**2017年11月改訂(第４版 新記載要領に基づく改訂)*2007年 3月改訂(第３版)
製造販売届出番号

20B2X00014000012

器１７ 血液検査用器具
一般医療機器 自動染色装置 JMDNｺｰﾄﾞ70191000
特定保守管理医療機器

ティシュー・テック プリズマ

【形状・構造及び原理等】*ＥＭＣ適合消費電力： 800VA（DRS-Prisma-J0D）
900VA（DRS-Prisma-J0S）
1150VA（Prisma-J2S）［各部の名称］排水接続口（背面）[設置環境]
・温 度
・湿 度
・大気圧

操作ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

10～40℃
30～85％RH（結露なきこと）
70～106kPa**【使用目的又は効果】
病理学・解剖学や臨床病理学などで行われる組織学的研究及び検査において、顕微鏡用スライド上の組織や細胞塗抹の検体の染色を自動的に行う。
染色の種類としては、主にH.E.（ヘマトキシリン・エオジン）及びパパニコロウ等の染色法に適用できる。

フード電源ｽｲｯﾁ扉【使用方法等】

給水接続口**［必要とする設備］
電源容量：15A以上（DRS-Prisma-JOD、DRS-Prisma-JOS）［作動・動作原理］
染色に必要な薬液を薬液バットに入れ、バット間の移動順、各バットでの処理時間をプログラムに設定しておく。
開始槽に置かれたバスケットは、プログラムに従って移動・処理が行われ、すべての処理が終わると終了槽に置かれる。アームがバスケットを開始槽から運び去ると、次のバスケットを開始槽にセットできるため、次々とセットすることで、最大１１個のバスケットを並行して処理できる。
検体を張り付けたスライドガラスをバスケットにセットしておくことで、検体が順に薬液で処理されることになり染色が行われる。
** [仕 様 等]

7A以上（DRS-Prisma-J2S）
接地端子：Ｄ種以上
給水設備
使用水
圧力：上水道（30℃以下、凍結なきこと）：動圧＝0.098～0.441MPa
最大静圧＝0.833MPa
配管呼び径：15A以上

排水設備方式：間接排水
排水能力 ：15L/分以上**［使用方法］

型式：DRS-Prisma-J0D（乾燥槽付）
本体寸法：1250(W)×713(D)×650(H) mm
本体質量：約150kg
1ﾊﾞｯﾁ処理数：最大60ｽﾗｲﾄﾞ×最大11個装置へ投入可能
薬液槽数：24～44槽(水洗2槽,開始1槽,終了1槽,乾燥2槽は含めず)
乾燥ｽﾃｰｼｮﾝ：温度設定範囲 30～65℃

操作ディスプレイはタッチパネル式になっています。
手順の詳細は取扱操作説明書をご参照ください。
① 水道栓を全開にする。
② 薬液が入った薬液バットと、水洗バットがセットされていることを確認する。
③ 電源を入れる。
④ ［染色開始］キーを押す。

型式：DRS-Prisma-J0S，Prisma-J2S（乾燥槽・加温槽付）
本体寸法：1250(W)×713(D)×650(H) mm
本体質量：約150kg
1ﾊﾞｯﾁ処理数：最大60ｽﾗｲﾄﾞ×最大11個装置へ投入可能
薬液槽数：25～44槽(水洗2槽,開始1槽,終了1槽,乾燥2槽は含めず)
乾燥ｽﾃｰｼｮﾝ：温度設定範囲 30～65℃
加温ｽﾃｰｼｮﾝ：温度設定範囲 30～70℃⑤ 染色プログラムを選択する。
⑥ 扉を開き、開始槽にバスケットをセットする。
⑦ 扉を閉めて[開始]キーを押す。
運転(染色)が開始されます。染色が終了すると、画面のメッセージとブザーでお知らせします。
⑧ 扉を開き、終了槽からバスケットを取り出す。
⑨ 電源を切る。

電気的定格
電圧：AC100V±10％(DRS-Prisma-JOD, DRS-Prisma-JOS)
AC230V±10％（Prisma-J2S）
周波数：50/60Hz※本装置は、「販売名：ティシュー・テック グラス ジー２、製造販売届出番号：20B2X00014000023」又は「販売名：ティシュー・テック フィルム、製造販売届出番号：20B2X00014000010」との連結使用が可能です。

取扱操作説明書を必ずご参照ください。

1／2
DRS- Prisma –04

【使用上の注意】

・給水ストレーナー

１ヶ月に１回以上、歯ブラシを使って水洗いする。

・乾燥槽

１ヶ月に１回以上、乾燥槽内のパラフィントレーを水洗いする。

・ＬＣＤ保護カバー

汚れが目立つようになったら、新品と交換する。

詳細は取扱操作説明書の「使用上の注意」をご参照ください。
[重要な基本的注意]・ 排水ホースをつぶしたり、たるませない。
・ 電源プラグは接地端子付コンセントに接続する、または接地アダプターなどで必ず接地を行なうこと。
・ アームの動作中はアームに手を触れない［業者による保守点検事項］

・ アームの移動範囲に障害物を置かない。

・バッテリーユニット

・ フードは必要なとき以外は開かない。

・ディスプレーユニット 同上

寿命が来たら新品と交換する。

・ 給水ストレーナーを清掃する際は、水道栓を閉じてから行【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

なう。
・ 装置の周囲で紫外線殺菌灯を使用しない。

製造販売業者
名
称：サクラ精機株式会社
電話番号：026-272-8381

・ 薬液バットに入れた薬液を電子レンジで加熱しない。
・ 薬液バット、バスケットを熱湯で洗浄しない。
・ 腐食性のある薬液を使用した後は、その薬液を装置外にて製造業者
名称：サクラ精機株式会社 長野本社工場

保管し、装置内を十分に清掃する。
・ 給水ホース・排水ホースは使用前に点検する。
・ 装置周辺の通風・換気を良くする。
・ 排気口をふさがない。

販売業者
名称：サクラファインテックジャパン株式会社
住所：東京都中央区日本橋本町3-1-9
電話番号：03-5643-2630 （営業窓口）
機器の故障に関するお問合せ先：０１２０-３９２-８７４（フリーダイヤル）

・ 装置上には物を置かない。
・ 染色テストを行い、運転条件を決定する。
・ フード開閉の際、隙間に手を挟まないよう注意する。
・ 異常動作時は電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜く。
・ お手入れの際は電源を切る。
・ 消耗品は指定品を使用する。
・ 装置の定期点検を６ヶ月ごとに行なう。
・ 装置の設置・設置場所の変更作業は販売店に依頼する。

【保管方法及び有効期間等】**［耐用期間］
耐用期間 ：製造出荷後 ８年[自己認証（当社データ）による]
条
件 ：取扱操作説明書及び添付文書に記載された取扱注意事項あるいは保守・点検に係る事項を順守し、定期的に日常点検・保守点検を実施すること。
点検結果により、下記に示す主要な構成部品や保守点検事項に記載された交換部品を適切に交換すること。保守に用いる主要な構成部品は下表の通り。
主要な構成部品名
駆動部
制御基板
液晶表示部
検出センサー
減圧弁
電磁弁
ヒーター
ファンモーター

使用耐用年数８年５年８年５年８年
８年８年８年※ ここに記載した装置の耐用期間及び主要な構成部品の使用耐用年数は保証期間ではなく、上記の条件を満たした場合での平均的な年数となるため、使用環境、使用方法などにより異なります。

【保守・点検に係る事項】［使用者による保守点検事項］
詳細は取扱操作説明書をご参照ください。
・活性炭フィルター

定期的に新品と交換する。

・装置庫内１ヶ月に１回、水を含ませた布で清掃する。
腐食性のある薬液を使用した場
合は、その日の作業終了後にその薬液を装置外にて保管し、庫内を清掃する。

2／2
DRS- Prisma –04