更新：2020. 10

小型防水データロガー

TR-5i シリーズ 機能と仕様
測定項目

温度,電圧, 4-20mA,接点,パルス数,電力量

データ収集

専用収集機によるセンサ内蔵のTR-51iは防水・防塵性に特に優れています。
製品型番

測定項目

TR-51iTR-52i

測定範囲

温度1ch（センサ内蔵）－40～80℃

校正対象

温度1ch

－60～ 155℃

校正対象

データ閲覧

ローカルPC

応答性が緩やか
高い防水・防塵性能

TR-55i-TC
TR-55i-Pt
TR-55i-V

TR-55i-mA
TR-55i-P

測定項目

測定範囲

温度1ch（熱電対）－199～1760℃

温度1ch（Pt100 / Pt1000）－199～600℃

電圧1ch

最小分解能0.1mV
プレヒート機能付/ スケール変換

パルス数： 0～61439
入力信号： 接点入力/電圧入力

パルス数1ch

データ収集は専用のデータ収集機でUSB接続でパソコンに直接データ吸い上げ
コミュニケーションポートTR-50U2 （別売）
TR-50U2 にデータロガーをのせる

USB 接続

16台分のデータを測定場所で吸い上げ
データコレクタTR-57DCi（別売）
赤外線通信でデータ吸い上げ
グラフ表示

考

３線式/４線式のセンサに対応
広範囲温度を高精度で測定

校正対象

０～20 mA

備

熱電対 K, J, T, Sタイプに対応

DC 0～22 V

4-20mA 1ch

考応答性の高い外付けセンサ付属/生活防水
豊富なオプションセンサ

TR-55iは付属の入力モジュールに各種センサを接続して、多種多様な測定に対応します。
製品型番

備

警報

判定LED

40 mAまで動作可能/ スケール変換

スケール変換/専用モジュールPMP-3200（別売）でデマンド監視も警報監視機能

ソフトウェアで設定した値を超えると、警報LEDの点滅とエラーサインでお知らせ。警報表示はデータを吸い上げるまで継続。
測定値とエラーサインを交互に表示

上限値オーバー「Hi」

下限値オーバー「Lo」
警報 LED の点滅

TR-51i / 52iの特長

優れた防水・防塵性と頑丈なボディ

過酷な環境下での測定に対応できるデータロガー。

15通りの記録間隔と大記録容量1台につき16000データを測定・記録。記録間隔は1秒～60分の間で15通りからの選択方式。
例： 記録間隔60分で666日（約2年間）の連続記録

温度のアジャストメント機能

温度データロガーは、あらかじめ補正値を入力しておくことによって補正された温度で表示・記録。

TR-55iの特長

スケール変換機能 - TR-55i-V / mA / P

記録データを吸い上げる時に、予め指定された値で自動的にスケール変換する機能。グラフを開くと任意の単位で表示。

２通りのデータ記録方式- TR-55i-V / mA

瞬時値記録: 記録間隔毎の測定値を記録
平均値記録: 記録間隔中に測定された値の平均値を記録

プレヒート機能- TR-55i-V

計測寸前にセンサへ電源を供給し、次の計測まで電源をOFFにする機能。これにより電池の消耗を抑え、長期連続計測を実現。

TR-5i シリーズ 小型防水温度データロガー

TR-51iTR-52i

温度 1ch (内蔵）温度 1ch (外付け)

センサ

サーミスタ

サーミスタ

測定範囲-40〜80℃-60〜155℃

測定チャンネル

平均±0.3℃
at -20〜80℃

精度

平均±0.5℃

平均±0.5℃
at -40〜-20℃, 80〜110℃

平均±1.0℃
at -60〜-40℃ , 110〜155℃

測定分解能

応答性

0.1℃

0.1℃

熱時定数: 約15分
90%応答: 約35分

熱時定数:
空気中約30秒
攪拌水中約4秒
90%応答 :
空気中約80秒
撹拌水中約7秒

データ記録容量

16,000 個

記録間隔

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 の15通り

記録モード

エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム : 記録容量がいっぱいになると記録を停止

液晶表示

測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他

通信インターフェー
ス

光通信
赤外線通信 : IrPHY 1.2 省電力方式相当電源

リチウム電池 LS14250 (*1) x 1

電池寿命 (*2)

約4 年
赤外線通信有効時 約 2 年

本体寸法

H 62 mm x W 47mm x D 19 mm

本体質量約45 g

本体動作環境-40〜80℃

防水性能

IP67 防浸形

IP64 防まつ形, 生活防水 (*3)

-温度センサ TR-5106

付属品

リチウム電池 LS14250, ストラップ, 保証書付取扱説明書一式
データ収集機TR-57DCi , TR-50U2
その他 (*4)*1 : 付属のリチウム電池 LS14250は市販されていません。交換には低温電池セットTR-00P2 をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0〜60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
*2 : 周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。赤外線通信を有効に設定した場合、インバータ式照明の下では電池寿命が短くなる場合があります。
*3 : センサを接続した状態の防水性能です。
*4 : 旧機種( TR-57U, RTR-57U, TR-50U )を使用できます。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

TR-5i シリーズ 熱電対・Pt100・電圧・4-20mA・パルス データロガー
TR-55i-TC

TR-55i-Pt

TR-55i-V

TR-55i-mA

TR-55i-P

温度 1ch

温度 1ch

電圧 1ch4-20 mA 1ch

パルス数 1ch

センサ

熱電対
K, J, T, S タイプ

Pt100, Pt1000
3線式 / 4線式 (*1)

---

測定範囲

K -199 〜 1370 ℃
J -199 〜 1200 ℃
T -199 〜 400 ℃
S -50 〜 1760 ℃-199〜600℃

0〜22 V

0〜20 mA
40 mAまで動作可能

測定チャンネル±(0.3℃ + 読み値の熱電対測定精度:0.3 %)K, J, Tat 入力モジュール環境±(0.3℃ + 読み値の温度 10〜40℃0.3 %)S±(0.5℃ + 読み値の±(1 ℃ + 読み値の0.30.3 %)%)
精度 (*2)冷接点補償精度:±0.3℃

at 上記以外の入力モジュール環境温度±(0.5 mV + 読み値の0.3 %)at 入力モジュール環境
温度 10〜40℃±(0.05 mA + 読み値の 入力信号
0.3 %)
無電圧接点入力
at 入力モジュール環境
電圧入力0〜27 V
温度 10〜40℃±(1 mV + 読み値の0.5 ±(0.1mA + 読み値の%)0.3 %)
at 上記以外の入力モジュール環境温度

at 上記以外の入力モジュール環境温度

検出電圧
Lo 0.5 V以下
Hi 2.5 V以上
入力インピーダンス
約100K プルアップat 入力モジュール環境
温度 10〜40℃

チャタリングフィルタ
ON 15 Hz以下
OFF 3.5 kHz以下±0.5℃
at 上記以外の入力モジュール環境温度

測定分解能

K, J, T 0.1℃
S
約0.2℃

データ記録容量

16,000 個

記録間隔

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の 15通り

記録モード

エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止

液晶表示

測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他

通信インター
フェース

光通信
赤外線通信 : IrPHY 1.2 省電力方式相当

電源

リチウム電池 LS14250 x 1 (*3)

電池寿命 (*4)

約14ヶ月
赤外線通信有効時:
約10ヶ月

本体寸法

H 62 mm x W 47 mm x D 19 mm

本体質量約45 g

本体動作環境-40〜80℃

防水性能IP64 防まつ形, 生活防水 (*5)

付属品

入力モジュールTCM3010

0.1℃

約24ヶ月
赤外線通信有効時:
約14ヶ月

入力モジュール
PTM-3010

カウント可能最大数
61,439/記録間隔

400 mV まで 0.1 mV
800 mV まで 0.2 mV999 mV まで 0.4 mV
3.2 V まで 1 mV
6.5 V まで 2 mV
9.999 V まで 4 mV
22 V まで 10 mV

0.01 mA

約16ヶ月
赤外線通信有効時:
約11ヶ月

約16ヶ月
赤外線通信有効時:
約11ヶ月

約16〜24ヶ月
赤外線通信有効時:
約11〜18ヶ月

入力モジュール
VIM-3010

入力モジュール
AIM-3010

入力ケーブルPIC-3150

リチウム電池 LS14250, ストラップ, 保証書付取扱説明書一式
データ収集機TR-57DCi , TR-50U2
その他 (*6)*1: 4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。
*2: TR-55i-TCおよびTR-55i-Ptの精度はセンサの誤差を含みません。
*3: 付属のリチウム電池 LS14250は市販されていません。交換には低温電池セット TR-00P2 をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0〜60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
*4: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。赤外線通信を有効に設定した場合、インバータ式照明の下では電池寿命が短くなる場合があります。
*5: 入力モジュールを接続した状態の防水性能です。入力モジュールには防水性能はありません。
*6: 旧機種TR-50Uを使用できます。

上記仕様は予告なく変更することがあります。