FT702LT Sensor de viento para el control de turbina...

...da un nuevo sentido a la durabilidad

series

FT702LTProbado
Gran disponibilidad

El anemómetro ultrasónico FT702 LT es el resultado de 10 años de experiencia tecnológica de FT Technologies diseñando sensores eólicos duraderos para el control de turbinas en un entorno ambiental exterior exigentea una turbina eólica. Los usuarios suelen experimentar una disponibilidad de datos de un 99,9 % dado que el anemómetro ultrasónico sigue
funcionando bajo distintas condiciones climáticas adversas a diferencia
de los sensores tradicionales, que tienden a fallar en estas condiciones.
Estos altos niveles de disponibilidad se consiguen gracias al uso de ensayo de vida útil a alta aceleración durante el diseño del producto, unextenso programa de ensayos independientes y un diseño robusto y sólido sin partes móviles susceptibles de degradarse. Nuestro sensor es
probablemente el sensor eólico más testeado del mundo. Ha superado
más de 28 ensayos independientes incluyendo arena, polvo, hielo, vibración, caída, corrosión, granizo y protección contra rayos.
Impulsado por nuestra patentada tecnología Acu-Res, el sensor
FT702 LT proporciona mediciones fiables durante muchos años.
Todos nuestros sensores han sido probados al 100% en túnel deviento antes de su expedición para asegurar que el sensor contribuya eficazmente a la disponibilidad y productividad de la turbina.

Potente sistema anti-hielo

El sensor está equipado con un sistema de calefacción controlado termostáticamente. El sensor mantiene una temperatura acorde con las
especificaciones determinadas por el usuario sobre el punto de ajustedel calentador entre 0ºC y 55ºC. Los calentadores están controlados portres programas informáticos que distribuyen el calor de manera inteligente y uniforme sobre toda la superficie del sensor.
En su formato estándar los calentadores están limitados a un máximo de99W. Para condiciones ambientales extremas, el límite de la corriente puede ajustarse (alimentación de corriente y cableado autorizado) entre 0.1
y 6 amperios. El pequeño tamaño del sensor implica una utilización eficaz de la alimentación, permitiendo al sensor mantenerse libre de hielo.

Probada Protección contra rayos

Los sensores de viento están expuestos a niveles elevados de interferencia electromagnética procedentes de descargas estáticas y relámpagos
cercanos. El FT702 LT sónico incorpora una protección robusta del circuito para protegerle contra tales efectos. El sensor sobrevivirá sin daño
alguno a sobretensiones por encima de 4kA 8/20µ causados por rayos.

Flexibilidad de la Instalación

La serie FT702 LT tiene dos opciones físicas de montaje.
El montaje frontal en plano para una fijación a una barra o bien el sistema de montaje en tubo para una fijación a un tubo. El sistema demontaje a un tubo aporta una mejora en cuanto a protección medioambiental ya que el cable de alimentación y comunicación está totalmente resguardado y protegido en el interior del tubo.

Utilizado en todas partesLa serie FT702 LT ha sido utilizada sobre turbinas eólicas desde hacemás de 10 años. Durante este periodo de tiempo, más 65.000 sensores
han sido instalados por todo el mundo, desde Mongolia hasta Alaska.
Más de un 70% de las turbinas eólicas offshore (ubicadas en altamar)están equipadas con un sensor FT702 LT, siendo este sensor utilizado
por 12 de los más importantes fabricantes del mundo.

SISTEMA DEMONTAJEDEL TUBOFiableSistema de Protección Medioambiental (EPS)El SPM Acu-Res indica que el sensor funciona con fiabilidad en lascondiciones más adversas y ayuda a garantizar una disponibilidad
elevada de datos.
El EPS incorpora:
Una forma robusta y compacta
Diseñada para: Impacto
Probado y demostrado: Resistente a caídas. EN
60068-2-31(2008) lanzado 6 veces con distintos ángulos desde una altura de un metro sobre una superficie de acero revestida de hormigón.
Probado y demostrado:
Resistente al granizo: EN 61215 (2005), 10 pedruscos
de 7.5 gramos disparados contra el sensor a 23m/s.
Cuerpo hecho de aleación anodizada resistenteDiseñado para: Sal, arena y agua
Probado y demostrado:
Resistente a la corrosión: ISO 9227 (2006) & IEC12944(1998) corrosión clase C5M. Ensayo de alta corrosión
en una atmósfera rociada con sal neutral durante
1440 horas.
Probado y demostrado:
Resistente al polvo y arena. DEF STAN 00-35 CL25
(2006). Partículas de arena durante 3 horas y partículas de polvo durante 3 horas a una velocidad de airede 29m/s y una concentración de 1.2gr/m3.
Tres calentadores: Control de la temperatura total
Diseñados para: Inviernos duros
Probados y demostrados: Resistente al hielo MILSTD-810G: El sensor se queda libre de formación dehielo cuando la lluvia helada aplicada en cámara alcance una temperatura de -14ºC y una velocidad deviento de 15m/s.
Probado y demostrado:
Resistente al hielo MIL-STD-810G: Sensor expuesto alluvia helada para un flujo de aire de 15m/s y a -14ºC.Formación de una capa de hielo de 45mm. Calentadores encendidos: El flujo de aire y la temperatura
no sufren cambios. El sensor quedó libre de hielo en
menos de 15 minutos.
Protección electrónica contra sobretensiones
Diseñada para: Rayo
Probada y demostrada:> Inmunidad para medioambientes industriales EN 61000-6-2.
> Ensayo de Inmunidad contra Descarga electrostática EN 61000-4-2.
> Ensayo de inmunidad a los transitorios rápidos en ráfagas test EN
61000-4-4.
> Ensayo de inmunidad contra sobretensiones EN61000-4-5.
> Ensayo de inmunidad sobre campo de pulso magnético EN 61000-4-9.
> Ensayos de inmunidad sobre caídas de tensión, interrupciones breves yvariación de voltaje sobre puerto de entrada de la fuente dealimentación D.C. EN 61000-4-29.

Ensayos adicionales sobre SPM (EPS) y detalles completos
están disponibles bajo solicitud.

Inicio8 sensores fueron independiente calibrados antes depasar los ensayos de vida útil acelerada (HALT).
Radiación solar
24 horas de radiación UV con una temperatura ambiente de 55ºC, irradiancia de 1120W/m2.
Prueba superada: EN 60068-2-5 (2000)Altitud
4 horas a una presión constante baja, habitual a 3000 metros por encima del nivel del mar. Ensayos adicionales en untúnel de viento con altitud dedicada han demostrado que
el sensor mide con exactitud hasta los 4000m.
Prueba superada: EN60068-2-13 (1999)
Calor y Frío
16 horas de aire frío a -40ºC y 16 horas de calor seco a+85ºC. 74 horas de calor y frío, 16 ciclos de temperatura
desde -40ºC hasta +70ºC.
Prueba superada: EN 60068-2-1 (2007), EN 60068-22 (2007), EN 60068-2-14 (2009)
3 pruebas de vibración sinusoidal en eje y de vibración aleatoria
5-500Hz, 1 octava/minuto de rango de barrido para sinusoidal
5-500Hz, 90 minutos por eje, 0.0075g2/Hz para aleatoria.
Prueba superada: EN 60068-2-6 (2008), EN 60068-2-64 (2008)
Protección contra entrada de agua y polvo
Expuesto a una cámara de polvo durante 8 horas. Sumergido a
una profundidad de 1 metro durante 30 minutos.
Prueba superada: EN 60529 (2000) – Sellado a IP67
Humedad cíclica y estacionaria
Humedad relativa y estacionaria +93% durante 240 horas.
Seis ciclos de 24 horas, límite superior de temperatura de 55ºC.
Prueba superada: EN 60068-2-78 (2002), EN 600682-30 (2005)
Niebla y lluvia
Intensidad de niebla de 1 a 2ml/80cm2 durante una
hora. Lluvia a 200±50mm durante una hora.
Prueba superada: DEF STAN 00-35 Test CL26, DEF
STAN 00-35 Test CL27

Se comprobaron los ocho sensores otra vez después delas pruebas y sus rendimientos permanecieron inalterados.
FinalTecnología
Se trata de una tecnología de resonancia acústica patentada por FT technologies. Acu-Res permite a nuestros sensores
tomar mediciones exactas en un espacio reducido. Esto significa que nuestros sensores son pequeños, fáciles de calentar,
duraderos y fuertes. Acu-Res también permite ajustar los sensores FT de forma mecánica combinando con otras tecnologías de detección ultrasónica de viento para proporcionar una solución aún más robusta y fiable a las mediciones.
El sensor funciona creando una señal ultrasónica resonante en el interior de la cavidad de mediciones. El movimientodel aire se detecta al medir la diferencia de fase en la señal ultrasónica causada por el viento según al pasar a través de la cavidad. El sensor
tiene tres transductores estructurados en un triangulo equilátero. La diferencia neta de fase entre la transmisión y recepción de cada par detransductores es indicativa del flujo de aire a lo largo de dicho par. Al medir los tres pares se determinan los componentes del vector del flujo
de aire a lo largo del triángulo.
Estos vectores se combinan para obtener el global de la dirección y velocidad. El sensor utiliza complejas técnicas de procesado de la señal,
analizando la información a partir de una secuencia múltiple de mediciones para calcular lecturas regulares del viento.

la resonancia a través de un transductor que transmite
1 . Seunainicia
señal ultrasónica en el interior de la cavidad de medición.

el fin de conseguir la resonancia, se establece la longitud de la
2. Cononda de la señal transmitida para hacerla coincidir con la longitud
de la onda de sonido en el interior de la cavidad.

cambios en las propiedades de la señal de resonancia causa3. Losda por un cambio de la velocidad del sonido son detectados au-El transductor transmite ultrasonido

Resonancia de la señal en la cavidad

tomáticamente y corregidos por el motor de proceso digital.

El segundo transductor recibe

por alguna razón la señal falla en llegar a los transductores recep4. Sitores,el fallo se detecta automáticamente y un indicador de error

Calidad de la señal enla cavidad evaluada

de la señal ultrasónica se ajusta constantemente para
5. Laquefrecuencia
el sensor mantenga la resonancia según la variación de los

Propiedades seleccionadas del ultrasonido

aparece para avisar al usuario.

entornos operativos.

HzEl sensor inherentemente compensa ante cambios de temperatura del aire, presión y humedad.
Una fuerte onda de sonido resonando en un pequeño espacio proporciona una señal grande y fácil de medir. Acu-Res tiene una relación
señal –ruido de más de 40db, superior a otras tecnologías ultrasónicas.

ACU-RES SIGUE FUNCIONANDO
INDEPENDIENTEMENTE

DEL

TIEMPOAT M O S F É R I C O

Especificación
Velocidad del viento
Rango 			Resolución 		Precisión							0-50m/s
0.1m/s±0.5m/s (0-15m/s)±4% (>15m/s)

Rendimiento del sensor

Principio de medición			
Altitud					Rango de temperatura 			
Humedad 				Protección de entrada 			Ajustes del calentador			Requisitos de la alimentación
Voltaje indicado 				Corriente indicada (calentador apagado)
Corriente indicada (calentador encendido)										Seguridad				FísicoI/O conector 				Peso del sensor 				Sensor digital

Interfaz 				Formato 				Frecuencia de actualización de datos		Sensor analógico

Interfaz 				Formato 														Puerto de configuración (4-20mA) 							Dirección del viento
Rango 			Resolución 		Precisión							0 to 360°1°±2º (dentro de un dato ±10º)±4º (por encima de un dato±10º)

Resonancia acústica (se compensa automáticamente ante variaciones de temperatura, presión y humedad).
0-4000m de rango operativo.
-40º a+85ºC (operativo y almacenamiento)
0-100%
IP67, EN 60529 (2000)
0º a 55ºC. El punto de ajuste del calentador puede ser configurado.
20V a 30V DC (24V DC nominal)
30mA
4A (por defecto) ,0.1-6A (máximo). Configurable via Software. El consumo de energía del calentador
depende de la energía necesaria para mantener la temperatura del sensor en el punto de ajuste
establecido por el usuario. El consumo de energía del sensor y calentador está limitado por defecto a 99W.
Certificado como Componente reconocido conforme a normas de seguridad eléctrica UL 61010 y CSA22.2.611010-1-14.
Conector multipolar de 5 vías (opción RS485), 8 vías (opción 4-20mA).
Montaje plano 320gr (máx.)Montaje del tubo 350gr (máx.)
RS485 galvánicamente aislado de las líneas de la fuente de alimentación y chasis.
Data ASCII, modos de salida continua o de consulta de datos.
5 mediciones por segundo.
4-20mA galvánicamente aislado desde las líneas de la fuente de alimentación y habitáculo.
Una salida de lazo de corriente de 4-20 mA para la velocidad del viento (distintos factores de escala están disponibles).
Una salida de lazo de corriente de 4-20 mA para la dirección del viento (el valor del dato es configurable como 4mAo 12mA). Ambos canales analógicos se actualizan cinco veces por segundo.
El puerto sirve al usuario para cambiar los ajustes de los sensores analógicos y realizar una prueba dediagnóstico. Este interfaz no está pensado para una conexión permanente al controlador de la turbina.

Pruebas medioambientales (EMC)El FT702LT tiene distintos certificados de prueba medioambiental incluyendo Corrosión, Formación de hielo,deshielo, impacto, granizo, caída , ESD, cortocircuitos , interrupción de corriente y EMC. Más detalles sobre estas pruebas e informes completos de las mismas están disponibles a solicitud o a través de nuestra página web.

Rango del producto

Todas las dimensiones estan en mm

Sensores digitales
Sensores analógicos

Montaje Plano (FF)Montaje del Tubo ( PM)

FT702LT-V22-FF
FT702LT/D-V22-FF

FT702LT-V22-PM
FT702LT/D-V22-PM

Paquete Acu-Test

Incluye el programa informático Acu-Vis y un cable especialmente diseñado que permite conectar el anemómetro directamente a un
PC Windows y a una fuente de alimentación. Para el sensor analógico el programa permite comprobar el funcionamiento del sensor así
como cambiar su configuración. Para el sensor digital el programa muestra los ajustes del sensor e indica la velocidad y la dirección delviento en tiempo real.

FT089 Adaptador para montaje en tuboPermite la versión de montaje en tubo del sensor eólico para facilitar un montaje seguro en un tubo. Aporta una mejor conexión a tierra y
una protección adicional medioambiental y electromagnética. El diseño permite que el sensor pueda ser quitado y recolocado sin necesidad de alineamiento. El adaptador está disponible como producto acabado o como un conjunto de dibujos con una licencia para fabricar.

FT Technologies Ltd.
Sunbury House, Brooklands Close
Sunbury on Thames, TW16 TDX, UK
Tel: +44 (0)20 8943 0801 | info@fttechnologies.com
Los logos de FT y del nombre del Acu-res sonmarcas registradas de FT Technologies Ltd.

La información facilitada por FT Technologies Ltd es precisa yfiable. No obstante FT Technologies no se hace responsable deluso que se haga de la misma ni de cualquier violación de patentes u otros derechos de terceras partes que puedan derivarse
de dicho uso. No se concede ninguna licencia por implicación oen virtud de los derechos de patente de FT Technologies Ltd.
A4217-3-ES