精密騒音計 NL-52
普通騒音計 NL-42

計測の信頼性を向上
精密騒音計
NL-52

普通騒音計
NL-42

使いやすさを集結。
リオンの騒音計NL-52/42は計測を最大限サポートします。

250 mm
9.85 inch

騒音計NL-52/42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。
画面は大きく見やすい３インチのカラー液晶。
突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
使用する電池に充電式も使用可能。廃棄量の削減にも貢献し、こだわりは環境へのやさしさにも向けられています。

すべりにくいゴムグリップ付き

大きなカラー液晶画面
3 インチ液晶画面のタッチパネル式
屋内・屋外・暗所でも見やすい高画質
多彩なユーザーインタフェース
SDカードスロット

本体底面

ACアダプタｴ/Ｏ端子

2USB端子（USBミニB）

交流出力端子
直流出力端子（φ2.5 モノラルジャック）〈原寸大〉マニュアルが不要
日本語によるメニュー表示。画面の誘導に従い簡単操作

測定画面（T-Lグラフ表示）

測定画面（メイン・サブ同時表示） 演算画面防水メニュー画面

ヘルプ画面

充電式の電池に対応
防水性はIP54（マイクロホン部を除く）
突然の降雨などによる故障を低減

充電式の電池に対応し環境にも配慮
24時間の連続測定を実現（アルカリ乾電池使用時）※屋外用ウインドスクリーン、防雨型ウインドスクリーンを装着するとマイクロホン部を含め、防水性がIPX3相当になります。

1ヶ月間の連続測定
環境計測などの長期間計測に対応（AC アダプタ使用時）

記録時間

当社従来品

記録例

1000 h（約１ヶ月）

NL-52/42
２00 h（約１週間）

Lpストア周期100 ms、Leq演算周期10 min、24 h計測した場合、約74 MBのデータ容量になります（参考値）。

豊富なオプションで機能を拡張
長時間のデータ記録、周波数分析機能を追加

画面は参考です3オプションプログラム機能一覧
オプションプログラムをインストールすると以下の機能が追加されます。

機能拡張プログラム

NX-42EXは512 MBのSDカードで供給します。
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

NX-42EX

NX-42EX

さまざまなプログラムを追加

オートストア機能（瞬時値、演算値）※

NX-42EXをインストール すると
NX-42WR・NX-42RT・NX-42FTを追加することができます

コンパレータ機能
データ連続出力機能

NX-42EX++プログラム型式

NX-42WR

NX-42WR NX-42RT

追加機能

NX-42FT

実音モニタ（波形収録）
NX-42RT

オクターブ・1/3オクターブ
バンド分析
オクターブ・1/3オクターブ
バンドフィルタ出力

NX-42FT※インストールしたNX-42EXはアンインストールすることはできません

FFT分析

オートストア機能
Lpモード（瞬時値）、Leqモード（演算値）の連続記録が同時に行えます
オートストア総測定時間

最長1000時間

タイマ機能付き

Lpモード（瞬時値）、Leqモード（演算値）の概念
Lpモード

Leqモード（オート１）（オート2）

Lp ストア周期

Leq 演算周期…得られる測定データ＊オート1、オート2は従来品のストアモードです

レベル時

間

Lpモード（オート１）とLeqモード（オート２）を同時記録
コンパレータ機能
オープンコレクタ出力(最大印加
電 圧24 V、最 大電 流 60 mA、許容損失300 mW)で設定レベ
ルを超えるとONとなります

工場

屋外用ウインドスクリーン
計測室

オープンコレクタ出力

NL-52/42

データ連続出力機能
USBおよびRS-232C通信において、瞬時値・演算値を連続取得できる機能です
表示器など制御プログラムをご自身で組まれるお客様に便利です4波形収録プログラム

NX-42WRは2 GBのSDカードで供給します。
インストール後は2 GBのSDメモリカードとして使用可能になります。

NX-42WR

最大収録時間（16 bit時）

騒音レベルの演算と同時に録音することが可能
録音したデータは、コンピュータで再生が可能で、周波数分析にも対応（非圧縮波形WAVEファイル）サンプリング周波数

メモリカード48 kHz48 kHz、24 kHz、12 kHzサンプリング。24 bitまたは16 bitから選択

512 MB

2 GB

1時間

4時間

24 kHz

2時間

8時間

12 kHz

4時間

16時間

録音の概念
インターバル録音

マニュアル録音

録音間隔

録音区間

録音間隔

録音時間

プリ録音

計測開始

録音時間

録音間隔

録音時間

録音時間

録音

録音開始

録音停止

計測停止

計測開始

計測停止トータル録音

レベル録音

録音時間

録音時間
トリガレベル

ポスト録音（５秒固定）（ファイル分割時間） （ファイル分割時間） （ファイル分割時間） （ファイル分割時間）

プリ録音（１秒固定）

計測開始

計測開始

開始トリガ

計測停止
データ保存

※トリガレベルは時間帯別に最大４コまで設定可能

オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム

FFT分析プログラム

NX-42RT

NX-42FT

近日発売

オクターブバンド・1/3オクターブバンド実時間分析が可能

画面は参考です

近日発売

FFT分析が可能

画面は参考です5接続構成例

PUSH
ON

SDカード

OFF

音響校正器

NC-74

USBケーブル（A -mini B）
コンピュータオプションプログラム

NX-42EX
NX-42WR
NX-42RT
NX-42FT

マイクロホン延長コード

RS232Cシリアルｴ/Oケーブル

EC-04（2 m〜）

CC-42R

BNC-ピン出力コード CC-24
コンパレータケーブル CC-42C

データレコーダ 多チャンネル分析処理器

SA-02

DA-20/40

レベルレコーダ

LR-07

ACアダプタ

NC-98C精密騒音計

NL-52

バッテリパック

プリンタケーブル CC-42P

プリンタDPU-414

普通騒音計

BP-21

NL-42

周辺機器
屋外用ウインドスクリーン

音響校正器

三脚

WS-15

NC-74

一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。

屋 外で 使 用 することを目的として、風雑音の減少だけでなく、雨に対 する防 水 効 果 が防水性IPX3相当を持つように 設 計 さ れています。
（取付アダプタWS15006が別途必要）

JIS C 1515
（IEC 60942）
クラス1に適合した音響校正器で、精密騒音計の校正に十分な性能を備えています。

防雨型ウインドスクリーン
WS-16

近日発売

短時間の降雨に対し、マイクロホン部の保護の目的で使用します。雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持つように設計されています。

ST-80
ST-81

仕様
公称音圧レベル

94 ｄＢ

公称周波数1 ｋHz（屋外用ウインドスクリーンWS-15には、ST-81の使用をお奨めします。）

波形分析ソフト
CAT-WAVE（本製品はキャテック株式会社の製品です）
NX-42WRで収録したWAVE形式データファイルを分析・保存します。
分析はＦＦＴ分析・オクターブバンド分析が選択可能です。

仕様
波形表示機能時間軸拡大縮小、微積分

FFT分析

分析点数

64〜32 768ポイント表示機能

パワースペクトル、クロススペクトル、伝達関数〈振幅〉、伝達関数〈位相〉、コヒーレンス関数、パワースペクトルマップ、オクターブマップ、スペクトル領域での微積分

オクターブ

適合規格

JIS C 1514（IEC 61260）
クラス1

バンド分析

分析周波数

オクターブバンド範囲

0.5 Hz〜8 kHz（15バンド）、
1/3 オクターブバンド
0.4 Hz〜10 kHz（45バンド）、
1/12 オクターブバンド
0.36 Hz〜11 kHz（180バンド）

推奨動作環境CPURAMHDD
DISPLAY
対応OS

スペクトルマップ画面
重ね書き画面

6Intel CoreTM2 Duo 2.4 GHz相当以上
2 GB以上60 GB以上（空き容量）
SXGA（1280×1024ピクセル）
以上
Microsoft Windows XP Professional

環境計測データ管理ソフトウェア AS-60 （NL-52/42・NL-32/31/22/21対応）
環境計測のトータルソフトウェア
環境計測データ管理ソフトウェアAS-60は、測定データのグラフ表示、演算処理、除外音処理、報告書作成、ファイル出力および実音ファイルの再生が可能なソフトウェアです。

簡単な操作性レポート作成も簡単

複数のデータを同時に表示

データレコーダのデータも読み込み可能（最大８データ）（DA-40 ViewerのCSVファイル）

データの結合データ管理画面

対応器種
NL-52/42

NL-32/31/22/21

DA-40Viewer

コンピュータの推奨スペック
CPU
Intel Core2 Duo 2.0 GHz 以上
RAM
2 GB以上
画面
XGA（1 024 768ピクセル）以上、65 536色以上
OS
Windows XP Professional 32 bit版、Windows 7 Professional 32 bit版、
64 bit版※NL-52/42でAS-60を使用する場合は、NX-42EXが別途必要です。

レポート作成画面

今後下記の器種にも対応予定です■ 振動レベル計■ 精密騒音計 NA-28■ データレコーダ DA-20/40

7

仕様
設定記憶

NL-42

型式承認番号

第SLF112号

第SLS111号

適合規格

計量法精密騒音計

計量法普通騒音計

JIS C 1509-1 : 2005 クラス 1

JIS C 1509-1 : 2005 クラス 2

波形収録※3
ファイル形式IEC 61672-1 : 2002 Class 1

IEC 61672-1 : 2002 Class 2

ANSI S1.4-1983 Type 1

ANSI S1.4-1983 Type 2

ANSI S1.4-1985 Type 1

ANSI S1.4-1985 Type 2

ANSI S1.43-1997 Type 1

ANSI S1.43-1997 Type 2

データ長
出力

コンパレータ
出力※2

通信コマンドによる制御が可能

データの 瞬時値 Lp

時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin

種類

時間率サウンドレベル LN（05、10、50、90、95）
を最大5個演算（サブch）

時間重み付きサウンドレベル Lp

付加演算

演算との同時測定機能として次のいずれか１つの測定が可能

専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷

電源

単3形乾電池（アルカリまたは充電池）4本または外部電源動作時間（23 ℃） アルカリ乾電池LR6：26時間

インパルス時間平均サウンドレベル LAｴeq※2
付加演算の周波数特性はサブchの周波数特性と連動するためサブchがC特性（Z特性）の場合、付加演算LCeqおよびLCpeak (LZpeak)が選択可能
手動演算時間：最長24時間
UC-59

UC-52

感度レベル -27 dB-33 dB

自己雑音 A特性

17 dB以下

19 dB以下

レベル

C特性

25 dB以下

27 dB以下

Z特性

30 dB以下

32 dB以下

20 Hz〜20 kHz

20 Hz〜8 kHz

F（速い）およびS（遅い）なし（ダイナミックレンジ 113 dB）

デジタル演算方式
Lp 、Leq、
LE、
Lmax、
Lmin、
Lpeak：20.8 μs（サンプリング周波数 48 kHz）
LN：100 ms

校正

計量法：内蔵電気信号による電気的校正、JIS、IEC：NC-74による音響校正

補正機能

ウインドスクリーン補正機能
ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合
拡散音場補正機能
拡散音場において規格（ANSI S1.4）に適合するよう周波数特性を補正
スタートキーが押されてから測定開始までの時間を設定（OFF、1、3、5、10秒）

その時点から設定時間さかのぼっ直前データ除去機能 PAUSE/CONTキーで測定を一時停止したとき、(バックイレース機能)たデータを演算から除外（OFF、1、3、5秒）

表示

バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器

WQVGA（400×240 dots）※液晶表示器にはタッチパネル（静電容量式）制御付き
数値表示更新周期 １s
ストア
手動で1アドレスずつ測定結果を記録
内部メモリ：最大1 000データ組
S Dカード：SDカードの容量による※1
自動で設定時間毎の瞬時値（Lpモード）、設定時間毎の演算値（Leqモード）を連続記録

Lpストア周期100 ms、
200 ms、
１s、
Leq 1sLeq演算周期

10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間

測定時間

湿度

10 %〜90 %RH (ただし結露のないこと)

防塵防水性能※4

IP等級：IP54 (マイクロホン部除く)

大きさ・重さ約250 mm(H)×76 mm(W)×33 mm(D)・約400 g (電池含む)

防水に関するご注意を参照

収納ケース × 1、ウインドスクリーン WS-10 × 1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム × 1、
NL-52

NL-42

検定付き

278,000円

検定なし

250,000円
NL-52EX

186,000円
170,000円
NL-42EX

NX-42EX付き（セット価格）、検定付き

328,000円

236,000円

NX-42EX付き（セット価格）、検定なし

300,000円

220,000円

名型式価格（税別）※1
最長1000時間（SDカード容量による）ストアデータの閲覧を行う

70,000円

波形収録プログラム※2（2 GBのSDカードにて供給）

NX-42WR100,000円

オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム※2NX-42RT

近日発売

FFT分析プログラム※2

NX-42FT

環境計測データ管理ソフトウェア

AS-60

150,000円

波形分析ソフト

CAT-WAVE

250,000円

SDカード 512 MB

SD-512M

15,000円

SDカード 2 GB

SD-2G

30,000円

ACアダプタ（100 V〜240 V）

NC-98C

13,000円

バッテリパック

BP-21

25,000円

マイクロホン延長コード

EC-04（2 m〜）

9,200円〜

BNC-ピン出力コード

CC-24

3,600円

コンパレータケーブル

CC-42C

10,000円

プリンタ

DPU-41459,000円

プリンタケーブル

CC-42P

10,000円

RS-232Cシリアルｴ/Oケーブル

CC-42R

10,000円

USBケーブル（A-mini B）

バーグラフ更新周期 100 ms

データリコール

範囲品

実効値検出回路オート※2-10 ℃〜50 ℃

機能拡張プログラム（512 MBのSDカードにて供給） NX-42EX

サンプリング周期

記録データ数温度オプション

バーグラフ表示切替 バーグラフの上限・下限を10 dB刻みで設定

マニュアル

約3 W（通常動作時、ACアダプタ使用時、100 V側）

使用温湿度

価格（税別）

バーグラフ表示範囲 最大 110 dB（20〜130 dB）

遅延時間90 mA（通常動作、定格電圧時）

価格（税別）

周波数重み付け特性 A、CおよびZ特性
時間重み付け特性

5〜7 V（定格電圧 6 V）

消費電流

ストラップ × 1、単3形乾電池（アルカリ）× 4、SDカード512 MB（NX-42EX付きのみ）

Z特性ピークサウンドレベル 60 dB〜141 dB

レベルレンジ切替器

NC-98C（従来品に使用していたNC-34は使用できません）

付属品

C特性ピークサウンドレベル 55 dB〜141 dB

測定周波数範囲

ACアダプタ
外部電源電圧
消費電力

10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能

38 dB〜130 dB

Ni-MH２次電池：25時間※設定によって動作時間は変わります

Z特性ピークサウンドレベル LZpeak

33 dB〜130 dB

100 ms、1s

プリントアウトC特性ピークサウンドレベル LCpeak

Z特性

演算値 Leq、Lmax、Lmin、Lpeak

出力間隔

C特性時間平均サウンドレベル LCeq

C特性

専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能

データ連続出力※2

時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax

25 dB〜130 dB

オープンコレクタ出力 (最大印加電圧 24 V、最大電流 60 mA、許容損失 300 mW)
コンピュータに接続し、リムーバブルディスクとして認識が可能

RS-232C通信

音響暴露レベル LE

A特性

バーグラフ表示フルスケールにおいて1 Vrms (実効値)で設定レベルを超えると ON になる

USB

時間平均サウンドレベル Leq

測定レベル範囲

バーグラフ表示フルスケールにおいて2.5 V、25 mV / dB
演算で選択されたまたはA、C、Zから選択した周波数重み付け特性で交流信号を出力

出力電圧演算（メインch） 時間重み付きサウンドレベル Lp

マイクロ 型式

演算で選択された周波数重み付け特性で直流信号を出力

交流出力

WEEE指令、中国版RoHS（中国輸出品のみ）

ホン

24 bit、16 bit から選択

直流出力
出力電圧

選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定

演算時間

非圧縮波形WAVEファイル

サンプリング周波数 48 kHz、24 kHz、12 kHz から選択

CEマーキング（EMC指令2004/108/EC、低電圧指令2006/95/EC）、測定機能

最大5組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出しが可能
あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動可能

NL-52

近日発売

市販品

-

音響校正器

NC-74

85,000円
85,000円

屋外用ウインドスクリーンWS-１５

ウインドスクリーン取付アダプタ

WS15006

防雨型ウインドスクリーン

WS-１６

近日発売

騒音計専用三脚

ST-80

17,000円

全天候防風スクリーン用三脚

ST-81

38,000円

3,000円

※1 動作を保証する当社販売品をお使いください ※2 NX-42EXが別途必要 ※3 NX-42WRが別途必要※4 有害な影響が発生するほどの粉塵（防塵形）と、あらゆる方向からの飛まつによる水（防まつ形）に対し保護されています。
防水に関するご注意
ご使用の際は底面のゴムカバー・電池カバーが、確実に閉じているかご確認ください。
防水・防塵性能を維持するために、2年に1度筐体内部のパッキンを交換する必要があります（有料）。

＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く 9：00〜17：00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887

FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

リオン計測器販売（株）〒336-0017 さいたま市南区南浦和 2 丁目 40 番 2 号 南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361
FAX.048-813-5364

九州リオン（株） 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5 丁目 22 番 朝日生命福岡第 2 ビル
TEL.092-281-5366
この製品は当社基準の有害化学物質を含有していないグリーンな製品です。
この製品の防水性能はIP54（防塵形・防まつ形）に適合します。
この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキ・再生紙を使用しています。

1011-3

FAX.092-291-2847

1108.P.D リオンサービス 〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号センター（株） TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140