FT 205 L EI C HTG EWICHT
WINDS EN S O R E N MIT A KUSTISC HER RESONANZIDEAL FÜ R UAVsBDer Windsensor FT205 wiegt nur 100 g und wurde speziell zur
Verwendung in Drohnen und unbemannten Luftfahrzeugen(UAV) entwickelt. Ein integrierter elektronischer Kompass
schafft ideale Voraussetzungen zur Verwendung auf einer
beweglichen Plattform.
Durch seine kompakte Größe und Form ist der FT205 baulichsehr belastbar. Er wenig anfällig für elektrische Störung undebenso vollständig dicht und wasserbeständig. Er kann inHöhen bis zu 4000 m und bei Temperaturen zwischen -20°C
und +70°C betrieben werden.

AC

Dank der geringen Stromaufnahme und der Erfassung
von Windgeschwindigkeiten bis zu 75 m/s eignet sichderFT205
Leichtgewicht-Windsensor
bestens
fürUAV-Flugsteuerungssysteme
undDrohnen-gestütztes
Umgebungsmonitoring.
Der FT205 ist zur Montage an einer Stange bzw. an einer
flachen Oberfläche ausgelegt. Die zur Konversion für die
Stangenmontage notwendigen Teile werden mit dem Sensor
mitgeliefert. Auch die Sensormontage kopfüber ist möglich.

A B M E SS UN G EN
A. Sensorhöhe		55.1 mm

B. Maximale Sensorbreite

56.4 mm

C. Montagefläche bis Mitte Hohlraum

20.4 mm

D. Steckerbreite

16.3 mm

E. Empfohlene Öffnung in der Montagefläche

DE20 mmS P EZ I F I KAT I O N E N AU F E I N E N B L I C K
G E WI C HT100

W I N D GESCHWINDIGKEITg

0-75

STROMVERBRAU C Hm/s

D I E W I D E R S T A N D S F Ä H I G S T E N W I N D S E N S O R E N W E LT W E I T

DE.FTTECHNOLOGIES.COM30mA

FT 205 L EI C HTG EWICHT

WINDGESCHWINDIGKEIT 1

Bereich					0-75 m/s		
0-270 km/h
Auflösung			
0.1 m/s		
0.1 km/h		Genauigkeit				±0.3 m/s (0-16 m/s)					±2% (16-40 m/s)					±4% (40-75 m/s)

WINDGESCHWINDIGKEIT 1

Bereich 				0-360°
Auflösung 				1°Genauigkeit				4° RMS
Kompass Genauigkeit			 5° RMS 4

0-145.8 Knoten
0.1 Knoten

SCHALLTEMPERATUR 1, 2

Auflösung		
0.1°C
Genauigkeit		
±2°C
Unter den folgenden Bedingungen:Geschwindigkeitsbereich
5m/s - 60m/s
Betriebsbereich-20°C to +60°C
Temperaturunterschied<10°C
zwischen der Lufttemperatur und derTemperatur des Sensors selbst

SENSORLEISTUNG 1

Messprinzip 				Akustische Resonanz (automatischer Ausgleich von Temperatur-, Druck- und Feuchtigkeitsschwankungen)
Maßeinheiten 				Meter pro Sekunde (m/s), Kilometer pro Stunde (km/h) oder Knoten
Höhe 					Betriebsbereich 0-4000 m
Temperaturbereich 			-20°C bis +70°C (Einsatz), -40°C bis +85°C (Lagerung)Luftfeuchtigkeit 				0-100%

STROMVERSORGUNG 3

Versorgungsspannung 			6 V bis 30 V DC Betriebsbereich
Versorgungsstrom				30 mA

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

E/A-Stecker 				Molex CLIK-Mate (Stecker Teil 505405-0860)
E/A-Kabel 				Molex CLIK-Mate (Kabel 600 mm Teil 15135-0806)
Sensorgewicht 				100 g
Sensormaterial				3D-Druck-Kompositwerkstoff aus Grafit und Nylon
Montageart				Oberflächenmontage mit gepresster Dichtung und 3 Verschraubungen. Für die Stangenmontage wird ein					Adapter mitgeliefert (die Stange ist nicht Lieferbestandteil)

DIGITALER SENSOR

Schnittstelle 				RS422 (Vollduplex). RS485 (Halbduplex), UART (Vollduplex, 3 V und 5 V)
Format 					ASCII-Datenformat, Abfragemodus oder kontinuierliche Datenausgabe, NMEA 0183
Datenaktualisierungsrate 			10 Hz
Fehlerbehandlung 			Erkennt der Sensor einen ungültigen Messwert, wird ein Zeichen in der Windgeschwindigkeitsausgabe					eingefügt (für nähere Angaben, siehe Benutzerhandbuch).
Übergeschwindigkeitswarnung 		Der Sensor verfügt optional über einen Übergeschwindigkeitswarnmodus. Standardmäßig ist dieser Modus					deaktiviert, er kann jedoch auf Wunsch im Werk aktiviert werden. Detektiert der Sensor bei aktiviertem					Modus eine Windgeschwindigkeit über 75 m/s, erscheint ein Zeichen in der					Windgeschwindigkeitsbenachrichtigung (für nähere Angaben, siehe Benutzerhandbuch).

Alle Angaben unterliegen der Änderung ohne Benachrichtigung. Die Angaben wurden mit den Voreinstellungen und eingeschalteten Filtern errechnet.
Die km/h und Knotenangaben gelten nur bei Verwendung des Sensors im NMEA 0183 Modus.
2
Für nähere Angaben, siehe Benutzerhandbuch.
3
Es wird ein Netzteil empfohlen, das geeignet ist maximal 0,2 A bereitzustellen. Die Stromlast der RS422 hängt von der Topologie und den Widerstandswerten
ab - im ‘immer aktiviert’ Modus ist die Stromabnahme der RS422 möglicherweise höher. Für nähere Angaben, siehe Benutzerhandbuch.
4
Kalibrierung durch den Nutzer erforderlich, für nähere Angaben, siehe Benutzerhandbuch.
1

FT Technologies Ltd
Sunbury House, Brooklands Close
Sunbury on Thames, TW16 7DX, UK
Tel: +44 (0)20 8943 0801 | info@fttechnologies.com
Die FT und Acu-Res Logos und der Name Acu-Res®
sind eingetragene Marken von FT Technologies Ltd.

A4302-2-DE
FT Technologies Ltd hat diese Informationen mit größtmöglicherSorgfalt zusammengestellt. FT Technologies Ltd übernimmt jedochkeinerlei Verantwortung für die Verwendung oder für die Verletzung
D I E W I D E R S T A N D S F Ä H I G S T E N W I N D S E N S O R E N W E L T W E I T von Patenten oder sonstigen Rechten Dritter, die aus ihrer Verwendung
resultieren können. Es werden keine stillschweigenden Lizenzen
DE.FTTECHNOLOGIES.COM
für irgendwelche Patentrechte von FT Technologies Ltd. erteilt.