パケットアダプター

GS-1212 仕様書
ジオテクサービス株式会社 2018/07/23(1)概要
本機は、FOMA（DoPa）やCDMA-1（AU）の、パケット通信サービスに対応した、プロトコル変換機です。
パケット通信装置と接続し、携帯中継局とのPPP（ポイント、ツー、ポイント）接続を行い、シリアル通信ポートを有する計測装置をTCP/IPプロトコルで接続します。
DC12V駆動の省電力型の通信装置なので、AC電源の無い野外での、無人観測や遠隔監視・制御に適します。シリアル通信ポートは、RS-232CとRS-485の切替が可能ですので、用途に応じた各種計測機器との接続ができます。
また、２CHの接点入出力（ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ可能）と、１CHの専用パルスカウンタを備え、簡単なロガー機能と、入出力機能があるので、パルス式の雨量計や流量計の遠隔計測や、簡易的な接点監視・制御にも使えます。さらに、パルス入力や接点ON/OFF変化が発生した時の自己発信機能もあるので、現地からセンター側へのイベント通報も可能で、リアルタイムの遠方監視・制御端末としの利用も可能です。
(2)使用形態
本機は、ＮＴＴドコモが販売する、携帯パケット通信装置「FOMAユビキタスモジュール専用アダプタ（通称:ＦＯＭＡアダプタ）＝以下”FOMA端末”と総称」を利用し、RS-232C又はRS-485のリアルインタフェースを持つ計測・制御装置を接続するための、通信プロトコル変換器です。

太陽電池

FOMAアンテナ

太陽電池
充電ｺﾝﾄﾛｰﾗ

FOMAアダプタ
データ・ロガー12Vバッテリ

ﾊﾟｹｯﾄ・ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
GS-1212機器の接続例※動作検証済みのFOMA端末（FOMAユビキタスモジュール専用アダプタ）2014.10.29現在
・FOMA UM02-F専用アダプタ

富士通 株式会社 製

・FOMA UM02-KO専用アダプタ 株式会社 日立国際電子 製
・FOMA UM03-KO専用アダプタ 株式会社 日立国際電子 製

1

(3)仕様3-1 外部用電源出力
・DC5V出力 ： DC5V

最大0.5A（非絶縁電源） FOMA端末に給電

・DC12出力 ： DC電源端子へ供給された12V電源を直接外部に出力（電源12.0V→出力11.7V程度）
3-2 パルス入力
・入力形式： ドライ接点入力（DC12V印加, 短絡時電流は約1.2mA）
入力周波数 10Hz以下。最大計数値 999999 （999999の次は再び1から始まる）

3-3 接点入力
・入力形式： 電圧接点入力 DC12 約2mA (フォトカプラ入力、＋－の極性無し)

・チャンネル数： 2※ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ機能は、同上。

3-4 接点出力・最大電流： AC250V 3A (内部抵抗：0.6Ω以下。起動時は、接点出力OFF状態)

・チャンネル数： 2
3-5 通信／設定ポート：・目的： 通信時：FOMA端末と接続、ストレートケーブル：ボーレート115200bps
設定時：パソコン等と接続 クロスケーブル

・方式：ボーレート 9600bps： RS-232Cポート N81XN(ﾉﾝﾊﾟﾘﾃｨｰ、ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ１、ﾌﾛｰ制御無し)

3-6 外部機器接続ポート１：RS-232C
・目的： RS-232Cシリアル通信ポートを持った計測・制御機器と接続

・形式： D-sub9pin

・方式： RS-232C 9600bpsまたは19200bps（ディップスイッチ切替）

3-7 外部機器接続ポート２：RS-485
・目的： RS-485シリアル通信ポートを持った計測・制御機器と接続

・形式： 3線（＋、－、GND）

・通信方式 ： RS-485 9600bpsまたは19200bps（ディップスイッチ切替）
3-8 データ記録メモリー
・記憶項目 ： 年月日、時刻、ﾊﾟﾙｽｶｳﾝﾄ値,接点入力状態,接点出力状態、ﾊﾞｯﾃﾘ電圧・容量： 10000回分（最大数を超過すると古い順に上書きされます）

3-9 電源関連
・DC電源： DC11～15V （実際6～9Vでも通信しますが動作保証外です）

・設定時： 約14ｍA (パソコン等とシリアルケーブルで接続)

・スリープ時： 約・受信待機時： 約 40mA（外部機器無接続、接点入出力無し、FOMA電源ON)

・通信時： 約130mA (FOMAパケット通信時。FOMA端末の起動時最大250ｍA以内）

9mA（外部機器無接続、接点入出力無し、FOMA電源OFFの間欠駆動時)※FOMA端末には、本機からDC5V電圧を供給します。この電流は、DC12V換算
で受信待機時15～30mA、通信時で100～140ｍAです。
3-10 その他
動作温度範囲： -10～+50℃ （結露のない事）

外形寸法・重量 ： 149(W)×120(H)×22.5(D) 突起物を含まず 440g(別途 FOMAｱﾀﾞﾌﾟﾀは160g)
2(4)本体の説明②①＋-IN1

パルス入力

IN2

OUT1

OUT２ONON

12 3 4

12 3 4 5 6 78

SW1SW2接点出力

電圧入力

設定GS-1211 パケットアダプター
赤 電源/通信

③入力
緑 １

黄緑 2

黄出力
１2

緑 P

RS-485
通信/設定

外部装置

④⑤
図-2+-電源12V

DC出力
GND ＋12 ＋5-＋ －⑥
外観と端子配置①上部端子台・ パルス入力：接点パルスカウンタ用の入力端子

・ 電圧 接点入力 (IN1～2) ：外部機器接続用の無電圧接点入力端子（入力電圧の±極性無し）
・ 無電圧接点出力 (OUT1～2) ：外部機器制御用のドライ接点出力端子（起動時はOFF状態で開始）②設定スイッチ
１）SW1：FOMA端末の電源制御機能の選択
２）SW2:基本的動作モード設定
３）ディップ・スイッチ変更時の自動再起動
本機の動作中にSW1,SW2の設定を変更した場合、自動的に再起動を行います。
この際、入出力表示用LEDが数回点滅して、FOMA端末の5V電源も一回リセットされます。

3

③ 表示LED
本機動作用電源の状況を下記の通り表示します。
・電源／通信・通信中と設定中： 連続点燈
・待機時

： 短く2回ずつ点滅

.. ..

.. ..

・入力 ： 電圧接点入力端子と接点パルスが入力中に点燈します。
・出力 ： 接点出力端子が出力中に点燈します。
④通信／設定用 RS-232Cコネクタ
FOMA端末またはパソコンとRS-232Cで接続し本機の設定やデータの回収を行うコネクタです。
通信／設定の切替は、ディップスイッチSW2-8番で行います（OFF:通信,ON:設定）※FOMA端末とは、RS-232C ９Pinストレート（ノーマル）ケーブル接続。115,200bps
設定用PC とは、RS-232C ９Pinクロス（リバース）ケーブル接続。 9,600bps⑤ 外部装置接続用 RS-232Cコネクタ
通信対象の外部機器（ロガーや制御端末）を接続します。
注意：RS-485と同時に使用できません。232C,485をディップスイッチで選択してください。
⑥ RS-485端子台
外部装置とRS-485回線でシリアル通信を行うための端子です。RS-232Cと同時使用できません。
ディップスイッチSW2-2で、どちらかを選択します。（OFF:RS-232C、ON：RS-485）⑨ 電源端子台
・DC出力12V： センサーや外部装置に12V電源を供給します。この電源は、本機の12V動作電源を、直接出力しています。
この12V電源のオン・オフは、ディップスイッチSW2-5で選択します。
[DIP SW2-5 OFF:FOMA端末通信中のみ12V出力, OFF：常時12V出力]

・DC出力5V出力 : FOMA端末へDC5Vを供給します。この電源は12V電源と絶縁されていません。
・電源12V：本機の動作用の12V電源を供給してください。

4