Model UA-651BLE
Instruction Manual Original

EnglishManuel d instructions Traduction

Français

Manual de Instrucciones Traducción

EspañolManuale di Istruzioni Traduzione

Italiano

Manual de instruções Tradução

Português

Instructiehandleiding Vertaling

Nederlands

Betjeningsvejledning Oversættelse Dansk
Bruksanvisning Översättning

Svenska

Bruksanvisning Oversettelse

Norsk

Ohjekirja Käännös
Bedienungsanleitung Übersetzung

Suomi
DeutschPolski

1WMPD4004427C

IndiceAi nostri cari clienti............................................................... 2
Norme precauzionali............................................................. 2
Precauzioni ........................................................................... 2
Identificazione delle parti ..................................................... 5
Simboli ................................................................................. 6
Utilizzo del monitor .............................................................. 8
Come installare/Cambiare le batterie ............................... 8
Collegamento del bracciale allo strumento.......................... 8................ 8
Funzione wireless ............................................................ 9®.................................................. 9
Trasmissione
Associazione.................................................................. 10
Come scegliere il bracciale corretto................................ 12
Applicazione del bracciale.............................................. 14
......... 14
Misurazione ................................................................... 14
Dopo la misura .............................................................. 14
Misurazioni......................................................................... 15
Misurazione standard .................................................... 15
Misurazione della pressione sistolica desiderata ............ 16
Note per una misurazione corretta ................................. 16
?....................................................... 17
Indicatore a barre di pressione............................................ 17
Parlando di pressione sanguigna......................................... 18
Cosa si intende per pressione sanguigna? ...................... 18
Cosa si intende per ipertensione e come si controlla? ..... 18
Perché misurare la pressione sanguigna a domicilio?...... 18
....... 18
Variazioni della pressione sanguigna ............................. 18
Localizzazione guasti.......................................................... 19
Manutenzione ..................................................................... 20
Dati tecnici ......................................................................... 20

Italiano 1

Ai nostri cari clienti
Congratu
A&D. Concepito per una facilità di uso ed alta precisione, il nostro prodotto Vi
aiuterà a controllare la Vostra pressione sanguigna ogni giorno.
Vi raccomandiamo di leggere con cura questo manuale prima diutilizzarlo per la prima volta.
Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi di fabbrica
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi è concesso inlicenza a A&D. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai
rispettivi proprietari.

Norme precauzionali
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea CEE 93/42 per i Prodotti adutilizzo medico. Quanto sopra è evidenziato dal marchio di conformità.
(0123: Numero di riferimento dell'ente certificatore)
Il fabbricante, A&D Company, Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio UA-651BLE è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo delladichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Il dispositivo è un dispositivo medico e supporta la tecnologia wirelessBluetooth®.
Il presente dispositivo deve essere utilizzato da parte di persone adulte, non dineonati o bambini.
ambienti di assistenza sanitaria domestici.
Il dispositivo è progettato per misurare la pressione sanguigna e la frequenza
cardiaca di soggetti umani a fini diagnostici.

Precauzioni
Il presente dispositivo è stato realizzato utilizzando componenti di precisione.
Si raccomanda di evitare condizioni estreme di temperatura, umidità, luce
solare diretta, urti o polvere.
Pulire il dispositivo e il bracciale utilizzando un panno morbido e asciutto osolventi o altre sostanze chimiche aggressive per pulire il dispositivo o il bracciale.
Evitare di piegare eccessivamente il bracciale o di riporre il tubo avvolto perlunghi periodi, poiché quanto sopra potrebbe ridurre la durata dei componenti.
Fare attenzione a evitare lo strangolamento accidentale di bambini o infanti con il tubo eil cavo.
Durante la misurazione non attorcigliare il tubo prolunga, in quanto potrebbero
verificarsi delle lesioni dovute alla pressione continua nel bracciale.
Il dispositivo ed il bracciale a pressione non sono impermeabili. Evitare chepioggia, sudore ed acqua possano inumidirli.
Italiano 2

Nel caso in cui il dispositivo sia utilizzato in prossimità di apparecchi televisivi, fornia microonde, telefoni cellulari, macchinari a raggi X o di altri dispositivi con forti
campi elettrici, le misurazioni potrebbero non risultare precise.
I dispositivi per la comunicazione wireless, come i dispositivi delle reti
domestiche, i telefoni cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, iwalkie-talkie possono interferire con il funzionamento di questo Monitor della
Pressione Sanguigna. Di conseguenza, è consigliabile mantenere una
distanza minima di 30 cm da tali dispositivi.
Quando si riutilizza il dispositivo, verificare che sia pulito.
Le apparecchiature, le parti e le batterie usate non devono essere trattatequali normali rifiuti domestici. Devono quindi essere smaltiti in conformità alle
normative in vigore.
Quando si utilizza l'alimentatore a rete elettrica, assicurarsi che questo sia
facilmente scollegabile dalla presa elettrica in caso di necessità.
Non modificare il dispositivo. L'apporto di modifiche può causare incidenti odanni al dispositivo stesso.
Per misurare la pressione sanguigna, il braccio deve essere stretto dalbracciale a una pressione sufficiente a interrompere temporaneamente ilflusso sanguigno nell'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o lasciare
temporaneamente un segno rosso sul braccio, in particolare se la misurazione
viene ripetuta più volte di seguito.
Il dolore, l'intorpidimento o i segni rossi che possono eventualmente verificarsi
scompaiono dopo breve tempo.
Misurazioni della pressione sanguigna troppo frequenti possono provocare
danni al paziente a causa delle interferenze con il flusso sanguigno. In caso di
uso ripetuto del dispositivo, assicurarsi che il funzionamento del misuratore
non comporti una prolungata compromissione della circolazione sanguigna.
Se si è stati sottoposti a mastectomia, rivolgersi a un medico prima di utilizzare
il dispositivo.
Evitare che i bambini usino il dispositivo senza sorveglianza e tenere il dispositivo
fuori dalla loro portata. In caso contrario, si potrebbero causare incidente o danni.
Presenta piccole parti che possono causare soffocamento se ingerite
inavvertitamente dai bambini.
adattatore C.a. quando non lo si usa durante la misurazione.
sicurezza.
In caso di cortocircuito della batteria, la suddette potrebbe riscaldarsi e causare
potenzialmente delle ustioni.
Non sono stati condotti test clinici sui neonati e le donne in gravidanza. Non usare
su neonati o donne in gravidanza.
Non toccare contemporaneamente le batterie, la presa jack C.c. e il paziente. Si
potrebbero causare scosse elettriche.
Non gonfiare senza avvolgere il bracciale attorno al braccio.

Italiano 3

Controindicazioni
Di seguito sono indicate le precauzioni da osservare per il corretto utilizzo del dispositivo.
Non applicare il bracciale a un paziente già collegato a un altro dispositivo
medico.
Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
Le persone affette da grave deficit circolatorio al braccio devono consultare un
medico prima di utilizzare il dispositivo, al fine di evitare problemi medici.

Non applicare il bracciale se il braccio presenta ferite non cicatrizzate.
Non applicare il bracciale in caso di terapia con flebo o trasfusioni di sangue
eseguite al braccio del paziente. Pericolo di lesioni o incidenti.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili,
quali i gas anestetici. Pericolo di esplosione.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti con concentrazioni molto elevate diossigeno, quali camere iperbariche o tende a ossigeno. Pericolo di incendio oesplosione.

Italiano 4

Identificazione delle parti
Gamma adatta adeguata
Indicatore di indice
Simbolo di indicazione posizione arteria brachiale
Tubo prolunga

Jack a CC

Bracciale
Spina
Display
Pulsante

Spina innesto aria
Vano batterie
Coperchio vano batterie

Batterie 1,5 V(LR6, R6P o AA)

Parte del Display

Pressione sistolica

Indicatore connessione
Bluetooth®
Pressione diastolica

Indicatore di pressione

Frequenza cardiaca

Indicazione del cuore
Indicatore batterie
Italiano 5

Simboli
Simboli impressi sulla confezione del dispositivo
SimboliFunzione/Significato

SYS.
DIA.
PUL.

Pressione arteriosa sistolica in mmHg
Pressione arteriosa diastolica in mmHg
Battiti cardiaci al minuto
Guida all'installazione delle batterie
Corrente continua
Tipo BF: dispositivo, bracciale e tubi sono stati progettati al fine digarantire una protezione particolare contro eventuali scosse
elettriche
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi medici
Rappresentante UE
Produttore

EC

REP

Data di produzione
IP

SN
BT

Simbolo internazionale di protezione
Etichetta Direttiva RAEE (direttiva Europea di smaltimento dei
dispositivi elettrici ed elettronici)
Numero di matricola
Indirizzo Bluetooth®
Consultare il manuale/l'opuscolo di istruzioni
Polarità del jack a CC
Indica livelli generalmente elevati e potenzialmente pericolosi diradiazioni non ionizzanti o dispositivi e sistemi, ad esempio
nell'area medica, che comprendono trasmettitori RF o che
applicanointenzionalmente
energia
elettromagneticaaradiofrequenza a scopi diagnostici o curativi.
Tenere asciutto

Simboli visualizzati sul display
SimboliFunzione/Significato
Indicazione visualizzata durante lafase di misurazione. Lampeggia
durante il rilevamento della frequenza
cardiaca.

Italiano 6

Azione raccomandata
La misurazione è incorso.
Rimanere quanto più
possibile fermi e rilassati

Simboli

Funzione/Significato
Simbolo IHB
Indicazione visualizzata se viene
rilevato un battito cardiaco irregolare.
Potrebbe illuminarsi se viene rilevata
una leggerissima vibrazione come unbrivido o un tremore.
Il prodotto si sta connettendo ai
dispositivi Bluetooth®

Azione raccomandata

BATTERIE CARICHE
Indicatore di stato di carica dellebatterie durante la misurazione.
BATTERIE SCARICHE
Indicatore di batterie in esaurimento.
Valori della pressione non corretti acausa di movimenti durante la
misurazione.
Differenza tra pressione sistolica ediastolica inferiore a 10 mmHg.
Pressione di gonfiaggio non
sufficiente.
Il bracciale non è applicato in modo
corretto.
ERRORE DI VISUALIZZAZIONE DEL
BATTITO CARDIACO
Il battito cardiaco non è stato rilevato inmodo corretto.

Errore interno del misuratore dipressione arteriosa.

lampeggi, sostituire tutte
le batterie.
Ripetere la misurazione.
Rimanere quantopossibile fermi e rilassati

Applicare e stringere
adeguatamente il
bracciale e ripetere la
misurazione

Rimuovere le batterie epremere il pulsante(AVVIO), quindi
reinstallare le batterie. Se
contattare il rivenditore.
Rimuovere e reinserire lebatterie. Provare ad eseguire

correttamente.

Associazione in corso.

Associazione completata.

Italiano 7

Utilizzo del monitor
Come installare/Cambiare le batterie

Procedura 3

Procedura 1

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Rimuovere le vecchie batterie ed inserire lenuove batterie nel vano batterie, procedendo
come mostrato, rispettando le polarità (+) e (-).
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.
Utilizzare solo le batterie LR6, R6P o AA.

Procedura 2

ATTENZIONE

Inserire le batterie come indicato nel vano batterie. In caso contrario, l'apparecchio non
funzionerà.
Quandolampeggia sul display, sostituire tutte le batterie.
Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie, onde evitare di ridurre la durata dellebatterie o causare malfunzionamenti del dispositivo.
Spento il dispositivo, attendere almeno due secondi per sostituire le batterie.
viene visualizzato anche dopo aver sostituito le
Se il simbolo
batterie, eseguire una misurazione della pressione arteriosa. Il dispositivo è in seguito ingrado di riconoscere le batterie nuove.
Il simbolo
non viene visualizzato in caso di batterie scariche.
La durata delle batterie varia in base alla temperatura ambiente e potrebbe risultare ridotta
in caso di basse temperature. In genere, quattro batterie LR6 nuove durano circa un anno,
quando vengono utilizzate due volte ogni giorno per la misurazione.
Utilizzare solamente le batterie di tipo specificato. Le batterie fornite in dotazione al dispositivo
sono a solo scopo di prova delle prestazioni del monitor e la loro durata potrebbe essere breve.
Togliere le batterie nel caso in cui il dispositivo non debba essere utilizzato per lunghi periodi. Le
batterie potrebbero infatti essere soggette a perdite, causando quindi dei malfunzionamenti.

Collegamento del bracciale
allo strumento
Inserire fermamente la spina innesto

Tubo prolunga
Spina innesto aria

jack a CC.
nella presa elettrica.
Utilizza
specificato. (Consultare pagina 21.)

Jack a CC

dalla presa.
Elettronico Della Pressione Arteriosa, afferrare ed
Italiano 8

Utilizzo del monitor
Funzione wireless
ATTENZIONE

Trasmissione Bluetooth®
iOS, Android

https://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/

Un dispositivo Bluetooth® riporta il logo relativo
stampato su di esso.

https://www.aandd.jp/products/medical/consumer/ble_series.html

Italiano 9

Utilizzo del monitor
AssociazioneAffinché un dispositivo Bluetooth® possa comunicare con un dispositivo diverso

vengono trasmessi automaticamente al dispositivo ricevente ogni volta cheviene effettuata una misurazione.
È possibile associare a questo monitor solo un dispositivo alla volta.
Qualora il dispositivo ricevente non riesca a ricevere i dati delle misurazioni,.
Se si associa un altro dispositivo ricevente, l'associazione del primo
dispositivo sarà interrotta per consentire l'associazione del nuovo
dispositivo.
Per associare il monitor con un dispositivo ricevente compatibile Bluetooth®,attenersi alla procedura seguente. Fare anche riferimento al manuale deldispositivo ricevente. Qualora venga fornita una procedura guidata di
associazione, utilizzare tale procedura.
Procedura di associazione
1.

Attenersi

alle istruzioni nel manuale del dispositivo ricevente per

associare il presente monitor, posizionarlo il più vicino possibile al dispositivo
ricevente con cui si intende associarlo.
2.

teelettrica come descritto a pagina 8.
Tenere premuto il pulsantefino allae
Il monitor si dispone in uno stato in cui è rilevabile daldispositivo ricevente per circa un minuto.

3.
4.
ripetere le operazioni da 1 a 3.
5.

Seguire le istruzioni del manuale del dispositivo ricevente da associaremonitor.

Italiano 10Utilizzo del monitor
Distanza di comunicazione
La distanza di comunicazione tra il presente monitor e il dispositivo riceventeè di circa 10 m.
pertanto accertarsi di verificare che la distanza sia sufficientemente ridotta daer completato la
misurazione.
Trasferimento di dati temporaneamente archiviati
Nei casi in cui il dispositivo ricevente non riesca a ricevere i dati dellamisurazione, questi ultimi vengono archiviati temporaneamente nella
memoria del monitor. I dati archiviati nella memoria vengono trasferiti alla
successiva connessione effettuata con esito positivo con il dispositivo
ricevente.
È possibile memorizzare un totale di 30 gruppi di dati di misurazione. Quando
la quantità di dati supera i 30 gruppi, i dati più vecchi vengono eliminati evengono memorizzati i dati più nuovi.
La quantità di dati che può essere memorizzata temporaneamente può
Tempostata effettuata una misurazione sono incluse nei dati di misurazione.

è

specifiche del dispositivo ricevente.
Il presente monitor non dispone di alcuna funzione di regolazione

Italiano 11

Utilizzo del monitor
Come scegliere il bracciale corretto
il bracciale non presenta la dimensione corretta, la lettura potrebbe produrre un valore
incorretto della pressione sanguigna.
La dimensione del braccio è stampata su ogni bracciale.
Il simbolo
e l'indicatore di scelta del bracciale adeguato determinano se è stato utilizzato.
il bracciale corretto.
Se il simbolo
è posizionato fuori dal range,
appropriato (consultare la tabella sottostante).
Il bracciale è un prodotto di normale consumo. In caso di usura, acquistarne uno nuovo.
Dimensione del braccio
Da 31 cm a 45 cm
Da 22 cm a 42 cm
Da 23 cm a 37 cm
Da 22 cm a 32 cm

Dimensione raccomandata del bracciale
Bracciale grande per adulti
Bracciale universale
Bracciale medio-grande
Bracciale per adulti

Numero di catalogo
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Determinazione circonferenza del braccio: si misura a metà tra spalla e gomito.
Nota: il modello UA-651BLE non è indicato per l'uso con il bracciale piccolo per
adulti.

Simboli stampati sul bracciale
SimboliFunzione / Significato
Simbolo posizione arteria brachiale

Azione raccomandata
Posizionare il simbolo
allineamento con il dito anulare
nella parte interna del braccio.

IndiceNumero di catalogo
Gamma di misura adeguata per il
bracciale grande per adulti. È stampata
sul bracciale grande per adulti.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale universale. È stampata sul
bracciale universale.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale medio-grande. È stampata sul
bracciale medio-grande.
Gamma di misura adeguata per il
bracciale per adulti. È stampata sul
bracciale per adulti.
Bracciale sotto-dimensionato, stampato
sul bracciale per adulti/bracciale
medio-grande/bracciale universale.

Italiano 12

Utilizzare il bracciale grande per
adulti anziché il bracciale per
adulti/bracciale
medio-grande/bracciale
universale.

Bracciale sovra-dimensionato, stampato
sul bracciale per adulti/bracciale
medio-grande/bracciale universale.
Bracciale sovra-dimensionato, stampato
sul bracciale grande per adulti.

Utilizzare il bracciale
medio-grande anziché il bracciale
grande per adulti.

Numero di lotto
Etichetta Direttiva CE sui dispositivi
mediciRappresentante UE
Produttore
Dispositivi medici
Gamma di misura adeguata
Bracciale grande
per adulti
Bracciale
universale
Bracciale
medio-grande
Bracciale per
adulti

Italiano 13

Utilizzo del monitor
Applicazione del bracciale

Arrotolare la manica evitando di stringere
troppe il braccio

1. Avvolgere il bracciale intorno al braccio
superiore, a circa 1 - 2 cm sopra la piegadel gomito, come indicato nella figura alato. Applicare il bracciale direttamente
a contatto con la pelle, in quanto i vestiti
possono causare errori nella misura.

Bracciale
1-2 cm2. La compressione al braccio causata da
un'avvolgimento troppo stretto dellamanica della camicia, può causare una
misura errata.

3. Verificare che il simbolodel range di selezione.

Simbolo di indicazione
posizione arteria brachiale
Avvolgere il bracciale
saldamente
Tubo
prolunga

è all'interno
Simboloe gamma adatta adeguata

urazioni corrette
A garanzia della miglior precisione nelle misurazioni della pressione sanguigna:
Sedersi comodamente su una sedia. Appoggiare il braccio sul tavolo. Non incrociare legambe. Tenere i piedi appoggiati al suolo e raddrizzare il dorso.
Prima di procedere alla misurazione, rilassarsi per 5-10 minuti.
Mettere il bracciale alla stessa altezza del vostro cuore.
Durante la misurazione, mantenersi fermi e tranquilli.
Non effettuare la misurazione subito dopo aver eseguito esercizio fisico o aver fatto ilbagno. In tali casi, riposare per venti-trenta minuti prima di procedere alla misurazione.
Provare a misurare la vostra pressione sanguigna quotidianamente, approssimativamente
alla stessa ora.

Misurazione
Durante la misurazione, è normale sentire il bracciale a pressione stringere
decisamente. (Non preoccuparsi)

Dopo la misura
Dopo la misurazione, premere il pulsante di(AVVIO) per spegnere lo
strumento. Rimuovere il bracciale e registrare i vostri dati.
Nota: L'apparecchio prevede una funzione d'interruzione automatica dell'alimentazione,che disattiva automaticamente l'alimentazione, un minuto dopo la misurazione.

nuova misura sulla stessa persona.
Italiano 14Misurazioni
Prima di eseguire la misurazione,
pagina seguente.

alla

Misurazione standard
1.

Posizionare il bracciale sul braccio (preferibilmente
sul braccio sinistro).
Durante la misurazione, stare fermi il più possibile.

2.

Premere il pulsante(AVVIO).
Per un attimo verranno visualizzati tutti i segmenti
sul display e in un secondo tempo, comemostrato nella figura a lato, verrà visualizzato lo 0
(zero) lampeggiante per alcuni istanti.
Poi la visualizzazione cambierà come indicato
nella figura riportata sulla destra, mentre si avvia
la misurazione. Il bracciale a pressione inizierà agonfiarsi. È normale sentirlo stringere fortemente.
Un indicatore a barre di pressione viene
visualizzato come illustrato nella figura a destra,
mentre si gonfia.
Nota:

3.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento,
desideriate sospendere la pressione digonfiamento, premere nuovamente il(AVVIO).
pulsante

Una volta completata la fase di gonfiamento, lo
sgonfiamento si avvierà automaticamente ed il(simbolo del cuore) inizierà asimbololampeggiare, indicando che la misurazione è incorso. Una volta rilevato il polso, il simbololampeggerà ad ogni battito cardiaco.
Nota:

Nel caso in cui non si ottenga una
pressione corretta, il dispositivo inizieràautomaticamente a rigonfiarsi.

4.

Una volta completata la misurazione, saranno
visualizzate le letture relative alla pressione
sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca. Il
residua e si
sgonfierà completamente.

5.

Premere nuovamente il pulsante(AVVIO) per disattivareNota:

Al livello delcuore
PremereTutte le parti deldisplay vengono
visualizzate

Visualizzazione
zero

Inizio della fase digonfiamento

Pressurizzazione

Misurazione
in corso

Pressione sistolica
Pressione diastolica
Frequenza cardiaca
Espulsione automatica
dei residui di aria

Il UA-651BLE è dotato
automatica di spegnimento.

difunzione

3 minuti prima di effettuare una nuova
misura sulla stessa persona.
Italiano 15

Misurazioni
Misurazione della pressione sistolica desiderata
Il modello UA-651BLE è stato progettato per rilevare le pulsazioni e per
gonfiare automaticamente il bracciale a livello della pressione sistolica.
Applicare questo metodo se il gonfiaggio si ripete o se si prevede che lapressione sistolica superi 230 mmHg.
1.

Sistemare il bracciale sul braccio (preferibilmente
sul braccio sinistro).

2.

Premere il pulsante3.

Mentre lo zero lampeggia, premere etenere premuto il pulsante(AVVIO) finché sarà visualizzato un
numero tra 30 e 40 mmHg superiore aquelle della pressione sistolica prevista.

4.

(AVVIO).

Dopo aver raggiunto il valore desiderato,rilasciare il pulsante(AVVIO),la misurazione inizierà. Proseguire quindi
con la misurazione della pressione
sanguigna come descritto alla pagina
precedente.

Note per una misurazione corretta

Al livello delcuore
PremerePremere etenereGonfiamento in corso

Rilasciare
Pressione desiderata
Per quanto riguarda la
misurazione, fare riferimento
alla pagina precedente.

Sedersi in una posizione comoda. Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmoo e con il bracciale alla stessa altezza del cuore.
Rilassarsi per circa cinque - dieci minuti prima di effettuare una misurazione.
Se siete eccitati o depressi, la situazione influirà sulla misurazione, con un
valore di lettura più alto (o più basso) rispetto al valore della pressione
sanguigna normale e la frequenza cardiaca sarà più alta del normale.
La pressione sanguigna di un soggetto varia costantemente, secondo quelloche sta facendo e quello che ha mangiato. Ciò che avete bevuto può avere un
effetto molto forte e veloce sulla vostra pressione sanguigna.
Questo apparecchio basa le relative misurazioni sul battito del cuore. Se avetedifficoltà per determinare la vostra pressione sanguigna.
Se l'apparecchio rileva una circostanza anormale, arresterà la misurazione e
visualizzerà un simbolo di errore. Vedi Pagina 7 per la descrizione dei simboli.
Questo dispositivo deve essere gestito da persone adulte. Consultare il vostro
medico prima di utilizzare questo apparecchio su un bambino. Un bambino
non deve utilizzare questo apparecchio senza la supervisione di un adulto.
La prestazioni del monitor automatico per la pressione arteriosa potrebbero
essere influenzata dalla temperatura o umidità eccessiva o l'altitudine.
Italiano 16IHB sarà visualizzato sul display unitamente ai valori di misurazione.
Nota: Raccomandiamo di contattare il proprio medico se viene indicato.
frequentemente questo simbolo IHB

Indicatore a barre di pressione
Pressurizzazione

Depressurizzazione

Gonfiamento in corso

Misurazione in corso
Gonfiamento completato

Italiano 17

Parlando di pressione sanguigna
Cosa si intende per pressione sanguigna?
La pressione sanguigna è la forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie.
La pressione sistolica si verifica nel momento in cui il cuore si contrae. La pressione
diastolica si verifica quando il cuore si dilata.
La pressione sanguigna viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg). La
pressione sanguigna naturale è rappresentata dalla pressione base misurata di prima
mattina, a riposo e prima di assumere qualsiasi cibo o bevanda.

Cosa si intende per ipertensione e come si controlla?
L'ipertensione è una pressione sanguigna arteriosa alta rispetto ai livelli normali che,se non sottoposta a controlli, può essere causa di diversi problemi di salute, inclusi
attacchi cardiaci.
È possib
situazioni di stress, con appositi farmaci secondo prescrizione medica.
Per prevenire l'ipertensione o per tenerla sotto controllo:
Non fumare.

Eseguire esercizi a cadenza regolare.
Sottoporsi a check-up fisici regolari.

cibi grassi.
Mantenere il proprio peso a livelli ottimali.

Perché misurare la pressione sanguigna a domicilio?
La pressione sanguigna misurata in clinica o presso uno studio medico può esserecausa di stati d'ansia che possono portare a letture elevate, con livelli 25 - 30 mmHg
superiori rispetto ai livelli riscontrabili in caso di misurazioni eseguite a domicilio. La
misurazione eseguita a domicilio riduce gli effetti negativi sulle letture della pressione
sanguigna, dovuti a influenze esterne, integra le letture mediche e fornisce uno
storico sulla pressione sanguigna più accurato e completo.

Gli standard p
sono stati stabiliti dal Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), comemostrato nella tabella di seguito riportata.

Variazioni della pressione sanguigna
La pressione sanguigna di un paziente può variare notevolmente su basequotidiana o stagionale. Può variare da 30 - 50 mmHg dovuto alle varie circostanze
durante il giorno. Nei pazienti soggetti ad ipertensione, le variazioni sono anche più
pronunciate.

Italiano 18Normalmente, la pressione sanguigna aumenta
durante il lavoro o sbalza e scende ai minimi
livelli durante il sonno. Pertanto, evitare dipreoccuparsi eccessivamente dei risultati dellamisurazione.
Effettuare le misurazioni quotidianamente, alla
stessa ora, procedendo come descritto nelpresente manuale per conoscere lapropria
molte letture permette di ottenere uno storico
sulla pressione sanguigna più completo.
na. Consultare il
medico al fine di interpretare correttamente i dati relativi alla pressione sanguigna.

Localizzazione guasti
ProblemaSul display, non viene
visualizzato nulla,nemmenoIl bracciale non si
gonfia.

Causa probabile
Le batterie sono scariche.
I poli delle batterie sono
posizionati in modo errato.
Il voltaggio delle batterie è(simbolo di
troppo basso.
BATTERIA SCARICA)
lampeggia. In caso di batteriecompleta-mente scariche, ilsimbolo non sarà visualizzato.
Il bracciale non è fissato inmodo adeguato.
Durante la fase di misurazione,
avete mosso il braccio o il
corpo.

Il dispositivo nonesegue lamisurazione.
La posizione del bracciale non è
Le letture mostrano
corretta.
valori eccessivamentealti o bassi.

Vari

Il valore è diverso da quellomisurato in clinica o presso lo
studio medico.

Misura correttiva
Sostituire tutte le batterie con batterienuove.
Posizionare le batterie in modo taleche i poli positivo e negativo
combacino con quelli indicati sul
bracciale.
Sostituire tutte le batterie con batterienuove.

Fissare il bracciale in modo adeguato.
Durante la fase di misurazione,
rimanere fermi e tranquilli.
Sedersi comodamente e rimanere
fermi.
Appoggiare il braccio su un tavolo con
e con il bracciale alla stessa altezzadel cuore.
Nel caso in cui il battito cardiaco sia
molto debole o irregolare, il
dispositivo potrebbe trovare delledifficoltà nel determinare la pressione
sanguigna.
rché
misurare la pressione sanguigna adomicilio?
Rimuovere le batterie. Riposizionarlecorrettamente e rieseguire la
misurazione.

Nota: Nel caso in cui le azioni sopra riportate non risolvano il problema, contattare il rivenditore.
Non tentare di aprire o riparare questo prodotto autonomamente, perché si rischia diinvalidare la garanzia.

Italiano 19

Manutenzione
Non aprire il dispositivo.Include componenti elettrici delicati ed un sofisticato
impianto ad aria che potrebbero danneggiarsi. Nel caso in cui non riusciate arisolvere il problema anche dopo aver eseguito quanto riportato nelle istruzioni
al capitolo Localizzazione guasti, richiedete un servizio di assistenza al vostro
fornitore o al reparto assistenza di A&D. Il gruppo di servizio A&D fornirà delle
informazioni tecniche, le unità ed i pezzi di ricambio ai fornitori autorizzati.
Il dispositivo è stato concepito e fabbricato per una lunga durata di servizio.
Tuttavia si raccomanda di fare controllare il monitor ogni 2 anni, per garantire
un funzionamento e precisione normali. Contattare in questo caso il rivenditore
autorizzato o A&D per la manutenzione.

Dati tecnici
Tipo
Metodo di misurazione
Range di misurazione

UA-651BLE
Misurazione oscillometrica
Pressione:
0-299 mmHg
Pressione sistolica: 60-279 mmHg
Pressione diastolica: 40-200 mmHg

Precisione della misurazione
Alimentazione

Polso: 40-180 battiti/minuto
Pressione:±3 mmHg
Polso: ±5%
4 batterie da 1,5V (LR6, R6P o AA) o
Alimentatore a rete elettrica (TB-233C) (nonincluso)Circa 700 LR6 (batterie alcaline)
Circa 200 R6P (batterie al manganese)

Classificazione

Test clinici

EMD
Comunicazione wirelessCon un valore di pressione di 180 mmHg a
una temperatura ambiente di 23°C
Dispositivo medico elettronico ad
alimentazione interna (alimentazione con
batterie) /Classe II (alimentazione con alimentatore a rete)
Modalità di funzionamento continuo
In conformità ad ISO81060-2 2013
Nello studio di convalida clinica, K5 è stato
utilizzato su 85 soggetti per la determinazionedella pressione arteriosa diastolica.
IEC 60601-1-2: 2014
Bluetooth® Ver.5.1LE BLP
Banda di frequenza: da 2402 MHz a 2480 MHz
Potenza max in uscita di RF: <10 dBm
Modulazione: GFSK
Dati supportati: Pressione sistolica, Pressione
diastolica, Frequenza pulsazioni
Distanza di comunicazione: circa 10 m (taledistanza si riduce in base allecondizioni prese
Italiano 20

Dispositivi associati: 1 dispositivo
da +10° a +40 °C/ da 15% a 85% RH /da 800 a 1060 hPa
da -20° a + 60 °C /da 10% a 95% RH /da 700 a 1060 hPa
Circa 96 (Larghezza) x 68 (Altezza) x 130(Diametro) mm, bracciale escluso
Circa 250 g, batterie escluse
Bracciale Tipo BF
Dispositivo: 5 anni (se utilizzato sei volte al giorno)
Bracciale: 2 anni (se utilizzato sei volte al giorno)

Dimensioni
Peso
Parte applicata
Vita utile
Protezione contro
Alimentatore opzionale

Alimentatore opzionale

TB-233C

Dispositivo: IP20
L'alimentatore ha lo scopo di collegare ilmonitor della pressione sanguigna a una fonte
di alimentazione in ambiente domiciliare.
L'alimentatore ha lo scopo di collegare il monitor dellapressione sanguigna a una fonte di alimentazione inambiente domiciliare.
A&D.
L'alimentatore a rete elettrica deve essere ispezionato
o sostituito periodicamente.
SimboliFunzione / Significato
Per l'uso solo in ambienti interni
Dispositivo di Classe II
Fusibile termico
Fusibile
Etichetta del dispositivo relativa alla
direttiva CE
Etichetta del dispositivo relativa alla
certificazione EAC
Polarità dello spinotto dell'alimentatore

Accessori venduti separatamente
Bracciale
Numero di catalogo
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Dimensione del bracciale
Bracciale grande per adulti
Bracciale universale
Bracciale medio-grande
Bracciale per adultiAlimentatore a rete elettrica
Numero di catalogo
TB-233C

Spina
Tipo C

Italiano 21

Dimensione del braccio
Da 31 cm a 45 cm
Da 22 cm a 42 cm
Da 23 cm a 37 cm
Da 22 cm a 32 cm

Nota: Le specifiche sono soggette a variazione, senza previa notifica.
La classificazione IP indica i gradi di protezione degli involucri in conformità
con la norma CEI 60529. Questo dispositivo è protetto contro corpi solidi
estranei di 12 mm di diametro o più grandi, come per esempio un dito.

Italiano 22

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

OX14 1DY United Kingdom

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

.

.

( )

6 33 ()
817( 817, Manhattan Bldg., 33. Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul,: [82] (2) 780-4101: [82] (2) 782-4264

OOO A&D RUS

OOO "

07331
07331 Korea )"( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )
[7] (495) 937-33-44[7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
855
32 CD
200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China: [86] (21) 3393-2340: [86] (21) 3393-2347

200120)A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase­ , Gurgaon ­ 122 016, Haryana, India
Telephone: 91­124­4715555
Fax: 91­124­4715599

A&D Instruments Canada
6695 Millcreek Drive, Unit 6, Mississauga, ON L5N 5R8, Canada
Telephone: [1](905) 814-6350
Fax: [1](905) 814-6355

0123