Svenska (översättning)

Registreringsenhet tillambulatorisk blodtr ycksmätare

Ambulatorisk blodtrycksmätare

1WMPD4005216

2311

2017 A&D Company, Limited. Med ensamrätt.
Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras,transkriberas eller översättas till något språk, i någon form ellerpå något sätt, utan skriftligt tillstånd från A&D Company, Limited.
Innehållet i denna handbok och instrumentets specifikationer
som omfattas av handboken kan komma att ändras iförbättringssyfte utan förvarning.
Ordmärket Bluetooth® och tillhörande logotyper är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av A&D
under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Efterlevnad
Efterlevnad av EU-direktiv
Enheten efterlever direktiv 93/42/EEG om medicintekniska
produkter.
Detta framgår av CE-märkningen angående efterlevnad
tillsammans med referensnumret för utsedd myndighet.
Enheten efterlever RoHS-direktiv 2011/65/EU.
Enheten efterlever direktiv 2014/53/EU om radioutrustning.
A&D Company, Limited försäkrar härmed att enheten efterleverdirektiv 2014/53/EU om radioutrustning.
Hela texten i EU-försäkran finns att tillgå via följande
webbadress: http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Efterlevnad av FCC-regler
Enheten efterlever del 15 av FCC-reglerna. Dess drift lyder under
följande två villkor: (1) Enheten kan orsaka skadliga störningar
och (2) enheten måste kunna hantera alla mottagna störningar,
inbegripet störning som kan medföra oönskad drift. (FCC =Federal Communications Commission i USA.)

FCC-VARNING
Förändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänts av
den efterlevnadsansvarige kan upphäva användarens tillstånd att
använda utrustningen. Sändaren får inte placeras intill eller
användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Utrustningen uppfyller FCC:s gränser för strålningsexponering
som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC-riktlinjer
för radiofrekvensexponering (RF). Utrustningen har mycket låganivåer av radiofrekvent energi som betraktas uppfylla den
specifika absorptionsnivån (SAR) utan tester.
TM–2441 instruktionshandbokiEfterlevnad av IC-regler
Den här enheten uppfyller kraven i Industry Canadas licensundantag
för RSS-standarder. Användningen är underställd följande två villkor:(1) enheten får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste
acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift
av enheten.
Utrustningen uppfyller IC:s gränser för strålningsexponering som
anges för en okontrollerad miljö och uppfyller RSS-102 i IC:sexponeringsregler för radiofrekvens (RF). Utrustningen har mycketlåga nivåer av radiofrekvent energi som betraktas uppfylla den
specifika absorptionsnivån (SAR) utan tester.

Efterlevnad av Australiens EMD-ramverk
Enheten uppfyller följande krav:
EMD-emissionsstandard för utrustning inom industri, vetenskap och
medicin AS/ NZS 2064:1997, EMD generisk immunitetsstandard AS/
NZS 4252. 1:1994. Det förutnämnda framgår av C-Tick-etiketten.

Bluetooth®-överföring
Enheten är utrustad med en trådlös Bluetooth-funktion och kan
anslutas till Bluetooth-enheter som är medicinska enheter med stöd för
Bluetooth.
Applikationer och enheter som är kompatibla med Bluetooth 4.1.
Varje enhet behöver en applikation för att ta emot data.

ii

Varningsdefinitioner

För att förebygga olyckor på grund av felaktig hantering
innehåller denna produkt och dess handbok följandevarningssymboler och -märken.
Dessa varningssymboler och -märken har följande betydelser.

Varningsdefinitioner

En omedelbart farlig situation som, om den inte
undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga
personskador.
En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks,
kan leda till lindriga eller måttliga personskador.
Symbolen kan också användas som varning för osäker
hantering.

Symbolexempel

Symbolenanger ”Försiktighet”. Försiktighetsorsaken
beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen.
Exemplet anger försiktighet gällande elektrisk stöt.
Symbolenanger ”Gör ej”. Den förbjudna åtgärden
beskrivs via text eller bild inuti eller i närheten av symbolen.
Exemplet anger ”Får ej demonteras”.
Symbolenanger en obligatorisk åtgärd. Den
obligatoriska åtgärden beskrivs via text eller bild inuti eller inärheten av symbolen. Exemplet anger en allmän
obligatorisk åtgärd.

ÖvrigtTillhandahåller användbar användarinformation vid bruk av

Obs! enheten.

Säkerhetsföreskrifter för alla åtgärder beskrivs i den här handboken.
Läs instruktionshandboken innan du använder enheten.
iii

Säkerhetsföreskrifter vid användning

Vid användning av TM-2441 (registreringsenhet för ambulatoriskt
blodtryck) ska följande säkerhetsföreskrifter läsas noggrant i syfte
att säkerställa säker och korrekt användning av mätarenheten.
Utöver information om säker mätarhantering ger följande innehåll
en sammanfattning av allmänna frågor gällande patient- ochanvändarsäkerhet. Säkerhetsföreskrifter för alla åtgärder beskrivs
i den här handboken. Läs instruktionshandboken innan duanvänder enheten.

1. Säkerhetsföreskrifter när registreringsenheten används och
förvaras.
Se till att hålla enheten borta från utrymmen där det finns
brandfarliga anestetika eller gaser, högtryckskamrar med
syrgas eller syrgastält. Om enheten används i dessa
utrymmen kan det orsaka explosion.
Använd inte registreringsenheten tillsammans med ett
system för magnetisk resonanstomografi (MRT).

I syfte att upprätthålla enhetens funktioner och kapacitet ska
följande miljöförhållanden beaktas när registreringsenheten
används och förvaras. Registreringsenhetens prestanda kanpåverkas av extrema temperaturer, luftfuktighet och höjd (altitud).
Undvik platser där enheten kan utsättas för vattenstänk.
Undvik platser med hög temperatur, hög luftfuktighet, direkt
solljus, damm, salt och svavel i luften.
Undvik platser där enheten kan välta, utsättas för
vibrationer eller slag (även under transport).
Undvik platser där kemikalier förvaras eller där det kan
finnas gas.

iv

Driftförhållanden:
Temperatur: +10 °C till +40 °C,
Luftfuktighet: 30 % RH till 85 % RH (icke-kondenserande).
Transport- och förvaringsförhållanden:
Temperatur: -20 °C till +60 °C,
Luftfuktighet: 10 % RH till 95 % RH (icke-kondenserande).
2. Säkerhetsföreskrifter innan registreringsenheten används.
Bekräfta att enheten fungerar säkert och korrekt.
När registreringsenheten används samtidigt
som/tillsammans med andra enheter kan det medföra
felaktiga diagnoser eller säkerhetsproblem. Bekräfta att
enheter kan samverka/anslutas på ett säkert sätt.
Kontrollera om det uppstår ömsesidiga störningar med
andra medicintekniska enheter. Bekräfta att enheten kan
användas på korrekt sätt.
Använd tillbehör, valbara alternativ och förbrukningsvaror
som anges av A&D.
Läs tillbehörens medföljande instruktionshandböcker
noggrant. Dess försiktighetsanvisningar och varningaringår inte i den här handboken.
Utför inspektion av enheten innan den används för att
säkerställa säker och korrekt användning.
Låt registreringsenheten vara i normalt driftläge en timmeeller mer före användning.
Anslut endast den dedikerade kringutrustningen till
USB-kontakten.
Anslut inte några andra enheter.
Endast den godkända manschetten från A&D får anslutas
till luftuttaget.

v

Förberedelse av registreringsenheten
Ta bort alla senast lagrade data från registreringsenheten innanden används på nästa patient.
Byt ut batterierna innan registreringsenheten används på nästa
patient.
Enhet
Registreringsenheten får endast används i diagnos- ochåtgärdssyfte.
Säkerställ att luftslangen och manschetten sitter korrekt.
(Exempel: kontrollera att luftslangen inte är böjd eller sträckt och
att manschetten sitter åt rätt håll.)Anvisningar till patient som bär enheten
Informera patienten om hur man ställer omknappen AUTO till ”OFF” för att stoppa registreringsenheten
när ett fel inträffar.
Informera patienten om hur denne snabbt tar av sig
registreringsenheten vid smärta eller om andra problem uppstår.
Var försiktig när registreringsenheten används i närheten av barneller spädbarn, eftersom luftslangen medför strypningsrisk.
3. Säkerhetsföreskrifter för batterier som används för
blodtrycksmätning.
Sätt i batterierna i enlighet med polsymbolerna ”+” och ”-”
som anges inuti batteriluckan. (Försiktighet, polaritet)
Byt alltid ut båda batterierna samtidigt.
Ta ur batterierna när registreringsenheten inte ska
användas under en lång period. Batterierna kan läcka ochorsaka funktionsfel.
Använd två alkaliska batterier (AA-storlek) eller angivna
laddningsbara batterier (Ni-MH, AA-storlek).
Tryck och håll ned ”-”-fjäderplintarna med batteriet.
Skjut sedan in och sätt fast batteriets ”+”-pol mot ”+”-sidan ibatterifacket. Om batteriet sätts i mot ”+”-sidan först kan
batteriluckan skadas.
vi

Rör inte vid batteriet och patienten samtidigt. Detta kan
medföra elektrisk stöt.
Kombinera inte nya och gamla batterier. Använd inte
batterier av olika typ eller från olika tillverkare. Detta kan
orsaka läckage, värmealstring och explosion. Funktionsfel
kan inträffa hos registreringsenheten.
4. Säkerhetsföreskrifter under användning.
Använd inte registreringsenheten under tiden som du kör bileller andra fordon.
Exempel: Enheten kan hindra kropps- och armrörelser när
fordon o.s.v. körs.

Den här medicintekniska enheten får endast användas av
läkare och andra personer som är auktoriserade för
användning enligt lag. Beskriv korrekt användning för
patienten och säkerställ att hen har förmåga att avbryta
mätningen om problem uppstår.
Använd inte mobiltelefoner nära registreringsenheten(mindre än 30 cm). Det kan leda till fel.

Avbryt användning av enheten och ställ AUTO -knappen
till ”OFF” om patienten känner smärta i armen eller om
mätningen inte är korrekt.
Enheten får inte användas inom starka magnetiska eller
elektriska fält.
Enheten får inte användas av en patient som använder/har
hjärt-lungmaskin.
vii

Anvisningar till patientObs!

Vid låga temperaturer reduceras batterikapaciteten och antalet
mätningar som kan utföras blir färre.
5. Säkerhetsföreskrifter efter att registreringsenheten har använts.
Bearbeta mätningsdata
Se till att omedelbart bearbeta mätningsdata med den
dedikerade kringutrustningen.
Registreringsenhet
Rengör, sortera och förvara tillbehören.
Rengör registreringsenheten så att den är klar för nästa
mätning.
Ställ AUTO -knappen till ”OFF”. Om AUTO -knappen
lämnas på ”ON” så inleds den automatiska mätningens
trycksättning vid nästa mätningsstarttid, och manschetten
eller andra delar kan då skadas av luftfyllningen.
Ta ur batterierna om registreringsenheten inte ska
användas under en lång period. Batterierna kan läcka ochskada enheten.
Se till att barn inte använder enheten på egen hand. Placera
inte enheten på en plats där ett spädbarn kan nå den. Detta
kan leda till olyckor eller skador.
Håll i kopplingshöljet när du ansluter eller kopplar bortkabeln. Dra inte i kabeln.

viii

Obs!

Säkerhetsföreskrifter efter att
registreringsenheten har använts (TM-2441)
Se till att omedelbart bearbeta mätningsdata med den
dedikerade kringutrustningen när mätningen har slutförts.
Laddningsbart reservlitiumbatteri
Registreringsenheten är utrustad med ett reservlitiumbatteri.
Detta batteri strömförsörjer den inbyggda klockan när
AA-batterierna som används för blodtrycksmätningar byts ut.
Litiumbatteriet laddas av AA-batterierna.
Förlänga reservbatteriets brukstid
Vid första användningstillfället eller när enheten har förvarats i enmånad eller längre ska du sätta i/byta ut batterierna och ladda
reservbatteriet. Reservbatteriet behöver laddas i minst 48 timmar.
(Reservbatteriet laddas alltid av AA-batterierna.)
Sätt i två nya AA-batterier när batteriindikatorn visar.
När batteriindikatorn visar
är det inte möjligt att utföra
blodtrycksmätningar eller upprätta datakommunikation. Sätt i två
nya AA-batterier.
Ta ur batterierna för att skydda enheten från vätskeläckage frånbatteriet när enheten inte ska användas på minst en månad.

ix

6. Åtgärder när ett fel har uppstått hos enheten
Stäng av enheten och ta ur AA-batterierna.
Om batteripolerna har kortslutits kan batterierna vara varma.
Om ett fel inträffar kan registreringsenheten bli varm undermätning. Hantera den varsamt.
Sätt en varningsetikett där det står ”Felfunktion”
eller ”Använd ej” på enheten. Kontakta din återförsäljare.
Stäng omedelbart av registreringsenheten om
mätningstiden överskrider 180 sekunder och lufttrycketöverstiger 299 mmHg.
7. Säkerhetsföreskrifter vid underhåll
Bekräfta att registreringsenheten fungerar säkert ochkorrekt när den inte har använts under en lång period.
Utför inspektion och underhåll innan enheten används för
att säkerställa korrekta och säkra mätningar. Användaren(sjukhuset, inrättningen o.s.v.) ansvarar för hantering ochskötsel av medicinteknisk utrustning. Om inspektion och
underhåll inte utförs på rätt sätt kan det medföra olyckor.

Använd en torr, luddfri trasa när registreringsenheten torkas av.
Flyktiga ämnen såsom thinner och bensen får inteanvändas.
En våt trasa får inte användas.
Registreringsenheten (elektronisk medicinteknisk enhet) fårinte demonteras eller modifieras. Detta kan orsaka skador.

x

8. Säkerhetsföreskrifter och åtgärder vid felfunktion till följd av
starka elektromagnetiska vågor
Registreringsenheten uppfyller EMD-standard
IEC60601-1-2: 2014.
För att undvika elektromagnetisk störning från andra
enheter ska du dock inte använda mobiltelefoner i närheten
av enheten.
Om enheten är nära starka elektromagnetiska vågor kanvågformiga störningar tränga in i enheten och funktionsfel
uppstå.
Om oväntade funktionsfel uppstår under användning ska
du undersöka den elektromagnetiska störningen och vidta
lämpliga åtgärder.
Använd inte Bluetooth-anslutning inom räckhåll för etttrådlöst nätverk eller andra trådlösa enheter, i närheten av
enheter som avger radiovågor (t.ex. mikrovågsugnar) ellerpå platser där det finns många hinder eller där
signalstyrkan är svag. Detta kan medföra att anslutningenofta avbryts, mycket långsam kommunikation och andra fel.

Följande exempel anger vanliga orsaker till funktionsfel och
motsvarande åtgärder.
Användning av mobiltelefoner
Radiovågor kan orsaka oväntade funktionsfel.
Trådlösa kommunikationsenheter, enheter ihemmanätverk, walkie-talkies, mobiltelefoner, sladdlösa
telefoner och andra typer av kommunikationsenheter kanpåverka registreringsenheten. Därför ska man hålla ettavstånd på 30 cm eller mer från sådana trådlösa enheter
när registreringsenheten utför mätningar.
xi

Om det finns statisk elektricitet i användningsmiljön(urladdningar från enheter eller i omgivningen)Se till att både användare och patient är fria från statisk
elektricitet innan registreringsenheten används.
Öka rummets luftfuktighet.
Om registreringsenheten används i närheten av en trådlös
nätverksenhet av typ IEEE802.11g/b/n kan ömsesidiga
störningar uppstå, vilka kan medföra försämrad
kommunikationshastighet eller svårigheter att upprätta en
anslutning. Om detta sker ska du stänga av strömmen tillenheten som inte används, eller använda
registreringsenheten på en annan plats.

9. Miljöskydd
Innan registreringsenheten kasseras ska du avlägsna
litiumbatteriet från enheten.

xii

Försiktighetsåtgärder för säker mätning
I det här avsnittet beskrivs försiktighetsåtgärder för mätning och sensor.
Gå igenom och förklara följande innehåll med patienten. Visa patienten
hur man använder enheten.

Blodtrycksmätning
Se till att slangen inte är veckad och att luften flödar igen denkorrekt. Om en veckad luftslang använd kan luften stängas ini manschetten, vilket kan stoppa blodflödet till armen.
Mät inte blodtrycket på en arm om patienten har följande.
Detta kan leda till en olycka eller förvärra skadan.
1) En skada eller en sjukdom som drabbat en arm.
2) En arm som används för intravenöst dropp eller blodtransfusion.
3) En kroppsdel som shuntats för artificiell dialys.
4) Varit sängliggande under längre tid(risk för trombos).

Kontrollera patientens tillstånd vid mätningsproblem. Patientens
tillstånd kan försämras om maximalt antal mätningar överskrids
eller om en veckad luftslang hindrar luftflödet.
Om blodtrycket mäts för ofta kan det leda till kroppsskador på
grund av störningar i blodflödet. Kontrollera att användningen av
enheten inte leder till långvarig försämring av blodcirkulationen
när enheten används upprepade gånger.
Blodtrycksmätningen kanske inte är korrekt om patienten lider av
kontinuerlig arytmi eller rör sig överdrivet mycket.

xiii

Sätt manschetten i höjd med hjärtat. (Om höjden inteöverensstämmer med hjärtats position medför detta ett fel
i mätningsvärdet.)
Registreringsenheten reagerar på artefakter och stötar.
Om tvivelaktiga mätningsvärden föreligger ska blodtrycket
mätas med auskultation eller palpation.
Mätningsfel kan inträffa om manschettens omkrets intepassar omkretsen på patientens arm.
Fyll inte manschetten med luft innan den har virats runt
patientens arm. Detta kan orsaka skada på manschetten
eller att den brister.

Obs!

Blodtrycksmätningar kan orsaka underhudsblödning. Denna
underhudsblödning är temporär och försvinner med tiden.
Om patienten använder en hjärt-lungmaskin kan blodtrycket inte
mätas eftersom hjärtslag saknas.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten bär tjocka
kläder.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om klädesplagg rullas upp och
klämmer armen.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om den perifera cirkulationen
är otillräcklig, blodtrycket är mycket lågt eller om patienten har
hypotermi (orsakar otillräckligt blodflöde).
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten har frekvent
arytmi.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om manschettstorleken inte ärkorrekt.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om manschetten inte sitteri höjd med hjärtat.
Blodtrycket kan inte mätas korrekt om patienten rör på sig eller
pratar under tiden som mätningen utförs.
Kliniska studier har inte utförts med nyfödda spädbarn eller
gravida kvinnor.
Rådfråga läkare innan mätningar utförs om du har genomgått
mastektomi.
xivManschett
Kassera manschetter som är kontaminerade av blod för att
förhindra smittspridning av infektiösa bakterier.
Förvara inte manschetten hopvikt eller luftslangen böjd
under långa perioder. Om detta görs kan komponenternas
brukstid förkortas.

Mätning av pulsfrekvens
Använd inte den visade pulsfrekvensen som grund för
diagnos av oregelbundna hjärtslag.

Obs!
Registreringsenheten mäter pulsfrekvens när den mäter
blodtryck.

xv

Packlista
Registreringsenheten är ett precisionsinstrument som ska
användas med försiktighet.
Kraftiga stötar kan orsaka skador och funktionsfel.

Obs!

Registreringsenheten fraktas i en specialutformad
förpackningslåda som skyddar den från skador under transport.
När du öppnar förpackningslådan ska du kontrollera att den
innehåller alla delar som anges i packlistan. Vid eventuella frågor
ska du vända dig till din lokala återförsäljare eller närmaste
A&D-distributör. Vi rekommenderar att du sparar den
specialutformade förpackningen.
Se ”10. Tillvalsartiklar (beställs separat)” för information om
tillbehörsalternativ.
Blodtrycksregistreringsenhet ....................................................... 1
Tillbehör
Manschett, vuxen (Adult) 20 till 31 cm (7,8 tum till 12,2 tum) till vänsterarm
TM-CF302A ..................... 1
Manschett, stor (Large) 28 till 38 cm (11,0 tum till 15,0 tum) till vänsterarm
TM-CF402A ..................... 1
Manschettskydd, vuxen ......................................................... 2
Manschettskydd, stor ............................................................. 2
Bärfodral ......................................... AX-133025995 ........... 1
Bälte ............................................... AX-00U44189 ............ 1
Spänne .................................................................................. 1
Aktivitetsregisterblad (10 blad) ........ AX-PP181-S ............... 1
USB-kabel ...................................... AX-KOUSB4C ............ 1
CD-skiva med ABPM Data Manager ...................................... 1
Den här instruktionshandboken .............................................. 1xvi

Manschett, vuxen (Adult) till vänsterarm
Manschett, stor (Large) till vänsterarm

Blodtrycksregistreringsenhet

SpänneBärfodral

Bälte
USB-kabel

Manschettskydd, vuxen
Manschettskydd, stort

Aktivitetsregisterblad (10 blad)CD-skiva med ABPM
Data Manager

xvii

Den här instruktionshandboken

Innehåll
Efterlevnad ........................................................................................................i
Efterlevnad av EU-direktiv ..................................................................... i
Efterlevnad av FCC-regler..................................................................... i
FCC-VARNING ...................................................................................... i
Efterlevnad av IC-regler.........................................................................ii
Efterlevnad av Australiens EMD-ramverk .............................................ii
Bluetooth®-överföring............................................................................ii
Varningsdefinitioner ........................................................................................ iii
Säkerhetsföreskrifter vid användning............................................................iv
Försiktighetsåtgärder för säker mätning ..................................................... xiii
Blodtrycksmätning .............................................................................. xiii
Manschett............................................................................................ xv
Mätning av pulsfrekvens ..................................................................... xv
Packlista.........................................................................................................xvi
1.

Inledning.............................................................................................. 5

2.

Funktioner ........................................................................................... 5

3.

Förkortningar och symboler............................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Specifikationer .................................................................................. 13
Registreringsenhet .................................................................. 13Mått .......................................................................................... 16

Komponentnamn.............................................................................. 175.1. Registreringsenhet .................................................................. 175.2. Skärm ...................................................................................... 18
5.2.1. LCD-panel (liquid crystal display) ......................................... 18
5.2.2. OLED-display (Organisk ljus-emitterande diod).................. 191

5.3. Huvudsakliga knappfunktioner ............................................... 20
5.3.1. A-BPM-funktioner .................................................................. 20
5.3.2. S-BPM-funktioner .................................................................. 23
5.3.3. Övriga åtgärder ...................................................................... 25
6.

Funktioner vid blodtrycksmätning ................................................... 27
6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM) ................................ 27
6.1.1. A-BPM-vänteläge ................................................................. 29
6.1.2. Vilofunktion och intervalltid .................................................... 29
6.1.3. Stoppa mätning ...................................................................... 30
6.2. Självutförd blodtrycksmätning (S-BPM) ................................. 31
6.2.1. S-BPM-program ..................................................................... 32
6.2.2. Vänteläge för S-BPM............................................................ 36
6.2.3. Stoppa och avbryta mätning ................................................. 37
6.3. Mätningsresultat ...................................................................... 38
6.3.1. Visa mätningsresultat ............................................................ 38
6.3.2. Lagra mätningsresultat .......................................................... 38
6.3.3. Utmatning av mätningsresultat ............................................. 39
6.3.4. I D -Nummer........................................................................... 39

7.

Förbereda registreringsenheten...................................................... 40
7.1. Sätta i batterier (byte av batterier) .......................................... 40
7.1.1. Byta batterier .......................................................................... 42
7.2. Förbereda bärfodralet ............................................................. 42
7.3. Inspektion inför användning .................................................... 43
7.3.1. Checklista innan batterier sätts i ........................................... 43
7.3.2. Checklista efter att batterier har satts i ................................. 442

8.

Funktioner ......................................................................................... 45
8.1. Flödesschema över funktioner ............................................... 45
8.2. Initiala inställningar .................................................................. 47
8.2.1. Fabriksinställningar ................................................................ 47
8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning ...................... 48
8.2.3. Initialt trycksättningsvärde ..................................................... 50
8.3. A-BPM förinställda program ................................................... 50
8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar ............................................ 52
8.3.2. Exempel på A-BPM-program................................................ 55
8.4. S-BPM-program ...................................................................... 57
8.4.1. S-BPM-poster och -parametrar ............................................ 58
8.4.2. Skärmvisningsexempel för S-BPM ...................................... 59
8.5. Radera mätdata ...................................................................... 62
8.6. Sätta fast produkten på patienten........................................... 63
8.6.1. Information till patienter.......................................................... 63
8.6.2. Manschettskydd ..................................................................... 65
8.6.3. Sätta fast manschetten, bärfodralet ochregistreringsenheten ............................................................. 66
8.7. Förfarande vid blodtrycksmätning .......................................... 69
8.7.1. A-BPM-funktioner .................................................................. 69
8.7.2. S-BPM-funktioner .................................................................. 71
8.7.3. Manuell mätning..................................................................... 73
8.7.4. Stoppa och avbryta mätning ................................................. 74
8.8. Anslut registreringsenheten till dedikerad kringutrustning ..... 76
8.8.1. Anslut via USB-kabel ............................................................. 76
8.8.2. Använda Bluetooth®-kommunikation .................................. 78
8.8.3. Avbryta Bluetooth®-kommunikation (flygplansläge)........... 793

9.

Underhåll ........................................................................................... 80
Förvaring, inspektion och säkerhetshantering av
produkter ................................................................................. 80
9.2. Rengöra produkten ................................................................. 81
9.3. Regelbunden inspektion ......................................................... 83
9.3.1. Inspektion innan batteriet sätts i............................................ 83
9.3.2. Inspektion efter att batterier har satts i ................................. 84
9.4. Kassering................................................................................. 85
9.5. Felsökning ............................................................................... 86
9.6. Felkoder................................................................................... 87
9.1.

10.

Tillvalsartiklar (beställs separat)....................................................... 90

11.
Bilaga................................................................................................. 92
11.1. Principer för blodtrycksmätning .............................................. 92
11.2. EMD-information ..................................................................... 95

4

1. Inledning

Tack för ditt köp!

TM-2441 ambulatorisk blodtrycksregistreringsenhet gör det
möjligt att exakt mäta patientens blodtryck automatiskt underförinställda tidsperioder (t.ex. 24 timmar kontinuerligt). I den här
bruksanvisningen förklaras inställningar, åtgärder, lägen ochprogram för blodtrycksmätning samt kommunikation med dedikerad
kringutrustning, underhåll, specifikationer och varningar.
Läs bruksanvisningen och förvara den på en tillgänglig plats.

2. Funktioner

Sammanfattning

Registreringsenheten är en ambulatorisk blodtrycksmätare somicke-invasivt kan mäta patientens blodtrycksvärde och puls undervägledning av en läkare. Syftet är att mäta och spara variationer
av blodtrycket under en normal dag. Registreringsenheten är
konstruerad för mobilitet, datahantering och enkel drift.

Målgrupp för blodtrycksmätning

Registreringsenheten är avsedd för vuxna (över 12 år).

5

Syfte med användning

Registreringsenheten har två lägen för blodtrycksmätning.
Blodtrycksvärden kan användas vid konsultation med läkare och
för hantering av den egna hälsan.

Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)
I det här läget kan man ange sex par godtyckliga starttider ochintervall för var 24:e timme och det kan mäta och registrera
blodtrycket automatiskt.
Egen blodtrycksmätning (S-BPM)
Användning av det här läget förutsätter att patienten mäter sitt
eget blodtryck hemma eller på sjukhuset. Det här läget kan
använda fem typer av program beroende på behov.

Mobilitet

Registreringsenheten väger ca 135 g (utan batterier).
Den får plats i handen och är utrustad med en mikropump.
Två alkaliska AA-batterier kan användas. (Storlek LR6 eller AA)
Två laddningsbara batterier (storlek AA, Ni-MH-batteri) kan
användas.

Användning

Inställningarna för registreringsenheten och programmet för
blodtryckshantering kan enkelt konfigureras med hjälp av ABPM
Data Manager installerat på en dator (dedikerad
kringutrustning).

6Omfattande analytisk prestanda

Mätningsintervalltiden kan ställas in för automatisk
blodtrycksmätning.
Blodtrycket kan mätas direkt med hjälp av manuell mätning när
som helst.
S-BPM har fem program för olika förhållanden.
Analys kan enkelt göras med hjälp av ABPM Data Manager
installerat på datorn (dedikerad kringutrustning).

Kortare mätningstid

Lufttömningshastigheten kontrolleras för att minimera
mätningstiden.
Trycksättningsvärdet kontrolleras för att minimera mätningstiden.

PraktiskDedikerad kringutrustning kan ta emot data via USB-kabel.
Data som tas emot kan enkelt analyseras och skrivas ut.

7

3. Förkortningar och symboler
Symboler

Betydelse

SYS

Systoliskt blodtryck

DIA

Diastoliskt blodtryck

PUL

Pulsfrekvens

PP
kPa
mmHg
/min

Pulstryck

PP = SYS - DIA

Enhet för blodtryck
Enhet för pulsfrekvens/minutSymbolen indikerar hjärtslag under mätning.
Bluetooth används.
Visar:
A-BPM utförs.
Blinkar: Intervalltid för ”1 omfång” utförs.
IHB/AFib-indikatorn
Ljud av
Minne fullt, radera data för att starta mätningen.
Batteriindikator När nivå 1
visas ska du byta
ut batterierna för att använda registreringsenheten.
Symbol för A-BPM-sömn
--xx

LCD
OLED

Symbolen visas under konfiguration.
Utanför intervallet eller omöjligt mätvärde.
Felkoder. xx =till

Symbol för S-BPM START
Symbol för S-BPM STOPP
Liquid crystal display
Organisk ljus-emitterande diod
Varningssymbol

8Symboler

Betydelse
Graden skydd mot elstötar:Utrustning av typ BF.
Utfärdare av CE-märkning. Tillverkningsdatum.
Symbol för liten manschett
SMALL
Armomkrets
15 till 22 cm
5,9" till 8,7"
Symbol för manschett för vuxna
ADULT
Armomkrets
20 till 31 cm 7,8" till 12,2"
Symbol för stor manschett
LARGE
Armomkrets
28 till 38 cm 11,0" till 15,0"
Symbol för extra stor manschett
EXTLARGE
Armomkrets
36 till 50 cm 14,2" till 19,7"

Large
cuff

28–38 cm11"–15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SNx2
1.5 V LR6
1.2 V HR6
not included
EMD

Symbol tryckt på förpackningen.
Manschett i storlek large medföljer bland tillbehören.
Symbol tryckt på förpackningen.
Vuxenmanschett medföljer bland tillbehören.
Se bruksanvisning eller broschyr.
Symbol för ”Förvaras torrt” och ”Skydda mot regn”.
Serienummer
Symbol tryckt på batterifacket.
Batteriernas riktning (polaritet).
Symbol tryckt på förpackningen.
Batterier ingår inte bland tillbehören.
Elektromagnetiska störningar
Symbol för ”Hanteras varsamt”.
Symbolen för WEEE-direktivet.

9Symboler
BPM

A-BPM

Betydelse
Blodtrycksmätning
Automatisk blodtrycksmätning

Egen blodtrycksmätning
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symboler.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symboler.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Bluetooth-symboler.
#3
Not made with natural Försiktighetsåtgärd för patient. Är tryckt pårubber latex.
manschetten.
Försiktighetsåtgärder gällande
Caution• Use alkaline batteries or specified
batteriluckan.
rechargeable batteries and ensure
Använd alkaliska batterier eller
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
specificerade laddningsbara batterier
branded batteries.
och säkerställ korrekt polaritet (+,-).
• Firmly secure cuff air hose to
main body.
Blanda inte nya och gamla
batterier eller batterier av olika
märken.
Sätt fast manschettluftslangen ordentligt ihuvudenheten.
#1 : Se ”6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)” och ”8.3.
Förinställda A-BPM-program” för 24-timmars
blodtrycksregistreringsenhet.
#2 : Se ”6.2. Egen blodtrycksmätning (S-BPM)” och”8.4. S-BPM-program” för fem typer av program.
#3 : Se ”8.8.2. Använda Bluetooth®-kommunikation” och”8.8.3. Avbryta Bluetooth®-kommunikation(flygplansläge)”.

10

IHB/AFib-indikator

När mätaren detekterar en oregelbunden rytm undermätningarna visas IHB/AFib-indikatorn på displayen med
mätvärdena (endast S-BPM).

1 omfång

”1 omfång” i S-BPM består av en uppsättning
blodtrycksmätningar och intervalltider som upprepas enligt
antalet mätningar. Den sista intervalltiden utelämnas.
Blodtrycksmätning
T

T

T

Tid

Starttid

T: Intervalltid
Antal mätningar

11

Vänteläge

A-BPM-vänteläge är en period under vilken blodtrycket inte
mäts under intervalltiden.
Blodtrycksmätning
Starttid
Starttid
T

T

T

T

T

SektionT

T

Tid
T: Intervalltid

Sektion

S-BPM-vänteläge är en period under vilken blodtrycket inte
mäts under intervalltiden, mellan det senaste ”1 omfång” ochnästa ”1 omfång”.
Starttid

Starttid
Blodtrycksmätning

T

T

T

Vänteläge

1 omfång

T

Tid

1 omfång

Dedikerad kringutrustning

T: Intervalltid

Dedikerad kringutrustning innebär datorn som ABPM DataManager är installerat på. ABPM Data Manager ligger på den
medföljande CD-skivan. Anslut registreringsenheten tillkringutrustning som uppfyller kraven för elektrisk utrustning för
medicinskt bruk (IEC60601-1). Anslut inte registreringsenheten tillnågon annan enhet (till exempel: IEC60950) i området där
medicinsk utrustning används. Använd en USB-kabel som ärkortare än 1,5 m.

12

4. Specifikationer

4.1. Registreringsenhet

Punkter
Beskrivningar
Mätmetod
Oscillometrisk mätningsmetod
Tryckdetekteringsmetod Halvledartryckgivare
Tryckvisningsintervall
0 till 299 mmHg
Tryck:±3 mmHg
Mätnoggrannhet
Pulsfrekvens:±5 %MinstaTryck:
1 mmHgvisningsenhet
Pulsfrekvens:
1 slag/minut
Systoliskt tryck:
60 till 280 mmHg
Diastoliskt tryck:
30 till 160 mmHg
Mätintervall
Pulsfrekvens:
30 till 200 slag/minut
Kontant tömning med kontrollerad läckventil för
Lufttömning
extra säkerhet
Tömning
Elektromagnetisk ventil
Luftfyllningsmetod
Mikropump
Automatisk luftfyllning
85 till 299 mmHg
Intervall vid varje sektion som delar in 24
Intervalltid (för A-BPM) timmar i sex delar som mest.
Intervall: AV, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Klocka24-timmarsformat
A-BPM:
OLED, 96 x 39 bildpunkter, vita tecken
S-BPM:
Skärm
LCD, 40 x 50 mm, display: systoliskt tryck,
diastoliskt tryck, pulsfrekvens, klocka, fel,status och symboler

13

Punkter
Minne

Strömtillförsel

Antal mätningar

Märkspänning

Gränssnitt

Driftförhållanden
Transport- ochförvaringsförhållanden
Atmosfärtryck för bådedrift och förvaring
Typ av skydd mot
elstötar

Beskrivningar
Mätdata: max. 600 data
Med samma typ av batterier:2 x 1,5 V-batterier (storlek LR6 eller AA)
Alkaliska batterier eller nickel-vätebatterier(Ni-MH) 1 900 mAh eller mer
Reservbatteri för inbyggd klocka:
Laddningsbart litiumknappcellsbatteri
ML2016H
200 gånger eller mer.
(När nya alkaliska batterier eller
nickel-vätebatterier används. Kan variera
beroende på mätförhållanden.)DC 3,0 V (alkaliskt batteri, LR6),
DC 2,4 V (nickel-vätebatteri, storlek AA)
USB: USB 1.1-kompatibel.
Kabellängd: 1,5 m eller kortare.
Micro USB-uttag typ B kan ansluta till
dedikerad kringutrustning(med hjälp av standarddrivrutin).
Bluetooth ver.4.1 (BLE):Trådlös enhet kan anslutas.
Temperatur: +10 till +40 °C
Fuktighet:
30 till 85 % RH
(icke-kondenserande)
Temperatur: -20 till +60 °C
Fuktighet:
10 till 95 % RH
(icke-kondenserande)
700 till 1 060 hPa
Internt utrustad utrustning
14

Punkter
Graden skydd mot
elstötar
CE-märkning
C-Tick-symbol
Mått
Vikt
Användbar livstid
Kapslingsklass
Standardläge
Omstartstid efter
defibrillering
EMD

Beskrivningar
Typ BF: Registreringsenheten, manschettenoch slangen är utformade så att de ger särskilt
skydd mot elektriska stötar.
Etikett för EU-direktiv för medicintekniska
enheter.
Certifieringsvarumärke som registrerats i ACA
av varumärkesbyrån.
Ca 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Ca 135 g (utan batterier)
Registreringsenhet: 5 år. Självautentisering
med interna data. Korrekt drift och underhåll i
optimala förhållanden. Hållbarheten varierar
beroende på användningsförhållanden.
Enhet: IP22
Kontinuerlig mätning
Omedelbart

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth ver.4.1 BLPTrådlös kommunikation Frekvensintervall: 2,4 GH (2 400 till 2 483,5 MHz)
Modulering: GFSK
Effektiv utstrålad effekt: <20 dBm
Obs!
# Klinisk prövning för den här enheten utförs baserat på ISO
81060-2:2013.
# Registreringsenheten är inte en medicinteknisk produkt för
patientövervakning.
Vi rekommenderar inte användning när patienten måste övervakas
i realtid, till exempel på en akutvårdsavdelning.
ACA: Australian Communications Authority
15

4.2. Mått

66

24,5

95

Enhet: mm

16

5. Komponentnamn

5.1. Registreringsenhet

Positioneringsmärke
för artär

Vuxenmanschett och stor
manschett för vänster arm

Luftslang
Luftkoppling
Luftanslutning
Knappen EVENT
för A-BPM
OLED för A-BPM
Knappen START
och STOP
för A-BPM

Knappen AUTO
för A-BPM

LCD
Knappen
START
och
STOP
för S-BPM

Knappen LOCK
för A-BPM

Batterifack och
2 LR6-batterier (storlek AA)
för mätning

Batterilucka

Micro USB-uttag(på undersidan),Datakommunikationsuttag
17

5.2. Skärm
Obs!
För att ställa en korrekt diagnos måste du se till att läsa av data
som visas på enheten noggrant och tolka dessa korrekt.

5.2.1. LCD-panel (liquid crystal display)Övre figurer
Mittfigurer
Nedre figurer

Följande värden kan visas i de olika lägena:
A-BPM

Mätningsresultat

S-BPMÖvre figurer

Systoliskt
blodtryck

Intervalltid

Mittfigurer

Diastoliskt
blodtryckÅterstående tid Tryckvärde

Nedre figurer Puls

Klockslag

Program

Klockslag

Se ”3. Förkortningar och symboler” för information om
symbolerna som visas på LCD-displayen.

18

5.2.2. OLED-display (Organisk ljus-emitterande diod)
Status för A-BPM visas på OLED-skärmen.
Klockslag.
Tillstånd/läge för inställningar och drift.
Mätningsvärde för A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systoliskt blodtryck.
Diastoliskt blodtryck.
Pulsfrekvens.

mmHg Enhet för blodtrycksvärde.
/min
Enhet för pulsfrekvens.
Se ”3. Förkortningar och symboler” för information om
symbolerna som visas på OLED-displayen.
Symboler

Betydelse
Symbolen visas under konfigurering.
Visar:
Blinkar:A-BPM utförs.
Intervalltiden för ”1 omfång” utförs.

Bluetooth används.
Minnet är fullt
A-BPM vilolägessymbol
Batteriindikator

195.3. Huvudsakliga knappfunktioner
5.3.1. A-BPM-funktioner
Starta eller pausa A-BPM.
Växla mellan A-BPM och S-BPM

Steg 1. Lagra det förinställda programmet (med starttider och intervall)
för A-BPM.
Steg 2. Tryck på AUTO -knappen för att utföra följande funktioner.
”ON” ...... A-BPM startas och symbolenvisas.
Blodtrycksmätningar utförs i enlighet med det
förinställda A-BPM-programmet.
”OFF” ..... A-BPM pausas och symbolendöljs.
Blodtrycksmätningar kan utföras med de förinställda
S-BPM-programmen.

Låsa A-BPM till ”ON”.

Lås AUTO -knappen till ”ON” genom att trycka på
LOCK -knappen så att A-BPM kan utföras.

Utöka intervalltiden för A-BPM.

Steg 1. Ställ viloläget till ”ON” innan mätningen utförs.
Steg 2. Ställ AUTO -knappen ”ON” för att använda A-BPM.
Symbolenvisas.
Steg 3. När du trycker på EVENT -knappen under tiden som A-BPM
pågår så dubbleras intervalltiden.
När du trycker på EVENT -knappen igen så återgår
intervalltiden till dess ursprungliga värde.
20

Avbryta A-BPM

När du trycker på START/STOP -knappen under enpågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur
manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock
fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet
med inställningarna för A-BPM.

Ställa in program för A-BPM.

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av vänteläget.
Steg 3. Samtidigt som du håller in knappen START/STOP , håll in
knappen EVENT tills Sleep visas på OLED-displayen.
Steg 4. Funktionsknapparna är följande:
Se ”8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar”
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut påinställningar.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

Steg 1. Om indikationen på OLED-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för A-BPM. A-BPM-vänteläge är en period undervilken blodtrycket inte mäts under intervalltiden.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen under A-BPM-vänteläge.

21Justera klockan.
Ställa in övervakningsfunktion för A-BPM.
Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.

Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av vänteläget.
Steg 3. Samtidigt som du håller in knappen START/STOP , håll in
knappen EVENT tills Display (efter Sleep ) visas på
OLED-displayen.
Steg 4. Funktionsknapparna är följande:
Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning”
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut påinställningar.

22

5.3.2. S-BPM-funktioner
Starta S-BPM.

Steg 1. Välj S-BPM-program och lagra dess parametrar.
Steg 2. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 3. Funktionerna är följande:
S-BPM-program
Blodtryck på sjukhus
OBP
Automatiserat blodtryck på sjukhus
AOBP
Blodtryck i hemmet
HBP

Funktioner
Tryck på/ -knappen
för att starta det förinställda
programmet undervänteläge.

ANBP Förinställda program går ini standbyläge tills ”starttid”
Automatiserat blodtryck, självtagning eller ”starttid för larm”
ASBP inträffar.
Automatiserat blodtryck, natt

Stoppa S-BPM.

Funktionerna är följande:

S-BPM-program

Funktioner

Blodtryck på sjukhus
OBP
Automatiserat
Tryck på/ -knappen för att avbryta
blodtryck på sjukhus
blodtrycksmätningen.
AOBP
Blodtryck i hemmet
HBP
Tryck på/ -knappen för att avbryta
Automatiserat
blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts
blodtryck, natt ANBP blodtrycket eller så avger summern en
ljudsignal.
#1
Om du behöver stänga av
Automatiserat
registreringsenheten helt ska du ta ut
blodtryck,
självtagning ASBP batterierna ur enheten eller växla till OBP,
AOBP eller HBP.
#1 : Se ”6.2.1. S-BPM-program”.
23

Ställa in program för S-BPM.

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Samtidigt som du håller in knappen/ , håll in knappen
START/STOP tills
visas på LCD-displayen.
Steg 3. Funktionerna är följande:
Se ”8.4. S-BPM-program”.
/ -knapp .................. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut påinställningar.

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

Steg 1. Om indikationen på LCD-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för S-BPM.
Steg 2. Tryck på/ -knappen under S-BPM-vänteläge.
Blodtrycksmätningarna inom ”1 omfång” utförs omedelbart.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar
och intervalltider som upprepas tills det angivna antalet
mätningar har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.
S-BPM-vänteläge är en period under vilken blodtrycket inte
mäts under intervalltiden, mellan det senaste ”1 omfång” ochnästa ”1 omfång”.

24

5.3.3. Övriga åtgärder
Att återgå från vänteläge och visa mätaren.

Om indikationen på OLED- eller LCD-skärmen är dold, tryck
på Knappen START/STOP eller EVENT för att återgå till
visning av vänteläge.

Radera mätdata

Steg 1. Ställ in knappen AUTO på ”OFF”.
Steg 2. Om indikationen på displayen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller
EVENT för att återgå till visning av vänteläge.
Steg 3. Samtidigt som du håller in knappen START/STOP ,håll in knappen EVENT tills DataClear(efter Sleep och Display ) visas på OLED-displayen.
Steg 4. Välj en åtgärd.
Om du vill radera data, håll in knappen START/STOP .
Erasing blinkar under DataClear på
OLED-displayen och dataraderingen
Steg 4. Radering
startas.
OLED- DataClear
display Erasing
Fortsätt till steg 5 efter slutförd
radering.
Om du vill spara (inte radera) data, tryck på
knappen EVENT och fortsätt till steg 5.
Steg 5. Registreringsenheten återgår till vänteläge.

25

Parkoppla för Bluetooth®-kommunikation.

Steg 1. Ställ in knappen AUTO på ”OFF”.
Steg 2. Om indikationen på displayen är dold, tryck på knappen
START/STOP
eller EVENT för att återgå till visning av vänteläge.
Steg 3. Håll in knappen EVENT tills Pairing(efter FlightMode ) visas på OLED-displayen.
Registreringsenheten väntar på parkoppling.
Steg 4. När Bluetooth-parkoppling är slutförd visas symbolenpå
LCD-displayen.
Om du vill avbryta aktuell parkoppling, tryck på
knappen EVENT . Registreringsenheten visar då vänteläget.

Avbryta Bluetooth®-kommunikation. (Flygplansläge)
Steg 1. Ställ in knappen AUTO på ”OFF”.

Steg 2. Om indikationen på displayen är dold, tryck på knappen
START/STOP
eller EVENT för att återgå till visning av vänteläge.
Steg 3. Håll in knappen EVENT
OLED-displayen.

tills

FlightMode

visas påSteg 4. Flygplansläget kan aktiveras/inaktiveras med hjälp av
knappen START/STOPKnappen START/STOP. FlightMode
FlightModeON
OFF
Steg 5. Tryck på knappen EVENT för att återgå till vänteläget.
26

6. Funktioner vid blodtrycksmätning
Registreringsenheten är utrustad med funktioner för automatisk
blodtrycksmätning (A-BPM) samt självutförd blodtrycksmätning(S-BPM) och kan lagra mätningstillstånd och mätningsresultat.

6.1. Automatisk blodtrycksmätning (A-BPM)
När A-BPM har avbrutits eller inte används ska du ställa
AUTO -knappen till ”OFF”. Om AUTO -knappen lämnas
på ”ON” kommer en mätning att starta vid nästa starttid och
manschetten kan då brista.
Använd LOCK -knappen för att hindra AUTO -knappen frånatt oavsiktligt övergå till ”OFF” under tiden som A-BPM
används.
AUTO -knapp till ”OFF”

AUTO -knapp till ”ON”

LOCK -knapp till ”LÅS”
AUTO -knapp
A-BPM-funktionen mäter blodtrycket vid förinställda intervall
enligt tiden hos den inbyggda klockan, och lagrar
mätningsresultatet i minnet.

27

A-BPM kan startas och pausas med AUTO -knappen. Använd
LOCK -knappen för att hindra oavsiktliga växlingar när A-BPM
används.
Symbolenvisas på LCD-displayen när A-BPM används.
Blodtrycket mäts automatiskt vid starttiden för A-BPM.
Ett initialt trycksättningsvärde kan ställas in på förhand.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Om AUTO anges som initialt trycksättningsvärde väljs ett
trycksättningsvärde automatiskt. Fabriksinställningen är
180 mmHg. Se ”8.2.3. Initialt trycksättningsvärde” för
information om hur du väljer ett initialt trycksättningsvärde.
Om den första trycksättningen inte är tillräcklig utförs ytterligare
trycksättningar automatiskt två gånger.
När du tar bort data från minnet eller växlar AUTO -knappen
till ”OFF” så återställs trycksättningsvärdet till det initiala värdet.
När ett mätningsfel inträffar, och väntetiden till nästa starttid ärlängre än 8 minuter, så mäts blodtrycket en gång efter
120 sekunder. Mätningsresultatet lagras i minnet.
Om du vill pausa A-BPM frigör du LOCK -knappen och ställer
AUTO -knappen till ”OFF”.

28

6.1.1. A-BPM-vänteläge
Mätningsstatus kan visas på LCD-skärmen medan
A-BPM-mätning pågår.
I vänteläget är indikatorerna automatiskt dolda.
Tryck på valfri knapp för att visa posterna.
A-BPM-vänteläge är en period under vilken blodtrycket inte
mäts under intervalltiden.
MätningsintervallÅterstående tid till nästa starttid
Aktuell tidpunkt

6.1.2. Vilofunktion och intervalltid
Ställ viloläget till ”ON” i det förinställda programmet.
När du trycker på EVENT -knappen under tiden som A-BPM
pågår dubbleras intervalltiden.
När du trycker på EVENT -knappen igen under tiden som
A-BPM pågår återgår intervalltiden till dess ursprungliga
inställning.
Se ”8.3. A-BPM förinställda program” för information om hur
du ställer in viloläget.
T: Intervalltid

Blodtrycksmätning
T

T

2T

2T

EVENT -knapp
AUTO -knapp till ”ON”
Lagra parametrar för viloläget
29

2T

T

T

Tid

EVENT -knapp

6.1.3. Stoppa mätning
När du trycker på START/STOP -knappen under en pågående
blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur manschetten och
mätningen avbryts. A-BPM är dock fortfarande aktivt. Nästa
blodtrycksmätning utförs i enlighet med inställningarna för
A-BPM.

Obs!
När mätningen stoppas visas stoppkoden E07 på OLED-displayenoch sparas i minnet.

30

6.2. Självutförd blodtrycksmätning (S-BPM)
Ställ AUTO -knappen till ”OFF” för att använda
S-BPM-programmen.
Registreringsenheten har fem olika program för S-BPM som
passar olika mätningsförhållanden och tillstånd. Parametrar och
mätningsresultat kan lagras i minnet.
Namn

Beskrivning och programmets åtgärder
PosterBlodtryck på sjukhus
OBP Program avsett för blodtrycksmätning som utförs
Ejav vårdpersonal. ”1 omfång”: Blodtrycksmätning tillämpligt
utförs en gång.
Automatiserat blodtryck på sjukhus
Program avsett för blodtrycksmätning som utförs
Antal
AOBP
efter viloperiod på sjukhus. ”1 omfång”:
Intervall
Mätningar utförs enligt inställningar för antal
mätningar och intervalltider.
Blodtryck i hemmet#1Program avsett för blodtrycksmätning som utförs i
Antal
HBP
hemmet.
Intervall”1 omfång”: Mätningar utförs enligt inställningar
för antal mätningar och intervalltider.
Automatiserat blodtryck under natt
#2 Starttid
Program avsett för blodtrycksmätning som utförs
ANBP
Antal
under natten. Programmet använder inställningar
för antal mätningar och intervalltider. Inom ANBPIntervall
kan upp till sex starttider per dag anges.
Automatiserat blodtryck, självtagning#2 Larmets
Program som indikerar starttider genom att
starttid
ASBP summern ljuder. Tryck på/ -knappen för att
Antalmäta blodtryck i hemmet. Summern kan ställas in
att ljuda upp till sex gånger per dag.
Intervall#1 : Blodtryck mäts i enlighet med reglerna från Japanese Societyof Hypertension.
#2 : När antal mätningar och intervalltider för ANBP eller ASBPändras, ändras även inställningarna för HBP.
31

6.2.1. S-BPM-program
Blodtryck på sjukhus

OBP
När du trycker på/ -knappen mäts blodtrycket en gång och
resultatet lagras i minnet.
Blodtrycksmätning
Tryck på/Tid

-knappen för att starta mätningen.

Automatiserat blodtryck på sjukhus

AOBP
När du trycker på/ -knappen startas AOBP.
Enheter inleder med att vara inaktiv under en intervalltid så att
patienten kan slappna av.
Därefter utför AOBP ett ”1 omfång”.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar
har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.
Om du trycker på/ -knappen under tiden som ”1 omfång”
utförs avbryts ”1 omfång”.
T: Intervalltid
Blodtrycksmätning
1 omfång
T

T

Tryck på/Tryck på/T
Tryck på

T

T

Tid

-knappen för att starta ”1 omfång”.
-knappen för att avbryta ”1 omfång”.
T

/

T

T

T

T

-knappen för att starta ”1 omfång”.

32

Ej mätt
Tid

Blodtryck i hemmet

HBP

När du trycker på/-knappen startas HBP.

HBP utför ett ”1 omfång”.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar
har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.
/ -knappen under tiden som ”1 omfång”
Om du trycker påutförs avbryts ”1 omfång”.
T: Intervalltid
1 omfång
Blodtrycksmätning
TT

Tryck påTryck på

/

/

T

T

-knappen för att starta ”1 omfång”.

-knappen för att avbryta ”1 omfång”.

T
Tryck på

T
/

Tid

T

Ej mättT-knappen för att starta ”1 omfång”.

33

Tid

Automatiserat blodtryck, natt

ANBP
Inom ANBP kan upp till sex starttider per dag anges.
När parametrar för ANBP-programmet lagras startas ANBP
och ”1 omfång” utförs för varje starttid.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar
har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.

Obs!
Manuell blodtrycksmätning med ANBP
När du trycker på/ -knappen under tiden som
S-BPM-vänteläge är aktivt utförs ett ”1 omfång”.
1 omfång
T

BlodtrycksmätningT

1 omfång
T

T

Tid

Starttid

Starttid
ANBP startas när ANBP-programmet ställs in.
(ANBP går in i vänteläge tills starttiden inträffar)
1 omfång
T

1 omfång
T

T

StarttidT

1 omfång
T

Tryck på/ -knappen för att
starta manuell BPM.

1 omfång
TT

Ej mätt

34

Tid

Starttid
1 omfång
T

Tryck på/ -knappen
för att avbryta ”1 omfång”.

T

T

Tid

Starttid
T: Intervalltid

Automatiserat blodtryck, självtagning

ASBP
Inom ASBP kan upp till sex förinställda starttider för larmet
anges.
När parametrarna för ASBP-programmet lagras så startas ASBP
och summern ljuder vid varje starttid. Tryck på/ -knappen
för att utföra ett ”1 omfång” när summern ljuder.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas tills det angivna antalet mätningar
har uppnåtts. Den sista intervalltiden utelämnas.

Obs!
Manuell blodtrycksmätning med ASBP
När du trycker på/ -knappen i vänteläge mellan det
senaste ”1 omfång” och nästa ”1 omfång” utförs ”1 omfång”.
1 omfång
T

BlodtrycksmätningT

1 omfång
T

T

Tid

Tryck på/ -knappen
för att starta ”1 omfång”.

Tryck på/ -knappen
för att starta ”1 omfång”.

Larmets starttid

Larmets starttid

ASBP startas när ASBP-programmet ställs in.
(ASBP går in i vänteläge tills starttiden inträffar)
1 omfångTT

1 omfångTT

1 omfång
T

T

Tid

Tryck på/ -knappen
för att utföra manuell BPM.
T: Intervalltid
35

1 omfång

T

Inte uppmätt

1 omfång

T

T

Tryck på knappen
Tryck på knappen/

Starttid för larm

/

T

Tid

för att stoppa”1 omfång”.

för att starta ”1 omfång”.
T: Intervalltid

6.2.2. Vänteläge för S-BPM
Driftläge och tryckvärde visas på LCD-skärmen under vänteläget
för S-BPM.
# Indikationen på LCD-displayen döljs automatiskt om ingenåtgärd utförs inom några minuter. Även om indikationen på
LCD-displayen är dold kan den manuella blodtrycksmätningen/. När dustartas genom att man trycker på knappen
trycker på knappen START/STOP eller EVENT visas
indikationen igen.
”1 omfång” består av en uppsättning blodtrycksmätningar ochintervalltider som upprepas enligt antalet mätningar. Den sista
intervalltiden utelämnas.
blinkar på LCD-displayen under en
Klocksymbolenintervalltid på”1 omfång”.
Vänteläge för S-BPM är ett tillstånd där blodtrycket inte mäts
under ”intervalltiden” och mellan det senaste ”1 omfång” ochnästa ”1 omfång”.
Program för S-BPM
Luftfyllningsvärde
Aktuell tid
36

6.2.3. Stoppa och avbryta mätning
Obs!
När A-BPM stoppas visas stoppkoden E07 på LCD-displayenoch sparas i minnet.
S-BPM-program

Funktioner

Blodtryck på sjukhus
OBP
Automatiserat
Tryck på/ -knappen för att avbryta
blodtryck på sjukhus
blodtrycksmätningen.
AOBP
Blodtryck i hemmet
HBP
Tryck på/ -knappen för att avbryta
Automatiserat
blodtrycksmätningen. Vid nästa starttid mäts
blodtryck, natt ANBP
blodtrycket eller så avger summern en
ljudsignal.
#1
Om du behöver stänga av
Automatiserat
registreringsenheten helt ska du ta ut
blodtryck,
självtagning ASBP batterierna ur enheten eller växla till OBP,
AOBP eller HBP.
#1 : Se ”6.2.1. S-BPM-program”.

37

6.3. Mätningsresultat
6.3.1. Visa mätningsresultat
På skärmen kan du välja mellan kommandona ”Display ON”
eller ”Display OFF” för att visa eller dölja mätningsresultatet av
A-BPM. Funktionen är inte tillgänglig för S-BPM.
Innehållet som visas med kommandot ”Display ON”
inbegriper ”Tryckvärde under mätning”, ”Mätningsresultat”
och ”Felkod för mätningsresultat”.
När du väljer kommandot ”Display OFF” visas klockan.
Fabriksinställningen är ”Display ON”.
Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning”.

6.3.2. Lagra mätningsresultat
Databehandling av mätningsresultatet
Använd inte inom starka elektromagnetiska fält.
Minneskapaciteten för mätningsresultat är 600
datauppsättningar.
och registreringsenheten
När minnet är fullt visas symbolen
kan inte utföra fler mätningar förrän data har tagits bort frånminnet.

Obs!

Ta bort alla data från minnet innan registreringsenheten ges tillen ny patient. Vi rekommenderar att registreringsenhetens
minne används till en person i taget. Om registreringsenheten
lagrar data från olika personer kan det vara svårt att behandla
data på korrekt sätt.
38

6.3.3. Utmatning av mätningsresultat
Mätningsdata som har lagrats i minnet kan matas ut tillkringutrustning via USB-överföring.
Se ”8.8. Anslut registreringsenheten till dedikerad
kringutrustning”.
Dra inte ut kabeln under USB-kommunikation.
Det kan leda till felaktiga data.

Obs!
När batteriindikatorn visar
kan dataöverföring inte
utföras. Byt ut batterierna för att utföra dataöverföringar.

6.3.4. I D -Nummer
Det fabriksinställda ID-numret är ”0”.
Konfigurera ID-nummer via den dedikerade kringutrustningen.

Obs!
ID-nummer kan inte konfigureras direkt på registreringsenheten– den dedikerade kringutrustningen måste användas.

39

7. Förbereda registreringsenheten
7.1. Sätta i batterier (byte av batterier)

Sätt i två nya batterier och se till att följa
polaritetsriktningarna ”+” och ”-” som är märkta inuti
batterifacket innan du använder registreringsenheten.
Byt ut båda batterierna samtidigt.
Ta ur batterierna om registreringsenheten inte ska
användas under en lång period. Batterierna kan läcka ochorsaka funktionsfel.
Använd två alkaliska batterier av typ LR6 eller angivna
laddningsbara Ni-MH-batterier av AA-storlek.
När du sätter i batterier i batterifacket ska du först trycka
ned fjäderplinten med batteriets ”-”-sida. Därefter sätter dui ”+”-sidan.
Om batteriet sätts i med ”+”-sidan först kan batterietsöverdrag skadas av fjäderplinten.
Kombinera eller använd inte olika typer av batterier, ochkombinera inte förbrukade och nya batterier. Detta kan
orsaka läckage, värmealstring eller skada.

Obs!
När batterinivå 1
visas ska du byta till två nya batterier
innan du använder registreringsenheten.
Registreringsenheten kan inte utföra blodtrycksmätningar eller
dataöverföringar när nivå 1
visas.
När både det vanliga och det inbyggda batteriet är urladdade
visas ingenting på skärmen.
Sätt i batterierna i enlighet med riktningssymbolen ().
40

Förfarande

Sätt i batterier.

Steg 1. Öppna batteriluckan.
Steg 2. Ta ur förbrukade batterier.
Steg 3. Se till att följa
riktningssymbolen() inuti batterifacket.
Sätt i två nya batterier irätt riktning enligt ”+”
och ”-”.

Steg 1. Öppna.

Tryck ned fjäderplinten
med ”-”-sidan av
batteriet.
Steg 4. Sätt i batteriet genom
att trycka på ”+”-sidan.
Steg 5. Sätt i det andra
batteriet på samma
sätt som det första.

Steg 2. Ta ur batterierna.

Steg 6. Stäng.

Steg 3. Tryck ned
Steg 4. Sätt i. fjäderplinten.

Steg 6. Stäng batteriluckan.

Håll batterier och batteriluckan utom räckhåll för spädbarn
och barn, eftersom det finns risk för oavsiktlig förtäring och
andra olyckor.
Använd AA-batterier av standardtyp. Använd inte ett
laddningsbart batteri som är uppsvällt eller som är inlindat
i tejp. Detta kan göra det svårt att öppna luckan.
41

7.1.1. Byta batterier
Mätningsresultat och inställningsparametrar sparas när
batterierna tas ur. När det inbyggda batteriet laddas ur återställs
datumet till 01/01/2017 00:00.
Kontrollera och justera aktuell tid när batterierna har bytts.
Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för
mätning” för information om hur du justerar klockan.

7.2. Förbereda bärfodralet
Obs!
Använd bältet när registreringsenheten ligger i bärfodralet.
Vi rekommenderar att ett bälte som passar registreringsenheten
och patienten används.
Bärfodralet ska användas när
registreringsenheten används.
Fäst bärfodralet genom att föra fodralet
genom tillbehörsbältet eller genom ett
klädesbälte.
Bärfodral
Bälte

42

7.3. Inspektion inför användning
Inspektera registreringsenheten för att säkerställa dessprestanda, säkerhet och effektivitet innan den används.
Gå igenom följande checklista innan/efter att batterierna sätts i.
Om ett problem eller fel upptäcks ska du sätta en varningsetikett
som anger ”Funktionsfel” eller ”Använd ej” på enheten.
Kontakta din lokala återförsäljare för reparation.

7.3.1. Checklista innan batterier sätts i
Nr

Del

Beskrivning
Inga skador eller deformiteter till följd av
att enheten har tappats.

1

Utsida2

Batteri

Kontrollera att batterierna inte ärurladdade. Byt till två nya batterier innanpatienten använder enheten.

Manschett

Kontrollera att manschetten inte är sliten
eller nött. Om manschetten är sliten kan
det medföra att den brister till följd av
inre tryck.

3

4

Manschettanslutning

5

Tillbehör

Inga skador eller lösa delar runt knappar
o.s.v.

Kontrollera att luftslangen inte är knuten
eller böjd.
Kontrollera att luftuttaget och kopplingenär ordentligt anslutna.
Kontrollera att det inte finns skador på
tillbehör. (Bärfodral, bälte o.s.v.)
43

7.3.2. Checklista efter att batterier har satts i
Nr

Del

1

Batteri

2

Skärm

3

Drift

4

Mätning

Beskrivning
Kontrollera att det inte uppstår eld, rök eller
onormal lukt.
Kontrollera att det inte förekommer onormala
ljud.
Kontrollera att det inte förekommer några
onormala skärmvisningar.
Kontrollera att registreringsenheten fungerar
korrekt.
Kontrollera att mätningsfunktionerna kan
utföras korrekt. Fastsättning av manschetten,
mätning, skärmvisningar och resultat ärkorrekta.

448. Funktioner

8.1. Flödesschema över funktioner
Obs!

De initiala inställningarna (av den inbyggda klockan,övervakningsfunktionerna och initialt trycksättningsvärde) och
de förinställda programmen (A-BPM och S-BPM) behöver intelagras vid varje användningstillfälle. Dessa behöver endast
lagras om de har tagits bort, uppdaterats eller när
registreringsenheten används för första gången.
Registreringsenhetens inställningar kan lagras i den dedikerade
kringutrustningen.
Se bruksanvisningen för ABPM Data Manager.
Mätningsförfarandena för A-BPM och S-BPM skiljer sig åt.
A-BPM kan ange sex par godtyckliga starttider och intervall
för var 24:e timme samt mäta och registrera blodtrycket
automatiskt.
S-BPM förutsätter att patienten mäter sitt eget blodtryck
hemma eller på sjukhuset. Det här läget kan använda fem
typer av program beroende på behov.

45

Sätta i batterierna.
Initiala inställningar av den inbyggda klockan,
mätningsövervakningsfunktioner och trycksättningsvärde.

A-BPM

S-BPM

Spara förinställt program för A-BPM.

Spara förinställt program för S-BPM.

Sätt fast registreringsenheten och manschetten.

Sätt fast registreringsenheten och manschetten.

Ställ AUTO -knappen
till ”ON”.

Ställ AUTO -knappen
till ”OFF”.

A-BPM

Tryck påStäll AUTO -knappen
till ”OFF”.

START -knappen.

Blodtryck på sjukhus OBP
Automatiserat blodtryck på
sjukhus
AOBP
Blodtryck i hemmet HBP

Anslut registreringsenheten tillden dedikerade
kringutrustningen.
Databehandling.

Automatiserat blodtryck,
natt
ANBP
Automatiserat blodtryck,
självtagning
ASBP

Rengör och förvara produkten.

Det fullständiga användningsförfarandet46

8.2. Initiala inställningar
8.2.1. Fabriksinställningar
Fabriksinställningarna (initiala inställningar) beskrivs nedan:

Vanliga inställningsposter
Post

FabriksinställningÖvervakningsfunktion

ON (indikeras på skärmen)

År, månad, dag, timme, minut

Leveransdatum

Poster hos A-BPM

Post

Fabriksinställning

Viloläge

OFF

Intervalltid då viloläget är ON (aktivt)

30 minuter

Starttid för sektion 1

0 timmarIntervalltid för sektion 1

30 minuter

Starttid för sektion 20 timmar #1

Starttid för automatiserad mätning

OFF

Funktionstid för automatiserad mätning

OFF

Innehållet i fabriksinställningarna

När AUTO -knappen ställs till ”ON” startas A-BPM. Blodtrycket
mäts var 30:e minut tills knappen ställs till ”OFF”.

#1 : Inställningarna som avser perioderna mellan intervalltiden hossektion 2 och intervalltiden hos sektion 6 är utelämnade
eftersom starttiden för sektion 1 och sektion 2 är samma värde.

47

Poster hos S-BPM
Post

Fabriksinställning

Programval

Blodtryck på sjukhus (OBP)

Blodtryck på sjukhus
OBP

Ej tillämpligt

Automatiserat blodtryck Antal mätningar
på sjukhus
AOBP Intervalltid

2 mätningar

Antal mätningar
Blodtryck i hemmet
HBP Intervalltid

2 mätningar

Automatiserat
blodtryck, natt

ANBP

5 minuter1 minut

Sektionens starttid

2 timmar

Antal mätningar

2 mätningar

Intervalltid

1 minut

Larmets starttid

7 timmar, 22 timmar

Automatiserat
blodtryck, självtagning Antal mätningar
ASBP Intervalltid

2 mätningar
1 minut

Innehållet i fabriksinställningarna

När du trycker på/ -knappen efter att AUTO -knappen har
ställts till ”OFF” startas det förinställda programmet (OBP) för
S-BPM. Programmet (OBP) mäter blodtrycket en gång och
lagrar resultatet i minnet.

8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Ett sätt är att använda knapparna på registreringsenheten.
Ett annat sätt är att använda den dedikerade
kringutrustningen som ansluts till registreringsenheten via
USB-kabeln.
48

Förfarande med knappar

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av vänteläget.
Steg 3. Samtidigt som du håller in knappen START/STOP , håll in
knappen EVENT tills Display (efter Sleep ) visas på
OLED-displayen.
Steg 4. Funktionsknapparna är följande:
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut påinställningar.
Därefter kan knapparna användas för andra poster.
Steg 5. När du har konfigurerat inställningarna trycker du på
START/STOP -knappen för att återgå till vänteläget.
Post

OLED
Intervall
DisplayÖvervakningsfunktion
xx = OFF, ON
xx
Clock
xx = 17 till 99.
ÅrYear xx
De två sista siffrorna i året.
Clock
Månad
xx = månad 1 till 12
Mon. xx
Clock
Dag
xx = dag 1 till 31
Day
xx
Clock
Timme
xx = timme 0 till 23
Hour xxClock
Minut
xx = minut 0 till 59
Min. xx
Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar och initiala
inställningar när batterierna har förbrukats helt.

49

8.2.3. Initialt trycksättningsvärde
Ett initialt trycksättningsvärde kan ställas in på förhand.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Om AUTO anges som initialt trycksättningsvärde väljs ett
lämpligt trycksättningsvärde automatiskt. Fabriksinställningen är
180 mmHg.
Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av vänteläget.
Steg 3. Välj ett trycksättningsvärde med START/STOP -knappen.
AUTO -knapp till ”OFF”
S-BPM-program
Trycksättningsvärde
Aktuell tidpunkt

8.3. A-BPM förinställda program
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Ett sätt är att använda knapparna på registreringsenheten.
Ett annat sätt är att använda den dedikerade
kringutrustningen som ansluts till registreringsenheten via
USB-kabeln.
A-BPM kan endast användas när automatiserade mätningar kan
utföras.
50

Förfarande med knappar

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå till
visning av vänteläget.
Steg 3. Samtidigt som du håller in knappen START/STOP , håll in
knappen EVENT tills Sleep visas på OLED-displayen.
Steg 4. Ange inställningar för viloläge med följande knappar.
Om viloläget är ”ON” (aktivt) kan du gå till steg 5.
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post.
Steg 5. Ange starttid och intervall för upp till sex sektioner med
följande knappar.
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post.
Steg 6. Ange starttid och funktionstid för automatiserade
mätningar med följande knappar.
EVENT -knapp .............. Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp .... Välj, nästa post, slut påinställningar.
Steg 7. Efter konfigurationen återgår registreringsenheten till
vänteläge.

Ta inte ur batterierna under tiden som du anger
inställningarna.
Om batterierna tas ur måste du ange inställningarna igen.

51

8.3.1. A-BPM-poster och -parametrar
Det förinställda programmet för A-BPM är följande:
Post

OLED
Parameter
Sleep
Viloläge
#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervalltid
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuter
Starttid Hour 1 xx = timme 0 till 23xx
Sektion 1
Intervalltid Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuter
xx
Hour
2
Starttid
xx xx = timme 0 till 23
Sektion 2
Intervalltid Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuterxx
Starttid Hour 3 xx = timme 0 till 23xx
Sektion 3
Cycle 3
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Hour 4
Starttid
xx xx = timme 0 till 23
Sektion 4
Cycle 4
Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Hour 5
Starttid
xx xx = timme 0 till 23
Sektion 5
Intervalltid Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuterxx
Starttid Hour 6 xx = timme 0 till 23xx
Sektion 6
Cycle
6Intervalltid
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuter
Starttid

START

xx xx = OFF , timme 0 till 23
Operation
Funktionstid
xx xx = OFF , timme 1 till 27
Automatiserad mätning#3, #4#3, #4

Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar.
52

#1 : När sömnläge är inställt på ”ON” kan starttid och
användningstid för automatisk mätning, och intervalltid för
sömnläget användas. Intervalltid för dessa avsnitt (1 till 6) kan
inte användas.
#2 : När sömnläge är inställt på ”OFF” visas inte intervalltid för
sömnläget.
#3 : Exempel på automatisk mätning.
Om starttid anges och användningstid är inställd på ”OFF”,
när knappen AUTO är inställd på ”ON”, startas A-BPM vid den
förinställda starttiden fortsätter tills knappen AUTO ställs in
på ”OFF”. Om knappen AUTO ställs in på ”ON” igen startas
A-BPM vid den förinställda starttiden.

Obs!
Om användningstid är angiven och man trycker på knappen
AUTO under A-BPM, fortsätter A-BPM att vara aktivt underanvändningstiden för denna åtgärd.
#4 : Exempel på automatisk mätning.
Om starttid är inställd på ”OFF”, användningstid har angetts
och knappen AUTO är inställd på ”ON”, startas A-BPM
under angiven användningstid. Om knappen AUTO ställs in
på ”OFF” under A-BPM stoppas A-BPM. Om knappen
AUTO ställs in på ”ON” igen utförs A-BPM under angiven
användningstid.

Obs!
Om starttid har angetts och man trycker påknappen AUTO under A-BPM, stoppas A-BPM för att
sedan startas vid förinställd starttid nästa dag.
53

Alternativets innehåll

Sömnläge:Intervalltiden för den automatiska mätningen kan anges.
Intervalltiden för sektion 1 till 6 kan inte användas.
Se ”6.1.2. Sömnfunktion och intervalltid”.
Sektion:Dygnets 24 timmar kan delas upp i som mest sex sektioner.
För varje sektion kan man ange en starttid och intervall.
A-BPM kan endast användas när den automatiska mätningen
kan utföras.
Automatisk mätning:
Hela A-BPM kan kontrolleras. Ange starttid och
användningstid. Se ”8.3.2. Exempel på A-BPM-program”.

54

8.3.2. Exempel på A-BPM-program
ExempelStarttider och intervall. Förenklad inmatning.

Dubbla sektioner
Starttid för sektion 1 =Intervalltid för sektion 1 =Starttid för sektion 2 =Intervalltid för sektion 2 =Starttid för sektion 3 =24:00
22:00 000:00

Sektion 2
07:00
15
18:00
06:00
07:00
22:00
Sektion 1
60
12:00
07:00 ·······Samma starttid som sektion 1

Sektion 3 och efterföljande poster visas inte eftersom starttiden
för sektion 3 är densamma som starttiden för sektion 1.
När starttiden för sektion 2, 3, 4, 5 eller 6 är densamma som
starttiden för sektion 1 så visas inte dessa starttider ochintervall.

Exempel 1 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = OFF.
Funktionstiden för automatiserad mätning = OFF.
När AUTO -knappen är ställd till ”ON” utförs A-BPM i enlighet
med starttid och intervall för varje sektion tills
AUTO -knappen ställs till ”OFF”.
Blodtrycksmätning

Ej mätt

Sektion 1
AUTO -knapp till ”ON”

Sektion 2
AUTO -knapp till ”OFF”

55

Tid

Exempel 2 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = 07:00.
Funktionstiden för automatiserad mätning = OFF.
När AUTO -knappen ställs till ”ON” startar A-BPM kl. 07:00.
A-BPM fortsätter att utföra mätningar i enlighet med angivna
starttider och intervall för varje sektion tills AUTO -knappen
ställs till ”OFF”.
07:00

Blodtrycksmätning

Ej mätt

Sektion 1

Sektion 2

AUTO -knapp till ”ON”

AUTO -knapp till ”OFF”

Tid

Exempel 3 Automatisk mätning

Starttiden för automatiserad mätning = OFF.
Funktionstiden för automatiserad mätning = 26 timmar.
När AUTO -knappen ställs till ”ON” fortsätter A-BPM att utföra
mätningar i enlighet med angivna starttider och intervall för
varje sektion under 26 timmar.
Blodtrycksmätning

Ej mätt

Sektion 1

Sektion 2

AUTO -knapp till ”ON”

Efter 26 timmar

56

Tid

8.4. S-BPM-program
De initiala inställningarna kan konfigureras på följande sätt.
Ett sätt är att använda knapparna på registreringsenheten.
Ett annat sätt är att använda den dedikerade
kringutrustningen som ansluts till registreringsenheten via
USB-kabeln.

Förfarande med knappar

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Samtidigt som du håller in knappen/ , håll in knappen
START/STOP tills
visas på LCD-displayen.
Steg 3. Välj S-BPM-program med följande knappar.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP
/ -knapp .................... Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp ...... Välj, nästa post.
Steg 4. Ange inställningar för varje post (antal mätningar,
intervalltid, starttid och larmets starttid) med följandeknappar.
/ -knapp .................... Ändra aktuell parameter.
START/STOP -knapp ...... Välj, nästa post, slut påinställningar.
Steg 5. När inställningarna har gjorts visas S-BPM-klockan.

Ta inte ur batterierna under tiden som du anger
inställningarna.
Om batterierna tas ur måste du ange inställningarna igen.

57

8.4.1. S-BPM-poster och -parametrar
Program

Post

Parameter

S-BPM-program
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Blodtryck på sjukhus
OBP

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Automatiserat blodtryck på sjukhus
AOBP

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

5,

3 till 10 minuter

Blodtryck i hemmet
HBP

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

1,

1 till 5 minuter

Starttid2,

timme 0 till 23

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

1,

1 till 5 minuter

Automatiserat blodtryck, natt
ANBP

#1

Automatiserat blodtryck, självtagning
Larmets starttid
ASBP

7 , 22 , timme 0 till 23

Antal mätningar

2,

1 till 5 mätningar

Intervalltid

1,

1 till 5 minuter#2

Tecken markerade med ruta : Fabriksinställningar.
#1 : 24 timmar kan delas upp i maximalt sex sektioner.
För varje sektion kan du ange en starttid för
blodtrycksmätningen.
#2 : 24 timmar kan delas upp i maximalt sex sektioner.
För varje sektion kan du ange larmets starttid för
blodtrycksmätningen.
58

8.4.2. Skärmvisningsexempel för S-BPM
Visning av Blodtryck på sjukhus

OBP

Visning av Automatiserat blodtryck på sjukhus

AOBP

Det finns inga inställningar att konfigurera för OBP.

AOBP använder förinställda värden för antal mätningar ochintervalltid.
AOBP utför ett ”1 omfång” efter ett vänteintervall under vilket
patienten kan slappna av.
Se ”6.2.1. S-BPM-program” för information om ”1 omfång”.

Antal mätningar

Intervalltid

Visning av Blodtryck i hemmet

HBP

HBP använder förinställda värden för antal mätningar ochintervalltid.
HBP utför ett ”1 omfång”.
Se ”6.2.1. S-BPM-program” för information om ”1 omfång”.

Antal mätningar

59

Intervalltid

Visning av Automatiserat blodtryck under natt

ANBP

Inom ANBP kan upp till sex förinställda starttider för ”1 omfång”
anges. Se ”6.2.1. S-BPM-program” för informationom ”1 omfång”.
När den sista starttiden är densamma som den första
starttiden så är inställningarna för starttider kompletta.
Därefter anges antal mätningar och intervalltid
för ”1 omfång”.

Första starttiden

Andra starttiden

Antal mätningar

Tredje starttiden

Intervalltid
24:00
22:00 000:00

ExempelInställningar och förenklad inmatning
04:00
Mätningar utförs kl. 22:00 och kl. 04:00.
18:00
06:00
Starttid för sektion 1 = 04:00
Starttid för sektion 2 = 22:00
12:00
Starttid för sektion 3 = 04:00 ········· Samma starttid som sektion 1
Antal mätningar =2 mätningar
Intervalltid =0:01 minut
60

Visning av Automatiserat blodtryck, självtagning

ASBP

Inom ASBP kan upp till sex förinställda starttider för larmet anges.
Summern ljuder vid varje starttid. Tryck på knappen/
för
att utföra ”1 omfång” när summern ljuder.
Se ”6.2.1 S-BPM-program” för ”1 omfång”.
/ -knappen så startas ASBP. Summern avger
När du trycker på
ett ljud vid varje starttid. Tryck på/ -knappen för att utföra
ett ”1 omfång” när summern ljuder. Se ”6.2.1. S-BPM-program”
för information om ”1 omfång”.
När den sista starttiden är densamma som den första starttidenså är inställningarna för starttider kompletta. Därefter anges antal
mätningar och intervalltid för ”1 omfång”.

Första starttiden
för larm

Andra starttiden
för larm

Antal mätningar

Intervalltid

ExempelInställningar och förenklad inmatning

Tredje starttiden
för larm

24:00
22:00 000:00

Summern ljuder kl. 22:00 och kl. 07:00.
18:00
06:00
/ -knappen för att
Tryck på07:00
utföra ”1 omfång”.
Starttid för sektion 1 =
22:00
12:00
Starttid för sektion 2 =07:00
Starttid för sektion 3 =22:00 ···· Samma starttid som sektion 1
Antal mätningar =2 mätningar
Intervalltid =0:01 minut
61

8.5. Radera mätdata

Syftet med åtgärden och förklaring av funktionen

Mätdata raderas med inställningarna raderas inte.
Den ursprungliga inställningen kan konfigureras med hjälp av
följande metoder.
Metoden som används aktiverar registreringsenheten.
Metoden som används aktiverar dedikerad kringutrustningsom är ansluten till registreringsenheten med hjälp av
USB-kabeln.
Om mätdata raderas kan de inte användas igen.
Säkerhetskopiera data före radering.
Radera mätdata för senaste patienten innan nästapatientanvänder registreringsenheten.
Det kan ta flera sekunder att radera data.
Utför ingen åtgärd under dataradering för att säkerställa
korrekt radering.

Driftprocedur med hjälp av knappar

Steg 1. Ställ in knappen AUTO på ”OFF”.
Steg 2. Om indikationen på displayen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge.
Steg 3. Samtidigt som du håller in knappen START/STOP ,håll in knappen EVENT tills DataClear (efter
Sleep och Display ) visas på OLED-displayen.
Steg 4. Välj en åtgärd.
Om du vill radera data, håll in knappen START/STOP .
Erasing blinkar under DataClear på OLED-displayen och
dataraderingen startas. Fortsätt till steg 5 efter slutförd radering.
Om du vill spara (inte radera) data, tryck på
knappen EVENT och gå vidare till steg 5.
Steg 5. Registreringsenheten återgår till vänteläge.
628.6. Sätta fast produkten på patienten
8.6.1.

Information till patienter

Informera patienten om följande punkter så att denne kan
använda registreringsenheten på ett säkert sätt.

Säkerhetsföreskrifter för blodtrycksmätningar

Låt armen vara avslappnad och var tyst under tiden som
luftfyllning påbörjas.
Behåll samma position under hela mätningens gång.
Undvik vibrationer och oljud/brus under tiden som mätningenpågår.
Blodtrycket mäts ungefär 1 minut efter att trycksättningen har
utförts. Se till att vara tyst tills mätningen har slutförts.
Mätningsvaraktigheten från fyllning av manschetten tills luften
töms är upp till 170 sekunder.
Registreringsenheten kan komma att fyllas med luft igen i syfte
att åter mäta blodtrycket när trycksättningen har slutförts. Detta
kan exempelvis inträffa om patienten rör på sig.

Registreringsenheten kan inleda blodtrycksmätningen igen eftercirka 120 sekunder, om mätningsdata är ogiltiga och nästa
mätning inte kommer att ske förrän om minst 8 minuter. Detta
kan exempelvis inträffa om patienten rör på sig.
Registreringsenheten kan försvåra fordonskörning eller
användning av maskiner. Undvik att köra fordon eller använda
maskiner under tiden som registreringsenheten används.

Stoppa eller avbryta mätningen

Tryck på START/STOP -knappen för att avbryta
blodtrycksmätningen. En felkod lagras i minnet. Blodtrycket mäts
igen efter 120 sekunder.

63

När du använder A-BPM eller S-BPM i ANBP- eller ASBP-läge
kan endast den aktuella blodtrycksmätningen avbrytas,varpå ”1 omfång” utförs vid nästa starttid.
Ställ AUTO -knappen till ”OFF” för att pausa A-BPM.
Ta av manschetten om den aktuella blodtrycksmätningen inte
kan avbrytas med START/STOP -knappen.
Tryck på START/STOP -knappen för att avbryta
mätningen. ”1 omfång” utförs ändå vid nästa starttid för
A-BPM samt ANBP- och ASBP-lägena hos S-BPM.
Om smärta i armen eller annan oväntad händelse inträffar
ska du avbryta mätningen, ta av manschetten och rådfråga
läkare om problemet.
Ställ AUTO -knappen till ”OFF” för att pausa A-BPM.
Ställ knappen AUTO på ”ON” för att återuppta automatisk-symbolen visas på LCD- ochmätning med A-BPM.
OLED-displayen. Dataregistreringen fortsätter tills knappen slåsom till ”OFF”.

Använda manuell mätning under A-BPM

Proceduren för en tillfällig mätning ingår inte i det förinställda
programmet.

Steg 1. Om indikationen på OLED-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för A-BPM.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen för att omedelbart mäta
blodtrycket under tiden som A-BPM används.
Steg 3. Mätningsresultaten lagras i minnet.
Om du trycker på START/STOP -knappen under enpågående mätning avbryts mätningen.

64

Säkerhetsföreskrifter när registreringsenheten används

Registreringsenheten är ett precisionsinstrument. Enheten fårinte utsättas för stötar eller tappas.
Varken registreringsenheten eller manschetten är vattentäta(vattentåliga). Förhindra att produkten kommer i kontakt med
regn, svett eller vatten.
Lägg eller ställ inte någonting på produkten.
Om manschetten förflyttar sig på grund av häftiga rörelser eller
träning ska du sätta fast manschetten i rätt läge igen.
Positionera luftslangen på ett sätt som förhindrar att knutar
uppstår eller att den viras runt halsen under tiden som du sover.

Byta batterier

När symbolenvisas kan registreringsenheten inte mäta
blodtryck eller kommunicera med den dedikerade
kringutrustningen. Byt omedelbart till två nya batterier.

8.6.2. Manschettskydd
Obs!
Se till att hålla manschettskyddet rent.
Byt manschettskydd inför varje ny användare.
Använd ett manschettskydd som passar den valda
manschetten.

658.6.3. Sätta fast manschetten, bärfodralet och registreringsenheten
Manschetten ska inte sättas fast på en patient som hardermatit (hudinflammation), sår på huden eller liknande.
Avlägsna och sluta använda manschetten om dermatit eller
andra symtom uppstår.
Förhindra att luftslangen virar sig runt halsen eller kroppen.
Var försiktig när enheten används i närheten av spädbarn,
eftersom luftslangen medför strypningsrisk.
Sätt fast luftslangens koppling ordentligt tills den inte kan
vridas mer. Om kopplingen sitter löst kan luftläckage ochmätningsfel uppstå.

Obs!

Sätt fast manschetten i rätt position och vira den runt armen så
att blodtrycksmätningar kan utföras korrekt.
Förhindra att manschetten och luftslangen vibrerar under tiden
som mätningar pågår. Registreringsenheten läser av små
förändringar i lufttrycket inuti manschetten.
Den medföljande manschetten är avsedd för vuxna patientersvänsterarm. Om manschettstorleken inte passar ska en
tillvalsmanschett köpas.
Armomkrets
Liten manschett (Small) 15 till 22 cm 05,9 tum till 08,7 tum
Manschett, vuxen (Adult) 20 till 31 cm 07,8 tum till 12,2 tum
Manschett, stor (Large) 28 till 38 cm 11,0 tum till 15,0 tum
Extra stor manschett (Extra large) 36 till 50 cm 14,2 tum till 19,7 tum
Se till att hålla manschetten ren.
Vi rekommenderar att patienten använder bärfodralet och bältet.
Manschetten är inte tillverkad av naturgummilatex.
66

Ta på sig manschetten, registreringsenheten och bärfodralet

Steg 1. För igenom manschettens ände genom ringen så att dess
form blir som ett armband.
Steg 2. Lokalisera vänsterarmens pulsåder genom palpation(känn efter med handen var ådern är).
Steg 3. Sätt fast manschetten direkt mot huden så att den vita
markeringen sitter precis ovanpå pulsådern och
manschettens nedre kant sitter cirka 1–2 cm ovanför insidan
av armbågen.
Steg 4. Vira manschetten så att ringen sitter inom intervallet och
manschetten sitter plant och inte glider ned, men att två
fingrar fortfarande ryms mellan manschetten och armen.
Steg 5. Fäst luftslangen med häfttejp så att den ligger över axeln.
Steg 6. För in bältet genom bärfodralet.
Steg 7. Justera bältet så att bärfodralet sitter på vänster sida.
Steg 8. Koppla luftpluggen till luftuttaget på registreringsenheten.
Steg 9. Placera registreringsenheten i bärfodralet.
Steg 1. Ring

Steg 2. PulsåderSteg 3. Vit ådermarkering

Cirka 1–2 cm
ovanförManschett

Steg 3. Vit ådermarkering
Steg 4. Se till att två fingrar ryms

67

Steg 5. Luftslang

Steg 5. Tejp
Steg 5. Spänne

Luftslang

Steg 5. ManschettSteg 7. Bälte
Steg 7. Bärfodral
Steg 8. Luftplugg
Steg 8. Luftuttag

Steg 9. För in
Bärfodral

Steg 6. Bälte
688.7. Förfarande vid blodtrycksmätning
8.7.1. A-BPM-funktioner
När A-BPM startas mäts blodtryck i enlighet med de förinställda
parametrarna.

Obs!
Konfigurera den inbyggda klockan och initialt
trycksättningsvärde innan mätningar utförs, då A-BPM
använder sig av dessa inställningar. Se ”8.2.2. Klock- ochövervakningsfunktion för mätning” och ”8.3. A-BPM
förinställda program”.
När du tar av dig registreringsenheten ska du ställa
AUTO -knappen till ”OFF”.
Om registreringsenheten tas av under tiden som A-BPM pågår
utförs ändå luftfyllning av manschetten vid nästa starttid, vilket
kan innebära att manschetten brister. När A-BPM återupptas
ställer du AUTO -knappen till ”ON”.
Symbolenvisas när A-BPM används.

Manuell blodtrycksmätning kan utföras under
A-BPM-vänteläge.
Resultatet från den manuella blodtrycksmätningen kan lagras iminnet.
När A-BPM stoppas visas felkoden E07 på OLED-displayenoch sparas i minnet.

69

Starta A-BPM

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”ON”.
Steg 2.

-symbolen visas på OLED- och LCD-displayen.
A-BPM är startat.

Pausa A-BPM

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Symbolendöljs. A-BPM pausas.

Avbryta A-BPM

När du trycker på START/STOP -knappen under enpågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur
manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock
fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet
med inställningarna för A-BPM.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM(Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

Steg 1. Om indikationen på OLED-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för A-BPM. A-BPM-vänteläge är en period undervilken blodtrycket inte mäts under intervalltiden.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen under A-BPM-vänteläge.

Utöka eller återställa intervalltiden

När viloläget är ”ON” (aktivt) och du trycker på
EVENT -knappen under A-BPM-vänteläge dubblerasintervalltiden.
70

8.7.2. S-BPM-funktioner
Obs!

Konfigurera den inbyggda klockan och initialt trycksättningsvärde
innan mätningar utförs, då S-BPM använder sig av dessa
inställningar.
Se ”8.2.2. Klock- och övervakningsfunktion för mätning”
och ”8.4. S-BPM-program”.
Ta ur batterierna när patienten inte använder
registreringsenheten och manschetten under tiden som ANBP
eller ASBP används (även under vänteläge). Om batterierna
sitter kvar i batterifacket kan manschetten brista när
registreringsenheten fyller manschetten igen vid
nästa ”1 omfång”. Om patienten återupptar mätningarna ska
batterierna sättas i igen och/ -knappen därefter tryckas in.
Manuell blodtrycksmätning kan utföras under
S-BPM-vänteläge.
Resultatet från den manuella blodtrycksmätningen kan lagras
i minnet.
När S-BPM stoppas visas felkoden E07 på OLED-displayenoch sparas i minnet.

Starta S-BPM

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Funktionerna är följande:
S-BPM-program
Blodtryck på sjukhus
OBP
Automatiserat blodtryck på sjukhus
AOBP
Blodtryck i hemmet
HBP
Automatiserat blodtryck, natt ANBP

Funktioner
Tryck på/ -knappen
för att starta det förinställda
programmet undervänteläge.
Förinställda program går ini standbyläge tills ”starttid”
Automatiserat blodtryck, självtagning eller ”starttid för larm”
ASBP inträffar.
71

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

Steg 1. Om indikationen på LCD-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för S-BPM.
Steg 2. Tryck på/ -knappen under S-BPM-vänteläge.
Blodtrycksmätningarna inom ”1 omfång” utförs omedelbart.

Stoppa eller avbryt S-BPM

Funktionerna är följande:

S-BPM-program

Funktioner

Blodtryck på sjukhus
OBP
Automatiserat
Tryck på/ -knappen för att avbryta
blodtryck på sjukhus
blodtrycksmätningen.
AOBP
Blodtryck i hemmet
HBP
Tryck på/ -knappen för att avbryta
Automatiserat
blodtrycksmätningen.
Vid nästa starttid mäts
blodtryck, natt ANBP
blodtrycket eller så avger summern en
ljudsignal.
#1
Automatiserat
Om du behöver stänga av
blodtryck,
registreringsenheten helt ska du ta ut
självtagning ASBP batterierna ur enheten eller växla till OBP,
AOBP eller HBP.
#1 : Se ”6.2.1. S-BPM-program”.

72

8.7.3. Manuell mätning
Använd funktionen manuell blodtrycksmätning för att utföra en
första testmätning eller en omedelbar blodtrycksmätning.

Obs!
En manuell blodtrycksmätning kan startas omedelbart ivänteläget.
Mätningsresultatet lagras i minnet.

Mäta blodtryck omedelbart under A-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med A-BPM)

Steg 1. Om indikationen på OLED-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för A-BPM. A-BPM-vänteläge är en period undervilken blodtrycket inte mäts under intervalltiden.
Steg 2. Tryck på START/STOP -knappen under A-BPM-vänteläge.

Mäta blodtryck omedelbart under S-BPM.
(Manuell blodtrycksmätning med S-BPM)

Steg 1. Om indikationen på LCD-skärmen är dold, tryck på knappen
START/STOP eller EVENT för att återgå till visning av
vänteläge för S-BPM.
Steg 2. Tryck på/ -knappen under S-BPM-vänteläge.
Blodtrycksmätningarna inom ”1 omfång” utförs omedelbart.

73

8.7.4. Stoppa och avbryta mätningPågående A-BPM-, S-BPM- och manuella blodtrycksmätningar
kan när som helst stoppas eller avbrytas omedelbart.

Obs!
När blodtrycksmätningen stoppas visas stoppkoden E07 på
OLED-displayen och sparas i minnet.

Pausa A-BPM

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Symbolendöljs. A-BPM pausas.

Avbryta A-BPM

När du trycker på START/STOP -knappen under enpågående blodtrycksmätning töms luften omedelbart ur
manschetten och mätningen avbryts. A-BPM är dock
fortfarande aktivt. Nästa blodtrycksmätning utförs i enlighet
med inställningarna för A-BPM.

74

Stoppa eller avbryt S-BPM
Funktionerna är följande:
S-BPM-program

Funktioner

Blodtryck på sjukhus
OBP
Automatiserat
Tryck på/ -knappen för att avbryta
blodtryck på sjukhus
blodtrycksmätningen.
AOBP
Blodtryck i hemmet
HBP
Tryck på/ -knappen för att avbryta
Automatiserat
blodtrycksmätningen.
Vid nästa starttid mäts
blodtryck, natt ANBP
blodtrycket eller så avger summern en
ljudsignal.
#1
Automatiserat
Om du behöver stänga av
blodtryck,
registreringsenheten helt ska du ta ut
självtagning ASBP batterierna ur enheten eller växla till OBP,
AOBP eller HBP.
#1 : Se ”6.2.1. S-BPM-program”.

75

8.8. Anslut registreringsenheten till dedikerad kringutrustning
8.8.1. Anslut via USB-kabel
Se bruksanvisningen för ABPM Data Manager för information om
kommunikationsinställningar.

Ansluta kabeln
Anslut en godkänd USB-kabel till micro USB-kontakten.
Sätt i kabeln i rätt riktning. Felaktig anslutning kan orsaka fel
och funktionsproblem. Kontrollera att kontaktkabeln ärkorrekt ansluten.
Blodtryck kan inte mätas under USB-kommunikation.
Anslut inte till patienten när registreringsenheten är
ansluten till kabeln.
Kabeln kan oavsiktligt viras runt halsen eller kroppen.
Förberedelse av dedikerad kringutrustning
Ta av registreringsenheten och manschetten från patienten
innan registreringsenheten (TM-2441) ansluts till den
dedikerade kringutrustningen.

Ansluta registreringsenheten till dedikerad kringutrustning via
USB-kabeln

Steg 1. Öppna luckan till micro USB-kontakten på
registreringsenheten.
Anslut USB-kabeln.
Micro USB-kontakt
USB-kabel76

Upprätta datakommunikation med dedikerad kringutrustning
Steg 1. Anslut micro USB-kabeln frånregistreringsenheten till den
dedikerade kringutrustningen.

Anslut micro USB-kabeln

Steg 2. Summern ljuder ochvisaspå LCD-displayen.
Datakommunikationsfunktionen
går in i standbyläge.

Standbyläge

Steg 3. Utför analys med hjälp av
dedikerad kringutrustning.
Datakommunikationsfunktionen
går endast in i aktivt onlineläge vid
USB-kommunikation.

Aktivtonlineläge

Avbryta datakommunikation med dedikerad kringutrustning
Steg 1. Koppla bort kabeln i standbyläge.

778.8.2. Använda Bluetooth®-kommunikation
En Bluetooth-enhet måste parkopplas med en annan enhet för att
kunna kommunicera med den enheten. När registreringsenheten
har parkopplats med en annan enhet kan de båda enheterna
kommunicera med varandra automatiskt.

Obs!
Se till att stänga av alla andra Bluetooth-enheter när duparkopplar registreringsenheten. Flera enheter kan inteparkopplas samtidigt.
Om registreringsenheten parkopplas till en andra enhet bryts
parkopplingen till den första enheten.
Om enheterna inte kan kommunicera efter att de har
parkopplats ska du utföra parkopplingen igen.

Bluetooth®-Parkoppling

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå
till visning av vänteläget.
Steg 3. Håll in knappen EVENT tills Pairing(efter FlightMode ) visas på OLED-displayen.
Registreringsenheten väntar på pairing.
Steg 4. När Bluetooth-parkoppling är slutförd visas
symbolenpå LCD-displayen.
Om du avbryter aktuell parkoppling, tryck på knappen
EVENT . Registreringsenheten visar då vänteläget.

78

8.8.3. Avbryta Bluetooth®-kommunikation (flygplansläge)
Flygplansläget avbryter Bluetooth-kommunikationen.

Använda flygplansläge

Steg 1. Ställ AUTO -knappen till ”OFF”.
Steg 2. Om indikatorn på skärmen är dold ska du trycka på
START/STOP - eller EVENT -knappen för att återgå
till visning av vänteläget.
Steg 3. Håll in knappen EVENT tills FlightMode visas på
OLED-displayen.
Steg 4. Flygplansläget kan aktiveras/inaktiveras genom att trycka på
START/STOP -knappen.
FlightModeON

START/STOP -knapp

FlightMode
OFF

Steg 5. Tryck på knappen EVENT för att återgå till vänteläget.

79

9. Underhåll

9.1. Förvaring, inspektion och säkerhetshantering av produkter
Medicintekniska enheter, såsom denna registreringsenhet,måste hanteras på ett sätt som säkerställer att enheten fungerar
korrekt när den behövs samt att patientens och användarens
säkerhet upprätthålls. En generell regel är att patienten ska
inspektera enheten vid dagliga kontroller, såsom finns beskrivet i
bland annat ”Inspektion vid användning”.
Daglig korrekt hantering och inspektioner vid användning är
nödvändiga för att bibehålla registreringsenhetens prestanda,
säkerhet och effektivitet.
Vi rekommenderar även att registreringsenheten inspekteras
grundligt en gång per år.

Obs!
Det åligger vårdinrättningen att sörja för skötsel som
upprätthåller säkert bruk av den medicintekniska enheten.

809.2. Rengöra produkten
Rengör registreringsenheten före och efter användning.
Rengör registreringsenheten innan den ansluts till nästa patient.
Du får inte spruta vatten på eller sänka ned
registreringsenheten i vatten när du rengör den.
Det kan leda till fel.
Rengör registreringsenheten efter att ha torkat bort vatten
och antiseptisk lösning, så att sådana vätskor inte tränger
in på insidan av enheten.
Desinficera registreringsenheten regelbundet för att
förhindra infektion. Använd inte en sterilisator på
registreringsenheten.
Använd inte organiska lösningsmedel (till exempel thinner)eller povidonjodlösning för att rengöra registreringsenheten.
Det kan leda till missfärgningar, skador och fel.
Använd inte en hårtork eller dylikt för att torka
registreringsenheten. Det kan leda till fel och skador.

Kontroll efter rengöring av manschetten

Kontrollera att manschettblåsan är korrekt införd imanschettyget. Om den inte är korrekt införd kan det
medföra skador eller explosion vid uppblåsning.

Rengöra registreringsenheten

Torka bort smuts och damm på registreringsenhetens utsida med
hjälp av gasväv som fuktats med varmt vatten och vridits ur
ordentligt. Om blod, läkemedel eller liknande har fastnat på höljet
ska du först rengöra det med hjälp av en gasväv som fuktats med
antiseptisk lösning och vridits ur ordentligt, och sedan torka med
en gasväv som fuktats med varmt vatten och vridits ur ordentligt.
81

Vi rekommenderar användbara kemikalier (ingrediensnamn) med
antiseptisk lösning i tabellen (Exempel på användbar
antiseptisk lösning (ingrediensnamn)).

Rengöra manschetten

När du rengör och desinficerar manschettskyddet och
manschettyget ska du ta bort manschettblåsan inuti
manschettyget. Torka bortsmuts och damm med hjälp av gasväv
som fuktats med varmt vatten och vridits ur ordentligt.
Se antiseptiska lösningar i tabellen (Exempel på användbar
antiseptisk lösning (ingrediensnamn)) för desinficering.
Exempel på användbar antiseptisk lösning (ingrediensnamn)
Komponentnamn
Bensalkoniumklorid

Produktnamn
Bensalkoniumklorid 10-procentig
lösning

Isopropanol

70 % i 1-propanol

EtanolEtanol för desinfektion 76,9 till 81,4
volymprocent

Använd produkten enligt anvisningarna på förpackningen.

Obs!
Manschett och luftslang är förbrukningsartiklar.
Om mätfel inträffar regelbundet, eller om blodtrycket inte går att
mäta, måste de bytas ut mot nya. Se ”10. Tillvalsartiklar(beställs separat)” i denna bruksanvisning.

82

9.3. Regelbunden inspektion
Utför en daglig inspektion av registreringsenheten.
Inspektionen beskrivs nedan:

9.3.1. Inspektion innan batteriet sätts i
Punkter
UtsidaAnvändning
Skärm

Mätning
ManschettBärverktyg
Anslutning

Beskrivning
Inga skador eller skavanker från att enheten tappats.
Ingen smuts, rost eller repor.
Inga sprickor eller skrammel.
Inga skador eller skrammel från knappar och brytare.
Ingen smuts eller repor på displayen.
Luftslangen är inte veckad. Om det finns luft kvari manschetten kan det leda till fel på grund av att
blodcirkulationen i armen stoppas.
Manschettblåsan är korrekt införd i manschettyget.
Manschetten är inte trådsliten. Manschetten är
inte ihoptrasslad.
Byt ut manschetten om problem påträffas.
Manschetten går att byta ut.
Om det förekommer sprickor eller lim i kopplingenmellan manschetten om manschettblåsan.
Om luftslangen tappat sin flexibilitet och blivithårdare.
Om ytan på luftslangen blivit glansig eller känns oljig.
Om det förekommer sprickor i luftblåsan.
#1 Vi rekommenderar att man byter ut manschetten var
tredje år, oavsett hur ofta den används.
Inga skador på bärhållare, bälte och manschett.
Luftkopplingen är korrekt ansluten till luftanslutningen.
839.3.2. Inspektion efter att batterier har satts i
Del

Beskrivning
Ingen eld, rök eller onormal lukt.
UtsidaInga onormala ljud.
Drift
Knappar och brytare ska fungera korrekt.
Mätningsvärden ligger inom eller nära
Mätningsmanschett förväntade värden.
Inga onormala ljud eller åtgärder inträffar
under mätning.
Inspektion av
Om blodtrycksvärdena är felaktiga ska du
blodtrycksvärde
kontakta din lokala återförsäljare.

849.4. Kassering
Följ alla lagar och lokala föreskrifter för kassering och återvinning
av produkten i syfte att skydda miljön.

Kassera manschetten

En manschett som har använts av en patient anses vara
medicinskt avfall.
Kassera produkten på korrekt sätt.

Kassera det inbyggda laddningsbara batteriet
Registreringsenheten är utrustad med ett reservbatteri.
När registreringsenheten kasserar ska batteriet kasseras
på lämpligt sätt enligt lokala miljöskyddsbestämmelser.

ÖvrigtNamn

Del
MaterialLåda
Kartong
Förpackning
Dyna
Luftdyna, speciallåda
Påse
Vinyl
Låda
ABS + PC-harts
Interna delar Allmänna delar
Chassi
Järn
Reservbatteri
Registreringsenhet på skiva inuti Laddningsbart litiumbatteri av
knappcellstyp:ML2016H
enheten
Alkaliskt batteri: 1,5 V LR6 eller AA-storlek
Batteri
Laddningsbart batteri:AA-storlek
Ni-MH-batterier, minst 1 900 mAh85

9.5. FelsökningGå igenom följande checklista och listan över felkoder innan dukontaktar din lokala återförsäljare.
Om de angivna åtgärderna inte avhjälper problemet, eller om
problemet inträffar igen, ska du kontakta återförsäljaren.
Problem
Inget visas på displayen
efter knapptryck.
Ingen OLED-visning
under A-BPM.
Klockan nollställs

HuvudorsakÅtgärdBatteriet är urladdat.

Sätt i nya batterier.

OLED-visning kan försvinna
på grund av statisk

Ingensedan in dem igen.

elektricitet.

Reservbatteriet laddas inte. Ladda det i 48 timmar med nya

regelbundet.
Ingen luftfyllning

Plocka ut batterierna och sätt

#1 batterier.
Manschetten är inte korrekt
ansluten.

Kontrollera manschetten och
luftslangen med avseende på
veck och korrekt anslutning.

Kommunikationskabeln ärKontrollera att kabeln är korrekt

USB-kommunikation #2 borttagen.

ansluten.

Det går inte att öppna

Batterier som inte är av

Kontakta din lokala

batteriluckan

standardstorlek har använts. återförsäljare.

#1 : Användare (som ej är behöriga att utföra underhåll) får intebyta reservbatteriet (litiumbatteriet) som sitter på enelektronisk skiva inuti registreringsenheten. Reservbatteriet
laddas av de vanliga batterierna (LR6 eller AA-storlek) som
används vid mätningar.
#2 : Dedikerad kringutrustning krävs.

Registreringsenheten får inte demonteras eller modifieras.
Enheten kan skadas.
869.6. Felkoder
Felkoder vid mätning
Kod

Betydelse

Orsak och åtgärd

Nolltrycksfel

Töm ut luften som finns kvar i manschetten.

Svagt batteri

Byt ut mot nya batterier.
Luftfyllningen når inte måltrycket.
Se till att manschetten är korrekt
ansluten.

Trycksättning fungerar
inte

Trycket överstiger 299
mmHg

Om det finns problem med
manschettens anslutning kan
funktionsfel uppstå hosregistreringsenheten, och den behöver
då inspekteras.
Kroppsrörelser kan ha förekommit undertrycksättningen. Slappna av och var tyst
under tiden som mätning pågår. Om dennaåtgärd inte avhjälper problemet ska
registreringsenheten inspekteras.

Tvinga fram avbrottgenom att trycka på
START/STOP - eller/

Tryck endast på START/STOP - eller/ -knappen om det är nödvändigt.

-knappen.
Hjärtslag kan inte detekteras på grund
av kroppsrörelser eller oljud/störningarfrån kläder.

Blodtryck kan inte
mätas.

Slappna av och se till att inte röra dig.
Bekräfta att manschetten sitter rätt.
Om felet inträffar även när du slappnar
av ska du kontakta din lokalaåterförsäljare för inspektion ochreparation av registreringsenheten.

87

Kod

Betydelse

Orsak och åtgärd

Fel hos den inbyggda
acceleratorsensorn.

Ta ur batterierna och sätt i dem på nytt.

För kraftiga
kroppsrörelser.

Slappna av och var tyst under tiden sommätning pågår.

Utanför intervall,
30
PUL
200

Om dessa fel inträffar flera gånger ska duutföra ytterligare blodtrycksmätningar.

Utanför intervall,
30
DIA
160

#1
SYS:
DIA:
PP:

Utanför intervall,
60
SYS
280
Utanför intervall,
10
PP
150

PP = SYS - DIA
Systoliskt blodtryck
Diastoliskt blodtryck
Pulstryck#1

Mätningen har pågått
i mer än 180 sekunder.

Om fyllnings- eller tömningshastigheten är
för långsam ska enheten inspekteras.

Tömningen har pågått
i mer än 90 sekunder.

Tömningshastigheten kan vara förlångsam. Inspektion bör utföras.

Hjärtslag kan inte
detekteras.

Hjärtslag kan inte detekteras på grund av
kroppsrörelser eller liknande. Mät
blodtrycket när du är avslappnad och stilla.

Inställningarna förintervalltid är felaktiga.

Om intervalltiden är inställd på 120 minuter
kan differensen mellan den senaste
starttiden och nästa starttid inte delas
upp i exakta tvåtimmarsperioder.

Nolltrycksfel för
skyddskrets.

Visas vid mätningens starttid.
Töm ut all luft som finns kvari manschetten.

88

Kod

Betydelse

Skyddskretsen
detekteraröverbelastningstryck.

Orsak och åtgärd
Kroppsrörelser kan ha detekterats undertrycksättningen. Slappna av och var
stilla när mätningen pågår.
Om felet inträffar även när du är
avslappnad och stilla ska du kontakta
din lokala återförsäljare för inspektion av
enheten.

Maskinvarufelkoder hos registreringsenheten
Kod

Betydelse

Minnesfel

Orsak och åtgärd

Registrering kan aktiveras om
registreringsenheten utsätts för stötar,till exempel om man tappar den.
Om den här koden visas ofta kan
det vara fel med den inbyggda
minnet. Kontakta din lokalaåterförsäljare för att få enheten
kontrollerad.

Obs!
Felkoderna kan komma att ändras utan förvarning.

8910. Tillvalsartiklar (beställs separat)

Manschetter

Namn

Beskrivning

Manschett, liten (Small)till vänsterarm

Armomkrets
15 till 22 cm

5,9 tum till 8,7 tum

Manschett, vuxen (Adult)
till vänsterarm

Armomkrets
20 till 31 cm

7,8 tum till 12,2 tum

Manschett, stor (Large)
till vänsterarm

Armomkrets
28 till 38 cm

11,0 tum till 15,0 tum

Manschett, Extra stor (Extra large) Armomkrets
till vänsterarm 36 till 50 cm

14,2 tum till 19,7 tum

Manschett, vuxen (Adult)
till högerarm

7,8 tum till 12,2 tum

Armomkrets
20 till 31 cm

Beställningskod
TM-CF202A
TM-CF302A
TM-CF402A
TM-CF502A
TM-CF802A

Manschett, engångs-10 bladManschettskydd, litet

till vänsterarm 10 blad

AX-133024667-S

Manschettskydd, vuxen

till vänsterarm 10 blad

AX-133024500-S

Manschettskydd, storttill vänsterarm 10 blad

AX-133024663-S

Manschettskydd, extra storttill vänsterarm 10 blad

AX-133024503-S

Manschettskydd, vuxen

till högerarm

10 bladAX-133024353-S

Manschettyg, litet

till vänsterarm 2 blad

AX-133025101-S

Manschettyg, vuxen

till vänsterarm 2 blad

AX-133024487-S

Manschettyg, storttill vänsterarm 2 blad

AX-133025102-S

Manschettyg, extra storttill vänsterarm 2 blad

AX-133025103-S

Manschettyg, vuxen

till högerarm

2 bladAX-133025104-S-

TM-CT200-110

Luftslangsadapter

90

TM-CF306A

Dataanalys

Namn

Beskrivning

USB-kabelÖvrigt-Namn

Aktivitetsregisterblad

Beskrivning
10 bladBeställningskod
AX-KOUSB4C

Beställningskod
AX-PP181-S

Bärfodral-

AX-133025995

Bälte

-

AX-00U44189

Spännen

5 stycken

91

AX-110B-20-S

11. Bilaga

11.1. Principer för blodtrycksmätning
Mätningsförfarande: Vira manschetten runt överarmen.
Fyll manschetten med luft till ett tryckvärde som är högre än det
systoliska blodtrycket. Töm sedan ut luften ur manschetten
gradvis. När trycket detekteras i manschetten under tiden som
den töms på luft uppstår en pulsvågform som är synkroniserad
med hjärtslagen. Pulsvågformen höjs plötsligt när den närmar sig
det systoliska blodtrycket. Den höjs ytterligare alltmedan
tömningen pågår tills den når högsta amplitud, varpå den sedan
gradvis sänks. Pulsvågformens förändringar illustreras på nästa
sida. Under oscillometrisk blodtrycksmätning specificeras det
systoliska blodtrycket som punkten där amplituden plötsligt höjs
när pulsen detekteras i manschettrycket, det genomsnittliga
blodtrycket specificeras som punkten där amplituden når sin
högsta nivå, och det diastoliska blodtrycket specificeras som
punkten där amplituden gradvis sänks och blir låg. Trycksensorn
detekterar egentligen små förändringar i manschettrycket över tid,
lagrar pulsvågformen i minnet och utvärderar sedan det
systoliska och diastoliska blodtrycket i enlighet med en algoritm
som är anpassad efter den oscillometriska mätningen.
Algoritmens detaljer varierar beroende på vilken
blodtrycksmätare som används. Blodtrycket hos vuxna och
spädbarn mäts med oscillometrisk metod och värdena jämförs
med motsvarande värden som mätts med auskultationsmetod.
Det diastoliska blodtrycket definieras som slutpunkten av fas
4 när auskultationsmetod används. Pulsvågformen som avges
av manschettrycket beror på manschettmaterialets egenskaper.
Genom att använda specificerad manschett tillsammans med
motsvarande mätningsalgoritm kan mätningsprecisionen därför
bibehållas. Luftslangens längd är maximalt 3,5 m då slangen har
dämpande egenskaper till följd av pulsvågsspridning.
92

mmHg
200
150
100
50
0

Manschettryck (vänsterarm)

Manschettryck (vänsterarm)

200
150
100
50
0
Systoliskt blodtryck
Genomsnittligt blodtryck
Diastoliskt blodtryck

Direktmetod (vänsterarm)

Tid
Direktmetod (vänsterarm)

Tid

Mikrofonmetod
Oscillometrisk
mätningsmetod

Felfaktorer vid blodtrycksmätning

Pulsdiagrammet kan vara en objektiv
indikation på tillförlitligheten hos
mätningsprecisionen. Om brus hörs på grund
av oregelbundet hjärtslag eller fysiska rörelserändras grafens amplitud. När pulsdiagrammet
inte visar en jämn linje ska mätningen utföras
igen eller en annan metod användas.

Manschettläge på samma höjd som hjärtat

Pulsdiagram

Vira manschetten runt armen på en höjd som motsvarar hjärtatsnivå. Om manschettens läge är felaktigt kan mätningsfel inträffa.
Om manschetten exempelvis sitter 10 cm nedanför hjärtats nivåblir blodtrycksmätningen 7 mmHg högre.
93

Rätt manschettstorlek

Använd en manschett av rätt storlek. Om manschetten är för liten
eller stor kan mätningsfel inträffa. Mätningar med en för liten
manschett tenderar att avläsas som högt blodtryck, oavsett vad det
verkliga blodtrycket ligger på eller om artären fungerar normalt.
Mätningar med en för stor manschett tenderar att avläsas som lågtblodtryck, särskilt hos patienter som har allvarlig åderförkalkning eller
abnorma kärlklaffar. Felaktig manschettstorlek är en av orsakerna tillskillnader mellan direktmätningsmetoden och den oscillometriska
mätningsmetoden. På manschettens etikett anges intervall för
armomkrets. Välj och använd rätt manschettstorlek som passar den
enskilda patienten. Precisionen hos blodtrycksmätningen garanteras
av precisionen hos trycksensorn, lufttömningsegenskaperna och
mätningsalgoritmen så länge rätt manschettstorlek och rätt luftslang
används. Kontrollera trycksensorns precision och
lufttömningsegenskaperna regelbundet.

9411.2.

EMD-information

De krav som gäller för medicinska elektroniska instrument
beskrivs nedan:

Uppgifter gällande EMD-riktlinjer

När registreringsenheten används måste särskilda
försiktighetsåtgärder vidtas gällande EMD (elektromagnetiska
störningar). Använd registreringsenheten enligt deförsiktighetsåtgärder gällande EMD som beskrivs i denna
bruksanvisning. Bärbar och mobil radiofrekvent
kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan påverka
elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Tillbehör som uppfyller EMD-standarderna

Den här registreringsenhetens tillbehör och alternativ uppfyller
villkoren i IEC60601-1-2:2014. Om ej godkända tillbehör
används kan det leda till ökad strålning och lägre
bullerimmunitet.

Använd tillbehör som rekommenderas av A&D.
Ej godkända tillbehör kan påverkas av elektromagnetiskstrålning och få minskad immunitet mot störningar.

EMISSIONSGRÄNSER
FenomenÖverensstämmelse

Utstrålad RF-emission CISPR11

95

Grupp 1、Klass B

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: Höljets anslutning
FenomenTestnivåer för immunitet±8 kV kontakt
Elektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
Utstrålade radiofrekventa
10 V/melektromagnetiska fält
80 MHz–2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM vid 1 kHz
Fältstyrkor från radiofrekvent Se tabell (Testspecifikationer förtrådlösIMMUNITET FÖR HÖLJETS
kommunikationsutrustning
ANSLUTNING till radiofrekvent
IEC 61000-4-3 trådlös kommunikationsutrustning)
Märkeffektfrekvens magnetiska 30 A/m
fält
IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 Hz

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: PATIENTANSLUTNING
FenomenTestnivåer för immunitet
Elektrostatisk urladdning±8 kV kontakt
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft

TESTNIVÅER FÖR IMMUNITET: anslutning för
signalingång/signalutgång
FenomenElektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2
Elektriska snabba
transienter/toppar
IEC 61000-4-4

Testnivåer för immunitet±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
±1 kV
100 kHz repetitionsfrekvens

3 V 0,15–80 MHz
Uppmätta störningar införda
6 V i ISM- och amatörradioband
genom radiofrekvensfält
mellan 0,15 MHz och 80 MHz
IEC 61000-4-8
80 % AM vid 1 kHz
96Service

380 – 390TETRA 400450

430 – 470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704 – 787

LTE-band 13,17

Max. effekt(W)Avstånd(m)
Testnivå för
immunitet
(V/m)

Band
(MHz)

385

Modulering

Testfrekvens(MHz)

Testspecifikationer för IMMUNITET FÖR HÖLJETS ANSLUTNING tillradiofrekvent trådlös kommunikationsutrustning

Pulsmodulering
1,8
18 Hz
FM
±5 kHz2
avvikelse
1 kHz sinus
Pulsmodulering
0,2
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Pulsmodulering
870
iDEN 820
800 – 960
2
18 Hz
CDMA 850
930
LTE-band 5
GSM 1800
1 720
CDMA 1900
GSM 1900
Pulsmodulering
1 845 1 700 – 1 990
2
DECT
217 HzLTE-band
1,
3,
4,
25
1 970
UMTS
Blutooth
WLAN 802.11 b/g/n Pulsmodulering
2 450 2 400 – 2 570
2RFID 2450
217 HzLTE-band 7
5 240
Pulsmodulering
5 500 5 100 – 5 800 WLAN 802.11 a/n0,2
217 Hz
5 785

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

810

97

ANTECKNINGAR

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123