全天候型測定データ記録装置

KADEC21- MIZU
入力信号

機能一覧
SDカード転送※：クリアケースはカタログ用イメージです※：センサはオプションです

水位・雨量を同時に測定＆シンプルな操作性
優れた動作温度範囲

LCD表示、3ボタンによる簡単操作

KADEC21シリーズは、－25～80℃まで温度環境に対応。
計測フィールドを選びません。

直感的に操作できるUP／DOWN／ENTERの3ボタンだけで簡単メニュー操作。
また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始／停止ができます。

低消費電力動作による長期電池動作を実現
TRON OSによる徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を実現。 ※1
電池残量が、ひと目でわかる電池残量レベルメーター機能搭載。

水位・雨量同時記録で、水位変動のデータ処理に強い瞬時水位・雨量を同時記録することにより、降雨による水位変動が簡潔に判断可能。ダムや河川などの水位測定に効果を発揮します。

波浪を平均化処理（波消し機能）
水位変化の多い河川などでは、水位を瞬時値で測定しますと正確なデータは得られないことがあります。
波消し機能は、記録する測定インターバルの他に平均化時間を設定して、平均値データを算出し記録します。

ＳＤカードにデータ転送 （Cモデル）
ＳＤカードにデータ転送をでき、設置現場で簡単にデータ回収できます。データはCSVファイルで保存されますので、従来ＣＦカードの様に変換する必要はありません。
また、ＳＤカードをメモリ媒体として使用することができ長期記録によるメモリ不足の心配がありません。 ※2

Eメールで自動データ送信 （N3モデル）
LTE通信機能の内蔵し、データをEメール添付で自動送信。 ※3
あらかじめ設定しておいたアドレスに定期送信（10・60分・24時間間隔）でデータを自動送信します。
また、簡易警報メールを搭載しており、各Ch毎に警報値を設定、パソコンや携帯電話などに警報メールを送信可能。
※1：測定インターバルにより変動します。
※2・3：カード転送機能とEメール転送機能は同時に使用できません。ご購入時にモデルを指定してください。

■測定仕様（全モデル共通）
水位測定 （Ch1）

接続センサ
測定範囲分 解 能
測定精度
その他機能
接続センサ
記録内容
入力パルス

雨量測定 （Ch2）■標準対応 水圧式水位計仕様（オプション）
半導体ゲージ式水位センサ
0～20m（標準）、1、10、50、100m 任意の水位に対応可
1mm（20m標準仕様）
測定精度:±0.1%FS
水位オフセット機能（-999.99～+999.99m） 波浪の平均化機能
転倒マス式雨量計または、接点信号出力センサ
インターバル間の積算雨量
無電圧接点パルス（接点抵抗100Ω以下）
有電圧接点パルス（3V以上）
パルス幅（オン時:0.3秒以上、オフ時:0.5秒以上）■センサーケーブル（オプション）
雨量計ケーブル

NRH-CA-RAIN-1P010 2芯ケーブル 標準10m

圧力レンジ
印加電圧
出力電圧
精度
温度範囲
ケーブル
寸法／材質

1.75、10、20、50 mH2O 保証耐圧力：400%FS
5V
15mV (20mH20標準センサ時）±0.1%FS
使用温度範囲：0～＋70℃
30m標準、50m、100m（オプション）
24mmφ SUS及びチタン■標準対応 雨量計仕様（気象庁検定可・オプション）
検出方式
受水口径
精度
接点測定範囲寸法／材質

転倒ます方式
200mm 1転倒雨量：0.5mm
20mm以下（±0.5mm以内） 20mm以上の雨量（±3%以内 ）リードスイッチまたは、水銀スイッチ 接点時間：0.1秒
最大150mm／毎時
約φ210×450mm/約3.5Kg

■本体仕様
形式

ＳＤ／ＭＭＣ カードモデル

測定インターバル
メモリ
メモ機能
通信機能
表示器
操作キー
プレタイマー機能
アフタースタート機能
RTC調整機能
電池残量メーター
カード機能
対応メモリカード
記憶容量
記録形式
転送機能

Eメール機能使用電源
転送間隔
通信キャリア
通信方式
通信速度
対応SIMカード
データ送信
警報メール

使用電源

記録部消費電流記録部使用電源
搭載OS
動作温度
寸法／重量

Eメール モデル

KADEC21-MIZU-C
KADEC21-MIZU-N3
1～6、10、12、15、20、30秒 1～6、10、15、20、30分
1～6、8、12、24時間
有電圧外部トリガによる測定動作
97,280要素(水位のみ約675日分/10分間隔）
不揮発生メモリ（バッテリバックアップ不要） メモリスクロール記録方式
メモ数:6個 文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号USB Mini Bコネクタ ドライバは製品に添付・弊社HPからDL可能
キャラクタLCD表示器 16文字×2行
押しボタンキー3個（UP/DOWN/ENTER） スライドスイッチ1個（[REC]測定開始/[STOP]測定中断）
LCD表示コントラスト調整ボリューム
記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1～59分（初期値OFF）指定した月日時分から測定動作が開始（初期値はOFF）
タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能 ※基地局時刻同期機能（Eメールモデルのみ）
内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力ＳＤ／ＭＭＣカード
最大32GBまで対応 FAT16/32
CSVファイル形式
コマンドまたは、キー操作によるデータ転送
カードへ自動データ転送
CR123A×1本 （約300回データ回収分） ※1
10、60分、24時間間隔
NTTドコモ/ KDDI / ソフトバンク※3
LTE Cat.1
上り最大5Mbps、下り最大10Mbps
標準SIM 25mm×15mm
Eメールにデータを添付送信（CSVまたはU21形式）
データ送信先最大6箇所
測定インターバルで簡易警報メールを送信（瞬時送信ではありません）
警報基準最小・最大値をチャンネル毎に設定
警報送信先最大6箇所（データ転送とは別途）内蔵電池CR123A×2本 650回送信 ※1、2
外部バッテリー（鉛シール蓄電池を推奨） ※3
約12V/6Ah鉛シール蓄電池使用時、24時間間隔送信で約1年送信可能（送信間隔・データ数により変動）
測定時動作電流:28mA ／ 待機時電流:0.07mA ／ 通信動作電流 :32mA
リチウム電池パック NRH-B06:ネジ固定方式（旧型番KDC-B06）
専用電池ホルダー用電池（CR123A×2本） ※３ ／ 専用ACアダプタ（DC9V） ※３
I-TRON（リアルタイムOS）採用により各機能が独立して動作-25℃～+80℃
175W×125D×75H/800g（突起物含まず）※１：電池メーカにより変化します。
※２：参考値：電波感度良好（-60dBm）、使用温度－15℃の場合※３：別途オプション■外形寸法図

■お問い合わせ先

ノースワン 株式会社 https://www.north-one.net/

KADEC21-MIZU-C ／ N312575〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL：011-214-0830 FAX：011-214-0835

175■取り扱い代理店●このカタログ記載の仕様、デザイン等は技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、予めご了承ください。
●KADECは、ノースワン株式会社の登録商標です。
●製品の保守・定期点検・修理に関するお問い合わせは、お手数ですが弊社までお願いします。
●製品購入にあたっては、弊社営業担当または取扱店にご用命ください。また、設置・操作指導を依頼する場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、当社営業担当または取扱販売店にお問い合わせください。
カタログ番号：NM210304

2021年03月現在