CO2 温湿度センサユニット(ES920LRTH3 LoRaWAN)
取扱説明書
Ver.1.00

株式会社 EASEL

改訂履歴
版数

日付

1.00

2023/4/21

改訂内容
初版

目次ユニット仕様............................................................................................................................. 2
LoRaWAN 仕様......................................................................................................................... 3
各部の名称 ................................................................................................................................ 4
ES920LRTH3 基本仕様 ............................................................................................................ 5
データフォーマット.................................................................................................................. 6
ディスプレイ表示 ..................................................................................................................... 7
キャリブレーション(CO2 センサ) .......................................................................................... 8
メンテナンスコマンド ............................................................................................................ 10
コマンド詳細........................................................................................................................... 13
安全にお使いいただくために ................................................................................................. 23

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

CO2/温湿度センサユニット(ES920LRTH3)は、920MHz 帯の⾧距離無線モジュール(ES920LR3)とCO2 センサ、温湿度センサを組み合わせたセンサユニットです。
CO2/温湿度センサユニット(ES920LRTH3)の主な特徴として以下が挙げられます。
1. 高精度な CO2 濃度、温湿度データ
CO2 センサにセンシリオン製 SCD-40、温湿度センサにセンシリオン製 SHT-40 を採用し、バラツキの少ない高精度なデータを提供します。
2. CO2 センサ(センシリオン製 SCD-40)
光学式(光音響方式)で CO2 濃度を測定します。
校正機能を搭載し、⾧期間安定して高精度の CO2 濃度測定が可能です。
※校正機能には、自動校正機能と手動校正機能があります。
3. ディスプレイに CO2 濃度、温度・湿度を表示
OLED(有機 EL)ディスプレイにより、CO2 濃度と温度・湿度を確認することが可能です。
4. 広域ネットワーク
LoRa 変調による⾧距離無線通信の特徴を生かし、ゲートウェイ(親機)：センサユニット(子機) =1：N の広域スター型ネットワークの構築が可能です。
5. LoRaWAN 仕様 1.0.4 準拠
温湿度センサユニット(ES920LRTH2X)は、LoRaWAN 仕様 1.0.4 に準拠します。
6. データ管理システム
オプションで提供するゲートウェイと WebUI を組み合わせる事により、システム導入時間を大幅に削減します。
※ゲートウェイと WebUI は別売りです。

- 1 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

ユニット仕様
項目

仕様内容

品名

CO2/温湿度センサユニット

型名

ES920LRTH3

無線方式

920MHz 帯 LoRa 変調

アンテナ

920MHz 帯オンボードアンテナ(ケース内蔵)
センシリオン製 SCD-40

CO2 センサ

測定範囲：0ppm～40,000ppm
測定精度：400ppm～2,000ppm の環境下で±50ppm
センシリオン製 SHT-40
測定範囲：温度 -20℃ ～ +60℃

温湿度センサ

湿度 0% ～ 100%
測定精度：温度 常温(25℃)の環境下で±0.5℃
湿度 常温(25℃)の環境下で±10%RH

ディスプレイLED
モードスイッチ
リセットスイッチ
設定コネクタ

1.3 インチ OLED(モノクロディスプレイ)
LED1：緑(LoRa 送信状態表示)
LED2：橙(CO2 濃度異常状態表示)
ディスプレイ表示 ON
ディスプレイ表示切替え
ユニットリセットユニットパラメータ設定
USB Type-Cケーブル

電源

USB電源アダプタ(5V/2A)(付属の USB ケーブルと USB 電源アダプタを使用して下さい)

温度動作範囲防塵・防水-10℃ ～ +60℃
結露なきこと
非防水
幅

外形寸法

115mm

高さ 60mm
奥行 15mm

質量75ｇ- 2 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

LoRaWAN 仕様
項目仕様バージョン
クラス
アクティベート方式
帯域幅

仕様内容
1.0.4
クラス A
OTAA (Over the Air Activation)
ABP (Activation by Personalization)
125kHz
78

拡散率

910
1112

送信出力
デフォルトチャンネルリスト

13dBm
923.2MHz
923.4MHzDR0DR1

デフォルトデータレート

DR2
DR3
DR4
DR5

Join-Request チャンネルリスト

923.2MHz
923.4MHz

Join-Request データレート

DR2

RECEIVE_DELAY11秒

RECEIVE_DELAY22秒

JOIN_ACCEPT_DELAY15秒

JOIN_ACCEPT_DELAY26秒

MAX_FCNT_GAP

16384

ADR_ACK_LIMIT64

ADR_ACK_DELAY

32

ACK_TIMEOUT

2 ± 1秒- 3 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

各部の名称

通気口

モードスイッチ

リセットスイッチ

ファームウェア書き換え用スイッチ

LED1

LED2

ディスプレイ

前面

右側面
ファームウェア書き換え用スイッチ

電源コネクタおよび設定コネクタ

側面- 4 -位置意味上BOOT モード

下通常モード※出荷時：通常モード

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

ES920LRTH3 基本仕様
1. 電源コネクタに USB Type-C ケーブルを接続します。
※ 電源が ON となりディスプレイに起動画面を表示します。
2. 電源 ON 後の 10 秒間は LED1、LED2 が点滅します。
3. 10 秒経過後、センサの起動確認を行い、測定を開始します。
4. LoRaWAN アクティベート方式が OTAA の場合、Join-Request を送信します。
この時、LoRa 送信確認 LED 緑が点灯します。
5. 測定開始後、以下の動作を繰り返します。
CO2 センサから CO2 濃度、温湿度センサから温度と湿度を取得します。

60 分周期※1 で取得したセンサ値をゲートウェイに送信します。
※ 送信時に LED1(LoRa 送信状態表示)が点灯します。
※ ACK 受信ができない場合、送信間隔を 4 分周し、再度送信処理を行います。
(送信間隔が 60 分の場合は、15 分、30 分、45 分後に送信を行います。)

6. CO2 濃度が 1000ppm 以上※2 の場合、取得したセンサ値を即座にゲートウェイに送信します。
CO2 濃度が 1000ppm 以上※3 の間は LED2(CO2 濃度異常状態表示)が点滅します。
7. モードスイッチ押下で、ディスプレイに現在のセンサ値を表示します。
センサ値を表示中に再度モードスイッチ押下で表示内容を切り替えます。
30 秒間※4 モードスイッチの押下が無い場合、ディスプレイを非表示にします。
8. 電源コネクタに接続している USB Type-C ケーブルを抜きます。
※ 電源が OFF になります。
※1 メンテナンスコマンドで周期変更が可能です。
※2 メンテナンスコマンドで閾値変更が可能です。
※3 メンテナンスコマンドで閾値変更が可能です。
※4 メンテナンスコマンドで表示時間の変更が可能です。

- 5 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

データフォーマット
ES920LRTH3 から送信するデータのフォーマットは以下の通りです。
但し、MAC コマンドが付与される場合は FOpts 分だけデータ⾧が⾧くなります。

種別

5：CO2/温湿度センサユニット(ASCII)

再送番号

再送を行った場合の再送フレーム番号を示します。(1～3)
再送フレーム以外は 0 となります。

温度

温湿度センサから取得した温度を示します。
実際の温度は、℃ = -45 + 175 × 温度 ÷ (216 – 1) により算出します。

湿度

温湿度センサから取得した湿度を示します。
実際の湿度は、%RH = -6 + 125 × 湿度 ÷ (216 – 1 )により算出します。

CO2 濃度CO2 濃度(HEX 表示)を示します。
※変換式はありません。

- 6 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

ディスプレイ表示
ディスプレイの表示内容は以下の通りです。
画面

内容

起動画面

起動中

センサチェック画面

センサ動作チェック

消灯画面

消灯

温度画面

温度表示(-40 ～ +125 [℃])

湿度画面

湿度表示(0 ～ 100 [%])

CO2 画面CO2 濃度表示(0 ～ 9,999 [ppm])

電源 ON 後、起動画面・センサチェック画面・消灯画面の順に自動的に切り替わります。
消灯画面以降、モードスイッチ押下で表示する画面を切り替えます。
温度画面・湿度画面・CO2 画面で 30 秒間※1 モードスイッチの押下が無い場合、消灯画面になります。

※1 メンテナンスコマンドで表示時間の変更が可能です。

- 7 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

キャリブレーション(CO2 センサ)
本ユニットに搭載の CO2 センサ(センシリオン製 SCD-40)は、センシングの精度を保つためにCO2 濃度基準値をキャリブレーション(校正)する必要があります。
キャリブレーション(校正)を実施する方法は２つあり、メンテナンスコマンドにて設定可能です。
① CO2 濃度基準値の自動キャリブレーション
自動自己校正機能を使用し、自動で CO2 濃度基準値を校正します。
デフォルトは有効(ON)です。メンテナンスコマンド”autocalib”にて有効/無効の変更が可能です。
高精度の CO2 濃度測定を行うために、本機能を有効(ON)で使用することを推奨します。
本機能を動作させるには、連続使用する７日間のうち、400ppm 相当(十分に換気された環境や屋外)の環境で、CO2 濃度を測定する必要があります。それにより CO2 センサが自動的に校正を行います。
<本機能を無効(OFF)にする場合：非推奨>
７日間に一度、400ppm 相当(十分に換気された環境)の環境で動作させることが難しい場合は、本機能を無効(OFF)にしてください。その場合は、センシングの精度を保つために下記②を定期的に実施する必要があります。下記②を実施する頻度は、設置環境に強く依存(CO2 濃度変化が大きい環境、小さい環境)するため、設置環境にあわせて実施して下さい。
② CO2 濃度基準値の手動キャリブレーション
強制再校正機能を使用し、手動で CO2 濃度基準値を校正します。
手動キャリブレーションを実施する場合は、CO2 濃度が安定した環境と CO2 濃度基準値が必要です。CO2 濃度基準値を 400ppm で実施する場合は、モードスイッチを押下したまま電源を ON す
る こ と で 実 施 可 能 で す 。 ま た 、 CO2 濃 度 基 準 値 を 指 定 す る 場 合 は 、 メ ン テ ナ ン ス コ マ ンド”calibration”で実施可能です。
「手動キャリブレーション実施方法」
I.

簡易実施(400ppm 固定)

II. CO2 濃度指定実施
I.

簡易実施(400ppm 固定)・十分に換気された環境や屋外で実施します。
１．モードスイッチを押下したまま、電源コネクタに USB Type-C ケーブルを接続します。
２．400ppm で手動キャリブレーションが開始します。約３分間です。電源は ON のままにして下さい。モードスイッチの押下をやめて下さい。
３．手動キャリブレーション完了後、リセットします。
４．電源 OFF/ON により再起動して下さい。

- 8 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

II.

CO2 濃度指定

１．電源コネクタに USB Type-C ケーブルを接続します。
２．メンテナンスコマンドで、”calibration”(または、”A”)を入力しエンターキーを押下します。
※メンテナンスコマンドについては P.9 を参照下さい。
３．CO2 濃度基準値を入力し、エンターキーを押下します。
・CO2 濃度基準値が分かる場合は、その値を入力します。
・CO2 濃度基準値が分からない場合は、十分に換気された環境や屋外にて”400”を入力します。※十分に換気された環境や屋外が 400ppm 相当のため。
４．手動キャリブレーションが開始します。約３分間です。電源は ON のままにして下さい。
５．手動キャリブレーション完了後、リセットします。
６．電源 OFF/ON により再起動して下さい。

- 9 -ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

メンテナンスコマンド
ユニット側面に用意した設定コネクタから本ユニットの動作に係るパラメータの変更が可能です。
パラメータ変更は以下の手順で行います。
① USB Type-C ケーブルを設定コネクタに接続します。
※ USB Type-C ケーブルは別途ご用意下さい。
② 自動的にデバイスドライバのインストールが開始します。
※ インストールに失敗した場合は、メーカーサイトからデバイスドライバのダウンロードをお願いします。
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip③ パソコンでターミナルソフトウェアを起動し、以下の通り設定します。
※ ターミナルソフトウェアに Tera Term を使用する場合の例です。
※ ポートはお使いの環境に応じて変更して下さい。

④ 電源ボタンを押し、LoRaWAN > が表示される事を確認します。
⑤ 任意のコマンドを入力します。
⑥ 変更パラメータを保存する為、save コマンドを入力します。
⑦ USB Type-C ケーブルをコネクタから抜きます。
※ターミナルソフトウェアからの入力が無い状態が 10 秒間継続すると、データ通信に移行します。

- 10 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書
表. コマンド一覧
コマンドショート設定内容

デフォルト

設定範囲

備考

class A

class A

class B、C は将来の為のclass B

予約コマンドclassaLoRaWAN クラス設定

class Cadrb

ADR 設定ONON
OFF

activatec

アクティベーション設定

OTAA

OTAA
ABP

deveuid

DevEUI 設定

0

appeuie

AppEUI 設定

0

appkeyf

AppKey 設定

0

devaddrg

DevAddr 設定

0

nwkskeyh

NwkSKye 設定0

appskeyi

AppSKey 設定

0

ackj

Acknowledge 使用設定

ONOFFONdataratek

データレート設定

DR2

DR0
DR1
DR2
DR3
DR4DR5powerl

最大送信出力設定

13dBm

13dBm
11dBm
9dBm
7dBm

sendtimem

送信間隔設定60

1～86400

秒単位

lighttimen

ディスプレイ点灯時間設定

30

5～600

秒単位

co2thresho

CO2 濃度異常閾値設定1000

500～9000

ppm 単位

co2returnp

CO2 濃度復帰閾値設定1000

400～co2threshppm 単位

設定値
autocalibq

CO2 濃度基準値自動校正機能使ON用設定
calibrationr

OFF

CO2 センサ ASC の設定

ON

CO2 濃度基準値校正-

400～9000

ppm 単位
CO2 センサ FRC の実行
load,show コマンド対象外- 11 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書
versionv

ソフトウェアバージョン取得

-

-

savew

FlashROM への設定値書き込み

--

loadx

デフォルト値の読み出し

-

-

showy

設定値確認

-

-

startz

データ通信状態に移行--※各コマンドはコマンド名の代わりにショートコマンドでの入力が可能です。
※コマンド入力の後は必ずエンターキーを押下して下さい。

- 12 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

コマンド詳細コマンド詳細class コマンド
説明

LoRaWAN クラスを設定します。
※Class B と Class C は将来の為の予約です。本バージョンでは使用できません。

オプション

1. Class A
2. Class B
3. Class C

デフォルト値Class A

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. Class A
2. Class B
3. Class C

select number >adr コマンド説明

ADR(Adaptive Data Rate)機能を使用するかどうかを設定します。

オプション

1. ON

ADR を使用する

2. OFF

ADR を使用しない

デフォルト値

ON

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. ON
2. OFF

select number >- 13 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

activate コマンド
説明Activation プロセスを選択します。

オプション

1. Over The Air Activation
2. Activation by Personalization

デフォルト値Over The Air Activation

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. Over The Air Activation
2. Activation by Personalization

select number >deveui コマンド
説明

Over The Air Activation で使用する任意の DevEUI 値を設定します。
DevEUI は、エンドデバイスを識別するエンドデバイス ID です。
※ 出荷時には固有の DevEUI を設定してあります。

オプション

0000000000000000 ～ FFFFFFFFFFFFFFFF

デフォルト値

0000000000000000

オプション設定

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set DevEUI (8byte) >- 14 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

appeui コマンド
説明Over The Air Activation で使用する任意の AppEUI 値を設定します。
AppEUI は、サーバーアプリケーションを識別するアプリケーション ID です。

オプション

0000000000000000 ～ FFFFFFFFFFFFFFFF

デフォルト値

0000000000000000

オプション設定

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set AppEUI (8byte) >appkey コマンド
説明

Over The Air Activation で使用する任意の AppKey 値を設定します。

オプション

00000000000000000000000000000000 ～FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

デフォルト値

00000000000000000000000000000000

オプション設定

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set AppKey (16byte) >devaddr コマンド説明

Personalization で使用する任意の DevAddr 値を設定します。
DevAddr は、デバイスを識別する ID です。

オプション

00000000 ～ FFFFFFFF

デフォルト値00000000

オプション設定

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set DevAddr (00000000 - FFFFFFFF) >- 15 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

nwkskey コマンド説明

Personalization で使用する任意の NwkSKey 値を設定します。

オプション

00000000000000000000000000000000 ～FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

デフォルト値

00000000000000000000000000000000

オプション設定

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set NwkSKey (16byte) >appskey コマンド説明

Personalization で使用する任意の AppSKey 値を設定します。

オプション

00000000000000000000000000000000 ～FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

デフォルト値

00000000000000000000000000000000

オプション設定

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set AppSKey (16byte) >- 16 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

ack コマンド説明ゲートウェイにデータを送信する際、ACK 受信を行うか否かを設定します。

オプション

1. ON

ACK 受信を行う

2. OFF

ACK 受信を行なわない

デフォルト値

ON

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. ON
2. OFF

select number >datarate コマンド
説明

Over the Air Activation の場合の Join-Accept 後のアップリンクデータレート、Personalization の場合のアップリンクデータレートを設定します。

オプション

1. DR0

帯域幅 125kHz 拡散率 12

2. DR1

帯域幅 125kHz 拡散率 11

3. DR2

帯域幅 125kHz 拡散率 10

4. DR3

帯域幅 125kHz 拡散率 9

5. DR4

帯域幅 125kHz 拡散率 8

6. DR5

帯域幅 125kHz 拡散率 7

デフォルト値

DR2

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. DR02. DR1
3. DR2
4. DR3
5. DR4
6. DR5select number >- 17 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

power コマンド説明

最大送信出力を設定します。

オプション

1. 13dBm
2. 11dBm
3. 9dBm
4. 7dBm

デフォルト値13dBm

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. 13dBm
2. 11dBm
3. 9dBm
4. 7dBm

select number >sendtime コマンド説明

送信間隔を秒単位で設定します。

オプション

1～86400

デフォルト値

3600

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set send interval time (1 - 86400) >- 18 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

lighttime コマンド説明

温度画面・湿度画面・CO2画面を表示する時間を設定します。

オプション

5～600

デフォルト値

30

オプション選択

設定値を10 進数で入力して下さい。
please set display lighting time (5 - 600) >co2thresh コマンド説明

CO2濃度異常の閾値を設定します。

オプション

500～9000

デフォルト値

1000

オプション選択

設定値を10 進数で入力して下さい。
please set co2 concentration threshold (500 - 9000) >co2return コマンド説明

CO2濃度異常から復帰する閾値を設定します。

オプション

400～co2thresh 設定値

デフォルト値

co2thresh デフォルト値

オプション選択

設定値を10 進数で入力して下さい。
please set co2 normal return concentration threshold (400 - 1000) >- 19 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

autocalib コマンド説明

CO2 濃度基準値の自動校正機能を有効にするか否かを設定します。

オプション

1. ON

自動校正機能を有効にする

2. OFF自動校正機能を有効にしない

デフォルト値

ON

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. ON
2. OFF

select number >calibration コマンド説明

CO2濃度基準値を校正します。

オプション

400～9000

デフォルト値400※工場出荷時校正値、load コマンド対象外

オプション選択

設定値を10 進数で入力して下さい。
please set the value to calibrate co2 base concentration (400 - 9000) >注意事項

本コマンドは CO2 センサに設定を行います。
本コマンドを実行する際は、以下を準備の上実施することを推奨します。
・CO2 濃度が安定した環境
・校正するための CO2 濃度基準値
コマンド実行後ディスプレイで 180 秒のカウントダウンを表示します。
校正実施後、自動的にリセットしメンテナンスコマンド入力画面に戻ります。
コマンド実行後はリセット完了まで電源を ON のままにして下さい。

- 20 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

version コマンド説明

本ソフトウェアのバージョンを取得します。

オプションなし

デフォルト値なし

save コマンド説明

内蔵 FlashROM に設定値を保存します。

オプション

なし

デフォルト値なし

load コマンド説明

全ての設定値にデフォルト値を適用します。
デフォルト値を保存する場合は、save コマンドを実行して下さい。

オプション

なし

デフォルト値なし

show コマンド説明

現在の設定値を表示します。

オプション

なし

デフォルト値なし- 21 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書

start コマンド説明

データ通信状態に移行します。

オプション

なし

デフォルト値なし

help コマンド説明

コマンド一覧を表示します。

オプション

なし

デフォルト値なし- 22 -

ES920LRTH3(LoRaWAN)取扱説明書
安全にお使いいただくために・安全にお使いいただくために分解、改造しない

不安定な場所に置かない●故障の原因となります。

●落下してケガをする可能性があり●感電の危険があります。

ます。

禁止

禁止

●本機の破損・故障の原因となります。

内部に水や異物を入れない

本ユニットの上に物を置かない●故障の原因となります。
禁止●破損・故障の原因となります。

●感電・火災の危険があります。

禁止

濡れた手で触らない

幼児やペットなどに誤って触らせない●感電の危険があります。

●大けがの原因となります。

禁止

禁止

万一、異常が発生したとき

単 4 乾電池以外では使用しない●本体から異臭や煙が出たとき注意●火災・感電の原因となります。

は、ただちに乾電池を抜き、販禁止

売店にご相談ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。
これらの機器での使用により人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

- 23 -