ポータブル水質計

シ
シリ
リー
ーズ
ズ

pH/ORP/EC/DO/ION・pH/EC・pH計PORTABLE WATER QUALITY METER
P20 Series

リーセンサ採用
フ鉛（対象センサ：pH複合センサ GST-2729C）

。
応
。
対
す
ン
ョ
で
シ
種
ー
機
デ
8
リ
の
バ
プ
。
ッ
ア
ン
防水型
イ
ラ
も
型
能
機
合
複

フィールド測定の新たなステージへ、
防水構造、
ISO
（バリデーション）
支援機能対応、
データメモリー300データ搭載。

●バリデーション支援へ向け
メモリー内蔵センサ「キャル・メモ」採用。
（一部センサ除く）
センサ自身に型式、製造番号、校正データ（履歴）をメモリー。
ＩＳＯ等における一歩進んだ機器管理を支援します。
（オプションプリンタとの併用により、センサ型式、校正データ等を印字させることができます。）
電気伝導率セルでは、各セル固有のセル定数を自動読込み。使用開始時のセル定数設定の必要はなく、セル定数の設定ミスの心配もありません。
イオンセンサでは、
イオン種（イオン価数）を自動判別できるので、校正時の標準液の選択ミス等の判断を容易に行うことができます。
●校正履歴表示
最新の校正日時／校正結果を表示することができます。
メモリー内蔵センサ「キャル・メモ」（一部センサ除く）採用により、
過去の複数の校正結果（校正履歴）を表示することもでき、機器管理が適切に行えたかをチェックすることができます。

あｯ!!と言う時にも安心な防水型です。
防水構造。
（JIS C 0920準拠*）
万一、海や河川、湖沼等に落としても大丈夫。もちろん、雨の日でも安心して使用できます。センサも、防水性を強化。水中浸漬（水深10ｍ）測定が可能です。
（一部センサ除く）＊防水規格

JIS C 0920準拠（IP67：１ｍ、30分浸漬可）

最新の校正日時表示例。

スロープ表示例。

●センサ校正エラー表示

充実しています。バリデーション対応機能。

校正時のセンサ状態を自動

ISO-14001/9001サポート。

ーを表示します。
保守、交換等を的確に行う

ISO-14001／9001に取り組むお客様へ、バリデーション対

ことができ、適切な測定管応機能を提供します。

理を行うことができます。

的に判断し、エラーナンバ

センサ型式
製造番号
本体型式
製造番号

●時計機能内蔵
測定値と共に、時計が常時表示されるので、
リアルタイムのデー
タ観察が可能です。

校正データ

データメモリー機能により、いつ測定したデータかを、後から容易
スロープ
（％）

に判断することもできます。さらに、前回、いつ校正したかを容易に確認することもできます。
時刻の常時表示例。

エラーナンバー表示例。

pH校正履歴印字例

pH計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ HM-20P/21P
ORP計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ RM-20P
電気伝導率
（EC）
計 ・・・・・・・・・・・ CM-21P
純水用電気伝導率（EC）
計 ・・・・ CM-21PW
溶存酸素
（DO）
計 ・・・・・・・・・・・・・・・ DO-24P
イオン・pH計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ IM-22P
電気伝導率・pH計 ・・・・・・・・・・・・・・ WM-22EP

ポータブル 水質計

シ
シリ
リー
ーズ
ズ

PORTABLE WATER QUALITY METER P20 Series

簡易モニタリング等、新しい使い方を提案します。

フィールド測定の簡便化、効率化へ、
複合機能型２機種用意。

データ集録機能充実。

２項目同時表示／測定のイオン・pH計と電気伝導率・pH計。

例えば、簡易モニタリングへの応

イオン・pH計、電気伝導率・pH計を用意しました。
各測定値を独立して、同時に表示／測定できるので、２項目のリ
アルタイムな観察が可能です。

用。メモリー300データ（複合器機能22P型は、200データ×２）と、
インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータ
サンプリングを行うことができ、排水等の簡易モニタリングが行えます。
インターバルタイム測定画面例。

プリンタ、パソコンにもつながる
デスクトップ型並みの拡張性。

イオン・pH同時表示例

アナログ出力、ACアダプタ入力、プリンタ／RS-232出力標準装備。

IM-22P型。

電気伝導率・pH同時表示例 WM-22EP型。

用途に応じた便利機能／オプションによる拡張機能。
●オートパワーオフ機能の設定／解除が可能です。
● US規格のpH標準液も選択できるので、海外におけるご使用にも十分対応できます。
（pH測定機種のみ）●誤動作防止に有効なキーロック機能を用意しました。
●温度校正機能（１点校正）搭載。
●測定値の自動安定判断読込みに便利なオートホールド機能。
●オプションプリンタは長期保存が可能な普通紙を用意。
（20P型除く）●パソコンへのデータ取込み（CSV形式）を行うためのデー
タ集録ソフト（G-LOG2）を用意。市販の表計算ソフトを用いて、データ管理を容易に行うことができます。
（20P型除く）

アナログ出力、
プリンタ/RS-232出力、ACアダプタ入力端子。

現場で測定したデータ（メモリーデータ）を、事務所に戻ってからオプションプリンタへ印字したり、パソコンでデータを取り込むことができます。
実験室等でご使用の場合は、
リ
アルタイムの手動印字や、一定時間毎の印字もできます。
（20P型除く）

拡張機能仕様機能
ACアダプタ入力
プリンタ出力＊RS-232出力＊

アナログ出力仕様
専用ACアダプタによるAC電源：AC100Ｖ±10％ 50/60Hz
シリアル出力
接続プリンタ（当社指定 外部プリンタ EPS-G）
パリティ ：無通信方式 ：調歩同期式
ストップビット：2
ボーレート ：9,600bps
キャラクタ長：８bit
接続ケーブル（当社指定 パソコン接続ケーブル 0GC00006）
測定値、温度、
レンジ（電気伝導率、抵抗率のみ）の２、３出力（22P型は各ch毎、２ch同時出力可）
pH：±700mV（pH０〜14）
レンジ：100mV／レンジ
ORP：±１Ｖ（0〜±1,999mV）
DO ：１ＶF.S.
電気伝導率：１ＶF.S.（各レンジ）
温度 ：０〜１Ｖ（０〜99.9℃）
電気抵抗率：１ＶF.S.（各レンジ）
接続ケーブル（当社指定 アナログ出力ケーブル 0GC00009）＊外部プリンタとパソコンは同時に接続できません。

「イオン・pH」、「EC・pH」の複合型もラインアップの計8機種。

pH

pH

温度

ポータブルpH計

HM-20P

本体価格：￥50,000
一式価格：￥70,000（pH複合センサGST-2739C添付）■測定方式 ガラス電極法■計量法型式承認 第SS994号■付加機能●データメモリー機能（300データ）●オー
トホールド機能●インターバル機能
●時計機能
■測定範囲
pH ：pH0.00〜14.00
温度：
０〜99.9℃

ハイコストパフォーマンス型。

pHpH / O R P 温度

ポータブルpH計

HM-21P

本体価格：￥75,000
一式価格：￥95,000（pH複合センサ キャル・メモ GST-2729C添付）

拡張性に優れた、高機能型。

ORP

O R P 温度ポータブルORP計

RM-20P

本体価格：￥45,000
一式価格：￥65,000■測定方式 ガラス電極法■計量法型式承認 第SS994号■付加機能●データメモリー機能（300データ）●オー
トホールド機能●インターバル機能●時計機能●外部プリンタ接続機能●RS-232出力●アナログ出力●電源ACアダプタ（オプション）接続■測定範囲
pH ：pH0.00〜14.00
ORP：
０〜±1,999mV（ORPセンサは別売）
温度：
０〜99.9℃■付加機能●データメモリー機能（300データ）●オー
トホールド機能●インターバル機能
●時計機能
■測定範囲
ORP：
０〜±1,999mV
温度：
０〜99.9℃（ORP複合センサPST-2739C添付）

ハイコストパフォーマンス型。

EC

電気伝導率 / 電気抵抗率 / 塩分 温度

ポータブル電気伝導率計

CM-21P

本体価格：￥63,000
一式価格：￥98,000（電気伝導率セル キャル・メモ CT-27112B添付）

電気抵抗率、塩分換算切換表示可能。
汎用、高機能型。

■測定方式 交流２電極法■付加機能●データメモリー機能（300データ）●オー
トホールド機能●インターバル機能●時計機能●外部プリンタ接続機能●RS-232出力●アナログ出力●電源ACアダプタ（オプション）接続■測定範囲（標準セル使用時）
電気伝導率：
０.1mＳ／ｍ〜10Ｓ／ｍ
電気抵抗率：0.1Ω・ｍ〜１0kΩ・ｍ
塩分：0.00〜4.00％
温度：
０〜80.0℃ポータブル水質計

EC

電気伝導率 / 電気抵抗率 温度

ポータブル純水用電気伝導率計

CM-21PW
本体価格： ￥95,000
一式価格：￥165,000（電気伝導率セル キャル・メモ CT-27111D添付）

純水の温度補償機能搭載。
純水領域の高精度測定。

DO

DO

温度

ポータブル溶存酸素計

DO-24P

本体価格： ￥90,000
一式価格：￥150,000（溶存酸素センサ キャル・メモ OE-270AA添付）

塩分、大気圧補正設定機能搭載。
BOD測定可能。

ION
pH

pH / O R P / イオン ×2 温度

ポータブルイオン・pH計

IM-22P

本体価格：￥108,000
一式価格：￥130,000（pH複合センサ キャル・メモ GST-2729C添付）

イオン、pHの同時表示、測定のハイグレード型。

EC
pH■測定方式 交流２電極法■付加機能●データメモリー機能（300データ）●オー
トホールド機能●インターバル機能●時計機能●外部プリンタ接続機能●RS-232出力●アナログ出力●電源ACアダプタ（オプション）接続■測定範囲（標準セル使用時）
電気伝導率：5.5μS／ｍ〜19.99mS／ｍ
電気抵抗率：50Ω・ｍ〜182kΩ・ｍ
温度：０〜80.0℃■測定方式 隔膜式ガルバニ電池法■付加機能●データメモリー機能（300データ）●オー
トホールド機能●インターバル機能●時計機能●外部プリンタ接続機能●RS-232出力●アナログ出力●電源ACアダプタ（オプション）接続■測定範囲
DO ：0〜19.99mg／L（0〜50.0mg／L＊）
飽和率：0〜199％（0〜500％＊）＊高濃度隔膜セット（オプション）使用時
温度 ：０〜50.0℃■ふらん瓶用溶存酸素センサOE-470AA／470BA
BOD測定
無流速測定対応溶存酸素センサOE-570BA
ふらん瓶用DOセンサ
（各オプシ
ョン）
（OE-470AA）■測定方式 pH：ガラス電極法 イオン：イオン電極法■計量法型式承認（pH） 第SS994号■付加機能●データメモリー機能（200データ×２）●オー
トホールド機能●インターバル機能●時計機能●外部プリンタ接続機能●RS-232出力●アナログ出力●電源ACアダプタ（オプション）接続■測定範囲
pH ：pH0.00〜14.00
ORP：
０〜±1,999mV
イオン：0.1μｇ／Ｌ〜999ｇ／Ｌ（イオンセンサによる）
温度 ：０〜99.9℃（pH／ORP）（ORPセンサ、
イオンセンサは別売）

pH / O R P 電気伝導率 / 電気抵抗率 / 塩分 温度 ■測定方式 pH：ガラス電極法 電気伝導率：交流２電極法

ポータブル電気伝導率・pH計

WM-22EP
本体価格： ￥85,000
一式価格：￥130,000

（

シリーズ

）

pH複合センサ キャル・メモ GST-2729C添付
電気伝導率セル キャル・メモ CT-27112B添付

電気伝導率、pHの同時表示、測定のハイグレード型。

■計量法型式承認（pH） 第SS994号■付加機能●データメモリー機能（200データ×２）●オー
トホールド機能●インターバル機能●時計機能●外部プリンタ接続機能●RS-232出力●アナログ出力●電源ACアダプタ（オプション）接続■測定範囲（標準セル、センサ使用時）pH：pH0.00〜14.00
ORP：０〜±1,999mV（ORPセンサは別売）
電気伝導率：0.1mS／m〜10S／m
電気抵抗率：0.1Ω・ｍ〜10kΩ・ｍ
塩分：
０〜4.00％温度：
０〜99.9℃（pH／ORP）
０〜80.0℃（電気伝導率）鉛

用P20シリーズ

ーセンサ採
フリ（対象センサ：pH複合センサ GST-2729C）

pH/ORP/イオン/DOセンサ、電気伝導率セル
■防水性を強化した高信頼性のセンサ 。
＊■バリデーション支援に向け、世界初の校正データメモリー内蔵センサ

キャル・メモ ＊。

■フィールド測定に対応、
リード長５ｍ、11ｍセンサを用意。
（オプション）＊一部センサはこれらの機能に対応しておりません。

●pH、ORPセンサ内部液の濃度を、内蔵フロートで簡単にチェック。
（特許取得済み）●投込み用DOセンサは、電極、隔膜、電解液を一体モジュール化。交換容易。
★スターラ不要の無流速DOセンサ（特許出願中）や、
撹拌機能付きのふらん瓶用DOセンサ用意。
（各オプション）●豊富なイオン複合センサ、15種類を用意。
●電気伝導率セル（一般用）は河川から海水まで、広範な電気伝導率測定をカバー。

各種 キャル・メモ センサ

交換簡単なチップ式イオンセンサ［pH、ORPセンサ］
防水 メモリー内蔵
品名
型名
用途
●
●
pH複合センサ（計量法型式承認機種）
GST-2729C
一般／投込測定用（リード長：１ｍ）●―
pH複合センサ（計量法型式承認機種）
GST-2739C
一般／投込測定用（リード長：１ｍ）●●
ORP複合センサ
PST-2729C
一般／投込測定用（リード長：１ｍ）●―
ORP複合センサ
PST-2739C
一般／投込測定用（リード長：１ｍ）
pH標準液pH4.01/6.86/9.18（各500mL）
143F191/192/193
比較電極内部液（3.3mol/L-KCl溶液）（50mL×３本）
0BG00002
各複合センサ共通（3.3mol/L- KCl溶液）
ORPチェック液（ｐＨ標準液ｐＨ4.01（500mL）+キンヒドロン粉末） 143F196
ORPセンサ用研磨剤（10mL）
A0-001

温度範囲℃
pH範囲
０〜100℃
０〜14
０〜100℃
０〜14
０〜100℃―
０〜100℃―

価格¥22,000¥20,000¥22,000¥20,000¥1,300¥3,000¥2,000¥2,000

備考
リード長5、11ｍ用オプション
リード長5、11ｍ用オプション
リード長5、11ｍ用オプション
リード長5、11ｍ用オプション＊有機溶媒用としてELP-031を用意しています。詳細はお問い合わせください。
注）防水機能、温度測定機能は対応していません。
［イオンセンサ］
品名
型名
測定範囲
測定液温度 最適pH範囲
共存イオンの影響＊
ナトリウムイオン複合センサ
NA-2011
2.3〜23,000㎎/L Na+
０〜60℃
pH10〜11
Mg2+、Ca2+、Zn2+、NH4+、K+、Li+=103
塩化物イオン複合センサ
CL-2021
１〜35,000㎎/L Cl０〜50℃
pH５〜６
S2-=共存不可、CN-、I-=10-5、Br-、S2O32-=10-2、NO3-、SO42-、CO32-、PO43-、F-=103
臭化物イオン複合センサ
BR-20210.8〜80,000㎎/L Br０〜50℃
pH５〜６
S2-=共存不可、CN-、l-＝10-4、S2O32-、SCN-＝100、Cl-＝102、NO3-、SO42-、CO32-、F-＝104
よう化物イオン複合センサ
I-20210.01〜127,000㎎/L I
０〜50℃
pH５〜６
S2-=共存不可、CN＝100、S2O32-＝101、SCN-＝103、Br-＝104、NO3-、CO32-、PO43-、Cl-、F-＝105
シアン化物イオン複合センサ
CN-20210.003〜26㎎/L CN
０〜50℃
pH12〜13
S2-=共存不可、I-=10-1、S2O32-=101、Br-=103、NO3-、SO42-、PO43-=104、CO32-、Cl-、F-=105カドミウムイオン複合センサ
CD-20210.01〜1,120㎎/L Cd2+ ０〜50℃
pH５〜６
Hg2+、Ag+、Cu2+＝共存不可、Pb2+、Fe3+＝100、Cr3+＝102、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+、Al3+＝105
銅イオン複合センサ
CU-20210.06〜630㎎/L Cu2+
０〜50℃
pH５〜６
Ag+、Hg2+＝共存不可、Fe3+＝10-1、Al3+＝101、Cr3+＝102、Ni2+＝103、Na+、Mg2+、Ca2+＝104
銀イオン複合センサ
AG-20210.1〜108,000㎎/L Ag+ ０〜50℃
pH５〜６
Hg2+＝共存不可、Mg2+＝103、Ca2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+＝104、Na+、K+＝106
硫化物イオン複合センサ
S-2021
0.3〜32,000㎎/L S2０〜50℃
pH13以上―3
ふっ化物イオン複合センサ
F-20210.019〜19,000㎎/L F０〜50℃
pH５〜６
OH-=101、HPO42-、HCO3-=10（pH7〜8）、Cl-、Br-、I-、NO3-、SO42-、S2O32-=105
+
+
+
+
2
+
2
3
カリウムイオン複合センサ
K-2031
0.39〜3,900㎎/L K
０〜50℃
pH５〜６
H =10 、NH4 =3×10 、Na =2×10 、Li =104、カルシウムイオン複合センサ
CA-20310.4〜40,000㎎/L Ca2+ ０〜50℃
pH５〜６
Pb2+、Zn2+=101、Mn2+=102、Cu2+、Mg2+、Cd2+、Ba2+、Fe2+=103、Ni2+=104
硝酸イオン複合センサ
N-2031
0.62〜62,000㎎/L NO3- ０〜50℃
pH５〜６
I-=10-3、Br-、NO2-=100、Cl-=101、CH3COO-、SO42-、CO32-、F-=102
アンモニアセンサ
AE-20410.09〜1,800㎎/L NH4+ ０〜50℃
pH12以上揮発性アミン類
炭酸ガスセンサ
CE-2041
溶存ガス1.49〜1,490㎎/L
０〜50℃―
溶存ガス：揮発性弱酸、気中ガス：酸性ガス
ナトリウムイオンセンサチップ
NA-100B
ガラス膜 NA-2011用
塩化物イオンセンサチップ
CL-200B
固体膜 CL-2021用
BR-200固体膜 BR-2021用
イ 臭化物イオンセンサチップ
オ よう化物イオンセンサチップ
I-200
固体膜 I-2021用
ン シアン化物イオンセンサチップ
CN-200B
固体膜 CN-2021用
セCD-200固体膜 CD-2021用
ン カドミウムイオンセンサチップ
サ 銅イオンセンサチップ
CU-200固体膜 CU-2021用
チ
AG-200固体膜 AG-2021用
ッ 銀イオンセンサチップ
S-200
固体膜 S-2021用
プ 硫化物イオンセンサチップ
︑ ふっ化物イオンセンサチップ
F-200
固体膜 F-2021用
交K-300B
液膜
K-2031用
換 カリウムイオンセンサチップ
膜 カルシウムイオンセンサチップ
CA-300液膜
CA-2031用等 硝酸イオンセンサチップ
N-300
液膜
N-2031用
アンモニア電極用交換膜（10枚組）
AE-FILM
AE-2041用
隔膜カートリッジ（4枚組）
CTC-211
CE-2041用
イオンセンサ用交換液絡部（10個）
0LF00001 AE、CEを除く各イオン複合センサ共通
比較電極内部液（飽和KCl溶液）（50mL×３本）
0BG00001 AE、CEを除く各イオン複合センサ共通（飽和KCI溶液）の内部液I、S、CA、F各イオンセンサ用外筒液
比較電極外筒液 RE-2（50mL×３本）
0BG00003 NA、CL、BR、CN、CD、CU、AG、F各イオンセンサ用（10％KNO3溶液）
比較電極外筒液 RE-3（50mL×３本）
0BG00004 K、N各イオンセンサ用（10％酢酸リチウム溶液）
アンモニア電極内部液 RE-NH4（50mL×３本） 0BG00005 AEイオンセンサ用
炭酸ガス電極内部液 RE-11（50mL×３本）
0BG00006 CEイオンセンサ用

メモリー内蔵
●
●
●
●
●
イ
●
オ
ン
●
複
●
合
●
セ
ン
●
サ
●
●
●
●
●

価格
¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000¥90,000¥120,000¥90,000¥90,000¥90,000¥110,000¥110,000¥30,000¥25,000¥25,000¥25,000¥25,000¥25,000¥25,000¥25,000¥25,000¥50,000¥25,000¥30,000¥25,000¥15,000¥18,000¥4,000¥3,000¥3,000¥3,000¥3,000¥3,000＊共存イオンの影響（10-1mol/Lイオン濃度における選択係数）：溶液中に共存するイオンが、測定対象イオンの測定値に、誤差を与える影響を表します。共存イオンが測定値に影響を与える

ような濃度の場合には、前処理により妨害を受けないようにする必要があります。

［電気伝導率セル］
防水 メモリー内蔵
品名
型名
用途
温度範囲℃ 測定範囲／（セル定数）
価格
備考
●
●
電気伝導率セル
CT-27112B 一般／投込み測定用（リード長：１ｍ）０〜80℃ 0.1mS/m〜10S/m（250m-1）¥35,000 リード長5、11ｍ用オプション●●
電気伝導率セル
CT-27111D 純水用（リード長：１ｍ）
０〜80℃ ５μS/m〜20mS/m（1m-1） ¥70,000 フローセルが別途必要 CEF-22A（PP製）：￥20,000 CEF-23A（SUS製）：￥40,000
電気伝導率セルチェック用Ｂ液（250mL×２本） 0BI00002¥6,000 25℃において1,286mS/m［溶存酸素センサ］
防水 メモリー内蔵
品名●●
浸漬/投込み用溶存酸素センサ●●
無流速測定対応浸漬/投込み用溶存酸素センサ―●
ふらん瓶用溶存酸素センサ―●
無流速測定対応ふらん瓶用溶存酸素センサ
溶存酸素センサ用DOモジュール
隔膜セット OE-270AA用（３個）
隔膜セット OE-270AA高濃度DO用（３個）
隔膜セット OE-570BA用（３個）
隔膜セット OE-570BA高濃度DO用（３個）
隔膜セット OE-470AA用（３個）
隔膜カートリッジ（５個）
隔膜セット OE-470BA用（３個）
電解液 R-9（50mL×３本）
亜硫酸ナトリウム（50ｇ）
水中スターラ STA-270A

型名
OE-270AAOE-570BA
OE-470AA
OE-470BA
OEC-002
0CC00001
0CC00002
0CC00023
0CC00024
0CC00003
OCT-2502
0CC00022
0BG00007
143A030
0SM00002

用途
測定液温℃
価格
¥60,000
一般／投込み測定用（リード長：
３ｍ）
０〜50℃
¥115,000
一般／投込み測定用（リード長：3m）
0〜50℃¥110,000
BOD測定等（リード長：
１ｍ）
０〜50℃
¥115,000
BOD測定等（リード長：
１ｍ）
0〜50℃
¥20,000
極、隔膜、電解液一体構造のワンタッチ取付型¥4,200隔膜ユニット交換、電解液充填タイプ¥6,000
過飽和DO領域の高濃度DO特殊測定用¥6,500隔膜ユニット交換、電解液充填タイプ¥6,500
過飽和DO領域の高濃度DO特殊測定用¥6,500隔膜ユニット交換、電解液充填タイプ¥6,000
隔膜交換、電解液充填タイプ¥6,500隔膜ユニット交換、電解液充填タイプ¥3,000充填用電解液¥1,000DOゼロ液試薬¥80,000

備考
リード長5、11ｍ用オプション
リード長5、11m用オプション
撹拌機能付
無流速での測定にも対応
OE-270AA専用交換モジュール
OE-270AA専用
OE-270AA専用
OE-570BA専用
OE-570BA専用
OE-470AA専用
OE-470AA専用
OE-470BA専用
各DOセンサ共通
各DOセンサ共通
OE-270AA/570BA用

ポータブル水質計 P20シリーズ 仕様
機器名

pH計

電気伝導率計

純水用
電気伝導率計

溶存酸素計

イオン・
pH計

電気伝導率・
pH計

RM-20P

HM-21P

CM-21P

CM-21PW

DO-24P

IM-22P

WM-22EP―

JIS形式Ⅰ

ガラス電極法

―pH：
ガラス電極法

第SS994号―

第SS994号

pH計

ORP計

型名

HM-20P

JIS形式（pH）

JIS形式Ⅰ

測定方法

計量法型式承認番号（pH以外は検定対象外）
ch１

pH

ORP

JIS形式Ⅰ―

第SS994号―
電気伝導率、
電気抵抗率、
塩分（電気伝導率換算値）

pH、ORP

測定項目

電気伝導率、 溶存酸（DO）、
電気抵抗率 飽和率―ch２

pH：ガラス電極法
電気伝導率：
交流２電極法

隔膜式ガルバニ pH：ガラス電極法
イオン：イオン電極法
電池法

交流２電極法pH、ORPイオン

電気伝導率、
電気抵抗率、
塩分
（電気伝導
率換算値）

pH、ORP
イオン

pH、ORP

ｐＨ0.00〜14.00
5.5μS/m〜
一般仕様
0〜±1,999mV
19.99mS/m ０〜19.99mg/L pH0.00〜14.00
0.1mS/m〜10S/m（表示レンジ：0〜19.99mS/m） ０〜199％（表示レンジ：0〜19.99S/m）
pH0.00〜14.00 0.1Ω･m〜10kΩ･m０〜±1,999mV
pH0.00〜14.00 ０〜±1,999mV（表示レンジ：0.05Ω･m〜1MΩ･m） 50Ω･m〜182kΩ･m0.1Ω･m〜10kΩ･m
高濃度仕様
０〜±1,999mV
0.1μg/L〜999g/L （表示レンジ：0.05Ω･m〜1MΩ･m）（表示レンジ：50Ω･m〜19.99MΩ･m）
0.00〜4.00%
０〜50.0mg/L （イオンセンサによる）
0.00〜4.00%※標準セル使用時 ※標準セル使用時 ０〜500％※標準セル､センサ使用時
0.1mS/m〜10S/m（表示レンジ：0〜19.99S/m）

測定範囲

―

レンジ切換

繰返し性
（計器本体）±0.02pH±２mV

pH：±0.02pH
ORP：±２mV

温度

自動／手動切換

温度係数

校正
mVゼロシフト

電気伝導率／抵抗率のみ
自動／手動±0.5％F.S.
（各レンジ）

pH ：±0.02pH
DO：±0.02mg/L
ORP：±２mV±１digitイオン：
飽和率：±２％±１％rdg±１digit

pH：±0.02pH
ORP：±２mV
電気伝導率：±0.5％F.S.
（各レンジ）

３点まで―自動／手動切換
自動／手動切換
ORP：なし―０〜9.99％任意設定――

pH：３点まで

自動／手動切換
純水用自動温度補償

ゼロ・スパン校正

セル定数校正
―

３点まで

塩分補正
大気圧補正

―
有（片チャンネルのみ表示も可）―

オートホールド機能
インターバル機能

有（５秒〜99分59秒）
有（測定時常時表示）

時計機能
単３形アルカリ乾電池 ２本

単３形アルカリ乾電池 ２本 または ACアダプタ（オプション）―

外部プリンタ EPS-G（オプション）に接続可―標準装備（外部プリンタとパソコンは同時に接続できません）

―

標準装備

JIS C 0920 保護等級７（防浸型）（センサ接続時および拡張機能部（ACアダプタ、RS‐232、プリンタ不使用時）
マスク時有効）

周囲温度

０〜40℃

外形寸法

約187.5（縦）×37.5（高）×75（幅）㎜

質量（電池含む）

pH：３点まで
電気伝導率：
セル定数校正pH、イオン：

200データ×2

有防水構造

電気伝導率：
０〜9.99％任意設定

キーによるON/OFF（２ch独立）―

２ch同時測定/表示

RS-232出力

自動／手動切換
ORP：なし有（１点校正）

補正機能

アナログ出力

pH：自動／手動切換
ORP、イオン：なし

300データ

温度校正機能

印字機能

自動

―

キーによるON/OFF

データメモリー

電源

pH、ORP：
０〜99.9℃
電気伝導率：
０〜80℃

±0.2℃

繰返し性
温度補償

―

０〜50.0℃
pH、ORP：
０〜99.9℃
0〜80℃（表示範囲：0〜99.9℃）（表示範囲：
0〜99.9℃） イオン：０〜45℃

０〜99.9℃

測定液温度

自動／手動

約300ｇ

約310ｇ

約320ｇ

PORTABLE WATER QUALITY METER P20 Series

標準添付品
機器名

pH計

型名

標準
添付品

一
式
セ
ッ
ト
ご
注
文
時
の
み
添
付

ORP計

pH計

電気伝導率計HM-20P

RM-20P

HM-21P

CM-21P

pHセンサ
GST-2739C

ORPセンサ
PST-2739C

pHセンサ
キャル・メモGST-2729C

電気伝導率セルキャル・メモCT-27112B

純水用
電気伝導率計
CM-21PW
純水用
電気伝導率セルキャル・メモCT-27111D

DO-24P

IM-22P

電気伝導率・
pH計
WM-22EP

溶存酸素センサ
キャル・メモOE-270AA

pHセンサ
キャル・メモGST-2729C

pHセンサ
キャル・メモGST-2729C

溶存酸素計

イオン・pH計（イオンセンサは別売） 電気伝導率セル
キャル・メモCT-27112B
pH4.01標準液（100mL）
pH6.86標準液（100mL）
3.3mol/L-KCI溶液（50mL）

3.3mol/L-KCI溶液（50mL）
ポリビーカ（50mL）

pH4.01標準液（100mL）
pH6.86標準液（100mL）
3.3mol/L-KCI溶液（50mL）

専用フローセル
CEF-22A（PP製）

ポリビーカ
ポリビーカ
（50mL）（3個）（50mL）（3個）
単３形アルカリ乾電池（テスト用）（2本） ハンドストラップ 専用ドライバ ビニールケース 取扱説明書

pH4.01標準液（100mL）
pH6.86標準液（100mL）
3.3mol/L-KCI溶液（50mL）

pH4.01標準液（100mL）
pH6.86標準液（100mL）
3.3mol/L-KCI溶液（50mL）

ポリビーカ（50mL）（3個）

ポリビーカ（50mL）（3個）［オプション］

よりスムーズなフィールド測定に、オフィスでの測定や、データ処理のニーズにお応えします。

外部プリンタEPS-G接続。

■外部プリンタ EPS-G ¥60,000（HM-20P/RM-20Pは接続不可。）

電極スタンドで測定。

■ACアダプタ（国内用）134G022 ¥12,000■ACアダプタ（海外用）134G585 ¥12,000■アンカ 0IC00001 ¥16,000
水没用のアンカ。現場での投込み測定で、センサを完全に浸漬したい場合に有効です。

普通紙印字でデータ長期保存が可能。

（HM-20P/RM-20Pは接続不可。）

チャート幅60㎜のコンパクトサイズ。

■電極スタンド 0IF00001 ¥7,000（防水型pH、ORP、DOセンサ、電気伝導率セル共用）■電極ホルダ 0IB00001 ¥5,000■水中スターラ 0SM00002 （変換アダプタ付き） ¥80,000■電極アタッチメント 0IB00007 ¥600

DOセンサOE-２７０AA用。
無流速状態での安定したDO測定に有効です。

■ステッキホルダ 0IB00009 ¥18,000■収納ケース 0DA00001 ¥15,000

測定ポイントに近づけない場合、ラクな姿勢でより安全に測定できます。
（センサはリー
ド長５ｍ以上のものをご使用ください。）

本体、センサ、標準液等の添付品が収納、持ち運べます。
（ショルダーベルト付き。）■ツイン・ステッキホルダ 0IB00010 ¥22,000

本体、センサを接続したまま収納できる携帯用ソフトケースです。

■データ集録ソフト G-LOG2 ¥30,000（HM-20P/RM-20Pは対応不可。）

パソコンに測定データをCSV形式にて保存。
市販の表計算ソフトを用い、測定結果の図表の作成が容易に行えます。

■RS-232Cケーブル 0GC00006 ¥10,000（HM-20P/RM-20Pは接続不可。）

パソコン接続用のケーブル。ケーブル長２ｍ。
パソコン側のコネクタ規格（D-sub9P）。

■アナログ出力ケーブル 0GC00009 ¥10,000（DO-24Pは接続不可。）

電極を２本取り付けることができます。

■ソフトケース SC-10P ¥5,000（HM-20P/RM-20Pは接続不可。）

記録計接続用のケーブル。ケーブル長1.5m。

本社

169-8648

東京都新宿区高田馬場1- 29 -10

TEL.03-3202-0219 FAX.03-3202-5127
e-mail：eigyo＠toadkk.co.jp
http://www.toadkk.co.jp/

本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
表示価格には消費税は含まれていません。
●発行日

２００７-７-３０

L - 13 - 100 E