傾斜計 GIC-30W,GIC-10WD 説明書(防水型 2 軸傾斜計）ジオテクサービス株式会社 2016/10/05■特徴●電源を接続すれば、傾斜角±30 度（汎用 30D 型）、±10 度（高精度 10WD 型）に比例した電圧を出力。
●供給電源が DC8V～15V、消費電流 19ｍA（10D 型：4ｍA）と少なく、太陽電池やバッテリ駆動に最適。
●屋外工事現場での使用に耐える、水深 100ｍ防水、対衝撃 100G 以上のタフな傾斜センサです。
●外形 25mm の細型形状で、地表傾斜計や、塩ビ管（VP25A）に装着し多段傾斜計としても利用可能です。
●１つのボーリング孔に複数の傾斜計を連結挿入する埋設型の多段式傾斜計にも利用可能です。

【底面の XY 方向表記】【左：当社従来型 GIC-45S，右：GIC-30W】【左：30W 型、右：10WD】

■主な仕様
型式

GIC-30W（±30°2 軸汎用傾斜計）

GIC-10WD（±10°2 軸高精度+方位）測定方式

微小片持梁の静電容量変化（MEMS）

同左 ＋ホール素子磁気方位センサ

測定範囲－30 度～＋30 度（2 軸型）－10 度～＋10 度（2 軸型）

出力電圧範囲500ｍV（-30°）～4500mV（＋30°）-5000ｍV（-10°）～5000mV（＋10°）

ゼロ点出力電圧2500mV±66ｍV （ゼロ点角度誤差±2°）0mV±100ｍV （ゼロ点確度誤差±0.5°）

出力電流10ｍＡ以下（短絡時）

出力感度（ｽﾊﾟﾝ）

66.6ｍV±3ｍV／1°（応答時間約 1 秒） 500ｍV±5ｍV／1°（応答時間約 1 秒）

分解能

0.015°／mV （54 秒／1ｍV）

非直線性±0.5%／FS 以内

温度ドリフト±0.07°以内/10℃(Ave0.05°/10℃)

方位センサ出力同左
0.002°／mV （7.2 秒／1ｍV）
同左NG±0.01°以内/10℃(Ave0.007°/10℃)
0～3599mV±10mV／0～359°(N=0mV)

電源電圧

DC6～15V (Min5.5～Max20V)

DC8～15V (Min7～Max18V)

消費電流

無負荷時 4mA（3.7mA 以上）

無負荷時 19ｍA（18.8mA 以上）

動作温度範囲-20～60℃（保存範囲-30～70℃）

同左

防水・耐衝撃性

水深 100ｍ。耐衝撃 100G 以上。

同左

ケース材質

透明塩ビ樹脂（-20℃で脆化、70℃で軟化）

同左

ケーブル材質塩化ビニール被覆電線 0.2ｍ㎡×6 線

塩化ビニール被覆電線 0.2ｍ㎡×6 線（赤：+12V,黒：GND,茶：X＋,白:Y+）（赤：+12,黒：GND,茶：X＋,白:Y+,黄:方位+）

本体寸法

φ25×H64mm（コネクタ部 H=40mm）

φ25mm×H86mm（コネクタ部 H=40mm）

重量

本体約 42g（ケーブルは約 50g／m）

本体約 55g（ケーブルは約 50g／m）

1

■接続方法
ジオテクサービス株式会社
TEL:025-282-3246

傾斜センサ GIC-30Wの計測機器接続方法

注１： センサ信号は茶：X+,白：Y+の２本出ていますが、信号のマイナスは電源のGNDと共通です。ロガーに接続の際は、黒の線を３つに分岐し、各計測チャンネルのマイナス側に接続してください。
注２： 傾斜計本体はプラスッチクケースで絶縁されているので、通常は避雷器は不要ですが、ケーブル延長が長い場合や、雷害の多い地区では、避雷器を適宜設置してください。

１．計測器への接続－GTR-24Hの例

電線の色はメーカによって異なるので注意②ケーブルを延長する場合①センサを直結する場合
10ｍ
茶：X軸信号

S（信号）-

赤：電源＋
傾斜計
GIC-30W

P（電源）+

黒：電源－

S（信号）-

緑：未使用

P（電源）+

S（信号）+

青白

S（信号）-

赤：電源＋S（信号）+
S（信号）P（電源）+緑：未使用

P（電源）-

2CH

P（電源）-

ツイストペアー線（例：ＦＣＰＥＶ0.65mm×3P）

電源のマイナス（GND）を、信号のマイナスに渡り配線してください。

1CH

P（電源）-

緑
白

黄：未使用

2CH

P（電源）+

黄
白

黒：電源－
傾斜計
GIC-30W 白：Ｙ軸信号

S（信号）+

黄：未使用

茶：X軸信号

1CH

P（電源）-

白：Ｙ軸信号

計測器（ロガー）10～300ｍ

計測器（ロガー）S（信号）+ノイズ等が大きい場合はシールドをアース接続

電源のマイナス（GND）を、各信号のマイナスに分岐接続してください。

【参考】GTR-24Hには、電源のマイナスと信号のマイナスを内部で自動短絡する機能があります。ロガーの設定で入力タイプを「4Line」から「３Line」に変えると、上記のマイナスの渡りを省略できます。但し、この自動短絡が行えるのは、1～4CH、2～8CHなどの4CH単位の端子台の範囲だけです。

【注意】ツイストペアー線は「黄-白」や「青-白」「緑白」の撚り線同士を対にして使います。

電源GND（黒）を、信号マイナスに渡り配線

電源GND（黒）を3本に接続

２．傾斜計GIC-30Wの角度検出方向
X方向－

X方向－

S（南）1800ｍV

Y方向＋

Y方向－

Y方向＋

N

N（北）0ｍV
赤ライン
X方向＋斜面の移動の主方向

方位出力0～3600ｍV

X軸（標準の主方向）

斜面を上から見た図（Top View）

2X(+)

赤ライン

Y(+)

X方向＋

傾斜計底面の方向表示
N3600ｍV(-)

Y方向－(-)＜センサ特性＞
・供給電圧：
ＤＣ7～18Ｖ
・消費電流：4ｍA・出力電圧：±30°＝0.5～4.5V（感度 0.015°/ｍV）

傾斜計を上から見た図（Top View）

■接続方法
ジオテクサービス株式会社
TEL:025-282-3246

傾斜センサ GIC-10WDの計測機器接続方法

注１： センサ信号は茶：X+,白：Y+,黄色：方位の３本出ていますが、信号のマイナス：緑は共通です。ロガーに接続の際は、緑の線を３つに分岐するか、端子間を渡って、各計測チャンネルのマイナス側に接続してください）
注２： 傾斜計本体はプラスッチクケースで絶縁されているので、通常は避雷器は不要ですが、ケーブル延長が長い場合や、雷害の多い地区では、避雷器を適宜設置してください。

１．計測器への接続－GTR-24Hの例
茶：X軸信号
緑：信号共通－赤：電源＋
黒：電源－
白：Ｙ軸信号

黄：方位傾斜計GIC-10WD

S（信号）+S（信号）P（電源）+P（電源）-

1CH

S（信号）+S（信号）P（電源）+P（電源）-

2CH

S（信号）+S（信号）P（電源）+P（電源）-

3CH

センサから出力される信号線は、マイナス側が共通です。計測器に接続する場合は、マイナス信号の緑の線を３つに分岐して、各計測チャンネルのマイナス側に接続してください。
【参考】GTR-24Hには、電源のマイナスと信号のマイナスを内部で自動短絡する機能があります。ロガーの設定で入力タイプを「4Line」から「３Line」に変えると、上記のマイナスの渡りを省略できます。但し、この自動短絡が行えるのは、1～4CH、2～8CHなどの4CH単位の端子台の範囲だけです。

出力信号のマイナスは共通

ロガーＧＴＲ－24Ｈの接続例

２．傾斜計GIC-10WDの角度検出方向
X方向－

X方向－

S（南）1800ｍV

Y方向＋

N3600ｍV

Y方向－

Y方向＋

N

N（北）0ｍV
赤ライン
X方向＋斜面の移動の主方向

方位出力0～3600ｍV

X軸（標準の主方向）

斜面を上から見た図（Top View）

3X(+)

赤ライン

Y(+)

X方向＋

傾斜計底面の方向表示(-)

Y方向－(-)＜センサ特性＞
・供給電圧：
ＤＣ7～18Ｖ
・消費電流：
19ｍA・出力電圧：±10°＝±5V（感度 0.002°/ｍV）

傾斜計を上から見た図（Top View）