Cobolt 06-01 シリーズ
プラグ・アンド・プレイ | 変調可能 | CWレーザー
アプリケーション
蛍光顕微鏡
光遺伝学
フローサイトメトリー
量子研究• 組み込みやすい小型で強力なレーザーモジュール• 400mWまで出力

Cobolt 06- MLD
Typical Digital Modulation at 10 MHz• ダイレクト強度変調能力︓用途が広い入力信号からの高速で深い変調• すべての制御電子回路を完全にレーザーヘッドに内蔵• 超堅牢設計•

すべてのダイオードレーザにクリーンナップフィルター内蔵• 375 nm, 395 nm, 405 nm, 415 nm, 425nm, 445 nm, 457 nm, 473 nm, 488 nm,505nm, 515 nm, 520 nm, 532 nm, 553 nm, 561 nm, 633 nm, 638 nm, 647 nm,660 nm, 685 nm, 690 nm, 705 nm, 730 nm, 760 nm, 785 nm, 808 nm, 830 nm,852 nm, 915 nm, 940 nm, 975 nm, 1064 nm|

Cobolt 06シリーズレーザーは、同じ必要面積を維持しつつ、各波長を達成するために最も理想的なレーザー技術を利用して、工業基準のプラグアンドプレイ方式でコンパクトな波形形状と広い波長スパンを提供します。Cobolt 06シリーズは高性能な特定の波長ダイオードレーザーモジュール（MLD）とダイオード励起ソリッドステートレーザー（DPL）で構成され、375nm と 1064nmの間の用途の広い入力信号から高速で深い変調を実現しつつ、ダイレクト強度変調能力を有します。
レーザー製品は比類ない堅牢さに加えて、世界的に有名な品質と信頼性を保証する Cobolt社独自のHTCure™テクノロジーを使って生産されております。
Cobolt 06シリーズレーザーは、研究所環境でのスタンドアローンの使用やレーザーコンバイナ（C-FLEX）または分析装置への組み込み用に意図されており、共焦点顕微鏡やフローサイトメトリーのような蛍光発光分析アプリケーションの要求には理想的な選択です。

Cobolt 06-MLD
M2 < 1.2

Cobolt 06-DPL
M2 < 1.1

Cobolt 06-01 シリーズ
Series  Ƥ 
光学性能仕様375395405

415425445457

中心波長(nm)Center Wavelength(nm)375 ± 5出力(mW)
Power(mW)

70395 ± 5 405 ± 5 415 ± 5 425 ± 5 445 ± 5 457 ± 5150
365

120120100400120< 1.1

ビーム拡がり角(全角,mrad)
Beam divergence (fullangle, mrad)

505515473 ± 5 488 ± 3 505 ± 3100
40060
100
150
200
250*100
300

520

515 ± 3 520 ± 580
15080< 1.280< 1.3< 1.2 nmスペクトル線幅(半値全幅)
Spectral bandwidth (FWHM)< 1.5 nm

空間モード(TEM00)
Spatial mode
(TEM00)

M22 <1.2ビーム対称性Beamsymmetry> 0.90:1

出射口でのビーム径(μm)
Beam diameter at aperture (µm)

700 ± 100

偏光比（縦偏光）
Polarization ratio (vertical)> 100:1

ノイズ, 250
Noise,250Hz
Hz- -22MHz
MHz(rms)(rms)< 0.2%< 1%

出力安定度（８時間超）Power stability over 8 hrs
12ヶ月または保証期間
Warranty

24ヶ月(稼働時間無制限）
months, unlimited hours

12 mo.,
5000 hrs
5000時間͚͘͝͘͞Ǧ͜͠͠ Ƥ ǣ͜͠͠ή͝ȀǦ͠

532

553

561

633

638

647

660

685690633 ± 3638 ± 5647 -1/+4660 ± 5

685 ± 5690 ± 5801801301004020006-DPL

プラットフォームPlatform

中心波長(nm)Center Wavelength(nm)06-MLD532.1 ± 0.3 552.8 ± 0.3 561.2 ± 0.32550
100200400

出力(mW)
Power(mW)

2550
1002002550< 1.2

ビーム拡がり角(全角,mrad)
Beam divergence (fullangle, mrad)< 1.6< 1.75スペクトル線幅(半値全幅)
Spectral bandwidth (FWHM)< 1 MHz< 1.2 nm

空間モード(TEM00)
Spatial mode
(TEM00)

M22 < 1.1

M22 <1.2ビーム対称性Beam symmetry> 0.95:1> 0.90:1

出射口でのビーム径(μm)
Beam diameter at aperture (µm)

700 ± 70700 ± 100> 100:1

偏光比（縦偏光）
Polarization ratio (vertical)
ノイズ
, 250
Noise,
250Hz
Hz- -22MHz
MHz(rms)(rms)< 0.3 %

< 0.25 %< 0.2 %

<2%

出力安定度（８時間超）Power stability over 8 hrs

24ヶ月(稼働時間無制限）
months, unlimited hours

保証期間
Warranty< 0.5 %

<1%

< 0.2 %

<2%

24ヶ月または5000時間
24 months, 5000 hours

705730

760

785

808

830

852

705 ± 10730 ± 5760 ± 15785 ± 5808 ± 5830 ± 5852 ± 5

3050

25250

12025050< 2.0< 2.6915940

975

1064

06-MLD

プラットフォームPlatform

中心波長(nm)Center Wavelength(nm)
出力(mW)
Power(mW)
ビーム拡がり角(全角,mrad)
Beam divergence (fullangle, mrad)< 1.9915 ± 10 940 ± 10250< 2.3250975 ± 5 1064 ± 10250

200< 2.6< 3.0< 2 nm

スペクトル線幅(半値全幅)
Spectral bandwidth (FWHM)

M22 < 1.2

空間モード
(TEM00)Spatial mode
(TEM00)

M22 < 1.3ビーム対称性Beam symmetry> 0.90:1

出射口でのビーム径(μm)
Beam diameter at aperture (µm)

700 ± 100

M22 < 1.4

> 100:1

偏光比（縦偏光）
Polarization ratio (vertical)
ノイズ, 250
Noise,250Hz
Hz- -22MHz
MHz(rms)(rms)< 0.2 %< 0.5 %
<2%

出力安定度（８時間超）Power stability over 8 hrs

2424 ヶ月または5000時間
month, 5000 hours

保証期間Warranty ͚͛͘͝ǧ |      ͚ ͘ ͚ ͜ ȁ       ǧ        Ǥ   

488

06-MLD

Platform
プラットフォーム

*473

WARNING
警告レーザー放射
ビームへの露出を避けてください
VISIBLE OR INVISIBLE
クラス
3B レーザー製品
LASER
RADIATION
IEC 60825-1:2014に基づく分類
この装置はAvoid Exposure to beamThis 静電気放電に
device is Class 3B Laser Product敏感です。
sensitive to &ODVVL¿HGSHU
Elecrostatic
IEC 60825-1:2014
Discharge(ESD).

Wvl (nm)
375
395
405
415
425
445
457
473

Max.Pwr (mW) Wvl (nm)
200
488
200
505
450
515
200
520
200
532
499
553
499
561
450
633

Max.Pwr (mW) Wvl (nm)
499
638
120
647
200
660
200
685
499
690
400
705
400
730
120
760

Max.Pwr (mW) Wvl (nm)
200
785
200
808
150
830
100
852
300
915
100
940
100
975
100
1064

Max.Pwr (mW)
499
200
200
100
450
400
400
400

Cobolt
06-01
SeriesCobolt06-01シリーズ

Ƥ͘͞Ǧ͙͘
Cobolt 06-01 シリーズ用ファイバーピグテールオプション
 Ƥ      ͘͞Ǧ͙͘       Ƥ    Ƥ      
Cobolt 06-01シリーズのファイバーピッグテールオプションは、ファイバーがCobolt’s proprietary
HTCure™ Technology, providing stable output over a large
Cobolt独自のHTCure™テクノロジーを使用して密封パッケージ内に恒久的にtemperature
range and insensitive to transport conditions.
整列および固定された状態で提供され、広い温度範囲で安定した出力を提供し、輸送条件の影響を受けませんƤ 仕様
ファイバーピグテール（オプション）Center Wavelength(nm)中心波長 (nm)375

Long-term
stability (8 hrs ± 3°C)
長期安定性（８時間±３℃）

395
375 405
395 415405 425415 445425 457445 473457 488473 505
488 515505 520515 532520 553
532 561553 633
561
2525 2525505050 5050 3050
7550 5040 50
30 4075 60
254040602525
25 4050
404060 15060 150
10075
150
100*15025
100 100
75150150
150 100*150
100
200*200*<2%<2%

Power (mW)
出力 (mW)

25Noise, 250
Hz,-2502 MHz
ノイズHz -(rms)
2 MHz (rms)< 0.3 % < 0.3 %
終端面

End-cap (redboot)
エンドキャップあり(red boot)Fiber Output
ファイバー出力63340

No end-cap(green boot)
エンドキャップなし(green boot)

FC/APC, non-collimated
FC/APCコネクタ, コリメートなし

Fiber Typeファイバーの種類

SM/PM SM/PMPolarization
偏光

PER > 100:1,PER±>2°
100:1, ± 2°

Standardファイバー長（標準）Fiber Length

1mJacketing被覆ジャケット1m

Ø 3mm, StainlessSteelØ 3mm, 材質︓ステンレススチール製

Warranty保証期間
ȗǦ  Ƥ

 ͙͚Ƥ
レーザー保障及びファイバーは12ヶ月及び製造上の欠陥がない場合

Center Wavelength(nm)
中心波長 (nm)638647
638 660
647 685
660 690685 705
690 730705 760
730 785
760 808785 830
808 852830 915852 940915 975
940 1064
975

1064

Power (mW)
出力 (mW)

806080755060

2050

7520

1575

2015

1520 10015

50100 10050

Long-term
stability (8 hrs ± 3°C)長期安定性（８時間±３℃）<2%Noise, 250
Hz,-2502 MHz
ノイズHz -(rms)
2 MHz (rms)< 0.3 % < 0.3 %20100 10020<2%
終端面

No end-cap(green boot)
エンドキャップなし(green boot)Fiber Output
ファイバー出力

FC/APC, non-collimated
FC/APCコネクタ, コリメートなし

Fiber Typeファイバーの種類

SM/PM SM/PM

Polarization
偏光

PER > 100:1,PER±>2°
100:1, ± 2°

Standardファイバー長（標準）Fiber Length

1mJacketing被覆ジャケット1m

Ø 3mm, StainlessSteelØ 3mm, 材質︓ステンレススチール製

Warranty保証期間

 ͙͚Ƥ
レーザー保障及びファイバーは12ヶ月及び製造上の欠陥がない場合

Model 型番
Number
WWWW-06-XX-PPPP-CCC
WWWW-06-XX-PPPP-CCC
Wavelength

波長PowerƤǣ構成：

出力 100 = USB,
CE / CDRH Compliant
100＝USBタイプ,
CE/CDRH対応

200＝USBタイプ,
200 = USB,
OEM LaserOEM対応
product
01 Free beam,
MLD
01 MLD自由空間ビーム
xxx=USBタイプ, OEMカスタマイズ
XXX=USB,
Custom
OEM laser product51 Free beam,
DPL(ringlaser)
51 DPL自由空間ビーム（リングレーザー）
91 Free beam,
DPL
91 DPL自由空間ビーム
03 Fiber 03
pigtailed,
MLD , MLD
ファイバーピグテール
53 Fiber 53
pigtailed,
DPL (ringlaser)
ファイバーピグテール, DPL(リングレーザー)
93 Fiber93
pigtailed,
DPL , DPL
ファイバーピグテール

Communication Interface|75100 5075

通信インターフェイス

Product製品

06 - MLD
06 - MLDCommunication
通信

USB or RS-232
USB or RS-232

Standard標準ポートレート（通信速度）
Baudrate

06 - DPL06 - DPL

115200 115200

USBUSB7550

Cobolt 06-01 シリーズ
変調仕様
06-MLD

製品
標準波長06-DPL

375 - 520 nm, 633 - 1064 nm

532553561

DC - 150 MHz

DC-50 kHz

DC-5 kHz

DC-10 kHz

デジタル変調バンド幅
消光比(@10 MHz)

>10 000 000 : 1 (>70dB)

--

--

--

立上り/下降時間< 2.5 ns

< 6 µs< 60 µs< 30 µs

DC - 2 MHz

DC-50 kHz

DC-5 kHz

DC-10 kHz

入力信号
アナログ変調バンド幅
消光比(@250 kHz)

>10 000 000 : 1 (>70dB)

----

--

立上り/下降時間< 300 ns

< 6 µs< 60 µs< 30 µs

0-1V, 任意

入力信号
ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙｵﾝ/ｵﾌ

DC - 500 kHz

バンド幅inf : 1

消光比

N/A

< 300 ns

立上り/下降時間
入力信号

Cobolt 06-MLD
1MHz での典型的なデジタル変調

Cobolt 06- DPL
1MHz での典型的なデジタル変調

電気的インターフェイス
06-DPL レーザーヘッド

Molex 6 pin - キーコントロールボックスに接続
Pin 機能キーコントロールボックス

1
データ - USB
SMA - デジタル変調（0-5V）

2345
65V 電源06-MLD レーザーヘッド

リモートインターロック
アナログ変調（0-1V）
または直接オン/オフ（＋5V入力）
キースイッチLED 1 (Laser On)
LED 2 (Error)

VGA端子15 pin -（キーコントロールボックスに接続）
Pin 機能リモートインターロック
SMA - デジタル変調(0 - 5V）
5V 電源|

データ – USB経由

キーコントロールボックスに接続（データはRS-232経由）

1LED1 (Laser on)

2LED2 (Error)

3

アナログ変調（0-1V）

45キースイッチ

67891011121314150V（リファレンスピン）
リモートインターロック

RS-232 送信RS-232 受信
スペア
0V GND（リファレンスピン︓15）
直接オン/オフ
未使用
未使用
未使用
キーボックスに＋5V

Cobolt 06-01 シリーズ
動作環境
製品

06 - MLD

06 - DPL

電源要件
想定使用環境実験室（屋内）ベースプレート最大温度

50 °C

周囲温度とポインティング< 5 µrad / °C

動作周囲温度

10 - 40ºC

保存周囲温度-10 to +60ºC
0-90% RH （ただし結露なきこと）

湿度

950-1050 mbar

周囲気圧
レーザーヘッドヒートシンク熱抵抗(環境温度摂氏４０度にて)レーザーヘッドの最大放熱< 0.8 K/W

< 0.5 K/W

< 12 W< 20 W機械仕様
レーザーヘッド寸法

ファイバーピグテール用レーザーヘッド寸法: MLD (left) and DPL (right)

キー付きコントロールボックス寸法|06-DPL
06-MLDCobolt 06-01 シリーズ
オプションとアクセサリ• C-FLEXレーザーコンバイナ• レーザーヘッド用ヒートシンク(HS-03)• ファイバーカップリング用取り付けプレー FIC-05• 光遺伝学のための2対1レーザーコンバイナ

C-FLEXレーザーコンバイナ

レーザーヘッド用ヒートシンク(HS-03)

光遺伝学のための2対1レーザーコンバイナ

光遺伝学のための2対1レーザーコンバイナ

Cobolt 06-MLD with Cobolt 04-01 series

Two Cobolt 06-MLDs

Our Locations
Cobolt AB(Sales in Norway, Sweden, Finland and Denmark)Solna, Sweden
Phone: +46 8 545 912 30
E-mail:HÜBNER GmbH & Co. KG(Sales in Germany, Switzerland and Austria)
Kassel, Germany
Phone: +49 561 994 060 – 0
Fax: +49 561 994 060 – 11E-mail: info.de@hubner-photonics.com(Sales in USA, Canada and Mexico)
San Jose, California, USA
Phone: +1 (408) 708 4351
E-mail:|HÜBNER UK Limited
Phone: +44 7359440871
E-mail:Find local sales representatives at

TEL: 048-985-2720
Mail: contact@pneum.co.jp
担当: 菅野