T06042-3

取 扱 説 明 書

品名：絶 縁 監 視 装 置
型式：ＩＧＲ８５０ＧＦ
ＩＧＲＳ－４１０

ＭＩＤＯＲI
ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ
ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ
ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ

はじめに
この度は、絶縁監視装置（IGR800シリーズ）をご採用戴き有り難うございました。
この取扱説明書は、本装置の機能、操作方法、取扱い上の注意などについて説明したものです。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
お読みになったあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、大切に保存して下さい。
尚、本装置には、この取扱説明書の他に設置工事要領書がありますので設置に関しては設置工事要領
書をお読み下さい。

安全上のご注意
絶縁監視装置（IGR800シリーズ）を安心してご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を熟読していただき、正しくご使用ください。
安全に対して［危険］［注意］のランクに分けて表示しています。
[危険]：取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し感電や死傷を受ける可能性があります。
[注意]：取扱いを誤った場合、焼損や機能の低下が想定されます。
いずれの場合も重要な事項を記載しておりますので必ず守ってください。

1．本製品の定格電源電圧は各ユニット共にAC100V±10％です。供給電圧が定格電源電圧に合っているか必ず確認したうえで、本製品の電源を入れて下さい。
2．感電事故防止のため、各ユニットの接地端子が電気設備技術基準によるD種接地工事が施されている部分に接地してある事を必ず確認の上、電源を入れて下さい。
3．火災防止のため、必ず本製品で指定された定格(電流、電圧、タイプ)のヒューズを使用して下さい。又、ヒューズホルダーの短絡等は絶対に行わないで下さい。
ヒューズの交換は電源スイッチをOFFにして、電源の供給を停止してから行って下さい。
4．通電中は端子カバーを絶対外さないで下さい。感電の恐れがあります。
5．異臭、発熱、過熱、異常音など異常が発生した時はすぐに電源を切って下さい。
そのまま使用すると火災・感電・やけどの恐れがあります。
6．本製品の補修、修理、改造は絶対に行わないで下さい。感電や焼損の恐れがあります。
7．本製品の移動、接続、交換作業等を行う場合は安全の為、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行って下さい。又、その際には設置工事要領書を参照して、設置工事要領書の注意事項をお守り下さい。
8．可燃性、爆発性のガス又は蒸気のある場所では本製品を動作させないで下さい。
そのような環境下で本製品を使用することは大変危険です。
9．ユニットを本体ケースから外さないで下さい。止むを得ず外す時は、ミドリ安全㈱電気計測事業部までお問い合わせ下さい。

1．本製品は屋内使用です。周囲温度0℃～50℃、湿度80％RH以下の環境で使用して下さい。
2．本製品を廃却する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。

お願い：この説明書はいつでもご覧になれる場所に保管してください。

据付・配線上の注意事項
装置の性能低下や故障を防ぐために、次のような場所には設置しないでください。

■あつい場所または寒い場所■湿度が異常に上昇する場所

90％を越える・性能の低下や故障の原因になります。

■振動の発生する場所

・性能の低下や故障の原因になります。

■塵埃、塩分、鉄粉の多い場所

・性能の低下や故障の原因になります。

・性能の低下や故障の原因になります。

■腐食性、可燃性ガスの発生する場所

・性能の低下や故障の原因になります。

■直射日光のあたる場所

・性能の低下や故障の原因になります。

装置本体を収納した盤(キュービクル)を設置するときは、次の事項に注意してください。

■高圧機器・動力機器からは離す

か鉄板等で遮蔽分離する■高圧線・動力線から200mm以上離す
・電源線、伝送線、入出力線も200mm以上離す

・近いと誤計測の原因になり、性能の低下や故障の原因になります。

■高周波機器や設備があるときは・近いと誤計測の原因になり、性能の低下や故障の原因になります。

■装置本体の左右側面には十分な通収納盤を接地する

風スペースを確保する

・接地しないと誤計測の原因になり、性能の低下や故障の原因になります。

・通風スペースがないと、性能の低下や故障の原因になります。

■発熱量の多い機器の真上に取付けない。

■低周波動力がある場所へは設置しない。

・盤内温度が0～50℃の範囲内で使う・発熱量の多い機器の真上に取り付けると、性能の低下や故障の原因になります。

・低周波動力源があると誤計測の原因になります。

配線するときは、次の事項に注意してください。

■性質の異なる信号ケーブルは分離する■電源線、接地線、その他の配線は指定のものを使う
・接地線は2mm２以上を使う

AC100V

離す
ＣＴ入力線
離す

他の入出力線・近いと誤計測の原因になります。
・15mm以上離して下さい。

・指定以外の接続コードを使用すると、性能の低下や故障の原因になります。

■接地はD種接地(接地抵抗100Ω以下)を行う
・動力接地とは分離する

・接地しないと誤計測の原因になり、性能の低下や故障の原因になります。

目 次
はじめに
安全上のご注意
据付・配線上の注意事項

1

装置の概要と構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.1.概

3

要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

1.2.主な構成機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

1.3.システム構成図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42

機能説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

3

各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

計測ユニット(IGR850GF)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

絶縁監視電圧発生器(IGRS-410)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

装置の電源投入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

4.1.電源投入の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

4.2.絶縁監視電圧発生器の電源を投入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

4.3.計測ユニットの電源を投入する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

計測ユニットの操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

5.1.管理値の設定を変更するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

5.1.1.管理値の種類と設定変更方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13

5.1.2.チャンネル毎に設定値を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

・計測設定をする（検出CT接続の有無の設定）・・・・・・・・・・・・

15

・対地電圧を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

・絶縁(IR)警報レベルを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

5.1.3.チャンネル設定値を別のチャンネルにコピーする・・・・・・・・・・・・・

17

・1チャンネルずつコピーする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17

・全チャンネルにコピーする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

5.1.4.全チャンネルを初期値に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

5.1.5.漏電検出レベルの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20

4

5

－1－

5.2.測定モードを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21

5.2.1.測定モードの種類について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21

5.2.2.測定モードの選択手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22

・自動測定スキャニングモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22・手動測定モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23

5.3.装置アドレスを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24

5.4.通信データを設定するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

25

5.5.測定値を見るには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26

5.6.警報ランプを正常に戻すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

27

5.7.動作試験を行うには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

28

5.7.1.動作試験方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

28

5.7.2.動作試験結果の判定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

29

5.7.3.動作試験結果異常判定時の対処方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

30

エラー発生時の対応／保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

6.1.修理を依頼される前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

6.2.エラー発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

6.2.1.エラー表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

6.2.2.基準信号エラー発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

32

6.3.保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34

6.3.1.電源ヒューズの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34

6.3.2.清掃について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

34

様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

35

様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

35

各ユニットの付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40

零相変流器(オプション)の主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40

リレー接点出力の使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

41

付録：基本原理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

42

付表：表示・送信データの一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

44

付図：総合結線図例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

45

保

47

6

7

仕
仕

8

証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－2－

1.装置の概要と構成
1.1.概要本装置は、従来定期点検（絶縁抵抗測定）でしか知ることができなかった電力設備の対地絶縁状態
を、活線状態で常時監視し電路の保全を支援する絶縁監視装置です。
測定方法にIgr方式を採用している為、静電容量による電流（Ic成分）を除いた真の絶縁抵抗電流（Ir）が検出可能で、中性相を含めた電路全体について高精度、高信頼性の絶縁監視を行う事ができます。又、漏電警報は全CHに内蔵されています。
本絶縁監視装置は、次の機器で構成されています。

1.2.主な構成機器
機

器

名

内

容

絶縁抵抗電流(Ir電流)を常時測定し、測定値が警報設定値以上
絶縁監視装置になると警報を出力します。計測数は8回路で、1回路ずつ順次

計測ユニット(IGR850GF)

スキャニングして計測します。漏電検出は全回路同時検出しており、発生と同時に警報を出力します。警報発生レベルの設定など、パラメータ設定も本装置で行います。

絶縁監視電圧発生器(IGRS-410)

商用周波数と異なる低周波の監視電圧(20Hz、0.5V)をトランス

重畳用変成器(※1)のB種接地線を介して加えます。この監視電圧を計測ユニットで分析することにより、絶縁抵抗電流を計測します。

零相変流器(※2)

地絡電流を検出し、計測ユニットにその電流値を出力します。

（オプションで8種類の中から選択できます。）※1：重畳用変成器は本文中では略称の“重畳用CT”と記述しています。
※2：零相変流器は本文中では略称の“検出用ZCT”又は単に“ZCT”と記述しています。

－3－

1.3.システム構成図

6. 6/3.3 kV※図 の変圧 器種 類は1例で す。

3 φTR

CH1 のZCTはE B 接 地線に 設置し た
例を示 します。
CH2－8のZCTはそ れぞれ 監視す る
フィー ダーに設 置した 場合で す。

200V

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

零相変流器
(ZCT)

重畳用変成器

ＥB

基準相

監視信号

計測ユニット

絶縁監視電圧発生器

上位装置へ
RS-48 5( 最 大 1 ㎞ )－4－

2.機能説明
本絶縁監視装置の主な機能と動作について説明します。

■ 警報検出動作と表示
1．絶縁警報（IR警報） ［36ページ］
レベルにより注意警報と警戒警報の2段階で検出し表示を行う事ができます。
注意発令・・・Ir計測値が注意警報設定値以上になると、注意ランプを点灯し外部接点出力（注意）をメイク（接点を閉じる）します。
注意復旧・・・計測値が注意警報復旧レベル以下になると、外部接点出力（注意）をブレイク（接点を開く）します。
警戒発令・・・Ir計測値が警戒警報設定値以上になると、警戒ランプを点灯し外部接点出力（警戒）をメイク（接点を閉じる）します。
警戒復旧・・・計測値が警戒警報復旧レベル以下になると、外部接点出力（警戒）をブレイク（接点を開く）します。
※注意，警戒の接点出力は本器に各1出力です。1チャンネル以上が検出した場合に上記条件で動作します。

2．漏電警報（51G警報） ［36ページ］
発令・・・漏電が検出設定レベル以上になると、警報ランプを点灯し外部接点出力をメイク（接点を閉じる）します。
復旧・・・漏電が検出復旧レベル以下になると、外部接点出力をブレイク（接点を開く）します。

警報表示

警報種別

絶 縁 警 報絶縁警報ﾗﾝﾌﾟ

外部出力接点(点灯色)(全ﾁｬﾝﾈﾙ一括)(各ﾁｬﾝﾈﾙ毎)（正常時）

漏 電 警 報

注

意

警

戒

漏電警報ﾗﾝﾌﾟ 外部出力接点(点灯色)(各ﾁｬﾝﾈﾙ毎)(各ﾁｬﾝﾈﾙ毎)

(緑)点灯

－

－

(緑)点灯

－

絶縁警報

注意警報

(黄)点灯

メイク

－

－

－

検出時

警戒警報

(赤)点灯

メイク

メイク

－

－

－

－

－

(赤)点灯

メイク

漏電警報検出時■ 警報復旧時の動作と表示
警報を検出後測定値が警報設定値の85％に低下すると警報は復旧します。
（例として警戒レベルを50mAと設定した場合、50mA×85％＝42.5mAで復旧処理を行います。）
外部出力接点・・・警報が復旧するとメイク→ブレイクとなります。（自動復帰）
警報ランプ・・・・警報が復旧しても点灯状態を保持します。正常（緑点灯）に戻すには警報ランプリセット操作が必要です。［27ページ］－5－

■測定データの表示
監視中はLCDに測定データ（Ir値）を表示し、全チャンネルを同時に読む事ができます。
［26ページ］
R1

12.5 52.3

251.5 611.4

3

10.8 760.8

4

1.8 8 100.5

LCD［測定画面］■ 各種パラメータの設定
1．管理値の設定
絶縁管理を行っていただく上での各管理値を次の範囲で設定する事ができます。
対地電圧設定範囲：50～300V［15ページ］

絶縁警報検出電流値設定範囲：(注意レベル)5～50mA(警戒レベル)10～100mA
漏電警報検出電流設定値：Io＝1A又は0.2A［16ページ］［20ページ］

2．測定モードの設定
目的に応じて2種類の測定モードの中から選択する事ができます。［21ページ］■ 動作試験機能動作試験を行う事により、本装置検出部及び表示部のハードウエアチェック（点検）を行う事ができます。［28ページ］■ 通信機能通信インターフェイス（RS-485）を使用して上位装置に測定データを送信する事ができます。
［24,25,44ページ］■エラー表示機能及び異常検出動作
1．測定を行う上でのエラーがあった場合「エラー画面」又は「エラーコード」により、異常を表示します。

［31ページ］

2．エラーの内、基準波異常はまず異常ランプが点灯し、異常が約40秒間継続した時、エラー表示と外部接点出力をメイク（接点を閉じる）します。

異常出力
エラー種別
基準波異常

異常検出時

異常検出から約40秒間継続した時

異常ランプ(点灯色)

外部出力接点

エラー表示(赤) 点灯

メイク

ｷｼﾞｭﾝｼﾝｺﾞｳｴﾗｰ

－6－

3.各部の名称と機能
フロントパネル表示部⑧ 漏電警報ランプ⑦ 絶縁警報ランプ⑥ 感度切替スイッチ⑨液晶表示器(LCD)⑤ネームホルダー

絶縁監視装置表面

ＩＧＲ８５０ＧＦ

ﾐﾄﾞﾘ安全
チ
漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
ル
感度切替
１ 0.2A
1A

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
５ 0.2A
1A

電 源
ＯＮ

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
２ 0.2A
1A

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
６ 0.2A
1A

ＯＦＦ

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
３ 0.2A
1A

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
７ 0.2A
1A

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
４ 0.2A
1A

チ 漏電 絶縁
ャ
ン
ネ
感度切替
ル
８ 0.2A
1A

異常

異常ランプ

⑫

Ｅ Ｓ Ｃ ＭＮ Ｕ

ＥＮＴ

０.５ Ａ

⑪

保護用ヒューズ

電源スイッチ⑩① ②③④

操作・設定キー裏面

Ｃ Ｔ 入力Ｃ Ｔ 入力

外部出力

Ｋ Ｍ
Ｌ Ｎ
Ｋ Ｍ
Ｌ Ｎ
Ｋ Ｍ
Ｌ Ｎ
Ｋ Ｍ
Ｌ Ｎ
Ｋ Ｍ
Ｌ Ｎ

Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｌ
Ｋ
Ｌ

注 警
意 戒

１
２
３

Ｍ
６
Ｎ
Ｍ
７
Ｎ
Ｍ
８
Ｎ

！
注意 AC100V
カ 入力
なバ
あ
感
い
り
電
でー
まの
を
下
す
さ開
。恐
れ
がい
。け Ｆ Ｇ

漏 漏
電 電
１ ２
漏 漏
電 電
３ ４

外部出力
異常

漏 漏
電 電
５ ６

４

ＮＥ ＮＥ 基
漏 漏
準
電 電
７ ８
ＥＤ ＥＤ 相さい 。
入力出力 ！ カバーを開けないで下注意
感電の恐れがあ り ます 。

５

⑯ 基準相

⑰

⑰ 21 AC100V･FG端子台

入力端子台⑳異常接点出力端子台⑲ＲＳ－４８５通信ポート⑮ コードクランプ用
タイマウント

⑭ 端子台カバーRS485⑱ 警報接点出力端子台⑬ＣＴ入力端子台
端子台部－7－

(1)操作・設定キー （計測ユニットのみ）

№

名称・記号

機

能

1:測定モード選択画面を表示①

エスケープキー説明

測定モードの選択を行う為の測定モード
選択画面を表示します。

ESC

各設定・操作後測定に入る為に測定モー
ド選択画面を表示します。
2:測定・動作試験の中止

測定及び動作試験を中止し、測定モード
選択画面を表示します。

1:メニュー画面を表示②

メニューキー
MNU

各操作・設定を行う為のメニュー画面を表示します。

2:測定・動作試験の中止

測定・動作試験を中止し、メニュー画面を表示します。

1:メニューの選択・実行③

エントリーキー
ENT

メニュー画面で、カーソル位置のメニュ
ーを選択・実行します。

2:表示内容の確定・登録

設定変更操作で表示した内容を確定又は登録します。

3:測定開始測定モード選択画面から測定を開始します。

Ï・Ì

カーソル移動設定変更を行う画面で、各変更箇所へカカ④

ーソルを移動します。

｜

1:カーソル移動

メニュー画面で選択するメニューへカーソ

ソルを移動します。

ル（ Ô ：下方向、 Ó ：上方向移動）

キÔ・Ó

2:設定変更数値の増減｜

カーソル位置のチャンネル番号、設定数
値の増減を行います。
（ Ô ：減少、 Ó ：増加）

3:設定変更項目の表示切替

カーソル位置の設定変更項目を切替表示
します。

－8－

(2)フロントパネル表示部

№

名

称

機

能

・

説

明

⑤

ネームホルダー

監視フィーダー名称等を記入し、チャンネルの識別に利用します。

⑥

漏電感度切替ｽｲｯﾁ

漏電の検出整定値を各チャンネル毎に0.2Aと1Aに切り替えます。
発光LEDで各チャンネル毎に絶縁警⑦

絶縁警報ランプ

報の検出を発光色によって表示し絶縁警報の種類

発光色

未検出時

緑

注意警報検出時

黄警戒警報検出時

赤報(Io 0.2A又は1A)の検出を発光色

漏電警報

発光色

によって表示します。

未検出時

緑

検出時

赤

ます。

発光LEDで各チャンネル毎に漏電警⑧

漏電警報ランプ⑨

液晶表示器(LCD)

各操作・設定画面、測定値、エラーメッセージ等を表示します。

⑩

電源スイッチ

本器電源入力をON／OFFします。（AC100V、50/60Hz）⑪

保護ヒューズ

本器電源入力保護用ヒューズです。（125V/0.5A）(ヒューズホルダー)
⑫

異常ランプ

基準信号異常が発生した時に点灯します。

(3)端子台部

№

名

称

機

能

・

説

明

⑬

CT入力端子台

8チャンネル有り、各検出用ZCTを接続します。

⑭

端子台カバー

端子台保護用カバーです。

⑮

コードクランプ用

各端子台毎に接続コードを束線バンド等でまとめて固定します。

タイマウント⑯

基準相入出力端子

絶縁監視電圧発生器の監視電圧を基準信号として入力します。又、出力側は計測ユニットを追加した場合の基準信号供給端子です。

⑰⑱

この端子は使用しないで下さい。
警報接点出力端子台

外部出力用のリレー接点で、各チャンネルが警報を検出した時、警報の種類に対応する接点がメイク動作し外部に信号として出力します。

⑲

RS-485通信ポート

上位装置との通信用端子台です。
上位装置と通信、又2台目以後の計測ユニットとの通信用端子です。
接続が終端になる場合は付属品の終端抵抗を付けて下さい。

⑳

異常接点出力端子台

外部出力用のリレー接点で、基準信号異常を検出した時、接点がメイ
ク動作し外部に信号として出力します。

21

AC100V・FG端子台

本器電源入力及びアース用端子台です。

－9－

絶縁監視電圧発生器

１

電源

ＩＧＲＳ－４１０

電源、接地間の耐圧試験を行う場合は必ずＬＧ線を外して下さい。

絶縁監視電圧発生器

２

出力
ミドリ安全

３

重畳異常

出力ヒューズ

周波数設定
設定

出力動作状態

設定

０ 出力無し(出力ランプ点滅)

a1
c1
ＬＧ

Ｐｏ
Ｐ１００
ＦＧ

１５Ａ
出力動作状態

５ 出力無し(出力ランプ点滅)

１ ２０.０Ｈｚ電源非同期動作 ６ ２０.０Ｈｚ電源同期動作
２ １５.０Ｈｚ〃

７ １５.０Ｈｚ〃

３ １２.５Ｈｚ〃

８ １２.５Ｈｚ〃

４ 出力無し(出力ランプ点滅)

Ｌ

４

ＦＵＳＥ

６
７
８
９
10
11
12
13

Ｋ

周波数設定
６

９ 出力無し(出力ランプ点滅)

４
名

称

絶縁監視電圧発生器

電源電圧

型

式

ＩＧＲＳ－４１０

製造番号AC100V

50/60Hz

７ ８
９

５

０
３ ２

１

５

ミドリ安全株式会社

№

名

称

機

①

電源ランプ

黄色LED：本器電源入力時点灯します。

②

出力ランプ

黄色LED：監視電圧が正常に出力している時に点灯します。又、周波数設
定スイッチを無効に設定した時は点滅します。

③

重畳異常ランプ

赤色LED：重畳用CTの1次側が短絡したか、又はCTの1次側に数A以上のIo電流が流れた時、重畳波出力制限あるいは遮断します。同時に点灯します。
又、出力ヒューズが溶断した時又は本体に異常が発生し、出力が著しく低下した時点灯します。(下表※参照)④

出力ヒューズ

数百A以上の過地絡が発生した時、ヒューズが溶断して本器を保護します｡⑤

周波数設定スイッチ 監視電圧出力の周波数、電圧と電源非同期／同期の設定が出来ます。
20.0Hz電源非同期（設定1）に合わせます。

⑥⑦

K，L端子

重畳用CTのCCT-30を接続します。

⑧⑨

a1，c1端子警報出力接点です。重畳異常表示ランプが点灯すると接点がメイクします｡（下表※参照）⑩

LG端子

本体内部のラインフィルター・グランドに接続されています。通常はFGとの渡り線を接続して使用します。
耐圧試験を行う場合は必ず外して下さい。

⑪⑫⑬ P0，P100，FG端子

能

・

説

明

本器電源入力及びアース端子です。

※異常状態とその表示機能動作及び監視電圧の出力状態は次のとおりです。
状異常出力

重畳異常ﾗﾝﾌﾟ

出力ランプ

監視電圧

ブレイク

消灯

点灯

出力

監視電圧出力低下時

メイク

点灯

点灯

出力

過地絡(約5A以上)発生時

メイク

点灯

消灯

停止

正
異常時

態
常

時

－ 10－

4.装置の電源投入
4.1.電源投入の前に感電の危険や機器を損傷する恐れがある為、次の警告をお守り下さい。
・計測ユニット、絶縁監視電圧発生器共に定格電源電圧はAC100V±15％です。供給電圧が定格電源電圧に合っている事を確認して下さい。

危 険 ・感電防止の為D種接地が必ず行ってある事を確認して下さい。
・結線図を参照してシステム全体の接続が正しく行われている事を確認して下さい。
●電源投入の順序について
本装置の電源投入では、初めに絶縁監視電圧発生器の電源を投入し、基本動作が正しい事を確認後、計測ユニットの電源を投入して下さい。先に計測ユニットの電源を投入すると、暫くの間、異常ランプが点灯します。又、絶縁監視発生器の電源が40秒以上投入されない時は液晶表示器に右の“基準信号エラー画面”を表示しますが本器の異常ではありません。基準信号を8秒間以上正常に受信するとエラー表示は消灯します。

ｷｼﾞｭﾝ ｼﾝｺﾞｳ ｴﾗｰ!

4.2.絶縁監視電圧発生器：IGRS-410の電源を投入する。

操作手順
絶縁監視電圧発生器(状態表示ランプ)1．周波数設定を「20.0Hz電源非同期(設定1)」に合わせます。
2．絶縁監視電圧発生器の「電源スイッチ」を「ON」に

電源

黄

出力

黄

重畳異常

赤

します。表示パネルの「電源ランプ」が点灯(黄色)する事を確認して下さい。
3．出力ランプの点灯確認
電源を投入した後に「出力ランプ」が点灯(黄色)すれば、監視電圧は正常に出力されています。

－11－

4.3.計測ユニット：IGR850GFの電源を投入する。
電源スイッチをONにすると全ての警報ランプが緑色に点灯し、電源の投入を表示するとともに自動的に本器システムの初期化を行います。

操作手順【スイッチ操作】【表示画面】
電源【 説スイッチON明 】

1．計測ユニットの電源スイッチを｢ON｣にします。

初期化中画面

2．電源を投入すると約10秒間、初期化中画面を表示しｼｮｷｶﾁｭｳ

次の処理を行います。
1)記録システムデータのチェック

ｼﾊﾞﾗｸ ｵﾏﾁ ｸﾀﾞｻｲ
Ver*.*

測定画面

3．左の測定画面を表示しIr計測を開始します。約15秒後

R1---- 5----

1チャンネルに測定値を表示します、その後順次(15秒2---- 6----毎)測定値を表示します。測定画面を表示すると操作

3---- 7----

キーを受け付け、設定操作が可能になります。

4---- 8----

カーソルが点滅しているチャンネルが測定中です。

［解説］●電源投入時の警報検出動作について
・「初期化中画面」を表示中は絶縁測定は行わず、絶縁警報の検出を行いません。
・漏電検出は電源投入後、約3秒後で開始します。又、同時に検出動作を行います。
・「測定画面」を表示した時点で、絶縁警報検出を開始します。
●電源投入時の測定条件について・測定モード：電源投入時は常にAuto（自動測定モード）で行います。

・CT接続設定：初期値は全チャンネル測定の設定となっています。未使用（CTが接続されていない、又は測定しない）チャンネルがある時は測定モードに入ってからメニューで測定しないに設定して下さい。（→15ページ）
CT未接続チャンネルを測定状態にしておきますと、警報を誤発報することがあります。

・他の測定条件：本器の管理値(各測定条件設定値)（→13ページ）は不揮発性メモリ（EEPROM）によって保持されています。従って設置後初めて電源を投入した場合の設定値は初期値で測定が行われます。(初期値→13ページ参照下さい。）
又、停電復旧時や電源再投入時では電源がOFFする直前の設定値で測定を行います。

－12－

5.計測ユニットの操作方法
測定モード、警報発生レベルの設定など、各種パラメータ設定や操作は計測ユニットで行います。

5.1.管理値の設定を変更するには
5.1.1管理値の種類と設定変更方法●設定項目 ：次表の3項目の管理値を設定します。 （下図にて ○ で表記）
測定条件の設定項目（管 理 値）

設定範囲

備

考

初 期 値

①計測設定(CT接続の有無) ｢ｽﾙ｣ ｢ｼﾅｲ｣

スル

②対地電圧

50～300(V) 各チャンネル毎に設定

100(V)

5～50(mA)

15(mA)

③絶縁警報
検出レベル

注意レベル

（メニュー設定）

警戒レベル 10～100(mA)④漏電警報検出レベル

0.2／1(A)

50(mA)
各チャンネル毎に設定

工場出荷時（パネルのスイッチによる設定)

設定

1(A)

出荷時の設定 ：全チャンネル上表の初期値に設定されています。絶縁警報設定レベル（15mAで注意、50mAで警戒）の数値は、電気事業法の通達『主任技術者制度の運用について』で記載されている基準値です。
●設定方法 ：設定方法には「チャンネルごとの変更」「チャンネル設定値コピー」「初期値に戻す」の3通りの方法があります。（下図にてで表記）設定変更メニューメニ ュ ー画 面
計測 設 定画 面

チ ャ ン ネル ご との 変 更チ ャ ン ネル の 選択
・ 設 定変 更 した い チャ ン ネル を 選 択
し ます 。
計 測設 定・ 選 択チ ャ ンネ ル で測 定 を行 う か 、未 使用 に する の かを 設 定し ま す 。
対 地 電圧 設 定・ZCTが接 続 され て い る回 路 の対 地
電 圧を 設 定し ま す。
絶 縁(IR)警 報レ ベ ル設 定・ 注 意、 警 戒の 警 報レ ベ ル値 を 設 定
し ます 。

チャ ン ネル 設 定値 コ ピ ー＝ 操作 説 明は17ペー ジ ＝・ チ ャン ネ ルご と に設 定 され た 値 を、 他 のチ ャ ンネ ル にコ ピ ー しま す。 同 条件 の 回路 で あれ ば 、 この 機 能を 利 用し て 頂く と 便 利
で す。
初期 値 に戻 す＝ 操作 説 明は19ペー ジ ＝・ 各 パ ラメ ー ター を 全てに 戻 しま す 。
（ 全 チャ ン ネル を 初期 値 に戻 し ま す。 ）●漏電検出レベルは、パネルに各チャンネル毎に感度設定スイッチで設定します。

－13－

5.1.2.チャンネル毎に設定値を変更する。
手順1 「計測設定画面」を表示する。
【キー操作】【表示画面】

【説

MNU

明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。

メニュー画面

2．メニュー画面で▲又は▼キーによりカーソルを

1.ｼｹﾝ“4.ケイソクセッテイ”に移動してENTキーを

2.ｹｲﾎｳﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ

押すと計測設定メニュー画面を表示します。

3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼：ｶｰｿﾙ移動
ENT

計測設定ﾒﾆｭｰ画面

3．計測設定メニュー画面で Ó 又は Ô キーによりカー

ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ ﾒﾆｭｰ

ソルを“1.CHゴトノセッテイ”に移動して、

1.CHｺﾞﾄ ﾉ ｾｯﾃｲ

ENTキーを押すと設定変更画面を表示し、カー

2.CHｶﾗ CHﾍ ｺﾋﾟｰ

ソルはチャンネル番号に移動します。

3.ｼｮｷﾁ ﾆ ﾓﾄﾞｽ
ENT▲・▼：ｶｰｿﾙ移動
設定変更は左の「設定変更画面」にて行います。
［初めに、手順2を行い変更するチャンネル番号を
設定変更画面

表示します。］

CH1

以後、各項目の設定変更を行います。本書では全項

ｹｲｿｸ:

ｽﾙ

目の変更を一連の動作として次の手順で説明していﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:

100

ますが、変更順序は問いません。

IR ｹｲﾎｳ: 15/

50［選択チャンネルの計測を行うか、計測をしないかの設定→手順3］［対地電圧の設定→手順4］［絶縁(IR)警報

注意ﾚﾍﾞﾙ／警戒ﾚﾍﾞﾙの設定
→手順5］

手順2

設定変更チャンネルを表示する。

【キー操作】【表示画面】【説明】

設定変更画面

設定変更画面で、カーソルが点滅表示しているチャCH1

ンネル番号の設定変更が可能となります。

ｹｲｿｸ:

ｽﾙ

Ó 又は Ô キーを押して変更するチャンネル番号を表

ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:

100

示して下さい。ZCT接続の有無に拘わらずCH1～8まIR ｹｲﾎｳ: 15/

50

でチャンネル番号を表示します。

▲・▼：ﾁｬﾝﾈﾙ番号の増減

又、画面では表示チャンネルの各現在設定値を表示
します。
－14－

個別にこの操作だけを行う場合は手順1、計測設定をする

手順3

手順2の操作を行い、変更チャンネルを表示(検出CT接続の有無の設定)

してから以下の操作を行って下さい。
【キー操作】【表示画面】【説

設定変更画面明】

1．設定変更画面で Ï 又は Ì キーを押してカーソルを

Ï 又は Ì

CH1

計測設定の先頭に移動します。

(ｶｰｿﾙ移動)

ｹｲｿｸ:

ｽﾙ

カーソルが計測設定先頭で点滅状態の時 Ó 又は Ô

ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:

100

キーを押して設定値を変更します。

IR ｹｲﾎｳ: 15/50▲・▼：｢ｽﾙ｣｢ｼﾅｲ｣
の切替

スル

Ó

押す度に「スル」「シナイ」に変化しÔます。

：計測を行います。

シナイ：計測を行いません。CTが接続されていENTない時「シナイ」に設定して下さい。

(次ﾁｬﾝﾈﾙの設定) (他項目の設定)

2．続けて他項目の設定を行う事ができます。

又は・対地電圧設定→手順4へ

又、表示チャンネルの設定変更が全て完了した場(設定変更終了)

・絶縁警報設定→手順5へ合や次チャンネルの設定を行う場合は、必ずENTキーを押して下さい。変更が登録され有効となります。
個別にこの操作だけを行う場合は手順1、手順4

対地電圧を設定する

手順2の操作を行い、変更チャンネルを表示してから以下の操作を行って下さい。

【キー操作】【表示画面】【説

設定変更画面明】

1．設定変更画面で Ï 又は Ì キーを押してカーソルを

Ï 又は Ì

CH1

対地電圧設定値の先頭に移動します。

(ｶｰｿﾙ移動)

ｹｲｿｸ:

ｽﾙ

カーソルが対地電圧設定値先頭で点滅状態の時 Ó

ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:

100又は Ô キーを押して設定値を変更します。

IR ｹｲﾎｳ: 15/50

Ó ：数値の増加▲・▼：数値の増減

Ô ：数値の減少(設定ステップ：1V)

対地電圧設定範囲：50～300V
ENT(次ﾁｬﾝﾈﾙの設定) (他項目の設定)
又は(設定変更終了)

2．続けて他項目の設定を行う事ができます。

・計測設定→手順3へ

又、表示チャンネルの設定変更が全て完了した場

・絶縁警報設定→手順5へ合や次チャンネルの設定を行う場合は、必ずENT
キーを押して下さい。変更が登録され有効となります。

注意

・対地電圧は必ず各チャンネルの監視フィーダーの対地電圧に合わせて設定して下さい。
設定を誤った場合は正しい測定を行いません。

－15－

個別にこの操作のみを行う場合は
手順1、手順2の操作を行い、変絶縁(IR)警報レベルを設定する

手順5

更チャンネル番号を表示してから
以下の操作を行って下さい。

【キー操作】

【表

示

画

面】

【説

明】

設定変更画面
1． 注意レベルの設定

Ï 又は Ì

CH1(ｶｰｿﾙ移動)

ｹｲｿｸ:

ｽﾙ

設定変更画面にて Ï 又は Ì キーを押してカーソル

ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:

100を絶縁警報注意レベル先頭に移動します。

IR ｹｲﾎｳ: 15/50

Ó 又は Ô キーを押して設定値を変更します。

▲・▼：数値の増減

Ó ：数値の増加
Ô ：数値の減少

設定ステップ＝5mA

注意レベル設定範囲＝5～50mA
設定変更後 Ì キーを押すとカーソルが絶縁警報警
戒レベル設定値の先頭に移動します。

設定変更画面
2． 警戒レベルの設定

Ï 又は Ì

CH1(ｶｰｿﾙ移動)

ｹｲｿｸ:

ｽﾙ

カーソルが絶縁警報警戒レベル先頭で点滅状態のﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:

100

時 Ó 又は Ô キーを押して設定値を変更します。

IR ｹｲﾎｳ: 15/50

Ó ：数値の増加▲・▼：数値の増減

Ô ：数値の減少

設定ステップ＝5mA

警戒レベル設定範囲＝10～100mA

ENT(次ﾁｬﾝﾈﾙの設定) (他項目の設定)
又は

・計測設定

(設定変更終了)

3．続けて他項目の設定を行う事ができます。又他項→手順3へ目の設定は行わず、表示チャンネルの設定が全て・対地電圧設定→手順4へ完了した場合や次のチャンネルの変更を行う場合
は、必ずENTキーを押して下さい。変更が登録され有効になります。

［解説］●絶縁警報レベルは必ず「注意レベル≦警戒レベル」の関係を保ちます。
よって、設定レベルを上げる場合は先に警戒レベルを設定して下さい。反対に設定レベ
ルを下げる場合は、先に注意レベルを設定して下さい。

－16－

5.1.3.ﾁｬﾝﾈﾙ設定値を別のﾁｬﾝﾈﾙにｺﾋﾟｰする。
チャンネル設定値コピーには次の2通りの方法があります。
(1)1チャンネルずつコピーする。
(2)1つのチャンネル設定値を同時に全チャンネルにコピーする。

手順1 「設定変更コピー画面」を表示する。

【キー操作】【表示画面】

【説

MNU

明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。

メニュー画面
1.ｼｹﾝ
2.ｹｲﾎｳﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ
3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

2．メニュー画面で▲又は▼キーによりカーソルを“4.ケイソクセッテイ”に移動しENTキーを押すと計測設定メニュー画面を表示します。

ENT

ENT

計測設定ﾒﾆｭｰ画面
ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ ﾒﾆｭｰ
1.CHｺﾞﾄ ﾉ ｾｯﾃｲ
2.CHｶﾗ CHﾍ ｺﾋﾟｰ
3.ｼｮｷﾁ ﾆ ﾓﾄﾞｽ
▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

3．設定変更メニュー画面で Ó 又は Ô キーによりカーソルを“2.CHカラCHヘコピー”へ移動し、ENTキーを押すと設定変更コピー画面を表示し
ます。

ｺﾋﾟｰ先
ﾁｬﾝﾈﾙ番号
ｺﾋﾟｰ元
ﾁｬﾝﾈﾙ番号

設定変更ｺﾋﾟｰ画面
CH1 ｦ CH2 ﾍ
ｹｲｿｸ:
ｽﾙ
ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:
100
IR ｹｲﾎｳ: 15/ 50

4．チャンネル設定値コピーは、左の設定変更コピー
画面でコピー元チャンネル番号とコピー先チャン
ネル番号を設定して行います。この時、画面の各設定値はコピー元チャンネルの現在設定値を表示しています。

－ 17－

手順2

コピー元チャンネルとコピー先チャンネルを設定する。

【キー操作】

ｺﾋﾟｰ元
ﾁｬﾝﾈﾙ番号

【表

示

画

面】

【説

明】

ｺﾋﾟｰ先ﾁｬﾝﾈﾙ番号
設定変更ｺﾋﾟｰ画面
CH1 ｦ CH2 ﾍ
1．コピー元チャンネルの設定：
ｹｲｿｸ:
ｽﾙ
左の設定変更コピー画面でカーソルはコピー元のﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:
100
チャンネル番号を点滅表示していますので Ó 又は
IR ｹｲﾎｳ: 15/ 50
Ô キーによりコピー元とするチャンネル番号を表▲・▼：ﾁｬﾝﾈﾙ番号
示して下さい。
の増減Ï ・ Ì ：ｶｰｿﾙ移動

ｺﾋﾟｰ先ﾁｬﾝﾈﾙ番号
ｺﾋﾟｰ元
設定変更画面
2．コピー先チャンネルの設定：
ﾁｬﾝﾈﾙ番号 CH1 ｦ CH2 ﾍ
Ï 又は Ì キーによりカーソルをコピー先チャンネ
ｹｲｿｸ:
ｽﾙ
ルに移動して下さい。
ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:
100Ó 又は Ô キーによりコピー先チャンネル番号を表
IR ｹｲﾎｳ: 15/ 50
示します。
▲・▼：ﾁｬﾝﾈﾙ番号の増減
ENT
ENTキーを押すとコピー先チャンネル設定値は表示画面の内容でコピーされ登録されます。
又、カーソルはコピー元チャンネル番号へ戻りま次チャンネルのコピー
すので同様な手順で次のコピー操作を行います。

【キー操作】

【表

示

画

面】

【説

明】

ｺﾋﾟｰ先ﾁｬﾝﾈﾙ番号
設定変更ｺﾋﾟｰ画面
・上記手順2と同様な手順で行います。
CH1 ｦ CH* ﾍ1の操作を行い、コピー元チャンネルを設定し
ｹｲｿｸ:
ｽﾙ
ます。
ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:
100
2のコピー先チャンネル設定操作に於いて、 Ó 又IR ｹｲﾎｳ: 15/ 50
は Ô キーによりコピー先チャンネル番号はCH1～8▲・▼：ﾁｬﾝﾈﾙ番号まで順次表示しますが、最後のチャンネル番号のの増減
後に“＊”を表示します。
ENT
コピー先チャンネル番号を“＊”に設定後、ENT
キーを押した場合コピー元チャンネル設定が他の全チャンネルに同時にコピーされます。
計測設定メニュー画面へ－ 18－

5.1.4.全チャンネルの設定を初期値に戻す。
【キー操作】【表示画面】

MNU

【説

明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。

メニュー画面
1.ｼｹﾝ
2.ｹｲﾎｳﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ
3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

2．メニュー画面で▲又は▼キーによりカーソルを“4.ケイソクセッテイ”に移動しENTキーを押すと計測設定メニュー画面を表示します。

設定変更ﾒﾆｭｰ画面
ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ ﾒﾆｭｰ
1.CHｺﾞﾄ ﾉ ｾｯﾃｲ
2.CHｶﾗ CHﾍ ｺﾋﾟｰ
3.ｼｮｷﾁ ﾆ ﾓﾄﾞｽ
▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

3．計測設定メニュー画面で Ó 又は Ô キーによりカーソルを“3.ショキチニモドス”に移動しENTキーを押すと初期値設定画面を表示します。

初期値設定画面
ｼｮｷﾁ ﾆ ﾓﾄﾞｼﾏｽ
ｹｲｿｸ:
ｽﾙ
ﾀｲﾁ ﾃﾞﾝｱﾂ:
100
IR ｹｲﾎｳ: 15/ 50

4．初期値設定画面でENTキーを押すと設定変更を実行し、全チャンネルが左記画面表示の初期値で登録され、表示画面は計測設定メニュー画面へ戻ります。
※初期値設定に戻さない場合はMNUキーを押して下さい。登録を行わず計測設定メニュー画面へ戻ります。
設定変更完了後、ESC→ENTキーを押すと測定を開始します。

ENT

ENT

ENT

MNU

登録実行

登録しない

ESC
ENT
測定開始

－ 19－

5.1.5.漏電検出レベルの設定
漏電検出レベルは、0.2Aと1Aの2感度で設定出来ます。
設定はパネル面の感度切替スイッチで各チャンネル毎に行います。

感度切替
0.2A

1A

マイナスドライバ（3mm巾以下）を使用して設定して下さい。

－ 20－

5.2.測定モードを設定するには
5.2.1.測定モードの種類について
Ir測定モードには各チャンネルの入力を自動で切り替えて測定(この動作を“スキャニング”と言います）する「自動測定」と任意の1チャンネルに固定して測定する「手動測定」があります。
目的に応じて選択する事ができます。

測定モード選択
測定方法

自動測定

スキャニング
説明：ZCTが接続されている回路を常にスキャニングします。本装置の通常使用モードです。

手動測定

チャンネル選択
説明：指定した1つのチャンネルだけを連続して、測定します。手動測定では警報検出時、警報ランプによる表示を行うだけで外部出力接点は動作しません。
尚、このモードを実行することにより、他のチャンネ
ルのデータは欠測になりますので注意して下さい。
不良フィーダなどを発見した場合、このモードを使い集中的にデータを測定します。

－ 21－

5.2.2.測定モードの選択手順
手順1 「自動測定／手動測定」を選択する。

【キー操作】【表示画面】

【説

ESC

明】

1．ESCキーを押すと測定モード選択画面を表示します。カーソルはソクテイラインで点滅します。
測定ﾓｰﾄﾞ選択画面
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ ｾﾝﾀｸ
ﾓｰﾄﾞ : Auto
ﾁｬﾝﾈﾙ: ----

ｿｸﾃｲﾗｲﾝﾁｬﾝﾈﾙﾗｲﾝ

2．カーソルがソクテイラインで点滅中に▲又は▼キーを押すと表示がAuto／Manuで交互に切り替わります。
選択したいモードを表示して下さい。
自動測定ｽｷｬﾆﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ→“Auto”を表示
手動測定モード→“Manu”を表示

手順2

各測定モードの選択【キー操作】【表示画面】
測定ﾓｰﾄﾞ選択画面
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ ｾﾝﾀｸ
ﾓｰﾄﾞ : Auto
ﾁｬﾝﾈﾙ: ----

【説明】

1．手順1の操作を行いソクテイラインに“Auto”を表示して下さい。
2．ENTキーを押すと、表示のモードで測定を開始
します。

ENT
カーソルが測定中のチャンネルを表示します。
測定画面
R1 12.5 5 100.52
1.5 6 98.7
3 50.2 7 40.2
4 69.7 8 45.7

－ 22－

【キー操作】【表示画面】【説

測定ﾓｰﾄﾞ選択画面
ｿｸﾃｲ ﾓｰﾄﾞ ｾﾝﾀｸ
ｿｸﾃｲ
ﾁｬﾝﾈﾙ

Manu
CH5

ﾁｬﾝﾈﾙﾗｲﾝ

ENT

測定画面
R1 ---- 5 100.5
2 ---- 6 ---3 ---- 7 ---4 ---- 8 ----

測定ﾁｬﾝﾈﾙ明】

1．手順1の操作を行いソクテイラインに“Manu”
を表示して下さい。
2． Ï 又は Ì キーを押してカーソルをチャンネル
ラインへ移動します。
計測設定でCH1（ﾁｬﾝﾈﾙ1）が「スル」に設定されている時、CH1を表示しカーソルがチャ
ンネル番号で点滅します。
（CH1が計測設定で「シナイ」に設定されている時は計測設定で「スル」を設定されている内の最小のCH番号を表示します。）
3．カーソルがチャンネル番号上で点滅中に Ó 又は
Ô キーを押して測定するチャンネル番号を表示します。（計測設定でスルを設定したチャンネ
ルだけを表示します。)
4．ENTキーを押すと、表示のチャンネルに固定して測定を開始します。

－ 23－

5.3.装置アドレスを設定するには通信インターフェイス（RS-485）を使用して上位装置に測定データを送信する場合に設定が必
要で、通信で使用する装置アドレスを設定します。
操作手順【キー操作】【表示画面】

MNU

【説

明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。

2．メニュー画面で▲又は▼キーによりカーソルを“3.ツウシンセッテイ”に移動しENTキーを押すと通信設定メニュー画面を表示します。

ENT

メニュー画面
1.ｼｹﾝ
2.ｹｲﾎｳ ﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ
3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

3．通信設定メニュー画面で▲、▼キーによりカーソ
ルを“1.ソウチアドレスセッテイ”に移動し、ENTキーを押すと装置アドレス設定画面を表示
します。

ENT

通信設定ﾒﾆｭｰ画面
ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ ﾒﾆｭｰ
1.ｿｳﾁｱﾄﾞﾚｽ ｾｯﾃｲ
2.ﾂｳｼﾝﾃﾞｰﾀ ｾｯﾃｲ
3.----▲・▼：ｶｰｿﾙ移動装置ｱﾄﾞﾚｽ設定画面
ｿｳﾁ ｱﾄﾞﾚｽ ｾｯﾃｲ

4．装置アドレス設定画面で Ó 又は Ô キーにより、カーソル位置の数値を増減し、装置アドレスを設定します。
ｿｳﾁ ｱﾄﾞﾚｽ: 0“0”～“9”及び“A”～“E”の範囲で設定可能
で初期値は“0”です。
▲・▼：数字の増減
ENTキーを押すと登録され通信設定メニュー画面を表示します。
ESC→ENTキーで測定を開始します。

ENT

登録● 送信データについて
基本的にはIr測定値を送信しますがそれ以外に測定状態により各データコードを送信します。計測
ユニットの表示と送信データの関係については44ページをご参照下さい。

－ 24－

5.4.通信データを設定するには通信インターフェイス（RS-485）を使用して上位装置に測定データを送信する場合に上位装置に合わせて通信データを設定します。
注1）－Iの機種では、この機能はありません。

操作手順【キー操作】【表示画面】

【説

MNU

明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。

2．メニュー画面で▲又は▼キーによりカーソルを“3.ツウシンセッテイ”に移動しENTキーを押すと通信設定メニュー画面を表示します。

ENT

メニュー画面
1.ｼｹﾝ
2.ｹｲﾎｳ ﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ
3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

3．通信設定メニュー画面で▲、▼キーによりカーソ
ルを“2.ツウシンデータセッテイ”に移動し、ENTキーを押すと通信データ設定画面を表示し
ます。

ENT

通信設定ﾒﾆｭｰ画面
ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ ﾒﾆｭｰ
1.ｿｳﾁｱﾄﾞﾚｽ ｾｯﾃｲ
2.ﾂｳｼﾝﾃﾞｰﾀ ｾｯﾃｲ
3.----▲・▼：ｶｰｿﾙ移動通信ﾃﾞｰﾀ設定画面
ﾂｳｼﾝ ﾃﾞｰﾀ ｾｯﾃｲ

4．通信データ設定画面で Ó 又は Ô キーにより、“ABC”(英字)又は“123”(数字)が交互に切り替わります。
上位装置がKK10Aの場合は“ABC”に、TOSCAMの場合は“123"に設定して下さい。初期値は“ABC"(英字)になっています。
ENTキーを押すと登録され通信設定メニュー画
面に戻ります。“123”で登録した場合は、44
ページ送信データ一覧表の送信データが( )内の数字で送信します。

ﾂｳｼﾝ ﾃﾞｰﾀ:

ABC▲・▼：ｶｰｿﾙ移動

ENT
登録

－ 25－

5.5.測定値を見るには測定画面ではチャンネル番号とその計測データを表示します。
操作方法【キー操作】【表示画面】

【説

ＥＳＣ

明】

１ ．ＥＳＣキー、ＥＮＴキーの順にキーを押して下さい。測定画面(Ｉｒ電流)を表示します。
電源投入時、イニシャライズ後の測定画面(Ｉｒ電流)を表示します。

ＥＮＴ

測定画面(Ｉｒ電流)
R1 12.5 5 100.52
1.5 6 ---3 50.2 7 40.2
4 69.7 8 45.7

ﾁｬﾝﾈﾙ番号

ｶｰｿﾙ
測定中のﾁｬﾝﾈﾙ
を示します。

計測ﾃﾞｰﾀ
絶縁抵抗電流値及び各ﾒｯｾｰｼﾞを表示
計測しないに設定した場合の表示▲・▼ ：Ｉｒ電流と対地静電容量測定画面切替
計測ﾃﾞｰﾀ
対地静電容量値を表示
測定画面(対地静電容量)
C1 9.93 5 2.16
2 4.21 6 ---3 3.57 7 5.11
4 7.04 8 1.19

２ ．▲又は▼キーを押すことにより対地静電容量を表示します。
再度、▲又は▼キーを押す事によりＩｒ電流値を表示します。
自動測定、手動測定両モードで対地静電容量値を見ることが出来ます。

表示データの種類と説明
測 定 画 面Ｉｒ電流値
表示

0.0～150.0

明

表示範囲内のＩｒ電流測定値です。

0.00～30.00＞Ｉｒ

表示範囲内の対地静電容量測定値です。
Ｉｒ電流値が本機の表示可能範囲をオーバーしている状態です。

≫Ｉｒ(Ir=150.1～190.0mA)(Ir=190.1mA以上)≫Ｉｃ

測定電路の静電容量成分が本機の計測可能範囲をオーバーしている状態です。

－－－－
＊

説

対地静電容量値
表示(測定値の先頭)(30μF以上)

測定値未確定チャンネル、又は未使用チャンネルです。
負荷変動（29ページ）があった時、測定精度が保証出来ない時に表示します。

●計測画面以外を表示中は絶縁(IR)警報検出動作を行いません。
この間、外部出力接点及び通信データはランプリセット操作を行う直前の状態を保持します。但し、漏電警報はランプリセット中及び計測画面表示以外でも検出して、漏電警報ランプを点灯します。
－ 26－

5.6.警報ﾗﾝﾌﾟを正常(緑点灯)に戻すには本器は一旦警報を検出し警報ランプ表示を行うと、警報が復旧しても発生時のランプ表示を保持します。これは過去に警報が発生した痕跡を残す為で、警報ランプ表示を正常状態（緑色）に戻すに
は次の「警報ランプリセット」操作を行います。

操作手順【キー操作】【表示画面】【説明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。
MNU

メニュー画面ENT

2．メニュー画面で▲又は▼キーにより“2.ケイホウ

1.ｼｹﾝ

ランプリセット”にカーソルを移動してENTキー

2.ｹｲﾎｳﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ

を押して下さい。全ての警報ランプがリセットし

3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲます。

4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼:ｶｰｿﾙ移動

警報ランプ
リセット動作

3．リセット後の画面表示、カーソル位置は変わりまん。
ESCキーを押すと、測定モード選択画面表示します。ENTキーを押すと測定を開始します。

－ 27－

5.7.動作試験を行うには動作試験を行う事によって本器検出部及び表示部のハードウエアチェック（絶縁警報ランプ及び漏電警報ランプの点灯動作、Igr疑似測定値表示機能、ZCT及び接続ケーブルの断線チェック）を行う
事ができます。
漏電部動作試験を全チャンネル同時に約3秒間行い、その後、絶縁部動作試験をチャンネルにより順次行います。

5.7.1.動作試験方法
操作手順【キー操作】【表示画面】

MNU

【説

明】

1．MNUキーを押してメニュー画面を表示します。

メニュー画面
1.ｼｹﾝ
2.ｹｲﾎｳﾗﾝﾌﾟ ﾘｾｯﾄ
3.ﾂｳｼﾝ ｾｯﾃｲ
4.ｹｲｿｸ ｾｯﾃｲ▲・▼:ｶｰｿﾙ移動

2．メニュー画面で Ó 又は Ô キーにより“1.シケン”にカーソルを移動して、ENTキーを押して下さい。
全ての警報ランプをリセットしてから試験画面を表示し動作試験を開始します。

試験画面
T1 54.1 5 54.0
2 54.1 6 54.0
3 54.1 7 54.0
4 54.1 8 _ _ _ _3．試験画面ではカーソルは試験を行っているチャンネル番号で点滅し、順次試験測定値（Ir値：単位mA）を表示します。カーソルが消えたら試験は完了です。
結果判定については29ページを参照下さい。

ENT

4．ESC又はMNUキーで動作試験を終了し測定モード選
択画面又はメニュー画面を表示します。又動作試
験中でもESC又はMNUキーにより動作試験を中止
し、警報ランプをリセットします。

ESC

又は

MNU

で試験終了

－ 28－

5.7.2.動作試験結果の判定方法
試験結果は、警報ランプの点灯と試験測定値（Ir値）により次表の通り判定します。
確認項目

OK(正常判定)

NG(異常判定)

漏電警報ランプ(赤色)点灯絶縁警報ランプ(赤色)点灯左の判定項目をどれか1項目でも満
たしていない場合は異常です。
30ページ「動作試験結果異常判定時の対処方法」を参照して下さい。

備考

全チャンネル
ZCT接続チャンネルのみ

試験測定値は負荷変動がない時50±10mAの表示をします。
（負荷変動は、監視している電路の絶縁抵抗及び対地静電容量が変化することです。）

注意

動作試験は、本器内部から模擬信号を流して本器検出回路部の表示動作をテストするものであって、実際に検出精度や接続状態を判定する
ものではありません。
特にZCTの誤接続に対してはその状態や現場の条件によって動作試験
では判別不可能な場合もありますのでご注意下さい。

［解説］●動作試験中の警報検出
動作試験は検出部回路に模擬試験信号を流して行う為、その間実際の電路の測定は行っていません。よって動作試験中は絶縁警報共に検出しません。
●動作試験中の通信データ及び外部出力接点動作
動作試験中は測定を中止し、外部出力接点，警報ランプ及び通信データは動作試験
開始時にリセットします。
●漏電検出部の動作試験は絶縁部で対象とならない回路の試験を行いますので、ZCTが未接続でも動作試験が行えます。

－ 29－

5.7.3.動作試験結果異常判定時の対処方法
動作試験で異常判定となった場合は、その表示状態に応じて次表のチェックを行って下さい。
説

明

異常表示
(原
・基準信号エラー画面
ｷｼﾞｭﾝ ｼﾝｺﾞｳ ｴﾗｰ!

因）動作試験中に基準信号エラーが発生したか又はエラー発生中に試験を行った場合に表示します。

・絶縁警報ランプ：赤色点灯しない。

（対処方法）
32ページ「6.2.2“基準信号エラー”発生時の対応」を参照して下さい。
基準信号が復旧して約8秒間正常に受信するとエラー表示は自動復帰し、動作試験を最初からやり直します。

①既存Ir値大である場合
監視電路に既にIr値（約200mA以上）が存在している状態では動作試験で正しい動作をしません。（監視状態ではIR警報を検出しま
す。）この場合試験測定値＜合格範囲となります。
・試験測定値：合格範囲外又は・絶縁警報ランプ：赤色点灯しない。

②既存Io値大である場合①と同様監視電路に既に数アンペア以上のIo値が存在している状態に於いて動作試験を行っても正常動作をしません。
③・ZCT接続ケーブルの断線又は､接続端子の外れ、接触不良。
・ZCT内部巻線の断線

この場合試験測定値は0に近い値となります。
端子の確認、導通チェック等を行って下さい。

④ZCTの誤接続

ZCT及び本器端子台の接続が正しく行われているか確認して下さい－ 30－

6.エラー発生時の対応/保守
6.1.修理を依頼される前に●画面にメッセージが表示されているときの対応については32ページをご覧下さい。
●本器に何らかの異常が発生した場合には、下表に従って点検して下さい。
内

容考えられる原因

対処方法

定格電圧範囲外の電源を使用している。

正しい電源を使用して下さい。

電源ヒューズが切れている。

電源ヒューズが切れた原因を確認後、問題なければヒューズを交換して下さい。

ZCTは接続されているが測定値を表示しない。
(LCD表示：－－－－)

計測設定で計測を「シナイ」に設定されている。

計測設定で計測を「スル」に設定変更して下さい。

警戒警報を誤検出する。
(LCD表示：≫Ir)

ZCT接続コードの誤接続による誤動作。

ZCTの接続に誤りが無いかどうか、本器側、ZCT側共にチェッ
クして下さい。

Ir測定値を表示し、警報を検出するが、クランプリー
クメーター等で測定すると漏電はない。

監視フィーダーの中性相（N相）に絶縁不良が発生している。

本器方式(Igr方式)では、中性相の絶縁不良も検出します。当該電路の点検を行って下さい。

絶縁測定誤差が大きい。

電路電圧の設定が間違っている。

監視電路の対地電圧に合わせ、電路電圧を正しく設定して下さい。

警戒警報を誤検出する。
(LCD表示：≫Ir)

ZCT接続コード(M・N線)の外れ、断線。

M・N線の断線や接続状態をチェ
ックして下さい。

測定値が常時0.0表示している。

ZCT接続コード(K・L線)の外れ、断線又はZCT内部巻線の断線。

K・L線の断線や接続状態をチェ
ック及びZCTのk-ç 端子間の導通チェックを行って下さい。

電源が入らない。
電
源
投
入
時
又
は
設
置
時
の
異
常

監
視
中
の
異
常

CT接続線を外し、k-ç
端子間で∞ΩならNG。

－ 31－

6.2.エラー発生時の対応
6.2.1.エラー表示について
エラー表示には次の「エラー画面」による表示と「エラーコード」による表示の2種類があり、エラー発生時液晶表示器にて表示します。
エラー画面表示 ：動作試験中，又計測中に表示します。
エラー表示
エ
ラ
｜
画
面
表
示

ｷｼﾞｭﾝ ｼﾝｺﾞｳ ｴﾗｰ!

説明（原因）

対処方法

基準信号エラーです。
監視電圧(20Hz/0.5V)受信レベ
ルが低下(0.25V以下)して、又は正常に受信できなくなって異常ランプ点灯後約40秒間継続した場合に表示します。
この時送信データは全チャンネ
ル“DDDD”を送信します。

下記の「基準信号エラー発生時の対応｣を参照して下さい｡
エラーの復旧：エラーが復旧し、基準信号を8秒間以上正常に受信すると、エラー表示は消灯し、エラー発生前の動作を最初からやり直します。(自動復帰)

6.2.2.“基準信号エラー”発生時の対応
基準信号エラーが発生した場合の対応では、その原因が「監視電圧が出力されていない」事によるものであるのか「出力はされているが受信不能な状態である」のかを判別する為に、まず絶縁監視電圧発生器について次項(1)により原因の判別を行い、その結果に応じて次の(2)、又は(3)項のチェックを行って下さい。
(1)基準信号エラー発生原因の判別
計測ユニット又は絶縁監視電圧発生器

絶縁監視電圧発生器端子台のＫ・Ｌ端の異常警報接点が動作したか、又は子間に監視電圧(AC7～10Vrms/20Hz)が異常ランプ(赤)が点灯しているか。

出力されているか。(→下記※)

はい

いいえ

はい

絶縁監視電圧発生器から監視電圧が監視電圧は出力されていますが、基出力されていません。

準信号を正常に受信出来ない状態で33ページの(2)「絶縁監視電圧発生器

す。33ページの(3)「基準信号エラー

側のチェック項目」について確認しに関 するその他のチェック項目」にて下さい。

ついて確認して下さい。

上記に該当しない場合や確認できない場合は次項(2)、(3)各々について点検を行って下さい。
※出力電圧の測定は、可能な場合にのみ行って下さい。測定には入力インピーダンス1MΩ程度で、20Hzが測定可能な真の実効値タイプのAC電圧計を用いて下さい。

－ 32－

(2)基準信号エラー発生時の絶縁監視電圧発生器側チェック項目
絶縁監視電圧発生器のチェックでは、表示ランプと異常接点出力の動作状態に応じて、次表の原因チェックを行って下さい。
（ﾗﾝﾌﾟ、異常接点の状態で“－”はﾗﾝﾌﾟ消灯、異常接点不動作(ブレイク)を表します。）
表示ランプと接点の状態
ランプ
異常
考えられる原因
説明と対応
電源 出力 異常接点－動作
過地絡(5A～10A)の発過地絡の原因を確認し、対処し赤黄1.
（ﾒｲｸ) 生により、保護機能が て下さい。過地絡が復旧すると点灯
点灯
動作し、重畳出力リレ 保護機能は自動復帰します。
異常ﾗﾝﾌﾟ(赤)が点灯し異ーを遮断した。
常警報接点が動作(ﾒｲｸ)｡
出力ﾗﾝﾌﾟは消灯。
動作
重畳出力電圧が低下し 中性相の完全地絡が考えられま
赤黄黄2.
（ﾒｲｸ) た。
す。又は、本器重畳電圧出力回
点灯 点灯 点灯
路の故障です。
異常ﾗﾝﾌﾟ(赤)が点灯し異重畳用CTの2次側に2A本器の電源投入時に、既に2Aを常警報接点が動作(ﾒｲｸ)｡を越えるIo電流が流れ 越えるIo電流が流れている場合
出力ﾗﾝﾌﾟは点灯。
ている。
は起動できないことがあります。
正常な電源電圧が印加 電源ケーブルの断線・誤接続等－
3. － － －されていない。
が無いかどうか、確認して下さい。
本器故障
電源ランプを含め、全ランプ消灯。
－－
重畳用CTの接続不良
重畳電圧出力ケーブルの断線・
黄黄4.
誤接続が無いかどうか確認して
点灯 点灯
下さい。
出力用保護ヒューズ切 出力用保護ヒューズの断線や接電源ﾗﾝﾌﾟ、出力ﾗﾝﾌﾟ共にれ触不良が無いかどうか確認して正常に点灯している。
下さい。
本器の周波数設定スイ 20.0Hz電源非同期(設定1)にしッチが20.0Hz非同期に て下さい。
設定されていない。
(3)基準信号エラー発生時のその他のチェック項目考えられる原因
説明と対応
基準信号入力コード 基準信号入力コードには接続極性があります。NEＢ、EＤ
計測ユ の誤接続(極性違い) が正しく接続されているかどうかを端子台側及び電路側にニットついて確認して下さい。
基準信号入力コード 断線や接続端子の接触不良等について、チェックして下さの断線、接触不良
い。
EＤ不良(接地の浮き
接地抵抗が高いと基準信号が減衰します。基準信号入力コ
その他 又は接地抵抗値が過 ードが接続されているEＤをチェックして下さい。又、接地の原因 大である。)
抵抗値は100Ω以下として下さい。
ノイズや高調波によ 周辺に強いノイズや高調波を発生する機器があるかどうか
る外乱
確認して下さい。
－ 33－

6.3.保守
保守作業に於いては、安全の為次の注意事項をお守り下さい。

危険システム構成品の移動、交換等接続作業を伴う保守作業を行う場合は安全の為、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行って下さい。
又、その際には設置工事要領書を参照して、設置工事要領書の注意事
項をお守り下さい。

6.3.1.電源ヒューズの交換

危険・火災防止の為指定された定格(電流・電圧・タイプ)のヒューズを使用して下さい。
・必ず電源スイッチをOFFにして、電源の供給を停止してからヒューズの交換をして下さい。
・ヒューズホルダーを短絡しての使用はしないで下さい。

(1)指定定格：本装置で使用しているヒューズは次のものです。

最大定格電圧最大定格電流タイプ・形状計測ユニット：IGR850GF
電源入力用ヒューズ
125［V］
0.5［A］
MZタイプガラス管ヒューズ
L=20mm φ6mm 普通溶断形B種

絶縁監視電圧発生器：IGRS-410
出力用ヒューズ
250［V］
15［A］
L=20mm φ6mm
普通溶断形B種(2)交換方法：次の方法でヒューズを交換して下さい。
1.電源スイッチをOFFにします。
2.ヒューズホルダーを矢印の方向に回して取り外します。
3.ヒューズホルダーに装着されている切れたヒューズを取り外します。
4.新しいヒューズをヒューズホルダーに装着し、矢印と反対方向に回して元の場所に取り付けます。
● 部品の耐用年数について
液晶表示器（LCD）の耐用年数（寿命）は約10年です。それ以上経過した場合は表示が暗くなる等の症状により部品交換が必要となります。

6.3.2.清掃について
ベンジン、シンナー等プラスチック類を傷める様な溶剤は使用しないで下さい。
(特に表示部にご注意下さい。) 一般の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取って下さい。
著しい汚れは、水で薄めた中性洗剤を浸した布で拭き取り、乾いた布で乾拭きをして下さい。

－ 34－

7.仕 様

項

目

仕

様

品名・形式

絶縁監視装置計測ユニット (IGR850GF)

電

定格電圧AC100V、50/60Hz (電圧変動範囲±15％)

源

消費電力

50VA以下使用条件

0℃～50℃ (動作温度)
90％RH以下 (ただし結露しないこと)

停電補償

測定条件設定値は不揮発性メモリ(EEPROM)で保持

絶縁抵抗

10MΩ以上 (DC500Vメガー)

耐電圧

AC2000V

外形寸法

450(W)×210(H)×195(D)mm（突起部含む）

ただし電源入力一括と本体ケース間

1分間

４５０

１６６

１８５

ＩＧＲ８５０ＧＦ

２１０

絶 縁 監 視 装 置

２９４１０
端子台カバー

コードクランプ用タイマウント

取付穴寸法：415(横)×190(縦)mm
質

量

約8㎏

取付方法

埋込み取付け

接

D種接地

地

－ 35－

項

目

仕

入力チャンネル数

8チャンネル

測定(表示)範囲

0.0～150.0mA

警報検出精度

測定精度と同じ

警報検出時限約15秒 (1チャンネル当り)

警報設定レベル警戒10～100mA

注意

5～50mA

注意・警戒共警報復旧レベル様

分解能：0.1mA

5mAステップ

警報設定値の85％

測定精度
対地静電容量30μF以下測定モード

範囲50.0mA精度±10％±2mA

自動測定：常時スキャニングモード（スキャニング間隔

約15秒／1チャンネル）手動測定モード
警報検出表示項

絶縁警報ランプ点灯(自己保持)及び外部接点出力(自動復帰)

目

仕

様

入力チャンネル数

8チャンネル

検出設定レベル

0.2A／1A選択

検出レベル中心値

検出設定レベルの75％

検出精度

検出設定レベルの＋0、－50％

検出復旧レベル

検出レベルの95～70％

検出時限

1秒

警報検出表示漏電警報ランプ点灯(自己保持)及び外部接点出力(自動復帰)＋0、－50％

－ 36－

項

目

仕

LCD表示器

キャラクタディスプレイ、16文字4行

警報ランプ

LED(自己保持)
警報種別

異常ランプ

様

絶縁警報ランプ

漏電警報ランプ

正

常

緑

点灯

緑

注

意

黄

点灯

----

警

戒

赤

点灯

----

漏

電

----

赤

点灯

点灯

LED（自動復帰）
基準信号異常時点灯（自動復帰）項

目

外部接点出力仕様

リレー接点出力：注意、警戒(各1／1台，全チャンネル一括動作)(自動復帰)
漏電(各チャンネル毎)(自動復帰)
異常(自動復帰)
接点容量項：AC125V 1A

DC110V 0.1A

目

遠隔監視用ポート

仕上位装置リンク用端子台通信ポート
通信インターフェイス：RS-485－ 37－

但し抵抗負荷様

絶縁監視電圧発生器
項

目

仕

様

品名・形式

絶縁監視電圧発生器 (IGRS-410)

電

定格電圧AC100V、50/60Hz (電圧変動範囲±15％)

源

消費電力

30VA以下使用条件

0℃～50℃ (動作温度)
95％RH以下 (ただし結露しないこと)

絶縁抵抗

10MΩ以上 (DC500Vメガー)

耐電圧

AC2000V

ただし電源入力一括とケース間

1分間

外形寸法

25

絶縁監視電圧発生器

150

電源

ＩＧＲＳ－４１０出力
ミドリ安全

出力ヒューズ

240

重畳異常

ＦＵＳＥ

周波数設定
設定
０

出力動作状態

設定

１５Ａ
出力動作状態

出力無し(出力ランプ点滅)

５

出力無し(出力ランプ点滅)

１

２０.０Ｈｚ電源非同期動作

６２０.０Ｈｚ電源同期動作

２

１５.０Ｈｚ〃７

１５.０Ｈｚ〃３

１２.５Ｈｚ〃８

１２.５Ｈｚ〃４

出力無し(出力ランプ点滅)

９

出力無し(出力ランプ点滅)

周波数設定
６

７ ８
９
０

５

１

４
名

称

絶縁監視電圧発生器

電源電圧

型

式

ＩＧＲＳ－４１０

製造番号AC100V 50/60Hz３２

ミドリ安全株式会社

170

158
110

202
220

4－φ7穴

質

量

約6㎏

取付方法

埋込み取付け

接

D種接地

地

出力特性

出力電圧：10V(実効値)、出力周波数：20Hz(正弦波)

出力電圧監視機能

出力電圧低下時(70％以下)、異常ランプ点灯及び異常警報接点作動(ブレイク→メイク)。異常復旧時はランプ及び接点共に自動復帰

過大地絡保護機能

接地線(重畳用CT2次側貫通線)の漏洩電流(5～10A)超過で、出力回路を遮断し異常ランプ点灯及び異常警報接点作動。

警報接点出力異常ランプ点灯時メイクする。
接点容量：AC125V 1A，DC110V 0.1A

－ 38－

但し抵抗負荷

項
品名・形式

目

仕
重畳用変成器(略称：重畳用CT)

様

CCT-30

外形寸法
１１５

１６０
１７４

７

１４５

１５７

Ｋ

ｋ

ｌ

取付金具

質

量

約10㎏

備

考

本器は、監視電源ユニットの付属品です。

－ 39－

１９０

φ１３２．５
φ３０

８０

２－φ７穴

製 品 名

計測ユニット品

数1本

終端抵抗（200Ω）

1本

取扱説明書(本書)

1部

設置工事要領書1部

端子台カバー（アクリル板）

1枚

支柱

6本

平径5.5

長さ30

M3×8

製 品 名

6本

品

名

数

式

量

重畳用変成器1台

出力用(保護)ヒューズ 15A

1本

零相変流器（オプション）の主な仕様
型

量保護用ヒューズ 0.5A

化粧ビス

絶縁監視電圧発生器

名

窓直径(mm)

定格電流

ZT-40

40φ

200A

ZT-68

68φ

400A

盤取付用

ZT-104

104φ

800A

低圧用

ZT-156

156φ

2400A

ZT-245

245φ

3200A

Z-52DB

52φ

300A

Z-77DB

77φ

600A

Z-112DB

112φ

1000A

－ 40－

用

途

8.リレー接点出力の使用上の注意
本器の接点出力をご使用になり、誘導性負荷を制御する場合、以下の事項に注意 ご注意下さい。
①DC回路

DCリレー、DCモーターなどの誘導性負荷を制御する場合、負荷側にダイオードなどのサージ
ノイズ吸収用素子による対処を必ず行って下さい。
（推奨ダイオード：富士電機製 ERA15-02 又は相当品(200V 1Aクラス)）②AC回路
ACリレー、ACモーターなどの誘導性負荷を制御する場合、負荷側にCR素子、又はサージアブ
ソーバなどのサージノイズ吸収用素子による対処を必ず行って下さい。
（推奨CR素子：松下製 スパークキラー・ECQJ0186XB 又は相当品）※ 詳細は、負荷装置の取扱説明書等をご参照下さい。
DC.V
(＋)

AC.V
(－)

リレー

ダイオード

リレー

(＋)

DC回路

AC回路

－ 41－

CR素子

付録

基本原理

次に示すIgr方式の動作説明図をもとに、変成器による重畳Igr方式の測定原理を説明します。

③

電流取込み

I20

絶縁インピーダンス（負荷に相当）

ＺＣＴ

Ir

⑥
①

② I20

～

V20

⑦

Ic

Ir
cosφ
＝１

ＣＲ
有 効 分
検出回路

④

⑤

⑧

電圧取込み
監視電源

有 効 分
電流出力

出力電流
換算回路

絶縁検出部

①は、商用周波と異なる測定用代替電力を供給する電源部です。②は測定用代替電圧を、一点接地方式の接地線に供給するための変成器です。
重畳用変成器では、一次側に20回の励磁コイルが巻かれており、窓内を貫通させた被絶縁監視
電路の変圧器B種接地線が、1回巻きの二次導体として作用し、接地線には1/20の電圧(0.5V/20
Hz）が誘起されます。
ここに、｢接地線を電源(絶縁検出用)」とし、電路の「対地絶縁インピーダンス(④⑤)を負荷」とする「絶縁監視の電気回路」が構成されます。この時、図中の電力用変圧器の巻線インピー
ダンスは極めて小さな値なので無視できます。
「絶縁検出部」では、③の零相変流器で検出した絶縁検出用周波数成分の電流を、⑥の有効分検出回路で有効分演算を行い、抵抗性の電流を分離抽出します。この抽出電流を、⑦の出力電流換算回路で変換し、表示・警報回路へ供給します。
この方式の特長は、Io方式ではできなかった接地電位相(中性相)の絶縁監視が可能になり、直流絶縁抵抗計でB種接地線から絶縁抵抗を計測したときと同じ条件を得ることができます。
このため信頼性の高い絶縁管理ができます。

－ 42－

次の図は、漏れ電流の構成要素をベクトルで表したものです。

IN

IN+I20

VN

～

V20

～

進み90゜ Io方式の検出値相当値

INC
INR
I20C I20R
C
Rg

③

①
I20C＝30mA

I20＝31.6mA

φ ②
I20R＝
10mA

ＶN：ノイズ電源(Ioを含む)
ＩN：ノイズ電流(Ioを含む)
IN

Io方式ではベクトルの選択はしないので、電流の量(スカラー量)で検出する。
ただし大幅に周波数の異なる成分は減波回路などにより軽減している。

I20Cが30mA流れているところでI20Rが10mA増加した場合の変化量④

0゜(＝V20のベクトル方向)

Igr
検出値
10mA

(注)20Hzでは、Icが50Hzの2/5となる。

この図の例で示すように、絶縁が良好なとき、電路の対地静電容量による透過電流が①30mAが流れ、絶縁劣化が生じます。②の抵抗性絶縁劣化電流10mA(100V系で0.01MΩ相当)が増加した場
合、Io方式とIgr方式では次のような違いがあります。
Io方式･･････①30mA→③31.6mA(変化率約5％)
Igr方式･････0→10mA
つまり、Io方式に比べIgr方式は大きな変化が得られ、的確に絶縁劣化箇所を見つけることがで
きます。

－ 43－

付表：表示・送信データの一覧表
表

示

≫Ir

≫Ic

＞Ir

－－－－

ｷｼﾞｭﾝｼﾝｺﾞｳｴﾗｰ

0.0～150.0

送信データ

測

定

状

態

HHHH

漏電が漏電警報設定値の75％以上に達し、漏電警報を検出してい(9999)ます。

AAAA

Ir電流値が測定可能範囲をオーバー(Ir＝190.1mA以上）している(3333)

状態です。

BBBB

測定電路の静電容量成分が過大(30.0μF以上）で計測値が認識で(4444)

きない状態です。

AAAA

Ir電流値が本器の表示可能範囲をオーバーしている状態です。

(2222)(Ir=150.1～190.0mA)

FFFF

未測定又は未使用チャンネルです。測定開始後、データがまだ上(8888)がらないチャンネルもこの表示となります。

DDDD

基準信号異常です。監視電圧の低下(0.25V以下）等により基準信(8000)

号を正常に受信できない場合に表示します。

0000～1500

表示範囲内(0.0～150.0mA)のIr電流測定値を表示します。送信データでは小数点は表示しません。

40.0～60.0

IIII

動作試験データを表示します。送信データは動作試験を終了する(9100)

まで送出します。表示値は負荷変動の無い時です。（29ページ）＊

0000～1500

負荷変動（29ページ）があった時、測定精度が保証出来ない時に(測定値の先頭)

AAAA

＞Ir

(2222)

≫Ir

AAAA

≫Ic

(3333)

表示します。

BBBB(4444)

注1）送信データの()内は、通信データを“123”に設定した時の送信データです。

注2）－Ｉの機種の通信データは、別冊通信仕様書を参照して下さい。

－ 44－

付図

総合結線図例※検出用ZCTの貫通極性（K・L）はB種接地線に設置する場合（ﾁｬﾝﾈﾙ1）とﾌｨｰﾀﾞｰに設置する場合（ﾁｬﾝﾈﾙ2～8）で変圧器に対する極性が異なりますのでご注意下さい。ﾌｨｰﾀﾞｰに設置する場合はZCTのK面が変圧器側になります。
ここではﾁｬﾝﾈﾙ1のCTはB種接地線ﾁｬﾝﾈﾙ2～8はﾌｨｰﾀﾞｰに設置した例です。
接続線の種類
用

途

番号

名

①

電源入力ｹｰﾌﾞﾙ

2芯ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm２以上②

接地線

ﾋﾞﾆｰﾙ電線 KIV 2.0mm２以上③

各ﾁｬﾝﾈﾙ
ZCT接続ｹｰﾌﾞﾙ

制御用ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
CVVS 1.25mm２以上④

基準相入力ｺｰﾄﾞﾋﾞﾆｰﾙ電線 KIV 0.75mm２以上⑤

上位装置伝送ｹｰﾌﾞﾙ CPEV-S-φ0.9-2P相当⑥

電源入力ｹｰﾌﾞﾙ

2芯ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm２以上⑦

接地線

ﾋﾞﾆｰﾙ電線 KIV 2.0mm２以上⑧

重畳用CT接続ｹｰﾌﾞﾙ 2芯ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm２以上

計測ﾕﾆｯﾄ：IGR850GF
接続線

Ｂ種接地線

検出用ZCTが分割型の場合
DB）（ZM、N線を下図の極性で1回通して双方を接続して下さい。

L面

CH2
K面
CH3
(ﾁｬﾝﾈﾙ2)
検出用ZCT
ｋ
ç
ｋt
çt

CH5

CH6

CH7

③

白
赤
緑

K

CH1
(ﾁｬﾝﾈﾙ1)

L
M
N

K面

CPEV-S-φ0.9-2P

L面

③

⑤

緑 赤 白 黒

黒
白
赤
緑

③

上位装置

ｋ
ç

ｋ
ç
ｋt
çt

絶縁監視電圧発生器：IGRS-410
接続線

ｋ
ç
ｋt
çt

検出用ZCT
黒K面
検出用ZCT

黒
白
赤
緑

L面

L面

検出用ZCT

CH4

CH8(ﾁｬﾝﾈﾙ8)

称

終端抵抗

K面

ED

N M L K N M L K
CH1

K
重畳用CT
L

黒
白

⑧

重畳用CT
ｋ
ç

CH2

a1
c1

RS-485ED

計測ユニット(IGR850GF)

電源：AC100V
漏電2

漏電7 漏電8K面

FG AC100V入力
緑 白 黒

⑥黒
P100
P0
FG

CH8

外部出力
注意 警戒 異常 漏電1

異常出力

GND SG TRBTRATRBTRA

CT入力
基準相

④

(IGRS-410)

入力 出力

L面

絶縁監視電圧発生器

NE
ED
NE
ED

N M L K②

白 AC100VED①
AC100V緑⑦
EDEB
ED(必ず100Ω以下)

－45－

－46－

仕

様

保

証

保証期間は納入後1年とします。正常に使用している状態で、保証期間内に発生した故障は無償で修理します。ただし、次の場合は有償となります。
・仕様範囲を超えて使用した場合。
・誤操作が原因の場合。
・保証期間を過ぎた場合。
・お客様による修理や改造によるもの
・自然災害や当社の責によらないもの。

校正・修理のお問い合わせ先
ミドリ安全株式会社
電気計測事業部〒143-0025

東京都大田区南馬込2-29-1 3F

電話（03）5742－7211－ 47－

絶縁監視装置

IGR850GF
IGRS-410

初 版
第2版
第3版
第4版

共通取扱説明書2006年10月
2006年12月
2007年10月
2009年6月

版権所有
ミドリ安全(株)2009年
この資料の一部を当社の許可なく他に転載することを禁じます。また、この内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。