FT 74 2- D M (MO N TAJE DIRECTO)SE NS OR D E V I EN TO CO N R E SO N ANCI A ACÚSTI CA

D IS E ÑAD O PA RA M ET E O R O LO GÍ A
BEl sensor FT742-DM se adapta directamente a un tubo de33,7 mm y lee velocidades de viento de hasta 75 m/s. Esto lohace ideal para una amplia gama de aplicaciones meteorológicas
y para evaluación de recurso eólico.
Pequeño pero muy resistente, es fácil de calentar incluso abaja potencia. Sin partes móviles que se degraden o dañeny resistente a golpes y vibraciones, es fácil de transportar yfunciona de forma ininterrumpida. Fabricado en aluminio
altamente anodizado, el sensor es muy resistente a corrosión,arena, polvo, hielo e radiación solar. Su forma y tamaño
no favorecen el anidamiento de aves. En cuanto al nivel
de protección contra ingreso de partículas, cumple con losestándars IP66, IP67 e IPX6K.
Los usos más habituales de este sensor son: estaciones
meteorológicas, defensa, sistemas de investigación dehuracanes, torres de medición portátiles, aeropuertos, puertos,ferrocarriles, estaciones de esquí , sistemas de posicionamiento
dinámico, boyas y minería.

A

DI M E NS IONES
A. Altura del sensor		

161 mmB. Anchura max del sensor

56 mm

C. Anchura max del conector E/S

22.1 mm

D. Anchura exterior del tubo de montaje

33.7 mm

C45 mmD

E. Anchura de la brida de montaje

EESP E C I F I C AC I O NE S
V E LO C IDAD D EL VI E N TO

0-75m/sPESO

380

DISPONIBILIDADg>

99.9LOS SENSORES DE VIENTO MÁS RESISTENTES DEL MUNDO

ES.FTTECHNOLOGIES.COM%

FT 74 2- D M (MO N TAJE DIRECTO)VELOCIDAD DEL VIENTO

Rango 					0-75 m/s
Resolución				0.1 m/s
Precisión				±0.3 m/s (0-16 m/s)					±2% (16-40 m/s)					±4% (40-75 m/s)

DIRECCION DEL VIENTO

Rango 					0 a 360°
Resolución 				1°Precisión				4° RMS

TEMPERATURA ACUSTICA*

Resolución		 0.1°C
Precisión		 ±2°C
En las condiciones siguientes:
Rango de velocidad
5 m/s - 60 m/s
Temperatura de operación -20°C a +60°C
Diferencia de temperatura <10°C
entre la temperatura ambiente y la del sensor*Disponible solamente en la versión digital del sensor

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

Principio de funcionamiento 		
Resonancia acústica (compensa automáticamente las variaciones de temperatura, presión y humedad)
Unidades de medida 			Metros por segundo, kilómetros por hora o nudos
Altitud 					Rango de operación 0-4000 m
Rango de temperatura			-40° a +85°C (funcionamiento y almacenaje)
Humedad 				0-100 %Protección 				IP66, IP67 e IPX6K
Parametros del calefactor 			Configurable entre 0° y 55°C

ALIMENTACIÓN

Tensión de alimentación			
12 V a 30 V DC (24 V DC nominal). Puede funcionar con batería de 12 V pero con menor capacidad del					calefactor
Corriente de alimentación 			
31 mA típica
(calefactor desactivado)
Corriente de alimentación			
4 A (por defecto), 6 A (máximo): configurable en incrementos de 0.1 A mediante software. El consumo de(calefactor activado)			
energía del calefactor dependerá de la energía requerida para mantener la temperatura del sensor en el					valor determinado por el usuario.					El consumo de energía del calefactor y del sensor está limitado a 99 W por defecto.

CARACTERISTICAS FISICASConector E/S				5-pins (opción RS485), 8-pins (opción 4-20 mA) conector multi pinPeso 					380 g

SENSOR DIGITAL

Sistema de comunicación 			
RS485 (half-duplex), aislado galvánicamente de las líneas de alimentación y del cuerpo del sensor
Formato 				Datos ASCII, modo de salida continua o discontinua, Polar y NMEA 0183
Actualización de datos 			Máximo 10 muestras por segundo
Mensajes de error 			Cuando el sensor detecta una lectura no válida, avisa mediante un carácter en el mensaje de salida de					velocidad del viento. Este caracter de error es 1

SENSOR ANALOGICO

Sistema de comunicación 			
4-20 mA, aislado galvánicamente de las líneas de alimentación y del cuerpo del sensor.
Formato 				Hay un bucle de corriente de 4-20 mA para la velocidad del viento (distintos factores de escala disponibles) y otro bucle					de corriente de 4-20 mA para la dirección del viento (valor de referencia configurable en 4 mA o 12 mA). Ambos canales					analógicos se actualizan diez veces por segundo.
Configuración del puerto 4-20 mA 		
Este puerto es para que el usuario pueda cambiar la configuración interna de los sensores analógicos y					hacer pruebas de diagnóstico. Este sistema no está diseñado para la conexión permanente a un data 							logger u otro dispositivo.
Mensajes de error 				Cuando el sensor detecta una lectura no válida, los bucles de corriente de dirección y velocidad se fijarán a un					valor predeterminado de 1.4 mA (configurable hasta 3.9 mA).

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA Y TESTS AMBIENTALESLa serie FT7 dispone de más de 30 certificados de pruebas ambientales diferentes, incluyendo corrosión, formación de hielo, descongelación, descarga, granizo, impacto, ESD,interrupción de la alimentación y EMC. Más detalles al respecto disponibles a petición a través de nuestro página web.
FT Technologies Ltd
Sunbury House, Brooklands Close
Sunbury on Thames, TW16 7DX, UK
Tel: +44 (0)20 8943 0801 | info@fttechnologies.com
Los logotipos FT y Acu-Res y el nombre Acu-Res®
son marcas registradas de FT Technologies Ltd.

A4157-6-ES
La información proporcionada por FT Technologies Ltd seconsidera precisa y confiable. Sin embargo, FT Technologies Ltdno asume ninguna responsabilidad por su uso; ni por cualquierinfracción de patentes u otros derechos de terceros que pueda
resultar de su uso. No se otorga ninguna licencia por implicacióno de otro modo bajo ningún derecho de FT Technologies Ltd.