Nederlands (vertaling)

Recorder voor ambulante
bloeddrukmeter

HANDLEIDING
Ambulante bloeddrukmeter

1WMPD4005205

2311

2017 A&D Company, Limited. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze publicatie mag op enigerlei wijze met ongeacht
welke middelen worden gereproduceerd, verzonden,
getranscribeerd of vertaald zonder dat A&D Company, Limited
hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het
instrument in deze handleiding kunnen zonder aankondiging terverbetering gewijzigd worden.
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dezemerken door A&D vindt plaats onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
hun respectieve eigenaren.

Naleving

Naleving van Europese richtlijn
Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende medischehulpmiddelen 93/42/EEC.
Het CE-logo met het referentienummer van de betreffende autoriteit ishier een bevestiging van.
Het apparaat voldoet aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
Het apparaat voldoet aan de richtlijn betreffende radioapparatuur
2014/53/EU.
Hierbij verklaart A&D Company, Limited dat het apparaat voldoet aan
de richtlijn betreffende radioapparatuur 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring vindt u op de volgende
website:http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Naleving van FCC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking
is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat
mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat
moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie
waardoor het apparaat mogelijk niet goed meer werkt. (FCC = Federal
Communications Commission in de VS)

FCC-WAARSCHUWING
Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd doorde partij de verantwoordelijk is voor conformiteit, kunnen de autoriteit
van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, teniet doen. Deze
zender mag zich niet op dezelfde locatie bevinden als andere
antennes of zenders en mag hier niet samen mee worden gebruikt.
Deze apparatuur voldoet aan de stralingsblootstellinggrenzen die doorde FCC zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en
voldoet aan de FCC-richtlijnen inzake RF-blootstelling. Dezeapparatuur straalt zeer lage RF-energieniveaus uit die volgens de FCC
als conform worden beschouwd zonder de specifieke absorbtieratio(SAR) te testen.
Handleiding TM-2441

iConformiteit met IC-regels
Dit apparaat voldoet aan de vergunningsvrije RSS-norm(en) van
Industry Canada. Het gebruik hiervan is onderworpen aan de volgende
twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie
veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie aanvaarden,
inclusief interferentie die mogelijk ongewenste werking van het
apparaat veroorzaakt.
Dit apparaat voldoet aan de stralingsblootstellingsgrenzen die door IC
zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan
RSS-102 van de IC-richtlijnen inzake RF-blootstelling. Dezeapparatuur straalt zeer lage RF-energieniveaus uit die als conform
worden beschouwd zonder de specifieke absorbtieratio (SAR) te
testen.

Conformiteit met het Australische EMD-raamwerk
Het apparaat voldoet aan de volgende vereisten:
EMD Emission standard for industrial, Scientific & Medical equipment
AS/ NZS 2064:1997, EMD Generic Immunity standard AS/ NZS 4252.
1:1994. Het bovenstaande blijkt uit het C-Tick-label.

Bluetooth®-transmissie
Dit apparaat is uitgerust met een draadloze Bluetooth-functie en kan
verbinding maken met medische apparaten die met draadloze
Bluetooth-technologie zijn uitgerust.
Toepassingen en apparaten die compatibel zijn met Bluetooth 4.1.
Elk apparaat heeft een toepassing nodig om de gegevens teontvangen.

ii

Waarschuwingsdefinities

Dit product en de bijbehorende handleiding bevatten
waarschuwingstekens en -markeringen om ongelukken als gevolg
van verkeerd gebruik te voorkomen.
Deze waarschuwingstekens en -markeringen hebben de volgende
betekenissen.

Waarschuwingsdefinities

Een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.
Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel. Dit teken kan ook
gebruikt worden om onveilig gebruik aan te geven.

Voorbeelden van symbolen

Het symbool
betekent ”voorzichtig”. Met behulp van tekst of
een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegevenwaarmee u voorzichtig moet zijn. Het voorbeeld geeft aan dat u
moet uitkijken voor elektrische schokken.
Het symbool
betekent ”Niet doen”. Met behulp van tekst of
een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegevenwelke actie verboden is.
Het voorbeeld betekent ”Niet demonteren”.
Het symbool
geeft een verplichte actie aan. Met behulp van tekst of
een afbeelding wordt binnen of naast het symbool aangegeven welke
actie verplicht is. Het voorbeeld geeft een algemene verplichte actie aan.

OverigGeeft handige informatie voor de persoon die het

Opmerking apparaat bedient.

In de pagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelenvoor elk gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat
gebruiken.
iii

Voorzorgsmaatregelen
Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de TM-2441(de recorder voor de ambulante bloeddrukmeter) gaat gebruiken,
zodat u de meter veilig en op de juiste manier gebruikt. Hieronder
vindt u algemene instructies voor de veiligheid van patiënten en
gebruikers plus instructies voor een veilig gebruik van de meter. In
de pagina's van deze handleiding vindt u voorzorgsmaatregelenvoor elk gebruik. Lees de handleiding voordat u het apparaat gaat
gebruiken.
1. Voorzorgsmaatregelen bij het dragen en bewaren van de recorder.
Gebruik de recorder niet in de buurt van brandbare anesthetica,brandbare gassen, hogedrukzuurstofkamers en zuurstoftenten.
Gebruik de recorder niet in combinatie met een MRI-systeem.

Neem de volgende omgevingsomstandigheden in acht wanneer ude recorder gebruikt en bewaart, om de functies van het apparaat
te behouden. De prestaties van de recorder kunnen wordenbeïnvloed door een te hoge temperatuur, luchtvochtigheid enhoogte.
Vermijd plekken waar de recorder nat kan worden als gevolg
van spetters.
Vermijd plekken met hoge temperaturen, een hoge
vochtigheidsgraad, direct zonlicht en plekken waar stof, zout en
zwavel in de lucht zitten.
Vermijd plekken waar de recorder kan kantelen of blootgesteld
wordt aan trillingen of schokken (ook tijdens vervoer).
Vermijd plekken waar chemicaliën worden opgeslagen ofgassen voorkomen.
ivGebruiksomstandigheden:
Temperatuur:+10 °C tot +40 °C,
Luchtvochtigheid: 30% RV tot 85% RV (geen condensatie).
Omstandigheden tijdens vervoer en opslag:
Temperatuur:- 20 °C tot +60 °C,
Luchtvochtigheid: 10% RV tot 95% RV (geen condensatie).
2. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de recorder.
Controleer of de recorder veilig en correct werkt.
Wanneer de recorder in combinatie met andere apparaten wordt
gebruikt, kan dit leiden tot een onjuiste diagnose ofveiligheidsproblemen. Controleer of apparaten veilig kunnen
worden verbonden.
Controleer of er wederzijdse interferentie is met andere
medische apparaten. Controleer of de recorder correct kan
worden gebruikt.
Accessoires, opties en verbruiksartikelen worden gespecificeerd
door A&D.
Lees de handleidingen van de extra artikelen goed door.
Waarschuwingen worden niet beschreven in deze handleiding.
Controleer de recorder vóór gebruik, zodat u hem juist en veilig
kunt gebruiken.
Zorg ervoor dat de recorder minstens één uur rust in normale
omgevingsomstandigheden voordat u deze aan zet.
Sluit alleen gespecialiseerde randapparatuur aan op deUSB-connector.
Sluit geen andere apparaten aan.
Met uitzondering van de geautoriseerde manchet van A&D,
sluit u niets aan op de luchtaansluiting.

v

Voorbereiding van de recorder
Verwijder de laatste gegevens die zijn opgeslagen in de recorder,
voordat deze door de volgende patiënt wordt gebruikt.
Plaats de batterijen terug voordat de recorder door de volgendepatiënt wordt gebruikt.
Apparaat
Gebruik de recorder alleen voor diagnoses en tegenmaatregelen.
Controleer of de luchtslang en manchet correct zijn bevestigd.
(Bijvoorbeeld: een knik of spanning in de luchtslang, de positie en
richting van de manchet)
Instructies voor de patiënt die het apparaat draagt
Geef de patiënt instructies over het uitzetten (”OFF”) van deschakelaar AUTO om de recorder te stoppen indien de patiënt
alleen is en zich problemen voordoen.
Vertel de patiënt dat hij of zij de recorder snel moet verwijderen als het
pijn doet of als er problemen optreden.
Wees voorzichtig als u de recorder bij baby's en kleine kinderen
gebruikt. De luchtslang kan leiden tot een gevaar voor verstikking.
3. Voorzorgsmaatregelen voor batterijen die worden gebruikt bij een
bloeddrukmeting.
Plaats de batterijen en plaats de polen ”+” en ”-” aan de juistekant, volgens de tekens aan de binnenkant van de batterijklep.
(Waarschuwing voor polen)
Vervang gebruikte batterijen tegelijkertijd door nieuwe.
Verwijder batterijen als de recorder een lange tijd niet wordt
gebruikt. De batterij kan lekken en een defect veroorzaken.
Gebruik twee alkalinebatterijen (maat AA) of gespecificeerde
oplaadbare batterijen (maat AA, Ni-MH).
Houd de veeraansluiting ”-” ingedrukt met de batterij.
Schuif en plaats de ”+”-pool van de batterij in de ”+”-aansluiting in
het batterijvak. Als de batterij wordt geïnstalleerd vanafde ”+”-aansluiting, kan de batterijklep beschadigd raken.
viRaak de batterij en de patiënt niet tegelijkertijd aan. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Combineer een oude batterij niet met een nieuwe. Gebruik geen
batterijen van verschillende typen of verschillende fabrikanten.
Als u dit doet, kan dit leiden tot lekkage, oververhitting en
explosiegevaar. De recorder kan defect raken.
4. Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik.
Gebruik de recorder niet wanneer u auto's of andere voertuigen
bestuurt.
Voorbeeld: Met de recorder kunnen het lichaam en de armen
mogelijk minder goed worden bewogen tijdens het bedienen van
een voertuig.

Dit medische apparaat mag alleen worden bediend door een
dokter of een door de wet gemachtigde persoon. Leg de patiënt
uit hoe hij of zij de recorder op de juiste manier gebruikt encontroleer of hij of zij de meting kan stoppen als er problemen
optreden.
Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van de recorder(minder dan 30 cm). Dit kan een storing veroorzaken.

Stop het gebruik van de recorder en zet de AUTO -schakelaar
op ”OFF”, als de patiënt pijn in de arm voelt of als de meting
incorrect is.
Gebruik de recorder nooit in een krachtig magnetisch ofelektrisch veld.
Gebruik de recorder niet als de patiënt op een hart-longmachine
is aangesloten.
vii

Opmerking

Instructies voor de patiënt

Als de temperatuur laag is, wordt het batterijvermogen lager en wordt
het aantal metingen verminderd.
5. Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder.
Verwerking van meetgegevens
Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp vangespecialiseerde randapparatuur.
De recorder
Na het opruimen van accessoires, ordent en bewaart u ze.
Ruim de recorder op zodat u deze weer kunt gebruiken bij devolgende meting.
Zet de AUTO -schakelaar op ”OFF”. Als u de AUTO -schakelaar
op ”ON” laat, wordt de drukregeling van de automatische metinggestart op de starttijd van de volgende meting, en kunnen demanchet of andere onderdelen defect raken door het oppompen.
Verwijder batterijen uit de recorder als deze een lange tijd niet
wordt gebruikt. Batterijen kunnen lekken en de recorder kan
defect raken.
Laat de recorder niet door kinderen gebruiken. Plaats derecorder niet binnen het bereik van kleine kinderen. Als u dit doet,kan dit leiden tot ongevallen of schade.
Houd de aansluiting zelf vast wanneer u de kabel aansluit enverwijdert. Trek niet aan de kabel.

viii

Opmerking

Voorzorgsmaatregelen na het gebruik van de recorder (TM-2441)
Zorg dat u meetgegevens direct verwerkt met behulp vangespecialiseerde randapparatuur nadat de meting is voltooid.
Oplaadbare lithium-reservebatterij
De recorder is gebouwd met een lithium-reservebatterij. Deze batterij
levert stroom aan de ingebouwde klok wanneer de AA-batterijen voorde bloeddrukmeting worden vervangen. De lithiumbatterij wordt
opgeladen met de AA-batterijen.
De levensduur van de reservebatterij verlengen
Bij het eerste gebruik na aankoop of nadat de recorder een maand oflanger niet is gebruikt, vervangt u de batterijen en laadt u dereservebatterij op. Het is voldoende als de reservebatterij 48 uur oflanger wordt opgeladen.
(De reservebatterij wordt altijd opgeladen met de AA-batterijen.)
Vervang de AA-batterijen door twee nieuwe wanneer debatterij-indicator het volgende aangeeft:.
Wanneer de batterij-indicator
aangeeft, kunnen
bloeddrukmetingen en gegevensoverdracht niet worden uitgevoerd.
Plaats twee nieuwe AA-batterijen.
Verwijder de batterijen om te voorkomen dat ze lekken in de recorder,
als deze een maand of langer niet wordt gebruikt.

ix

6. Tegenmaatregelen wanneer een fout is opgetreden in het apparaat
Stop met het gebruik en verwijder de AA-batterijen. Als
kortsluiting is opgetreden in de batterijaansluitingen, kunnen debatterijen heet zijn.
Indien zich een storing voordoet, kan de recorder heet worden
tijdens het meten, ga er in dat geval voorzichtig mee om.
Bevestig het label ”Defect” of ”Niet gebruiken” op de recorder.
Neem contact op met uw leverancier.
Stop de recorder direct als de meettijd langer duurt dan 180
seconden en de luchtdruk hoger wordt dan 299 mmHg.
7. Voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud
Controleer of de recorder juist en veilig werkt, als deze een lange
periode niet is gebruikt.
Voer inspecties en onderhoud uit vóór het gebruik, om te zorgen
dat de metingen correct en veilig blijven. De gebruiker(ziekenhuis, kliniek, enz.) is verantwoordelijk voor het beheer van
de medische apparatuur. Als de inspectie en het onderhoud niet
correct worden uitgevoerd, kan een ongeval optreden.

Gebruik een droge, pluisvrije doek om de recorder te reinigen.
Gebruik geen vluchtige stoffen zoals verdunner of benzine.
Gebruik geen natte doek.
Haal de recorder (elektronisch medisch apparaat) niet uit elkaar
en pas hem niet aan. Dit kan schade veroorzaken.

x8. Voorzorgsmaatregelen en tegenmaatregelen bij defecten vanwege
sterke elektromagnetische golven
De recorder voldoet aan EMD-norm IEC60601-1-2: 2014.
Om elektromagnetische storingen te voorkomen, mag u echtergeen mobiele telefoons in de buurt van de meter gebruiken.
Als de recorder zich in de buurt van elektromagnetische golven
bevindt, kan er ruis in de golven ontstaan en treden er storingen
op. Als er tijdens het gebruik storingen optreden, controleer danof er elektromagnetische storing is en tref de benodigdemaatregelen.
Gebruik geen Bluetooth-verbinding binnen het bereik van een
draadloos LAN-apparaat of andere draadloze apparaten, in debuurt van apparaten die radiogolven uitzenden zoals
magnetrons, of in andere locaties waar de signaalsterkte zwak
is. Als u dit doet, kan dit leiden tot regelmatig uitvallen van deverbinding, zeer trage communicatiesnelheden en fouten.

De volgende voorbeelden zijn algemene oorzaken van defecten entegenmaatregelen.
Gebruik van mobiele telefoons
Radiogolven kunnen voor onverwachte storingen zorgen.
Apparaten voor draadloze communicatie,
thuisnetwerkapparaten als walkietalkies, draadloze
telefoons en dergelijke typen communicatieapparatuur
kunnen invloed hebben op de recorder. Houd daarom
een afstand van minstens 30 cm aan van deze draadloze
apparaten terwijl de recorder aan het meten is.

xiAls er statische elektriciteit optreedt in de gebruiksomgeving(ontladingen van apparaten of de omringende omgeving)
Zorg dat de gebruiker en de patiënt geen statische elektriciteit
meer afgeven voordat de recorder gebruikt wordt.
Bevochtig de ruimte.
Gebruik in de buurt van een IEEE802.11g/b/n draadloos
LAN-apparaat kan wederzijdse interferentie veroorzaken, en dit
kan leiden tot lagere communicatiesnelheden of verbroken
verbindingen. In dit geval schakelt u de voeding uit van het
apparaat dat niet wordt gebruikt, of gebruikt u de meter op een
andere locatie.

9. Bescherming van het milieu
Voordat u de recorder weggooit, moet u de lithiumbatterij uit het
apparaat halen.

xii

Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid
In deze paragraaf worden voorzorgsmaatregelen beschreven met
betrekking tot de meting en sensor. Geef het volgende door aanpatiënten en leg dit afdoende uit. Assisteer de patiënt met de juiste
werking.

Bloeddrukmeting
Zorg ervoor dat de slang niet teveel wordt gebogen en dat er
een goede luchtdoorstroom is. Als een gebogen luchtslang
wordt gebruikt, kan de luchtdruk in de manchet blijven, wat debloedcirculatie in de arm kan stoppen.
Voer geen bloeddrukmeting uit op een arm indien de patiënt een
van de volgende condities heeft. Dit kan een ongeval ofverergering van het letsel veroorzaken.
1) Er is sprake van armletsel of ziekte op een arm.
2) De arm wordt gebruikt voor een infuus of bloedtransfusie.
3) Er is een shunt in de arm aangebracht voor kunstmatige dialyse.
4) De patiënt is al langere tijd bedlegerig(een situatie die tot trombusvorming kan leiden).

Bevestig de conditie van de patiënt als er meetproblemen zijn.
De toestand van de patiënt kan dusdanig verergeren dat meting
onmogelijk wordt; een andere mogelijkheid is dat de luchtslang
gebogen is, waardoor de luchtdoorstroom stopt.
Het te vaak meten van de bloeddruk kan lichamelijk letsel
veroorzaken doordat de bloedcirculatie wordt verstoord.
Controleer dat de werking van het apparaat niet resulteert inlangdurige verstoring van de bloedcirculatie wanneer u het
apparaat herhaaldelijk gebruikt.
Bloeddrukmeting is mogelijk niet accuraat indien de patiënt
voortdurend last heeft van hartritmestoornis of te veel beweegt.
xiiiPlaats de manchet op dezelfde hoogte als het hart. (Als dehoogte verschilt, is de meetwaarde fout.)
De recorder reageert op artefact en externe impact. Als er
twijfel bestaat over de meetwaarde, meet u de bloeddruk
via auscultatie of palpatie.
Er kan een meetfout optreden als de manchet ongeschikt isvoor de omvang van de arm van de patiënt.
Blaas de manchet niet op voordat deze rond de arm van depatiënt is gewikkeld. De manchet kan hierdoor beschadigd
raken of ontploffen.

OpmerkingBloeddrukmetingen kunnen onderhuidse bloedingen veroorzaken. Dezeonderhuidse bloedingen zijn echter tijdelijk en verdwijnen vanzelf.
Als de patiënt een hart-longmachine gebruikt, kan de bloeddruk niet
worden gemeten omdat er geen hartslag is.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt een
dikke doek draagt.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de doek isopgerold en de arm wordt geknepen.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als er onvoldoende
perifere doorbloeding is, als de bloeddruk uitzonderlijk laag is of als depatiënt onderkoeld is (bloedtoevoer is niet voldoende).
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt
regelmatig hartritmestoornissen heeft.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de maat van demanchet niet passend is.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de manchet niet op
dezelfde hoogte als het hart is geplaatst.
De bloeddruk kan niet correct worden gemeten als de patiënt beweegt
of praat tijdens de meting.
Er zijn geen klinische studies uitgevoerd bij pasgeboren kinderen enzwangere vrouwen.
Raadpleeg een arts vóór gebruik als u een borstamputatie hebt gehad.
xivManchet
Gooi manchetten die zijn verontreinigd met bloed weg, zodat
besmettelijke ziekten niet kunnen worden verspreid.
Bewaar de recorder niet gedurende een lange tijd met een
opgevouwen manchet of een gedraaide luchtslang. Als u dit
doet, kan de levensduur van de onderdelen korter worden.

Hartslagmeting
Gebruik de weergegeven hartslag niet voor een diagnose van
een onregelmatige hartslag.

OpmerkingDe recorder meet de hartslag tijdens het meten van de bloeddruk.

xv

Paklijst
De recorder is een precisie-instrument, dus wees voorzichtig
tijdens het gebruik ervan.
Overmatige schokken kunnen leiden tot defecten en storingen.

OpmerkingDe recorder wordt verzonden in een speciale verzenddoos,
waardoor het apparaat niet beschadigd raakt tijden het vervoer.
Wanneer u deze doos opent, controleert u of u alles op de paklijst
hebt. Als u vragen hebt, neemt u contact op met uw lokale
leverancier of de dichtstbijzijnde A&D-leverancier. We raden aan
dat u de speciale verzenddoos bewaart.
Raadpleeg ”10. Optionele artikelen (te bestellen)” voor opties.
Bloeddrukrecorder ...................................................................... 1
Accessoires
Manchet voor volwassenen 20 tot 31 cm (7,8 tot 12,2 inch) voor linkerarm
TM-CF302A .... 1
Grote manchet 28 tot 38 cm (11,0 tot 15,0 inch) voor linkerarm
TM-CF402A ................ 1
Manchethoes voor volwassenen ................................................ 2
Grote manchethoes .................................................................. 2
Houder ............................................ AX-133025995 ........... 1
Riem ............................................... AX-00U44189 ............ 1
Klem ...................................................................................... 1
Vel voor activiteitrapport (10 vellen) ..... AX-PP181-S ............... 1
USB-kabel ...................................... AX-KOUSB4C ............ 1
ABPM Data Manager CD ....................................................... 1
Deze handleiding ................................................................... 1xvi

Bloeddrukrecorder

Manchet voor volwassenen voor linkerarm
Grote manchet voor linkerarm
Klem

HouderRiem
USB-kabel

Manchethoes voor volwassenen
Grote manchethoes

Vel voor activiteitrapport (10 vellen)
ABPM DataManager CD

xvii

Deze handleiding

Inhoud
Naleving ......................................................................................... iNaleving van Europese richtlijn ................................................... iNaleving van FCC-regelgeving .................................................... i
FCC-WAARSCHUWING ............................................................. i
Waarschuwingsdefinities ............................................................... iii
Voorzorgsmaatregelen................................................................... iv
Manchet ....................................................................................xv
Hartslagmeting ..........................................................................xv
Paklijst ......................................................................................... xvi
1.
Inleiding............................................................................... 52.
Functies .............................................................................. 5
3.
Afkortingen en symbolen ..................................................... 8
4.
Specificaties ...................................................................... 13
4.1. Recorder ........................................................................ 13
4.2. Afmetingen .................................................................... 16
5.
Namen onderdelen ............................................................ 175.1. Recorder ........................................................................ 175.2. Scherm .......................................................................... 18
5.2.1. Paneel van LCD (Liquid Crystal Display) .................... 18
5.2.2. OLED-display (organische licht-emitterende diode) ..... 19
5.3. Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars ................ 20
5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM .......................................... 20
5.3.2. Bedieningsfuncties S-BPM .......................................... 23
5.3.3. Overige bewerkingen ................................................... 25
6.
Functies bloeddrukmeting ................................................. 27
6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)........................ 27
6.1.1. A-BPM-wachtmodus .................................................... 291

6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd ........................................... 29
6.1.3. Meting stoppen ............................................................. 30
6.2. Zelfbloeddrukmeting (S-BPM) ........................................ 31
6.2.1. S-BPM-programma's.................................................... 32
6.2.2. S-BPM-Wachtmodus ................................................... 36
6.2.3. Meting stoppen en onderbreken .................................. 37
6.3. Meetresultaat ................................................................. 38
6.3.1. Meetresultaten weergeven .......................................... 38
6.3.2. Meetresultaten opslaan................................................ 38
6.3.3. Meetresultaten uitvoeren ............................................. 39
6.3.4. ID-Nummers .................................................................39
7.
De recorder voorbereiden.................................................. 40
7.1. Batterijen plaatsen (batterijen vervangen) ...................... 40
7.1.1. Batterijen vervangen .................................................... 42
7.2. De houder voorbereiden ................................................ 42
7.3. Inspectie voor gebruik .................................................... 43
7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij................ 43
7.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterij ................... 44
8.
Bedieningsfuncties ............................................................ 45
8.1. Stroomschema bedieningsfuncties................................. 45
8.2. Oorspronkelijke instellingen ........................................... 47
8.2.1. Fabrieksinstellingen ..................................................... 47
8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen ......... 48
8.2.3. Beginwaarde voor drukregeling ................................... 50
8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's ............................. 50
8.3.1. Functies en parameters A-BPM .................................. 52
8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's.............................. 55
8.4. S-BPM-programma's...................................................... 57
8.4.1. Functies en parameters S-BPM .................................. 58
8.4.2. Voorbeelden van S-BPM-weergave ............................ 592

8.5. Meetwaarden verwijderen .............................................. 62
8.6. Het product bevestigen aan de patiënt ........................... 63
8.6.1. Informatie voor patiënten ............................................. 63
8.6.2. Manchethoes ................................................................65
8.6.3. De manchet, houder en recorder bevestigen.............. 66
8.7. Bedieningsfuncties bloeddrukmeting .............................. 69
8.7.1. Bedieningsfuncties A-BPM .......................................... 69
8.7.2. Bedieningsfuncties S-BPM .......................................... 71
8.7.3. Handmatige meting ...................................................... 73
8.7.4. Metingen stoppen en onderbreken.............................. 74
8.8. De recorder aansluiten op een gespecialiseerd
randapparaat ................................................................. 76
8.8.1. Aansluiten via USB-kabel ............................................ 76
8.8.2. Bluetooth®-communicatie gebruiken .......................... 78
8.8.3. Bluetooth®-communicatie onderbreken(vliegtuigmodus) ........................................................... 793

9.

Onderhoud ........................................................................ 80
9.1. Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer ........... 80
9.2. Het product reinigen....................................................... 81
9.3. Periodieke inspectie ....................................................... 83
9.3.1. Inspectie batterij voor installatie .................................. 83
9.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij ..................... 84
9.4. Wegwerpen ................................................................... 85
9.5. Probleemoplossing ........................................................ 86
9.6. Foutcodes ...................................................................... 87
10.
Optionele artikelen (te bestellen) ....................................... 90
11.
Bijlage ............................................................................... 92
11.1. Principe van bloeddrukmeting ........................................ 92
11.2. EMD-informatie .............................................................. 95

4

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop!

De ambulante bloeddrukrecorder TM-2441 maakt het mogelijke
op vooraf ingestelde tijden (bijvoorbeeld 24-uurs continu)
accurate automatische metingen van de bloeddruk van patiënten
uit te voeren. In deze handleiding vindt u een verklaring van deinstellingen, het gebruik, de modussen en programma's voor
bloeddrukmeting alsmede de communicatie met toegewezen
randapparatuur, onderhoud, specificaties en waarschuwingen.
Lees deze handleiding voor een juiste gebruikswijze en bewaar
de handleiding op een toegankelijke plaats.

2. Functies

Overzicht

De recorder is een ambulante bloeddrukmonitor die niet-invasief
bloeddrukwaarden en hartslag van de patiënt kan meten onder
begeleiding van een arts. Het doel van het apparaat is het meten
en opslaan van de bloeddruk tijdens een normale dag in het leven.
De recorder is ontworpen voor draagbaarheid,
gegevensbeheerfunctie en eenvoud van gebruik.

Doelgroep bloeddrukmeting

Deze recorder is ontworpen voor volwassenen (ouder dan 12jaar).

5

Gebruiksdoel

De recorder is uitgerust met twee modussen voor
bloeddrukmeting. Bloeddrukwaarden kunnen worden gebruikt
voor overleg met artsen en controle van de eigen gezondheid.

Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
In deze modus kunt u zes paar willekeurige starttijden enintervallen specificeren voor elke 24 uur en kunt u automatischbloeddruk meten en vastleggen.
Zelf bloeddruk meten (S-BPM)
Bij het gebruik van deze modus wordt ervan uitgegaan dat eenpatiënt zelf de eigen bloeddruk meet thuis of in het ziekenhuis. In
deze modus kunt u vijf typen programma's gebruiken, al naar
gelang het gebruik.

Draagbaarheid

De recorder weegt ongeveer 135 gram (zonder batterijen).
Hij is zo groot als een handpalm en is uitgerust met een
micropomp.
U kunt twee AA-alkalinebatterijen gebruiken. (formaat LR6 of AA)
U kunt twee oplaadbare batterijen gebruiken (formaat AA,
Ni-MH-batterij).

Bruikbaarheid

De instellingen van de recorder en het
bloeddrukmetingsprogramma kunnen eenvoudig worden
geconfigureerd via ABPM Data Manager, een programma dat op
de computer wordt geïnstalleerd (toegewezen
randapparatuur).
6

Uitgebreide analyseprestatie

De meetintervaltijd kan worden ingesteld voor de automatische
bloeddrukmeting.
Bloeddruk kan te allen tijde onmiddellijk worden gemeten via
handmatige meting.
S-BPM is voorzien van vijf programma's voor diverse
omstandigheden.
De analyse kan effectief worden uitgevoerd via ABPM DataManager, een programma dat op de computer wordt geïnstalleerd(toegewezen randapparatuur).

Kortere meettijd

De leeglooptijd wordt gecontroleerd om de meettijd teminimaliseren.
De drukwaarde wordt gecontroleerd om de meettijd te minimaliseren.

Eenvoudig gemak

Toegewezen randapparatuur kan gegevens ontvangen via
USB-kabel. Ontvangen gegevens kunnen makkelijk worden
geanalyseerd en afgedrukt.

7

3. Afkortingen en symbolen
Symbolen
SYS

Betekenis
Systolische bloeddruk

DIA

Diastolische bloeddruk

PUL

Hartslag

PP
kPa
mmHg
/min

Polsdruk PP = SYS - DIA

--xx

LCD
OLED

Eenheid van bloeddruk
Eenheid van hartslag/minuut
Symbool dat de hartslag tijdens het meten aangeeft.
Bluetooth wordt gebruikt.
Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd.
Knipperend: Intervaltijd van ”1 bereik” wordt
uitgevoerd.
De IHB/AFib-indicator
Gedempt
Geheugen is vol, verwijder gegevens om de meting testarten.
Batterij-indicator Wanneer niveau 1
wordt
weergegeven, dient u de batterijen te vervangen
voordat u de recorder gebruikt.
Slaap-symbool A-BPM
Het symbool wordt weergegeven tijdens deconfiguratie.
Buiten bereik of onmogelijke meetwaarde.
Foutcodes. xx =t/m

START-symbool S-BPM
STOP-symbool S-BPM
Liquid crystal display
Organische licht-emitterende diodeWaarschuwingssymbool
8Symbolen

Betekenis
Mate van bescherming tegen elektrische schokken:
Apparatuurtype BF.
Fabrikant van de CE-markering. Productiedatum.
Symbool voor kleine manchet
SMALL
Armomtrek
15 t/m 22 cm
5,9"-8,7"
Symbool voor manchet voor volwassenen
ADULT
Armomtrek
20 t/m 31 cm
7,8"-12,2"
Symbool voor grote manchet
LARGE
Armomtrek
28 t/m 38 cm 11,0"-15,0"
Symbool voor extra grote manchet
EXTLARGE
Armomtrek
36 t/m 50 cm 14,2"-19,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Symbool dat op de verpakking staat.
Grote manchet behoort bij de accessoires.
Symbool dat op de verpakking staat.
Manchet voor volwassenen behoort bij deaccessoires.
Zie de instructiehandleiding of het instructieboekje.
Symbool voor ”Droog houden” en ”Uit de regenhouden”.
Serienummer
Symbool dat te zien is in het batterijvak.
Geeft de richting (polariteit) aan voor het installeren
van de batterij.

x2
1.5V LR6 Symbool dat op de verpakking staat.
1.2V HR6 Batterijen zijn niet bij de accessoires inbegrepen
not included
Electromagnetic Disturbance, ofwel
EMD
elektromagnetische storing
Symbool voor ”voorzichtig mee omgaan”.
Het symbool van de Europese richtlijn afgedankteelektrische en elektronische apparatuur.
9Symbolen
BPM

A-BPM

Betekenis
Bloeddrukmeting
Automatische bloeddrukmeting

Zelf bloeddruk meten
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-symbolen.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-symbolen.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Bluetooth-symbolen. #3
Not made with natural Waarschuwing voor de patiënt. Dit wordt op
rubber latex.
de manchet afgedrukt.
Waarschuwingen op batterijklep.
Caution• Use alkaline batteries or specified
Gebruik alkalinebatterijen of derechargeable batteries and ensure
aangegeven oplaadbare batterijen encorrect polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
zorg dat de polariteit (+,-) correct is.
branded batteries.
Mix nooit nieuwe en gebruikte• Firmly secure cuff air hose to
main body.
batterijen of verschillendemerken batterijen.
Zet de luchtslang van de manchet stevig
vast op het apparaat.
#1 : Zie ”6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)” en ”8.3. Vooraf
ingestelde programma's A-BPM” voor 24-uurs bloeddrukrecorder.
#2 : Zie ”6.2. Zelf bloeddruk meten (S-BPM)” en ”8.4. S-BPM-programma's”
voor vijf typen programma's.
#3 : Zie ”8.8.2. Bluetooth®-communicatie gebruiken” en ”8.8.3.
Bluetooth®-communicatie onderbreken (vliegtuigmodus)”.

10

IHB/AFib-indicator

Wanneer de monitor tijdens de metingen een onregelmatig ritme
detecteert, wordt de IHB/AFib-indicator in de display
weergegeven met daarbij de meetwaarden. (alleen S-BPM)

1 bereik”1 bereik” in S-BPM bestaat uit een set bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven aantal
metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
Bloeddrukmeting
T
Starttijd

T

T

Tijd

Aantal metingen

11

T : Intervaltijd

Wachtmodus

A-BPM wachtmodus is een status waarin de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd.
Starttijd
T

T

Bloeddrukmeting

Starttijd
T

T

T

SectieT

T

Tijd
T : Intervaltijd

SectieS-BPM wachtmodus is een status waarin de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd en tussen de laatste ”1
bereik” en het volgende ”1 bereik”.
Starttijd

Starttijd

T

T

Bloeddrukmeting
T

Wachtmodus

1 bereikT
1 bereik

Gespecialiseerd randapparaat

Tijd
T : Intervaltijd

Toegewezen randapparatuur betekent de computer waarop ABPM
Data Manager is geïnstalleerd. U vindt ABPM Data Manager op demeegeleverde cd. Gebruik randapparaat die voldoet aan de vereistenvoor medische elektrische apparaten (IEC60601-1) wanneer u derecorder op randapparaat aansluit. Sluit de recorder niet op andere
apparaten aan (bijvoorbeeld IEC60950) in het gebied waarin
medische apparatuur wordt gebruikt. Gebruik een USB-kabel die
korter is dan 1,5 m.

12

4. Specificaties
4.1. Recorder

Items
Meetmethode
Drukdetectiemethode
Weergavebereik druk
Meetnauwkeurigheid
Minimaleweergaveverdeling
Meetbereik
Drukverlies
UitlaatDrukregelingsmethode
Automatische
drukregelingBeschrijvingen
Oscillometrische meetmethodeHalfgeleider-druksensor
0 - 299 mmHg
Druk:
± 3 mmHg
Hartslag:±5%
Druk:
1 mmHgHartslag:1 slag / minuut
Systolische druk: 60 - 280 mmHg
Diastolische druk: 30 - 160 mmHg
Hartslag:30 - 200 slagen / minuutConstante uitlaat met gecontroleerde lekklep
als veiligheidsmechanisme
Elektromagnetische klep
Micro-pomp
85 - 299 mmHg

Intervallen voor elke sectie die 24 uur inIntervaltijd (van A-BPM ) maximaal zes delen verdelen.
Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Klok
24-uurs klok
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixels, witte tekens
S-BPM:
Display
LCD, 40 x 50 mm, Display: systolische druk,diastolische druk, hartslag, klok, fout,
statusmonitor en symbolen
GeheugenMeetwaarden: max 600 gegevens.
13

ItemsBeschrijvingen
Met hetzelfde type batterijen:
2 x 1,5V-batterijen (formaat LR6 of AA)
Alkaline-batterij of nikkel-waterstof-batterij
Voeding(Ni-MH) 1.900 mAh of meer
Reservebatterij voor ingebouwde klok: lithium
oplaadbare knoopcelbatterij ML2016H
200 keer of vaker.
(wanneer nieuwe alkaline-batterijen
Nikkel-waterstof-batterijen worden gebruikt. Dit
Aantal metingen
kan variëren al naar gelang demeetomstandigheden.)DC 3,0 V (Alkaline-batterij, LR6),
Nominaal voltage
DC 2,4 V (Nikkel-waterstof-batterij, formaat, AA)
USB: voldoet aan USB1.1.
Lengte kabel: 1,5 m of korter.
Type aansluiting Micro-USB B kan worden
aangesloten op toegewezen
randapparatuur (met behulp vanInterfacestandaard-stuurprogrammasoftware).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
Er kan een draadloos apparaat worden
aangesloten.
Temperatuur:+10 tot +40 °C
Gebruiksomstandigheden Luchtvochtigheid: 30 - 85% relatieve(geen condensatie)
Temperatuur:-20 tot +60 °C
Omstandigheden
Luchtvochtigheid: 10 - 95% relatievetransport en opslag(geen condensatie)
Atmosferische druk voor
zowel gebruiks- als
700 tot 1.060 hPa
opslagomstandigheden
Type bescherming tegenApparatuur met interne voeding
elektrische schokken
14

ItemsMate van bescherming
tegen elektrischeschokkenBeschrijvingen
Type BF: de recorder, manchet en slangen zijn
ontworpen om speciale bescherming te bieden
tegen elektrische schokken.

Het EC-richtlijnlabel voor medische apparaten.
Het certificatiemerk dat in de naam van ACA bij
C-Tick-markering
het merkenbureau is geregistreerd.
Afmetingen
Ongeveer 95 (L) × 66 (B) × 24,5 (H) mm
Massa
Ongeveer 135 g (zonder batterijen)
Recorder: 5 jaar. Zelf-authenticatie met interne
gegevens. Juist gebruik en onderhoud in deNuttige levensduur
beste omstandigheden. Duurzaamheid varieert
al naar gelang de gebruiksomstandigheden.
Beschermingsgraad
Apparaat: IP22
Standaardmodus
Voortdurende meting
Herstarttijd na defibrillatie Onmiddellijk
EMD
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLPDraadloze communicatie Frequentiebereik: 2,4GH (2.400 - 2.483,5 MHz)
Modulatie: GFSK
Effectief uitgestraald vermogen: <20 dBm
Opmerking:# Klinische tests voor dit apparaat worden uitgevoerd op basis van
ISO 81060-2:2013.
# De recorder is geen medisch apparaat voor het bewaken vanpatiënten.
We raden aan dit apparaat niet te gebruiken voor het bewaken vanpatiënten in real-time op plaatsen als een intensive care-afdeling.
ACA: Australische communicatieautoriteit
CE-markering

15

4.2. Afmetingen

66

24,5

95

Meeteenheid: mm

16

5. Namen onderdelen
5.1. Recorder

Manchet voor volwassenen engrote manchet voor linkerarm

Slagadermarkering

Luchtslang
Luchtplug
Aansluitpunt lucht
Knop EVENT
voor A-BPM
OLED voor A-BPM
START - en
STOP -knopvoor A-BPM

Schakelaar AUTO
voor A-BPM

LCD
START - en

Schakelaar LOCK
voor A-BPM

STOP -knopvoor S-BPM

Batterijvak en
2 LR6 (AA-formaat)
batterijen voor meting

Batterijklep

Micro-USB-poort (onderzijde),
Aansluiting gegevenscommunicatie175.2. Scherm
OpmerkingOm een nauwkeurige diagnose te stellen, zorgt u dat u degegevens op de recorder zorgvuldig leest en juist interpreteert.

5.2.1. Paneel van LCD (Liquid Crystal Display)
Bovenste getallen
Middelste getallen
Onderste getallen

De volgende waarden kunnen in elke modus worden
weergegeven:
Meetresultaat

A-BPM

S-BPM

BovenstegetallenSystolische
bloeddrukIntervaltijd

Programma

Middelste
getallen

Diastolische
bloeddruk

Resterende tijd

Drukwaarde

Onderstegetallen

Hartslag

Tijd op de klok

Tijd op de klok

Zie ”3. Afkortingen en symbolen” voor de betekenis van desymbolen in de LCD.
18

5.2.2. OLED-display (organische licht-emitterende diode)De status van de A-BPM wordt in de OLED weergegeven.
Tijd op de klok.
De status van instellingen en werking.
De meetwaarde van A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolische bloeddruk.
Diastolische bloeddruk.
Hartslag.

mmHg Eenheid voor bloeddrukwaarde.
/minEenheid voor de hartslag.
Zie ”3. Afkortingen en symbolen” voor de betekenis van desymbolen in de OLED.
Symbolen

Betekenis
Het teken wordt weergegeven tijdens de configuratie.
Weergave: A-BPM wordt uitgevoerd.
Knippert:
Intervaltijd van ”1 bereik” wordt uitgevoerd.
Bluetooth wordt gebruikt.
Geheugen vol
Teken voor A-BPM slaapmodus
Batterij-indicator195.3. Belangrijkste bedieningsfuncties schakelaars
5.3.1. Bedieningsfuncties A-BPM
A-BPM starten of uitstellen.
Overschakelen tussen A-BPM en S-BPM

Stap 1. Sla het vooringestelde programma (met starttijden en intervallen) op
voor A-BPM.
Stap 2. Stel de AUTO -schakelaar in voor de volgende
bedieningsfuncties.
”ON” ....... A-BPM wordt gestart en het teken

wordt
weergegeven.
Bloeddrukmetingen worden uitgevoerd volgens het
vooringestelde A-BPM-programma.

”OFF”...... A-BPM wordt uitgesteld en het-teken wordt
verborgen.
Bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd met devooringestelde S-BPM-programma's.

A-BPM vergrendelen op ”ON”.

Houd de AUTO -schakelaar op ”ON” met behulp van de
LOCK -schakelaar zodat A-BPM kan worden uitgevoerd.

De intervaltijd van A-BPM verlengen.

Stap 1. Stel de slaapmodus in op ”ON” vóór de meting.
Stap 2. Stel de AUTO -schakelaar in op ”ON” om A-BPM te gebruiken.
Het teken
wordt weergegeven.
Stap 3. Wanneer de EVENT -schakelaar wordt ingedrukt tijdens A-BPM,
wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de EVENT -schakelaar opnieuw wordt ingedrukt,
wordt de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.
20

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -schakelaar wordt ingedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de lucht uit de manchet direct leeg enwordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echtervoortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd
volgens de A-BPM-instellingen.

Het programma instellen voor A-BPM.

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op de
START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug te gaannaar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Houd terwijl u de knop START/STOP ingedrukt houdt, de knop
EVENT ingedrukt tot Sleep wordt weergegeven in de
OLED.
Stap 4. De bediening van de schakelaars werkt als volgt:
Raadpleeg ”8.3.1. Functies en parameters A-BPM”
EVENT -schakelaar .............. Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ...... Beslissing, volgende functie, einde
van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar de display
van de A-BPM-wachtmodus. De A-BPM-wachtmodus is een
status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens deintervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -schakelaar tijdens de
A-BPM-wachtmodus.
21

De klok instellen.
De bewakingsfunctie van A-BPM instellen.

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op de
START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug te gaannaar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Houd terwijl u de knop START/STOP ingedrukt houdt, de knop
EVENT ingedrukt tot Display (na Sleep ) wordt
weergegeven in de OLED.
Stap 4. De bediening van de schakelaars werkt als volgt:
Raadpleeg ”8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen”
EVENT -schakelaar .............. Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ...... Beslissing, volgende functie, einde
van instellingen.

225.3.2. Bedieningsfuncties S-BPM
S-BPM starten.

Stap 1. Selecteer het programma S-BPM en sla de parameters ervan op.
Stap 2. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 3. De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties/ -schakelaar
OBP Druk op deom het vooringestelde
Automatische professionele bloeddrukmeting AOBP
programma te starten tijdens de
Bloeddrukmeting thuis
HBP wachtmodus.
Automatische bloeddrukmeting nacht
Vooringesteld programma gaat
ANBP in standby tot de ”starttijd”
Professionele bloeddrukmeting

Automatische zelfbloeddrukmeting ASBP of ”starttijd van alarm”.

S-BPM stoppen.

De bediening werkt als volgt:

S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Professionele
bloeddrukmeting OBP/ -schakelaar om deAutomatische professionele Druk op de
bloeddrukmeting AOBP bloeddrukmeting te stoppen.
Bloeddrukmeting thuis
HBP
Automatische
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting nacht bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt dezoemer.
#1
Automatische
Als u de recorder helemaal moet stoppen,
zelfbloeddrukmetingverwijdert u de batterijen. Uit de recorder of
ASBP schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1 : Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's”.
23

Het programma instellen voor S-BPM.

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Houd terwijl u de knop

ingedrukt houdt, de knop/

START/STOP ingedrukt tot

wordt weergegeven in de

LCD.
Stap 3. De bediening werkt als volgt:
Raadpleeg ”8.4. S-BPM-programma's”.
/ -schakelaar ................ Wijzig de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ...... Beslissing, volgende functie, einde
van instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van S-BPM)

Stap 1. Als de LCD-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar dedisplay van de S-BPM-wachtmodus.
Stap 2. Druk op de/-schakelaar tijdens de
S-BPM-wachtmodus.
De bloeddrukmetingen van ”1 bereik” worden direct uitgevoerd.
”1 bereik” bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaalt tot het aantal metingen. Delaatste intervaltijd wordt weggelaten.
S-BPM wachtmodus is een status waarin de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd en tussen de laatste”1 bereik” en het volgende ”1 bereik”.

24

5.3.3. Overige bewerkingen
Terugkeren uit wachtmodus en de meter weergeven.

Als de indicatie van de OLED of LCD verborgen is, drukt u op deknop START/STOP of EVENT om naar de display van dewachtmodus terug te keren.

Meetgegevens verwijderen
Stap 1. Zet de schakelaar

AUTO

op ”OFF”.

Stap 2. Als de indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar dewachtmodus-display.
Stap 3. Houd terwijl u de knop START/STOP ingedrukt houdt,
de knop EVENT ingedrukt tot DataClear(na Sleep en Display ) in de OLED wordt weergegeven.
Stap 4. Selecteer een bewerking.
Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de knop
START/STOP ingedrukt te houden.
Stap 4. Verwijderen
Erasing gaat knipperen onder
DataClear
OLED
DataClear in de OLED en het verwijderen
Erasing
van gegevens wordt gestart.
Ga na verwijdering door met stap 5.
Als u gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op
de knop EVENT en gaat u door met stap 5.
Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.

25Een koppeling maken voor Bluetooth®-communicatie.
Stap 1. Zet de schakelaar

AUTO

op ”OFF”.

Stap 2. Druk terwijl de indicatie van de display verborgen is op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar dewachtmodus-display.
Stap 3. Houd de knop EVENT ingedrukt tot Pairing(na FlightMode ) wordt weergegeven in de OLED. De
recorder begint te wachten op een koppeling.
Stap 4. Zodra de Bluetooth-koppeling voltooid is, wordt het symbool
weergegeven in de LCD.
Druk op de knop EVENT als u de huidige koppeling wilt
annuleren. De recorder gaat door naar dewachtmodus-display.

Bluetooth®-communicatie onderbreken. (Vliegtuigmodus)
Stap 1. Zet de schakelaar

AUTO

op ”OFF”.

Stap 2. Druk terwijl de indicatie van de display verborgen is op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar dewachtmodus-display.
Stap 3. Houd de knop EVENT ingedrukt tot
weergegeven in de OLED.

FlightMode

wordt

Stap 4. U kunt de Vliegtuigmodus aan/uit zetten met de knop
START/STOP .
START/STOP -knop
FlightMode
FlightMode
ON
OFF
Stap 5. Druk op de knop EVENT
wachtmodus-display.

om terug te keren naar de26

6. Functies bloeddrukmeting
De recorder is uitgerust met automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
en zelfbloeddrukmeting (S-BPM) en kan meetstatuswaarden en
meetresultaten opslaan.

6.1. Automatische bloeddrukmeting (A-BPM)
Wanneer A-BPM wordt onderbroken of niet wordt gebruikt,
stelt u de AUTO -schakelaar in op ”OFF”. Als de
AUTO -schakelaar op ”ON” blijft staan, wordt de metinggestart bij de volgende starttijd en kan de manchet breken.
Gebruik de LOCK -schakelaar om te voorkomen dat de
AUTO -schakelaar per ongeluk verschuift naar ”OFF”
terwijl A-BPM wordt gebruikt.
AUTO -schakelaar op ”OFF”

AUTO -schakelaar op ”ON”

LOCK -schakelaar op ”SLOT”
AUTO -schakelaar
De functie A-BPM meet de bloeddruk op vooraf ingesteldeintervallen met behulp van de ingebouwde klok en slaat het
meetresultaat op in het geheugen.
A-BPM kan worden gestart en uitgesteld met de
AUTO -schakelaar. Gebruik de LOCK -schakelaar om tevoorkomen dat de schakelaar per ongeluk verschuift terwijl
A-BPM wordt gebruikt.
27

Het symbool
wordt in de LCD weergegeven terwijl A-BPM wordt
gebruikt. De bloeddruk wordt automatisch gemeten bij de starttijd van
A-BPM.
Vooraf kan een beginwaarde voor de drukregeling worden
ingesteld.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Als AUTO wordt opgegeven als beginwaarde voor de
drukregeling, wordt deze waarde automatisch geselecteerd. De
fabrieksinstelling is 180 mmHg. Raadpleeg ”8.2.3. Beginwaarde
voor drukregeling” voor meer informatie over het selecteren
van een beginwaarde voor de drukregeling.
Als de eerste drukregeling niet voldoende is, wordt maximaal
twee keer een nieuwe drukregeling uitgevoerd.
Wanneer u gegevens uit het geheugen verwijdert of de
AUTO -schakelaar op ”OFF” zet, wordt de drukregelingwaarde
weer ingesteld op de beginwaarde voor de drukregeling.
Wanneer een meetfout optreedt en de wachttijd tot de volgende
starttijd langer dan 8 minuten is, wordt de bloeddruk eenmalig
gemeten na 120 seconden. Het meetresultaat wordt opgeslagenin het geheugen.
Als u A-BPM wilt uitstellen, ontgrendelt u de LOCK -schakelaar
en schakelt u de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.

28

6.1.1. A-BPM-wachtmodus
Tijdens de wachttijd van A-BPM kunnen items die demetingsstatus bewaken in de LCD worden weergegeven.
In de wachtmodus worden de indicatoren automatisch verborgen.
Druk op een schakelaar om functies weer te geven.
De A-BPM-wachtmodus is een status waarin de bloeddruk niet
wordt gemeten tijdens de intervaltijd.
Interval meting
Resterende tijd tot volgende starttijd
Huidige tijd

6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd
Stel de slaapmodus in op ”ON” in het vooringestelde programma.
Wanneer de EVENT -schakelaar wordt ingedrukt tijdens
A-BPM, wordt de intervaltijd verdubbeld.
Wanneer de EVENT -schakelaar opnieuw wordt ingedrukt in
A-BPM, wordt de intervaltijd weer ingesteld op de basiswaarde.
Raadpleeg ”8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's” voor
informatie over het instellen van de slaapmodus.
Bloeddrukmeting
TT

T : Intervaltijd
2T

2T

2T

EVENT -schakelaar
AUTO -schakelaar op ”ON”
Sla parameters van de slaapmodus op

29

T

T

Tijd

EVENT -schakelaar

6.1.3. Meting stoppen
Wanneer de START/STOP -schakelaar wordt ingedrukt tijdens debloeddrukmeting, loopt de lucht uit de manchet direct leeg en wordt dehuidige meting gestopt. A-BPM wordt echter voortgezet. De
volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd volgens de
A-BPM-instellingen.

OpmerkingWanneer de meting wordt stopgezet, wordt de code E07
de OLED weergegeven en in het geheugen opgeslagen.

30

in6.2. Zelfbloeddrukmeting (S-BPM)
Zet de AUTO -schakelaar op ”OFF” om S-BPM-programma's tegebruiken.
De recorder is uitgerust met vijf typen S-BPM-programma's op basis vanverschillende omstandigheden voor de meetomgeving. Parameters en
meetresultaten kunnen worden opgeslagen in het geheugen.
Naam

Beschrijvingen en acties van het programma
Functies
Professionele bloeddrukmeting
OBP Programma voor bloeddrukmeting door
N.v.t.
ziekenhuispersoneel. ”1 bereik” : Bloeddrukmeting
wordt eenmalig uitgevoerd.
Automatische professionele bloeddrukmeting
AOBP Programma voor bloeddrukmeting na het rusten in het Aantal
ziekenhuis. ”1 bereik” : De meting wordt uitgevoerd
Interval
met behulp van het aantal metingen en de intervaltijd.
Bloeddrukmeting thuis#1
AantalHBP Programma voor bloeddrukmeting thuis.
”1 bereik” : De meting wordt uitgevoerd met behulp
Interval
van het aantal metingen en de intervaltijd.
Automatische bloeddrukmeting nacht#2Starttijd
ANBP Programma voor bloeddrukmeting gedurende de
Aantalnacht. Dit gebruikt het aantal metingen en deintervaltijd. De ANBP kan tot zes starttijden per dag
Interval
specificeren.
Automatische zelfbloeddrukmeting#2
Starttijd
van alarm
ASBP Programma die starttijden aangeeft met het geluid van/ -schakelaar om dede zoemer. Druk op de
Aantalbloeddruk thuis te meten. De zoemer kan tot zes tijden
Interval
per dag specificeren.

#1 : De bloeddruk wordt gemeten volgens de Japanse
Hypertensievereniging.
#2 : Wanneer het aantal metingen en de intervaltijd van ANBP of
ASBP worden gewijzigd, worden de instellingen voor HBP ook
gewijzigd.
31

6.2.1. S-BPM-programma's
Professionele bloeddrukmeting

OBP
Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt, wordt de bloeddrukéén keer gemeten en opgeslagen in het geheugen.
Bloeddrukmeting
Druk op de

/

Tijd

-schakelaar om de meting te starten.

Automatische professionele bloeddrukmeting

AOBP
Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt, wordt AOBP
gestart.
Eerst blijft het apparaat inactief gedurende de intervaltijd zodat depatiënt zich kan ontspannen.
Vervolgens voert de AOBP ”1 bereik” uit.
”1 bereik” bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaalt tot het aantal metingen. Delaatste intervaltijd wordt weggelaten.

Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt tijdens ”1 bereik”,
wordt deze ”1 bereik” gestopt.
T : Intervaltijd
Bloeddrukmeting
1 bereik
T

T

Druk op de/

Druk op de

T

T

T

T

Druk op de

/

Tijd

-schakelaar om ”1 bereik” te starten.
-schakelaar om ”1 bereik” te stoppen.

/

T

T

T

Niet gemetenT-schakelaar om ”1 bereik” te starten.

32

Tijd

Bloeddrukmeting thuis

HBP
Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt, wordt HBP gestart.
De HBP voert ”1 bereik” uit.
”1 bereik” bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaalt tot het aantal metingen. Delaatste intervaltijd wordt weggelaten.

Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt tijdens ”1 bereik”,
wordt deze ”1 bereik” gestopt.
T : Intervaltijd
1 bereik
Bloeddrukmeting
T

T

Druk op de/

Druk op de

/

T

T

-schakelaar om ”1 bereik” te stoppen.

T

T

Druk op de

/

Tijd

-schakelaar om ”1 bereik” te starten.

T

Niet gemetenT-schakelaar om ”1 bereik” te starten.

33

Tijd

Automatische bloeddrukmeting nacht

ANBP
De ANBP kan tot zes vooringestelde starttijden per dag
specificeren.
Wanneer parameters voor het ANBP-programma worden
opgeslagen, wordt de ANBP gestart en wordt ”1 bereik”
uitgevoerd voor elke starttijd.
”1 bereik” bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaalt tot het aantal metingen. Delaatste intervaltijd wordt weggelaten.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting van de ANBP
Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt in de
S-BPM-wachtmodus, wordt ”1 bereik” uitgevoerd.
1 bereik
T

BloeddrukmetingT

1 bereik
T

T

Tijd

Starttijd

Starttijd

De ANBP wordt direct gestart nadat het ANBP-programma is ingesteld.
(De ANBP staat in de wachtmodus tot de starttijd)
1 bereik

1 bereik

1 bereik

T

T

T

T

Starttijd
1 bereik
T

T

T

T

Tijd

Druk op de/ -schakelaar Starttijd
om de handmatige-BPM testarten.
1 bereik
Niet gemeten

T

Druk op de/ -schakelaarom ”1 bereik” te stoppen.
34

T

Tijd

Starttijd
T : Intervaltijd

Automatische zelfbloeddrukmeting

ASBP
De ASBP kan tot zes vooringestelde starttijden voor het alarm
specificeren.
Wanneer parameters voor het ASBP-programma worden
opgeslagen, wordt de ASBP gestart en klinkt de zoemer bij elke
starttijd. Druk op de/ -schakelaar om ”1 bereik” uit tevoeren wanneer de zoemer klinkt.
”1 bereik” bestaat uit een reeks bloeddrukmetingen en intervaltijden
die worden herhaalt tot het aantal metingen. De laatste intervaltijd
wordt weggelaten.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting van de ASBP
Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt in de wachtmodus
tussen de laatste ”1 bereik” en de volgende ”1 bereik”, wordt de ”1
bereik” uitgevoerd.
1 bereik
T

BloeddrukmetingT

1 bereik
T

Druk op de/ -schakelaarom ”1 bereik” te starten.

T

Tijd

Druk op de/ -schakelaarom ”1 bereik” te starten.
Starttijd van alarm

Starttijd van alarm

De ASBP wordt direct gestart nadat het ASBP-programma is ingesteld.
(De ASBP staat in de wachtmodus tot de starttijd)
1 bereik

1 bereik

1 bereik

T

T

T

T

T

T

Tijd

Druk op de/ -schakelaar omde handmatige-BPM uit te voeren.
T : Intervaltijd
35

1 bereikT

1 bereik

Niet gemeten

T

T

Druk op de knop
Druk op de knop

/

/

T

Tijd

om "1 bereik" te stoppen.

om "1 bereik" te starten.
T : Intervaltijd

Starttijd van alarm

6.2.2. S-BPM-Wachtmodus
Tijdens de wachtmodus van S-BPM worden werkingsmodus en
drukwaarde in de LCD weergegeven.
# De indicatie van de LCD zal automatisch worden verborgen
indien een paar minuten geen bewerking plaatsvindt. Zelfs als de
LCD-indicatie verborgen is, kan de handmatige bloeddrukmeting
worden gestart door op de knop/
te drukken. Zodra op deknop START/STOP of EVENT wordt gedrukt, wordt deindicatie hervat.
”1 bereik” in S-BPM bestaat uit een set bloeddrukmetingen enintervaltijden die worden herhaald voor het aangegeven aantal
metingen. De laatste intervaltijd wordt weggelaten.
knippert op de LCD gedurende een
Het kloksymboolintervaltijd van ”1 bereik”.
De wachtmodus van S-BPM is een modus waarin geen
bloeddruk wordt gemeten tijdens de ”intervaltijd” en tussen delaatste ”1 bereik” en de volgende ”1 bereik”.
Programma van de S-BPM
Drukregelingwaarde
Huidige tijd

36

6.2.3. Meting stoppen en onderbreken
OpmerkingWanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de stopcode E07
weergegeven in de LCD en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.
S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Professionele
bloeddrukmeting OBP
Automatische
professionele
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
AOBP
Bloeddrukmeting thuis
HBP
Automatische
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting nacht bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt dezoemer.
#1
Automatische
Als u de recorder helemaal moet stoppen,
zelfbloeddrukmetingverwijdert u de batterijen. Uit de recorder of
ASBP
schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1 : Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's”.

37

6.3. Meetresultaat
6.3.1. Meetresultaten weergeven
Met de bewakingsfunctie kan de opdracht ”Display ON”
of ”Display OFF” worden weergegeven voor het meetresultaat
van A-BPM. Deze functie kan niet worden gebruikt voor S-BPM.
De opdracht ”Display ON” bevat de functies ”Drukwaarde tijdens demeting”, ”Meetresultaat” en ”Foutcode voor het meetresultaat”.
Wanneer de opdracht ”Display OFF” wordt geselecteerd, wordt
de klok weergegeven.
De fabrieksinstellingen worden ingesteld op ”Display ON”.
Raadpleeg ”8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor
metingen”.

6.3.2. Meetresultaten opslaan
Gegevensverwerking van het meetresultaat
Gebruik het apparaat niet in een sterk elektromagnetisch veld.
Het geheugen voor meetresultaten heeft een capaciteit van 600
gegevenssets.
weergegeven en
Wanneer het geheugen vol is, wordt het teken
kan de recorder geen metingen uitvoeren totdat gegevens van derecorder worden verwijderd.

OpmerkingVerwijder gegevens in het geheugen voordat u de recorder aan een
nieuwe patiënt geeft. We raden aan om voor iedere persoon apartegeheugengegevens op de recorder te gebruiken. Als de recordergegevens van meerdere mensen opslaat, kunnen gegevens
mogelijk niet juist worden verwerkt.
38

6.3.3. Meetresultaten uitvoeren
De meetgegevens die zijn opgeslagen in het geheugen kunnen
worden uitgevoerd naar het randapparaat via
USB-gegevensoverdracht.
Raadpleeg ”8.8. De recorder aansluiten op een
gespecialiseerd randapparaat”.
Verwijder in geen geval de kabel terwijl USB-communicatie
plaatsvindt. Dit kan de gegevens beschadigen.

OpmerkingWanneer de batterij-indicator
aangeeft, kan
gegevensoverdracht niet worden gebruikt. Vervang de batterijenom gegevensoverdracht te gebruiken.

6.3.4. ID -Nummers
Het ID-nummer in de fabrieksinstellingen is ”0”.
Configureer ID-nummers met behulp van gespecialiseerde
randapparaten.

OpmerkingID-nummers kunnen niet met de recorder worden
geconfigureerd, maar alleen via een gespecialiseerd
randapparaat.

39

7. De recorder voorbereiden

7.1. Batterijen plaatsen (batterijen vervangen)
Plaats twee nieuwe batterijen en let op de richtingen van de ”+”
en ”-” in het batterijvak voordat u de recorder gebruikt.
Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
Verwijder batterijen uit de recorder als deze een lange tijd niet
wordt gebruikt. Batterijen kunnen lekken en een defectveroorzaken.
Gebruik twee alkalinebatterijen van type LR6 of aangewezen
oplaadbare AA Ni-MH-batterijen.
Wanneer u de batterij in het batterijvak plaatst, drukt u eerst op
de veeraansluiting met de ”-”-zijde van de batterij. Vervolgens
voegt u de ”+”-zijde in.
Als de batterij wordt geplaatst met de ”+”-zijde eerst, kan dehuls van de batterij beschadigd raken door de veeraansluiting.
Combineer en gebruik geen verschillende soorten batterijen of
gebruikte en nieuwe batterijen. Dit kan een lekkage,
oververhitting of schade veroorzaken.

OpmerkingWanneer het batterijniveau op niveau 1
staat, vervangt u debatterijen door twee nieuwe voordat u de recorder bevestigt.
De recorder kan geen bloeddrukmeting of gegevensoverdracht
uitvoeren terwijl niveau 1
wordt weergegeven.
Wanneer de batterij en ingebouwde batterij beide leeg zijn, wordt er
niets weergegeven.
Plaats de batterijen in de richting van het symbool ().

40

Procedure

Plaats de batterijen.

Stap 1. Open de batterijklep.
Stap 2. Verwijder gebruikte batterijen.
Stap 3. Raadpleeg het symbool
voor de richting () inhet batterijvak. Plaats
twee nieuwe batterijen metde ”+”- en ”-”-zijde in dejuiste richting.

Stap 1. Open.

Druk op de
veeraansluiting metde ”-”-zijde van debatterij.
Stap 4. Plaats de batterij door op
Stap 2. Verwijder batterijen. Stap 6. Sluit.
de ”+”-zijde te drukken.
Stap 3. Druk op veeraansluiting.
Stap 5. Plaats de tweede batterij
Stap 4. Plaats.
op dezelfde manier.
Stap 6. Sluit de batterijklep.

Houd batterijen en de batterijklep buiten het bereik van baby's
en kinderen, om verstikkingsgevaar door inslikken of andere
ongevallen te voorkomen.
Gebruik standaard AA-batterijen. Gebruik geen opgezetteoplaadbare batterij of een batterij die is verpakt in tape.
Hierdoor kan de klep mogelijk moeilijk worden geopend.
41

7.1.1. Batterijen vervangen
Meetresultaten en instellingen worden opgeslagen wanneer debatterijen worden verwijderd. Wanneer de ingebouwde batterij
leeg raakt, wordt de datum ingesteld op 01-01-2017 00:00.
Controleer de tijd en stel deze in op de huidige tijd wanneer debatterijen worden vervangen. Raadpleeg ”8.2.2. De klok en de
bewakingsfunctie voor metingen” om de klok in te stellen.

7.2. De houder voorbereiden
OpmerkingWanneer de houder wordt bevestigd, gebruikt u de accessoireriem.
We raden u aan een riem te gebruiken om de recorder te bevestigen
bij de patiënt.
Gebruik de accessoirehouder wanneer derecorder wordt gebruikt. Bevestig de houder
aan de accessoireriem of de riem van dekleding die de patiënt draagt.

HouderRiem

42

7.3. Inspectie voor gebruik
Controleer of de recorder goed, veilig en effectief werkt
voordat u deze gebruikt.
Controleer de volgende checklist voor/na het plaatsen van debatterijen.
Als een probleem wordt gevonden, stopt u met het gebruik van
de recorder en bevestigt u het label ”Defect” of ”Niet gebruiken”.
Neem contact op met uw lokale leverancier om het apparaat telaten repareren.

7.3.1. Checklists voor de plaatsing van de batterij
Nr.

FunctieOmschrijving
Geen schade of vervorming na vallen.

1

Buitenkant

2Batterij

Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang
deze door twee nieuwe batterijen voordat depatiënt de recorder gebruikt.

3

ManchetControleer of de manchet niet gerafeld is. Als demanchet gerafeld is, kan deze barsten door deinterne druk.

4

Aansluiting
van manchet

5

Aansluitingen

Geen schade of slechte bevestiging van
schakelaars enz.

Controleer of er geen knikken of vouwen in deluchtslang zitten.
Controleer of de luchtaansluiting en de connector
stevig zijn aangesloten.
Controleer of er geen schade is aan deaccessoires. (Houder, riem, enz.)437.3.2. Checklists na de plaatsing van de batterij
Nr.

Gedeelte

Omschrijving

1

Batterij

Controleer of er geen brand, rook of naregeuren zijn.

2

SchermControleer of het scherm alles correct weergeeft.

3

Bedieningsfuncties Controleer of de recorder correct werkt.

4

MetingControleer of u geen vreemd geluid hoort.

Controleer of de bewerking voor metingencorrect kan worden uitgevoerd. Controleer of debevestiging van de manchet, de meting, het
scherm en het resultaat correct zijn.

44

8. Bedieningsfuncties

8.1. Stroomschema bedieningsfuncties
OpmerkingDe oorspronkelijke instellingen (van de ingebouwde klok,
bewakingsfunctie en beginwaarde voor drukregeling) en het
vooringestelde programma (A-BPM en S-BPM) hoeven niet elkekeer te worden opgeslagen. Ze worden opgeslagen wanneer deinstellingen worden verwijderd, bijgewerkt en wanneer de recordervoor de eerste keer wordt gebruikt.
De instellingen van de recorder kunnen worden opgeslagen met
een gespecialiseerd randapparaat. Zie de instructiehandleiding van
ABPM Data Manager.
Meetprocedures van A-BPM en S-BPM zijn verschillend.
A-BPM kan zes paar willekeurige starttijden en intervallen
specificeren voor elke 24 uur en kan automatisch bloeddruk metenen vastleggen.
S-BPM gaat ervan uit dat een patiënt zelf de eigen bloeddruk meetthuis of in het ziekenhuis. In deze modus kunt u vijf typen
programma's gebruiken, al naar gelang het gebruik.

45

De batterijen installeren.
De oorspronkelijke instellingen van de ingebouwde klok,
bewakingsfunctie voor metingen en drukregelingwaarde.

A-BPM

S-BPM

Sla vooringesteld programma
A-BPM op.

Sla vooringesteld programma
S-BPM op.

Bevestig de recorder enmanchet.

Bevestig de recorder enmanchet.

Zet de AUTO -schakelaar
op ”ON”.

Zet de AUTO -schakelaar op ”OFF”.

A-BPM

Druk op de

Zet de AUTO -schakelaar
op ”OFF”.

START -schakelaar.

Professionele
bloeddrukmeting

OBP

Automatische professionele
bloeddrukmeting
AOBP
Bloeddrukmeting thuis HBP
Sluit de recorder aan op een
gespecialiseerd randapparaat.
Gegevens worden verwerkt.

Automatische bloeddrukmeting
nacht
ANBP

Reinig en bewaar het product.

Automatischezelfbloeddrukmeting ASBPDe hele gebruiksprocedure46

8.2. Oorspronkelijke instellingen
8.2.1. Fabrieksinstellingen
De fabrieksinstellingen (oorspronkelijke instellingen) worden hieronder
beschreven:

Algemene functies van de instellingen
Functie

Fabrieksinstelling

Bewakingsfunctie

ON (wordt aangegeven)

Jaar, Maand, Dag, Uur, Minuut

Datum van verzending

Functies van A-BPM

Functie

Fabrieksinstelling

Slaapmodus

OFFIntervaltijd wanneer de slaapmodus is ON

30 minuten

Starttijd van sectie 1

0 uur

Intervaltijd van sectie 1

30 minuten

Starttijd van sectie 2

0 uur #1

Starttijd van automatische metingOFF

Werkingstijd van automatische metingOFF

De inhoud van de fabrieksinstellingen

Wanneer de AUTO -schakelaar op ”ON” wordt gezet, wordt
A-BPM gestart. De bloeddruk wordt elke 30 minuten gemeten totdat
de schakelaar op ”OFF” wordt gezet.

#1 : De instellingen tussen de intervaltijd van sectie 2 en deintervaltijd van sectie 6 worden weggelaten omdat de starttijd
van sectie 1 en 2 dezelfde waarde zijn.
47

Functies van S-BPM
Functie

Fabrieksinstelling

Programmaselectie
Professionele
bloeddrukmeting

Professionele bloeddrukmeting (OBP)
N.v.t.

OBP

Automatische professionele Aantal metingen
bloeddrukmeting AOBP Intervaltijd

2 keerAantal metingen

2 keerStarttijd van sectie

2 uur

Bloeddrukmeting thuis
HBP Intervaltijd

Automatische
bloeddrukmeting nacht
Aantal metingen
ANBP Intervaltijd

Starttijd van alarm

Automatischezelfbloeddrukmeting
Aantal metingen
ASBP Intervaltijd

5 minuten
1 minuut
2 keer
1 minuut
7 uur, 22 uur
2 keer
1 minuut

De inhoud van de fabrieksinstellingen

Wanneer de/ -schakelaar wordt ingedrukt nadat de
AUTO -schakelaar op ”OFF” wordt gezet, wordt het
vooringestelde programma van S-BPM (OBP) gestart. Het
programma (OBP) meet de bloeddruk één keer en slaat het
resultaat op in het geheugen.

8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor metingen
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via devolgende methoden.
Het gebruik van schakelaars op de recorder.
Het gebruik van een gespecialiseerd randapparaat dat wordt
aangesloten op de recorder via de USB-kabel.
48

Bedieningsprocedure met schakelaars
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op ”OFF”.

Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op de
START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug te gaannaar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Houd terwijl u de knop START/STOP ingedrukt houdt, deknop EVENT ingedrukt tot Display (na Sleep ) wordt
weergegeven in de OLED.
Stap 4. De bediening van de schakelaars werkt als volgt:
EVENT -schakelaar ..........Wijziging van de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ..Beslissing, volgende functie, einde vaninstellingen.
Gebruik deze schakelaars daarna in andere functies.
Stap 5. Na het configureren van de instellingen drukt u op de
START/STOP -schakelaar om terug te gaan naar dewachtmodus.
Functie
Bewakingsfunctie
Jaar
Maand
Dag
Uur
MinuutOLED
Display
Clock
Year
Clock
Mon.
Clock
Day
Clock
Hour
Clock
Min.

Bereik
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx = OFF, ON
xx =17 tot 99. Laatste twee cijfers van

xx = maand 1 tot 12
xx = dag 1 tot 31xx =0 tot 23 uur

xx =0 tot 59 minuten

Aangegeven tekens : Fabrieksinstellingen en oorspronkelijke
instellingen wanneer de batterijen helemaal leeg zijn.
498.2.3. Beginwaarde voor drukregeling
Vooraf kan een beginwaarde voor de drukregeling worden ingesteld.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Als AUTO is opgegeven als beginwaarde voor de drukregeling,
wordt automatisch een correcte drukregelingwaarde
geselecteerd. De fabrieksinstelling is 180 mmHg.
Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op de
START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug te gaannaar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Selecteer een drukregelingwaarde met de START/STOP-schakelaar.
AUTO -schakelaar op ”OFF”
S-BPM-programma
Drukregelingwaarde
Huidige tijd

8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via
de volgende methoden.
Het gebruik van schakelaars op de recorder.
Het gebruik van een gespecialiseerd randapparaat dat wordt
aangesloten op de recorder via de USB-kabel.
A-BPM kan alleen worden gebruikt terwijl de automatische meting
wordt uitgevoerd.
50Bedieningsprocedure met schakelaars

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op de
START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug te gaannaar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Houd terwijl u de knop START/STOP ingedrukt houdt, de knop
EVENT ingedrukt tot Sleep wordt weergegeven in de
OLED.
Stap 4. Stel de slaapmodus in met de volgende schakelaars.
Als de slaapmodus op ”ON” staat, gaat u door naar stap 5.
EVENT -schakelaar...........Wijziging van de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ..Beslissing, volgende functie.
Stap 5. Geef de starttijd en interval op voor maximaal zes secties met devolgende schakelaars.
EVENT -schakelaar...........Wijziging van de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ..Beslissing, volgende functie.
Stap 6. Geef de starttijd and werkingstijd van de automatische meting
op met de volgende schakelaars.
EVENT -schakelaar...........Wijziging van de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ..Beslissing, volgende functie, einde vande instellingen.
Stap 7. Na het voltooien van de instellingen gaat de recorder in dewachtmodus.
Verwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden
geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen
opnieuw in.

51

8.3.1. Functies en parameters A-BPM
Het vooringestelde programma voor A-BPM werkt als volgt:
Functie

OLED
Parameter
Sleep
Slaapmodus#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervaltijd
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuten
Starttijd Hour 1 xx = 0 tot 23 uur
xx
Sectie1
Intervaltijd Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minuten
xx
Hour
2
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie2
Intervaltijd Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
xx
Starttijd Hour 3 xx = 0 tot 23 uur
xx
Sectie3
Cycle 3
Intervaltijd
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Hour 4
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie4
Cycle 4
Intervaltijd
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Hour 5
Starttijd
xx xx = 0 tot 23 uur
Sectie5Intervaltijd Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
xx
Starttijd Hour 6 xx = 0 tot 23 uur
xx
Sectie6Cycle
6Intervaltijd
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minuten
Starttijd START#3, #4xx xx = OFF , 0 tot 23 uur
Operation
Werkingstijd#3, #4xx xx = OFF , 1 tot 27 uur
Automatische meting

Aangegeven tekens : Fabrieksinstellingen.
52

#1 : Wanneer de slaapmodus op ”ON” is ingesteld, kunnen destarttijd en werkingstijd van de geautomatiseerde meting ende intervaltijd van de slaapmodus worden gebruikt. Deintervaltijd van deze secties (1 t/m 6) kan niet worden
gebruikt.
#2 : Wanneer de slaapmodus op ”OFF” is ingesteld, wordt deintervaltijd van de slaapmodus niet weergegeven.
#3 : Voorbeeld voor geautomatiseerde meting.
Als de starttijd is opgegeven terwijl de werkingstijd op ”OFF”
is ingesteld, start A-BPM wanneer de schakelaar AUTO
op ”ON” wordt ingesteld op de vooraf ingestelde starttijd en
gaat het proces door tot de schakelaar AUTO op ”OFF”
wordt gezet. Als de schakelaar AUTO opnieuw op ”ON”
wordt gezet, start A-BPM op de vooraf ingestelde starttijd.

OpmerkingAls de werkingstijd is opgegeven en de schakelaar AUTO
wordt gebruikt A-BPM, wordt A-BPM voortgezet voor dewerkingstijd van deze bewerking.
#4 : Voorbeeld voor geautomatiseerde meting.
Als de starttijd op ”OFF” wordt ingesteld en werkingstijd is
opgegeven, wordt A-BPM zodra de schakelaar AUTO
op ”ON” wordt gezet, gestart voor dewerkingstijd. Als deschakelaar AUTO op ”OFF” wordt gezet tijdens A-BPM,
wordt A-BPM stopgezet. Als deze schakelaar AUTO weer
op ”ON” wordt gezet, wordt A-BPM uitgevoerd gedurende dewerkingstijd.

OpmerkingAls de starttijd is opgegeven en de schakelaar AUTO
wordt gebruikt tijdens A-BPM, wordt A-BPM stopgezet en
wordt het de volgende dag op de vooraf ingestelde starttijd
gestart.
53

De inhoud van het item

Slaapmodus:
U kunt de intervaltijd opgeven voor de geautomatiseerde
meting. De intervaltijd van deze secties (1 t/m 6) kan niet
worden gebruikt. Zie ”6.1.2. Slaapfunctie en intervaltijd”.
Sectie:24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld. U kuntvoor elke sectie de starttijd en interval opgeven. A-BPM kan
alleen worden gebruikt terwijl de automatische meting wordt
uitgevoerd.
Geautomatiseerde meting:
A-BPM kan van begin tot eind worden gecontroleerd. Geef destarttijd en werkingstijd op. Zie ”8.3.2. Voorbeelden van
A-BPM-programma's”.

54

8.3.2. Voorbeelden A-BPM-programma's
Voorbeeld Starttijden en intervallen. Vereenvoudigde invoer.

24:00
Dubbele secties
22:00 00:00
Sectie 2
De starttijd van sectie 1 = 7:00
De intervaltijd van sectie 1 =15
18:00
6:00
7:00
De starttijd van sectie 2 = 22:00
Sectie 1
De intervaltijd van sectie 2 =60
12:00
De starttijd van sectie 3 = 7:00 ·················· Hetzelfde als sectie 1

Sectie 3 en de volgende functies worden niet weergegeven omdat destarttijd van sectie 3 hetzelfde is als sectie 1.
Wanneer de starttijd van sectie 2, 3, 4, 5 of 6 hetzelfde is als sectie 1,
worden deze starttijden en intervallen niet weergegeven.

Voorbeeld 1 Automatische meting

De starttijd van de automatische meting = OFF.
De werkingstijd van de automatische meting = OFF.
Wanneer de AUTO -schakelaar wordt ingesteld op ”ON”, wordt
A-BPM uitgevoerd volgens de starttijd en het interval van elke
sectie totdat de AUTO -schakelaar wordt ingesteld op ”OFF”.
Bloeddrukmeting

Niet gemeten

Sectie 1
AUTO -schakelaar op ”ON”

Sectie 2
AUTO -schakelaar op ”OFF”

55

Tijd

Voorbeeld 2 Automatische meting

De starttijd van de automatische meting = 7:00,
De werkingstijd van de automatische meting = OFF.
Wanneer de AUTO -schakelaar op ”ON” wordt ingesteld, wordt
A-BPM om 7:00 gestart. A-BPM wordt voortgezet volgens destarttijd en interval van elke sectie totdat de AUTO -schakelaar
wordt ingesteld op ”OFF”.
7:00

Bloeddrukmeting

Sectie 1
AUTO -schakelaar
op ”ON”

Niet gemeten

Sectie 2
AUTO -schakelaar
op ”OFF”

Tijd

Voorbeeld 3 Automatische meting

De starttijd van de automatische meting = OFF.
De werkingstijd van de automatische meting = 26 uur.
Wanneer de AUTO -schakelaar wordt ingesteld op ”ON”, wordt
A-BPM voortgezet volgens de starttijd en interval van elke
sectie gedurende 26 uur.
Bloeddrukmeting
Niet gemeten

Sectie 1

Sectie 2
Na 26 uur

AUTO -schakelaar op ”ON”

56

Tijd

8.4. S-BPM-programma's
De oorspronkelijke instellingen kunnen worden geconfigureerd via devolgende methoden.
Het gebruik van schakelaars op de recorder.
Het gebruik van een gespecialiseerd randapparaat dat wordt
aangesloten op de recorder via de USB-kabel.

Bedieningsprocedure met schakelaars

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Houd terwijl u de knop/
START/STOP ingedrukt tot
LCD.

ingedrukt houdt, de knop
wordt weergegeven in deStap 3. Selecteer het S-BPM-programma met de volgende schakelaars.
Programma: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP
/ -schakelaar ..............Wijziging van de huidige parameter.
START/STOP -schakelaar ....Beslissing, volgende functie.
Stap 4. Geef een functie op (aantal metingen, intervaltijd, starttijd enstarttijd van alarm) op met de volgende schakelaars.
/ -schakelaar ..............Wijziging van de huidige parameter.
START/STOP-schakelaar .....Beslissing, volgende functie, einde
van instellingen.
Stap 5. Na het voltooien van de instellingen wordt de S-BPM-klok
weergegeven.

Verwijder de batterijen niet terwijl de instellingen worden geladen.
Als de batterijen worden verwijderd, voert u de instellingen
opnieuw in.

57

8.4.1. Functies en parameters S-BPM
Programma

Functie

Parameter

S-BPM-programma
Programma

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Professionele bloeddrukmeting
OBP

N.v.t.

N.v.t.

Automatische professionele bloeddrukmeting
AOBP

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

5,

3 tot 10 minuten

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

1,

1 tot 5 minuten

Bloeddrukmeting thuis
HBP

Automatische bloeddrukmeting nacht
ANBP

Starttijd

2,

0 tot 23 uur

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

1,

1 tot 5 minuten#1

Automatische zelfbloeddrukmeting
ASBP

Starttijd van alarm

7 , 22 , 0 tot 23 uur

Aantal metingen

2,

1 tot 5 keer

Intervaltijd

1,

1 tot 5 minuten#2

Aangegeven tekens : Fabrieksinstellingen.
#1 : 24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld.
In elke sectie kan de starttijd van de bloeddrukmeting worden
opgegeven.
#2 : 24 uur kan in maximaal zes secties worden verdeeld.
In elke sectie kan de starttijd van alarm voor de bloeddrukmeting
worden opgegeven.
588.4.2. Voorbeelden van S-BPM-weergave
Weergave professionele bloeddrukmeting

Voor OBP zijn er geen instellingen om te
configureren.

OBP

Weergave automatische professionele bloeddrukmeting AOBPAOBP gebruikt het vooringestelde aantal metingen en de intervaltijd.
AOBP voert een ”1 bereik” uit na een wachtmodus, zodat depatiënt zich kan ontspannen.
Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's” voor ”1 bereik”.

Aantal metingen

Intervaltijd

Weergave bloeddrukmeting thuis

HBP

HBP gebruikt het vooringestelde aantal metingen en de intervaltijd.
HBP voert ”1 bereik” uit.
Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's” voor ”1 bereik”.

Aantal metingen

Intervaltijd
59

Weergave automatische bloeddrukmeting nacht

ANBP

De ANBP kan tot zes vooringestelde starttijden voor ”1 bereik”
specificeren. Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's” voor ”1
bereik”.
Wanneer de laatste starttijd hetzelfde is als de eerste starttijd, is
het instellen van starttijd voltooid. Geef vervolgens het aantal
metingen en de intervaltijd op voor ”1 bereik”.

Eerste starttijd

2e starttijd

Aantal metingen

3e starttijd

Intervaltijd

Voorbeeld Instellingen en vereenvoudigde invoer

24:00
22:00 00:00

4:00
De meting wordt uitgevoerd om 22:00 en 4:00. 18:00
6:00
De starttijd van sectie 1 =4:00
De starttijd van sectie 2 =
22:00
12:00
De starttijd van sectie 3 =4:00 ·············· Hetzelfde als sectie 1
De aantal metingen =2 keerDe intervaltijd =0:01 minuut

60

Weergave automatische zelfbloeddrukmeting

ASBP

De ASBP kan tot zes vooringestelde starttijden voor het alarm specificeren.
/om
Bij elke starttijd is de zoemer te horen. Druk op de knopde ”1 bereik” uit te voeren wanneer u de zoemer hoort. Zie ”6.2.1.
S-BPM-programma's” voor de ”1 bereik”.

Wanneer de laatste starttijd hetzelfde is als de eerste starttijd,
is het instellen van starttijd voltooid. Geef vervolgens het aantal
metingen en de intervaltijd op voor ”1 bereik”.

1e starttijd vanalarm

Aantal metingen

2e starttijd van
alarm

3e starttijd van
alarmIntervaltijd

Voorbeeld Instellingen en vereenvoudigde invoer

24:00
22:00 00:00

De zoemer klinkt om 22:00 en 7:00.
18:00
6:00
Druk op de/ -schakelaar om
7:00
de ”1 bereik” uit te voeren.
De starttijd van sectie 1 =
22:00
12:00
De starttijd van sectie 2 =7:00
De starttijd van sectie 3 =22:00 ············· Hetzelfde als sectie 1
De aantal metingen =2 keerDe intervaltijd =0:01 minuut

61

8.5. Meetwaarden verwijderen

Doel van bewerking en uitleg van functie

Meetwaarden worden verwijderd maar instellingen worden niet
verwijderd.
U kunt de volgende methoden gebruiken om de initiële instellingen teconfigureren.
Met de knoppen en schakelaars op de recorder.
Met de toegewezen randapparatuur die via de USB-kabel op derecorder is aangesloten.
Als meetwaarden verwijderd zijn, kunnen deze niet meer
worden gebruikt. Maak reservekopieën voordat u gegevens
verwijdert.
Verwijder de meetwaarden voor de laatste patiënt voordat
de volgende patiënt de recorder gebruikt.
Het kan meerdere seconden duren voordat gegevens
verwijderd zijn.
Gebruik de recorder niet, zodat de gegevens correct worden
verwijderd.

Gebruiksprocedure bij gebruik van knoppen en schakelaars

Stap 1. Zet de schakelaar AUTO op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar dewachtmodus-display.
Stap 3. Houd terwijl u de knop START/STOP ingedrukt houdt, deknop EVENT ingedrukt tot DataClear (na Sleep en
Display ) in de OLED wordt weergegeven.
Stap 4. Selecteer een bewerking.
Als u gegevens wilt verwijderen, dient u de knop
START/STOP ingedrukt te houden. Erasing begint teknipperen onder DataClear in de OLED en het
verwijderen van gegevens wordt gestart. Ga na verwijdering
door met stap 5.
Als u de gegevens wilt houden (niet verwijderen), drukt u op
de knop EVENT en gaat u door met stap 5.
Stap 5. De recorder keert terug in de wachtmodus.
628.6. Het product bevestigen aan de patiënt
8.6.1. Informatie voor patiënten
Leg het volgende uit aan de patiënt, zodat hij of zij de recorderveilig kan gebruiken.

Voorzorgsmaatregel tijdens de bloeddrukmeting

Ontspan de arm en blijf rustig wanneer het opblazen begint.
Houd uw arm tijdens de meting in dezelfde positie.
Vermijd trillingen en geluid tijdens de meting.

De bloeddruk wordt gedurende ongeveer 1 minuut na dedrukregeling gemeten. Wees stil totdat de meting klaar is. Het
meetproces na het opblazen en voor het leeg laten lopen van demanchet duurt tot 170 seconden.
Na de drukregeling kan de manchet opnieuw worden opgeblazen
om de bloeddruk opnieuw te meten. Dit kan worden veroorzaakt
door beweging van het lichaam enz.
Mogelijk start de recorder de bloeddrukmeting na ongeveer 120
wanneer de meetgegevens ongeldig zijn en de volgende meting
langer dan 8 minuten later plaatsvindt. Dit kan wordenveroorzaakt door beweging van het lichaam enz.
Mogelijk zit de recorder in de weg bij de bediening vanvoertuigen en machines. Bedien geen voertuigen en machines
terwijl u de recorder draagt.

De meting stoppen of onderbreken

Druk op de START/STOP -schakelaar om de bloeddrukmeting
te stoppen. Een foutcode wordt opgeslagen in het geheugen. De
bloeddruk wordt opnieuw gemeten na 120 seconden.

63

Bij A-BPM en de modi ANBP en ASBP van S-BPM kan alleen
de huidige bloeddrukmeting worden onderbroken en wordt ”1
bereik” uitgevoerd op de volgende starttijd. Stel de
AUTO -schakelaar in op ”OFF” om A-BPM uit te stellen.
Verwijder de manchet als de huidige bloeddrukmeting niet kan
worden gestopt met de START/STOP -schakelaar.
Druk op de START/STOP -schakelaar om de meting testoppen. De ”1 bereik” wordt alsnog uitgevoerd op devolgende starttijd voor A-BPM en de modi ANBP en ASBPvan S-BPM.
Wanneer de arm pijn doet of er onvoorziene
omstandigheden optreden, stopt u de meting, verwijdert u
de manchet en raadpleegt u de arts.
Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF” om A-BPM uit testellen.
Zet de schakelaar AUTO op ”ON” als u de automatische meting
van A-BPM wilt hervatten. Het symbool
wordt weergegeven inde LCD en OLED. Het vastleggen van gegevens gaat door tot het
apparaat op ”OFF” wordt gezet.

De handmatige meting gebruiken tijdens A-BPM

De procedure voor een tijdelijke meting die niet in het vooraf
ingestelde programma is opgenomen.

Stap 1. Als de OLED-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar de display
van de A-BPM-wachtmodus.
Stap 2. Druk op de START/STOP -schakelaar om de bloeddruk direct
te meten tijdens A-BPM.
Stap 3. Meetresultaten worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer de START/STOP -schakelaar wordt ingedrukt tijdens
de meting, wordt de meting onderbroken.

64Voorzorgsmaatregelen bij het dragen van de recorder

De recorder is een precisie-instrument. Laat de recorder niet
vallen en zorg dat de recorder niet schokt.
De recorder en manchet kunnen niet tegen water(waterbestendig). Zorg dat het product niet in contact komt met
regen, zweet en water.
Plaats geen voorwerpen op het product.
Wanneer de manchet wordt verplaatst door overmatige
beweging of oefeningen, bevestigt u de manchet weer.
Plaats de luchtslang zodanig dat er geen knikken in zitten en deslang niet rond de nek ligt wanneer u slaapt.

Batterijen vervangen

Wanneer het teken
wordt weergegeven, kan de recorder
geen bloeddruk meten of communiceren met het
gespecialiseerde randapparaat. Vervang de batterijen direct door
twee nieuwe.

8.6.2. Manchethoes
OpmerkingHoud de manchet en de manchethoes schoon.
Vervang de manchethoes bij iedere persoon.
Gebruik de manchethoes die bij de optionele manchetten
passen.

65

8.6.3. De manchet, houder en recorder bevestigen
Bevestig de manchet niet als de patiënt een huidontsteking,externe wonden enz. heeft.
Verwijder de manchet als de patiënt een huidontsteking of
ander symptoom heeft.
Zorg dat de luchtslang niet rond de nek en het lichaam
wordt gedraaid.
Wees voorzichtig als u de recorder bij kleine kinderen
gebruikt, vanwege een gevaar voor verstikking.
Sluit de connector van de luchtslang goed aan totdat deze
niet meer verder draait. Als de luchtslang niet goed isaangesloten, kan er lucht ontsnappen en treedt een
meetfout op.

Opmerking

Bevestig de manchet op de juiste positie en wikkel deze rond dearm zodat de bloeddruk op de juiste manier wordt gemeten.
Voorkom dat de manchet en luchtslang trillen tijdens de meting.
De recorder meet kleine wijzigingen in de luchtdruk in demanchet.
De meegeleverde manchet is een manchet voor volwassenenvoor de linkerarm. Als deze manchet niet past, koopt u een
optionele manchet.
Armomvang
Kleine manchet
15 tot 22 cm
05,9" tot 08,7"
Manchet voor
20 tot 31 cm
07,8" tot 12,2"
volwassenen
Grote manchet
28 tot 38 cm
11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet 36 tot 50 cm
14,2" tot 19,7"
Houd de manchet school.
We raden de patiënt aan de houder en riem te dragen.
De manchet bevat geen natuurlijk rubber (latex).
66

De manchet, recorder en houder bevestigen

Stap 1. Steek het uiteinde van de manchet door de ring en maak er
een armband van.
Stap 2. Zoek de bovenarmslagader van de linkerarm via palpatie.
Stap 3. Bevestig de manchet direct op de huid zodat de witte markering direct
boven de bovenarmslagader zit en de onderrand van de manchet
ongeveer 1 - 2 cm boven de binnenkant van de elleboog zit.
Stap 4. Wikkel de manchet om zodat de ring binnen het bereik valt,
de manchet vlak ligt en niet naar beneden schuift, maar laat
ruimte over zodat u twee vingers tussen de manchet en dearm kun steken.
Stap 5. Bevestig de luchtslang met tape zodat deze over de schouder
loopt.
Stap 6. Steek de riem door de houder.
Stap 7. Pas de riem aan zodat de houder aan de linkerkant zit.
Stap 8. Sluit de luchtplug aan op de luchtaansluiting van de recorder.
Stap 9. Plaats de recorder in de houder.
Stap 1. Ring

Stap 2. Bovenarmslagader
Stap 3. Witte markeringvoor positie
slagaderOngeveer1 - 2 cm erboven

Manchet
IK
RE
BE

Stap 3. Witte markering voor
positie slagader
Stap 4. Houd ruimte over voor
twee vingers

67

Stap 5. Tape

Stap 5. Luchtslang

Stap 5. Klem

Luchtslang

Stap 5. Manchet

Stap 7. Riem
Stap 7. Houder
Stap 8. Luchtplug
Stap 8. Luchtaansluiting

Stap 9. Plaats
HouderStap 6. Riem
68

8.7. Bedieningsfuncties bloeddrukmeting
8.7.1. Bedieningsfuncties A-BPM
Wanneer A-BPM wordt gestart, wordt de bloeddruk gemeten
volgens de vooringestelde parameters.

OpmerkingStel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling invoordat u de meting uitvoert, omdat A-BPM ze gebruikt.
Raadpleeg ”8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor
metingen” en ”8.3. Vooringestelde A-BPM-programma's”.
Wanneer de recorder wordt verwijderd, stelt u de AUTO -schakelaarin op ”OFF”.
Als de recorder wordt verwijderd tijdens A-BPM en de manchet
weer wordt opgeblazen bij de volgende starttijd, kan demanchet breken. Wanner A-BPM wordt voortgezet, stelt u de
AUTO -schakelaar in op ”ON”.
Het teken

wordt weergegeven terwijl A-BPM wordt gebruikt.

Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdens de
A-BPM-wachtmodus.
Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan
worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer A-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode E07
weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.

A-BPM starten
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op ”ON”.

Stap 2. Het symbool
wordt weergegeven in de OLED en LCD.
A-BPM wordt gestart.
69

A-BPM uitstellen
Stap 1. Stel deStap 2. Het

AUTO -schakelaar in op ”OFF”.

-teken wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -schakelaar wordt ingedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de lucht uit de manchet direct leeg enwordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echtervoortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd
volgens de A-BPM-instellingen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar de display
van de A-BPM-wachtmodus. De A-BPM-wachtmodus is een
status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens deintervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -schakelaar tijdens de
A-BPM-wachtmodus.

De intervaltijd verlengen of instellen op de beginwaarde

Wanneer de slaapmodus op ”ON” staat en de
EVENT -schakelaar wordt ingedrukt tijdens
A-BPM-wachtmodus, wordt de intervaltijd verdubbeld.

70

8.7.2. Bedieningsfuncties S-BPM
OpmerkingStel de ingebouwde klok en beginwaarde voor drukregeling in voordat
u de meting uitvoert, omdat ze worden gebruikt voor S-BPM.
Raadpleeg ”8.2.2. De klok en de bewakingsfunctie voor
metingen” en ”8.4. S-BPM-programma's”.
Verwijder de batterijen wanneer de patiënt de recorder enmanchet verwijdert tijdens het gebruik van ANBP of ASBP (zelfs
tijdens de wachtmodus). Als er nog batterijen in het batterijvak
zitten, kan de manchet kapot gaan wanneer de recorder demanchet opblaast bij de volgende ”1 bereik”. Als de patiënt
doorgaat met metingen, plaatst hij de batterijen en drukt hij opde/ -schakelaar.
Handmatige bloeddrukmeting kan worden uitgevoerd tijdens de
S-BPM-wachtmodus.
Het meetresultaat van de handmatige bloeddrukmeting kan
worden opgeslagen in het geheugen.
Wanneer S-BPM wordt stopgezet, wordt de foutcode E07
weergegeven in de OLED en wordt deze in het geheugen
opgeslagen.

S-BPM starten
Stap 1. Stel de

AUTO -schakelaar in op ”OFF”.

Stap 2. De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's
Bedieningsfuncties
Professionele bloeddrukmeting
OBP Druk op de/ -schakelaar
Automatische professioneleom het vooringestelde
bloeddrukmeting
AOBP programma te starten tijdens
Bloeddrukmeting thuis
HBP de wachtmodus.
Automatische bloeddrukmeting nacht
Vooringesteld programma
ANBP gaat in standby tot
de ”starttijd” of ”starttijd vanAutomatische zelfbloeddrukmeting ASBP
alarm”.
71

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van S-BPM)

Stap 1. Als de LCD-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar de display
van de S-BPM-wachtmodus.
Stap 2. Druk op de/ -schakelaar tijdens de S-BPM-wachtmodus.
De bloeddrukmetingen van ”1 bereik” worden direct uitgevoerd.

S-BPM stoppen of onderbreken

De bediening werkt als volgt:

S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Professionele
bloeddrukmeting OBP
Automatische
professionele
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
AOBP
Bloeddrukmeting thuis
HBP
Automatische
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting nacht bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt dezoemer.
#1
Automatische
Als u de recorder helemaal moet stoppen,
zelfbloeddrukmetingverwijdert u de batterijen. Uit de recorder of
ASBP
schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1 : Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's”.

72

8.7.3. Handmatige meting
Gebruik de handmatige bloeddrukmeting voor een voorlopige
testmeting en een directe bloeddrukmeting.

OpmerkingHandmatige bloeddrukmeting kan direct worden uitgevoerd
tijdens een wachtmodus.
Het meetresultaat wordt opgeslagen in het geheugen.

Direct de bloeddruk meten tijdens A-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van A-BPM)

Stap 1. Als de OLED-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar de display
van de A-BPM-wachtmodus. De A-BPM-wachtmodus is een
status waarin de bloeddruk niet wordt gemeten tijdens deintervaltijd.
Stap 2. Druk op de START/STOP -schakelaar tijdens de
A-BPM-wachtmodus.

Direct de bloeddruk meten tijdens S-BPM.
(Handmatige bloeddrukmeting van S-BPM)

Stap 1. Als de LCD-indicatie verborgen is, drukt u op de knop
START/STOP of EVENT om terug te keren naar de display
van de S-BPM-wachtmodus.
Stap 2. Druk op de/ -schakelaar tijdens de S-BPM-wachtmodus.
De bloeddrukmetingen van ”1 bereik” worden direct uitgevoerd.

73

8.7.4. Metingen stoppen en onderbreken
Doorlopende A-BPM-, S-BPM- en handmatige
bloeddrukmetingen kunnen direct worden gestopt of onderbroken.

OpmerkingWanneer de bloeddrukmeting wordt stopgezet, wordt de code E07
in de OLED weergegeven en in het geheugen opgeslagen.

A-BPM uitstellen

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Het-teken wordt verborgen. A-BPM wordt uitgesteld.

Stoppen tijdens A-BPM

Wanneer de START/STOP -schakelaar wordt ingedrukt tijdens
de bloeddrukmeting, loopt de lucht uit de manchet direct leeg enwordt de huidige meting gestopt. A-BPM wordt echtervoortgezet. De volgende bloeddrukmeting wordt uitgevoerd
volgens de A-BPM-instellingen.

74

S-BPM stoppen of onderbreken
De bediening werkt als volgt:
S-BPM-programma's

Bedieningsfuncties

Professionele
bloeddrukmeting OBP
Automatische
professionele
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting
bloeddrukmeting te stoppen.
AOBP
Bloeddrukmeting thuis
HBP
Automatische
Druk op de/ -schakelaar om debloeddrukmeting nacht bloeddrukmeting te stoppen. Bij de volgende
ANBP starttijd wordt de bloeddruk gemeten of klinkt dezoemer.
#1
Automatische
Als u de recorder helemaal moet stoppen,
zelfbloeddrukmetingverwijdert u de batterijen. Uit de recorder of
ASBP
schakelt u over op OBP, AOBP of HBP.
#1 : Raadpleeg ”6.2.1. S-BPM-programma's”.

75

8.8. De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat
8.8.1. Aansluiten via USB-kabel
Zie de instructiehandleiding van ABPM Data Manager voor decommunicatie-instellingen.

De kabel aansluiten
Sluit een goedgekeurde USB-kabel aan op demicro-USB-aansluiting.
Sluit de kabel in de juiste richting aan. Als de kabel niet correct
wordt aangesloten, kan dit leiden tot defecten en storingen.
Controleer of de aansluitkabel goed is aangesloten.
U kunt geen bloeddruk meten terwijl USB-communicatie
plaatsvindt.
Sluit de patiënt niet aan terwijl de recorder op de kabel isaangesloten. De kabel kan rond het lichaam of de nek
worden gedraaid.
Voorbereiding van gespecialiseerd randapparaat
Verwijder de recorder en de manchet bij de patiënt voordat u
de recorder (TM-2441) aansluit op een gespecialiseerd
randapparaat.

De recorder aansluiten op een gespecialiseerd randapparaat via de
USB-kabel
Stap 1. Open de micro-USB-aansluiting op de recorder.
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

Micro-USB-aansluiting
USB-kabel76Gegevenscommunicatie met gespecialiseerd randapparaat starten
Stap 1. Sluit de micro-USB-kabel aan op derecorder en het gespecialiseerde
randapparaat.

Stap 2. U hoort de zoemer en het symbool
Sluit de micro-USB-kabel aan
wordt in de LCD weergegeven.
De status vangegevenscommunicatie gaat in destandbystandby modus.
modus
Stap 3. Voer de analyse uit met het
gespecialiseerde randapparaat.
De status vangegevenscommunicatie gaat alleen
in de actieve online-modus tijdens
USB-communicatie.

Actieve
online-modus

Gegevenscommunicatie met gespecialiseerd randapparaat stoppen
Stap 1. Verwijder de kabel in de standby modus.

778.8.2. Bluetooth®-communicatie gebruiken
Een Bluetooth-apparaat moet met een apparaat worden gekoppeld
voordat er gecommuniceerd kan worden. Wanneer de recorder isgekoppeld met een apparaat, kunnen apparaten automatischcommuniceren.

OpmerkingZorg dat u alle andere Bluetooth-apparaten uitschakelt tijdens het
koppelen. U kunt niet meerdere apparaten tegelijk koppelen.
Als de recorder is gekoppeld aan een ander apparaat, wordt het
eerste apparaat ontkoppeld.
Als apparaten niet kunnen communiceren na het koppelen,probeert u het koppelen opnieuw uit te voeren.

Bluetooth®-Koppeling

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op
de START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug
te gaan naar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Houd de knop EVENT ingedrukt tot Pairing (naFlightMode ) wordt weergegeven in de OLED. De recorder
begint te wachten op een koppeling.
Stap 4. Zodra de Bluetooth-koppeling voltooid is, wordt het symbool
weergegeven in de LCD.
Druk op de knop EVENT als u de huidige koppeling wilt
annuleren. De recorder gaat door naar de wachtmodus-display.

78

8.8.3. Bluetooth®-communicatie onderbreken (vliegtuigmodus)
In de vliegtuigmodus kan Bluetooth-communicatie worden
onderbroken.

Vliegtuigmodus gebruiken

Stap 1. Stel de AUTO -schakelaar in op ”OFF”.
Stap 2. Als de indicatie op het scherm verborgen is, drukt u op
de START/STOP - of EVENT -schakelaar om terug
te gaan naar de weergave van de wachtmodus.
Stap 3. Houd de knop EVENT ingedrukt tot FlightMode wordt
weergegeven in de OLED.
Stap 4. De vliegtuigmodus kan worden in-/uitgeschakeld met de
START/STOP -schakelaar.
FlightModeON

START/STOP -schakelaar

FlightMode
OFF

Stap 5. Druk op de knop EVENT om terug te keren naar dewachtmodus-display.

799. Onderhoud

9.1. Product bewaren, inspectie en veiligheidsbeheer
Medische instrumenten zoals deze recorder moeten worden
onderhouden zodat ze goed functioneren wanneer dit nodig is,en de veiligheid van de patiënt en gebruiker wordt gewaarborgd.
De basisregel is dat de patiënt het instrument dagelijks moet
controleren via controlelijsten zoals bij ”Inspectie voor gebruik”.
Dagelijkse controle zoals de inspectie voor gebruik is nodig om
te zorgen dat de recorder goed blijft werken, veilig is en effectief
blijft.
We raden aan om ieder jaar een periodieke inspectie van derecorder uit te voeren.

OpmerkingDe medische instelling moet het onderhoud uitvoeren om tezorgen dat het medische instrument veilig wordt gebruikt.

80

9.2. Het product reinigen
Reinig de recorder voor en na gebruik.
Reinig de recorder voordat u deze bij de volgende patiënt
gebruikt.
U mag de recorder niet met water besproeien of in water
onderdompelen bij het reinigen. Dit zou een defect kunnenveroorzaken.
Gebruik de recorder door deze met een oplossing van water
en antiseptisch middel af te vegen, zodat er geen vocht
binnen de recorder komt.
Desinfecteer de recorder van tijd tot tijd om infecties tevoorkomen. Gebruik geen sterilisatieapparaat voor derecorder.
Gebruik geen organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld:
thinner), povidonjoodoplossing om de recorder te reinigen.
Dit kan verkleuring, schade en defecten veroorzaken.
Gebruik geen haardroger etc. om de recorder te drogen.
Dit kan defecten en beschadigingen veroorzaken.
Controle na het reinigen van de manchet
Controleer of de manchetblaas goed in de manchetdoek isaangebracht. Als deze niet goed is aangebracht, kan tijdens
het opblazen hiervan schade of een explosie optreden.

De recorder reinigen

Veeg het vuil en stof van de behuizing van de recorder met een
gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goed isuitgeknepen. Indien er bloed of medicijnresten etc. op de behuizing
zitten, reinigt u deze eerst met een gaasje dat met antiseptische
oplossing is bevochtigd en dat goed is uitgeknepen; gebruik daarna
een gaasje dat met water of warm water is bevochtigd en dat goed isuitgeknepen om het na te vegen.
81

We bevelen de chemicaliën in de tabel (Voorbeeld van
bruikbare antiseptische oplossing (naam ingrediënt)) aan als
bruikbare chemicaliën (Naam ingrediënt).

De manchet reinigen

Wanneer u de manchetbedekking en manchetdoek reinigt, moetu de manchetblaas uit de manchetdoek verwijderen. Reinig het
vuil en stof met een gaasje dat met water of warm water isbevochtigd en dat goed is uitgeknepen.
Raadpleeg de antiseptische oplossingen in de tabel (Voorbeeld
van bruikbare antiseptische oplossing (naam ingrediënt))voordat u deze desinfecteert.
Voorbeeld van bruikbare antiseptische oplossing(naam ingrediënt)Naam onderdeel
Naam product
Benzalkoniumchloride Benzalkoniumchloride 10%-oplossing
Isopropanol
70% in 1-propanol
Ethanol voor desinfectie 76,9 Ethanol
81,4 vol%Lees het voorschrift dat op het product wordt beschreven en
gebruik dit.

Opmerking
Manchetten en luchtslangen zijn verbruiksgoederen.
Als zich vaak meetfouten voordoen of als de bloeddruk niet
kan worden gemeten, moeten deze door nieuwe exemplaren
worden vervangen. Zie ” 10. Optionele artikelen(te bestellen)” van deze handleiding.

82

9.3. Periodieke inspectie
Voer dagelijks een inspectie uit om de recorder in goede conditie tehouden. De inspectie wordt hierna beschreven:

9.3.1. Inspectie batterij voor installatie
Items

Beschrijving
Geen schade of vervorming als gevolg van vallen.
Buitenzijde
Geen vuil, roest of krassen op enig deel.
Geen scheuren in of ratelen van het paneel.
Geen schade door ratelen van schakelaars en
Werking
knoppen.
Display
Geen vuil of krassen op de display.
De luchtslang is niet gevouwen. Als er lucht
achterblijft in de manchet, kan dit perifere
disfunctie veroorzaken doordat debloedsomloop in de arm wordt gestremd.
De manchetblaas is goed in de manchetdoek
aangebracht.
De manchet vertoont geen rafels. De manchet
toont geen slijtage.
Vervang de manchet indien u een probleem
aantreft.
MetingDe manchet is een gebruiksgoed.
ManchetAls er een scheur of hechtmateriaal te zien is inde verbinding tussen de manchet en demanchetblaas.
Als de luchtslang zijn flexibiliteit verliest en hard
wordt.
Als het oppervlak van de luchtslang gaat
glimmen of olieachtig aanvoelt.
Als de luchtblaas scheuren vertoont.
#1 We bevelen aan dat u manchetten elke drie jaar
vervangt, ongeacht hoe vaak u deze gebruikt.
Draagmiddelen Geen schade aan de draaghoes, riem en manchet.
De luchtslang is goed op het aansluitpunt voor
Verbinding
lucht aangesloten.
839.3.2. Inspectie na de plaatsing van de batterij
Functie
Buitenkant
Bedieningsfuncties
MetingManchetInspectie van
bloeddrukwaarde

Omschrijving
Geen brand, rook of nare geuren.
Geen vreemde geluiden.
Geen problemen met de functionaliteit van
schakelaars en knoppen.
Meetwaarden liggen dicht bij elkaar.
Geen vreemde geluiden of gebeurtenissentijdens de meting.
Als de bloeddrukwaarden onjuist zijn, neemt ucontact op met uw plaatselijke dealer.

849.4. Wegwerpen
Met betrekking tot het wegwerpen en recyclen van het product volgt
u de lokale overheidswetgeving, ter bescherming van het milieu.

De manchet wegwerpen

Een door de patiënt gedragen manchet is medisch afval.
Werp de manchet op de juiste manier weg volgens de regels voor
medische afval.

De oplaadbare ingebouwde batterij wegwerpen
De recorder is voorzien van een interne reservebatterij.
Wanneer u de recorder weggooit, dient u deze batterij passend
af te voeren volgens de plaatselijke wet- en regelgeving inzake
milieubescherming.

Overige

Naam

Onderdeel
Materiaal
Behuizing
KartonVerpakking
KussenLuchtkussen, speciale behuizing
Zak
Vinyl
Behuizing
ABS- + PC-harsOnderdelen Algemene onderdelen
Chassis
IJzer
Reservebatterij
Oplaadbare lithium-knoopcelbatterij:
Recorderop de printplaat
ML2016H
Alkalinebatterij: 1,5V, grootte LR6 of AA
Batterij
Oplaadbare batterij:
grootte AA
Ni-MH-batterijen, 1.900 mAh of meer85

9.5. Probleemoplossing
Raadpleeg de volgende checklist en lijst met foutcodes voordat u
contact opneemt met uw plaatselijke dealer.
Als het probleem niet wordt opgelost door deze maatregelen of als
het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met uw
plaatselijke dealer.
Probleem
HoofdoorzaakGeen display na
indrukken van
De batterij is leeg.
knoppen.
De OLED kan
Geenverdwijnen als gevolg
OLED-display
van elektrostatischetijdens A-BPM.
effecten.

Oplossing
Plaats nieuwe
batterijen.
Verwijder de batterijen
en plaats deze opnieuw.

Plaats nieuwe batterijen
De reservebatterij wordt
en laad deze gedurende
niet opgeladen.
#1
48 uur.
Controleer de manchet
De manchet is niet goed en luchtslang op
Geen druk
vouwen, knikken enaangesloten.
aansluiting.
Geen USBDe communicatiekabel Bevestig de kabel voor
communicatie #2 is losgekoppeld.
een juiste verbinding.
Kan deEr zijn non-standaard
Neem contract op met
batterijklep niet
batterijen gebruikt.
uw plaatselijke dealer.
openenDe klok wordt
vaak gereset.

#1 : Gebruikers (onbevoegd onderhoudspersoneel) kunnen dereservebatterij (lithiumbatterij) die op de elektronische printplaat inde recorder is geplaatst niet vervangen. De reservebatterij wordt
opgeladen via de batterijen (grootte LR6 of AA) voor de metingen.
#2 : Gespecialiseerd randapparaat is vereist.
Haal de recorder niet uit elkaar en pas hem niet aan. De recorderkan beschadigd zijn.
869.6. Foutcodes
Foutcodes van de meting
Code

Betekenis
Fout: geen luchtdruk
Batterij bijna leeg

Oorzaak en oplossing
Laat alle lucht uit de manchet lopen.
Plaats nieuwe batterijen.
Na oppompen wordt de juiste druk
niet bereikt.
Controleer de aansluiting van demanchet.
Drukregeling is mislukt
Als er geen problemen zijn met deaansluiting van de manchet, is derecorder mogelijk defect en moet deze
worden gecontroleerd.
Mogelijk heeft de patiënt bewegingengemaakt tijdens de drukregeling.
De druk is hoger dan
Ontspan en blijf stil tijdens de meting. Als
299 mmHgde behandeling niet voldoende is,controleert u de recorder.
U kunt geforceerd
stoppen met deDruk alleen op de START/STOP - of de
START/STOP - of de/ -schakelaar als dit nodig is.
/ -schakelaar.
De hartslag kan niet worden
waargenomen vanwege bewegingen
van het lichaam of geluid van kleding.
Ontspan en beweeg niet.
Bloeddruk kan niet
Controleer de positie van deworden gemeten.
manchet.
Als dit defect ook optreedt wanneer
de patiënt niet beweegt, neemt ucontact op met uw leverancier om derecorder te laten repareren.
Fout in ingebouwde
Verwijder de batterijen en plaats ze
versnellingssensor.
weer terug.
87

Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Het lichaam beweegt te
Ontspan en blijf stil tijdens de meting.
veel.
Buiten bereik,
30 PUL 200

Als deze fouten meermaals optreden,
probeert u een andere bloeddrukmeting.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolische bloeddruk
DIA : Diastolische bloeddruk
PP : Polsdruk

Buiten bereik,
30 DIA 160
Buiten bereik,
60 SYS 280
Buiten bereik,
10 PP 150

#1

Meting duurt langer
dan 180 seconden.

Als de opblaassnelheid ofleegloopsnelheid traag is, moet derecorder worden geïnspecteerd.

Leeglopen duurt
langer dan 90
seconden.

De leegloopsnelheid is mogelijk traag,
de recorder moet wordengeïnspecteerd.

Er wordt geenhartslag
waargenomen.

De hartslag wordt niet waargenomen
omdat het lichaam beweegt, enz.
Ontspan en beweeg niet tijdens debloeddrukmeting.

De instellingen vande intervaltijd zijn
onjuist.

Als de intervaltijd wordt ingesteld op 120
minuten, kan het verschil tussen devorige starttijd en de volgende starttijd
niet precies in twee uur worden verdeeld.

Fout: geen luchtdruk
voor beveiligingscircuit.

Wordt weergegeven bij de starttijd van
de meting.
Laat alle overgebleven lucht uit demanchet lopen.
88

Code

Betekenis

Oorzaak en oplossing

Het beveiligingscircuit
detecteert een tehoge druk.

Mogelijk zijn lichaamsbewegingengedetecteerd tijdens dedrukregeling. Ontspan en beweeg
niet tijdens de meting.
Als deze fout optreedt terwijl depatiënt ontspannen is en niet
beweegt, neemt u contact op met
uw leverancier voor inspectie.

Codes voor hardwarefouten van de recorder
Code

Betekenis

Geheugenfout

Oorzaak en oplossing

Deze kan worden geregistreerd indiende recorder een forse klap krijgt, zoals
door een val.
Als deze code vaak wordt
weergegeven, kan een defect in het
ingebouwde geheugen hiervan deoorzaak zijn. Neem contact op met uw
dealer voor een onderzoek.

OpmerkingDe foutcodes kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

8910. Optionele artikelen (te bestellen)

Manchetten

Naam
Omschrijving
Bestelcode
Kleine manchet voor Omvang arm
TM-CF202A
linkerarm
15 tot 22 cm
5,9" tot 8,7"
Manchet voor
volwassenen Omvang arm
TM-CF302A
20 tot 31 cm
7,8" tot 12,2"
voor
linkerarm
Grote manchet voor Omvang arm
TM-CF402A
linkerarm
28 tot 38 cm
11,0" tot 15,0"
Extragrote manchet
Omvang arm
TM-CF502A
voor linkerarm 36 tot 50 cm
14,2" tot 19,7"
Manchet voor
volwassenen Omvang arm
TM-CF802A
20 tot 31 cm
7,8" tot 12,2"
voor
rechterarm
Wegwerpbare manchet
10 vellen
TM-CF306A
Kleine manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024667-S
Manchethoes voor
voor linkerarm 10 vellen
AX-133024500-S
volwassenen
Grote manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024663-S
Extragrote manchethoes voor linkerarm 10 vellen
AX-133024503-S
Manchethoes voor
voor rechterarm 10 vellen
AX-133024353-S
volwassenen
Kleine manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025101-S
Manchetdoek voor
voor linkerarm 2 vellen
AX-133024487-S
volwassenen
Grote manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025102-S
Extragrote manchetdoek voor linkerarm 2 vellen
AX-133025103-S
Manchetdoek voor
voor rechterarm 2 vellen
AX-133025104-S
volwassenen
Luchtslangadapter
TM-CT200-110
90Gegevensanalyse

NaamOmschrijving

USB-kabel

Overige-

Naam

Vel voor activiteitrapport

Omschrijving
10 vellen

Bestelcode
AX-KOUSB4C

Bestelcode
AX-PP181-S

Houder

-AX-133025995

Riem

-

AX-00U44189

Klemmen

5 stuks91

AX-110B-20-S

11. Bijlage

11.1. Principe van bloeddrukmeting
Meetprocedure: Wikkel de manchet rond de bovenarm. Blaas demanchet op tot een druk die hoger is dan de systolische bloeddruk.
Laat de lucht dan langzaam uit de manchet lopen. Terwijl de druk inde manchet wordt waargenomen tijdens de leegloopfase, wordt degolfvorm voor de pols tegelijkertijd met de hartslag weergegeven. De
golfvorm voor de hartslag wordt ineens bijna net zo hoog als desystolische bloeddruk. Terwijl de lucht leegloopt stijgt de golfvorm
verder totdat de amplitude op het hoogste punt is, en daarna daalt
de golfvorm weer. De veranderingen in de hartslaggolfvorm worden
op de volgende pagina uitgelegd. Bij een oscillometrische
bloeddrukmeting is de systolische bloeddruk het punt waarop de
amplitude ineens stijgt nadat de pols in de manchetdruk wordt
gedetecteerd. De gemiddelde bloeddruk is het punt waarop de
amplitude het hoogst is. De diastolische bloeddruk is het puntwaarop de amplitude geleidelijk daalt en klein wordt. In feite
detecteert de druksensor de subtiele veranderingen in demanchetdruk na verloop van tijd, wordt de hartslaggolfvorm in het
geheugen opgeslagen en worden de systolische en diastolische
bloeddruk geëvalueerd volgens het algoritme voor een
oscillometrische meting. De details van het algoritme verschillen per
bloeddrukmeter. De bloeddrukwaarden van volwassenen enkinderen worden gemeten aan de hand van de oscillometrischemethode en worden vergeleken met waarden die zijn gemeten via
de auscultatie-methode. Diastolische bloeddruk wordt gedefinieerd
als het eindpunt van fase 4 bij de auscultatie-methode. De
hartslaggolfvorm van de manchetdruk is afhankelijk van het
materiaal waarvan de manchet is gemaakt. Daarom blijft de meting
accuraat als de gespecificeerde manchet en het meetalgoritme
worden gebruikt. De luchtslang is minder dan 3,5 m lang, omdat deverspreiding van hartslaggolven tot demping leidt.
92

mmHg
200
150
100
50
0

Manchetdruk (linkerarm)
Directe methode (linkerarm)

Manchetdruk (linkerarm)

200
150
100
50
0
Systolische bloeddruk
Gemiddelde bloeddruk
Diastolische bloeddruk

Tijd
Directe methode (linkerarm)

Tijd

MicrofoonmethodeOscillometrische
meetmethode

Factoren voor fouten bij de bloeddrukmeting

De hartslaggrafiek kan een objectieve indicatorzijn voor de nauwkeurigheid van metingen.
Wanneer zich een geluid voordoet als gevolg
van onregelmatige hartslag of fysieke
bewegingen, verandert de amplitude van degrafiek. Als de hartslaggrafiek geen gladde lijn
heeft, meet u de bloeddruk opnieuw of gebruiktu andere methoden.

Positie van manchet op dezelfde hoogte als het hart

Hartslaggrafiek

Wikkel de manchet om de arm op dezelfde hoogte als het hart. Alsde positie van de manchet onjuist is, treedt een meetfout op.
Bijvoorbeeld, als de manchet 10 cm lager dan het niveau van het
hart is, wordt de bloeddrukmeting 7 mmHg hoger.
93

De juiste manchetgrootte

Gebruik een passende manchet. Als de manchet te klein of te groot
is, treedt een meetfout op. Metingen met een te kleine manchet
worden vaak gemeten als een hoge bloeddruk, ongeacht of debloeddruk juist is en de slagader normaal is. Metingen met een tekleine manchet worden vaak gemeten als een lage bloeddruk, metname bij patiënten die lijden aan aderverkalking of abnormaal grote
slagaderkleppen hebben. De verkeerde manchetmaat wordt
veroorzaakt door verschillen tussen de directe methode en deoscillometrische meetmethode. De manchet bevat een label waarop
het bereik van de armomvang staat. Selecteer en bevestig een
manchet met de juiste maat bij iedere patiënt. De bloeddrukmeting isgegarandeerd nauwkeurig door de nauwkeurigheid van dedruksensor, de kenmerken van het leegloopmechanisme en het
meetalgoritme, zo lang de juiste manchet en luchtslang worden
gebruikt. Inspecteer periodiek de nauwkeurigheid van de druksensor
en de kenmerken van het leegloopmechanisme.

9411.2. EMD-informatie
Hieronder worden de vereisten beschreven die van toepassing
zijn op medische elektronische instrumenten:

Prestatie met betrekking tot de EMD-richtlijnen

Voordat de recorder wordt gebruikt, zijn specialevoorzorgsmaatregelen vereist met betrekking tot EMD(Elektromagnetische storingen). Gebruik de recorder conform de
EMD-waarschuwingen die in deze handleiding wordenbeschreven. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur(bijvoorbeeld mobiele telefoons) kunnen invloed uitoefenen op
medische elektrische toestellen.

Accessoires voldoen aan EMD-normen

De accessoires en opties voor deze recorder voldoen aan devoorwaarden van IEC60601-1-2:2014. Als niet-geautoriseerde
accessoires worden gebruikt, kan dit leiden toe toegenomenemissie en verlaagde ruisimmuniteit.

Gebruik uitsluitend accessoires die hiertoe zijn aangewezen
door A&D company.
Ongeautoriseerde accessoires kunnen worden beïnvloeddoor elektromagnetische emissie en hebben minder
immuniteit tegen storingen.

EMISSIEGRENZEN
Verschijnsel

Conformiteit

Uitgestraalde RF-emissie

CISPR11 Groep 1 - Klasse B

95

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: Poort behuizing
Verschijnsel
Grenswaarden immuniteit±8 kV contact
Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht
10 V/mUitgestraalde RF EM-velden
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM bij 1 kHz
Afstand velden van RF
Zie tabel (Testspecificaties voor
draadloze
IMMUNITEIT POORT BEHUIZING
communicatieapparatuur
tegen RF draadloze
IEC 61000-4-3 communicatieapparatuur)
Nominalevermogensfrequentie
30 A/mmagnetische velden
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: poort PATIENTKOPPELING
Verschijnsel
Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2

Grenswaarden immuniteit±8 kV contact±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht

GRENSWAARDEN IMMUNITEIT: signaal ingangs- / uitgangspoort
Verschijnsel
Grenswaarden immuniteit
Elektrostatische ontlading±8 kV contact
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV lucht
Snelle elektrische transiënten / ±1 kV
burstsIEC 61000-4-4 100 kHz herhalingsfrequentie
3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Geleide storingen veroorzaakt 6 V in ISM en amateurdoor RF-veldenradiobanden tussen 0,15 MHz
IEC 61000-4-8
en 80 MHz
80% AM bij 1 kHz
96Service

380-390TETRA 400450

430-470

710
745
780
810

704-787

Maximumvermogen(W)
Afstand(m)
Grenswaarde
immuniteit
(V/m)

Band
(MHz)

385

Modulatie

Testfrequentie(MHz)

Testspecificaties voor IMMUNITEIT POORT BEHUIZING tegen RF
draadloze communicatieapparatuur

Pulsmodulatie
1,8
18 Hz
FM
GMRS 460±5 kHz2
FRS 460
deviatie
1 kHz sinus

LTE Band 13, Pulsmodulatie
0,2
17
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800870
800-960
iDEN 820 Pulsmodulatie 2
18 Hz
CDMA 850
930
LTE Band 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
GSM 1900 Pulsmodulatie
1.845 1.700-1.990
DECT
2217 HzLTE Band 1, 3,
4, 25
1.970
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11
Pulsmodulatie 22.450 2.400-2.570
b/g/n
217 Hz
RFID 2450
LTE Band 7
5.240
WLAN 802,11 Pulsmodulatie
5.500 5.100-5.800
0,2a/n
217 Hz
5.785
97

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

MEMO

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123