HiPer SR

HiPer SR

SPECIFICATIONS
製品名

HiPer SRタイプ

GGD

チャンネル数226ch

GPS L1○

GPS L2○

GLONASS L1○

GLONASS L2○

QZSS（準天頂衛星システム）○SBAS○Bluetooth

○

受信信号

GPS

L1 C/A、L1P、L2 C/A、L2P コードおよびキャリア

QZSS（D：測定距離）2 周波 GNSS 受信機

L1 C/A、L1、L2P（Y)、L2、L2C コードおよびキャリア

GLONASS精度

HiPer SR

L1 C/A、L1-SAIF、L1C、L2C

水平（3mm+0.5ppm × D）m.s.e.

スタティック（短縮スタティック含む）

垂直（5mm+0.5ppm × D）m.s.e.
水平（10mm+1.0ppm × D）m.s.e.

リアルタイムキネマティック

垂直（15mm+1.0ppm × D）m.s.e.

データ更新間隔10Hz

RTK データフォーマット ※ 1

RTCM SC104 v3.x

NMEA 出力フォーマットNMEA 0183 バージョン 2.x および 3.x

寸法W150 × D150 × H64mm

質量0.85kg

内蔵メモリ

２GB

内蔵バッテリー7.4V、5000mAh

バッテリー充電時間

5 時間未満消費電力

2.0W（LongLINK 使用 RTK ローバー、内蔵バッテリー、20℃）

動作時間

内蔵バッテリー使用時（20℃）

15 時間以上（LongLINK 使用 RTK ローバー）

外部電源入力DC6.5 ～ 30V ※ 2

動作温度範囲-20℃～ +65℃ ( バッテリー）、-40℃～+65℃（外部電源あり）

保存温度範囲-40℃～ +70℃

耐水性及び耐じん性

JIS C0920 保護等級 IP67（耐じん形、耐水形）に準拠
USB Mini B 2.0（クライアント）ポート× 1

入出力ポート

電源・シリアルポート（RS-232C 準拠）
×1 ※ 3LongLINK による RTK 使用

同時 3 接続まで可能

Bluetooth 規格

V2.1 +EDR

国土地理院登録

1 級 GNSS 測量機※ 1：RTK 補正データは、電源・シリアルポートから出力できません。Bluetooth 接続のみ出力します。		
※ 2：外部電源入力電圧の DC6.5 ～ 30V は、本機オン時の外部電源の動作範囲です。本機をオンにするためには DC8 ～ 30V の電源入力が必要です。
※ 3：シリアルポートの利用には、別売付属品の電源・シリアルケーブルが必要です。

標準構成品

オプショナル・アクセサリー

・HiPer SR 本体
・充電器
・充電器用 AC 電源ケーブル
・受信機用電源ケーブル
・USB ケーブル
・格納ケース（受信機２台収納可能）
・CD-ROM
・LED 表示クイックリファレンス
・保証書

11
1
1
1
11
1
1

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています（有償）。TOPCONMASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

・プリズムアダプター 3WP 型
・5/8 インチ L プラグ M
・100mm スペーサー
・メジャーフック

QZSS
対応

・電源・シリアルケーブル
・Network オプション

詳しい情報はこちらからどうぞ！

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せTOPCON MASTER 制度

・整準台 TR-102

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は測量にも土木にも対応
小型・軽量オールインワン受信機• 1 人で手軽に簡単測量• 過酷な現場にも強い堅牢なボディ

3Dテクノロジーを用いた計測• LongLink データコミュニケーション• 優れた耐環境性能 IP67

及び誘導システム

登録番号：KT-170034-A• 連続使用時間 15 時間以上を実現• 準天頂衛星システムに対応

https://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654

3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE
本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌オフィス仙台オフィス

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス福岡オフィス©2019

Printed in Japan 2019 10-50 P-169-6簡単、便利、高速 !

HiPer SR

オールインワン GNSS 受信機 HiPer SR
卓越したユーザーインターフェイス

226 チャンネル
2 周波 GNSS 受信機

BluetoothLED 表示部電源ボタン 受信ステータス

小型・軽量
オールインワン受信機

１人で手軽に簡単測量
小型・軽量の HiPer SR は、天候や時間を気にすることなく 1 人で手軽に測量が可能です。

約 850g（当社従来比 40％減）の小型・軽量ボディに必要な機能を全て集約しました。ケーブルレスで RTK 観測が行えます。

電源・シリアルポート

記録

Bluetoothバッテリー

測量から土木まで幅広いフィールドで活躍
データコレクタ FC-500 用アプリケーションソフトウェア（オプション）● MAGNET Field GNSS 標準パッケージ

優れた耐環境性能 IP67

連続使用時間 15 時間以上を実現

防塵防水性能 JIS 保護等級 IP67 に準拠。
ボディは衝撃に強いマグネシウム合金を採用！道具のように扱える頑丈さです。

1 日の作業を余裕でこなす長時間バッテリーを採用。

測量から土木施工まであらゆる分野に対応するソフトウェアです。観測や測設などの基本的な機能はもちろん、路線の設計から各種計算にいたるまで様々な機能を備えています。国土地理院の定める作業規程の準則に則った公共測量を行えます。トータルステーションにも接続でき、統一された操作性で観測が行えます。Web アプリケーション MAGNETEnterprise を介し、フィールドとオフィスのデータ連携も可能です。

● 監督さん .V+GNSS オプション
路線データを入力することにより、施工時の複雑な測量計算作業を現場で即座に対応することが可能な土木用ソフトウェアです。トータルステーションにも接続でき、座標データを共通して使用することができます。

● GNSS 統合観測、 RTK 移動局観測

LongLink
データコミュニケーション* 機器間の障害物その他の環境条件により変化する可能性があります。

受信機に内蔵されているBluetooth ®クラス1を利用して、RTK観測が行えます。
観測範囲は半径約300m*をカバー。固定局1局につき、移動局3局までを同時接続ができ、ひとつの現場を運用することが可Bluetooth の採用により免許不要で、能です。

ランニングコストもかかりません。手軽にRTK観測を行え、運用効率が格段に高まります。

ネットワーク型 RTK 観測に対応（オプション）

基準局

Wi-Fi テザリング可能なスマートフォンなどを使用することで、ネットワーク型 RTK観測を行うことができます。

テザリング

スマートフォン
Wi-Fi

データコレクタ※補正データの配信は株式会社ジェノバの「ネットワーク型GNSS サービス」のご利用を推奨します。

USB ポート

GNSS 統合観測は、スタティック観測、RTK 観測の固定局 / 移動局、ネットワーク型 RTKの全ての観測設定を行うソフトウェアです。RTK 移動局観測は、RTK 移動局設定に特化したソフトウェアで、ネットワーク型 RTK 観測のみご利用のお客様に最適です。GNSS 統合デー

タ処理プログラム GNSS-Pro と連動し、作業規程の準則に則った公共測量が行えます。

● Pocket-3D
土木作業に特化した簡単操作のソフトウェアです。3 次元設計データをいつも手元に持ち歩く感覚で土木作業が手軽に行え、RTK-GNSS やトータルステーションと連動し、様々なフィールドに対応します。