PicoScope® serie 5000D
Oscilloscopi e MSO FlexRes®

Manuale utente

ps5000d.it r1

I

IndiciIndici
1 Benvenuti .................................................................................................................................. 1
2 Introduzione ............................................................................................................................. 2
1 Informazioni sulla sicurezza ......................................................................................................................................... 2
1 Simboli ................................................................................................................................................................. 2
2 Utilizzo del prodotto .......................................................................................................................................... 3
3 Intervalli di ingresso massimi ........................................................................................................................ 3
4 Messa a terra ..................................................................................................................................................... 45 Collegamenti esterni ........................................................................................................................................ 5
6 Ambiente ............................................................................................................................................................. 6
7 Manutenzione dello strumento ...................................................................................................................... 6
2 Conformità ........................................................................................................................................................................ 7
1 Avviso FCC .......................................................................................................................................................... 7
2 Avviso CE ............................................................................................................................................................. 7
3 Condizioni di licenza software ..................................................................................................................................... 7
4 Marchi depositati ............................................................................................................................................................. 85 Garanzia ............................................................................................................................................................................. 8

3 Informazioni sul prodotto ...................................................................................................... 9
1 Frequenza di campionamento massima ................................................................................................................... 9
2 Schemi dei connettori .................................................................................................................................................... 9
1 Schema del connettore del modello a 2 canali ....................................................................................... 11
2 Schema del connettore del modello a 4 canali ....................................................................................... 12
3 Schema del connettore del modello MSO a 2 canali ............................................................................. 13
4 Schema del connettore del modello MSO a 4 canali ............................................................................. 14
5 Ingressi digitali sui modelli MSO ................................................................................................................ 15
3 Connettività, alimentazione e installazione ............................................................................................................ 16
4 Requisiti minimi di sistema ........................................................................................................................................ 17
5 Contenuto della confezione ........................................................................................................................................ 18
6 Compensazione della sonda ...................................................................................................................................... 19

4 Glossario ................................................................................................................................ 20
Indice ......................................................................................................................................... 22

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

1

1

Benvenuti

Grazie per aver acquistato un oscilloscopio PicoScope serie 5000D
FlexRes.
Questi oscilloscopi a risoluzione flessibile sono strumenti di misurazione intempo reale ad alta specifica, che si collegano alla porta USB del computere utilizzano il software PicoScope per lavorare come oscilloscopi eanalizzatori di spettro. La trasportabilità, risoluzione, memoria profonda,
velocità di campionamento e ampiezze di banda elevate sonocaratteristiche standard. Questi versatili oscilloscopi si adattano a una
vasta gamma di applicazioni.

Gli oscilloscopi a memoria profonda PicoScope 5000D vantano tutti una frequenza di campionamento massima
di 1 GS/s, connettività USB 3.0 e un generatore di forma d'onda arbitraria (AWG), cosi come le specifichesottostanti:
Canalianalogic i
5242D
5242D MSO
5243D
5243D MSO
5244D
5244D MSO
5442D
5442D MSO
5443D
5443D MSO

2

2

2

4

4

5444D
5444D MSO

Canalidigitali

Tr iggeres ter no

16

-

16

-

16

-

16

-

16

-

A mpiez z a di
banda

Memor ia di ac quis iz ione*
Modalità 8 bit

Modalità 12 bite s uper ior e

60 MHz128 MS

64 MS

100 MHz256 MS

128 MS

200 MHz512 MS

256 MS

60 MHz128 MS

64 MS

100 MHz256 MS

128 MS

200 MHz512 MS

256 MS

4

16-* Condivisa fra canali attivi
Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi offerti dagli oscilloscopi PicoScope serie 5000D:· Programmabilità: Il ps5000a SDK consente di scrivere programmi personalizzati, in un linguaggio diprogrammazione a scelta dell'utente, per controllare tutte le funzioni dell'oscilloscopio. Utilizzando le funzioni
API è possibile sviluppare programmi personalizzati per la raccolta e l'analisi dei dati dall'oscilloscopio.
Consultare la Guida alla programmazione di PicoScope serie 5000 (A API) per ulteriori informazioni.
· Supporto a lungo termine: Gli aggiornamenti del software e le versioni beta si possono scaricare dal nostro sitoweb. È inoltre possibile chiamare o inviare un messaggio di posta elettronica ai nostri tecnici per il supporto ovisitare il nostro forum di supporto. Tutti questi servizi sono disponibili gratuitamente per tutta la durata delprodotto.
· Garanzia di cinque anni: L'oscilloscopio è garantito contro i difetti di fabbricazione per cinque anni a partire dalgiorno dell’acquisto.
Per ulteriori informazioni sull’oscilloscopio PicoScope serie 5000D, consultare le tabelle di comparazione deimodelli in questo manuale e le tabelle delle specifiche nella scheda dati PicoScope serie 5000D,disponibile sul
nostro sito web.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

2

Introduzione

2

Introduzione

2.1

Informazioni sulla sicurezza

Per evitare possibili scosse elettriche, incendi, lesioni personali o danni al prodotto, leggere attentamente lepresenti informazioni sulla sicurezza prima di cercare di installare o utilizzare il prodotto. Seguire inoltre tutte lepratiche e le procedure per la sicurezza generalmente accettate per il lavoro in presenza o in prossimità ditensioni elettriche.
Il prodotto è stato progettato e collaudato conformemente alla pubblicazione standard europea EN 61010-1:2010
e ha lasciato la fabbrica in condizioni di sicurezza. Nella presente guida si trovano le seguenti descrizioni relative
alla sicurezza:
UN' AVVERTENZA identifica condizioni o pratiche che possono causare lesioni anche mortali.
UN' ATTENZIONE identifica condizioni o pratiche che possono causare danni al prodotto o alle apparecchiature a
cui è collegato.
Se non indicato diversamente, tutte le presenti istruzioni per la sicurezza sono valide per tutti gli oscilloscopi
PicoScope serie 5000D descritti in questo Manuale utente.

2.1.1

Simboli

Sul prodotto e nella presente guida compaiono i simboli elettrici e per la sicurezza mostrati di seguito.
Simbolo

Descrizione
Corrente continua
Corrente alternata

Terminale di terra (massa)

Può essere utilizzato per effettuare uncollegamento a terra a scopo di misurazione. Il
terminale NON è una massa protettiva o disicurezza.

Terminale di terra del telaio

I terminali di terra dei connettori contrassegnati
con questo simbolo sono tutti collegati tra loro ecollegati al PC host tramite lo schermo del cavo
USB.

Possibilità di scossa elettrica
La presenza sul prodotto indica la necessità dileggere le presenti istruzioni per la sicurezza el'uso.

Attenzione

Elettricità statica. Le scariche statiche possono
danneggiare una parte o più parti dell'apparecchiatura.
Categoria di sovratensione IEC 61010

Non smaltire il prodotto come rifiuto indifferenziato

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

2.1.2

3

Utilizzo del prodotto
AVVERTENZAPer evitare lesioni anche mortali, utilizzare il prodotto esclusivamente come riportato nelle istruzioni
e utilizzare soltanto gli accessori in dotazione o raccomandati. La protezione fornita dal prodotto
potrebbe risultare compromessa se tale prodotto viene utilizzato in un modo diverso daquellospecificato dal produttore.

2.1.3

Intervalli di ingresso massimi

Rispettare i dati nominali e le avvertenze riportati sul prodotto.
La tabella di seguito indica l'intervallo di misurazione sulla scala completa e l'intervallo di protezione dasovratensione per ciascun modello di oscilloscopio. Gli intervalli di misurazione sulla scala completa
rappresentano le tensioni massime che possono essere misurate con precisione dallo strumento. Gli intervalli diprotezione da sovratensione rappresentano le tensioni massime che non danneggiano lo strumento.
AVVERTENZAPer evitare scosse elettriche, non cercare di misurare tensioni superiori all'intervallo di misurazione
sulla scala completa specificato di seguito.

Modello

Tutti gli oscilloscopi
PicoScope serie
5000D

Intervallo di
misurazione sulla
scala completa±20 V

Intervalli di protezione da sovratensione (tensioni massime che nondanneggiano)
Canali di ingresso /Trigger esterno

Generatore di segnale

Ingressi digitali±100 V picco max.

±20 V picco max.

±50 V picco max.

AVVERTENZA
I segnali che superano i limiti di tensione nella tabella sottostante sono definiti "tensioni pericolose"
dalle Norme EN 61010. Per evitare scosse elettriche, prendere tutte le precauzioni di sicurezzanecessarie quando si lavora su apparecchiature dove potrebbero essere presenti tensioni
pericolose.

Limiti per la tensione del segnale secondo EN 61010± 70 V CC

33 V CA RMS±46,7 V picco max.

AVVERTENZA
Gli oscilloscopi PicoScope serie 5000D non sono progettati per misurare i segnali di tensione
pericolosi secondo la definizione di EN 61010. Per evitare scosse elettriche, non cercare di misurare
tensioni superiori ai limiti indicati nella tabella precedente, o all'intervallo di misurazione sulla scalacompleta specificato, tenendo in considerazione il minore dei due.
AVVERTENZAPer evitare lesioni anche mortali, l'oscilloscopio non deve essere collegato direttamente alla reteelettrica (principale). Per misurare le tensioni della rete elettrica, utilizzare una sonda differenziale
isolante tarata specificatamente per l'uso sulla tensione di rete, quale la sonda TA041 indicata nel
sito web di Pico.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

4

Introduzione
ATTENZIONE
Il superamento dell'intervallo di protezione da sovratensione su un connettore può causare danni
permanenti all'oscilloscopio e ad altre apparecchiature collegate.

2.1.4

Messa a terra
AVVERTENZA
Il collegamento a terra dell'oscilloscopio attraverso il cavo USB è solo a scopi di misura.
L'oscilloscopio non è dotato di una massa di sicurezza protettiva.
AVVERTENZA
Non collegare mai l'ingresso di terra (telaio) ad alcuna fonte di energia elettrica. Per evitare lesioni
anche mortali, utilizzare un voltmetro per verificare che non sia presente una tensione CA o CC
significativa tra l'ingresso della messa a terra dell'oscilloscopio e il punto in cui si desidera collegare
lo strumento.
ATTENZIONE
L'applicazione di una tensione all'ingresso di terra può causare danni permanenti all'oscilloscopio, al
computer collegato e ad altre apparecchiature.
ATTENZIONEPer evitare errori di misura causati da una messa a terra errata, utilizzare sempre il cavo USB di altaqualità fornito in dotazione con l'oscilloscopio.

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

2.1.5

5

Collegamenti esterni
AVVERTENZAPer evitare lesioni anche mortali, quando fornito utilizzare solo il cavo di alimentazione e l'adattatore
forniti in dotazione con il prodotto. Sono approvati per la tensione e la configurazione delle prese delpaese in cui è commercializzato il prodotto.

Dati nominali e opzioni di alimentazione
Collegamento USB*

Alimentazione CC esterna

ModelloUSB 2.0

USB 3.0

Tensione (V)Corrente (A)Potenza (W)

PicoScope 5242D
PicoScope 5243D
PicoScope 5244D

ü

ü

N. D.

N. D.

N. D.

PicoScope 5242D MSO
PicoScope 5243D MSO
PicoScope 5244D MSO

ü

ü

N. D.

N. D.

N. D.

PicoScope 5442D
PicoScope 5443D
PicoScope 5444D

ü

ü

5V

1,6 A picco

8 W (@5 V)

PicoScope 5442D MSO
PicoScope 5443D MSO
PicoScope 5444D MSO

ü

ü

5V

1,6 A picco

8 W (@5 V)* Può essere alimentato da una singola porta USB 2.0 o USB 3.0, a condizione che la porta fornisca la potenzarichiesta. Il software PicoScope mostrerà un avviso se la porta non è adatta.
Per istruzioni sul collegamento dell'oscilloscopio, vedi Installazione.
ATTENZIONE
Fare attenzione a evitare lo sforzo meccanico o il raggio di curvatura per tutti i conduttori collegati,
inclusi tutti i cavi e connettori coassiali. La manomissione provoca deformazioni delle pareti laterali edegrada le prestazioni e la precisione delle misurazioni.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

6

2.1.6

Introduzione

Ambiente
AVVERTENZAPer evitare lesioni anche mortali, non utilizzare in ambienti bagnati o umidi, né in prossimità di gas ovapori esplosivi.
ATTENZIONEPer evitare danni, utilizzare e conservare l'oscilloscopio in ambienti adatti.

Conservazione

Temperatura difunzionamento

Da – 20°C a + 60°C

Da 0°C a +40°C(da +15°C a +30°C per la precisione
indicata*)

UmiditàDal 5% al 95% di UR(senza condensa)

Dal 5% all'80% di UR(senza condensa)

Altitudine
Grado diinquinamento

2000 m (massimo)
2 (massimo)*Un riscaldamento di un'ora per l’accuratezza quotata

2.1.7

Manutenzione dello strumento

Il prodotto contiene componenti non riparabili dall'utente. La riparazione, manutenzione e taratura richiedono
apparecchiature di test specializzate e devono essere effettuate soltanto da Pico Technology o da un fornitore diservizi approvato. Tali servizi possono essere a pagamento, se non coperti dalla garanzia di cinque anni Pico.
AVVERTENZAPer evitare lesioni anche mortali, non utilizzare il prodotto se sembra danneggiato in qualsiasi modoe interrompere immediatamente l'uso se si rileva un funzionamento anomalo.
AVVERTENZAPer evitare scosse elettriche, non manomettere o smontare l'oscilloscopio, parti dell'involucro,
connettori o accessori.
AVVERTENZA
Pulire il prodotto con un panno morbido inumidito con una soluzione di sapone o detergente delicato
e acqua. Per evitare scosse elettriche, non consentire ai liquidi di penetrare l'involucrodell’oscilloscopio, in quanto ciò comprometterebbe l'elettronica o l'isolamento all'interno.

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

2.2

Conformità

2.2.1

Avviso FCC

7

Questa apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti per un dispositivo digitale Classe A, in
conformità con la Parte 15 sezione B delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione
ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata inconformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo diquesta apparecchiatura in un'area residenziale potrebbe causare interferenze nocive che l'utente sarà tenuto adeliminare a proprie spese.

2.2.2

Avviso CE

Gli oscilloscopi PicoScope serie 5000D sono stati progettati e collaudati conformemente alle seguenti direttive
dell’Unione Europea: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2012/19/EU (WEEE) e 2011/65/EC (RoHS) e hanno
lasciato la fabbrica in condizioni di sicurezza.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Dichiarazione di conformità UE del prodotto, disponibile per il
download sul sito www.picotech.com.

2.3

Condizioni di licenza software

Concessione di licenza. Il materiale contenuto in questa versione non viene venduto, ma rilasciato su licenza.
Pico Technology Limited ("Pico") rilascia una licenza a coloro che installano il software, alle condizioni elencate diseguito.
Accesso. Il licenziatario concede l'accesso al software esclusivamente a coloro che sono a conoscenza delle
presenti condizioni e che accettano di attenervisi.
Impiego. Il software contenuto nella presente versione è destinato all'impiego esclusivo con prodotti Pico o con
dati raccolti utilizzando prodotti Pico.
Copyright. Pico rivendica i diritti d'autore e si riserva i diritti su tutto il materiale (software, documentazione e cosìvia) contenuto nella presente versione.
Responsabilità. Pico e i suoi agenti non sono responsabili di perdite o danni, in qualunque modo cagionati,riconducibili all'utilizzo dell'apparecchiatura o del software Pico Technology, salvo ove escluso dalla legge.
Idoneità allo scopo. Poiché nessuna applicazione è uguale a un'altra, Pico non può garantire che la presente
apparecchiatura o il software siano adatti a una data applicazione. È pertanto responsabilità dell'utente accertarsi
che il prodotto sia idoneo all'applicazione specifica.
Applicazioni mission critical. Questo software è destinato all'utilizzo su un computer su cui è possibile eseguire
altri prodotti software, che potrebbero causare interferenze. Pertanto, una delle condizioni della licenza è
l'esclusione dell'utilizzo in applicazioni mission critical, quali ad esempio i sistemi di supporto delle funzioni vitali.
Virus. La presenza di virus in questo software è stata continuamente monitorata durante la produzione. Tuttavia,
l'utente è responsabile del controllo antivirus del software dopo averlo installato.
Assistenza. Nessun software è esente da errori. Se le prestazioni del software non dovessero soddisfare levostre esigenze, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.
Aggiornamenti. Pico fornisce aggiornamenti gratuiti sul sito www.picotech.com. Pico si riserva il diritto diaddebitare il costo di aggiornamenti o sostituzioni inviati su supporti fisici.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

8

2.4

Introduzione

Marchi depositati

Pico Technology Limited, PicoScope e FlexRes sono marchi depositati di Pico Technology Limited, registrati nel
Regno Unito e in altri paesi.
PicoScope e Pico Technology sono registrati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti USA.
Linux è un marchio di Linus Torvalds, registrato negli USA e in altri paesi.
macOS è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi.
Windows è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation, registrato negli USA e in altri paesi.

2.5

Garanzia

Pico Technology garantisce al momento della consegna e per un periodo di 5 anni (oscilloscopi) e 1 anno (sonde)
dalla data di consegna, salvo diversa indicazione, che gli apparecchi sono esenti da difetti di materiale efabbricazione.
Pico Technology non è perseguibile per violazione della garanzia se il difetto è dovuto a normale deterioramento,
danno doloso, negligenza, condizioni anomale di funzionamento o inosservanza delle raccomandazioni verbali oscritte di Pico Technology in merito alla conservazione, all'installazione, alla messa in funzione, all'utilizzo o alla
manutenzione degli apparecchi o (in mancanza di raccomandazioni espresse) delle buone pratiche dicommercializzazione o nel caso in cui l'acquirente alteri o ripari tali apparecchi senza il consenso scritto di Pico
Technology.

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

3

Informazioni sul prodotto

3.1

Frequenza di campionamento massima

9

Per specifiche complete e ulteriori informazioni, consultare la Pagina PicoScope serie 5000 sul nostro sito o sulla
Scheda dati PicoScope serie 5000D,disponibile sul nostro sito.
Come variano la frequenza di campionamento massima secondo la risoluzione e il numero di canali utilizzati
Risoluzione

Frequenza di campionamento massima con il numero di canali* utilizzati
Qualsiasi 1 canale

Qualsiasi 2 canali

3 or 4 canali

Più di 4 canali

8-bit

1 GS/s500 MS/s

250 MS/s

125 MS/s

12-bit

500 MS/s

250 MS/s

125 MS/s

62,5 MS/s

14-bit

125 MS/s

125 MS/s

125 MS/s

62,5 MS/s

15-bit**125 MS/s**125 MS/s**125 MS/s-

16-bit***62,5 MS/s***62,5 MS/s***62,5 MS/s-

*Canali si riferisce al numero di canali analogici e porte digitali. Vi sono due porte digitali sui modelli MSO: la prima
porta include un numero qualsiasi di connessioni agli ingressi D0-D7, la seconda include un numero qualsiasi diconnessioni agli ingressi D8-D15.
**Un massimo di due canali analogici in uso.
***Un massimo di un canale analogico in uso.

3.2

Schemi dei connettori

Connettori standard per oscilloscopiGli oscilloscopi PicoScope serie 5000D FlexRes dispongono di canali in ingresso con connettori BNC standard e
impedenza in ingresso standard. Sono pertanto compatibili con la maggior parte delle sonde per oscilloscopi,
comprese le varianti 10:1 e 1:1/10:1.
Le sonde in dotazione degli oscilloscopi PicoScope serie 5000D sono state compensate appositamente per
essere utilizzate con gli oscilloscopi (consultare l’etichetta sulla base dell’oscilloscopio per il numero di partedella sonda associato). Per ottenere prestazioni ottimali utilizzare le sonde in dotazione. Sebbene sia possibile
utilizzare altre sonde dell'oscilloscopio, in questo caso non sarebbe possibile garantire le prestazioni specificate.
Le sonde di ricambio adatte per il vostro PicoScope possono essere ordinate a Pico Technology.
Uscita generatore di segnale (Gen)Il connettore Gen rappresenta l'uscita del generatore di segnale integrato nell’oscilloscopio,in grado di generare
numerose forme d'onda integrate. Il generatore di segnale produce anche forme d'onda arbitrarie definite
dall'utente. Collegando un cavo BNC tra questa uscita e uno degli ingressi dei canali, è possibile inviare un
segnale nel relativo canale.
·

Se si utilizza il programma PicoScope 6, fare riferimento alla Guida all'uso dell'oscilloscopio PicoScope 6 per
istruzioni sulla configurazione del generatore di segnali.

·

Se si utilizza un software personalizzato, fare riferimento alla Guida alla programmazione di PicoScope serie
5000 (A API).

·È possibile scaricare gratuitamente le versioni più recenti dal link www.picotech.com/downloads,

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

10

Informazioni sul prodotto

Ingressi digitali per oscilloscopi a segnali misti (solo modelli D MSO)
Oltre ai canali analogici, gli oscilloscopi serie 5000D MSO a segnali misti dispongono anche di 16 ingressi digitali.
Il software PicoScope consente di visualizzare contemporaneamente segnali digitali e analogici. Gli ingressi
digitali sono facilmente gestibili e possono essere riordinati, raggruppati e rinominati.
I canali digitali possono inoltre essere utilizzati con le nostre funzionalità più popolari, come l'attivazione e ladecodifica seriale.
Vedi Ingressi digitali per PicoScope serie 5000D modelli MSO per ulteriori informazioni.
Ingresso trigger esterno (Ext) (non solo modelli MSO)
L'ingresso Ext può essere utilizzato come sorgente trigger. Selezionarlo dal menu Trigger nel software PicoScopeo, in caso di software personalizzato, utilizzare una chiamata di funzione.
L’ingresso Ext utilizza un circuito dedicato con una soglia configurabile tramite software per rilevare un segnale ditrigger. In questo modo si lasciano liberi i canali analogici per la visualizzazione dei segnali. Le caratteristiche diingresso dell'ingresso Ext sono abbinate a un canale dell'oscilloscopio, in modo che le sonde compensate fornite
possano essere utilizzate con l'input Ext per fornire un'elevata precisione verticale.
Se l'accuratezza temporale è fondamentale, si raccomanda di utilizzare uno dei canali in ingresso principali comesorgente di trigger. Questi canali usano un trigger digitale accurato (di un solo periodo di campionamento) e una
risoluzione verticale di 1 LSB.
Porta USB
Tutti i modelli hanno una porta USB 3.0 SuperSpeed per connettersi al PC. Vedi Connettività, alimentazione e
installazione per ulteriori informazioni.
Terminale di terra
Il rumore esterno a volte può interferire con le misurazioni se il PicoScope viene utilizzato con un computer che
non ha una connessione di terra. Se è questo il caso, collegare il terminale di terra a un punto di terra esterno (peresempio, sul sistema che si sta testando) per fornire un riferimento di terra per l'oscilloscopio.

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

3.2.1

11

Schema del connettore del modello a 2 canali

PicoScope 5242D, 5243D e 5244D.

A. Canale di ingresso A
B. Canale di ingresso B
1. Compensazione della sonda uscita
LED: rosso quando l'oscilloscopio è collegato, ma non in funzione. Luce verde intermittente quando
l'oscilloscopio sta acquisendo dati.
2. Trigger esterno ingresso
3. Generatore di segnale uscita
4. Terminale di terra
5. Porta USB 3.0: effettua la connessione al PC mediante il cavo USB Hi-Speed in dotazione. Vedi Installazione
per le opzioni di alimentazione.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r112

Informazioni sul prodotto

3.2.2

Schema del connettore del modello a 4 canali

PicoScope 5442D, 5443D e 5444D.

A. Canale di ingresso A
B. Canale in ingresso B
C. Canale di ingresso C
D. Canale di ingresso D
1. Compensazione della sonda uscita
LED: rosso quando l'oscilloscopio è collegato, ma non in funzione. Luce verde intermittente quando
l'oscilloscopio sta acquisendo dati.
2. Trigger esterno ingresso
3. Generatore di segnale uscita
4. Terminale di terra
5. Pora USB 3.0 effettua la connessione al PC mediante il cavo USB Hi-Speed in dotazione. Vedi Installazione perle opzioni di alimentazione.
6. Ingresso di alimentazione CC

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

3.2.3

13

Schema del connettore del modello MSO a 2 canali

PicoScope 5242D MSO, 5243D MSO e 5244D MSO.

A. Canale di ingresso A
B. Canale di ingresso B
1. Compensazione della sonda uscita
LED: rosso quando l'oscilloscopio è collegato, ma non in esercizio. Luce verde intermittente quando
l'oscilloscopio sta acquisendo dati.
2. Ingressi digitali da D0 a D15
3. Generatore di segnale uscita
4. Terminale di terra
5. Porta USB 3.0 effettua la connessione al PC mediante il cavo USB Hi-Speed in dotazione. Vedi Installazione
per le opzioni di alimentazione.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r114

Informazioni sul prodotto

3.2.4

Schema del connettore del modello MSO a 4 canali

PicoScope 5442D MSO, 5443D MSO e 5444D MSO.

A. Canale di ingresso A
B. Canale di ingresso B
C. Canale di ingresso C
D. Canale di ingresso D
1. Compensazione della sonda uscita
LED: rosso quando l'oscilloscopio è collegato, ma non in funzione. Luce verde intermittente quando
l'oscilloscopio sta acquisendo dati.
2. Ingressi digitali da D0 a D15
3. Generatore di segnale uscita
4. Terminale di terra
5. Porta USB 3.0 effettua la connessione al PC mediante il cavo USB Hi-Speed in dotazione. Vedi Installazione
per le opzioni di alimentazione.
6. Ingresso di alimentazione CC

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

3.2.5

15

Ingressi digitali sui modelli MSO

I pin degli ingressi digitali del connettore IDC a 20 pin sono illustrati più avanti. Il disegno riproduce il connettore
come appare osservando il pannello anteriore dell'oscilloscopio.

Per evitare problemi di diafonia sugli ingressi digitali durante il test di segnali con fronti molto rapidi, prestare
particolare attenzione a:···

Separare i cavi che trasportano segnali rapidi dagli altri cavi di ingresso.
Tenere i cavi che trasportano segnali rapidi il più vicino possibile ai cavi di terra.
Collegare tutti e quattro i cavi neri di terra al circuito in prova.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

16

3.3

Informazioni sul prodotto

Connettività, alimentazione e installazione

1. Installazione del software PicoScope
Prima di configurare l'oscilloscopio PicoScope serie 5000D si consiglia di installare il software PicoScope 6,
seguendo le istruzioni fornite nella Guida di avvio rapido.
Vi sono diverse opzioni di connettività e alimentazione per ciascun modello di oscilloscopio in base alle sue
specifiche.
2. Connettività USB
Per risultati ottimali, utilizzare solo i cavi USB di alta qualità forniti con PicoScope· Se il propriocomputer dispone di una porta USB 3.0, collegare l'oscilloscopio ad esso usando il cavo USB 3.0 in

dotazione (immagine sotto).
· L'oscilloscopio è inoltre compatibile con una singola porta USB 2.0 e può essere collegato utilizzando il cavo

USB 3.0 (immagine sotto), a condizione che la porta fornisca la potenza richiesta. Il software PicoScopemostrerà un avviso se la porta non è adatta.

Connettore A: Collegare l’oscilloscopio ad una porta
USB del PC

Connettore B: Collegare alla porta USB
dell'oscilloscopio PicoScope serie 5000D

3. Installazione per oscilloscopio
Una volta collegato l'oscilloscopio a un PC utilizzando il cavo USB appropriato, Windows installerà il dispositivo inmodo automatico. Comparirà un messaggio di installazione del driver del dispositivo durante l’installazione.
Nota: Se in qualsiasi momento si sposta l'oscilloscopio su una porta USB diversa, il processo di installazioneverrà ripetuto.

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

17

4. Alimentazione esterna (solo modelli a quattro canali)
Se sono richiesti solo due dei quattro canali analogici, il cavo USB in dotazione è sufficiente per alimentare il
dispositivo. Per utilizzare tutti e quattro i canali analogici, o se la porta USB fornisce meno di 1200 mA, collegarel'adattatore di alimentazione CA e il cavo USB in dotazione come mostrato di seguito.
Nota: se l'adattatore CA è collegato o scollegato mentre l'oscilloscopio è in funzione, lo strumento si riavvieràautomaticamente e gli eventuali dati non salvati andranno persi.

5. Funzionamento del software PicoScope
Dopo aver collegato l'oscilloscopio, avviare il software PicoScope. Dovrebbero essere visualizzati i segnalicollegati agli ingressi dell'oscilloscopio. Toccando con il dito la punta di una sonda collegata, si dovrebbe
visualizzare un piccolo segnale a 50 o 60 Hz nella finestra dell'oscilloscopio.

3.4

Requisiti minimi di sistema

Per assicurarsi che l'oscilloscopio PicoScope serie 5000D funzioni correttamente è necessario un computer
dotato dei requisiti minimi di sistema, come mostrato nella seguente tabella. Le prestazioni dell'oscilloscopio
saranno migliori con un PC più potente e trarranno vantaggio da un processore multi-core.
Specifica
Sistema operativo

Windows 7, Windows 8, Windows 10. versioni 32 bit e 64 bit.
È inoltre disponibile un software beta per i sistemi operativi Linux e macOS da 64 bit.

Processore
Memoria

Come richiesto dal sistema operativo

Spazio libero su disco
Porte

*

Porta/e* USB 3.0 o USB 2.0

Vedi Connettività, alimentazione e installazione per ulteriori informazioni.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

18

Informazioni sul prodotto

3.5

Contenuto della confezione

Gli oscilloscopi PicoScope serie 5000D sono forniti con il seguente materiale:· Cavo USB 3.0· Guida di avvio rapido

Ogni modello viene inoltre fornito con sonde e articoli aggiuntivi come mostrato di seguito:
Modello
PicoScope 5242D
PicoScope 5242D MSO
PicoScope 5243D
PicoScope 5243D MSO
PicoScope 5244D
PicoScope 5244D MSO
PicoScope 5442D
PicoScope 5442D MSO
PicoScope 5443D
PicoScope 5443D MSO
PicoScope 5444D
PicoScope 5444D MSO

ps5000d.it r1

Sonde fornite
2 x 100 MHz

2 x 100 MHz

2 x 200 MHz

4 x 100 MHz

4 x 100 MHz

4 x 200 MHz

Cavo digitale

Morsetti test

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adattatore di potenzaCA-

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

3.6

19

Compensazione della sonda

Prima di utilizzare il PicoScope è consigliabile sottoporre ogni sonda per oscilloscopio a compensazione. Le
istruzioni specifiche per la compensazione sono contenute nel dépliant fornito con ciascuna sonda.
Collegamento di una sonda per la compensazione della frequenza
1. Collegare il connettore BNC della sonda al canale in ingresso appropriato dell'oscilloscopio.
2. Fissare il gancio a molla (in dotazione con la sonda) sulla punta della sonda.
3. Collegare il gancio a molla all'uscita di compensazione della sonda collocata sul pannello frontale.
4. Collegare il cavo di terra (in dotazione) alla sonda e la pinza a coccodrillo al guscio di terra di uno degli ingressi
BNC dell'oscilloscopio.
5. Avviare il software PicoScope. Impostare l’accoppiamento d’ingresso su CA e quindi fare clic su
Impostazione automatica,garantendo cosi che l’intervallo d'ingresso e il tempo di raccolta siano selezionati.
6. Seguire le istruzioni per la compensazione riportate nel dépliant della sonda.
Nota: se si sposta la sonda su un altro canale dell’oscilloscopio, si consiglia di ripetere la procedura dicompensazione della frequenza.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r120

4

Glossario

Glossario

API. Interfaccia di programmazione di un’applicazione. Una biblioteca di chiamate di funzioni che consentono ai
programmatori l'accesso al dispositivo PicoScope.
AWG. Generatore di forma d'onda arbitraria. Un circuito in grado di generare una forma d'onda di qualsiasi forma,
come definito dall’utente.
Ampiezza di banda. Gamma delle frequenze in ingresso sulla quale l'ampiezza di segnale misurata non è più di 3
decibel sotto il valore reale.
Memoria di acquisizione. La memoria buffer è utilizzata dall’oscilloscopio per salvare temporaneamente i dati. In
questo modo, l’oscilloscopio può campionare i dati indipendentemente dalla velocità alla quale è in grado di
trasferirli sul computer. La dimensione della memoria buffer dell’oscilloscopio è misurata in campioni.
Tempo di raccolta. Il tempo rappresentato dall’asse orizzontale del display di PicoScope. Su oscilloscopi
tradizionali, questa funzione è spesso conosciuta come la base dei tempi.
Controllo dell’accoppiamento. Per convertire l'accoppiamento dalla corrente alternata CA alla corrente continua
CC o viceversa, selezionare CA o CC dal comando sulla barra degli strumenti dell’applicazione software di
PicoScope. L'impostazione CA filtra qualsiasi componente CC del segnale di ingresso ed è idonea a visualizzare
piccoli segnali CA sovrapposti su CC o che cambiano lentamente la compensazione. In questa modalità èpossibile misurare l'ampiezza picco-picco di un segnale CA, ma non il suo valore assoluto. Usare le impostazioni
CC per misurare il valore assoluto di un segnale.
Driver. Programma che controlla un componente hardware. Il driver per gli oscilloscopi PicoScope serie 5000D è
fornito come DLL di Windows a 32 bit o 64 bit, ps5000a.dll. È utilizzato dal software PicoScope e daapplicazioni progettate dall'utente per comandare gli oscilloscopi.
Trigger esterno. È il BNC contrassegnato Ext sugli oscilloscopi PicoScope serie 5000D (non-MSO). Può essere
utilizzato come sorgente di trigger, ma non come ingresso di forma d'onda. Vedi inoltre Informazioni sul
connettore.
FlexRes®. La possibilità di riconfigurare l'hardware per aumentare la frequenza di campionamento o larisoluzione. Ciò consente di acquisire e decodificare segnali digitali veloci e di cercare la distorsione in segnalianalogici sensibili, tutti utilizzando lo stesso oscilloscopio.
Intervallo d’ingresso.Il range di tensioni in ingresso misurabili dall'oscilloscopio. Ad esempio, un range ditensione di ±20 V significa che l'oscilloscopio può misurare tensioni tra —20 V e +20 V. Le tensioni in ingresso che
non rientrano in questo intervallo non saranno misurate correttamente, ma non danneggiano lo strumento, purché
non superino i limiti di protezione indicati nelle specifiche.
LSB. Bit meno significativo. La più piccola differenza di tensione che PicoScope può distinguere, determinata
dalla risoluzione hardware selezionata del dispositivo.
Frequenza di campionamento massima. Cifra indicante il numero massimo di campioni che l'oscilloscopio è ingrado di acquisire al secondo. Le velocità di campionamento massime sono in genere indicate in MS/s(megacampioni al secondo) o GS/s (gigacampioni al secondo.) Maggiore è la frequenza di campionamentodell'oscilloscopio, più precisa è la rappresentazione dei dettagli ad alta frequenza in un segnale veloce.
MS/s. Megacampioni al secondo. Si utilizza per quantificare la velocità di campionamento di un oscilloscopio.
MSO. Oscilloscopio a segnali misti. Un oscilloscopio con ingressi sia analogici che digitali.
Software PicoScope. È un prodotto software in dotazione con tutti i nostri oscilloscopi. Insieme al dispositivo
PicoScope, trasforma il PC in oscilloscopio e analizzatore di spettro. È possibile scaricare aggiornamenti gratuiti eversioni beta del software dal link www.picotech.com/downloads.

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Manuale utente per oscilloscopi a risoluzione flessibile PicoScope serie 5000D

21

Generatore di segnale. Circuito integrato che genera segnali idonei per comandare un dispositivo esternosottoposto a test. La sua uscita è il connettore BNC contrassegnato Gen sull’oscilloscopio. Vedi inoltre
Informazioni sul connettore.
USB 1.1. Una prima versione dello standard USB, presente in alcuni PC più datati. Gli oscilloscopi PicoScopefunzioneranno lentamente usando una porta USB 1.1; le prestazioni saranno notevolmente migliorate utilizzando
la porta USB 3.0 consigliata.
USB 2.0. Una porta USB 2.0 utilizza velocità di segnalazione fino a 480 megabit per secondo ed è compatibile
all'indietro con USB 1.1.
USB 3.0. Una porta USB 3.0 utilizza velocità di segnalazione fino a 5 gigabit per secondo ed è compatibile
all'indietro con USB 2.0 e USB 1.1.
Risoluzione verticale. Un valore espresso in bit, che indica la precisione con la quale l'oscilloscopio convertetensioni d'ingresso in valori digitali. La funzione di PicoScope per il miglioramento della risoluzione può migliorarela risoluzione verticale effettiva.

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

ps5000d.it r1

22

Indice

LSB 9, 20

IndiceM
A

Manutenzione dello strumento 6
Marchi depositati 8
Memoria 1, 9
Memoria buffer 20
Memoria di acquisizione 1, 20
Memoria profonda 9

Adattatore CA 5, 16
Alimentazione 5
Ampiezza di banda 1, 9, 20
API 20Avviso CE 7
Avviso FCC 7
AWG (Gen) 11, 12, 13, 14, 20

O
Oscilloscopio a segnali misti (MSO) 13, 14, 15

BP

Base temporale 20

Perno di compensazione della sonda
Porta USB 5, 11, 12, 13, 14, 16, 21C
Canali di ingresso 9, 11, 12, 13, 14
Comparazione dei modelli 1, 9
Condizioni di licenza 7
Condizioni di licenza software 7
Connettore Ext 10, 11, 12, 20
Contenuto della confezione 18

R
Requisiti di sistema 17
Risoluzione 21
Risoluzione verticale 21

S

D
Driver 20

F
FlexRes 1, 20
Frequenza di campionamento massima

1, 9, 20

G
Garanzia 8
Generatore di forma d'onda arbitraria (Gen) 1, 9, 20
Generatore di funzione 9
Generatore di segnale 1, 9
Glossario 20

I
Ingressi digitali 13, 14, 15
Ingresso di alimentazione CC
Installazione 16
Intervallo di tensione 20
Intervallo d'ingresso 20

LLED12, 13, 14

12, 14Sicurezza 2
ambiente 6
avvertenza 7collegamenti esterni 5intervalli di ingresso massimi 3
manutenzione dello strumento 6
messa a terra 4
simboli 2
utilizzo del prodotto 3
Software PicoScope 9, 16, 17
Sonda per oscilloscopio 1, 9, 16
compensazione 19
Specifiche 1, 9T
Tempo di raccolta 20
Terminale di terra 11, 12, 13, 14
Trigger esterno 10, 11, 12, 20

U
Uscita di compensazione 19
Uscita gen 9, 11, 12, 13, 14

11, 12, 13, 14

ps5000d.it r1

Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sede c entr ale G lobale
G r an Br etagna

Uf f ic io Regionale Nor d
A mer ic a

Uf f ic io Regionale A s ia
Pac if ic o

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
Gran Bretagna

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
Texas 75702
Stati Uniti

Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
RP Cina

Tel: +44 (0) 1480 396 395
Fax: +44 (0) 1480 396 296

Tel: +1 800 591 2796
Fax: +1 620 272 0981

Tel: +86 21 2226-5152

sales@picotech.com
support@picotech.com

sales@picotech.com
support@picotech.com

pico.china@picotech.com

www.picotech.com

ps5000d.it r1 2018-06-04
Copyright © 2018 Pico Technology Ltd. Tutti i diritti riservati.