FT702LT Sensor de vento para controle de turbinas...

...confere um novo sentido à durabilidade

série

FT702LT

Comprovado
Alta disponibilidade

O anemômetro ultrassônico FT702LT é o resultado de 10 anos de experiência da FT Technologies em projetar sensores de vento duráveis
para controle de turbinas para o exigente ambiente externo de uma
turbina eólica. Os usuários geralmente percebem disponibilidade dedados de mais de 99,9%, pois o anemômetro ultrassônico continua
em funcionamento em diversos ambientes adversos onde sensores
tradicionais costumam falhar.
Esses elevados níveis de disponibilidade são alcançados por meio
do uso do Ensaio de Vida Altamente Acelerado (HALT) durante oprojeto, um abrangente programa de ensaios independente e um
design sólido e robusto sem peças móveis sujeitas a degradação. Eleé provavelmente o sensor de vento mais testado do mundo. Passou por mais de 28 ensaios independentes, entre eles areia, poeira,gelo, vibração, queda, corrosão, granizo e proteção contra raios.
Com nossa tecnologia patenteada Acu-Res, o FT702LT oferece
medições confiáveis por muitos anos. Todos os nossos sensores são100% verificados em túnel de vento antes do envio para garantir que
contribuirão significativamente para a disponibilidade e a produtividade das turbinas.

Poderoso sistema de degelo

O sensor é equipado com um sistema de aquecimento “em todoo instrumento” controlado termostaticamente. O sensor mantém
sua temperatura em um ponto de ajuste do aquecedor especificado
pelo usuário entre 0 ⁰C e 55 ⁰C. Três aquecedores controlados porsoftware são usados para distribuir o calor de forma inteligente ao
longo de todo o sensor.
No formato padrão, os aquecedores estão limitados a um máximo
de 99 W. Para ambientes extremos, o limite da corrente pode serajustado (se a fonte de alimentação e os cabos permitirem) de 0,1
a 6 A. As dimensões pequenas do sensor implicam no uso bastanteeficiente da energia, garantindo que não haja acúmulo de gelo.

Proteção comprovada contra raios

Sensores de vento estão expostos a elevados níveis de interferência eletro-magnética provenientes de descargas estáticas e quedas
de raios nas proximidades. O FT702LT sônico inclui circuitos de proteção robustos para protegê-lo contra esses efeitos. O sensor resistirá intacto a surtos de tensão superiores a 4 kA 8/20 μs induzidos
por raios.

Flexibilidade de instalaçãoA série FT702LT apresenta duas opções físicas de montagem.
A montagem frontal plana para instalação em uma barra ou o sistema de montagem em tubulações para instalação em tubulações. O
sistema de montagem em tubulações oferece maior proteção contra intempéries, pois os cabos de comunicação e de alimentação sãomantidos totalmente protegidos dentro da tubulação.

Utilizado em todos os lugares

A série FT702LT tem sido usada em turbinas eólicas há mais de 10anos. Nesse período, mais de 65.000 sensores foram instalados em
todo o mundo, da Mongólia ao Alasca.
Mais de 70% de todas as turbinas eólicas offshore estão equipadas
com um sensor FT702LT, e ele é aplicado por 12 dos maiores fabricantes do mundo.

sistema demontagem emtubulações

Confiável
Sistema de proteção contra intempéries (EPS)O EPS da Acu-Res implica no funcionamento confiável do sensor
nas condições mais extremas e ajuda a garantir a alta disponibilidade de dados.
O EPS inclui:
Formato robusto e compacto
Projetado para: impacto
Testado e aprovado: Resistente a quedas: EN 600682-31 (2008) queda por 6 vezes da altura, em diferentesângulos, sobre concreto revestido com aço.
Testado e aprovado:
Resistente a granizo: EN 61215 (2005) 10 pedras degranizo, 7,5 gramas cada, disparadas contra o sensora 23 m/s.
Corpo rígido em liga de alumínio anodizado
Projetado para: sal, areia e águaInício

Oito sensores foram calibrados independentemente
antes dos seguintes ensaios de vida acelerados.
Radiação solar
24 horas de radiação UV com temperatura ambientede 55 °C, irradiância de 1.120 W/m2.
Aprovado: EN 60068-2-5 (2000)
Altitude
4 horas sob baixa pressão constante, típica a 3.000
metros acima do nível do mar. Ensaios suplementares
em um túnel de vento de altitude dedicado mostraram que o sensor mede com precisão até 4.000 m.
Aprovado: EN60068-2-13 (1999)

Testado e aprovado:
Resistente a corrosão: ISO 9227 (2006) e IEC12944(1998) corrosão classe C5M. Ensaio de alta corrosãoem atmosfera de névoa salina neutra por 1.440 horas.

Calor e frio
16 horas de ar frio a -40 °C; 16 horas de calor seco a 85 °C.
74 horas de calor e frio; 16 ciclos de temperatura de -40°C a 70 °C.
Aprovado: EN 60068-2-1 (2007), EN 60068-2-2 (2007),
EN 60068-2-14 (2009)

Testado e aprovado:
Resistente a areia e poeira: DEF STAN 00-35 CL25(2006) partículas de areia durante 3 horas e partículas de poeira durante 3 horas à velocidade do ar de 29m/s, concentração de 1,1 g/m3.

Vibração senoidal e aleatória de 3 eixos
5–500 Hz, 1 oitava/m de intervalo de varredura parasenoidal. 5–500 Hz, 90 minutos por eixo, 0,0075 g2/
Aprovado: EN 60068-2-6 (2008), EN 60068-2-64 (2008)Três aquecedores: controle total de temperatura
Projetado para: invernos rigorosos
Testado e aprovado: Resistente a gelo MIL-STD-810G:
o sensor permanece sem gelo quando chuva gelada éaplicada em uma câmara com temperatura de -14 °C
e velocidade do vento de 15 m/s.
Testado e aprovado:
Degelo MIL-STD-810G: sensor exposto a chuva fria
em corrente de ar de 15 m/s e -14 °C. Acumulo de até
45 mm de gelo. Aquecedores ligados. Corrente de are temperatura inalteradas. O sensor livrou-se do gelo
em menos de 15 minutos.
Proteção eletrônica contra surtos de tensão
Projetado para: raios
Testado e aprovado:> Imunidade para ambientes industriais EN 61000-6-2.
> Ensaio de imunidade a descarga eletrostática EN 61000-4-2.
> Ensaio de imunidade a transientes elétricos rápidos
EFT/Burst EN 61000-4-4.
> Ensaio de imunidade a surtos de tensão EN 61000-4-5.
> Ensaio de imunidade a campo magnético pulsado
EN 61000-4-9.
> Ensaios de imunidade a queda, interrupções curtas evariações de tensão em porta de entrada de alimentação
CC EN 61000-4-29.
Ensaios de EMC adicionais e detalhes completos disponíveis mediante pedido.

Proteção contra água e poeira
Exposto a uma câmara de poeira durante 8 horas.
Submerso em uma profundidade de 1 metro de águadurante 30 minutos.
Aprovado: EN 60529 (2000) — Vedação IP67
Umidade estacionária e cíclica
Umidade relativa estacionária de 93% durante 240
horas. Seis ciclos de 24 horas, temperatura na partesuperior de 55 °C.
Aprovado: EN 60068-2-78 (2002), EN 60068-2-30 (2005)
Nevoeiro e chuva
Intensidade de nevoeiro de 1 a 2 ml/80 cm2 durante
1 hora. Chuva a 200 ±50 mm durante 1 hora.
Aprovado: DEF STAN 00-35 Test CL26, DEF STAN 00-35
Test CL27

Os oito sensores foram verificados novamente apósos ensaios e seu desempenho não foi alterado.
Fim

Tecnologia
Essa é a tecnologia patenteada de ressonância acústica da FT Technologies. Com a Acu-Res, nossos sensores podem
fazer medições precisas em um espaço pequeno. Isso significa que nossos sensores são pequenos, de fácil aquecimento, duráveis e resistentes. A Acu-Res diferencia os sensores da FT de outras tecnologias de detecção eólica ultrassônicas ou mecânicas para oferecer uma solução de medição mais robusta e confiável.
O sensor funciona criando um sinal ultrassônico ressonante no interior de sua cavidade de medição. O movimento doar é detectado pela medição da mudança de fase no sinal ultrassônico provocada pelo vento que passa através da cavidade. O sensor temtrês transdutores dispostos em um triângulo equilátero. A diferença de fase entre um par de transdutores de transmissão e recepção éindicativa da corrente de ar ao longo do eixo do par, e ao medir todos os três pares, os vetores componentes da corrente de ar ao longo
dos lados do triângulo são determinados.
Esses vetores são combinados para fornecer a velocidade e a direção gerais. O sensor usa processamento de sinais e análise de dados
complexos, obtendo uma sequência de múltiplas medições para calcular leituras de vento normais.

ressonância é iniciada por um transdutor que transmite um sinal
1 . Aultrassônico
para dentro da cavidade de medição.

Transdutor transmite
o ultrassom

obter ressonância, o comprimento de onda do sinal transmiti2. Parado é feito para coincidir com o comprimento de onda de ressonân-Sinal ressoa
na cavidade

cia do som no interior da cavidade.

nas propriedades do sinal ressonante provocadas por
3. Alteraçõesuma alteração na velocidade do som são automaticamente detectadas e corrigidas pelo mecanismo de processamento digital.

2º transdutor
recebealgum motivo o sinal não conseguir chegar aos transdutores
4. Sede por
recepção, a falha é detectada automaticamente e um indicador

Qualidade do sinal na
cavidade avaliada

frequência do sinal ultrassônico é constantemente ajustada para que o
5. Asensor
mantenha a ressonância em diferentes ambientes operacionais.

Propriedades doultrassom selecionadasde erro é gerado para alertar o usuário.

HzO sensor compensa inerentemente as mudanças de temperatura, pressão e umidade do ar.
Uma forte onda sonora ressonante em um pequeno espaço proporciona um sinal ampliado de fácil medição. A Acu-Res tem uma relação
sinal-ruído de mais de 40 db mais forte que outras tecnologias ultrassônicas.

ACU-RES CONTINUA FUNCIONANDO
INDEPENDENTEMENTE DO CLIMA

Especificações
Velocidade do ventoMedição 		Resolução
Acurácia					0-50m/s0.1m/s±0.5m/s (0-15m/s)±4% (>15m/s)

Desempenho do sensor

Princípio de medição			
Altitude				Variação de temperatura 			Umidade 				Proteção contra entrada de elementos externos
Configurações do aquecimento		

Requisitos de alimentaçãoTensão de alimentação			
Corrente de alimentação (aquecedor desligado)
Corrente de alimentação (aquecedor ligado)										Segurança 				FísicoConector E/S 				Peso do sensor 									Sensor digital

Interface 				Formato 				Taxa de atualização de dados		

Sensor analógico

Interface 				Formato 														Porta de configuração de 4–20 mA 							Ensaios de EMC e ambientais

Direção do vento
Medição 		ResoluçãoAcurácia					0 a 360°1°±2° (dentro do ponto de referência de ±10°)±4° (além do ponto de referência de ±10°)

Ressonância acústica (compensa automaticamente as variações de temperatura, pressão e umidade).
intervalo de funcionamento de 0–4.000 m.
-40 °C a 85 °C (operação e armazenamento)
0-100%
IP67, EN 60529 (2000)
0 °C a 55 °C. O ponto de ajuste do aquecimento pode ser configurado.

20V to 30V DC (24V DC nominal)
30mA
4 A (padrão), 0,1–6 A (máx.) — Configurável por software. O consumo de energia do aquecedor dependerá
da energia necessária para manter a temperatura do sensor no ponto de ajuste determinado pelo usuário.
O consumo de energia do aquecedor e do sensor é limitado por padrão a 99 W.
Certificado como Componente Reconhecido para as normas de segurança elétrica UL 61010-1 e CSA 22.2.61010-1-04.

Dados ASCII, modos de saída contínua ou de consulta de dados.
Frente plana 320g (max)Montagem em tubulação 350g (max)
RS485, isolado galvanicamente das linhas de alimentação e do chassi.
Dados ASCII, modos de saída contínua ou de consulta de dados.
5 medições por segundo.

4–20 mA, isolado galvanicamente das linhas de alimentação e do chassi.
Um circuito de corrente de 4–20 mA para velocidade do vento (diferentes fatores de escala estão disponíveis). Um
circuito de corrente de 4–20 mA para direção do vento (valor do ponto de referência configurável para 4 mA ou 12 mA).
Os dois canais analógicos são atualizados cinco vezes por segundo.
Esta porta é para que o usuário altere as configurações internas dos sensores analógicos e realize testes dediagnóstico. Esta interface não se destina à conexão permanente com o controlador de turbina.

O FT702LT possui 28 certificados diferentes de ensaios ambientais, entre eles corrosão, formação de gelo, degelo, impactos, granizo, quedas, ESD, curto-circuito, interrupção de energia e EMC. Mais detalhes e relatórios completos dos ensaios estão disponíveis mediante pedido ou pelo nosso site.

Linha de produtos

Todas as dimensões são mostradas em mm

Frente plana (FF)
Sensores digitais
Sensores analógicos

FT702LT-V22-FF
FT702LT/D-V22-FF

Montagem em tubulação (PM)FT702LT-V22-PM
FT702LT/D-V22-PM

Acu-Test Packs

Incluem o software Acu-Vis e um cabo especialmente desenvolvido que permite a conexão com um PC Windows e com uma fonte dealimentação. No caso do sensor analógico, o software permite verificar seu funcionamento e fazer alterações em sua configuração.
No caso do sensor digital, o software exibe seus ajustes e mostra a velocidade e a direção do vento em tempo real.

Adaptador para montagem em tubulações FT089

Permite que a versão do sensor de vento para montagem em tubulações seja instalada em uma tubulação com facilidade e segurança. Ele
proporciona melhor aterramento e maior proteção contra intempéries e campos eletromagnéticos. Seu design permite que o sensor sejaremovido e reinstalado sem a necessidade de realinhamento. O adaptador está disponível como produto acabado ou como um conjuntode esquemas com uma licença para a fabricação.

FT Technologies Ltd.
Sunbury House, Brooklands Close
Sunbury on Thames, TW16 TDX, UK
Tel: +44 (0)20 8943 0801 | info@fttechnologies.com
Os logotipos da FT e da Acu-Res e o nome Acu-Res® sãomarcas comerciais registradas da FT Technologies Ltd.

As informações fornecidas pela FT Technologies Ltd sãoconsideradas precisas e confiáveis. No entanto, a FT Technologies Ltd não assume nenhuma responsabilidade porseu uso; nem pela infração de patentes ou de outros direitos de terceiros que possam resultar de seu uso. Nenhuma licença é concedida implicitamente ou não nostermos dos direitos de patente da FT Technologies Ltd.
A4217-2-PT