TP-L5 series

TP-L5 series

SPECIFICATIONS
TP-L5GV

TP-L5G

TP-L5B

TP-L5BG

レーザー発振レーザー光源LD（レーザーダイオード）

レーザー波長520nm（緑）635nm（赤）

対物出力4.5mW

レーザークラスクラス 3R

ビーム径

φ12mm

勾配設定
勾配設定範囲標準構成品
・パイプレーザー TP-L5 ...........................1 台
・リモートコントローラー RC-200 .............1 個・バッテリー BT-53Q ...............................1 個・AC/DC コンバーター AD-13....................1 個・充電用アダプター BA-2.......................... 1 個・管径専用脚（セルフレベリング脚）φ 150mm .......................................... 4 本
φ 200mm .......................................... 4 本
φ 250mm .......................................... 4 本

最小勾配設定単位

0.001％（0.01‰）

勾配角度検出方法

アブソリュートエンコーダー

ラインコントロール範囲

TP-L5シリーズ

パイプレーザー

-15％〜 +40％（-150‰〜 +400‰）

約 17°

オートアライメント
オートアライメント範囲

5 〜 150m−自動整準範囲
勾配方向

± 10%

回転方向

約± 4°

水平精度

± 10″

電源

φ 300mm .......................................... 4 本・３点支持用ポイント脚 2 型 ..................... 1 個

乾電池使用時間

約 55 時間（単一アルカリ乾電池４本）

約 80 時間（単一アルカリ乾電池４本）

充電池使用時間

約 40 時間（BT-53Q）

約 55 時間（BT-53Q）・ ターゲット .......................................... 1 式・マンガン単４型乾電池 *1.......................... 4 個・ 格納ケース .......................................... 1 個・ 取扱説明書 .......................................... 1 冊

温度範囲*1 ご購入時に添付されている乾電池は、初期動作確認用です。早めに新しいアルカリ乾電池に交換してください。

使用温度範囲-20℃〜 +50℃

耐水性及び耐じん性

JIS C 0920 保護等級 IPX8( 水中形 ) に準拠

本体寸法（mm）

φ125 × 374mm

本体質量

約 3.8kg（BT-53Q 含む）

上下ビーム

リモコン RC-200

TP-L5GV
レーザー光源LD（レーザーダイオード）
レーザー波長655nm
対物出力0.9mW（最大）補正範囲
勾配方向± 4°回転方向± 2°
鉛直精度
上レーザー± 1.5´
（ローリング方向）
下レーザー± 3.5´

使用範囲機能電源
使用時間200m（前方、上方からは 25m）
ラインコントロール、オートアライメント
操作（TP-L5GV/L5G/L5AV/L5A5)、
レーザーモード操作、レーザー光 ON/
OFF 操作、オートセンタリング
単 4 乾電池 4 本
約 8 ヶ月（アルカリ乾電池）

別売付属品

・三脚アダプター 3 型・ジョイント脚（+φ200mm） ・乾電池ホルダー DB-53・12VDC 用ケーブル PC-17・スコープ 2 型

・AC/DC コンバータ AD-13・大口径ターゲット ・３点支持用ポイント脚 2 型

世界初！半導体グリーンレーザー
採用 4 倍長寿命・高い視認性• 垂球不要！ 上下 V ビーム搭載• 自動でターゲット中心を捕らえるオートアライメント機構搭載

TP-L5GV/G/BG● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

詳しい情報はこちらからどうぞ！

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター
ホームページ

TP-L5B

注意

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命はhttps://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌営業所

仙台営業所

東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所

福岡営業所

C 2019Printed in japan 2019 06-1 P-198-3• 過酷な現場環境に耐える IPX8 防水• 持ち運びに便利な小型ケース採用

視認性に優れたグリーンレーザー搭載！
安心のオートアライメント機能

TP-L5 series

過酷な現場を想定した耐環境試験を実施！最高レベルの品質を実現
システム構成天頂 LED(TP-L5G/BG/B）
リモコン受光部
上レーザー口
(TP-L5GV）

ロックスイッチ

防水試験

IPX8 の規定を大幅に上回る
水深 5m の水圧で 24 時間の耐水試験をクリア。作業期
間中の突然の大雨による水没にも対応。

半導体レーザー

オートアライメント機能

下水管設置の作業を大幅に効率化
TP-L5 は下水管設置時の配管の埋設位置、方向および勾配の設定を簡単に行うことが出来ます。丁張りや水糸の設置作業が不要となり作業効率が向上します。

高輝度・長寿命グリーンレーザー採用！
トプコンはグリーンレーザーの輝度の高さにいち早く注目し、パイプレーザーに採用してきました。TP-L5 では新たなレーザー素子を採用し、視認性を確保しつつ、4 倍以上の長寿命を実現させました。

（TP-L5GV/L5G)

ボタン 1 つでレーザー光を自動的にターゲットの中心に合わせることができます。
狭い環境での作業を軽減し、安定した設定が可能です。

半導体グリーンレーザーを採用し、従来比 4 倍の長寿命を実現。

レーザー点滅スイッチ

落下試験

足場の悪い現場で不意の転倒時にも安心な、50cm の高さからキャリングケースをコンクリート面へ落下する試験にクリア。

リモコン受光部

上下レーザー
スイッチ

電池ボックス

高い再現性

トータルステーションと同等なアブソリュートエンコー
ダーを採用し、勾配角度設定の高い再現性を実現。

下レーザー口
(TP-L5GV）

外部電源コネクタ
オートアライメントスイッチ

トプコンのパイプレーザーなら、 あらゆる現場でラクラク設置！

3 方向レーザービーム照射

小口径管への設置（TP-L5GV)

パイプ径に合わせて 4 本の脚を交換することにより、150、200、250、300mm 径のパイプの中心に自動的に設置できます。別売
付属品で + φ 200m のジョイント脚もご用意しています。

配管勾配設定用のビームに加えて上下位置決め用のビームを照射。面倒な垂球での下振りが不要となり、センターへの設置が楽になります。

3 電源方式繰り返し使えるニッケル水素バッテリーに加え、オプションで乾電池用ホルダーを用意。さらにバッテリーは AC 電源からのランチャージに対応。あらゆる電源供給方式に対応しました。

RC-200 リモートコントローラ

TP-L5GV
TP-L5G
TP-L5BG
TP-L5B

グリーンレーザー○○○

上下レーザー○

天頂 LED○○○

オートアライメント○○

RC-200 リモートコントローラを標準装備。ターゲット側からのラインコントロー
ルや数日に渡る作業の際に本機に近づかず操作ができるため大変便利です。

オーバートップ*1

三脚アダプター により三脚に取付けます。L 型スコープ
し、バカ棒・スタッフなどと併用して作業を行います。

推進工法
*1を使用

推進工法の現場でも使用が可能です。本機を発進立杭内に設置し、ターゲットをカッティング部に取付けることにより、推進方向・勾配を確認・調整することができます。
*1 別売付属品