre til fare for blodpropp).

Kontroller pasientens tilstand hvis det oppstår vanskeligheter
med målingen. Det kan tyde på at tilstanden forverres mensmålingen utføres, eller at luftstrømmen hindres av en bøydslange.
For hyppig måling av blodtrykket kan forårsake skade som følge
av at blodsirkulasjonen hindres. Pass på at bruken av enheten
ikke fører til langvarig hindring av blodsirkulasjonen hvis enheten
brukes flere ganger etter hverandre.
Blodtrykksmålingen kan være unøyaktig hvis pasienten har
kontinuerlig arytmi eller beveger seg for mye.
xiii

Bruk mansjetten på samme nivå som hjertet. (Hvis nivået er
ulikt, oppstår det oppstå feil på måleverdien.)
Registratoren kan påvirkes av artefakter og eksternpåvirkning. Hvis det er noen tvil om måleverdien, målblodtrykket ved auskultasjon eller palpasjon.
Målefeil kan forekomme hvis mansjetten ikke er av
passende omkrets for pasientens arm.
Blås ikke opp mansjetten før den er påsatt pasientens arm.
Det kan forårsake skade og føre til at mansjetten
eksploderer.

Merk
Blodtrykksmåling kan føre til subkutane blødninger. Denne subkutane
blødningen er forbigående og forsvinner over tid.
Hvis pasienten bruker hjerte-lungemaskin, kan ikke blodtrykket måles
grunnet manglende hjerteslag.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis man har på tykke klær.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis klærne er rullet opp og armen er
sammenklemt.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis perifer sirkulasjon er
utilstrekkelig, blodtrykket er svært lavt eller hvis pasienten har
hypotermi (blodstrømmen er utilstrekkelig).
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis pasienten har hyppige arytmi.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt med upassende mansjettstørrelse.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis mansjetten ikke er på samme
høyde som hjertet.
Blodtrykk kan ikke måles korrekt hvis pasienten beveger seg ellersnakker under måling.
Kliniske tester har ikke blitt utført på nyfødte barn og gravide kvinner.
Konsulter en lege før bruk dersom du har hatt en mastektomi.
xivMansjett
Kast mansjetter tilsmusset med blod for å forhindre spredning av
infeksjonssykdom.
Unngå å lagre sammenbrettet mansjett eller vridd luftslange ilengre perioder. Slik behandling kan forkorte levetiden til
komponentene.

Måling av puls
Ikke bruk den viste pulsen for diagnostisering av uregelmessig
hjerterytme.

MerkMåleren måler pulsen ved måling av blodtrykket.

xv

PakkseddelMåleren er et presisjonsinstrument så bruk det med forsiktighet.
Kraftige slag kan føre til svikt og funksjonsfeil.

MerkMåleren sendes ut i spesialemballasje, laget for å hindre skade på
den under transport. Når du åpner boksen, forsikre deg om at duhar alt som står på pakkseddelen. Hvis du har noen spørsmål,kontakt din lokale forhandler eller nærmeste A&D-forhandler. Vi
anbefaler at du beholder spesialemballasjen.
Se «10. ekstrautstyr (må bestilles)» for alternativer.
Blodtrykksmåler .......................................................................... 1
Tilbehør
Mansjett for voksen 20 til 31 cm (7,8" til 12,2") for venstre arm
TM-CF302A ................ 1
Stor mansjett 28 til 38 cm (11,0" til 15,0") for venstre arm
TM-CF402A ................ 1
Omslag til mansjett for voksen ................................................... 2
Omslag til stor mansjett ............................................................. 2Bæreveske ..................................... AX-133025995 ........... 1
Belte ............................................... AX-00U44189 ............ 1
Klips ...................................................................................... 1
Registreringsark for aktivitet (10 ark) .... AX-PP181-S ............... 1
USB-kabel ...................................... AX-KOUSB4C ............ 1
ABPM Data Manager CD ....................................................... 1
Denne bruksanvisningen ....................................................... 1xvi

Mansjett for voksne, for venstre arm
Stor mansjett for venstre arm

Registrering av
blodtrykksmåling
KlipsBæreveske

Belte
USB-kabel

Omslag til mansjett for voksen
Omslag til stor mansjett

Registreringsark for aktivitet (10 ark)
ABPM Data Manager CD

xvii

Denne bruksanvisningen

Innhold
Samsvar ............................................................................................................i
Samsvar med europeisk direktiv ........................................................... i
Samsvar med FCC-regelverket ............................................................ i
FCC FORSIKTIG................................................................................... i
Samsvar med IC-reglene ......................................................................ii
Samsvar med EMD-rammeverket i Australia .......................................ii
Bluetooth®-overføring ...........................................................................ii
Advarsel definisjoner ...................................................................................... iii
Forholdsregler for bruk ...................................................................................iv
Forholdsregler for sikker måling .................................................................. xiii
Blodtrykksmåling................................................................................. xiii
Mansjett ............................................................................................... xv
Måling av puls ..................................................................................... xv
Pakkseddel ....................................................................................................xvi
1.
Innledning............................................................................................ 5
2.
Funksjoner .......................................................................................... 5
3.
Forkortelser og symboler ................................................................... 8
4.
Spesifikasjoner ................................................................................. 13
4.1. Registrator ............................................................................... 13
4.2. Størrelser ................................................................................. 16
5.
Komponentnavn ............................................................................... 175.1. Registrator ............................................................................... 175.2. Skjerm...................................................................................... 18
5.2.1. LCD-panel (Liquid crystal display) ........................................ 18
5.2.2. OLED-display (organisk lysemitterende diode)................... 191

5.3. Viktigste bryterfunksjoner........................................................ 20
5.3.1. A-BPM-funksjoner.................................................................. 20
5.3.2. S-BPM-funksjoner.................................................................. 23
5.3.3. Andre funksjoner .................................................................... 25
6.
Blodtrykksmåling Funksjoner .......................................................... 27
6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)................................... 27
6.1.1. A-BPM Ventemodus............................................................. 29
6.1.2. Hvilefunksjon og intervalltid ................................................... 29
6.1.3. Stoppe måling ........................................................................ 30
6.2. Egenutført blodtrykksmåling (S-BPM) .................................... 31
6.2.1. S-BPM-programmer .............................................................. 32
6.2.2. S-BPM-ventemodus ............................................................. 36
6.2.3. Stoppe og pause måling ....................................................... 37
6.3. Måleresultat ............................................................................. 38
6.3.1. Visning av måleresultater ...................................................... 38
6.3.2. Lagring av måleresultater...................................................... 38
6.3.3. Utmating av måleresultater ................................................... 39
6.3.4. I D -Nummere ........................................................................ 39
7.
Forberede måleren........................................................................... 40
7.1. Sette inn batterier (skifte batterier).......................................... 40
7.1.1. Hvordan skifte batterier.......................................................... 42
7.2. Forberede bærevesken .......................................................... 42
7.3. Inspeksjon før bruk.................................................................. 43
7.3.1. Sjekkliste før innsetting av batteri ......................................... 43
7.3.2. Sjekkliste etter innsetting av batteri ...................................... 442

8.

Funksjoner ........................................................................................ 45
8.1. Flytdiagram for funksjoner ...................................................... 45
8.2. Innledende innstillinger ........................................................... 47
8.2.1. Fabrikkinnstillinger ................................................................. 47
8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger .............. 48
8.2.3. Innledende trykkverdi............................................................. 50
8.3. A-BPM Forhåndsinnstilte programmer................................... 50
8.3.1. A-BPM elementer og parametere ........................................ 52
8.3.2. A-BPM programeksempler ................................................... 55
8.4. S-BPM-programmer................................................................ 57
8.4.1. S-BPM-elementer og -parametere....................................... 58
8.4.2. S-BPM Visningseksempler ................................................... 59
8.5. Slette måledata ....................................................................... 62
8.6. Feste produktet til pasienten ................................................... 63
8.6.1. Informasjon for pasienter....................................................... 63
8.6.2. Omslag til mansjett ................................................................ 65
8.6.3. Feste av mansjetten, bæreveske og måler ......................... 66
8.7. Blodtrykksmåling funksjoner ................................................... 69
8.7.1. A-BPM-funksjoner.................................................................. 69
8.7.2. S-BPM-funksjoner.................................................................. 71
8.7.3. Manuell måling ....................................................................... 73
8.7.4. Stoppe og utsette målinger ................................................... 74
8.8. Koble måleren til dedikert perifert utstyr ................................. 76
8.8.1. Koble til med USB-kabel ....................................................... 76
8.8.2. Bruke Bluetooth®-kommunikasjon ...................................... 78
8.8.3. Pause Bluetooth®-Kommunikasjon (Flymodus)................. 793

Vedlikehold........................................................................................ 80
Oppbevaring, inspeksjon og sikkerhetshåndtering av
produkt .................................................................................... 80
9.2. Rengjøre produktet ................................................................. 81
9.3. Periodisk inspeksjon ............................................................... 83
9.3.1. Inspeksjon før batteriet settes inn ......................................... 83
9.3.2. Inspeksjon etter innsetting av batteri .................................... 84
9.4. Avhending................................................................................ 85
9.5. Feilsøking ................................................................................ 86
9.6. Feilkoder .................................................................................. 87
10.
Ekstrautstyr (må bestilles)................................................................ 90
11.
Tillegg ................................................................................................ 92
11.1. Prinsipp for blodtrykksmåling .................................................. 92
11.2. EMD-informasjon .................................................................... 95

9.

9.1.

4

1. Innledning

Takk for at du valgte dette produktet!

TM-2441 ambulerende blodtrykksregistrator brukes til
automatisk og nøyaktig måling av pasientens blodtrykk i etforhåndsinnstilt tidsrom (f.eks. 24-timer kontinuerlig). Dennehåndboken beskriver innstillinger, betjening, operasjoner,
moduser og programmer for blodtrykksmåling, samt
kommunikasjon med eget tilleggsutstyr, vedlikehold,spesifikasjoner og advarsler. Les denne håndboken for å sikre
riktig bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig.

2. Funksjoner

Oppsummering

Registratoren er en ambulerende blodtrykksmåler som kan måleikke-invasive blodtrykksverdier og puls hos en pasient underveiledning fra lege. Formålet med bruken er å måle og lagre
variasjoner i blodtrykket i løpet av en vanlig dag. Registratoren er
designet for å være portabel og utstyrt med
databehandlingsfunksjon og enkel betjening.

Målgruppe for blodtrykksmåling

Denne registratoren er designet for voksne (over 12 år).

5

Bruksområde

Registratoren er utstyrt med to moduser for blodtrykksmåling.
Blodtrykksverdiene kan brukes til hjelp ved legekonsultasjoner og
egenbehandling.

Automatisk blodtrykksmåling ( A-BPM )I denne modusen kan man spesifisere seks par valgfriestarttidspunkter og intervaller for hver 24. time, og måle og
registrere blodtrykket.
Egenmåling av blodtrykk ( S-BPM )Bruk av denne modusen forutsetter at pasienten måler sitt eget
blodtrykk hjemme eller på sykehus. Denne modusen kan bruke
fem programtyper avhengig av bruksområde.

Portabel enhet

Registratorens vekt er ca. 135 g (uten batterier).
Den kan holdes i hånden, og er utstyrt med en mikropumpe.
To alkaliske AA-batterier kan brukes. (LR6 eller AA-størrelse)
To oppladbare batterier (AA-størrelse, Ni-MH-batteri) kan brukes.

Betjening

Registratorens innstillinger og programmering av
blodtrykksmåleprogrammer kan enkelt konfigureres med ABPM
Data Manager installert på en datamaskin (eget tilleggsutstyr).

6

Omfattende analysefunksjonerMåleintervalltiden for automatisk blodtrykksmåling kan stilles inn.
Blodtrykket kan måles når som helst ved å bruke manuell måling.
S-BPM er utstyrt med fem programmer for ulike forhold.
Analysen kan utføres effektivt med ABPM Data Manager installert
på en datamaskin (eget tilleggsutstyr).

Kortere måletid

Tømmehastigheten er regulert for å redusere måletiden til et
minimum.
Trykkverdien er regulert for å redusere måletiden til et minimum.

Enkel og praktisk

En dedikert tilleggsenhet kan motta data via en USB-kabel.
Mottatte data kan enkelt analyseres og skrives ut.

7

3. Forkortelser og symboler
Symboler

Betydning

SYS

Systolisk blodtrykk

DIA

Diastolisk blodtrykk

PUL

Puls

PP
kPa
mmHg
/min

Pulstrykk

PP = SYS - DIA

Blodtrykksenhet
Pulsenhet/minutt

Symbol som indikerer hjerteslag under måling.
Bluetooth er i bruk.
Fast visning: A-BPM utføres.
Blinkende:
Intervalltid for «1 sett» utføres.
IHB/AFib-indikator
Demp
Fullt minne, slett data for å starte målingen.
Batteriindikator Når nivå 1
vises, måbatteriene skiftes for å kunne bruke registratoren.
A-BPM-søvnsymbol
Dette symbolet vises under konfigurering.
--xx

Utenfor området eller umulig måleverdi.
Feilkoder.

xx =

til

S-BPM START-symbol
S-BPM STOP-symbol
LCD

Liquid crystal display

OLED

Organisk lysemitterende diodeVarselssymbol

8Symboler

Betydning
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt:
Utstyrstype BF.
Produsent for CE-merkingen. Produksjonsdato.
Symbol for liten mansjett
SMALL
Armens omkrets
15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Symbol for mansjett for voksne
ADULT
Armens omkrets
20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Symbol for stor mansjett
LARGE
Armens omkrets
28 til 38 cm 11,0" til 15,0"
Symbol for ekstra stor mansjett
EXTLARGE
Armens omkrets
36 til 50 cm 14,2" til 19,7"

Large
cuff

28-38 cm11"-15"

Adult
cuff

20-31 cm7.8"-12.2"

SN

Symbol som er trykt på emballasjen.
Stor mansjett er inkludert i tilbehøret.
Symbol som er trykt på emballasjen.
Mansjett for voksne er inkludert i tilbehøret.
Se bruksanvisningen eller heftet.
Symbol for «Holdes tørr» og «Beskyttes mot regn».
Serienummer
Symboler som er trykt i batterirommet.
Batteriets installasjonsretning (polaritet).

x2
1.5 V LR6 Symbol som er trykt på emballasjen.
1.2 V HR6 Batterier er ikke inkludert i tilbehøret.
not included
EMD

Elektromagnetiske forstyrrelser
Symbol for «Må håndteres forsiktig».
Symbolet for elektrisk og elektronisk avfall.

9Symboler
BPM

A-BPM

Betydning
Blodtrykksmåling
Automatisk blodtrykksmåling

Egenmåling av blodtrykk
S-BPM
Sleep, Cycle, Time,
A-BPM-symboler.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symboler.
#2
ANBP, ASBP
Parkobling, flymodus Bluetooth-symboler. #3
Not made with natural Forsiktighetsmerknad til pasienten. Trykt pårubber latex.
mansjetten.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Forsiktighetsregler på batteridekselet.
Bruk alkaliske batterier eller spesifiserte
oppladbare batterier, og pass på atpolene vender riktig vei (+,-).
Unngå å blande nye og brukte
batterier og batterier av ulike
merker.
Fest mansjettslangen godt til
hoveddelen.

#1 : Se «6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)» og«8.3. A-BPM forhåndsinnstilte programmer» for 24-timers
blodtrykksregistrator.
#2 : Se «6.2. Egenmåling av blodtrykk (S-BPM )» og«8.4. S-BPM Programs» for de fem programtypene.
#3 : Se «8.8.2. Bruke Bluetooth®-kommunikasjon» og«8.8.3. Slå av Bluetooth®-kommunikasjon (flymodus)».

10

IHB/AFib-indikator

Hvis monitoren registrerer uregelmessig rytme under målingene,vises IHB/AFib-indikatoren på skjermen med måleverdiene.
(kun S-BPM)

1 sett«1 sett» i S-BPM består av et sett med blodtrykksmålinger ogintervalltider som gjentas i henhold til måleantallet. Det sisteintervallet utelates.
Blodtrykksmåling
T
Starttid

T

T

Tid

Antallet målinger

11

T : Intervalltid

Ventemodus

A-BPM ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under intervalltiden.
Blodtrykksmåling
Starttid
Starttid
T

T

T

T

T

Del

T

T

Tid
T : Intervalltid

Del

S-BPM-ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under intervalltiden og mellom den siste «1 sett» og neste«1 sett».
Starttid
T

T

Starttid
T

Ventemodus

1 settBlodtrykksmåling

T
1 settDedikert perifert utstyr

Tid
T : Intervalltid

Dedikert tilleggsenhet betyr datamaskinen som ABPM DataManager er installert på. ABPM Data Manager er lagret på den
tilhørende CD-en. Bruk en tilleggsenhet som samsvarer med kravene
for medisinsk elektrisk utstyr (IEC60601-1) når registratoren kobles til
tilleggsenheten. Registratoren må ikke kobles til andre enheter(eksempel: IEC60950 ) i området der det medisinske utstyret brukes.
Bruk en USB-kabel som er kortere enn 1,5 m.

12

4. Spesifikasjoner
4.1. Registrator

Elementer
BeskrivelserMålemetode
Oscillometrisk målemetode
Trykkdeteksjonsmetode Halvleder-trykksensor
Trykkvisningsområde
0 til 299 mmHg
Trykk:±3 mmHgMålepresisjon
Puls:
±5 %
MinsteTrykk:
1 mmHgverditrinn
Puls:
1 slag/minutt
Systolisk trykk: 60 til 280 mmHg
Måleområde
Systolisk trykk: 30 til 160 mmHg
Puls:
30 til 200 slag/minutt
Konstant utløp med kontrollert
Trykkfalllekkasjeventil for sikkerhetsmekanismen
Utløp
Elektromagnetisk ventil
Trykkøkningsmetode
Mikropumpe
Automatisk trykkøkning 85 til 299 mmHg
Intervaller i hver del som deler et tidsrom
på 24 timer i maksimalt seks deler.
Intervalltid (for A-BPM)
Intervall : AV, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minutter
Klokke24 timers klokke
A-BPM:
OLED, 96 x 39 piksler, hvite tegn
S-BPM:
Display
LCD, 40 x 50 mm, Display: systolisk
trykk, diastolisk trykk, puls, klokke, feil,
statusovervåking og symboler
13

Elementer
Minne

Strømforsyning

Antall målinger

Nominell spenning

Grensesnitt

Driftsvilkår
Transport- og
lagringsforhold
Atmosfærisk trykk vedbåde drift og lagring
Type beskyttelse mot
elektrisk støt

BeskrivelserMåledata : maks 600 data
Med samme type batterier:2 x 1,5 V batterier (LR6 eller AA)
Alkalisk batteri eller
nikkel-hydrogenbatteri (Ni-MH)
1900 mAh eller mer
Reservebatteri for innebygd klokke:
oppladbart litium-knappbatteri ML2016H
200 ganger eller mer.
(ved bruk av alkaliske batterier eller
nikkel-hydrogenbatterier. Kan variere
avhengig av måleforholdene.)
DC 3,0 V (alkalisk batteri, LR6),
DC 2,4 V (nikkel-hydrogenbatteri,AA-størrelse)
USB: USB1.1-kompatibel.
Kabellengde: 1,5 m eller kortere.
Terminalen av micro-USB-type B kan
kobles til eget tilleggsutstyr(med standard driverprogramvare).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE) :En trådløs enhet kan kobles til.
Temperatur: +10 til +40 °C
Fuktighet:
30 til 85 %RH (uten kondens)
Temperatur: -20 til +60 °C
Fuktighet:
10 til 95 %RH (uten kondens)
700 til 1060 hPa
Utstyr med intern strømforsyning
14

Elementer
Beskyttelsesgrad mot
elektrisk støt

Beskrivelser
Type BF: Registratoren, mansjetten og
slangen er konstruert for å gi spesiell
beskyttelse mot elektrisk støt.

CE-merking
C-Tick-merking
Dimensjoner
Vekt

EC-direktivetikett for medisinsk utstyr.
Sertifiseringsvaremerke registrert for ACA.
Ca. 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Ca. 135 g (uten batterier)
Registrator: 5 år. Selvautentisering med
interne data. Riktig betjening og vedlikehold
Levetidved gode bruksforhold. Holdbarheten
varierer avhengig av driftsforholdene.
Inntrengningsbeskyttelse Enhet: IP22
Standardmodus
Kontinuerlig måling
Omstart etter
Umiddelbart
defibrillering
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPTrådløs kommunikasjon Frekvensområde: 2,4 GH (2400 til 2483,5 MHz)
Modulering: GFSK
Effektiv utstrålt effekt: < 20 dBm
Merknad:# Klinisk testing av denne enheten er utført basert på ISO
81060-2:2013.
# Registratoren er ikke medisinsk utstyr for pasientovervåking.
Vi anbefaler ikke at den brukes til å overvåke pasienter i sanntid,
f.eks. ved en intensivavdeling.
ACA: Australian communications authority

15

4.2. Størrelser

66

24,5

95

Enhet: mm

16

5. Komponentnavn
5.1. Registrator

Mansjett for voksne og stor mansjett for
venstre arm

Arterieposisjonsmerke

Luftslange
Luftplugg
Luftkobling
EVENT -knapp
for A-BPM
OLED for A-BPM
START og
STOP -knapp

for A-BPM

AUTO -knapp

LCD

for A-BPM

START og
STOP -knapp

LOCK -knapp

for A-BPM

for S-BPM

Batterirom og
2 LR6-batterier (AA-størrelse)
for måling

Batterideksel

Micro USB-port(på undersiden),
Datakommunikasjonsterminal
17

5.2. Skjerm
Merk
For å få nøyaktig diagnose, vær nøye med å lese av data vist påmåleren nøyaktig og tolk dem riktig.

5.2.1. LCD-panel (Liquid crystal display)Øvre figurer
Midtre figurer
Nedre figurer

De følgende verdier kan vises i hver modus:Måleresultat

A-BPM

S-BPM

Øvre figurer

Systolisk
blodtrykk

Intervalltid

Midtre figurer

Diastolisk
blodtrykk

Gjenværende tid Trykkverdier

Nedre figurer

Puls

Klokkeslett

Program

Klokkeslett

Se «3. Forkortelser og symboler» for forklaring av symbolene
på LCD-displayet.

18

5.2.2. OLED-display (organisk lysemitterende diode)
A-BPM-statusen vises på OLED-displayet.
Klokkeslett.
Tilstanden til innstillinger og bruk.
Måleverdien for A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolisk blodtrykk.
Diastolisk blodtrykk.
Puls.

mmHg Enhet for blodtrykksverdi.
/minEnhet for puls.
Se «3. Forkortelser og symboler» for forklaring av symbolene
på OLED-displayet.
Symboler

Betydning
Merket vises under konfigurering.
Vises:
Blinker:

A-BPM kjører.
Intervalltid for «1 sett» kjører.

Bluetooth brukes.
Minnet fullt
A-BPM sovemerke
Batteriindikator

195.3. Viktigste bryterfunksjoner
5.3.1. A-BPM-funksjoner
For å starte eller utsette A-BPM.
For å skifte mellom A-BPM og S-BPM

Trinn 1. Lagre det forhåndsinnstilte programmet (av starttider og intervaller)
for A-BPM.
Trinn 2. Sett AUTO -bryteren for følgende funksjoner.
«ON» ..... A-BPM er startet og
merket vises.
Blodtrykksmålinger utføres i henhold tilforhåndsinnstilte A-BPM-program.
«OFF» .... A-BPM er utsatt og
merket er skjult.
Blodtrykksmåling kan utføres ved å brukeforhåndsinnstilte S-BPM-programmer.

For å låse A-BPM til «ON» (på).

Hold AUTO -bryteren til «ON» ved å bruke LOCK -bryteren slik
at A-BPM kan utføres.

For å utvide A-BPM-intervalltid.

Trinn 1. Sett hvilemodus til «ON» før målingen.
Trinn 2. Sett AUTO -bryteren til «ON» for å bruke A-BPM.
merket vises.
Trinn 3. Når EVENT -bryteren trykkes under A-BPM, dobles
intervalltiden.
Når EVENT -bryteren trykkes igjen, går intervalltiden tilbake tilbasisverdien.
20

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP -bryteren trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften i mansjetten raskt og nåværende måling stopper.
Men A-BPM fortsetter. Neste blodtrykksmåling utføres i
henhold til A-BPM innstillinger.

For å sette programmet for A-BPM.

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på START/STOP
eller EVENT -bryteren for å gå tilbake til visning av
ventemodus.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og EVENT -knappen
samtidig til Sleep vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Funksjonsbryterne er som følger:
Se «8.3.1. A-BPM-elementer og parametere»
EVENT -bryter....................Endre den nåværende parameteren.
START/STOP -bryter.........Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

For å måle blodtrykk under A-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling av A-BPM)

Trinn 1. Hvis indikasjonen på OLED-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
A-BPM-ventemodus. A-BPM-ventemodus er en tilstand der
blodtrykket ikke måles under intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -bryteren under A-BPM-ventemodus.

21

For å justere klokken.
For å sette overvåkningsfunksjonen for A-BPM.
Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».

Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på START/STOP
eller EVENT -bryteren for å gå tilbake til visning av
ventemodus.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og EVENT -knappen
samtidig til Display (etter Sleep ) vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Funksjonsbryterne er som følger:
Se «8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger»
EVENT -bryteren ...............Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter.........Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

225.3.2. S-BPM-funksjoner
For å starte S-BPM.

Trinn 1. Velg S-BPM-programmet og lagre parametrene.
Trinn 2. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 3. Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer
Funksjoner
Blodtrykksmåling på kontor
OBP Trykk på/
Automatisk blodtrykksmåling på kontoret -bryteren for å starte
AOBP forhåndsinnstilteprogrammet
Blodtrykksmåling hjemme
HBP i ventemodus.
Automatisk blodtrykksmåling om natten
ANBP Forhåndsinnstilte programmer
går i hvilemodus til «starttid»
Automatisk egenutført blodtrykksmåling
eller «starttid for alarm».
ASBP

For å stoppe S-BPM.

Operasjonene er som følger:

S-BPM-programmer
Blodtrykksmåling på kontor OBP

Funksjoner

Automatisk blodtrykksmåling
Trykk på/ -bryteren for å stoppepå kontoret
AOBP
blodtrykksmåling.
Blodtrykksmåling
hjemme
HBP/ -bryteren for å stoppe
Automatisk blodtrykksmåling Trykk på
ANBP blodtrykksmåling. Ved neste starttid, måles
om natten#1
blodtrykk eller summeren varsler.
Automatisk egenutført
Hvis du må stoppe måleren helt, ta ut batterier
blodtrykksmåling ASBP
fra måleren eller skift til OBP, AOBP, eller HBP.
#1 : Se «6.2.1. S-BPM-programmer».
23

For å sette programmet for S-BPM.

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hold inne knappen/ , og hold samtidig inne
START/STOP-knappen til
vises på LCD-displayet.
Trinn 3. Operasjonene er som følger:
Se «8.4. S-BPM-programmer».
/bryteren ................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter.........Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.

For å måle blodtrykk under S-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling av S-BPM)

Trinn 1. Hvis indikasjonen på LCD-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
S-BPM-ventemodus.
Trinn 2. Trykk på/ -bryteren under S-BPM-ventemodus.
Blodtrykksmålingene av «1 sett» utføres umiddelbart.
«1 sett» består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider som
tilføyes til antallet målinger. Den siste intervalltiden utelates.
S-BPM-ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under intervalltiden og mellom den siste «1 sett» og neste«1 sett».

24

5.3.3. Andre funksjoner
Gå tilbake fra ventemodus og vise monitoren.

Hvis indikasjonen på OLED- eller LCD-skjermen er skjult, trykk
på knappen START/STOP eller EVENT for å gå tilbake
til displayet for ventemodus.

Slette måledata

Trinn 1. Sett knappen

AUTOpå «OFF».

Trinn 2. Hvis indikasjonen er skjult, trykk på knappen START/STOP
eller EVENT for å tilbakestille displayet til ventemodus.
Trinn 3. Hold inne knappen START/STOP,og hold samtidig inne knappen EVENT til DataClear(etter Sleep og Display ) vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Velg en handling.
Hvis du vil slette data, hold inne knappen START/STOP .
Erasing (Sletter) blinker under DataClearpå OLED-displayet, og sletting av data starter. Trinn 4. Sletting
DataClear
Fortsett til trinn 5 etter slettingen.
OLED Erasing
Hvis du vil beholde (ikke slette) dataene, trykk
på knappen EVENT og gå videre til trinn 5.
Trinn 5. Registratoren går tilbake til ventemodus.

25

Parkobling for Bluetooth®-kommunikasjon.
Trinn 1. Sett knappen

AUTO

på "OFF".

Trinn 2. Hvis indikasjonen på displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake tilventemodus.
Trinn 3. Hold inne knappen EVENT til Pairing(etter FlightMode ) vises på OLED-displayet. Registratoren
venter på parkobling.
Trinn 4. Når Bluetooth-parkoblingen er fullført, vises symbolet
på
LCD-displayet.
Hvis du vil avbryte den pågående parkoblingen, trykk på
knappen EVENT . Registratoren går tilbake til visning forventemodus.

Slå av Bluetooth®-kommunikasjonen. (Flymodus)
Trinn 1. Sett knappen

AUTO

på "OFF".

Trinn 2. Hvis indikasjonen på displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake tilventemodus.
Trinn 3. Hold inne knappen EVENT til
vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Flymodus kna slås på/av med
knappen.
FlightModeON

FlightMode

START/STOP -START/STOP -knapp

Trinn 5. Trykk på knappen
ventemodus.

EVENT
26

(Flymodus)

FlightModeOFF

for å gå tilbake til visningen for6. Blodtrykksmåling FunksjonerMåleren er utstyrt med automatisk blodtrykksmåling (A-BPM) og
egenutført blodtrykksmåling (S-BPM) og kan lagre måletilstanderog måleresultater.

6.1. Automatisk blodtrykksmåling (A-BPM)
Når A-BPM settes i hvilemodus eller ikke brukes, sett
AUTO -bryteren til «OFF». Hvis AUTO -bryteren forblir«ON», starter målingen neste gang den slås på og
mansjetten kan bli briste.
Bruk LOCK -bryteren for å forhindre at AUTO -bryteren
flyttes til «OFF» ved et uhell mens A-BPM brukes.
AUTO -bryteren til «OFF»

AUTO bryteren til «ON»

LOCK -bryteren til «LÅSE»AUTO -bryter
A-BPM-funksjonene måler blodtrykket ved forhåndsinnstilteintervaller, ved å bruke den innebygde klokken og lagrermåleresultatene i minnet.
A-BPM kan startes og utsettes med AUTO -bryteren. BrukLOCK -bryteren for å forhindre at den flyttes ved et uhell når
A-BPM brukes.
27

Symbolet

vises på LCD-displayet når A-BPM brukes.

En innledende trykkverdi kan settes på forhånd.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hvis AUTO velges som innledende trykkverdi, blir trykkverdien
valgt automatisk. Fabrikkinnstilling er 180 mmHg.
Se «8.2.3. Innledende trykkverdi» for informasjon om hvordan
velge en innledende trykkverdi.
Hvis den første trykksettingen ikke er nok, utføres ny trykksetting
automatisk opp til to ganger.
Når du sletter data i minnet eller flytter AUTO -bryteren til «OFF»,settes trykkverdien tilbake til innledende trykksettingsverdi.
Når en målefeil skjer, og ventetiden til neste starttid er mer enn
8 minutter, måles blodtrykk en gang etter 120 sekunder.
Måleresultatet lagres i minnet.
Hvis du vil utsette en A-BPM, frigjør LOCK -bryteren og flytt
AUTO -bryteren til «OFF».

28

6.1.1. A-BPM Ventemodus
Elementer for overvåking av målestatus kan vises på
LCD-displayet i ventetiden for A-BPM.
I ventemodus, skjules indikatorene automatisk.
Trykk på en av bryterne for å vise elementer.
A-BPM-ventemodus er en tilstand der blodtrykket ikke måles
under intervalltiden.
Måleintervall
Gjenværende tid til neste starttidNåværende tid

6.1.2. Hvilefunksjon og intervalltid
Sett hvilemodus til «ON» i det forhåndsinnstilte programmet.
Når EVENT -bryteren trykkes under A-BPM, dobles
intervalltiden.
Når EVENT -bryteren trykkes igjen under A-BPM, gårintervalltiden tilbake til opprinnelig lengde.
Se «8.3. A-BPM forhåndsinnstilte programmer» for
informasjon om hvordan sette hvilemodus.
T : Intervalltid

Blodtrykksmåling
T

T

2T

2T

EVENT -bryter
AUTO -bryter til «ON»
Lagre parametere fra hvilemodus
29

2T

T

T

EVENT -bryter

Tid6.1.3. Stoppe måling
Når START/STOP -bryteren trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften i mansjetten raskt og nåværende måling stopper. Men
A-BPM fortsetter. Neste blodtrykksmåling utføres i henhold til
A-BPM innstillinger.

Merk
Når målingen stoppes, vises stoppkoden E07 på OLED-displayet,og lagres i minnet.

30

6.2. Egenutført blodtrykksmåling (S-BPM)
Sett AUTO -bryteren til «OFF» for å bruke S-BPM-programmer.
Måleren er utstyrt med S-BPM fem typer programmer i henhold
til varierende målemiljø. Parametere og måleresultater kan
lagres i minnet.
Navn

Beskrivelser og handlinger for programmet
Elementer
Blodtrykksmåling på kontoret
OBP
N.A.
Program for blodtrykksmåling for sykehuspersonale.
«1 sett»: Blodtrykksmåling skjer én gang.
Automatisk blodtrykksmåling på kontoretOpptelling
AOBP Program for blodtrykksmåling etter å ha hvilt påsykehuset. «1 sett»: Måling utføres ved å telle antall
Intervallmålinger og intervalltid.
#1
Blodtrykksmåling hjemme
Opptelling
HBP Program for blodtrykksmåling hjemme.
«1 sett»: Måling utføres ved å telle antall målinger og Intervall
intervalltid.
#2 Starttid
Automatisk blodtrykksmåling om natten
ANBP Program for blodtrykksmåling om natten. Det bruker
Opptelling
opptelling av målinger og intervalltid. ANBP kan
Intervallspesifiseres med opp til seks starttider per dag.
Automatisk egenutført blodtrykksmåling
#2 Starttid for
alarm
Program som indikerer starttider med lyd fra
ASBP
summeren. Trykk på/ -bryteren for å stoppe Opptelling
blodtrykksmåling hjemme. Summeren kan
Intervallspesifiseres opp til seks ganger per dag.
#1 : Blodtrykk måles i henhold til Japanese Society ofHypertension.
#2 : Når antallet målinger og intervalltiden for ANBP eller ASBP
endres, blir HBP-innstillinger også endret.
31

6.2.1. S-BPM-programmer
Blodtrykksmåling på kontorNår/minnet.

OBP
bryteren trykkes, blir blodtrykk målt én gang og lagret i

Blodtrykksmåling
Trykk påTid

bryteren for å begynne målingen.

/

Automatisk blodtrykksmåling på kontoret

AOBP
Når
/
bryteren trykkes, startes AOBP.
Først er enheten uvirksom, for at intervalltiden skal få pasienten til åslappe av.
Deretter utfører AOBP et «1 sett».
«1 sett» består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider
som tilføyes til antallet målinger. Den siste intervalltiden utelates.

bryteren trykkes under «1 sett», stoppes «1 sett».
T : Intervalltid
Blodtrykksmåling
1 sett
Når

/

T

T

T

T

T

Trykk på/-bryteren for å begynne «1 sett».

Trykk på/-bryteren for å stoppe «1 sett».

Ikke målt

T

T

T
Trykk på/T

T

-bryteren for å begynne «1 sett».

32

Tid

Tid

Blodtrykksmåling hjemme

HBP
Når
/
bryteren trykkes, startes HBP.
Deretter utfører HBP et «1 sett».
«1 sett» består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider
som tilføyes til antallet målinger. Den siste intervalltiden utelates.

bryteren trykkes under «1 sett», stoppes «1 sett».
T : Intervalltid
1 settBlodtrykksmåling
Når

/

T
Trykk påTrykk på

/

T
/

T

T
/

Tid

-bryteren for å begynne «1 sett».

-bryteren for å stoppe «1 sett».

T
Trykk påT

T

Ikke målt
T-bryteren for å begynne «1 sett».

33

Tid

Automatisk blodtrykksmåling om natten

ANBP
ANBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte
starttider per dag.
Når parametere for ANBP-programmet er lagret, startes ANBP og
et «1 sett» utføres for hver starttid.
«1 sett» består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider som
tilføyes til antallet målinger. Den siste intervalltiden utelates.

Merk
Manuell blodtrykksmåling av ANBPNår/
«1 sett».
1 settT-bryteren trykkes i S-BPM-ventemodus, utføres et
1 settBlodtrykksmåling

T

T

T

Tid

Starttid

Starttid

ANBP startes på samme tid når ANBP-programmet settes.
(ANBP-en blir ventemodus frem til starttid)
1 sett1 sett1 settT

T

T

T

Starttid
1 settT

T

T

Trykk på/for å begynne
manuell-BPM.
Ikke målt

bryterenT

TidStarttid
1 settT

T

Tid

Starttid

Trykk på/ -bryterenfor å stoppe «1 sett».

T : Intervalltid
34

Automatisk egenutført blodtrykksmålingASBPASBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte
starttider for alarmen.
Når parametere for ASBP-programmet er lagret, startes ASBP
og summeren høres for hver starttid. Trykk på/ -bryterenfor å utføre et «1 sett» når du hører summeren.
«1 sett» består av et sett blodtrykksmålinger og intervalltider som
tilføyes til antallet målinger. Den siste intervalltiden utelates.

Merk
Manuell blodtrykksmåling av ASBP
Når/
bryteren trykkes i ventemodus mellom siste «1 sett» og
neste «1 sett», utføres «1 sett».
1 settT

Blodtrykksmåling
T

1 settT

Trykk på/ -bryterenfor å starte «1 sett».

T

Tid

Trykk på/ -bryterenfor å starte «1 sett».

Starttid for alarm

Starttid for alarm

ASBP startes på samme tid når ASBP-programmet settes.
(ASBP blir ventemodus frem til starttid)
1 sett1 settT

T

T

1 sett
T

T

T

Tid

Trykk på/bryteren for å
utføre den manuelle-BPM.
T : Intervalltid
35

Ikke målt1 settT

1 settT

T

Trykk på knappen
Trykk på knappen

/

/

T

Klokkeslett

for å stoppe «1 sett».

for å starte «1 sett».

T : Intervalltid

Starttidspunkt for alarm

6.2.2. S-BPM-ventemodus
Driftsmodus og trykkverdi vises på LCD-displayet under
S-BPM-ventemodus.
# Indikasjonen på LCD-displayet skjules automatisk etter noen
minutter uten aktivitet. Selv om indikasjonen på LCD-skjermen er
skjult, kan manuell blodtrykksmåling startes ved å trykke på/. Når knappen START/STOP eller
knappenEVENT trykkes, gjenopptas indikasjonen.
«1 sett» består av et sett med blodtrykksmålinger ogintervalltider som gjentas det antall ganger som er angitt
i måleantallet. Det siste intervallet utelates.
på LCD-skjermen blinker i et
Klokkesymboletintervalltidsrom for «1 sett».
S-BPM-ventemodus er en modus der blodtrykket ikke målesi «intervalltidsrommet» eller mellom forrige «1 sett» og neste«1 sett».
S-BPM-program
Trykkverdi
Gjeldende klokkeslett
36

6.2.3. Stoppe og pause måling
Merk
Når A-BPM stoppes, vises stoppkoden E07 på LCD-displayet,og lagres i minnet.
S-BPM-programmer

Funksjoner

Blodtrykksmåling på
kontor
OBP
Automatisk
Trykk på/ -bryteren for å stoppe
blodtrykksmåling på
blodtrykksmåling.
kontoret
AOBP
Blodtrykksmåling
hjemme
HBP
Automatisk
Trykk på/ -bryteren for å stoppe
blodtrykksmåling om
blodtrykksmåling. Ved neste starttid, måles
nattenANBP
blodtrykk eller summeren varsler.
#1
Automatisk egenutført
Hvis du må stoppe måleren helt, ta ut batterier
blodtrykksmåling
fra måleren eller skift til OBP, AOBP, eller HBP.
ASBP
#1 : Se «6.2.1. S-BPM-programmer».

37

6.3. Måleresultat
6.3.1. Visning av måleresultater
Overvåkningsfunksjonen kan velge «Display ON» eller «Display
OFF» kommando for måleresultater for A-BPM. Dennefunksjonene kan ikke brukes S-BPM.
Innholdet av «Display ON» kommandoen inkluderer «trykkverdi
under måling», «måleresultat» og «feilkode for måleresultatet».
Når «Display OFF» kommandoen velges, vises klokken.
Fabrikkinnstillingen er satt til «Display ON».
Se «8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen formålinger».

6.3.2. Lagring av måleresultater
Databehandling av måleresultatet
Bruk ikke i et sterkt elektromagnetisk felt.
Minnekapasiteten for måleresultater er 600 datasett.
Når minnet er fullt, vises-merket og måleren kan ikke utføremåling før data er slettet fra minnet.

Merk
Slett data i minnet før måleren gis til en ny pasient. Vi anbefaler å
bruke minnedata på måleren separat for hver person. Hvis måleren
tar vare på data for flere personer, kan det bli vanskelig å behandle
data korrekt.
38

6.3.3. Utmating av måleresultaterMåledata lagret i minnet kan mates ut til periferienheter gjennom en
USB-dataoverføring.
Se «8.8. Koble måleren til dedikert perifert utstyr».
Ikke fjern kabelen mens USB-kommunikasjon pågår.
Det kan føre til datatap.

Merk
Når batteriindikatoren viser, kan ikke dataoverføring
finne sted. Skift ut batteriene for å bruke dataoverføring.

6.3.4. ID -Nummere
Fabrikkinnstilt ID-nummer er «0».
Konfigurer ID-numre ved å bruke dedikert periferienhet.

Merk
ID-numre kan ikke konfigureres med måleren og krever bruk av
en dedikert periferienhet.

39

7. Forberede måleren

7.1. Sette inn batterier (skifte batterier)Sett inn to nye batterier i henhold til rett «+» og «-» retninger
inne i batterirommet før du kobler til måleren.
Bytt begge batteriene samtidig.
Ta batteriene ut av måleren hvis den ikke skal brukes i enlengre periode. Batteriene kan lekke og forårsake funksjonsfeil.
Bruk to alkaliske batterier: type LR6 eller spesifiserte
oppladbare AA Ni-MH batterier.
Ved innsetting av batteri i batterirommet, skyv først innfjærkontakten med «-» kontakten på batteriet. Sett så inn «+»kontakten.
Hvis batteriet settes inn fra «+» kontakten, kan kappen på
batteriet bli skadet av fjærkontakten.
Ikke bland batterier av ulike merker, eller brukte og nye
batterier. Det kan forårsake lekkasje, oppheting eller skade.

Merk
Når nivå 1
for batterinivå vises, skift ut med to nye batterier
før måleren festes.
Måleren kan ikke utføre blodtrykksmåling eller dataoverføring nårnivå 1
vises.
Når batteriet og det innebygde batteriet er tomt, vises ingenting.
Sett inn batterier i henhold til retningssymbolet ().

40

Prosedyre

Sett inn batterier.

Trinn 1. Åpne dekselet for batteriene.
Trinn 2. Ta ut brukte batterier.
Trinn 3. Se retningssymbolet() inne ibatterirommet. Sett inn tonye batterier i riktig «+» og«-» retning.

Trinn 1. Åpne.

Skyv inn fjærkontakten
med «-» kontakten på
batteriet.
Trinn 4. Sett inn batteriet ved åskyve «+» kontakten.
Trinn 5. Sett inn det andre
batteriet med samme
metode.
Trinn 6. Lukk batteridekselet.

Trinn 6. Lukk.
Trinn 2. Ta ut batterier.
Trinn 3. Skyv inn fjærkontakten.
Trinn 4. Sett inn.

Hold batteriene og batteridekselet unna spedbarn og barn, forå forhindre utilsiktet svelging eller andre ulykkeshendelser.
Bruk standard AA-batterier. Bruk ikke et oppblåst oppladbart
batteri, eller et som er viklet inn i tape. Det kan bli vanskelig ååpne dekslet.
417.1.1. Hvordan skifte batterierMåleresultater og innstillingsparametere forblir lagret selv om
batteriene tas ut. Når det innebygde batteriet er tomt for strøm,
tilbakestilles datoen til 01/01/2017 00:00.
Kontroller og juster klokkeslett når batteriene skiftes.
Se «8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen formålinger» for å stille klokken.

7.2. Forberede bærevesken
MerkNår bærevesken er festet, bruk beltet som følger med.
Vi anbefaler å bruke et belte for å feste måleren til pasienten.
Bruk bærevesken som følger med nårmåleren brukes.
For å feste bærevesken, dra bærevesken
gjennom beltet som følger med eller et belte
man selv har.
Bæreveske
Belte

42

7.3. Inspeksjon før brukInspiser måleren for å sikre god ytelse, sikkerhet og
effektivitet før bruk.
Bekreft følgende sjekkliste før/etter innsetting av batterier.
Hvis et problem oppdages, slutt å bruke måleren og sett på en
merkelapp med «Funksjonsfeil» eller «Ikke bruk». Kontakt din
lokale forhandler for å reparere den.

7.3.1. Sjekkliste før innsetting av batteri
Nr.

Element

Beskrivelse
Ingen skade eller deformasjon grunnet fall.

1

Utvendig2

Batteri

Kontroller at det er tilgjengelig batterier som ikke
innsatt. Skift ut med to nye batterier før
pasienten bruker måleren.

3

Mansjett

Kontroller at mansjetten ikke er slitt. Hvis
mansjetten er slitt, kan den sprekke grunnet
internt trykk.

4

Mansjett-tilkobling

5

Tilbehør

Ingen skade eller dårlig festede brytere osv.

Kontroller at det ikke luftslangen har en knekk
eller bøy.
Kontroller at lufttilkobling og kontakten er godt
festet.
Kontroller at det ikke er noen skade på tilbehør.
(Bæreveske, belte osv.)

43

7.3.2. Sjekkliste etter innsetting av batteri
Nr.
1

Del
Batteri

Beskrivelse
Kontroller at det ikke er noen ild, røyk eller sterke
lukter.
Kontroller at det ikke er noen rare lyder.

2

SkjermKontroller at det ikke er noe rart med
skjermvisningen.

3

Bruk

Bekreft at måleren fungerer korrekt.

4Måling

Kontroller at måleoperasjonen kan utføres korrekt.
Mansjett, måling, skjerm og resultat er korrekt.

44

8. Funksjoner

8.1. Flytdiagram for funksjoner
Merk
De innledende innstillinger (av den innebygde klokken,
overvåkningsfunksjonen og innledende trykkverdier) ogforhåndsinnstilte program (A-BPM og S-BPM) trenger ikke ålagres hver gang. De er lagret ved sletting, oppdatering og nårmåleren brukes for første gang.
Innstillingene til måleren kan lagres ved å bruke dedikert perifert
utstyr.
Se bruksanvisningen for ABPM Data Manager.
Måleprosedyrer for A-BPM og S-BPM er forskjellige.
A-BPM kan spesifisere seks par valgfrie starttidspunkter ogintervaller for hver 24. time, og måle og registrere blodtrykket
automatisk.
S-BPM forutsetter at pasienten måler sitt eget blodtrykk hjemmeeller på sykehus. Denne modusen kan bruke fem programtyper
avhengig av bruksområde.

45

Sett inn batteriene.
De innledende innstillingene for den innebygde klokken,
overvåkningsfunksjonen for målinger og trykkverdi.

A-BPM

S-BPM

Lagre A-BPM forhåndsinnstilt
program.

Lagre S-BPM forhåndsinnstilt
program.

Fest måleren og mansjetten.

Fest måleren og mansjetten.

Sett AUTO -bryteren til «ON».

Sett AUTO -bryteren til «OFF».

A-BPM

Trykk påSett AUTO -bryteren til «OFF».

START -bryteren.

Blodtrykksmåling på kontor
OBP
Automatisk blodtrykksmåling
på kontoret
AOBP
Blodtrykksmåling hjemme
HBP

Koble måleren til dedikert
perifert utstyr.
Databehandling.

Automatisk blodtrykksmåling
om natten
ANBP
Automatisk egenutført
blodtrykksmåling
ASBP

Rengjør og hold produktet rent.

Hele prosedyren for bruk46

8.2. Innledende innstillinger
8.2.1. Fabrikkinnstillinger
Fabrikkinnstillinger (innledende innstillinger) er beskrevet under:

Vanlige punkter i innstillingene
Element

Fabrikkinnstilling

Overvåkningsfunksjon

ON (indikerer på)År, Måned, Dag, Time, Minutt

Forsendelsesdato

Elementer i A-BPM

Element

Fabrikkinnstilling

Hvilemodus

OFF (av)

Intervalltid når hvilemodus er PÅ

30 minutter

Starttid for seksjon 1

0 timerIntervalltid for seksjon 1

30 minutter

Starttid for seksjon 2

0 timer #1

Starttid for automatisk målingOFF (av)

Driftstid for automatisk målingOFF (av)

Innholdet i fabrikkinnstillingene

Når AUTO -bryteres settes til «ON», startes A-BPM. Blodtrykkmåles hvert halvtime til bryteren settes til «OFF».

#1 : Innstillingene mellom intervalltiden for seksjon 2 og
intervalltiden for seksjon 6 er utelatt fordi starttiden for seksjon 1
og 2 er samme verdi.

47

Elementer i S-BPM
Element

Fabrikkinnstilling

Programvalg

Blodtrykksmåling på kontor (OBP)

Blodtrykksmåling på
kontor
OBP

N.A.

Automatisk
Antall målinger
blodtrykksmåling påIntervalltid
kontoret
AOBP

2 opptellinger

Antall målinger

2 opptellinger

Blodtrykksmåling
hjemmeHBP Intervalltid
Starttid for seksjon

Automatisk
blodtrykksmåling om
Antall målinger
nattenANBP Intervalltid

Starttid for alarm

Automatisk egenutført
Antall målinger
blodtrykksmåling ASBPIntervalltid

5 minutter
1 minutt
2 timer
2 opptellinger
1 minutt
7 timer, 22 timer
2 opptellinger
1 minuttInnholdet i fabrikkinnstillingene

Når/bryteren trykkes etter at AUTO -bryteres er satt til«OFF», startes S-BPM forhåndsfastsatt program (OBP).
Programmet (OBP) måler blodtrykket én gang og lagrer
resultatet i minnet.

8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen for målinger
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke følgende
metoder.
Metoden som brukes for å slå på måleren.
Metoden som brukes med dedikert perifert utstyr som er koblet
til måleren med USB-kabel.
48

Prosedyre for drift med brytere
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til «OFF».

Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på START/STOP
eller EVENT -bryteren for å gå tilbake til visning av
ventemodus.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og EVENT -knappen
samtidig til Display (etter Sleep ) vises på
OLED-displayet.
Trinn 4. Funksjonsbryterne er som følger:
EVENT -bryter....................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter.........Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Bruk deretter disse bryterne i andre elementer.
Trinn 5. Etter å ha konfigurert innstillingene, trykk på
START/STOP -bryteren for å gå tilbake til ventemodus.
Element
Overvåkningsfunksjon
År
Måned
Dag
Time
MinuttOLED
Display
Clock
Year
Clock
Mon.
Clock
Day
Clock
Hour
Clock
Min.

Område
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx = OFF, ONxx =17 til 99. Siste to sifre i året.

xx =1 til 12 måned

xx =1 til 31 dag

xx =0 til 23 timer

xx =0 til 59 minutter

Innelukkede tegn : Fabrikkinnstillinger og innledende innstillinger
når batterier er helt oppbrukt.

49

8.2.3. Innledende trykkverdi
En innledende trykkverdi kan settes på forhånd.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hvis AUTO er spesifisert som innledende trykkverdi, velges en
trykkverdi automatisk. Fabrikkinnstilling er 180 mmHg.
Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på START/STOP
eller EVENT -bryteren for å gå tilbake til visning av
ventemodus.
Trinn 3. Velg en trykkverdi med START/STOP - bryteren.
AUTO -bryter til «OFF»
S-BPM program
TrykkverdiNåværende tid

8.3. A-BPM Forhåndsinnstilte programmer
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke følgende
metoder.
Metoden som brukes for å slå på måleren.
Metoden som brukes med dedikert perifert utstyr som er koblet
til måleren med USB-kabel.
A-BPM kan kun brukes når automatisk måling kan utføres.

50

Prosedyre for drift med brytere

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på START/STOP
eller EVENT -bryteren for å gå tilbake til visning av
ventemodus.
Trinn 3. Hold inne START/STOP -knappen og EVENT -knappen
samtidig til Sleep vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Spesifiser hvilemodus med følgende brytere.
Hvis hvilemodus er «ON», fortsett til trinn 5.
EVENT -bryter....................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter.........Avgjørelse, neste element.
Trinn 5. Spesifiser starttiden og intervall på opp til seks seksjoner ved å
bruke følgende brytere.
EVENT -bryter....................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter.........Avgjørelse, neste element.
Trinn 6. Spesifiser starttid og driftstid på den automatiske målingen ved å
bruke følgende brytere.
EVENT -bryter....................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter .........Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Trinn 7. Etter å ha fullført innstillingene, går måleren tilbake tilventemodus.

Ta ikke ut batteriene mens du endrer innstillingene.
Hvis batteriene tas ut må innstillingene gjøres på nytt.

51

8.3.1. A-BPM elementer og parametereForhåndsinnstilt program for A-BPM er som følger:
Element

OLED
Parameter
Sleep
Hvilemodus#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervalltid
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
Starttid Hour 1 xx = 0 til 23 timerxx
Seksjon1
Intervalltid Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutter
xx
Hour
2
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon2
Intervalltid Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutterxx
Starttid Hour 3 xx = 0 til 23 timerxx
Seksjon3
Cycle 3
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Hour 4
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon4
Cycle 4
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Hour 5
Starttid
xx xx = 0 til 23 timer
Seksjon5
Intervalltid Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutterxx
Starttid Hour 6 xx = 0 til 23 timerxx
Seksjon
6
Cycle
6Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutter
Starttid START#3, #4xx xx = OFF , 0 to 23 timer
Operation
Driftstid#3, #4xx xx = OFF , 1 to 27 timer
Automatisk måling

Innelukkede tegn : Fabrikkinnstillinger.
52

#1 : Hvis søvnmodus er satt til «ON», kan starttidspunkt og
driftstid for automatisk måling og intervalltid for søvnmodus
brukes. Intervalltiden for disse delene (1 til 6) kan ikke brukes.
#2 : Hvis søvnmodus er satt til «OFF», vises ikke intervalltiden forsøvnmodus.
#3 : Eksempel på automatisk måling.
Hvis starttidspunkt er spesifisert og driftstid er satt til «OFF»,og knappen AUTO settes til «ON», starter A-BPM på detforhåndsinnstilte starttidspunktet og fortsetter til knappen
AUTO settes til «OFF». Hvis knappen AUTO settes til«ON» igjen, starter A-BPM på det forhåndsinnstilte
starttidspunktet.

MerknadHvis driftstid er spesifisert og knappen AUTO trykkes
mens A-BPM pågår, fortsetter A-BPM i driftstiden for denne
operasjonen.
#4 : Eksempel på automatisk måling.
Hvis starttidspunktet er satt til «OFF» og driftstiden er
spesifisert, og knappen AUTO settes til «ON», startes
A-BPM i driftstiden. Hvis knappen AUTO settes til «OFF»
under A-BPM, stopper A-BPM. Hvis knappen AUTO settes
til «ON» igjen, utføres A-BPM i driftstiden.

MerknadHvis starttidspunktet er spesifisert og knappen AUTO
betjenes under A-BPM, stoppes A-BPM og startes igjen påforhåndsinnstilt starttidspunkt neste dag.
53

Innhold

Søvnmodus:Intervalltiden for den automatiske målingen kan spesifiseres.
Intervalltiden for del 1 til 6 kan ikke brukes.
Se «6.1.2. Søvnfunksjon og intervalltid».
Seksjoner:
24 timer kan deles inn i maksimalt seks seksjoner.
Starttidspunkt og intervall kan spesifiseres for hver seksjon.
A-BPM kan bare brukes når automatisk måling kan utføres.
Automatisk måling:
Hele A-BPM kan kontrolleres. Spesifiser starttidspunkt og
driftstid. Se «8.3.2. Eksempel på A-BPM-program».

54

8.3.2. A-BPM programeksempler
Eksempel Starttider og intervaller. Forenklet innmating.

24:00
Doble seksjoner
22:00 00:00
Seksjon 2
Starttiden for seksjon 1 =7:00
Intervalltiden for seksjon 1 = 15
18:00
06:00
07:00
Starttiden for seksjon 2 =22:00
Seksjon 1
Intervalltiden for seksjon 2 = 60
12:00
Starttiden for seksjon 3 =7:00 ······· Samme som seksjon 1

Seksjon 3 og de følgende elementene vises ikke fordi starttiden for
seksjon 3 er det samme som for seksjon 1.
Når starttiden for seksjon 2, 3, 4, 5 eller 6 er det samme som seksjon
1, vises ikke starttidene og intervallene.

Eksempel 1 Automatisk måling

Starttiden for den automatiske målingen = OFF.
Driftstiden for den automatiske målingen = OFF.
Når AUTO -bryteren settes til «ON», utføres A-BPM i henhold til
starttiden og intervallet for hver seksjon inntil AUTO -bryteren
settes til «OFF».
Blodtrykksmåling

Ikke målt

Seksjon 1
AUTO -bryter til «ON»

Seksjon 2
AUTO -bryter til «OFF»

55

Tid

Eksempel 2 Automatisk måling

Starttiden for den automatiske målingen = 7:00,
Driftstiden for den automatiske målingen = OFF.
Når AUTO -bryteres settes til «ON», startes A-BPM klokken 7:00.
A-BPM fortsetter i henhold til starttiden og intervallet for hver
seksjon inntil AUTO -bryteren settes til «OFF».
07:00

Blodtrykksmåling

Ikke målt

Seksjon 1

Seksjon 2

AUTO -bryter til «ON»

AUTO -bryter til «OFF»

Tid

Eksempel 3 Automatisk måling

Starttiden for den automatiske målingen = OFF.
Driftstiden for den automatiske målingen = 26 timer.
Når AUTO -bryteren er satt til «ON», fortsetter A-BPM ihenhold til starttiden og intervallet for hver seksjon i 26 timer.
Blodtrykksmåling

Ikke målt

Seksjon 1

Seksjon 2

AUTO -bryter til «ON»

Etter 26 timer

56

Tid

8.4. S-BPM-programmer
De innledende innstillingene kan konfigureres ved å bruke følgende
metoder.
Metoden som brukes for å slå på måleren.
Metoden som brukes med dedikert perifert utstyr som er koblet
til måleren med USB-kabel.

Prosedyre for drift med brytere

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hold inne knappen/ , og hold samtidig inne
START/STOP -knappen til
vises på LCD-displayet.
Trinn 3. Velg S-BPM-programmet med følgende brytere.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
/ -bryteren...................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter...........Avgjørelse, neste element.
Trinn 4. Spesifiser hvert element (Antall målinger, Intervalltid, starttid og
starttid for alarm) ved å bruke følgende brytere.
/ -bryter .......................Endre nåværende parameter.
START/STOP -bryter...........Avgjørelse, neste element, slutt på
innstillinger.
Trinn 5. Etter å ha fullført innstillingene, vises S-BPM-klokken.

Ta ikke ut batteriene mens du endrer innstillingene.
Hvis batteriene tas ut må innstillingene gjøres på nytt.

57

8.4.1. S-BPM-elementer og -parametere
ProgramElement

Parameter

S-BPM-program
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Blodtrykk på kontoret
OBP

N.A.

N.A.

Automatisk blodtrykk på kontoret
AOBPMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

5,

3 til 10 minutterMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

1,

1 til 5 minutter

Blodtrykk hjemme
HBP

Automatisk blodtrykk om natten
ANBP

Starttid

2,

0 to 23 timerMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

1,

1 til 5 minutter#1

Automatisk egenutført blodtrykk
ASBP

Starttid for alarm

7 , 22 , 0 til 23 timerMålingstelling2,

1 til 5 ganger

Intervalltid

1,

1 til 5 minutter#2

Innelukkede tegn : Fabrikkinnstillinger.
#1 : 24 timer kan separeres til seks seksjoner maksimum.
Hver seksjon kan spesifisere starttiden for blodtrykksmåling.
#2 : 24 timer kan separeres til seks seksjoner maksimum.
Hver seksjon kan spesifisere starttiden for alarm for
blodtrykksmålingen.
58

8.4.2. S-BPM Visningseksempler
Visning av blodtrykksmåling på kontoret

OBP

Visning av automatisk blodtrykksmåling på kontoret

AOBP

OBP har ingen innstillinger som kan konfigureres.

AOBP bruker innstillingenantall målinger og intervalltid.
AOBP utfører «1 sett» etter en ventemodus for å slappe av.
Se «6.2.1. S-BPM-programmer» for «1 sett».

Målingstelling

Intervalltid

Visning av blodtrykksmåling hjemme

HBP

HBP bruker innstillingen antall målinger og intervalltid.
HBP utfører et «1 sett».
Se «6.2.1. S-BPM-programmer» for «1 sett».

Målingstelling

Intervalltid
59

Visning av automatisk blodtrykksmåling om natten

ANBP

ANBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsfastsatte
starttider for «1 sett». Se «6.2.1. S-BPM-programmer» for«1 sett».

Når siste starttid er den samme som den første starttiden, er
innstillingene for starttiden ferdig. Spesifiser deretter antall
målinger og intervalltid for «1 sett».

Første starttid

Andre starttidMålingstelling

Tredje starttid

Intervalltid

Eksempel Innstillinger og forenklet innmating

24:00
22:00 00:00

04:00
Målingen utføres kl. 22:00 og kl. 4:00.
18:00
06:00
Starttiden for seksjon 1 =04:00
Starttiden for seksjon 2 =
22:00
12:00
Starttiden for seksjon 3 =04:00 ············Samme som seksjon 1
Antall målinger =2 gangerIntervalltiden =0:01 minutt

60

Visning av automatisk egenutført blodtrykksmålingASBPASBP kan spesifiseres med opp til seks forhåndsinnstilte starttider for
alarmen.
/Summeren høres ved hvert starttidspunkt. Trykk på knappenfor å utføre «1 sett» når summeren høres.
Se «6.2.1 S-BPM-programmer» for «1 område».
Når siste starttid er den samme som den første starttiden,
er innstillingene for starttiden ferdig. Spesifiser deretter
antall målinger og intervalltid for «1 sett».

Første starttid
for alarmMålingstelling

Andre starttid foralarm

Tredje starttid for
alarm

Intervalltid

Eksempel Innstillinger og forenklet innmating

24:00
22:00 00:00

Summeren kan høres kl. 22:00 og kl. 07:00.
/
bryteren for å utføre et
Trykk på
18:00
06:00
07:00
«1 sett».
Starttiden for seksjon 1 =
22:00
12:00
Starttiden for seksjon 2 =07:00
Starttiden for seksjon 3 =22:00 ············Samme som seksjon 1
Antall målinger =2 gangerIntervalltiden =0:01 minutt
61

8.5. Slette måledataFormålet med operasjonen og forklaring av funksjonerMåledata blir slettet, men innstillingene blir ikke slettet.
Startinnstillingene kan konfigureres med følgende metoder.
Bruk avknappene på registratoren.
Bruk av eget tilleggsutstyr som er koblet til registratoren
med USB-kabelen.
Hvis måledata blir slettet, kan de ikke brukes igjen.
Sikkerhetskopier data før de slettes.
Slett måledata for den forrige pasienten før neste pasient
bruker registratoren.
Det kan ta flere sekunder å slette dataene.
Unngå å betjene apparatet mens slettingen pågår.

Prosedyre for bruk med knappene

Trinn 1. Sett knappen AUTO på «OFF».
Trinn 2. Hvis indikasjonen er skjult, trykk på knappen START/STOP
eller EVENT for å tilbakestille displayet til ventemodus.
Trinn 3. Hold inne knappen START/STOP, og hold samtidig inne
knappen EVENT til DataClear (etter Sleep og
Display ) vises på OLED-displayet.
Trinn 4. Velg en handling.
Hvis du vil slette data, hold inne knappen START/STOP .
Erasing (Sletter) blinker under DataClear på
OLED-displayet, og sletting av data starter. Fortsett til trinn
5 etter slettingen.
Hvis du vil beholde (ikke slette) dataene, trykk på knappen
EVENT og gå videre til trinn 5.
Trinn 5. Registratoren går tilbake til ventemodus.
628.6. Feste produktet til pasienten
8.6.1. Informasjon for pasienter
Forklar følgende for pasienten slik at de kan bruke måleren trygt.

Forholdsregler under blodtrykksmåling

Slapp av i armen og hold deg i ro mens påfylling av luft pågår.
Hold samme posisjon gjennom hele målingen.
Unngå vibrasjoner og bråk under målingen.
Blodtrykket måles i omtrent 1 minutt etter trykksetting. Vær stilletil målingen er ferdig. Måleprosessen mellom påfylling av luft til
mansjetten til utslipp av luft krever opp til 170 sekunder.
Måleren kan påfylles luft for å måle blodtrykket igjen etter
avsluttet trykksetting. Dette kan være forårsaket av
kroppsbevegelse m.m.

Måleren kan starte blodtrykksmåling etter omtrent 120 sekundernår måledata er ugyldig og neste måling er etter 8 minutter.
Dette kan være forårsaket av kroppsbevegelse m.m.
Måleren kan være til hinder for betjening av kjøretøy og maskiner.
Unngå betjening av kjøretøy og maskiner når du har på degmåleren.

Hvordan stoppe eller utsette målingen
Trykk på START/STOP -bryteren for å stoppe blodtrykksmåling.
En feilkode lagres i minnet. Blodtrykk måles igjen etter
120 sekunder.

63

Vedrørende A-BPM, ANBP og ASBP modusen for S-BPM, kanbare nåværende blodtrykksmåling utsettes og «1 sett» utføres
ved den neste starttiden. Sett AUTO -bryteren til «OFF» forå utsette A-BPM.
Ta av mansjetten hvis nåværende blodtrykksmåling ikke kan
stoppes med START/STOP -bryteren.
Trykk på START/STOP -bryteren for å stoppe målingen.
«1 sett» utføres likevel ved den neste starttiden for A-BPM,
ANBP og ASBP modi for S-BPM.
Hvis smerter i armen eller uventede forhold oppstår, stoppmålingen, ta av mansjetten og konsulter lege.
Sett AUTO -bryteren til «OFF» for å utsette A-BPM.
Sett AUTO-knappen til «ON» for å gjenoppta automatisk A-BPM-måling.
Symboletvises på LCD-displayet og OLED-displayet.
Dataregistreringen fortsetter til den slås av med «OFF».

Hvordan bruke manuell måling under A-BPM

Prosedyre for en midlertidig måling som ikke er inkludert i detforhåndsinnstilte programmet.

Trinn 1. Hvis indikasjonen på OLED-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
A-BPM-ventemodus.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -bryteren for umiddelbart å måleblodtrykket under A-BPM.
Trinn 3. Måleresultater lagres i minnet.
Når START/STOP -bryteren trykkes under måling,blir målingen utsatt.
64

Forholdsregler når du har på deg målerenMåleren er et presisjonsinstrument. Ikke slipp ned eller påfør
måleren harde støt.
Måleren og mansjetten er ikke vanntett (motstandsdyktig motvann). Se til at produktet holdes unna regn, svette og vann.
Ikke sett noe på produktet.
Hvis mansjetten beveges pga. større bevegelser og mosjon, fest
mansjetten på nytt.
Arranger luftslangen slik at det ikke oppstår fastklemming og slik
at den ikke snor seg rundt nakken ved sengetid.

Skifte batterieneNår-merket vises, kan ikke måleren måle blodtrykk eller
kommunisere med dedikert perifert utstyr. Sett inn to nyebatterier umiddelbart.

8.6.2. Omslag til mansjett
Merk
Hold mansjetten og omslaget til mansjetten rent.
Bytt omslaget til mansjetten for hver person.
Bruk omslag egnet for tilleggsmansjettene som brukes.

658.6.3. Feste av mansjetten, bæreveske og måler
Ikke fest mansjetten hvis pasienten har dermatitt, ytre sårosv.
Ta av mansjetten og avslutt bruk hvis dermatitt eller andre
symptomer vises på pasienten.
Forhindre at luftslangen kveiler seg rundt nakken og
kroppen.
Vær forsiktig ved bruk nær små barn, da det kan oppstå
kvelningsfare.
Sett inn koblingen for luftslangen godt, helt til den ikke
roterer mer. Hvis koblingen ikke er god, kan det medføre
luftlekkasje og målefeil.

Merk

Fest mansjetten i rett posisjon og vikle rundt armen for å få
korrekt blodtrykksmåling.
Forhindre at mansjetten og luftslangen vibrerer under måling.
Måleren registrerer små endringen av lufttrykket på innsiden av
mansjetten.
Den ekstra mansjetten er en mansjett for voksne til venstre arm.
Hvis mansjetten ikke passer, kjøp en ekstra mansjett.
Armomkrets
Liten mansjett
15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Mansjett for voksen 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Stor mansjett
28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstra stor mansjett 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Hold mansjetten ren.
Vi anbefaler pasienten å bruke bærevesken og beltet.
The cuff is not made with natural rubber latex.
66

Hvordan å ta på mansjetten, måleren og bærevesken

Trinn 1. Før enden av mansjetten gjennom ringen og lag en form av
en armring.
Trinn 2. Finn brakialarterien på venstre arm med palpering.
Trinn 3. Fest mansjetten direkte mot huden slik at det hvite merket er
direkte over brakialarterien og den nedre kanten av mansjetten
er satt på omtrent 1 - 2 cm over innsiden av albuen.
Trinn 4. Sett mansjetten på slik at ringen er innenfor grenseområdet,den er flat og ikke sklir ned, men har plass for å kunne stikke
inn to fingre.
Trinn 5. Fest luftslangen med tape slik at den går over skulderen.
Trinn 6. Før beltet gjennom bærevesken.
Trinn 7. Juster beltet slik at bærevesken er på venstre side.
Trinn 8. Koble pluggen for lufttilkobling til luftkontakten på måleren.
Trinn 9. Sett måleren inn i bærevesken.
Trinn 1. Ring

Trinn 2. Brakialarterie
Trinn 3. Hvitt posisjonsmerke
for arterie
Omtrent
1 - 2 cm over

Mansjett
ERÅD
OM

Trinn 3. Hvitt posisjonsmerke forarterie
Trinn 4. Ha plass til å kunne stikke
inn to fingre
67Luftslange

Trinn 5.
Luftslange

Trinn 5. Tape
Trinn 5. Klips
Trinn 5. Mansjett

Trinn 7. Belte
Trinn 7. Bæreveske
Trinn 8. Plugg for lufttilkobling
Trinn 8. Kontakt for lufttilkobling

Trinn 9. Sett innBæreveske

Trinn 6. Belte
688.7. Blodtrykksmåling funksjoner
8.7.1. A-BPM-funksjonerNår A-BPM startes, måles blodtrykket i henhold tilforhåndsinnstilte parametere.

Merk
Sett den innebygde klokken og innledende trykkverdi før måling
fordi A-BPM bruker dem. Se «8.2.2. Klokken og
overvåkningsfunksjonen for målinger» og «8.3. A-BPM
Forhåndsinnstilte programmer».
Når måleren fjernes, sett AUTO -bryteren til «OFF».
Hvis måleren fjernes under A-BPM, startes oppblåsing av
mansjetten på neste starttiden, og mansjetten kan bli ødelagt.
Når A-BPM fortsetter, sett AUTO -bryteren til «ON».
merket vises når A-BPM brukes.
Manuell blodtrykksmåling kan utføres i A-BPM-ventemodus.
Måleresultatet for manuell blodtrykksmåling kan lagres i minnet.
Når A-BPM stoppes, vises stoppkoden E07 på OLED-displayet,og lagres i minnet.

For å starte A-BPM.
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til «ON».

vises på OLED-displayet og LCD-displayet.
Trinn 2. Symbolet
A-BPM startes.

69

For å utsette A-BPM
Trinn 1. Sett
Trinn 2.

AUTO -bryteren til «OFF».

Merket er skjult. A-BPM er utsatt.

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP -bryteren trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften i mansjetten raskt og nåværende måling stopper.
Men A-BPM fortsetter. Neste blodtrykksmåling utføres i
henhold til A-BPM innstillinger.

For umiddelbar blodtrykksmåling under A-BPM(Manuell blodtrykksmåling for A-BPM)

Trinn 1. Hvis indikasjonen på OLED-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
A-BPM-ventemodus. A-BPM-ventemodus er en tilstand der
blodtrykket ikke måles under intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -bryteren under A-BPM-ventemodus.

For å utvide intervalltiden, eller bringe den tilbakeNår hvilemodus er «ON» og EVENT -bryteren trykkes ned i
A-BPM-ventemodus, blir intervalltiden doblet.

70

8.7.2. S-BPM-funksjoner
Merk
Sett den innebygde klokken og innledende trykkverdi før måling
fordi S-BPM bruker dem.
Se «8.2.2. Klokken og overvåkningsfunksjonen formålinger» og «8.4. S-BPM-programmer».
Ta ut batterier når pasienten tar av måleren, og mansjetten når
ANBP eller ASBP brukes (selv i ventemodus). Hvis batterier
forblir i batterirommet, kan mansjetten bli ødelagt når målerenblåser opp mansjetten ved neste «1 sett». Hvis pasienten
fortsetter måling, sett inn batterier og trykk på/
bryteren.
Manuell blodtrykksmåling kan utføres i S-BPM-ventemodus.
Måleresultatet for manuell blodtrykksmåling kan lagres i minnet.
Når S-BPM stoppes, vises stoppkoden E07 på OLED-displayet,og lagres i minnet.

For å starte S-BPM
Trinn 1. Sett

AUTO -bryteren til «OFF».

Trinn 2. Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer
Blodtrykksmåling på kontor

Funksjoner
OBP Trykk på/ -bryteren
Automatisk blodtrykksmåling på kontoret for å starte
AOBP forhåndsinnstilteprogrammet
Blodtrykksmåling hjemme
HBP i ventemodus.
Automatisk blodtrykksmåling om nattenForhåndsinnstilte programmer
ANBP
går i hvilemodus til «starttid»
Automatisk egenutført blodtrykksmåling
eller «starttid for alarm».
ASBP
71

For umiddelbart å måle blodtrykk under S-BPM.
(Manuell blodtrykksmåling av S-BPM)

Trinn 1. Hvis indikasjonen på LCD-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
S-BPM-ventemodus.
Trinn 2. Trykk på/ -bryteren under S-BPM-ventemodus.
Blodtrykksmålingene av «1 sett» utføres umiddelbart.

For å stoppe eller utsette S-BPM.

Operasjonene er som følger:

S-BPM-programmer

Funksjoner

Blodtrykksmåling på
kontor
OBP
Automatisk
Trykk på/ -bryteren for å stoppe
blodtrykksmåling på
blodtrykksmåling.
kontoret
AOBP
Blodtrykksmåling
hjemme
HBP
Automatisk
Trykk på/ -bryteren for å stoppe
blodtrykksmåling om
blodtrykksmåling. Ved neste starttid, måles
nattenANBP
blodtrykk eller summeren varsler.
#1
Automatisk egenutført Hvis du må stoppe måleren helt, ta ut batterier
blodtrykksmålingASBP fra måleren eller skift til OBP, AOBP, eller HBP.
#1 : Se «6.2.1. S-BPM-programmer».

72

8.7.3. Manuell måling
Bruk den manuelle blodtrykksmålingen for en tentativ testmåling og
umiddelbar blodtrykksmåling.

Merk
Manuell blodtrykksmåling kan startes umiddelbart i ventemodus.
Måleresultatet lagres i minnet.

For å måle blodtrykk under A-BPM umiddelbart.
(Manuell blodtrykksmåling av A-BPM)

Trinn 1. Hvis indikasjonen på OLED-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
A-BPM-ventemodus. A-BPM-ventemodus er en tilstand der
blodtrykket ikke måles under intervalltiden.
Trinn 2. Trykk på START/STOP -bryteren under A-BPM-ventemodus.

For umiddelbart å måle blodtrykk under S-BPM.
(Manuell blodtrykksmåling av S-BPM)

Trinn 1. Hvis indikasjonen på LCD-displayet er skjult, trykk på knappen
START/STOP eller EVENT for å gå tilbake til visning av
S-BPM-ventemodus.
Trinn 2. Trykk på/ -bryteren under S-BPM-ventemodus.
Blodtrykksmålingene av «1 sett» utføres umiddelbart.

73

8.7.4. Stoppe og utsette målingerPågående A-BPM, S-BPM og manuell blodtrykksmåling kan
stoppes eller utsettes umiddelbart.

Merk
Når blodtrykksmålingen stoppes, vises stoppkoden E07 på
OLED-displayet, og lagres i minnet.

For å utsette A-BPM

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2.

Merket er skjult. A-BPM er utsatt.

For å stoppe under A-BPM

Når START/STOP bryteren trykkes under blodtrykksmåling,slippes luften i mansjetten umiddelbart og nåværende måling
stopper. Men A-BPM fortsetter. Neste blodtrykksmåling utføres
i henhold til A-BPM innstillinger.

74

For å stoppe eller utsette S-BPM.
Operasjonene er som følger:
S-BPM-programmer

Funksjoner

Blodtrykksmåling på
kontor
OBP
Automatisk
Trykk på/ -bryteren for å stoppe
blodtrykksmåling på
blodtrykksmåling.
kontoret
AOBP
Blodtrykksmåling
hjemme
HBP
Automatisk
Trykk på/ -bryteren for å stoppe
blodtrykksmåling om
blodtrykksmåling. Ved neste starttid, måles
nattenANBP
blodtrykk eller summeren varsler.
#1
Automatisk egenutført Hvis du må stoppe måleren helt, ta ut batterier
blodtrykksmåling ASBP fra måleren eller skift til OBP, AOBP, eller HBP.
#1 : Se «6.2.1. S-BPM-programmer».

75

8.8. Koble måleren til dedikert perifert utstyr
8.8.1. Koble til med USB-kabel
Se informasjon om kommunikasjonsinnstillinger i bruksanvisningen
for ABPM Data Manager.

Tilkobling av kabelen
Koble til en godkjent USB-kabel til mikro-USB-kontakten.
Sett kabelen inn i riktig retning. Feil tilkobling kan medføre svikt
og funksjonsfeil. Bekreft at tilkoblingskabelen er skikkelig
tilkoblet.
Blodtrykket kan ikke måles mens USB-kommunikasjon pågår.
Enheten skal ikke sitte på pasienten mens registratoren er
koblet til kabelen. Kabelen kan bli viklet rundt kroppen
eller nakken.
Forberedelse av dedikert perifert utstyr
Ta av måleren og mansjetten fra pasienten før tilkobling av
måleren (TM-2441) til dedikert perifert utstyr.

For å koble måleren til dedikert perifert utstyr gjennom USB-kabel
Trinn 1. Åpne mikro-USB-kontakten på måleren.
Koble til med USB-kabel.

Mikro-USB-kontakt
USB-kabel76

For å starte datakommunikasjon med dedikert perifert utstyr
Trinn 1. Koble mikro-USB-kabelen mellommåleren og dedikert perifert utstyr.

Trinn 2. Summeren høres, ogvisespå LCD-displayet.
Datakommunikasjonstilstanden går
i standby-modus.
Trinn 3. Utfør analyse med den dedikerte
periferienheten.
Datakommunikasjonstilstanden går iaktiv online-modus kun underUSB-kommunikasjon.

Koble mikro-USB-kabelen

Standbymodus

Aktiv tilkoblet
modus

For å stoppe datakommunikasjon med dedikert perifert utstyr
Trinn 1. Fjern kabelen under standby-modus.

778.8.2. Bruke Bluetooth®-kommunikasjon
En Bluetooth-enhet må pares med en annen bestemt enhet forå kunne kommunisere med denne enheten. Så snart måleren er
paret med en enhet, kan enheter automatisk kommunisere.

Merk
Forsikre deg om at alle andre Bluetooth-enheter er avslått ved
paring. Flere enheter kan ikke pares samtidig.
Hvis måleren er paret med en annen enhet, kobles den første
enheten fra.
Hvis enheter ikke kan kommunisere med hverandre etter paring,
prøv å pare på nytt.

Bluetooth®-Paring

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på
START/STOP eller EVENT -bryteren for å gå
tilbake til visning av ventemodus.
Trinn 3. Hold inne EVENT -knappen til Pairing
FlightMode ) vises på OLED-displayet.
Registratoren venter på parkobling.

(etterTrinn 4. Når Bluetooth-parkoblingen er fullført, vises
symbolet på LCD-displayet.
Trykk på EVENT -knappen hvis du vil avbryte denpågående parkoblingen. Registratoren går tilbake til
visning for ventemodus.

788.8.3. Pause Bluetooth®-Kommunikasjon (Flymodus)
Flymodus kan pause Bluetooth-kommunikasjon.

Bruke flymodus

Trinn 1. Sett AUTO -bryteren til «OFF».
Trinn 2. Hvis visning på skjermen er skjult, trykk på
START/STOP eller EVENT -bryteren for å gå
tilbake til visning av ventemodus.
Trinn 3. Hold inne knappen EVENT til FlightMode (Flymodus) vises
på OLED-displayet.
Trinn 4. Flymodus kan slås på/av ved å bruke START/STOP -bryteren.
FlightModeON

START/STOP -bryter

FlightMode
OFF

Trinn 5. Trykk på EVENT -knappen for å gå tilbake til visningen forventemodus.

799. Vedlikehold

9.1. Oppbevaring, inspeksjon og sikkerhetshåndtering av produkt
Medisinske instrumenter som denne måleren må håndteres slik
at de fungerer som de skal når det er nødvendig, for å ivareta
sikkerheten til pasienten og operatøren på en god måte. Som
grunnleggende regel, er det nødvendig at pasienten inspiserer
instrumentet daglig med kontroller, som «Inspeksjon før bruk».
Daglig håndtering slik som inspeksjon før bruk er nødvendig forå opprettholde ytelsen, sikkerheten og effektiviteten til måleren.
Vi anbefaler periodisk inspeksjon av måleren hvert år.

Merk
En medisinsk institusjon må utføre vedlikeholdshåndteringen forå sikre trygg bruk av det medisinske instrumentet.

809.2. Rengjøre produktet
Rengjør registratoren før og etter bruk.
Rengjør registratoren før den brukes på neste pasient.
Registratoren må ikke utsettes for vannsprut eller
bløtlegges. Det kan forårsake funksjonsfeil.
Rengjør registratoren med vann og en antiseptisk
løsning, og tørk av den for å unngå at væske kommer inn
i enheten.
Desinfiser registratoren regelmessig for å forebygge
kryssinfeksjon. Registratoren skal ikke autoklaveres.
Ikke bruk organisk løsemiddel (f.eks. tynner), eller
povidon/jodløsning til å rengjøre registratoren. Det kanforårsake misfarging, skade og funksjonsfeil.
Ikke bruk hårføner eller lignende til å tørke registratoren.
Det kan forårsake funksjonsfeil og skade.

Kontroll etter rengjøring av mansjetten

Kontroller at mansjettblæren er satt riktig inn i mansjetten.
Hvis den ikke er satt inn riktig, kan den bli skadet eller
eksplodere når den blåses opp.

Rengjøre registratoren

Tørk av smuss og støv på utsiden av registratoren med gasbind
som er fuktet med vann eller varmt vann, og deretter vridd godt.
Hvis det er rester av blod, legemidler e.l. på enheten, rengjøres
den først med gasbind som er fuktet med en antiseptisk løsningog deretter vridd godt. Tørk deretter av enheten med gasbind
som er fuktet med vann eller varmt vann og deretter vridd godt.
81

Vi anbefaler å bruke kjemikaliene (ingrediensnavn) med
antiseptisk løsning i tabellen (eksempel på antiseptisk
løsning som kan brukes (ingrediensnavn)).

Rengjøre mansjetten

Fjern mansjettblæren fra mansjetten før mansjettrekket og
tekstildelen rengjøres og desinfiseres. Tørk av smuss og støv
med gasbind som er fuktet med vann eller varmt vann, og
deretter vridd godt.
Se de antiseptiske løsningene i tabellen (eksempel påantiseptisk løsning som kan brukes (ingrediensnavn)) ved
desinfisering.
Eksempel på antiseptisk løsning som kan brukes (ingrediensnavn)
Komponentnavn
Benzalkoniumklorid

Produktnavn
Benzalkoniumklorid, 10 % løsning

Isopropanol

70 % i 1-propanol

EtanolEtanol for desinfeksjon 76,9 til
81,4 vol%Les og følg anvisningene på produktet.

MerknadMansjetten og luftslangen er forbruksartikler.
Hvis det oppstår hyppige målefeil eller blodtrykket ikke kanmåles, må de skiftes. Se «10. Tilleggsutstyr (bestilles
separat)» i denne håndboken.

829.3. Periodisk inspeksjon
Foreta daglig periodisk inspeksjon for å sikre at registratoren
fungerer som den skal.
Inspeksjonen er beskrevet nedenfor:

9.3.1. Inspeksjon før batteriet settes inn
Elementer

Beskrivelse
Ingen skade eller deformering som følge av støt eller slag.
Utvendig
Ingen tilsmussing, rust eller riper på noen deler.
Ingen sprekker eller løse deler på panelet.
Betjening
Ingen skadede eller løse brytere eller knapper.
Display
Ingen tilsmussing eller riper på displaypanelet.
Luftslangen skal ikke brettes. Hvis det er luft igjen
i mansjetten, kan det føre til perifer dysfunksjon
på grunn av at blodstrømmen til armen stoppes.
Mansjettblæren er satt riktig inn i mansjetten.
Ingen slitasje/frynser på mansjetten. Mansjetten
løsner ikke.
Skift mansjetten hvis det oppstår et problem.
MålingMansjetten må skiftes i følgende tilfeller:
Mansjett
Hvis det er sprekker eller lim i koblingen mellom
mansjetten og mansjettblæren.
Hvis luftslangen mister fleksibiliteten og blir hard.
Hvis overflaten på luftslangen blir glinsende eller
føles oljeaktig.
Hvis det er sprekker i luftblæren.
#1 Vi anbefaler å skifte mansjetten hvert tredje åruavhengig av brukshyppighet.
Ingen skader på bærevesken, beltet ellerBæretilbehør
mansjetten.
Tilkobling
Luftpluggen er riktig tilkoblet luftkontakten.
839.3.2. Inspeksjon etter innsetting av batteri
Element
UtvendigBrukMåleMansjett
Inspeksjon av
blodtrykksverdier

Beskrivelse
Ingen ild, røyk eller sterke lukter.
Ingen rare lyder.
Ingen problemer med funksjonen til brytereog knapper.
Måleverdier er vanligvis ganske like.
Ingen rare lyder eller virkemåter undermåling.
Hvis blodtrykksverdier er ukorrekte, kontakt din
lokale forhandler.

849.4. Avhending
Vedrørende avhending og resirkulering av produktet, følg lovene til
lokale myndigheter for å beskytte miljøet.

Avhending av mansjetten

Mansjett som har blitt brukt av pasienter er sykehusavfall.
Kast det på skikkelig måte som sykehusavfall.

Avhending av det innebygde, oppladbare batteriet
Registratoren er utstyrt med et innvendig reservebatteri. Ved
kassering av registratoren må batteriet kasseres i henhold til
gjeldende miljøbestemmelser.

Annet
Navn
Pakke

Del
Papp

Pute

Luftpute, spesiell veske

Bag

Vinyl

Kasse

ABS og PC-harpiks

Interne deler
ChassisRegistrator

Materiell

Kasse

Generelle deler
Jern

Backup-batteri på Litium oppladbart knappcellebatteri :ML2016H

kortetAlkalisk batteri :Batteri

Oppladbart batteri :1,5 V LR6 eller AA størrelse
AA størrelse

Ni-MH batterier, 1900 mAh eller mer

85

9.5. Feilsøking
Konsulter følgende sjekkliste og liste med feilkoder før du kontakter
din lokale forhandler.
Hvis disse tiltak ikke forbedrer problemet eller problemet
forekommer igjen, kontakt din lokale forhandler.
Problem
Hovedårsak
Behandling
Ingenting vises nårBatteriet er utladet.
Sett inn nye batterier.
knappene trykkes.
Ingen
OLED-visningen kan
Ta ut batteriene og sett
OLED-visning
forsvinne pga.
dem inn igjen.
under A-BPM.
elektrostatisk effekt.
Klokken nullstilles Reservebatteriet lades Lad det i 48 timer med
ofte.
ikke.
#1 nye batterier.
Kontroller mansjetten
Mansjetten er ikke
og luftslangen med
Intet trykk
riktig tilkoblet.
tanke på bretter, knekk
og tilkobling.
Ingen
Kommunikasjonskabel Kontroller at kabelen er
USB-kommunikaen er fjernet.
riktig tilkoblet.
sjon#2Batteridekselet
Batteriene har feil
Kontakt den lokale
kan ikke åpnes
størrelse.
forhandleren.
#1 : Brukere (autorisert vedlikeholdspersonell) kan ikke skifte ut
backup-batteriet (litiumbatteri) på kretskortet inne i måleren.
Backup-batteriet lades fra batteriene (LR6 eller AA-størrelse)
for målingen.
#2 : Dedikert perifert utstyr er nødvendig.

Ikke demonter eller foreta forandringer på måleren.
Den kan få skader.
869.6. Feilkoder
Feilkoder for måling
Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Ikke noe trykk

Slipp ut ev. gjenværende luft imansjetten.

Lavt batteri

Skift ut til nye batterier.

Trykkfeil

Oppblåsing når ikke måltrykket.
Bekreft at mansjetten er riktig tilkoblet.
Hvis det er noen problemer med
tilkoblingen til mansjetten, kanmåleren ha funksjonsfeil og krever
ettersyn.

Kroppsbevegelse kan ha funnet sted
Trykket overstiger 299 under trykksetting. Slapp av og hold deg immHg
ro under målingen. Hvis behandling ikke
er nok, inspiser måleren.
Fremtving stopp med
START/STOP eller/ -bryteren.

Blodtrykk kan ikkemåles.

Trykk på START/STOP eller/ -bryteren bare når nødvendig.
Hjerteslag kan ikke registreres grunnet
kroppsbevegelse eller støy fra klær.
Slapp av og ikke beveg deg.
Bekreft posisjonen til mansjetten.
Hvis feil oppstår selv når du er
avslappet og i ro, kontakt din
forhandler for ettersyn og reparasjon
av måleren.

87

Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Feil på innebygget
aksellerasjonssensor.

Ta ut batteriene og sett dem på plass
igjen.

Stor bevegelse av
kroppen.

Slapp av og hold deg stille undermålingen.

Utenfor måleområde,30 PUL 200
Hvis disse feilene skjer flere ganger, prøv
Utenfor måleområde, en annen blodtrykksmåling.
30 DIA 160#1
PP = SYS - DIA
Utenfor måleområde, SYS: Systolisk blodtrykk
DIA: Diastolisk blodtrykk
60 SYS 280
PP:
Pulstrykk
Utenfor måleområde,
10

PP

150

#1

Hvis oppblåsingshastigheten ellerMålingen tar mer enn
utslippshastigheten er treg, er inspeksjon
180 sekunder.
nødvendig.
Luftutslipp tar mer
enn 90 sekunder.

Utslippshastigheten kan være treg, eninspeksjon er nødvendig.

Hjerteslag kan ikke
detekteres.

Hjerteslag kan gjerne ikke detekterespga. kroppsbevegelse etc. Mål
blodtrykket mens du slapper av og
ikke beveger deg.

Innstillingene av
intervalltiden er feil.

Hvis intervalltiden er satt til 120 minutter,kan ikke forskjellen mellom siste
starttiden og neste starttiden deles
nøyaktig inn i to timer.

Null trykk feil forsikkerhetskrets.

Vises ved start av måling.
Slipp ut ev. gjenværende luft imansjetten helt.
88

Kode

BetydningÅrsak og håndtering

Sikkerhetskretsen
detekterer
overbelastende trykk.

Kroppsbevegelse kan ha blitt
detektert under trykksetting. Slappav og ikke beveg deg under måling.
Hvis denne feilen oppstår selv nårdu er avslappet og ikke bevegerdeg, kontakt forhandleren din for
ettersyn.

Feilkoder for feil på maskinvaren i måleren
Kode

Betydning

MinnefeilÅrsak og håndtering

Kan forekomme hvis registratoren
utsettes for slag, for eksempel hvis
den faller ned.
Hvis koden vises ofte, kan det skyldes
funksjonsfeil i det innebygde minnet.
Kontakt forhandleren for å få
kontrollert enheten.

Merk
Feilkodene kan endres uten forvarsel.

8910. Ekstrautstyr (må bestilles)

Mansjetter

Navn
Beskrivelse
Liten mansjett forArmomkrets
venstre arm 15 til 22 cm
5,9" til 8,7"
Mansjett for voksne, for Armomkrets
venstre arm 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Stor mansjett forArmomkrets
venstre arm 28 til 38 cm
11,0" til 15,0"
Ekstra stor mansjett for Armomkrets
venstre arm 36 til 50 cm
14,2" til 19,7"
Mansjett for voksne, Armomkrets
for høyre arm 20 til 31 cm
7,8" til 12,2"
Engangsmansjett
10 arkOmslag til liten
for venstre arm 10 ark
mansjettOmslag til mansjett
for venstre arm 10 ark
for voksen
Omslag til stor
for venstre arm 10 ark
mansjettOmslag til ekstra stor
for venstre arm 10 ark
mansjettOmslag til mansjettfor høyre arm 10 ark
for voksen
Stoff til liten mansjett for venstre arm 2 ark

Bestillingskode
TM-CF202A
TM-CF302A
TM-CF402A
TM-CF502A
TM-CF802A
TM-CF306A
AX-133024667-S
AX-133024500-S
AX-133024663-S
AX-133024503-S
AX-133024353-S
AX-133025101-S

Stoff til voksen mansjett for venstre arm 2 ark

AX-133024487-S

Stoff til stor mansjett for venstre arm 2 ark

AX-133025102-S

Stoff, ekstra stortfor venstre arm 2 ark

AX-133025103-S

Stoff til voksen mansjett for høyre arm 2 ark

AX-133025104-S

Adapter for luftslange

TM-CT200-110

90DataanalyseNavn

Beskrivelse

USB-kabel

Annet

-

Navn

Registreringsark foraktivitet

Beskrivelse
10 arkBestillingskode
AX-KOUSB4C

Bestillingskode
AX-PP181-SBæreveske-

AX-133025995

Belte

-

AX-00U44189

Klips

5 stykk91

AX-110B-20-S

11. Tillegg

11.1. Prinsipp for blodtrykksmåling
Måleprosedyre: Sett mansjetten på rundt øvre del av armen. Blåsopp mansjetten til et lufttrykk som overstiger det systoliske
blodtrykket. Slipp deretter luften gradvis ut fra mansjetten. Når trykk
detekteres i mansjetten i utslippsfasen, vises bølgeformen på pulsen
synkronisert med hjerteslagene. Bølgeformen i pulsen øker plutselig
nær det systoliske blodtrykket. Den øker ytterligere med luftutslippet
til den når høyeste verdi, deretter synker den gradvis. Endringene ibølgeformen for puls er illustrert på neste side. I det oscillometriske
blodtrykket, er det systoliske blodtrykket spesifisert til å være det
punktet der amplituden plutselig øker etter at pulsen i mansjettrykket
detekteres, det gjennomsnittlige blodtrykket er spesifisert til punktet
der amplituden når den høyeste verdien, det diastoliske blodtrykket
er spesifisert som punktet der amplituden reduseres gradvis og blir
liten. Faktisk oppdager trykksensoren de små endringene i trykket imansjetten over tid, lagrer bølgeformen i pulsen i minnet, og
evaluerer de systoliske og de diastoliske blodtrykkene i henhold til
den oscillometriske målealgoritmen. Detaljene i algoritmen varierer
med blodtrykksovervåkningen. Blodtrykksverdier for voksne og barnmåles med den oscillometriske metoden og sammenlignes med desom er målt med auskultasjonsmetoden. Diastolisk blodtrykk er
definert til å være sluttpunktet for fasen 4 i auskultasjonsmetoden.
Bølgeformen til pulsen fra mansjettrykket avhenger av
karakteristikkene i mansjettmaterialet. Derfor, ved å bruke despesifiserte mansjettene og målealgoritmen, opprettholdesmålenøyaktighet. Lengden på luftslangen er innen 3,5 m pga.
dempende karakteristikker grunnet pulsbølgeutbredelsen.

92mmHg Mansjettrykk (venstre arm)
Direkte metode (venstre arm)
200
150
100
50
0
Tid
Mansjettrykk (venstre arm)
Direkte metode (venstre arm)
200
150
100
50
0
Tid
Systolisk blodtrykk
Gjennomsnittlig blodtrykk
Diastolisk blodtrykk
Mikrofonmetode
OscillometriskmålemetodeFeilfaktorer ved blodtrykksmåling

Pulsgrafen kan være en objektiv indikator på
hvor pålitelig målenøyaktigheten er. Hvis det
forekommer støy som følge av uregelmessig
hjerterytme eller fysiske bevegelser, endres
grafens amplitude. Når pulsgrafen ikke er enjevn kontur, kontroller på nytt eller bruk andre
metoder.

Mansjettposisjon på samme høyde som hjertet

Pulsgraf

Plasser mansjetten på armen på samme nivå som hjertet. Hvis
mansjettposisjonen er feil, vil det skje målefeil. For eksempel, hvis
mansjetten er 10 cm lengre nede enn hjertets nivå, blir blodtrykket
målt 7 mmHg høyere.
93

Riktig mansjettstørrelse

Bruk en mansjett av passende størrelse. Hvis størrelsen er for liten
eller for stor, oppstår målefeil. Måling med for liten mansjett blir ofte
evaluert som høyt blodtrykk, uavhengig av det faktiske blodtrykket
og normale arterier. Målinger ned for stor mansjett blir ofte evaluert
som lavt blodtrykk, spesielt for de som lider av alvorlig åreforkalkningeller har unormale arterielle ventiler. Feil mansjettstørrelse er enårsak til mellom direkte metode og oscillometrisk målemetode.
Mansjetten har en etikett som beskriver armomkretsområdet. Velg
og sett på riktig størrelse mansjett for hver pasient. Nøyaktigheten i
blodtrykksmåling er garantert av trykknøyaktigheten i trykksensoren,
utslippskarakteristikkene og målealgoritmen, så lenge riktig mansjettog luftslange brukes. Kontroller trykknøyaktighet ved trykksensorenog utblåsningskarakteristikkene jevnlig.

9411.2. EMD-informasjon
Kravene til medisinske elektroniske instrumenter er beskrevet
nedenfor:Bruk i henhold til EMD-retningslinjene

Bruk av registratoren krever spesielle forholdsregler med tankepå EMD (elektromagnetiske forstyrrelser). Bruk registratoren
i samsvar med EMD-forholdsreglene som er beskrevet i denne
brukerhåndboken. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr(f.eks. mobiltelefoner) kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr.

Tilbehør som samsvarer med EMD-standardene

Tilbehøret og alternativene til denne registratoren samsvarer med
kravene i IEC60601-1-2:2014. Hvis det brukes uautorisert tilbehør,
kan det føre til økt utstråling og redusert immunitet mot støy.

Bruk tilbehør som er spesifisert av A&D Company.
Uautorisert tilbehør kan påvirkes av elektromagnetiskstråling, og har redusert immunitet mot forstyrrelser.

UTSLIPPSGRENSER
FenomenUtstrålt RF-stråling

SamsvarCISPR1195

Gruppe 1、Klasse B

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Innkapslingsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

±8 kV kontakt
Elektrostatisk utlading
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
10 V/mStrålte RF EM-felter
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM ved 1 kHz

Se tabellen (Testspesifikasjoner for
Avstandsfelter fra trådløst
KAPSLINGSPORT-IMMUNITET
RF-kommunikasjonsutstyr
for trådløst
IEC 61000-4-3
RF-kommunikasjonsutstyr)
Magnetfelt ved nominell
30 A/mstrømfrekvens IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

IMMUNITETSTESTNIVÅER: Pasientkoblingsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

Elektrostatisk utlading±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

IMMUNITETSTESTNIVÅER: signalinngangs- / utgangsport
Fenomen

Immunitetstestnivåer

Elektrostatisk utlading±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Elektriske raske±1 kV
transienter/pulser
100 kHz repetisjonsfrekvens
IEC 61000-4-4

3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Ledede forstyrrelser indusert
6 V i ISM- og amatørradiobånd
av RF-felter
mellom 0,15 MHz og 80 MHz
IEC 61000-4-8
80 % AM ved 1 kHz
96

Avstand(m)

Immunitetstestnivå
(V/m)
27

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulering
18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

2

0,3

28

5240
Pulsmodulering
5500 5100-5800 WLAN 802.11 a/n
217 Hz
5785

0,2

0,3

9

385

380-390TETRA 400450

430-470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704-787

LTE-bånd 13,17

810
870

800-960

930
1720
1845

1700-1990

1970

2450 2400-2570

Modulering

Tjeneste

0,3

Bånd
(MHz)

1,8

Testfrekvens(MHz)

Maksimal effekt(W)

Testspesifikasjoner for KAPSLINGSPORT-IMMUNITET for trådløst
RF-kommunikasjonsutstyr

Pulsmodulering
18 Hz
FM±5 kHz avvik
1 kHz sinus

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820CDMA 850
LTE-bånd 5
GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
LTE-bånd
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11
b/g/n
RFID 2450
LTE-bånd 7

97

NOTAT

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123