TOMEI TSUSHIN KOGYO CO.,LTD

IT & Security
いつも お客様の感動を第一に考えます。

1INDEX●

光測定器類

New！ ハンディ型LD可視光源
ペン型可視光源●

光パッチコード

New！ 単心パッチコード(通常品/測定用)
2心パッチコード
4FOコード●光アダプタ
単心 / 2心 / 4心変換アダプタ●

光アッテネータ
SCタイプ
LCタイプ

●

光ローゼット
壁取付スプライスボックス
光中継コネクタタイプ
余長収納なしタイプ
余長収納タイプ●

光工具類
光コネクタ着脱工具（SLM）
光FTMキャップ挿抜工具●

光アクセサリ

New！ 光クリーナー
光ジャンパーコードホルダー
融着スリーブ / シリコンチューブ
ケーブルホルダ / TMホルダ
JJブラケット2

ハンディ型LD可視光源
光

現場で役立つ4つの機能を一台に搭載しました。
保守運用現場に最適なハンディ機器です。

測LEDライト内蔵のため、ラック内などの暗所でも手元を照らして作業可能です。

定器類
2.5mm、1.25mmどちらにも対応しているため別途アダプタを持ち歩く必要ありません。

◆特徴（4つの機能）

LD可視光源光ﾊﾟﾜｰﾒｰﾀ
光ﾊﾟﾜｰ測定、光ﾊﾟｯﾁｺｰﾄﾞ検査に！
PCと接続しﾃﾞｰﾀ転送可能。

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙの導通確認、断線ﾁｪｯｸ、対照確認に！

LANﾃｽﾄ

光ﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｶ
SFPﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ等の伝送機器、測定器の導通検査や光ﾚﾍﾞﾙ確認に！

◆製品型

番

仕

LANｹｰﾌﾞﾙのﾜｲﾔﾏｯﾌﾟﾃｽﾄ、断線検査、LAN探索に！

様
MK-PLOV
可視光源

対応光コネクタ

光パワーメータ
対応光コネクタ

対応光ファイバ種

SM、MM対応光ファイバ種

SM、MM

電源

内蔵リチウムイオン電池3.7V/1500mAh

電源内蔵リチウムイオン電池3.7V/1500mAh

駆動時間

8時間以上

駆動時間

8時間以上

充電インターフェイス

5V/1A USB Type-C

充電インターフェイス

5V/1A USB Type-C

サイズ／重量74mm×136mm×28mm／200g

サイズ／重量74mm×136mm×28mm／200g

SC, FC, LC, ST,MU/PC,APC

波長650nm（±30nm）

測定ポート2.5mm汎用、1.25mm汎用

SCプローブ、LCプローブ

光出力1mW以上

光パワーレンジ+6～-70dBm（1550nm）+6～-50dBm（1550nm）

レーザークラス

クラス3R

表示分解能0.01dB

4段階表示※

光視認距離約7ｋｍ

絶対確度±0.5dB （1550nm）±3.00dB （1550nm）※ 4段階表示とは、光パワーを緑、黄、赤、無の測定直線性（相対確度）±0.5dB （1550nm）±0.5dB （1550nm）

4色で表示します（1550nm）。

再現性±0.05dB （1550nm）±5.00dB （1550nm）

緑：+6∼-13dBm、黄：-13∼-32dBm、選択可能波長(nm)780, 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

赤：-32∼-50dBm、無：-50dBm以下

最大入力光パワー+13dBm

測定単位

dBm, dB, mW, μW, nW

検出器・素材3

光レベルチェッカ

SC, FC, LC, ST,MU/PC,APC

InGaAsペン型可視光源に使用します。

定です。

測

光ファイバーの新設・撤去工事及びトラブル時の切り分け等に最適なチェックツール

光

本製品は、光ファイバーの断線箇所・ペンディングロス・多チャンネル時の導通確認

器類

光ＦＴＭ設備◆特SC/MU、SC/LCｱﾀﾞﾌﾟﾀ (別売り）徴●赤色レーザー可視光線（650nm）でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。
●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。
●断線箇所の探査は連続（CW）光で行い、対照検出は点滅（Pulse）光と切り替えができます。
●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。
●光到達距離は、約7kmです。（接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時）●RoHS対応品です。

◆製品品名可視光源◆仕構

成型

番対応コネクタ

添付品

Hi-FOC-N

SC/FC/ST

なし

Hi-FOC-L

SC/FC/ST/LC

LCプラグインアダプタ付

Hi-FOC-M

SC/FC/ST/MU

MUプラグインアダプタ付

Hi-FOC-LM

SC/FC/ST/LC/MU

LC、MUプラグインアダプタ付

様

本体接続光ポート

2.5mmﾌｪﾙｰﾙ対応（SC/FT/ST）※
電源

単四アルカリ乾電池2本（約40時間）

光出力5mW以下

動作温度

0～+40℃

波長650nm

保管温度-20～60℃

レーザークラスClass 2M

寸法・質量170mm × φ13.5mm

光視認距離

約7km （接続点や分岐なしのﾉｰﾏﾙSMﾌｧｲﾊﾞｰ使用時）

ﾌｧｲﾊﾞ接続時の出力 ｼﾝｸﾞﾙﾌｧｲﾊﾞｰ使用時0.5mW以上◆88g（電池含む）

使用上の注意●光ファイバーのチェック以外の目的で使用しないで下さい。事故や故障の原因になることがあります。
●指示された内容以外の使い方をすると、障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定されます。

4

単心光パッチコード
光■単心コードタイプ

コ

光パッチパネルや架内の光接続等に用いる光コードです。(RoHS2対応品）
コネクタ形式や端面研磨の形状及び長さ等ーをご指定頂く事でご要望に応じた光コードをご提供できます。

ド

また、測定用及び重要回線用として識別しやすい赤色の光パッチコードも取り扱い御座います。現場で置忘れが無いよう、
T-1SM-LC/LC-1m

他の使用コードと見分けがつきやすい赤色の外被対応となります。

◆製品

構

成

コード心数

モード種類：ケーブル色

コネクタ

長さ

1： 単心

SM：黄色

SC/SC

1ｍ

2： 2心

OM1：橙色(オレンジ)

SC/LC

2ｍ

OM2：若草LC/LC

OM3：水色(アクア)

長さについてはご相談ください。

OM4：赤紫(マゼンダ）
SM RD：赤色

T-1SM例）両端SCコネクタ付き-SC/SC単心シングルモード-2ｍ

パッチコード2ｍ＊DLCタイプにする場合は、別途Duplex Clipが必要です。
＊上記以外にも対応可能なものもございます。
別途ご相談ください。
DLC用

Duplex Clip

＊光コード、ケーブルにつきましては、他にコード集合型ケーブルや、5MPOコネクタタイプ等も対応しておりますので、別途ご相談ください。

２心光パッチコード
光■2心コードタイプ
コードです。（RoHS2対応品）
ご指定頂く事で、ご要望に応じた光コードをドご提供できます。

ーコネクタ形式や端面研磨の形状及び長さ等をコ

光パッチパネルや架内の光接続等に用いる光T-2SM-SC/SC-1m

◆

製品

構

成

コード心数

モード種類：ケーブル色

コネクタ

長さ

1： 単心

SM：黄色

SC/SC

1ｍ

2： 2心

OM1：橙色(オレンジ)

SC/LC

2ｍ

OM2：若草LC/LC

OM3：水色(アクア)OM4：赤紫(マゼンダ)

T-2SM例）両端SCコネクタ付き-

長さについてはご相談ください。

SC/SC-2ｍ2心シングルモード パッチコード

2ｍ＊DLCタイプにする場合は、別途Duplex Clipが必要です。
＊上記以外にも対応可能なものもございます。
別途ご相談ください。
DLC用

Duplex Clip

＊光コード、ケーブルにつきましては、他にコード集合型ケーブルや、MPOコネクタタイプ等も対応しておりますので、別途ご相談ください。

6４心FOコード
光テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。（RoHS2対応品）
光キャビネットや成端架内でコネクタ側を接続アダプタに嵌合し、もう一方をケーブルコに融着して使用します。
分岐長は550mmが標準となります。

ード
T-4FO–OM3–SC-3m

◆

製品

構

成◆

製品

構

成

コード心数

モード種類：ケーブル色

コネクタ

長さ

4FO：

SM：黄色

SC

2ｍ

4心ﾌｧﾝｱｳﾄ

OM2：若草LC

3ｍ

OM3：水色(アクア)

長さ：ご相談ください

OM4：赤紫(マゼンダ)

T
7-4FO

例）SC４心FOコード-SMSM 3ｍ-SC-3ｍ

光アダプタ光光パッチパネルやローゼット内の光接続等に用いる光アダプタです。

ア

コネクタ形状や心数をご指定頂き、ご要望に応じた光コードとの接続を可能にします。
変換コードを使用しなくてもSCコネクタとLCコネクタが変換可能なアダプタもご用意してダいます。
SC2心ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ（緑）SC単心ｱﾀﾞﾌﾟﾀ（緑）SC2心ｱﾀﾞﾌﾟﾀプ

SC単心ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽｱﾀﾞﾌﾟﾀ

SC単心ｱﾀﾞﾌﾟﾀタ

T-SC1-JJ-FLN

T-SC1-JJ-NN

LC2心ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

LC単心ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

特LC4心ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

T-LC2-JJ-NN

T-LC1-JJ-NN◆

T-SCGR1-JJ-NN

T-SC2-JJ-NN

T-SCGR2-JJ-FLN

LC/SC変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

T-LC4-JJ-NN

T-SC/LC1-JJ-NN

徴●SCコネクタ、LCコネクタ、変換アダプタのラインナップを豊富にご用意。
フランジなし・緑色の対応も可能。
●本カタログにてご紹介しているアダプタ以外にも取り扱い御座います。
●割りスリーブは、ジルコニアとなります。
●RoHS2対応品となります。
●挿入損失は0.3ｄB以下となります。

◆製品

構

成

コネクタ

心数SC

1LC

2SC/LC

4

SCGR:(APC)

T-

SC 1

製品名

アダプタ
JJ-

フランジスプリング

N：ﾉｰﾏﾙ

N:ﾉｰﾏﾙ

FL:無し

SL：無し

JJ-

N

例）SC単心アダプタ（フランジあり、スプリングあり）

N8光アッテネータ
光 ア ッ テ ネ ー タ

光源デバイスの出力が大きいCATVシステムや伝送距離が短い光ファイバーケーブル等、受光素子の受光量が飽和して機器を損傷する恐れがあります。
本製品は、信号を適切な信号レベルに減衰させ、機器を保護する事ができます。

光アッテネータ（SCタイプ、LCタイプ）◆特徴●減衰量1dBから25dBまで対応。
●製品毎にシリアルナンバーを表示。
トレーサビリティが容易に行えます。
●SCコネクタ用、LCコネクタ用をご用意。
●UPC研磨、APC研磨をご用意。
●RoHS2対応品となります。

◆製品

構

成製品名

固定減衰器
アッテネータ

モード種類

コネクタ

減衰量（dB）

SM

SC/UPC

01：1ｄBMM

SC/APC
LC/UPC

1～25ｄBのLC/APC

中から選択

T - ATT - SM - SC/UPC - 059例）SC型光固定減衰器

シングルモード

5ｄB

壁取付スプライスボックス（小型タイプ）
光ないようにするためのものです。光ファイバの接続部及び余長を保護収納するためのボックスです。

ロ

光スプライスボックスは、光ファイバを融着接続またはコネクタ接続して、外力からの影響を受けー

サイズは109×192×36.5（mm）となります。

ゼ＊別途板金タイプもございますのでご相談ください。

ット◆

特徴

●SCアダプタ4個、LC2心アダプタ4個を搭載できます。
●SC、LCのプレ配線に対応。
●φ8のダム部固定が可能。
●ケーブル挿入部をカバーで覆う構造のため、簡易防水機能。
※添付品 ： ケーブルタイラップ6本、ボックス固定用ネジ2本◆製 品 名品名◆型番構成品

ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ本体

T-SB

ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ 本体、ﾌﾀｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ（SCｱﾀﾞﾌﾟﾀ付）

T-SB-4SC

ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ 本体、ﾌﾀ×SC単心ｱﾀﾞﾌﾟﾀ4個

ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ（LCｱﾀﾞﾌﾟﾀ付）

T-SB-8LC

ｽﾌﾟﾗｲｽﾎﾞｯｸｽ 本体、ﾌﾀ×LC2心ｱﾀﾞﾌﾟﾀ4個

別 売 り■SCアダプタ、LCアダプタ・スプライスボックスに4個まで搭載可能。
・ご使用用途に応じてご相談ください。

10光ローゼット光■光中継コネクタタイプ

ロ

宅内の光配線用に用いられる光ローゼットです。

ーSC-SC光コードや曲げフリーコードにも対応しています。

ゼット
サイズ：
シャッターを開いた状態
32×20.2×13.8

PSC-1

◆特徴

●光コード用のＳＣ－ＳＣ光中継コネクタです。
●コンパクト設計です。
●シャッタ付きのため、使用しない場合も塵埃等の影響を受けません。

■余長収納なしタイプ
宅内の光配線用に用いられる光ローゼットです。
光ファイバ取り出し口に設置する事で、引き込まれた光ファイバとONUを接続する事が出来るFTTH対応の光ローゼットです。
ローゼット内に余長を収納しない構造となっております。

FC-1SE※添付品 ： 警告シール 1枚、SCアダプタ 1個、木ネジ 2本

◆

11

特徴

●細径光ケーブルに対応しています。
●ＳＣ光コード、曲げフリー光コードに対応しています。
●シャッタ付きのため、使用しない場合も塵埃等の影響を受けません。
●壁面への取付けは、添付ネジで行うことができ、別売マグネッフィックスBを使用すればマグネット取付けにも対応可能。
●結束バンドでの取付にも対応しています。

サイズ：79.1×23.4×15.3

光ローゼット光■余長収納タタイプ

ロ

宅内の光配線用に用いられる光ローゼットです。

ゼ出来るFTTH対応の光ローゼットです。

ー光ファイバ取り出し口に設置する事で、引き込まれた光ファイバとONUを接続する事がローゼット内に余長が収納できる構造となっております。

ット

サイズ：99.7×85.3×14.8

FC-1SM※添付品 ： 警告シール 1枚、SCアダプタ 1個、木ネジ 2本◆

特FC-1SM外観図

徴●許容曲げ半径15ｍｍの光ケーブルを使用します。
●光ケーブルの引き込みは3方向から可能です。
●ＳＣ光コード、曲げフリー光コードに対応しています。
●スライド式シャッタを採用しています。
(塵埃試験 JIS C 0920 クラス5に適合)●壁面への取付けは、添付ネジで行うことができ、別売マグネッフィックスBを使用すればマグネット取付けにも対応できます。

◆オプション品及び取付可能品■マグネフィックスB （取付可能品）
・FC-1SMの裏面のマグネットスペースに取付けることができるマグネットです。

■現場組立SCコネクタ （オプション）・コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵することにより、簡単に現場成端が行えます。
・光ドロップケーブル、光インドアケーブルに対応しています。
12

光コネクタ着脱工具（SLM)
光コードが密集している間にあるコネクタを外す際、他のコードを損傷させずに安全に工着脱が可能な工具です。

具類

T-SLM-REMOVER◆特徴●高密度実装された光コネクタを容易に着脱する事が出来ます。
●独自の掴み取り方式で、手に力を入れずに着脱が可能。
●1本でSCコネクタ、LCコネクタ、MUコネクタに対応。
●折りたためるため、コンパクトに持ち運べます。

◆品 名型 番

対応コネクタサイズ

光コネクタ着脱工具（SLM）

T-SLM-REMOVER

SC/LC/MU

全長：170mm

使用

例

力を掛けずにピンポイントで着脱可能！

13

折りたためるためコンパクトに！
持ち運びに便利！

光FTMキャップ挿抜工具

具

挿抜可能なキャップ

工とる側

光

光ＦＴＭ設備で、コードが密集していてその間にある奥の方のキャップを外す際、不適正な工具を使用すると他の光コードを損傷させてしまうケースがあります。
それを解消するのがこの工具です。販売は10本単位となります。

類

はめる側

◆

使用例光ＦＴＭ設備
コード密集地帯のキャップも安全に外せます！

【とる】

嵌るとカチッと音がします。

【はめる】

工具可動部をスライドさせ、工具からキャップを外す。
14

光クリーナー
光本製品は、光コネクタ（プラグ）のフェルール端面に付着した油脂や粉塵、アダプタ内部にア付着した粉塵等をワンクリックで清掃できる光コネクタ用クリーナです。

クプラグタイプには、SC/ST/FCのφ2.5㎜タイプ、LC/MUのφ1.25㎜タイプ、MPO/MTPタイプ、アダプタタイプは、カセット型で交換コアで繰り返し使用可能です。

セサ■アダプタクリーニング用

リSC/ST/FC用

LC/MU用◆特MPO/MTP用徴●簡単なプッシュ動作で光アダプタを清掃です。
●付属のキャップを装着すればプラグの清掃も可能です。
●作業性を考慮したコンパクト設計●清掃回数：約800回可能です。

■プラグクリーニング用

ｶｾｯﾄ型◆特交換用ｺｱ

徴●一本のカートリッジで、コネクタ端面を550回清掃可能です。
●ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
●静電気防止対策済みです。清掃後のフェルールへの塵埃などの再付着を防ぎます。

◆15製

品

仕型

番

様

SS-CLEANS-2.5
SS-CLEANS-1.25
SS-CLEANS-MPO
SS-CLEANS-CASSETTE
SS-CLEANS-CORE

仕 様

対応ｺﾈｸﾀ

ﾍﾟﾝ型SC/ST/FC用ｸﾘｰﾅｰφ2.5mm
ﾍﾟﾝ型LC/MU用ｸﾘｰﾅｰφ1.25mm
ﾍﾟﾝ型MPO/MTP用ｸﾘｰﾅｰ
ｶｾｯﾄ型光ｺﾈｸﾀ用ｸﾘｰﾅｰ
ｶｾｯﾄ型光ｺﾈｸﾀ用交換ｺｱ

SC/ST/FC
LC/MU
MPO/MTP
SC/ST/FC/LC/MU
－

清掃可能
回数
800回
800回
800回
550回
550回

光ジャンパーコードホルダー

セサ

寸法50×220×10(mm)
重量21ｇ

ク

損傷等を防止し作業の効率化を図る工具です。

ア

番号標記した光ジャンパーコードホルダーに固定することで線番間違え、ジャンパーコードの光局内の切替作業や所外光設備の試験作業等で光ジャンパーコードの挿抜作業が発生した際、リ◆特徴

局内の切替作業や所外光設備の試験作業等で光ジャンパーコードの挿抜作業が発生した際、番号標記した光ジャンパーコードホルダーに固定することで線番間違え、ジャンパーコードの損傷等を防止し作業の効率化を図る工具です。

固定もコードが傷つかない
上部からスポンジ材質
入れるだけ
自在な可動部により固定場所を選びません◆

使用例

１：本製品を各架（ＩＤＭ、ＦＴＭ）の成端架に取り付け、光分岐モジュールより抜いた光ジャンパーコードを番号標記されている光ジャンパーコードホルダーに挿入します。
２：光ジャンパーコードのコネクタを所定の位置に装着します。
３：光ジャンパーコードホルダーを取り外します。

ＩＤＭ架 使用状況

ＦＴＭ架 使用状況

16光アクセサリ光ア■融着スリーブ
光成端箱等で使用する融着スリーブです。

ク

単心（40mm、60ｍｍ）、多心（1～4心）セタイプをご用意しています。

サ

販売単位は1個からとなります。

60mm

40mm

多心

リ■シリコンチューブ
カラーバリエーション豊富なシリコンチューブです。
青、黄色、緑、赤、紫、白、茶、黒、橙、水色の10種類をご用意しています。（販売単位はｍ単位）
内径サイズは、φ1.4mmとφ2.5mmをご用意していますが、他サイズは別途ご相談ください。
また、別途スパイラルチューブもご用意可能です。

■ケーブルホルダ／TMホルダ
ケーブル及びテンションメンバーを固定できる

TM-1ホルダです。単連、2連、4連、6連タイプをご用意しています。販売単位は1個からとなります。
仕様
1連
2連
4連
6連

ｹｰﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞ型番
CH-1
CH-2
CH-4
CH-6

ﾃﾝｼｮﾝﾒﾝﾊﾞﾎﾙﾀﾞ型番
TM-1
TM-2
TM-4
TM-6CH-1■JJブラケット（SCタイプ、LCタイプ）
光配線を一時的に保持、接続できるブラケットです。
SCタイプ、LCタイプがあり、4心、8心、12心、16心、24心に対応しています。
ご使用用途に応じてご相談ください。
販売単位は1個からとなります。
型 番品 名仕 様
BKJ-SC4A
SC4ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ SC4心BKJ-SC8A
SC8ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ SC8心BKJ-SC12A SC12ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ SC12心BKJ-SC16A SC16ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ SC16心BKJ-SC24A SC24ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ SC24心17SC12心型 番
BKJ-LC4A
BKJ-LC8A
BKJ-LC12A
BKJ-LC16A
BKJ-LC24A

SC16心SC8心品 名
仕 様
LC4ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ
LC4心
LC8ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ
LC8心
LC12ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ LC12心
LC16ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ LC16心LC24ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ LC24心

MEMO
メモ18

販売代理店

東名通信工業株式会社
本社・工場〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町100-3

TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944
東京営業所〒101-0033
東京都千代田区神田岩本町1番地

峯岸ビル7FTEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656
ホームページ

http://www.tomei.co.jp

2024.5.1500●

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。