Presión sanguínea inestable debido amovimiento durante la medición.

Monitor digital de presiones
sanguíneas
1. Estimados clientes

SímbolosFunción / Significado
Standby y enciende el aparato.
Presión sistólica sanguínea en mmHg
Presión diastólica sanguínea en mmHg
Pulso por minuto
Guía de instalación de la pila
Corriente directa
Tipo BF: El aparato, brazalete y tubos están diseñados para
proporcionar una protección especial contra las descargas eléctricas.
Etiqueta de aparato médico directiva CE

SYS
DIA
PUL/minLe recomendamos que lea este manual detenidamente antes de usar eldispositivo por primera vez.

2. Observaciones preliminares

Este aparato se ajusta a la Directiva Europea 93/42 EEC para productos. (0123
médicos. Esto se evidencia con la marca de conformidad
Número de referencia para los organismos notificados)
Este aparato está diseñado para usarse en adultos, los niños y los reciénnacidos no pueden usarlo.
Ámbito de uso. Este aparato es para que pueda usarlo usted mismo en un
entorno doméstico.
Este aparato se ha diseñado para medir la presión sanguínea y la frecuenciadel pulso de las personas para su diagnóstico.

Representante UE
Fabricante

A continuación se indican precauciones para el uso correcto del aparato.
No aplique el brazalete a un brazo con otro aparato eléctrico médico
acoplado. Es posible que el aparato no funcione correctamente.
Las personas con un grave déficit circulatorio en el brazo deben consultar a un
médico antes de utilizar el dispositivo, para evitar problemas médicos.
No autodiagnostique los resultados de medición ni inicie el tratamiento usted
mismo. Consulte siempre a su médico para la evaluación de los resultados yel tratamiento.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida sin curar.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo un goteo intravenoso otransfusión sanguínea. Puede provocar lesiones o accidentes.
No utilice el aparato en donde haya gases inflamables como, por ejemplo,
gases anestésicos. Puede provocar una explosión.
No utilice el aparato en entornos con alta concentración de oxígeno, tal comolas cámaras de oxígeno de alta presión o tienda de oxígeno. Puede provocar
un incendio o explosión.

4. Partes de identificación de componentes

Etiqueta WEEE
Número de serie

SN

IP

Manténgase seco

6. Uso del monitor

6.1. Instalación / Cambio de las baterías
1. Quite la cubierta de las pilas.
2. Quite las pilas usadas del compartimiento delas pilas en caso de cambiarlas.
3. Introduzca las nuevas pilas en elcompartimento de pilas como se
muestra, teniendo cuidado de que laspolaridades (+) y (-) sean correctas.
4. Vuelva a colocar la cubierta de pilas. Utilice
solo pilas R6P, LR6 o AA.

Paso 4

Paso 1

Paso 3
Paso 2

PRECAUCIÓN

Introduzca las pilas como se muestra en el compartimiento de pilas. Si se instalan
incorrectamente, el dispositivo no funcionará.
Cuandoparpadea en la pantalla y el aparato anuncia que la pila debe sersustituida, sustituya todas las pilas por nuevas. No mezcle las pilas antiguas con las
nuevas. Puede acortar la vida útil de la pila o provocar un mal funcionamiento delaparato. Sustituya las pilas dos segundos o más después de apagar el aparato.
no aparece cuando las pilas se vacían.
La vida de la pila varía con la temperatura ambiente y puede acortarse a bajas
temperaturas.
Por lo general, cuatro pilas nuevas R6P duran aproximadamente tres meses si se
realizan dos mediciones diarias.
Utilice solo las pilas especificadas. Las pilas suministradas con el aparato son para
probar el rendimiento del aparato y pueden tener una vida limitada.
Quite las pilas si el aparato no se va a utilizar durante un tiempo largo. Las pilas
pueden tener fugas y provocar un mal funcionamiento.

6.2. Conexión de la manguera de aire
Inserte el tapón del conector de aireen el zócalo de aire con firmeza.

Manguera de aire
Tapón del conector de
aire
Zócalo de aire

Inserte el tapón del adaptador CA en el
jack de CC. A continuación, inserte eladaptador CA en un enchufe eléctrico.
El adaptador CA, el modelo
TB-233C, se vende por separado.

Enchufe adaptador de CA
Jack de CC6.4. Selección del brazalete correcto

Es importante usar el brazalete correcto para una lectura precisa. Si el brazalete notiene el tamaño correcto, la lectura puede dar un valor de presión sanguínea
incorrecto.
El tamaño del brazo está impreso en cada brazalete.
El índicey el rango de colocación, en el brazalete, le dice si está aplicando elbrazalete correctamente. Consulte "6.5 Aplicación del brazalete".
Si el índice
señala fuera del rango, póngase en contacto con el distribuidor local
para adquirir un brazalete de repuesto.
El brazalete del brazo es un consumible. Si se estropea, compre uno nuevo.

Tamaño del brazo
31 cm a 45 cm
22 cm a 42 cm
23 cm a 37 cm
22 cm a 32 cm
16 cm a 24 cm

Tamaño de brazalete recomendado
Brazalete grande de adulto
Brazalete ancho
Brazalete semigrande
Brazalete de adulto
Brazalete pequeño de adulto

Tamaño del brazo:

La circunferencia en el bíceps.

Número de catálogo
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO
CUF-D-SA-ISO

Función/significado

Acción recomendada

Marca de posición de la arteria

Coloque la marca
sobre laarteria en la parte superior delbrazo alineándola a la altura deldedo anular de la parte interior delbrazo.

Enchufeadaptador de CAÍndiceREF

Botón START

Número de catálogo

Zócalo de aire

Brazalete

Tapón del conector de aire
Compartimiento de pilas

W

Cubierta de pilas

M
Nota: El adaptador CA es un accesorio opcional (se vende por separado).

Pantalla

MEMORIA
Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso
Símbolo de I.H.B./AFib
Marca de corazón

M/A

Indicador de pilas

Función / Significado
Aparece mientras la medición está en
curso. Parpadea cuando se detecta elpulso.
Se muestra el símbolo de I.H.B./AFib
cuando se detecta un ritmo cardíaco
irregular. Es posible que se encienda
cuando se detecta una vibración.
Mediciones anteriores almacenadas en lamemoria.
PILAS CARGADAS
Indicador de alimentación de pila durante
la medición.
PILAS GASTADAS
La alimentación de pila es baja cuando
parpadea.

Error interno del aparato

Rango de colocación del brazalete
grande de adulto. Impreso en el
brazalete grande de adulto.
Rango de colocación del brazaleteancho de adulto. Impreso en el
brazalete ancho de adulto.
Rango de colocación del brazaletesemigrande de adulto. Impreso en el
brazalete semigrande de adulto.
Rango de colocación del brazalete deadulto. Impreso en el brazalete deadulto.
Rango de colocación del brazaletepequeño. Impreso en el brazaletepequeño.
Rango excesivo impreso en el
brazalete de adulto
semigrande/ancho.
Rango insuficiente impreso en el
brazalete de adulto
semigrande/ancho.
Rango excesivo impreso en el
brazalete pequeño.
Rango insuficiente impreso en el
brazalete grande de adulto.

Acción recomendada
Medición en curso.
Permanezca tan quieto
como sea posible.

Brazalete grande de adulto

Utilice el brazalete grande deadulto en lugar del ancho osemigrande de adulto.
Utilice el brazalete pequeño deadulto en lugar del semigrande oancho.
Utilice el brazalete de adulto
semigrande en vez del pequeño.
Utilice el brazalete semigrande envez del grande de adulto.

Rango de colocación adecuado

MBrazalete ancho
Brazalete semigrandeÍndiceM

M /A

6.5. Aplicación del brazalete2.
3.

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes delas arterias. La tensión sistólica ocurre cuando el corazón se contrae, y latensión diastólica ocurre cuando el corazón se expande.
La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio (mmHg).

Pulse el botón _START_

3. Cuando se ha completado el inflado, el
desinflado se inicia automáticamente(marca de corazón) parpadea,yindicando que la medición está en
curso. Una vez detectado el pulso, lamarca parpadea con cada latido delpulso.
Nota: Si no se obtiene una presión
adecuada, el dispositivo se empiezaa inflar de nuevo automáticamente.
4. Cuando la medición se ha completado,
se muestran las lecturas de presión
sistólica y diastólica y la frecuencia delpulso. El brazalete deja salir el aire
restante y se desinfla completamente.
5. Pulse el botón _START_ de nuevo
para apagar la alimentación.

13. Indicador de clasificación según la OMS
Cada segmento del indicador de barras corresponde a la clasificación depresión sanguínea de la OMS.

14. Localización y corrección de fallos

Presurizando

Medición en curso
Presión sistólica
Presión diastólica
Frecuencia del pulso
Deja salir aire restante
automáticamente__START_

En el nivel del corazón
Pulse el botón _START_

1. Coloque el brazalete en el brazo en el
nivel del corazón (preferiblemente elbrazo izquierdo).
2. Pulse el botón _START_ .
Pulse y mantenga pulsado el
3. Mientras el cero parpadea, pulse ybotón _START_ _mantenga pulsado el botón _START_
hasta que aparezca un número
alrededor de 30 a 40 mmHg superior a
Inflado en curso
la presión sistólica esperada.
Suelte el botón _START_
4. Cuando se alcance el número deseado,para detener el inflado
suelte el boton _START_ para iniciar la
medición. A continuación, siga midiendo
La presión deseadala presión sanguínea como se describe
en la sección "7.1 Medición normal".
Consulte la sección"7.1 Medición normal"

7.3. Notas para una medición precisa

Siéntese cómodamente en una silla. Apoye su brazo sobre la mesa. No cruce
las piernas. Mantenga los pies en el suelo y enderece la espalda.
Siéntese cómodamente. Coloque el brazo sobre una mesa con la palma hacia
arriba y el brazalete al mismo nivel que el corazón.
Coloque el centro del brazalete al mismo nivel que el corazón.
Relájese durante unos cinco a diez minutos antes de la medición. Si seencuentra agitado o deprimido debido a un estrés emocional, la medición
reflejará este estrés con una lectura mayor (o menor) que la de su tensión
arterial normal y la lectura del pulso generalmente será más rápida que lanormal.
Siga tranquilo y manténgase quieto durante la medición.
No mida inmediatamente después del ejercicio físico o de un baño. Descansedurante veinte o treinta minutos antes de tomar la medición.
La tensión arterial de una persona varía constantemente, dependiendo de lo
que está haciendo y lo que ha comido. Lo que beba podrá tener un efecto muy
fuerte y rápido sobre su tensión arterial.
Este aparato basa su medición en el latido cardiaco. Si tiene un latido cardiaco
muy débil o irregular, el aparato puede tener dificultad para determinar su
tensión arterial.
En caso de que el aparato detecte una condición anormal, detendrá lamedición e indicará un símbolo de error. Consulte la sección "5 Símbolos"
para la descripción de los símbolos.
Este aparato está diseñado para su uso en adultos. Consulte a su médico
antes de usar el aparato en un niño. Un niño no debe usar este aparato sin la
atención de un adulto.
Intente medir la tensión arterial a la misma hora cada día.
Las mediciones del monitor de presiones sanguíneas pueden verse
afectadas por una temperatura o humedad excesivas o por la altitud.

Este dispositivo almacena automáticamente en su memoria hasta
60 mediciones de pulso y presión sanguínea. A los datos guardados en lamemoria se les asigna un número de dato en el orden de más nuevo al
más antiguo. El dato más antiguo se muestra como "". El símbolo
en la esquina superior izquierda de la pantalla muestra que está viendo losdatos anteriores guardados en la memoria.

Suelte el botónMarca

2. Suelte el botón cuando semuestren los datos promedio.

Datos promedio

3. El número de dato y los datos
guardados se muestranautomáticamente en el orden
desde la última medición.

Número de dato

4. La pantalla se apagará
automáticamente después dehaber mostrado todos los datos.

Datos guardados

Coloque el brazalete alrededor del brazo, alrededor de 1 a 2 cm por encima del interior delcodo, tal como se muestra.
Coloque el brazalete en contacto directo con la piel, dado que la ropa puede causar un pulso
débil y provocar error de medición.
La constricción del brazo, causada al remangarse, puede impedir las lecturas precisas.
se encuentre dentro del rango de colocación.
Confirme que el índice

Nota: Durante la medición, es normal que se sienta el brazalete muy apretado. (No se alarme.)

1. Cuando apague el aparato,

pulse y mantenga pulsado elbotón _START_ hasta que semuestre "".

2. Seleccione "borrar los datos.

" para

3. El dato se borra cuando.
parpadea la marca
4. El aparato se apaga
automáticamente.

Sin datos

pulsado el botón_START_

1. Si no se muestra nada, pulse ymantenga pulsado el botón_START_ para recuperar losdatos guardados.

Problema

Causa probableNo aparecenada en lapantalla, incluso
cuando laalimentación
está encendida.

Las pilas están agotadas.

Acción recomendada
Sustituya todas las pilas pornuevas.
Vuelva a instalar las pilas con losterminales negativo y positivo
coincidiendo con los indicados enel compartimiento de pilas.

Los terminales de la pilas
no están en la posición
correcta.

El voltaje de las pilas es
demasiado bajo.
Sustituya todas las pilas por
parpadea. Si las pilas
nuevas.
están totalmente agotadas,la marca no aparece.
El brazalete no se ha
Aplique el brazalete
aplicado correctamente.
correctamente.
Ha movido el brazo o el
Asegúrese de quedarse tranquilo
cuerpo durante la medición. y quieto durante la medición.
El aparato no
Siéntese cómodamente y quieto.
mide.
Coloque el brazo sobre una mesa
Las lecturas son La posición del brazalete
con la palma mirando hacia arriba
demasiado altas no es correcta.
y el brazalete al mismo nivel queo demasiado
el corazón.
bajas.
Si tiene un latido cardiaco muy
débil o irregular, el aparato puede
tener dificultad para determinar su
tensión arterial.
En la clínica o la consulta delmédico, el temor puede provocar
El valor es distinto del que una lectura elevada. La medición
se ha medido en una
en el hogar reduce los efectos declínica o en la consulta del influencias externas en las lecturasde la tensión arterial,
médico.
Otros
complementa las lecturas delmédico.
Saque las pilas. Colóquelas denuevo correctamente y tome otra
medición.
El brazalete no
se infla.

Clasificación OMS

8.1. Recuperación de datos Pulse y mantenga

Indicador de clasificación según la OMS
Hipertensión grave
Hipertensión moderada
Hipertensión leve
Normal alta
NormalÓptima: El indicador muestra unsegmento, basado en losdatos actuales, que
corresponde a laclasificación de la OMS.

Apague con el botón

Si el nuevo inflado se produce
repetidamente, utilice los siguientes
métodos. Si se espera que su
presión sistólica supere 230 mmHg,
utilice este procedimiento.

8.2. Borrado de datos

Brazalete pequeño de adulto

1.

¿Qué es la tensión arterial?

En el nivel del corazón

2. Pulse el botón _START_ .
Se muestran todos los segmentos de la Todos los segmentos de lapantallapantalla. Cero se muestra
parpadeando brevemente. A
continuación la pantalla cambia, como
se indica en la figura a la derecha,
cuando se inicia la medición. El
Pantalla cerobrazalete se empieza a inflar. Es
normal que se sienta el brazalete muy
apretado. Se muestra un indicador debarra de presión, como en la figura de
la derecha, durante el inflado.
Se inicia el inflado
Nota: Si desea detener el inflado en
cualquier momento, pulse de nuevo
el botón _START_ .

Brazalete de adulto

Sustituya todas la pilas pornuevas cuando la marca
parpadea.
Quite las pilas y pulse elbotón _START_ y, a
continuación, instale laspilas otra vez. Si el error
aún aparece, póngase
en contacto con el
distribuidor.

Medición en curso
Inflado completo
Inflado en curso

12. Aspectos sobre la tensión arterial

Nota: Si las acciones descritas anteriormente no resuelven el problema,póngase en contacto con el distribuidor. No intente abrir ni reparar este
producto, ya que cualquier intento de hacerlo invalidará la garantía.

15. Mantenimiento

No abra el aparato. Utiliza componentes eléctricos delicados y una unidad
de aire compleja que podrían dañarse. Si no puede solucionar el problema
aplicando las instrucciones de localización y corrección de averías,
póngase en contacto con el distribuidor autorizado de su área o con
nuestro departamento de servicio de atención al cliente. El servicio deatención al cliente A&D le proporcionará la información técnica, piezas derepuesto y unidades a los distribuidores autorizados.
El aparato ha sido diseñado y fabricado para una vida de servicio
prolongada. Sin embargo, en general se recomienda someter al aparato a
una inspección cada 2 años, para garantizar el funcionamiento y precisión
correctos. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de su área o
A&D para el mantenimiento.

16. Datos técnicos

Tipo
Método de medición
Gama de medición

Precisión de medición
Alimentación
Número de mediciones

Clasificación
Prueba clínica

UA-651SLPlus
Medición oscilométrica
Presión:0 - 299 mmHg
Presión sistólica: 60 - 279 mmHg
Presión diastólica:40 - 200 mmHg
Pulso:
40 - 180 latidos / minuto
Presión:±3 mmHg
Pulso:±5 %4 x pilas de 1,5 V (R6P, LR6 o AA) o
Adaptador CA (TB-233C) (No incluido)
Aprox. 700 veces LR6 (pilas alcalinas)
Aprox. 200 veces R6P (pilas de manganeso)
Con un valor de presión de 180 mmHg,
temperatura ambiente 23 ºC.
Equipo con tecnología ME (suministrado con pilas)/ Clase II (suministrado con adaptador)
Modo de funcionamiento continuo
De acuerdo con ISO81060-2: 2013
En el estudio de validación clínica, se determinó lapresión arterial diastólica en 85 sujetos mediante K5.
IEC 60601-1-2: 2014
Dura 60 mediciones

EMD
Almacenamiento de datos
Condiciones ambientales defuncionamiento+10 a +40 °C / 15 a 85 %HR / 800 a 1060 hPa
Condiciones de transporte /almacenamiento-20 a +60 °C / 10 a 95 %HR / 700 a 1060 hPa
Dimensiones
Aprox.
96 [An] x 68 [Al] x 130 [Pr] mm
Peso
Aprox.
240 g, excluyendo las pilas
Protección de admisión
Aparato:
IP20
Pieza aplicada
Brazalete
Tipo BF
Vida útil
Aparato:
5 años (si se usa seis veces al día)
Brazalete: 2 años (si se usa seis veces al día)
Aadaptador CA: 5 años (si se usa seis veces al día)
Accesorio Aadaptador CA / TB233CEl adaptador sirve para conectar el aparato a una
fuente de alimentación en casa. Póngase en
contacto con su distribuidor local de A&D para
comprarlo. El adaptador CA se debe
inspeccionar o sustituir con regularidad.
Símbolos impresos en el adaptador de CA
SímbolosFunción / Significado
Solo para uso en interiores
Clase II dispositivo
Fusible térmico
Fusible

Nota: Si pulsa el botón _START_ cuando
recupera los datos, el aparato se
apagará.

W

Soltando airey rango de colocación

8. Recuperar los datos de memoria

Número de lote

Símbolos que aparecen en la pantalla
SímbolosM

Presurizando

Manguera de aire

A siguiente dato

5. Símbolos

Indicador de la barra de presión eindicador de clasificación de la OMS

El indicador monitoriza el progreso de la presión durante la medición.

7.2. Medición con la presión sistólica deseada

Cuando desconecte el adaptador de
CA de la toma de corriente, agarre elarmazón del adaptador de CA y tirede él para extraerlo de la toma decorriente.
Cuando desconecte el enchufe del adaptador de CA del monitor de presiones
sanguíneas, agarre el enchufe del adaptador de CA y tire de él para extraerlo delmonitor.

Pantalla

11. Indicador de barra de presión

Asegure el cierre de tela

Nota: El aparato cuenta con la función de desconexión
automátic de la alimentación. Deje al menos 3 minutos
entre las mediciones de la misma persona.

6.3. Conexión del adaptador CA

Jack de CC

Marca de posición de la arteria
Manguera de aire

El corazón se contrae por causa de las señales eléctricas que se producenen él y envía sangre por todo el cuerpo. La fibrilación auricular (AFib) se
produce cuando la señal eléctrica de la aurícula es confusa y produce
distorsiones en el intervalo del pulso. La AFib puede hacer que la sangre
se acumule en el corazón, lo que puede generar coágulos de sangre, quepueden dar lugar a derrames y ataques al corazón.

Marca de posición de la arteria

el nivel del corazón (preferiblemente
el brazo izquierdo). Permanezca
quieto durante la medición.

Polaridad del jack de CC
Símbolo de protección internacional

Póngase en contacto con su medico si se muestra el símbolo de
I.H.B./AFibcon frecuencia.

10. ¿Qué es la AFib?

1. Coloque el brazalete en el brazo en

Consulte el manual de instrucciones/folleto

SímbolosÍndiceNota:

7.1. Medición normal

Símbolos impresos en el brazalete.

Rango de colocación

1 a 2 cm

7. Mediciones

Fecha de fabricación

3. Precauciones

Contraindicaciones

Cuando el monitor detecta un ritmo anómalo durante la medición, se
mostrará el indicador de I.H.B./AFib en la pantalla con los valores
registrados.

Brazalete

Símbolos impresos en el maletín del aparato.

El monitor de presiones sanguíneas A&D es uno de los monitores másavanzados disponibles y se ha diseñado para un uso fácil y preciso. Este
dispositivo facilitará su régimen diario de presiones sanguíneas.

En la construcción de este aparato, se han usado componentes de precisión.
Deberán evitarse extremos de temperatura, humedad, rayos solares directos,
golpes o polvo.
Limpie el dispositivo y el brazalete con un paño seco, suave o un paño
humedecido con agua y un detergente neutro. No use nunca alcohol, gasolina,
diluyente u otros productos químicos para limpiar el aparato o el brazalete.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar el tubo retorcido durante períodos
prolongados, dado que ello puede acortar la vida útil de los componentes.
El aparato y el brazalete no son resistentes al agua. Evite que la lluvia, latranspiración y el agua mojen el aparato y el brazalete.
Las mediciones pueden verse afectadas si el aparato se usa cerca detelevisores, hornos microondas, teléfonos móviles, rayos X u otros dispositivos
con campos eléctricos fuertes.
Cuando se reutilice el aparato, confirme que está limpio.
El aparato, sus partes y pilas usados no deben considerarse como
desperdicios domésticos ordinarios y deberán eliminarse de acuerdo con losreglamentos locales aplicables.
Cuando se usa un adaptador CA, asegúrese de que el adaptador CA sepuede retirar rápidamente del enchufe eléctrico cuando sea necesario.
No modifique el aparato. Puede provocar accidentes o daños al aparato.
Para medir la presión sanguínea, se debe apretar el brazo con el brazalete lo
suficiente para detener el flujo de sangre a través de la arteria temporalmente.
Esto puede provocar dolor, hormigueo o una marca roja temporal en el brazo.
Este estado aparecerá especialmente cuando la medición se repite
sucesivamente. Cualquier dolor, hormigueo o marcas rojas desaparecerán
con el tiempo.
Tenga cuidado para evitar la estrangulación accidental de niños o bebés con
el tubo o el cable.
No retuerza la manguera de aire durante la medición. Si lo hace, pueden
producirse lesiones debido a la presión continua del brazalete.
Si la presión sanguínea se mide con demasiada frecuencia, pueden
producirse daños debido a la interferencia con el flujo sanguíneo. Si utiliza elaparato de forma repetida, compruebe que su uso no provoca una alteración
prolongada de la circulación sanguínea.
No se han realizado estudios clínicos en bebés recién nacidos o mujeres
embarazadas. No lo use en niños recién nacidos o mujeres embarazadas.
Si le han practicado una mastectomía, consulte con su médico antes deutilizar el aparato.
No deje que los niños utilicen el aparato sin la supervisión de un adulto, ni
utilice el aparato en un lugar dentro del alcance de los niños.
No deje que los niños utilicen el dispositivo sin la supervisión de un adulto, ni
utilice el dispositivo en un lugar dentro del alcance de los niños. Podría causar
accidentes o daños.
El aparato contiene piezas pequeñas que pueden provocar un
atragantamiento si los niños las tragan accidentalmente.
Los aparatos de comunicación inalámbrica, como los dispositivos de red
doméstica, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus centrales ywalkie-talkies, pueden afectar al monitor de presiones sanguíneas. Por tanto,
debe mantenerse una distancia mínima de 30 cm respecto a dichos aparatos.
No toque las pilas, la clavija de CC y al paciente simultáneamente. Podría
ocasionar una descarga eléctrica.
Desconecte el adaptador de CA cuando no se use durante la medición.
El uso de accesorios no indicados en este manual puede afectar a la seguridad.
Si se produce un cortocircuito en la pila, puede calentarse y posiblementecausar quemaduras.
Permita que el aparato se ajuste al entorno circundante antes de usarlo(alrededor de una hora).
No lo hinche sin colocar el brazalete en la parte superior del brazo.

9. ¿Qué es una I.H.B./AFib?

No suba la manga de la camisa apretada

Los valores sistólicos y diastólico estándentro de 10 mmHg de cada uno.
El valor de presión no ha aumentado
Aplique el brazalete
durante el inflado.
correctamente y realice otra
El brazalete no se ha aplicado
medición.
correctamente.
ERROR DE VISUALIZACIÓN DEL PULSOEl pulso no se ha detectado correctamente.

Modelo UA-651SLPlus

Manual de instrucciones Traducción

Realice otra medición.
Permanezca quieto durante la
medición.

Etiqueta de la directiva CE
Etiqueta de homologación EAC

Se apaga automáticamente

Pulse y mantenga pulsado el botón__START_
Suelte el botón

Seleccione ""para borrar los datos.

5 segundos

La marca
parpadea.
Los datos se han borrado.
Se apaga automáticamente

Polaridad del enchufe del adaptador de CA
Accesorios vendidos por separado
Tamaño del brazo
Brazalete Número de catálogo Tamaño del brazalete
Brazalete grande de
CUF-D-LA-ISO
31 cm a 45 cm
adultoCUF-I-ISO
Brazalete ancho
22 cm a 42 cm
CUF-D-MA-ISO
Brazalete semigrande
23 cm a 37 cm
CUF-D-A-ISO
Brazalete de adulto
22 cm a 32 cm
Brazalete pequeño de
CUF-D-SA-ISO
16 cm a 24 cm
adultoTamaño del brazo: La circunferencia en el bíceps.
Adaptador CA
Nota:

Número de catálogo
TB-233C

Enchufe (tipo toma de corriente)
Tipo CLas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
La clasificación IP hace referencia a los grados de protección
otorgados por los materiales contenedores según la norma CEI
60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños
sólidos de 12 mm de diámetro y más, por ejemplo, un dedo. Este
dispositivo no está protegido contra el agua.