Português (Tradução)Registador para monitor
ambulatório da pressão arterial

Monitor ambulratório da pressão
arterial

1WMPD4005212

2311

2017 A&D Company, Limited. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,transmitida, transcrita ou traduzida em qualquer idioma, em
qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão por
escrito da A&D Company, Limited.
O conteúdo deste manual e as especificações do instrumento
abrangidas neste manual estão sujeitos a alterações para
melhoramento sem aviso prévio.
A marca nominativa e logótipos Bluetooth® são marcas
comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização das referidas marcas por parte da A&D está sob
licença.
As outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem
aos respetivos proprietários.

Conformidade

Conformidade com a Diretiva europeia
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva europeia relativa
aos dispositivos médicos 93/42/EEC.
Isto é comprovado pela marca CE de conformidade, acompanhada
pelo número de referência de uma autoridade designada.
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva RSP 2011/65/EU.
O dispositivo está em conformidade com a Diretiva relativa aequipamentos de rádio 2014/53/EU.
A A&D Company, Limited declara que o dispositivo está em
conformidade com a Diretiva relativa a equipamentos de rádio
2014/53/EU.
O texto completo da declaração da UE está disponível no seguinte
endereço de Internet:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Conformidade com as Normas da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Secção 15 das Normas
da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:(1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e(2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas,
incluindo interferências que poderão provocar um funcionamento
indesejável. (FCC = Federal Communications Commission dos EUA)CUIDADO FCCAs alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela
parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade doutilizador para utilizar o equipamento. Este transmissor não deve ser
colocado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena outransmissor. Este equipamento está em conformidade com os limites
de exposição a radiação da FCC estabelecidos para um ambiente nãocontrolado e cumpre as Diretrizes de Exposição de radiofrequência(RF) da FCC. Este equipamento tem níveis muito baixos de energia
de RF considerados em conformidade sem realização do ensaio dataxa de absorção específica (SAR).
TM-2441 Manual de instruções
i

Conformidade com as normas IC
Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS isentas
de licenças da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às
duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode provocar
interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquerinterferências, incluindo interferências que poderão provocar um
funcionamento indesejável.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição
a radiação da IC estabelecidos para um ambiente não controlado esatisfaz os requisitos da RSS-102 das normas de Exposição aradiofrequência (RF) da IC. Este equipamento tem níveis muito baixos
de energia de RF considerados em conformidade sem realização doensaio da taxa de absorção específica (SAR).

Conformidade com a Australian EMD Framework
O dispositivo está em conformidade com os seguintes requisitos:
Norma de emissões EMD para equipamento industrial, científico e
médico AS/ NZS 2064:1997, norma genérica de imunidade EMD AS/
NZS 4252. 1:1994. O disposto acima é comprovado pela etiqueta
C-Tick.

Transmissão Bluetooth®
Este dispositivo está equipado com uma função sem fios Bluetooth e
consegue estabelecer ligação a dispositivos médicos com tecnologia
sem fios Bluetooth.
Aplicações e dispositivos compatíveis com Bluetooth 4.1.
Cada dispositivo precisa de uma aplicação para receber dados.

iiDefinições de aviso
Para evitar acidentes devido a manuseio inapropriado, este produto
e o seu manual contém os seguintes sinais e marcas de aviso.
O significado destes sinais e marcas de aviso é o seguinte.

Definições de aviso
Situação de perigo iminente que irá resultar em morte ou
ferimentos graves, caso não seja evitada.
Situação de perigo potencial que pode resultar em morte
ou ferimentos graves, caso não seja evitada.
Situação de perigo potencial que pode resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados, caso não seja evitada.
Também pode ser utilizado para alertar contra prática
insegura.

Exemplos de símbolo
indica “Cuidado”. A natureza do cuidado
O símbolo
necessário está descrita no interior ou perto do símbolo, com
texto ou uma imagem. O exemplo indica cuidado contra choqueelétrico.
O símbolo
indica “Não”. A ação proibida está descrita no
interior ou perto do símbolo, com texto ou uma imagem.
O exemplo indica “Não desmontar”.
O símbolo
indica ação obrigatória. A ação obrigatória está
descrita no interior ou perto do símbolo, com texto ou uma
imagem. O exemplo indica ação geral obrigatória.

Outro
Nota Faculta informação útil para o utilizador operar o aparelho.
As precauções para cada operação estão descritas nas páginas deste
manual. Leia o manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.
iii

Precauções de utilização
Para utilizar o TM-2441 (registador para monitor ambulatório dapressão arterial) em segurança e corretamente, leia
cuidadosamente as seguintes precauções antes de utilizar omonitor. O seguinte conteúdo resume os assuntos gerais sobre a
segurança dos pacientes e operadores, além do manuseio seguro
do monitor. As precauções para cada operação estão descritas nas
páginas deste manual. Leia o manual de instruções antes de utilizar
o dispositivo.
1. Precauções para utilizar e guardar o registador.
Mantenha o registador afastado de áreas onde estejam
presentes anestéticos inflamáveis ou gases inflamáveis, botijasde oxigénio de alta pressão e tendas de oxigénio.
Não utilize o registador em conjunto com um sistema deimagens por ressonância magnética (IRM).

Para preservar as capacidades do dispositivo, considere as
seguintes condições ambientais ao utilizar e guardar o registador.
O desempenho do registador poderá ser afetado pelo excesso detemperatura, humidade e altitude.
Evite locais onde o registador possa ser salpicado por água.
Evite locais com temperatura elevada, humidade elevada, luz
solar direta, poeira, sal e enxofre no ar.
Evite locais onde o registador possa estar inclinado, sofrer
vibrações ou impactos (incluindo durante o transporte).
Evite locais onde estejam guardados químicos ou ocorramgases.

iv

Condições de funcionamento:
Temperatura: +10 °C a +40 °C,
Humidade:
30% HR a 85% HR (sem condensação).
Condições de transporte e armazenamento:
Temperatura: -20 °C a +60 °C,
Humidade:
10% HR a 95% HR (sem condensação).

2. Precauções antes de utilizar o registador.
Confirme que o registador funciona de forma correta e segura.
A utilização do registador com outros dispositivos pode provocar
diagnósticos incorretos ou problemas de segurança. Confirmeque os dispositivos podem ser ligados de forma segura.
Verifique a existência de interferência mútua com outros
dispositivos médicos. Confirme que o registador pode serutilizado corretamente.
Utilize acessórios, opções e consumíveis especificados pela
A&D.
Leia cuidadosamente os manuais de instruções facultados com
os itens opcionais. Os avisos e cuidados não estão descritos
neste manual.
Para o uso seguro e correto do registador, realize inspeções
antes da utilização.
Deixe o registador no estado normal de funcionamento uma
hora ou mais antes de utilizá-lo e ligá-lo.
Ligue apenas o periférico dedicado ao conector USB.
Não ligue outros dispositivos.
À exceção da braçadeira autorizada pela A&D, não ligue à
tomada de ar.

v

Preparação do registador
Apague os últimos dados armazenados no registador antes deeste ser utilizado pelo paciente seguinte.
Substitua as pilhas antes de o registador ser utilizado pelopaciente seguinte.
Dispositivo
Utilize o registador apenas para diagnóstico e contramedidas.
Confirme que a mangueira de ar e a braçadeira estão colocadascorretamente. (Exemplo: dobra e tensão da mangueira de ar, posição
e direção da braçadeira)Instruções para o paciente que utiliza o dispositivo
Ensine o paciente a colocar o interruptor AUTO na posição “OFF”
para parar o registador sozinho se ocorrer algum problema.
Ensine o paciente a remover o registador rapidamente se sentir dor ou
se ocorrer algum problema.
Tenha cuidado ao utilizar o dispositivo perto de bebés ou crianças,
devido ao perigo de asfixia acidental com a mangueira de ar.
3. Precauções para pilhas utilizadas para medição da pressão arterial.
Instale as pilhas de acordo com os sinais de polaridade “+” e “-”
exibidos no interior da tampa das pilhas. (Cuidado relativo àspolaridades)
Substitua as pilhas gastas por pilhas novas ao mesmo tempo.
Remova as pilhas se não utilizar o registador durante um longo
período de tempo. Poderá haver uma fuga na pilha, que por sua
vez poderá provocar uma avaria.
Utilize duas pilhas alcalinas (tamanho AA) ou pilhas
recarregáveis especificadas (tamanho AA, Ni-MH).
Empurre e mantenha premido o terminal de mola “-” com a pilha.
Faça deslizar e instale o terminal “+” da pilha no terminal “+” docompartimento da pilha. Se a pilha for instalada a partir do
terminal “+”, a tampa das pilhas poderá ficar danificada.
viNão toque na pilha e no paciente ao mesmo tempo. Podeprovocar um choque elétrico.
Não misture uma pilha antiga com uma pilha nova. Não utilize
pilhas de tipos e fabricantes diferentes. A sua utilização podeprovocar fugas, aquecimento e explosão. Pode provocar aavaria do registador.
4. Precauções durante a utilização.
Não utilize o registador enquanto conduz automóveis ou outros
veículos.
Exemplo: O registador pode inibir o movimento corporal ou dos
braços durante a condução de veículos, etc.

Este dispositivo médico só pode ser utilizado por um médico ou
pessoa autorizada por lei. Explique a utilização correta ao
paciente e certifique-se de que este é capaz de interromper amedição caso ocorra algum problema.
Não utilize um telemóvel perto do registador (a menos de
30 cm). Tal pode causar mau funcionamento.

Pare a utilização do registador e coloque o interruptor AUTO
na posição “OFF” se o paciente sentir dor no braço ou se amedição for efetuada de forma incorreta.
Não utilize o registador num forte campo magnético ou elétrico.
Não utilize o registador num paciente que esteja ligado a uma
máquina cardio-pulmonar.

vii

Instruções para o paciente

Nota

Em caso de temperatura baixa, a energia da pilha diminui e acontagem de medição é reduzida.

5. Precauções após utilizar o registador.
Processamento dos dados de medição
Processe os dados de medição imediatamente, utilizando operiférico dedicado.
O registador
Após limpar os acessórios, guarde-os.
Limpe o registador, para que esteja pronto a utilizar na medição
seguinte.
Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”. Se deixar ointerruptor AUTO na posição “ON”, a pressurização damedição automática é ativada na hora de início da medição
seguinte, e a braçadeira ou outras peças podem ficar
danificadas devido ao enchimento.
Remova as pilhas do registador se não o utilizar durante um
longo período de tempo. Poderá haver uma fuga nas pilhas, que
por sua vez pode danificar o registador.
As crianças não devem utilizar o registador sozinhas. Não
deixe o registador ao alcance das crianças. Fazê-lo podeprovocar acidentes ou danos.
Segure o encaixe do conector quando ligar e retirar o cabo. Não
puxe o cabo.

viii

Nota

Precauções após utilizar o registador (TM-2441)

Processe os dados de medição, utilizando o periférico dedicado ,imediatamente após a medição.

Pilha recarregável de lítio de reserva
O registador inclui uma pilha de lítio de reserva. Esta pilha fornece
alimentação ao relógio integrado durante a substituição das pilhas AA
utilizadas para a medição da pressão arterial. A pilha de lítio écarregada pelas pilhas AA.
Como prolongar a vida útil da pilha de reserva
Na primeira utilização após a compra ou após o armazenamento
durante um mês ou mais, substitua as pilhas e carregue a pilha dereserva. A pilha de reserva deve ser carregada, no mínimo, durante
48 horas.
(A pilha de reserva é sempre carregada pelas pilhas AA.)
Substitua as pilhas antigas por duas pilhas AA novas quando oindicador de carga for.
Quandofor apresentado no indicador de carga, não é
possível efetuar a medição da pressão arterial e a comunicação dedados. Substitua por duas pilhas AA novas.
Remova as pilhas para evitar a ocorrência de fugas de líquido dapilha, caso o registador não seja utilizado durante um mês ou mais.

ix

6. Contramedidas em caso de erro do dispositivo
Pare a utilização e remova as pilhas AA. Se os terminais da pilhasofrerem um curto-circuito, a pilha pode estar quente.
No caso de avaria, o registador pode ficar quente durante a
medição, por favor manuseie com cuidado.
Coloque a etiqueta de aviso “Avaria” ou “Não utilizar” noregistador. Contacte o seu distribuidor.
Pare o registador imediatamente se o tempo de medição
exceder os 180 segundos e se a pressão de ar for superior a
299 mmHg.

7. Precauções de manutenção
Confirme o desempenho correto e a segurança do registador
quando não for utilizado durante um longo período de tempo.
Para preservar o desempenho correto e a segurança, realize ainspeção e a manutenção antes da utilização. O utilizador(hospital, clínica, etc.) é responsável pela gestão doequipamento médico. Se a inspeção e a manutenção não forem
realizadas corretamente, pode ocorrer um acidente.

Utilize um pano seco sem pelos para limpar o registador.
Não utilize agentes voláteis, como diluente ou benzina.
Não utilize um pano molhado.
Não desmonte ou modifique o registador (dispositivo eletrónico
médico). Pode causar danos.

x8. Precauções e contramedidas para avarias causadas por uma forte
onda eletromagnética
O registador está em conformidade com a norma EMD
IEC60601-1-2: 2014. Contudo, para evitar a interferência
eletromagnética com outros dispositivos, não utilize telemóveis
perto do registador.
Se o registador estiver perto de ondas eletromagnéticas fortes,
pode entrar ruído nas formas de onda e podem ocorrer
anomalias.
Se ocorrerem anomalias inesperadas durante o uso, verifique ainterferência eletromagnética e tome as medidas apropriadas.
Não utilize ligações Bluetooth ao alcance de uma LAN sem fios
ou outros dispositivos sem fios, perto de dispositivos que
emitam ondas de rádio como microondas, em locais com muitas
obstruções ou noutros locais com uma força de sinal fraca.
Fazê-lo pode provocar perdas de ligação frequentes,
velocidades de comunicação muito lentas e erros.

Os exemplos seguintes correspondem a causas gerais de avarias
e contramedidas.
Utilização de telemóveis
As ondas de rádio podem provocar avarias inesperadas.
Os dispositivos de comunicação sem fios, dispositivosde rede doméstica como walkie-talkies, telemóveis,
telefones sem fios e dispositivos de comunicação
semelhantes podem afetar o registador. Por este motivo,
mantenha uma distância de 30 cm ou mais em relação aestes dispositivos sem fios enquanto o registador efetua
a medição.

xi

Se existir eletricidade estática no ambiente de utilização
(descarga de dispositivos ou na área circundante)
Antes de utilizar o registador, certifique-se de que o operadore o paciente descarregaram a eletricidade estática.
Humidifique a divisão.
A utilização perto de um dispositivo LAN sem fios
IEEE802.11g/b/n pode provocar a interferência mútua, o que
pode resultar na redução das velocidades de comunicação ou
impedir a ligação. Nesse caso, desligue a fonte de alimentação
do dispositivo que não está a ser utilizado, ou utilize o monitor
num local diferente.

9. Proteção ambiental
Antes de eliminar o registador, remova a pilha de lítio do
registador.

xii

Precauções para medição segura

Esta secção descreve as precauções relativas à medição e ao sensor.
Advirta o paciente em relação ao seguinte conteúdo e explique-odetalhadamente. Realize a orientação do paciente em relação ao
funcionamento correto.

Medição de pressão arterial

Certifique-se de que o tubo não está demasiado dobrado e deque o ar flui devidamente. Caso seja utilizada uma mangueira
de ar dobrada, a pressão de ar pode permanecer na braçadeira,o que pode interromper o fluxo sanguíneo no braço.
Não meça a pressão arterial num braço se o paciente
apresentar as seguintes circunstâncias. Isto pode causar um
acidente ou agravamento da lesão.
1) Um braço apresenta uma lesão ou doença.
2) Um braço que está a receber tratamento por via intravenosa outransfusão sanguínea.
3) Membro desviado para diálise artificial.
4) Situação de acamado por um longo período(A situação que é possibilidade de trombo).

Verifique o estado do paciente se houver um problema com amedição. Crê-se que o estado piora ao ultrapassar o limite damedição ou se a dobra da mangueira de ar interromper o fluxo
de ar.
Medir a pressão arterial com demasiada frequência podeprovocar danos corporais devido à interferência com o fluxo
sanguíneo. Confirme se a utilização do dispositivo não provoca
o impedimento prolongado da circulação sanguínea, quando
utilizar o dispositivo de forma repetida.
A medição da pressão arterial pode não ser exata se o pacientetiver uma arritmia contínua ou se se mover excessivamente.
xiii

Utilize a braçadeira ao nível do coração. (Se for utilizada aum nível diferente, ocorrerá um erro do valor de medição.)O registador corresponde a artefato e impacto externo.
Em caso de dúvida quanto ao valor de medição, meça apressão arterial através da auscultação ou palpação.
Poderá ocorrer um erro de medição se a braçadeira não
estiver adequada à circunferência do braço do paciente.
Não encha a braçadeira antes de a colocar à volta do braço
do paciente. Fazê-lo pode causar danos e a explosão dabraçadeira.

Nota

A medição da pressão arterial pode provocar sangramento
subcutâneo. Este sangramento subcutâneo é temporário edesaparece com o tempo.
Se o paciente utilizar uma máquina cardio-pulmonar, não é possível
medir a pressão arterial devido à ausência do ritmo cardíaco.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o braço
estiver coberto por um tecido grosso.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o tecido forenrolado para cima e apertar o braço.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se a circulação
periférica for insuficiente, se a pressão arterial for excessivamentebaixa ou se o paciente tiver hipotermia (o fluxo sanguíneo é
insuficiente).
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o pacientetiver uma arritmia frequente.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o tamanhoda braçadeira não for adequado.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se a braçadeiranão for colocada ao nível no coração.
Não é possível medir a pressão arterial corretamente se o paciente se
mover ou falar durante a medição.
xivNão foram realizados ensaios clínicos em recém-nascidos e grávidas.
Consulte um médico antes da utilização se tiver sido realizada uma
mastectomia.

Braçadeira
Elimine as braçadeiras contaminadas por sangue para evitar a
propagação de doenças infeciosas.
Evite o armazenamento da braçadeira ou mangueira de ar na
posição dobrada durante longos períodos de tempo. Fazê-lopode reduzir a vida útil dos componentes.

Medição do ritmo de pulsação
Não utilize o ritmo de pulsação exibido para diagnóstico do ritmo
cardíaco irregular.

NotaO registador mede o ritmo de pulsação ao medir a pressão arterial.

xv

Lista da embalagem
O registador é um instrumento de precisão que deve serutilizado com cuidado.
O choque excessivo pode causar falhas e avarias.

Nota

O registador é enviado numa caixa especial concebida para evitar
danos durante o transporte. Ao abrir a caixa, certifique-se de que
esta contém todos os componentes da lista da embalagem. Em
caso de dúvida, contacte o seu distribuidor local ou o distribuidor
A&D mais próximo. Recomendamos que guarde a caixa especial.
Consulte “10. Itens opcionais (exigem encomenda)” para ver maisopções.
Registador da pressão arterial .................................................... 1
Acessórios
Braçadeira para adultos

20 a 31 cm (7,8" a 12,2") para o braço esquerdo
TM-CF302A ............... 1
Braçadeira grande
28 a 38 cm (11,0" a 15,0") para o braço esquerdo
TM-CF402A ............... 1
Cobertura da braçadeira para adultos ......................................... 2
Cobertura da braçadeira grande ................................................ 2
Suporte de transporte ..................... AX-133025995 .......... 1
Cinto ............................................... AX-00U44189 ........... 1
Presilha ................................................................................. 1
Folha de registo de atividade (10 folhas) .... AX-PP181-S ............. 1
Cabo USB ....................................... AX-KOUSB4C ........... 1
CD do ABPM Data Manager .................................................. 1
Este manual de instruções ..................................................... 1xvi

Registador da pressão arterial

Suporte de transporte

Presilha

Folha de registo de atividade(10 folhas)

Cinto
Cabo USB

Braçadeira para adultos para obraço esquerdo
Braçadeira grande para o braçoesquerdo
Cobertura da braçadeira para adultos
Cobertura da braçadeira grande

CD do ABPM Data Manager Este manual de instruções

xvii

Índice
Conformidade ...................................................................................................i
Conformidade com a Diretiva europeia ................................................ i
Conformidade com as Normas da FCC ............................................... i
CUIDADO FCC...................................................................................... i
Conformidade com as normas IC .........................................................ii
Conformidade com a Australian EMD Framework ...............................ii
Transmissão Bluetooth® .......................................................................ii
Definições de aviso......................................................................................... iii
Precauções de utilização ...............................................................................iv
Precauções para medição segura .............................................................. xiii
Medição de pressão arterial ............................................................... xiii
Braçadeira ........................................................................................... xv
Medição do ritmo de pulsação ........................................................... xv
Lista da embalagem .....................................................................................xvi
1.

Introdução ........................................................................................... 52.

Características .................................................................................... 5

3.

Abreviaturas e símbolos .................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.
5.

Especificações.................................................................................. 13
Registador ............................................................................... 13
Dimensões .............................................................................. 16

Nomes dos componentes ............................................................... 175.1. Registador ............................................................................... 175.2. Visor......................................................................................... 18
5.2.1. Painel de monitor de cristal líquido (painel LCD) ................ 18
5.2.2. Visor de OLED (díodo orgânico emissor de luz)................. 191

5.3. Operações principais de comutação ...................................... 20
5.3.1. Operações A-BPM................................................................. 20
5.3.2. Operações S-BPM ................................................................ 23
5.3.3. Outras operações .................................................................. 256.

Funções de medição de pressão arterial ....................................... 27
6.1. Medição de pressão arterial automática (A-BPM) ................. 27
6.1.1. Modo de espera A-BPM....................................................... 29
6.1.2. Função Dormir e tempo de intervalo.................................... 29
6.1.3. Parar a medição..................................................................... 30
6.2. Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM) .................. 31
6.2.1. Programas S-BPM ................................................................ 32
6.2.2. Modo de espera S-BPM ...................................................... 36
6.2.3. Parar e suspender a medição .............................................. 37
6.3. Resultado da medição ............................................................ 38
6.3.1. Exibir os resultados de medição........................................... 38
6.3.2. Guardar os resultados de medição ...................................... 38
6.3.3. Enviar os resultados de medição ......................................... 39
6.3.4. Números I D ........................................................................... 39

7.

Preparar o registador ....................................................................... 40
7.1. Instalar as pilhas (substituir as pilhas).................................... 40
7.1.1. Como substituir as pilhas ...................................................... 42
7.2. Prepara o suporte de transporte............................................. 42
7.3. Inspeção de utilização ............................................................ 43
7.3.1. Listas de verificações de pré-instalação das pilhas ............ 43
7.3.2. Listas de verificações de pós-instalação das pilhas ........... 442

8.

Operações ........................................................................................ 45
8.1. Fluxograma de operações ...................................................... 45
8.2. Definições iniciais .................................................................... 47
8.2.1. Predefinições de fábrica ........................................................ 47
8.2.2. O relógio e a função de monitorização da medição ........... 48
8.2.3. Valor de pressurização inicial................................................ 50
8.3. Programas predefinidos A-BPM ............................................. 50
8.3.1. Itens e parâmetros A-BPM.................................................... 52
8.3.2. Exemplos do programa A-BPM............................................ 55
8.4. Programas S-BPM .................................................................. 57
8.4.1. Itens e parâmetros S-BPM ................................................... 58
8.4.2. Exemplos de exibição S-BPM .............................................. 59
8.5. Apagar dados de medição...................................................... 62
8.6. Instalar o produto no paciente ................................................ 63
8.6.1. Informação para os pacientes .............................................. 63
8.6.2. Cobertura da braçadeira ....................................................... 65
8.6.3. Instalar a braçadeira, suporte de transporte e registador... 66
8.7. Operações de medição de pressão arterial ........................... 69
8.7.1. Operações A-BPM................................................................. 69
8.7.2. Operações S-BPM ................................................................ 71
8.7.3. Medição manual .................................................................... 73
8.7.4. Parar e suspender as medições........................................... 74
8.8. Ligar o registador ao periférico dedicado ............................... 76
8.8.1. Ligar com cabo USB ............................................................. 76
8.8.2. Utilizar comunicação Bluetooth® ......................................... 78
8.8.3. Suspender a comunicação Bluetooth® (modo de voo) ..... 793

9.

Manutenção ...................................................................................... 80
Armazenamento, inspeção e gestão de segurança
do produto ............................................................................... 80
9.2. Limpar o produto ..................................................................... 81
9.3. Inspeção periódica .................................................................. 83
9.3.1. Inspeção de pré-instalação das pilhas................................. 83
9.3.2. Inspeção de pós-instalação das pilhas ................................ 84
9.4. Eliminação ............................................................................... 85
9.5. Resolução de problemas ........................................................ 86
9.6. Códigos de erro....................................................................... 87
9.1.

10.

Itens opcionais (exigem encomenda) ............................................ 90

11.
Anexo ................................................................................................ 92
11.1. Princípio da medição de pressão arterial ............................... 92
11.2. Informações EMD ................................................................... 95

4

1. Introdução

Obrigado pela sua compra!

O registador ambulatório de pressão arterial TM-2441 permite
realizar medições exatas da pressão arterial do paciente, deforma automática durante períodos predefinidos (por exemplo,
continuamente durante 24-horas). Este manual explica as
definições, operações, modos e programas da medição dapressão arterial, bem como a comunicação com periféricos
dedicados, manutenção, especificações e avisos. Leia este
manual para consultar as instruções de utilização e mantenha-o
num local acessível.

2. Características

ResumoO registador é um monitor ambulatório da pressão arterial capazde medir o valor da pressão arterial não invasiva e a frequência
de pulso do paciente sob a orientação de um médico. A finalidadede utilização é medir e armazenar a variação da pressão arterial
num dia durante o quotidiano de um paciente. O registador foi
desenvolvido de modo a estar equipado com portabilidade,função de gestão de dados e funcionamento simples.

Grupo-alvo da medição de pressão arterial

Este registador foi concebido para adultos (acima de 12 anos).

5

Finalidade de utilização

O registador está equipado com dois modos de medição dapressão arterial. Os valores de pressão arterial podem serutilizados para consultas médicas e autogestão da saúde.

Medição de pressão arterial automática (A-BPM)
Este modo permite especificar seis pares de horas de início eintervalos arbitrários para cada 24 horas e permite medir eregistar a pressão arterial automaticamente.
Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM)
A utilização deste modo assume que um paciente mede a sua
própria pressão arterial de forma autónoma em casa ou no
hospital. Este modo pode utilizar cinco tipos de programas, deacordo com a sua utilidade.

Portabilidade

O peso aproximado do registador é 135 g (excluindo as pilhas).
Tem o tamanho da palma da mão e está equipado com uma
microbomba.
Podem ser utilizadas duas pilhas alcalinas AA. (Tamanho LR6 ou AA)
Podem ser utilizadas duas pilhas recarregáveis (tamanho AA,
pilha Ni-MH).

Operabilidade

As definições do registador e o programa de medição da pressão
arterial podem ser facilmente configuradas com o ABPM DataManager instalado no computador (periférico dedicado).

6

Desempenho analítico extenso

Pode ser definido um tempo de intervalo de medição para amedição de pressão arterial automática.
A pressão arterial pode ser medida de imediato, a qualquer altura,
através da medição manual.
A S-BPM está equipada com cinco programas para diferentes
condições.
A análise pode ser realizada eficazmente com o ABPM DataManager instalado no computador (periférico dedicado).

Tempo de medição reduzido

A velocidade de esvaziamento é controlada para minimizar otempo de medição.
O valor de pressurização é controlado para minimizar o tempo demedição.

Conveniência simples

O periférico dedicado recebe dados através do cabo USB. Os
dados recebidos podem ser analisados e impressos facilmente.

73. Abreviaturas e símbolos
Símbolos
SYS

Significado
Pressão arterial sistólica

DIA

Pressão arterial diastólica

PUL

Frequência de pulso

PP
kPa
mmHg
/min

Pressão de pulsação

--xx

LCD
OLED

PP = SYS - DIA

Unidade de pressão arterial
Unidade do ritmo de pulsação
/minutoMarca que indica o ritmo cardíaco durante a medição.
O Bluetooth está a ser utilizado.
A apresentar: A-BPM em curso.
Intermitente: Tempo de intervalo de “1 sequência” em curso.
O indicador de IHB/FibA
Silenciar
Memória cheia, apague dados para iniciar a medição.
forIndicador de bateria Quando o nível 1
apresentado, substitua as pilhas para utilizar oregistador.
Marca do modo dormir A-BPM
A marca é apresentada durante a configuração.
Valor de medição impossível ou fora do intervalo.
Códigos de erro. xx =aMarca INICIAR S-BPM
Marca PARAR S-BPM
Liquid crystal display (monitor de cristal líquido)
Organic light emitting diode (díodo orgânico emissor
de luz)Marca de alerta
8

Símbolos

Significado
Grau de proteção contra choques elétricos:
Tipo de equipamento BF.
Fabricante da marcação CE. Data de fabrico.
Símbolo para braçadeira pequena
SMALL
Circunferência do braço 15 a 22 cm
5,9" a 8,7"
Símbolo para braçadeira para adultos
ADULT
Circunferência do braço 20 a 31 cm 7,8" a 12,2"
Símbolo para braçadeira grande
LARGE
Circunferência do braço 28 a 38 cm 11,0" a 15,0"
Símbolo para braçadeira extra grande
EXTLARGE
Circunferência do braço 36 a 50 cm 14,2" a 19,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Símbolo impresso na embalagem.
A braçadeira grande está incluída nos acessórios.
Símbolo impresso na embalagem.
A braçadeira para adultos está incluída nos
acessórios.
Consulte o manual de instruções ou folheto.
Símbolo para “Manter seco” e “Proteger da chuva”.
Número de série
Símbolo impresso no compartimento das pilhas.
Direção (polaridade) para instalar a pilha.

x2
1.5 V LR6 Símbolo impresso na embalagem.
1.2 V HR6 As pilhas não estão incluídas nos acessórios.
not included
EMD

Perturbações eletromagnéticas
Símbolo para “Manusear com cuidado”.
O símbolo da waste electrical and electronicequipment directive (diretiva relativa aos resíduos deequipamentos elétricos e eletrónicos).
9

Símbolos

Significado

BPM

Medição de pressão arterial
Automatic blood pressure measurement(medição de pressão arterial automática).
Self blood pressure measurement (medição
de pressão arterial autónoma)

A-BPM
S-BPM

Sleep, Cycle, Hour,
Símbolos A-BPM. #1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Símbolos S-BPM. #2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Símbolos Bluetooth. #3
Not made with natural Advertência para o paciente. Está impresso
rubber latex.
na braçadeira.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Cuidados na tampa das pilhas.
Utilize pilhas alcalinas ou as pilhas
recarregáveis especificadas e verifique acorreção da polaridade (+,-).
Não misture pilhas novas,
usadas ou de outras marcas.
Prenda firmemente a mangueira de ar da
braçadeira ao corpo principal.

#1 : Consulte “6.1. Medição de pressão arterial automática
(A-BPM)” e “8.3. Programas predefinidos A-BPM” pararegistador de pressão arterial a 24-horas.
#2 : Consulte “6.2. Medição de pressão arterial autónoma
(S-BPM)” e “8.4. Programas S-BPM” para cinco tipos deprogramas.
#3 : Consulte “8.8.2. Utilizar comunicação Bluetooth®” e“8.8.3. Suspender a comunicação Bluetooth®
(modo de voo)”.

10

Indicador de IHB/FibA

Quando o monitor deteta um ritmo irregular durante asmedições, o indicador de IHB/FibA é exibido no visor com osvalores de medição. (apenas S-BPM)

1 sequência

“1 sequência” em S-BPM consiste num conjunto de medições depressão arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
Medição de pressão arterial
T

Hora de início

T

T

Tempo

T: Tempo de intervalo

Número de contagem de medições

11

Modo de espera

No modo de espera A-BPM, a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo.
Hora de início
T

TT

Hora de início
TTTSecçãoMedição de pressão arterialTSecçãoTemp
T: Tempo de intervalo

No modo de espera S-BPM, a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo e entre a última “1 sequência” e “1sequência” seguinte.
Hora de início
T

T

Hora de início
Medição de pressão arterial

Modo de espera

1 sequência

T

T

Tempo

1 sequência
T: Tempo de intervalo

Periférico dedicado

Periférico dedicado significa o computador principalmente no qual o
ABPM Data Manager está instalado. O ABPM Data Manager estáarmazenado no CD acessório. Utilize um dispositivo periférico que
cumpra os requisitos relativos a equipamento elétrico médico
(IEC60601-1) quando ligar o registador ao dispositivo periférico.
Não ligue o registador a outro dispositivo (Exemplo: IEC60950) na
área que utiliza equipamento médico. Utilize um cabo
USB mais curto do que 1,5 m.

12

4. Especificações
4.1. Registador

Itens
Descrições
Método de medição
Método de medição oscilométrica
Método de deteção de
Sensor de pressão semicondutor
pressão
Intervalo da exibição de
0 a 299 mmHg
pressão
Pressão:±3 mmHg
Precisão da medição
Ritmo de pulsação: ±5 %Divisão
Pressão:1 mmHgde registo mínima
Ritmo de pulsação: 1 batimento/minuto
Pressão sistólica: 60 a 280 mmHg
Intervalo de medição
Pressão diastólica: 30 a 160 mmHg
Ritmo de pulsação: 30 a 200 batimentos/minuto
Escape constante com válvula de fuga
Despressurização
controlada para mecanismo de segurança
EscapeVálvula eletromagnética
Método deMicrobombapressurização
Pressurização
85 a 299 mmHg
automática
Intervalos de cada secção que divide 24 horas
Tempo de intervalo
em seis partes, no máximo.
(de A-BPM )Intervalo: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Relógio
Relógio de 24 horas
A-BPM:
OLED, 96 x 39 píxeis, caracteres brancos
S-BPM:
Visor
LCD, 40x50 mm, mostra: pressão sistólica,pressão diastólica, ritmo de pulsação,relógio, erro, monitor de estado e símbolos
13Descrições
Dados de medição: máx. 600 dados
Com o mesmo tipo de pilhas:
2 x pilhas de 1,5 V (LR6 ou AA)
Pilha alcalina ou pilha de níquel-hidrogénio
Fonte de alimentação
(Ni-MH) 1.900 mAh ou mais
Pilha de reserva para o relógio integrado: Pilhade lítio redonda recarregável ML2016
200 vezes ou mais.
(quando são utilizadas pilhas alcalinas novas
Contagem de medição
ou pilhas de níquel-hidrogénio. Varia devido às
condições de medição.)CC 3,0 V (pilha alcalina, LR6),
Tensão nominal
CC 2,4 V (pilha de níquel-hidrogénio, tamanhoAA)
USB: compatível com USB1.1.
Comprimento do cabo: 1,5 m ou inferior.
O terminal micro-USB de tipo B estabelece
Interfaceligação ao periférico dedicado (utilizando
software de driver padrão).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):
É possível ligar um dispositivo sem fios.
Condições deTemperatura: +10 a +40 °C
funcionamento
Humidade:
30 a 85% HR (sem condensação)Condições de transporte Temperatura: -20 a +60 °C
e armazenamento
Humidade:
10 a 95% HR (sem condensação)Pressão atmosférica
700 a 1.060 hPa
para funcionamento earmazenamento
Tipo de proteção contra
Equipamento com alimentação internachoque elétrico
MemóriaItens

14

ItensDescrições

Grau de proteção contra Tipo BF: O registador, a braçadeira e atubagem foram concebidos para fornecer
choques elétricos
proteção especial contra choques elétricos.
Marcação CE
Marcação C-Tick
Dimensões
Massa
Vida útil
Proteção contra
elementos exteriores
Modo predefinido
Hora de reinício após adesfibrilhação
EMD
Comunicação sem fios

Etiqueta da diretiva CE para dispositivos
médicos.
Marca comercial de certificação registada na
ACA pelo instituto de marcas.
Aprox. 95 (C) × 66 (L) × 24,5 (A) mm
Aprox. 135 g (excluindo as pilhas)
Registador: 5 anos. Autenticação autónoma
com dados internos. Utilização e manutenção
corretas nas condições ideais. A durabilidade
varia consoante as condições de utilização.
Dispositivos: IP22
Medição contínua
Imediatamente
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLP
Banda de frequência: 2,4 GH (2.400 a 2.483,5 MHz)
Modulação: GFSKPotência de saída RF efetiva: < 20 dBm

Nota:# O ensaio clínico para este dispositivo é realizado com base na
norma ISO 81060-2:2013.
# O registador não é um dispositivo médico para monitorizar opaciente.
Não recomendamos a utilização para monitorizar pacientes em
tempo real em locais como unidades de cuidados intensivos.
ACA: Australian Communications Authority (Autoridade Australiana
para as Comunicações)15

4.2. Dimensões

66

24,5

95

Unidade: mm

16

5. Nomes dos componentes
5.1. Registador

Braçadeira para adultos e braçadeira
grande para o braço esquerdo

Marca de posição
da artéria

Mangueira de ar
Ficha de ar
Tomada de ar
Interruptor EVENT
para A-BPM
Visor OLED para A-BPM
Interruptor START e
STOP para A-BPM

Interruptor
AUTO

LCD
Interruptor
STOP

para A-BPM
START epara S-BPM

Interruptor
LOCK

para A-BPM

Tampa daspilhasCompartimento das pilhas e
2 pilhas LR6 (tamanho AA)
para medição

Porta Micro USB (no fundo),
Terminal de comunicação de dados
175.2. Visor
Nota
Para obter um diagnóstico preciso, leia e interprete os dados deforma cuidada e correta.

5.2.1. Painel de monitor de cristal líquido (painel LCD)
Números superiores
Números centrais
Números inferiores

Os valores seguintes podem ser exibidos em cada modo:
Resultado damedição

A-BPM

S-BPM

Números
superiores

Pressão arterial Tempo desistólica
intervalo

Números
centrais

Valor dePressão arterial
Tempo restante
diastólica
pressão

Números
inferiores

Pulsação

Tempo norelógio

Programa

Tempo norelógio

Consulte “3. Abreviaturas e símbolos” para ver os significados
dos símbolos no LCD.
18

5.2.2. Visor de OLED (díodo orgânico emissor de luz)
O estado de A-BPM é indicado no OLED.
Tempo no relógio.
Estado das definições e funcionamento.
Valor de medição de A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Pressão arterial sistólica.
Pressão arterial diastólica.
Ritmo de pulsação.

mmHg Unidade do valor de pressão arterial.
/min
Unidade do ritmo de pulsação.
Consulte “3. Abreviaturas e símbolos” para ver os significados
dos símbolos no OLED.
SímbolosSignificado
A marca é apresentada durante a configuração.
Fixo:
A-BPM em curso.
Intermitente: Tempo de intervalo de “1 sequência” em
curso.
O Bluetooth está a ser utilizado.
Memória cheia
Marca do modo dormir A-BPM
Indicador de carga

195.3. Operações principais de comutação
5.3.1. Operações A-BPM
Para iniciar ou suspender A-BPM.
Para alternar entre A-BPM e S-BPM

Passo 1. Guarde o programa predefinido (de horas de início e intervalos) para
A-BPM.
Passo 2. Defina o interruptor AUTO para as operações seguintes.
“ON” ....... A-BPM tem início e a marcaé exibida.
As medições de pressão arterial são realizadas deacordo com o programa A-BPM predefinido.
“OFF”...... A-BPM é suspenso e a marcaé ocultada.
A medição de pressão arterial pode ser realizada
utilizando os programas S-BPM predefinidos.

Para bloquear A-BPM na posição “ON”.

Mantenha o interruptor AUTO na posição “ON” utilizando ointerruptor LOCK para realizar A-BPM.

Para prolongar o tempo de intervalo de A-BPM.

Passo 1. Defina o modo dormir como “ON” antes da medição.
Passo 2. Coloque o interruptor AUTO na posição “ON” para utilizar
A-BPM.
A marcaé exibida.
Passo 3. Quando o interruptor EVENT é premido durante A-BPM, otempo de intervalo é duplicado.
Quando o interruptor EVENT é premido novamente, o tempo
de intervalo regressa ao valor básico.
20

Para parar durante a A-BPM

Quando o interruptor START/STOP é premido durante a
medição da pressão arterial, o ar é descarregado imediatamente e
a medição atual é parada. No entanto, a A-BPM continua. A
medição da pressão arterial seguinte é efetuada de acordo
com as definições A-BPM.

Para definir o programa para A-BPM.

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o interruptor START/STOP ,mantenha premido o interruptor EVENT até Sleep ser
exibido no visor OLED.
Passo 4. Os interruptores de funcionamento são os seguintes:
Consulte “8.3.1. Itens e parâmetros A-BPM”
Interruptor EVENT .........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP ...Decisão, item seguinte, fim das
definições.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a A-BPM.
(Medição de pressão arterial manual de A-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera A-BPM. No modo de espera A-BPM, apressão arterial não é medida durante o tempo de intervalo.
Passo 2. Prima o interruptor START/STOP durante o modo de espera
A-BPM.
21

Para ajustar o relógio.
Para definir a função de monitorização de A-BPM.

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o interruptor START/STOP ,mantenha premido o interruptor EVENT até Display (após
Sleep ) ser exibido no visor OLED.
Passo 4. Os interruptores de funcionamento são os seguintes:
Consulte “8.2.2. O relógio e a função de monitorização da medição”
Interruptor EVENT .........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP ...Decisão, item seguinte, fim das
definições.

22

5.3.2. Operações S-BPM
Para iniciar S-BPM.

Passo 1. Selecione o programa S-BPM e guarde os respetivos parâmetros.
Passo 2. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 3. As operações são as seguintes:
Programas S-BPM
Operações
Pressão arterial no hospital
OBP Prima o interruptor/
Pressão arterial no hospital automatizada para iniciar o programa
AOBP predefinido durante o modo
Pressão arterial em casa
HBP de espera.
Pressão arterial noturna automatizada
O programa predefinido fica
ANBP no modo standby até à “horaPressão arterial autónoma automatizada de início” ou “hora de início
ASBP do alarme”.

Para parar S-BPM.

As operações são as seguintes:

Programas S-BPM

Operações

Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial no
Prima o interruptor/
para parar ahospital automatizada
medição da pressão arterial.
AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o interruptor/
para parar anoturna automatizada medição da pressão arterial. Na hora de início
ANBP seguinte, a pressão arterial é medida ou soa o#1
aviso sonoro.
Se necessitar de parar o registador por
Pressão arterial
completo, remova as pilhas do registador ou
autónomaautomatizada ASBP alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.
23

Para definir o programa para S-BPM.

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Enquanto mantém premido o interruptor/
premido o interruptor START/STOP até
LCD.

, mantenha
ser exibido no

Passo 3. As operações são as seguintes:
Consulte “8.4. Programas S-BPM”.
Interruptor/ ...........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP ....Decisão, item seguinte, fim das
definições.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a S-BPM.
(Medição de pressão arterial manual de S-BPM)

Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera S-BPM.
Passo 2. Prima o interruptor/
durante o modo de espera S-BPM.
As medições de pressão arterial de “1 sequência” sãorealizadas de imediato.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
No modo de espera S-BPM, a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo e entre a última “1 sequência” e“1 sequência” seguinte.

24

5.3.3. Outras operações
Para regressar do modo de espera e mostrar o monitor.

Se a indicação do visor OLED ou LCD estiver oculta, prima ointerruptor START/STOP ou EVENT para regressar à
exibição do modo de espera.

Apagar dados de medição

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o interruptor START/STOP ,prima o interruptor EVENT até DataClear(após Sleep e Display ) ser exibido no visor OLED.
Passo 4. Selecione uma operação.
Se apagar dados, prima e mantenha o interruptor
START/STOP premido.
Passo 4. Apagar
Erasing pisca em DataClear no
DataClear
OLED Erasing
visor OLED e a eliminação dos dadosé iniciada. Avance para o passo 5 após a eliminação.
Se guardar (não apagar) os dados, primao interruptor EVENT e avance para o passo 5.
Passo 5. O registador regressa ao modo de espera.

25

Para emparelhar para comunicação Bluetooth®.
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o interruptor EVENT até
Pairing (após FlightMode ) ser exibido no visor OLED.
O registador começa a aguardar pelo emparelhamento.
Passo 4. Quando o emparelhamento Bluetooth estiver concluído,a marcaé exibida no LCD.
Se cancelar o emparelhamento atual, pressione o interruptor
EVENT . O registador avança para o visor do modo deespera.

Suspender a comunicação Bluetooth®. (Modo de voo)
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o interruptor EVENT
FlightMode ser exibido no visor OLED.

até

Passo 4. O modo de voo pode ser ligado/desligado com o interruptor
START/STOP .
FlightMode
ON

Interruptor

Passo 5. Prima o interruptor
modo de espera.

START/STOP

EVENT

26

FlightModeOFFpara regressar à exibição do6. Funções de medição de pressão arterial
O registador está equipado com medição de pressão arterial
automática (A-BPM) e medição de pressão arterial autónoma
(S-BPM) e permite guardar estados de medição e resultados demedição.

6.1. Medição de pressão arterial automática (A-BPM)
Quando A-BPM estiver suspenso ou não for utilizado,
coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”. Se ointerruptor AUTO permanecer na posição “ON”, amedição irá começar na hora de início seguinte e abraçadeira poderá rebentar.
Utilize o interruptor LOCK para impedir que o interruptor
AUTO mude acidentalmente para a posição “OFF”
enquanto A-BPM é utilizado.
Interruptor AUTO para “OFF” Interruptor AUTO para “ON”

Interruptor LOCK para “BLOQUEIO”
Interruptor AUTO
A função A-BPM mede a pressão arterial em intervalos
predefinidos utilizando o relógio integrado e guarda o resultado
da medição na memória.
Pode iniciar e suspender a função A-BPM com o interruptor
AUTO . Utilize o interruptor LOCK para impedir a comutação
acidental durante a utilização de A-BPM.
27

A marca
é exibida no LCD enquanto a A-BPM é utilizada. A
pressão arterial é medida automaticamente à hora de início de
A-BPM.
Pode ser definido antecipadamente um valor de pressurização inicial.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Se AUTO for especificado para o valor de pressurização inicial, ovalor de pressurização é selecionado automaticamente. A
predefinição de fábrica é 180 mmHg. Consulte “8.2.3. Valor depressurização inicial” para saber como selecionar um valor depressurização inicial.
Se a pressurização inicial não for suficiente, são realizadas
novas pressurizações automaticamente, até duas vezes.
Ao apagar dados da memória ou mover o interruptor AUTO
para a posição “OFF”, o valor de pressurização é reposto para ovalor de pressurização inicial.
Quando ocorre um erro de medição e o tempo de espera até àhora de início seguinte é superior a 8 minutos, a pressão arterial
é medida uma vez após 120 segundos. O resultado de medição
é guardado na memória.
Se pretender suspender a função A-BPM, liberte o interruptor
LOCK e coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.

28

6.1.1. Modo de espera A-BPM
Os itens para monitorizar o estado de medição podem ser
exibidos no LCD durante o tempo de espera de A-BPM.
No modo de espera, os indicadores são ocultados automaticamente.
Prima qualquer interruptor para ver os itens.
No modo de espera A-BPM, a pressão arterial não é medida
durante o tempo de intervalo.
Intervalo de medição
Tempo restante até à hora de início seguinte
Hora atual

6.1.2. Função Dormir e tempo de intervalo
Defina o modo dormir como “ON” no programa predefinido.
Quando o interruptor EVENT é premido durante A-BPM, otempo de intervalo é duplicado.
Quando o interruptor EVENT é premido novamente em
A-BPM, o tempo de intervalo regressa à duração original.
Consulte “8.3. Programas predefinidos A-BPM” para saber
como definir o modo dormir.
T: Tempo de intervalo

Medição de pressão arterial
T

T

2T

2T

Interruptor EVENTInterruptor AUTO para “ON”
Guardar parâmetros do modo dormir
29

2T

T

T

Temp

Interruptor EVENT

6.1.3. Parar a medição
Quando o interruptor START/STOP é premido durante a medição
da pressão arterial, o ar é descarregado imediatamente e a medição
atual é parada. No entanto, a A-BPM continua. A medição dapressão arterial seguinte é efetuada de acordo com as definições
A-BPM.

Nota
Quando a medição para, o código de paragem E07
exibido no visor OLED e guardado na memória.

30

é

6.2. Medição de pressão arterial autónoma (S-BPM)
Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF” para utilizar
programas S-BPM.
O registador está equipado com os cinco tipos de programas S-BPM, deacordo com as diferentes condições do ambiente de medição. Os
parâmetros e resultados de medição podem ser guardados na memória.
Nome

Descrições e ações do programa
Itens
Pressão arterial no hospital
OBP Programa para medição de pressão arterial por parteN.A.
da equipa hospitalar. “1 sequência”: A medição depressão arterial é realizada uma vez.
Pressão arterial no hospital automatizada
Contagem
AOBP Programa para medição de pressão arterial após
repouso no hospital. “1 sequência”: A medição é
realizada utilizando a contagem de medição e o tempo Intervalo
de intervalo.
Pressão arterial em casa
#1
HBP Programa para medição de pressão arterial em casa. Contagem“1 sequência”: A medição é realizada utilizando aIntervalocontagem de medição e o tempo de intervalo.
Pressão arterial noturna automatizada#2 Hora dePrograma para medição de pressão arterial durante a
inícioANBPnoite. Utiliza a contagem de medição e o tempo deintervalo. O ANBP permite especificar até seis horas Contagem
de início por dia.
Intervalo

Pressão arterial autónoma automatizada#2 Hora dePrograma que indica as horas de início através doinício do/para medir alarme
ASBP aviso sonoro. Prima o interruptor
a pressão arterial em casa. O aviso sonoro permite
Contagem
especificar até seis horas por dia.
Intervalo#1 : A pressão arterial é medida de acordo com a Sociedade
Japonesa de Hipertensão.
#2 : Quando a contagem de medição e o tempo de intervalo de
ANBP ou ASBP são alterados, as definições de HBP também
são alteradas.
31

6.2.1. Programas S-BPM
Pressão arterial no hospital

OBP
Quando o interruptor/
é premido, a pressão arterial é medidauma vez e é guardada na memória.
Medição de pressão arterial
Prima o interruptor

Tempo

para iniciar a medição.

/Pressão arterial no hospital automatizada

AOBP
Quando o interruptor/
é premido, o AOBP é iniciado.
Primeiro, o dispositivo fica inativo durante o tempo de intervalo, para
permitir que o paciente relaxe.
Em seguida, o AOBP realiza “1 sequência”.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
Quando o interruptorsequência” para.

é premido durante “1 sequência”, “1/

T: Tempo de intervalo
1 sequência

Medição de pressão arterial
T

T

T

T

Prima o interruptor/

para iniciar “1 sequência”.

Prima o interruptor/

para parar “1 sequência”.

T

T

Prima o interruptor

T/T

para iniciar “1 sequência”.

32

T

Tempo

Não medido
T

Tempo

Pressão arterial em casa

HBP
Quando o interruptor/
é premido, o HBP é iniciado.
O HBP realiza “1 sequência”.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
Quando o interruptor“1 sequência” para.

é premido durante “1 sequência”,/

Medição de pressão arterial

1 sequência

T

T

T

Prima o interruptor
Prima o interruptor
T/

T: Tempo de intervaloTpara parar “1 sequência”.
T

Prima o interruptor

Tempo

para iniciar “1 sequência”.

/

T
/

33

Não medidoTpara iniciar “1 sequência”.

TempoPressão arterial noturna automatizada

ANBPO ANBP permite especificar até seis horas de início predefinidas
por dia.
Quando os parâmetros para o programa ANBP são guardados, o
ANBP é iniciado e é realizada “1 sequência” para cada hora deinício.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.

Nota
Medição de pressão arterial manual de ANBP
Quando o interruptor/
é premido no modo de espera
S-BPM, é realizada “1 sequência”.
1 sequência Medição de pressão arterialT

1 sequência

T

T

T

Tempo

Hora de início

Hora de início

O ANBP é iniciado ao mesmo tempo que o programa ANBP é definido.
(O ANBP fica em modo de espera até à hora de início)1 sequência
T

T

Hora de início

1 sequência
T

T

T

Prima o interruptor/
para iniciar BPM manual.

T

T

Tempo

Hora de início
1 sequência

1 sequência
T

1 sequência

Não medido

T

T

Tempo

Hora de início

Prima o interruptor/
para parar “1 sequência”.

T: Tempo de intervalo
34

Pressão arterial autónoma automatizada

ASBPO ASBP permite especificar até seis horas de início
predefinidas para o alarme.
Quando os parâmetros para o programa ASBP são guardados, o
ASBP é iniciado e soa o aviso sonoro a cada hora de início.
Prima o interruptor/
para realizar “1 sequência” quando
soar o aviso sonoro.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número de contagem
de medições. O último tempo de intervalo é omitido.

Nota
Medição de pressão arterial manual de ASBP
Quando o interruptor/
é premido no modo de espera entre aúltima “1 sequência” e “1 sequência” seguinte, é realizada“1 sequência”.
1 sequência Medição de pressão arterialTT

1 sequência
T

T

Tempo

Prima o interruptor/
para iniciar “1 sequência”.

Prima o interruptor/
para iniciar “1 sequência”.

Hora de início do alarmeHora de início do alarme

O ASBP é iniciado ao mesmo tempo que o programa ASBP é definido.
(O ASBP fica em modo de espera até à hora de início)1 sequência
TT

1 sequência
T

1 sequência

T

T

T

Tempo

Prima o interruptor/
para realizar BPM manual.

35

T: Tempo de intervalo

1 sequência
T

1 sequência

Não medido

T

T

Prima o interruptor
Prima o interruptor

/

/

T

Hora

para parar “1 sequência”.

para iniciar “1 sequência”.
T: tempo de intervalo

Hora de início do alarme

6.2.2. Modo de espera S-BPM
O modo de funcionamento e o valor de pressão são exibidos no
LCD durante o modo de espera S-BPM.
# A indicação do LCD será ocultada automaticamente se
nenhuma opção for realizada no espaço de alguns minutos.
Mesmo se a indicação do LCD estiver oculta, a medição depressão arterial manual pode ser iniciada quando o interruptor/
é premido. Quando o interruptor START/STOP ou
EVENT é premido, a indicação é retomada.
“1 sequência” consiste num conjunto de medições de pressão
arterial e tempos de intervalo repetidos até ao número decontagem de medições. O último tempo de intervalo é omitido.
A marca do relógio
pisca no LCD durante um tempo deintervalo de “1 sequência”.
No modo de espera S-BPM a pressão arterial não é medida
durante o “tempo de intervalo” e entre a última “1 sequência” e
a “1 sequência” seguinte.
Programa de S-BPM
Valor de pressurização
Hora atual36

6.2.3. Parar e suspender a medição
Nota
Quando a A-BPM para, o código de paragem
no LCD e guardado na memória.
Programas S-BPM

E07

é exibido

Operações

Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial no
Prima o interruptor/
para parar ahospital automatizada
medição da pressão arterial.
AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o interruptor/
para parar anoturna automatizada medição da pressão arterial. Na hora de início
ANBP seguinte, a pressão arterial é medida ou soa oaviso sonoro.
#1
Pressão arterial
Se necessitar de parar o registador por
autónomacompleto, remova as pilhas do registador ou
automatizada ASBP
alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.

37

6.3. Resultado da medição
6.3.1. Exibir os resultados de medição
A função de monitorização permite selecionar o comando“Display ON” ou “Display OFF” do resultado de medição de
A-BPM. Esta função não pode ser utilizada para S-BPM.
O conteúdo do comando “Display ON” inclui “Valor de pressão
durante a medição”, “resultado de medição” e “Código de erropara o resultado de medição”.
Quando o comando “Display OFF” é selecionado, o relógio é
exibido.
A predefinição de fábrica é “Display ON”.
Consulte “8.2.2. O relógio e a função de monitorização damedição”.

6.3.2. Guardar os resultados de medição
Processamento de dados do resultado de medição
Não utilizar num forte campo eletromagnético.
A capacidade de memória para o resultado de medição é 600 dados.
Quando a memória está cheia, a marcaé exibida e o registador
não realiza medições até que sejam apagados dados da memória.

Nota

Apague dados da memória antes de entregar o registador a um
novo paciente. Recomendamos que utilize os dados de memória
do registador separadamente para cada pessoa. Se o registador
gravar dados de várias pessoas, poderá ser difícil processar os
dados corretamente.
38

6.3.3. Enviar os resultados de medição
Os dados de medição guardados na memória podem ser enviados
para o periférico através da transferência de dados por USB.
Consulte “8.8. Ligar o registador ao periférico dedicado”.
Não remova o cabo enquanto estiver a utilizar a comunicação
USB. Tal pode causar danos nos dados.

Nota
Quando o indicador de carga for, não é possível
transferir dados. Substitua as pilhas para transferir dados.

6.3.4. Números I D
O número ID predefinido é “0”.
Configure os números ID utilizando o periférico dedicado.

Nota
Os números ID não podem ser configurados com o registador erequerem um periférico dedicado.

39

7. Preparar o registador

7.1. Instalar as pilhas (substituir as pilhas)
Instale duas pilhas novas, respeitando a direção correta de “+”
e “-” no interior do compartimento das pilhas, antes de colocar
o registador.
Substitua as duas pilhas ao mesmo tempo.
Remova as pilhas do registador se não o utilizar durante um
longo período de tempo. Poderá haver uma fuga nas pilhas,que por sua vez poderá provocar uma avaria.
Utilize duas pilhas alcalinas: tipo LR6 ou pilhas recarregáveis
AA Ni-MH especificadas.
Ao instalar uma pilha no compartimento das pilhas, primeiro
empurre o terminal da mola utilizando o terminal “-” da pilha.
Depois, insira o terminal “+”.
Se a pilha for instalada a partir do terminal “+”, o revestimentoda pilha poderá ser danificado pelo terminal da mola.
Não misture e utilize tipos diferentes de pilhas, ou pilhas
usadas e pilhas novas. Fazê-lo poderá causar fugas,
aquecimento ou danos.

Nota
Quando o nível 1
de carga for exibido, substitua as pilhas
por duas pilhas novas antes de colocar o registador.
O registador não consegue realizar a medição de pressão arterial
ou a transferência de dados enquanto o nível 1
for exibido.
Quando as pilhas e a pilha integrada estiverem gastas, nenhuma
informação é exibida.
Instale as pilhas de acordo com o símbolo de direção ().
40

Procedimento

Instalar as pilhas.

Passo 1. Abra a tampa das pilhas.
Passo 2. Remova as pilhas usadas.
Passo 3. Consulte o símbolo dedireção () no interior
do compartimento daspilhas. Insira duas pilhas
novas na direção “+” e “-”correta.

Passo 1. Abrir.

Empurre o terminal damola utilizando oterminal “-” da pilha.
Passo 4. Insira a pilha
empurrando o terminal“+”.
Passo 5. Insira a segunda pilhautilizando o mesmo
método.

Passo 2. Remover as
Passo 6. Fechar.
pilhas.
Passo 3. Empurrar o terminal da mola.
Passo 4. Inserir.

Passo 6. Feche a tampa das pilhas.

Mantenha as pilhas e a tampa das pilhas afastadas dos bebése crianças, para evitar a ingestão acidental ou outros acidentes.
Utilize pilhas AA padrão. Não utilize uma pilha inchada, pilha
recarregável ou uma pilha envolvida em fita. Pode tornar-se
difícil abrir a tampa.
417.1.1. Como substituir as pilhas
Os resultados das medições e parâmetros de definição são
guardados quando as pilhas são removidas. Quando a pilha
integrada fica gasta, a data é reposta para 01/01/2017 00:00.
Verifique e ajuste a hora atual quando as pilhas são substituídas.
Consulte “8.2.2. O relógio e a função de monitorização damedição” para ajustar o relógio.

7.2. Prepara o suporte de transporte
Nota
Quando o suporte de transporte está instalado, utilize o cinto deacessórios.
É aconselhável utilizar um cinto para instalar o registador no paciente.
Utilize o suporte de transporte de acessórios
quando o registador é utilizado.
Para instalar o suporte de transporte,
coloque o suporte de transporte através docinto de acessórios ou do cinto da roupa.
Suporte de transporte
Cinto

42

7.3. Inspeção de utilização
Inspecione o registador para manter eficientemente odesempenho e segurança antes da utilização.
Confirme a seguinte lista de verificações antes/depois de instalar
as pilhas.
Se for detetado um problema, pare para utilizar o registador e
coloque a mensagem de “Avaria” ou “Não utilizar”. Contacte odistribuidor local para reparação.

7.3.1. Listas de verificações de pré-instalação das pilhas
N.º

Item

Descrição

1

Exterior

2

PilhasCertifique-se de que as pilhas não estão gastas.
Substitua por duas pilhas novas antes de opaciente utilizar.

3

Braçadeira

Certifique-se de que a braçadeira não estádesgastada. Se a braçadeira estiver desgastada,poderá rebentar devido a pressão interna.

4

Ligação dabraçadeira

5

Fixações

Sem danos ou deformação devido a queda.
Sem danos e fixação instável nos interruptores e
etc.

Certifique-se de que não existem vincos ou dobras
na mangueira de ar.
Certifique-se de que a tomada de ar e o conectorestão bem ligados.
Certifique-se de que não existem danos nos
acessórios. (Suporte de transporte, cinto, etc.)43

7.3.2. Listas de verificações de pós-instalação das pilhas
N.º
1
2
3
4

Parte

Descrição
Certifique-se de que não existe incêndio, fumo echeiros desagradáveis.
PilhasCertifique-se de que não existem ruídos
estranhos.
Certifique-se de que não existem visualizações
Visor
estranhas.
Certifique-se de que o registador funciona deFuncionamento forma correta.
Certifique-se de que a operação de medição podeser efetuada corretamente. Colocação da
Medição
braçadeira, medição, visor e resultado corretos.

448. Operações

8.1. Fluxograma de operaçõesNota

As definições iniciais (do relógio integrado, função do monitor evalor de pressurização inicial) e o programa predefinido (A-BPM e
S-BPM) não necessitam de ser sempre guardados. São
guardados quando eliminados, atualizados e quando o registador éutilizado pela primeira vez.
As definições do registador podem ser guardadas utilizando operiférico dedicado. Consulte o manual de instruções do ABPM
Data Manager.
Os procedimentos de medição de A-BPM e S-BPM são diferentes.
A A-BPM permite especificar seis pares de horas de início eintervalos arbitrários para cada 24 horas e permite medir e registara pressão arterial automaticamente.
A S-BPM assume que um paciente mede a sua própria pressão
arterial de forma autónoma em casa ou no hospital. Este modo
pode utilizar cinco tipos de programas, de acordo com a sua
utilidade.

45

Instalar as pilhas.
As definições iniciais do relógio integrado,função de monitorização da medição e valor de pressurização.

A-BPM

S-BPM

Guarde o programa predefinido A-BPM.

Guarde o programa predefinido S-BPM.

Instale o registador e braçadeira.

Instale o registador e braçadeira.

Mova o interruptor AUTO
para “ON”.

Mova o interruptor AUTO para“OFF”.

A-BPM

Prima o interruptor

Mova o interruptor AUTO
para “OFF”.

INICIAR .

Pressão arterial no hospital
OBP
Pressão arterial no hospital
automatizada
AOBP
Pressão arterial em casa
HBP

Ligue o registador ao periférico
dedicado.
Processamento de dados.

Pressão arterial noturna
automatizada
ANBP
Pressão arterial autónoma
automatizada
ASBP

Limpe e efetue a manutenção do
produto.

O procedimento completo de utilização
46

8.2. Definições iniciais
8.2.1. Predefinições de fábrica
As predefinições de fábrica (definições iniciais) são descritas abaixo:

Itens comuns das definições
Item

Predefinição de fábricaFunção de monitorização

ON (com indicação)Ano, mês, dia, hora, minuto

Data de envio

Itens de medição A-BPM

Predefinição defábrica

Item
Modo dormirOFF

Tempo de intervalo quando o modo dormir está em
ON

30 minutos

Hora de início da secção 1

0 horas

Tempo de intervalo da secção 1

30 minutos

Hora de início da secção 2

0 horaHora de início da medição automatizada

OFF

#1

Tempo de funcionamento da medição automatizada OFF

O conteúdo das predefinições de fábrica

Quando o interruptor AUTO é colocado em “ON”, a medição
A-BPM é iniciada. A pressão arterial é medida a cada 30 minutos
até o interruptor ser colocado em “OFF”.

#1 : As definições entre o tempo de intervalo da secção 2 e o tempo
de intervalo da secção 6 são omitidas porque a hora de inícioda secção 1 e 2 tem o mesmo valor.
47

Itens de S-BPM

Item
Predefinição de fábrica
Seleção de programa
Pressão arterial no hospital (OBP)
Pressão arterial noN.A.
hospital
OBP
Pressão arterial no
Contagem de medição
2 contagens
hospital automatizada
5 minutos
AOBP Tempo de intervalo
2 contagens
Pressão arterial em casa Contagem de mediçãoHBP Tempo de intervalo
1 minuto
Hora de início da secção 2 horas
Pressão arterial noturna
Contagem de medição
2 contagens
automatizada
ANBP
Tempo de intervalo
1 minutoHoradeiníciodealarme7 horas, 22 horas
Pressão arterial
autónoma automatizada Contagem de medição
2 contagens
ASBP Tempo de intervalo
1 minuto

O conteúdo das predefinições de fábrica

Quando o interruptor/
é premido após o interruptor
AUTO ser colocado em “OFF”, o programa predefinido
S-BPM (OBP) é iniciado. O programa (OBP) mede a pressão
arterial uma vez e guarda o resultado na memória.

8.2.2. O relógio e a função de monitorização da medição
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os métodos
seguintes.
O método para utilizar interruptores no registador.
O método para utilizar o periférico dedicado que está ligado ao
registador utilizando o cabo USB.
48

Procedimento de operação com interruptores
Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o interruptor START/STOP ,mantenha premido o interruptor EVENT até Display(após Sleep ) ser exibido no visor OLED.
Passo 4. Os interruptores de funcionamento são os seguintes:
Interruptor EVENT .........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP ...Decisão, item seguinte, fim das
definições.
Depois, utilize estes interruptores noutros itens.
Passo 5. Depois de configurar as definições, prima o interruptor
START/STOP para regressar ao modo de espera.
Item
OLED
Função de Visor
monitorização
xx
Clock
Ano
Year xxClockMêsMon. xx
Clock
Dia
Day
xx
Clock
Hora
Hour xx
Clock
Minutos
Min.
xx

Intervalo
xx = OFF, ON
xx =17 a 99.

Últimos dois dígitos do ano.

xx =1 a 12 mêsxx =1 a 31 dia

xx =0 a 23 horaxx =0 a 59 minutos

Caracteres incluídos : predefinições de fábrica e definições iniciais
quando as pilhas estão totalmente gastas.

49

8.2.3. Valor de pressurização inicial
Pode ser definido antecipadamente um valor de pressurização
inicial.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Se AUTO for especificado como o valor de pressurização inicial,é selecionado automaticamente um valor de pressurização
adequado. A predefinição de fábrica é 180 mmHg.
Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Selecione um valor de pressurização utilizando o interruptor
START/STOP .
Interruptor AUTO para “OFF”
Programa S-BPM
Valor de pressurização
Hora atual

8.3. Programas predefinidos A-BPM
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os métodos
seguintes.
O método para utilizar interruptores no registador.
O método para utilizar o periférico dedicado que está ligado ao
registador utilizando o cabo USB.
O A-BPM só pode ser utilizado enquanto a medição automatizada
é efetuada.
50

Procedimento de operação com interruptores

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o interruptor START/STOP ,mantenha premido o interruptor EVENT até Sleep ser
exibido no visor OLED.
Passo 4. Especifique o modo dormir utilizando os interruptores seguintes.
Se o modo dormir for “ON”, avance para o passo 5.
Interruptor EVENT ..........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP ...Decisão, item seguinte.
Passo 5. Especifique hora de início e intervalo até seis secções utilizando
os interruptores seguintes.
Interruptor EVENT ..........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP .....Decisão, item seguinte.
Passo 6. .Especifique hora de início e tempo de funcionamento damedição automatizada utilizando os interruptores seguintes.
Interruptor EVENT .........Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP .....Decisão, item seguinte, fim
dasdefinições.
Passo 7. Após concluir as definições, o registador regressa ao modo deespera.
Não remova as pilhas ao carregar as definições.
Se as pilhas forem removidas, introduza novamente as
definições.

51

8.3.1. Itens e parâmetros A-BPM
O programa predefinido para A-BPM é o seguinte:
Item

OLED
Parâmetro
Sleep
Modo dormir#1, #2xx xx = ON, OFF
Tempo de Cycle
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 1
xx xx = 0 a 23 horaSecção início
1
Tempo de Cycle 1
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de Hour 2xx xx = 0 a 23 horaSecção início
2
Tempo de Cycle 2intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 3xx xx = 0 a 23 horaSecção início
3
Tempo de Cycle 3
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 4xx xx = 0 a 23 horaSecção início
4
Tempo de Cycle 4
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 5xx xx = 0 a 23 horaSecção início
5
Tempo de Cycle 5intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de Hour 6xx xx = 0 a 23 horaSecção início
6
Tempo de Cycle 6
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de START#3, #4
inícioxx xx = OFF , 0 a 23 hora
Tempo de Operation#3, #4
funcionamentoxx xx = OFF , 1 a 27 horaMedição automatizada Caracteres incluídos : predefinições de fábrica.
52#1 : quando o modo dormir é definido para “ON”, a hora de início eo tempo de funcionamento da medição automatizada e otempo de intervalo do modo dormir podem ser utilizados. O
tempo de intervalo destas secções (1 a 6) não pode serutilizado.
#2 : quando o modo dormir é definido para “OFF”, o tempo deintervalo do modo dormir não é exibido.
#3 : Exemplo para medição automatizada.
Se a hora de início for especificada e o tempo defuncionamento for definido para “OFF”, quando o interruptor
AUTO estiver definido para “ON”, a A-BPM inicia à hora deinício predefinida e continua até o interruptor AUTO serdefinido para “OFF”. Se o interruptor AUTO for novamente
definido para “ON”, a A-BPM inicia à hora de início
predefinida.

Nota

Se o tempo de funcionamento for especificado e ointerruptor AUTO for utilizado durante a A-BPM, a A-BPM
continua durante o tempo de funcionamento a partir desta
utilização.
#4 : Exemplo para medição automatizada.
Se a hora de início for definida para “OFF” e o tempo defuncionamento for especificado, quando o interruptor AUTO
for definido para “ON”, a A-BPM é iniciada para o tempo defuncionamento. Se o interruptor AUTO for definido para“OFF” durante a A-BPM, a A-BPM para. Se o interruptor
AUTO for definido novamente para “ON”, a A-BPM érealizada durante o tempo de funcionamento.

Nota

Se a hora de início for especificada e o interruptor AUTO
for utilizado durante a A-BPM, a A-BPM é interrompida e é
iniciada à hora de início predefinida no dia seguinte.
53

O conteúdo do item

Modo dormir:
O tempo de intervalo para a medição automatizada pode ser
especificado. O tempo de intervalo da secção 1 a 6 não podeser utilizado. Consulte “6.1.2. Função Dormir tempo deintervalo”.
Secção:24 horas podem ser separadas em seis secções, no máximo.
Cada secção pode especificar a hora de início e o intervalo.
O A-BPM só pode ser utilizado enquanto a medição
automatizada é efetuada.
Medição automatizada:
O conjunto de A-BPM pode ser controlado. Especifique a hora
de início e o tempo de funcionamento. Consulte “8.3.2.
Exemplos do programa A-BPM”.

54

8.3.2. Exemplos do programa A-BPM
ExemploHoras de início e intervalos. Entrada simplificada.

24:00
Duplas secções
22:00 00:00
Secção 2
A hora de início da secção 1 =7:00
O tempo de intervalo da secção 1 = 15
18:00
06:00
07:00
A hora de início da secção 2 =22:00Secção 1
O tempo de intervalo da secção 2 = 60
12:00
A hora de início da secção 3 =7:00 ············ Igual à secção 1

A secção 3 e os seguintes itens não são apresentados porque a hora
de início da secção 3 é igual à secção 1.
Quando a hora de início da secção 2, 3, 4, 5 ou 6 é igual à secção 1,
estas horas de início e intervalos não são apresentados.

Exemplo 1 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = OFF.
O tempo de funcionamento da medição automatizada = OFF.
Quando o interruptor AUTO é definido para “ON”, a A-BPM é
efetuada de acordo com a hora de início e intervalo para cadasecção até que o interruptor AUTO seja definido para “OFF”.
Medição da pressão arterialSecção 1
Interruptor AUTO para “ON”

Não medidaSecção 2
Interruptor AUTO para “OFF”

55

Tempo

Exemplo 2 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = 7:00,
O tempo de funcionamento da medição automatizada = OFF.
Quando o interruptor AUTO é colocado em “ON”, a A-BPM é
iniciada às 7:00. A A-BPM é continuada de acordo com a hora deinício e intervalo de cada secção até o interruptor AUTO serdefinido para “OFF”.
07:00 Medição da pressão arterialSecção 2Secção 1
Interruptor AUTO para“ON”

Não medida
Tempo

Interruptor AUTO para
“OFF”

Exemplo 3 Medição automática

A hora de início da medição automatizada = OFF.
O tempo de funcionamento da medição automatizada = 26 horas.
Quando o interruptor AUTO é definido para “ON”, a A-BPM
continua de acordo com a hora de início e intervalo de cadasecção para 26 horas.
Medição de pressão arterialSecção 1

Não medidoSecção 2

Interruptor AUTO para “ON”

56

Após 26 horas

Tempo

8.4. Programas S-BPM
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os métodos
seguintes.
O método para utilizar interruptores no registador.
O método para utilizar o periférico dedicado que está ligado ao
registador utilizando o cabo USB.

Procedimento de operação com interruptores

Passo 1.Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2.Enquanto mantém premido o interruptor/
premido o interruptor START/STOP até
LCD.

, mantenha
ser exibido no

Passo 3.Selecione o programa S-BPM utilizando os interruptores
seguintes.
Programa: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBPInterruptor/ ...............Alteração do parâmetro atual.
Interruptor START/STOP .....Decisão, item seguinte.
Passo 4.Especifique cada item (Contagem de medição, Tempo deintervalo, hora de início e hora de início do alarme) utilizando
os interruptores seguintes.
Interruptor/ .............Altere o parâmetro atual.
Interruptor START/STOP .....Decisão, item seguinte, fim das
definições.
Passo 5.Após concluir definições, é exibido o relógio S-BPM.

Não remova as pilhas ao carregar as definições.
Se as pilhas forem removidas, introduza novamente as
definições.
57

8.4.1. Itens e parâmetros S-BPM
Programa

Item

Parâmetro

Programa S-BPM
Programa

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Pressão arterial no hospital
OBP

N.A.

N.A.

Pressão arterial no hospital automatizada
AOBP

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

5,

3 a 10 minutos

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos

Pressão arterial em casa
HBP

Pressão arterial noturna automatizada
ANBP

Hora de início2,

0 a 23 hora

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#1

Pressão arterial autónoma automatizada

ASBP

Hora de início do
alarme7 , 22 , 0 a 23 hora

Contagem de medição

2,

1 a 5 contagens

Tempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#2

Caracteres incluídos : predefinições de fábrica.
#1 : 24 horas podem ser separadas em seis secções, no máximo.
Cada secção pode especificar a hora de início da medição dapressão arterial.
#2 : 24 horas podem ser separadas em seis secções, no máximo.
Cada secção pode especificar a hora de início de alarme da
medição da pressão arterial.
58

8.4.2. Exemplos de exibição S-BPM
Exibição da pressão arterial no hospital

OBP

Exibição da pressão arterial no hospital automatizada

AOBP

OBP não tem definições para configurar.

AOBP utiliza a contagem de medição e tempo de intervalo.
AOBP efetua “1 sequência” após um modo de espera para relaxar.
Consulte “6.2.1. Programas S-BPM” para “1 sequência”.

Contagem de medição

Tempo de intervalo

Exibição da pressão arterial em casa

HBP

HBP utiliza a contagem de medição e tempo de intervalo
predefinidos.
O HBP realiza “1 sequência”.
Consulte “6.2.1. Programas S-BPM” para “1 sequência”.

Contagem de medição

Tempo de intervalo
59

Exibição da pressão arterial noturna automatizada

ANBPO ANBP permite especificar até seis horas de início
predefinidas para “1 sequência”. Consulte “6.2.1. Programas
S-BPM” para “1 sequência”.
Quando a última hora de início é igual à primeira hora de início,as definições da hora de início são concluídas. De seguida,
especifique a contagem de medição e tempo de intervalo para
“1 sequência”.

Primeira hora de início

Contagem de medição

2ª hora de início

3ª hora de início

Tempo de intervalo
24:00
22:00 00:00

Exemplo

Definições e entrada simplificada
04:00
A medição é efetuada às 22:00 e 4:00.
18:00
06:00
A hora de início da secção 1 = 4:00
A hora de início da secção 2 = 22:00
12:00
A hora de início da secção 3 = 4:00 ··················· Igual à secção 1
A contagem de medição =2 vezes
O tempo de intervalo =0:01 minuto

60

Exibição da pressão arterial autónoma automatizada

ASBPO ASBP permite especificar até seis horas de início predefinidas
para o alarme.
/
O aviso sonoro soa a cada hora de início. Prima o interruptor
para executar a “1 sequência” quando o aviso sonoro soar. Consulte“6.2.1. Programas S-BPM” para “1 sequência”.
Quando a última hora de início é igual à primeira hora de início,as definições da hora de início são concluídas. De seguida,
especifique a contagem de medição e tempo de intervalo para
“1 sequência”.

Primeira hora deinício do alarme

2ª hora de início
do alarme

Contagem de medição

Tempo de intervalo

Exemplo

Definições e entrada simplificada

3ª hora de início
do alarme

24:00
22:00 00:00

O aviso sonoro soa às 22:00 e 7:00.
18:00
06:00
Prima o interruptor/
para efetuar
07:00“1 sequência”.
A hora de início da secção 1 =
22:00
12:00
A hora de início da secção 2 =07:00
A hora de início da secção 3 =22:00 ···················· Igual à secção 1
A contagem de medição =2 vezes
O tempo de intervalo =0:01 minuto
61

8.5. Apagar dados de medição

Finalidade da operação e explicação da função

Os dados de medição são apagados mas as definições não são
apagadas.
As definições iniciais podem ser configuradas utilizando os
métodos seguintes.
O método para utilizar interruptores no registador.
O método para utilizar o periférico dedicado que está ligado
ao registador utilizando o cabo USB.
Se os dados de medição forem apagados, não podem
voltar a ser utilizados. Dados de cópia de segurança antes
da eliminação.
Apague os dados de medição do último paciente antes depaciente seguinte utilizar o registador.
Podem ser necessários vários minutos para apagar os dados.
Não efetue qualquer operação para apagar os dados
corretamente.

Procedimento de operação com interruptores

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Enquanto mantém premido o interruptor START/STOP ,prima e mantenha premido o interruptor EVENT até
DataClear (após Sleep e Display ) ser exibido novisor OLED.
Passo 4. Selecione uma operação.
Se apagar dados, prima e mantenha o interruptor
START/STOP premido. Erasing pisca em DataClear
no visor OLED e a eliminação dos dados é iniciada. Avancepara o passo 5 após a eliminação.
Se guardar (não apagar) os dados, prima, prima o interruptor
EVENT e avance para o passo 5.
Passo 5. O registador regressa ao modo de espera.
62

8.6. Instalar o produto no paciente
8.6.1. Informação para os pacientes
Explique o seguinte ao paciente para que possa utilizar oregistador de forma segura.

Precauções durante a medição da pressão arterial

Relaxe o braço e fique quieto quando o enchimento iniciar.
Mantenha a mesma posição ao longo da medição.
Evita a vibração e o ruído durante a medição.
A pressão arterial é medida durante, aproximadamente, 1 minuto
após a pressurização. Esteja quieto até a medição concluir.
O processo de medição entre encher a braçadeira e libertar o arrequer até 170 segundos.
O registador pode encher novamente para voltar a medir apressão arterial após o final da pressurização. Isto poderá ser
causado por movimento corporal, etc.
O registador poderá iniciar a medição da pressão arterial após
aproximadamente 120 segundos quando os dados de medição
são inválidos e a medição seguinte ocorre após 8 minutos. Isto
poderá ser causado por movimento corporal, etc.
O registador poderá obstruir o funcionamento do veículo emáquina. Evite o funcionamento do veículo e máquina ao usaro registador.

63

Como parar ou suspender a medição

Prima o interruptor START/STOP para parar a medição dapressão arterial. Um código de erro é guardado na memória. A
pressão arterial é medida novamente após 120 segundos.
Relativamente à A-BPM e modo ANBP e ASBP da S-BPM,
apenas a atual medição da pressão arterial pode ser suspensa e
a “1 sequência” é efetuada na hora de início seguinte. Coloqueo interruptor AUTO na posição “OFF” para suspender
A-BPM.
Remova a braçadeira se a atual medição da pressão arterial não
puder ser parada com o interruptor START/STOP .
Prima o interruptor START/STOP para parar a medição. A“1 sequência” ainda é efetuada na hora de início seguida
para A-BPM e os modos ANBP e ASBP da S-BPM.
Quando ocorrer dor do braço ou uma condição inesperada,pare a medição, remova a braçadeira e consulte um
médico.
Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF” parasuspender A-BPM.
Coloque o interruptor AUTO na posição “ON” para retomar amedição automatizada A-BPM. A marcaé mostrada no LCD e
no visor OLED. O registo de dados continua até ser colocado na
posição “OFF”.

Como utilizar a medição manual durante a A-BPM

O procedimento de uma medição temporária que não é incluído
no programa predefinido.

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera A-BPM.
Passo 2.Prima o interruptor START/STOP para medir imediatamente apressão arterial durante a A-BPM.
Passo 3.Os resultados de medição são guardados na memória.
Quando o interruptor START/STOP é premido durante a
medição, a medição é suspensa.
64Precauções ao usar o registador

O registador é um instrumento de precisão. Não deixe cair oregistador nem aplique impactos no mesmo.
O registador e braçadeira não são à prova de água (resistentes àágua). Evite que o produto entre em contacto com a chuva, suore água.
Não coloque nada sobre o produto.
Quando a braçadeira é movida por movimento excessivo e
exercício, instale novamente a braçadeira.
Coloque a mangueira de ar para que não se formem vincos epara que não se enrole à volta do pescoço ao dormir.

Substituição das pilhas

Quando a marcaé exibida, o registador não pode medira pressão arterial ou comunicar com o periférico dedicado.
Substitua imediatamente por duas pilhas novas.

8.6.2. Cobertura da braçadeira
Nota
Mantenha a braçadeira e a cobertura da braçadeira limpas.
Mantenha a cobertura da braçadeira para cada pessoa.
Utilize as braçadeiras opcionais adequadas da cobertura dabraçadeira.

65

8.6.3. Instalar a braçadeira, suporte de transporte e registador
Não instale a braçadeira se o paciente tiver dermatite,
ferimentos externos, etc.
Remova a braçadeira e pare a utilização se surgir dermatite
ou outros sintomas no paciente.
Evite que a mangueira de ar se enrole à volta do pescoço
ou corpo.
Tenha cuidado ao utilizar perto de bebés ou crianças,
devido ao perigo de asfixia.
Introduza bem o conector da mangueira de ar até o final darotação. Se a ligação for incorreta, pode causar uma fugade ar e erro de medição.

Nota

Instale a braçadeira na posição certa e enrole à volta do braço
para pedir corretamente a pressão arterial.
Evite que a braçadeira e a mangueira de ar vibrem durante a
medição. O registador mede alterações delicadas da pressão
de ar no interior da braçadeira.
A braçadeira adicional é uma braçadeira para adultos para obraço esquerdo. Se o tamanho da braçadeira não for adequado,
compre a braçadeira opcional.
Circunferência do braço
Braçadeira pequena
15 to 22 cm 05,9" to 08,7"
Braçadeira para adultos
20 to 31 cm 07,8" to 12,2"
Braçadeira grande
28 to 38 cm 11,0" to 15,0"
Braçadeira extra grande 36 to 50 cm 14,2" to 19,7"
Mantenha a braçadeira limpa.
É aconselhável que o paciente utilize o suporte de transporte eo cinto.
A braçadeira não é feita com látex de borracha natural.
66

Como colocar a braçadeira, registador e suporte

Passo 1. Passe a extremidade da braçadeira através do anel e crie aforma de pulseira.
Passo 2. Encontre a artéria braquial do braço esquerdo através depalpação.
Passo 3. Instale a braçadeira diretamente contra a pele para que amarca branca esteja diretamente sobre a artéria braquial e a
extremidade inferior da braçadeira seja colocada
aproximadamente 1 - 2 cm acima do interior do cotovelo.
Passo 4. Enrole a braçadeira para que o anel esteja dentro do alcance,
plano e não deslize, mas tem espaço para inserir dois dedos.
Passo 5. Fixe a mangueira de ar utilizando fita adesiva para passar
acima do ombro.
Passo 6. Passe o cinto através do suporte de transporte.
Passo 7. Ajuste o cinto para que o suporte de transporte esteja no ladoesquerdo.
Passo 8. Ligue a ficha de ar à tomada de ar no registador.
Passo 9. Coloque o registador no suporte de transporte.
Passo 1. Anel

Passo 2. Artéria braquial
Passo 3. Marca de posição
da artéria branca
Aproximadamente
1 - 2 cm acima

Braçadeira

Passo 3. Marca de posição da
artéria branca
Passo 4. Disponha de espaço para
inserir dois dedos
67

Passo 5. Mangueira de ar

Passo 5. Fita
Passo 5. Presilha

Mangueira de ar

Passo 5. Braçadeira

Passo 7. Cinto
Passo 7. Suporte de transporte
Passo 8. Ficha de ar
Passo 8. Tomada de ar

Passo 9. Inserir
Suporte detransporte

Passo 6. Cinto
688.7. Operações de medição de pressão arterial
8.7.1. Operações A-BPM
Quando a A-BPM é iniciada, a pressão arterial é medida deacordo com os parâmetros predefinidos.

Nota
Defina o relógio integrado e o valor de pressurização inicial
antes da medição porque a A-BPM utiliza-os. Consulte “8.2.2.
O relógio e a função de monitorização da medição” e “8.3.
Programas predefinidos A-BPM”.
Quando o registador é removido, defina o interruptor AUTO para“OFF”.
Se o registador for removido durante a A-BPM, o enchimentoda braçadeira iniciar na hora de início seguinte, a braçadeirapode quebrar. Quando a A-BPM é retomada, defina o interruptor
AUTO para “ON”.
A marcaé apresentada enquanto a A-BPM é utilizada.

A medição manual da pressão arterial pode ser efetuada
durante o modo de espera da A-BPM.
O resultado da medição da medição manual da pressão arterial
pode ser guardada na memória.
Quando a A-BPM para, o código de paragem
no visor OLED e guardado na memória.

Para iniciar A-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

E07

é exibido

na posição “ON”.

Passo 2. A marcaé mostrada no visor OLED e no LCD. A A-BPM
foi iniciada.
69

Para suspender A-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor
Passo 2. A marca

AUTO

na posição “OFF”.

é ocultada. A-BPM é suspensa.

Para parar durante a A-BPM

Quando o interruptor START/STOP é premido durante a
medição da pressão arterial, o ar é descarregado imediatamente e
a medição atual é parada. No entanto, a A-BPM continua. A
medição da pressão arterial seguinte é efetuada de acordo
com as definições A-BPM.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a A-BPM(Medição manual da pressão arterial da A-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera A-BPM. No modo de espera A-BPM, apressão arterial não é medida durante o tempo de intervalo.
Passo 2. Prima o interruptor START/STOP durante o modo de espera
A-BPM.

Para alargar o tempo de intervalo ou repor

Quando o modo de espera é “ON” e o interruptor EVENT é
premido durante o modo de espera da A-BPM, o tempo deintervalo é duplicado.

70

8.7.2. Operações S-BPM
Nota

Defina o relógio integrado e o valor de pressurização inicial
antes da medição porque são utilizados para a S-BPM.
Consulte “8.2.2. O relógio e a função de monitorização damedição” e “8.4. Programas S-BPM”.
Remova as pilhas quando o paciente remove o registador ebraçadeira quando ANBP ou ASBP é utilizada (mesmo durante
o modo de espera). Se as pilhas forem deixadas nocompartimento das pilhas, a braçadeira pode quebrar quando oregistador enche a braçadeira na “1 sequência” seguinte. Se opaciente retomar a medição, insira pilhas e prima o interruptor/ .
A medição manual da pressão arterial pode ser efetuada
durante o modo de espera da S-BPM.
O resultado da medição da medição manual da pressão arterial
pode ser guardada na memória.
Quando a S-BPM para, o código de paragem E07 é exibido
no visor OLED e guardado na memória.

Para iniciar S-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor

AUTO

na posição “OFF”.

Passo 2. As operações são as seguintes:
Programas S-BPM
Pressão arterial no hospital

Operações
OBP Prima o interruptor/
Pressão arterial no hospital automatizada para iniciar o programa
AOBP predefinido durante o modo
Pressão arterial em casa
HBP de espera.
Pressão arterial noturna automatizada
O programa predefinido fica
ANBP no modo standby até à “horaPressão arterial autónoma automatizada de início” ou “hora de início
ASBP do alarme”.
71Para medir imediatamente a pressão arterial durante a S-BPM.
(Medição de pressão arterial manual de S-BPM)

Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera S-BPM.
Passo 2. Prima o interruptor/
durante o modo de espera S-BPM.
As medições de pressão arterial de “1 sequência” sãorealizadas de imediato.

Para parar ou suspender a S-BPM

As operações são as seguintes:

Programas S-BPM

Operações

Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial no
Prima o interruptor/
para parar ahospital automatizada
medição da pressão arterial.
AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o interruptor/
para parar anoturna automatizada medição da pressão arterial. Na hora de início
ANBP seguinte, a pressão arterial é medida ou soa oaviso sonoro.
#1
Pressão arterial
Se necessitar de parar o registador por
autónomacompleto, remova as pilhas do registador ou
automatizada ASBP
alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.

72

8.7.3. Medição manual
Utilize a medição manual da pressão arterial para uma medição deteste preliminar e medição imediata da pressão arterial.

Nota
A medição manual da pressão arterial pode iniciar imediatamente
num modo de espera.
O resultado de medição é guardado na memória.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a A-BPM.
(Medição de pressão arterial manual de A-BPM)

Passo 1. Se a indicação do visor OLED estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera A-BPM. No modo de espera A-BPM, apressão arterial não é medida durante o tempo de intervalo.
Passo 2. Prima o interruptor START/STOP durante o modo de espera
A-BPM.

Para medir imediatamente a pressão arterial durante a S-BPM.
(Medição de pressão arterial manual de S-BPM)

Passo 1. Se a indicação do LCD estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera S-BPM.
Passo 2. Prima o interruptor/
durante o modo de espera S-BPM.
As medições de pressão arterial de “1 sequência” sãorealizadas de imediato.

73

8.7.4. Parar e suspender as medições
A-BPM, S-BPM e medição manual da pressão arterial podem serparadas ou suspensas imediatamente.

Nota
Quando a medição de pressão arterial para, o código de paragem
E07 é exibido no visor OLED e guardado na memória.

Para suspender A-BPM

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. A marcaé ocultada. A-BPM é suspensa.

Para parar durante a A-BPM

Quando o interruptor START/STOP é premido durante a
medição de pressão arterial, o ar no interior da braçadeira é
libertado rapidamente e a medição é interrompida. No entanto, a
A-BPM continua. A medição da pressão arterial seguinte é
efetuada de acordo com as definições A-BPM.

74

Para parar ou suspender a S-BPM
As operações são as seguintes:
Programas S-BPM

Operações

Pressão arterial no
hospital
OBP
Pressão arterial no
Prima o interruptor/
para parar ahospital automatizada
medição da pressão arterial.
AOBP
Pressão arterial em
casa
HBP
Pressão arterial
Prima o interruptor/
para parar anoturna automatizada medição da pressão arterial. Na hora de início
ANBP seguinte, a pressão arterial é medida ou soa oaviso sonoro.
#1
Pressão arterial
Se necessitar de parar o registador por
autónomacompleto, remova as pilhas do registador ou
automatizada ASBP
alterne para OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas S-BPM”.

75

8.8. Ligar o registador ao periférico dedicado
8.8.1. Ligar com cabo USB
Consulte o manual de instruções do ABPM Data Manager
relativamente às definições de comunicação.

Ligação do cabo
Ligue um cabo USB autorizado ao terminal micro USB.
Introduza o cabo no sentido correto. Uma ligação incorreta
pode causar falhas e avarias. Certifique-se de que o cabo
do terminal está bem ligado.
Não meça a pressão arterial durante a comunicação USB.
Não prenda ao paciente quando o registador estiver ligado aocabo. O cabo poderá enrolar-se à volta do corpo ou pescoço.
Preparação do periférico dedicado
Remova o registador e braçadeira do paciente antes de ligar oregistador (TM-2441) ao periférico dedicado.

Para ligar o registador ao periférico dedicado utilizando o cabo USB
Passo 1. Abra o terminal micro USB no registador.
Ligar o cabo USB adicional.

Terminal Micro USB
Cabo USB76

Para iniciar a comunicação de dados com o periférico dedicado
Passo 1. Ligue o cabo micro USB entre oregistador e o periférico dedicado.

Passo 2. O aviso sonoro soa eéexibido no LCD.
O estado da comunicação de dados
entra no modo standby.
Passo 3. Realize a análise utilizando operiférico dedicado. O estado dacomunicação de dados apenas
entra no modo online ativo
durante a comunicação USB.

Ligue o cabo micro USB

ModostandbyModo online
ativo

Para parar a comunicação de dados com o periférico dedicado
Passo 1. Remova o cabo no modo standby.

77

8.8.2. Utilizar comunicação Bluetooth®
Um dispositivo Bluetooth precisa ser de emparelhado com um
dispositivo de modo a comunicar com esse dispositivo. Assim que oregistador for emparelhado com um dispositivo, os dispositivos
podem comunicar automaticamente.

Nota
Certifique-se de que desliga todos os dispositivos Bluetooth ao
emparelhar. Não pode emparelhar múltiplos dispositivos ao mesmo
tempo.
Se o registador for emparelhado com outro dispositivo, o primeiro
dispositivo será desemparelhado.
Se os dispositivos não comunicarem após emparelhamento,
experimente emparelhar outra vez.

Emparelhamento Bluetooth®

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o interruptor EVENT até Pairing(após FlightMode ) ser exibido no visor OLED. O registador
começa a aguardar pelo emparelhamento.
Passo 4. Quando o emparelhamento Bluetooth estiver concluído, a marcaé exibida no LCD.
Se cancelar o emparelhamento atual, pressione o interruptor
EVENT . O registador avança para o visor do modo deespera.
78

8.8.3. Suspender a comunicação Bluetooth® (modo de voo)O modo de voo pode suspender a comunicação Bluetooth.

Utilizar o modo de voo

Passo 1. Coloque o interruptor AUTO na posição “OFF”.
Passo 2. Se a indicação do visor estiver oculta, prima o interruptor
START/STOP ou EVENT para regressar à exibição domodo de espera.
Passo 3. Prima e mantenha premido o interruptor EVENT até
FlightMode ser exibido no visor OLED.
Passo 4. O modo de voo pode ser ligado/desligado com o interruptor
START/STOP .
FlightMode
ON

Interruptor START/STOP

FlightMode
OFF

Passo 5. Prima o interruptor EVENT para regressar à exibição do modode espera.

799. Manutenção

9.1. Armazenamento, inspeção e gestão de segurança do produto
Os instrumentos médicos, como este registador, têm de ser
geridos para que funcionem corretamente quando necessário
e para manter fiavelmente a segurança do paciente e operador.
Como regra básica, é necessário que o paciente inspecioneo instrumento com verificações diárias tais como “Inspeção
antes da utilização”.
A gestão diária, tal como a inspeção antes da utilização énecessária para manter o desempenho, segurança e eficiência
do registador.
É aconselhável efetuar uma inspeção periódica do registador
todos os anos.

Nota
A instituição médica tem de efetuar a gestão de manutenção
para garantir a utilização segura do instrumento médico.

80

9.2. Limpar o produto
Limpe o registador antes e após a utilização.
Limpe o registador antes de prendê-lo no próximo
paciente.
Ao limpar o registador, não salpique água nem submerjao dispositivo em água. Pode causar mau funcionamento.
Limpe o registador após enxugar a água e solução
antisséptica para não penetrar no interior do registador.
Desinfete o registador periodicamente para manter aprevenção contra infeções. Não utilize esterilizador para oregistador.
Não utilize solventes orgânicos (Exemplo: diluente),solução de iodopovidona para limpar o registador. Podecausar descoloração, danos e mau funcionamento.
Não utilize secador de cabelo, etc. para secar o registador.
Pode causar mau funcionamento e danos.

Verificação após a limpeza da braçadeira

Certifique-se de que a câmara da braçadeira está bem
inserida no pano da braçadeira. Se não for corretamente
inserida, podem ocorrer danos ou explosões durante oenchimento.

Limpar o registador

Limpe a sujidade e pó na caixa exterior do registador utilizando
uma gaze humedecida com água ou água morna e bem torcida.
Quando sangue ou medicamentos, etc. estiverem colados na
caixa, limpe em primeiro lugar com gaze humedecida com
solução antisséptica e bem torcida e, em seguida, seque a caixa
com gaze humedecida com água ou água morna e bem torcida.
81

Recomendamos produtos químicos utilizáveis (Nome doingrediente) de solução antisséptica na tabela (Exemplo desolução antisséptica utilizável (Nome do ingrediente)).

Limpar a braçadeira

Quando limpar e desinfetar a cobertura da braçadeira, remova acâmara da braçadeira no interior do pano da braçadeira. Limpe asujidade e pó utilizando uma gaze humedecida com água ouágua morna e bem torcida.
Consulte soluções antissépticas da tabela (Exemplo desolução antisséptica utilizável (Nome do ingrediente))
quando efetuar a desinfeção.
Exemplo de solução antisséptica utilizável (Nome doingrediente)
Nome do componente
Nome do produto
Cloreto de benzalcónio Solução de 10% de cloreto de benzalcónio
Isopropanol
70% em 1-propanol
EtanolEtanol para desinfeção 76,9 a 81,4 vol%Leia a prescrição descrita no produto e utilize-a.

Nota
A braçadeira e mangueira de ar são bens consumíveis.
Se o erro de medição ocorre frequentemente ou a medição dapressão arterial não pode ser efetuada, é necessário substituir abraçadeira e a mangueira de ar por umas novas. Consulte“10. Itens opcionais (exigem encomenda)” deste manual.

82

9.3. Inspeção periódica
Efetue a inspeção periódica diária para utilizar corretamente oregistador.
A inspeção é descrita abaixo:

9.3.1. Inspeção de pré-instalação das pilhas
Itens

Descrição
Sem danos ou deformação devido a quedas.
Exterior
Sem sujidade, ferrugem e riscos em qualquer parte.
Sem fissuras ou ruídos do painel.
Funcionamento Sem danos para o ruído dos interruptores e botões.
Visor
Sem sujidade ou riscos no painel do visor.
A mangueira de ar não deve ser dobrada. Se oar permanecer na braçadeira, pode causar
disfunção periférica devido a paragem do fluxo
sanguíneo do braço.
A câmara da braçadeira está bem inserida no
pano da braçadeira.
Sem desgaste da braçadeira. A braçadeira não
se desfaz.
Substitua a braçadeira quando deteta um problema.
A braçadeira é descartável.
Medição
Se houver uma fissura ou substância adesiva
da braçadeirana ligação entre a braçadeira e a câmara dabraçadeira.
Se a mangueira de ar perder a flexível ou ficar
rígida.
Quando a superfície da mangueira de ar ficar
brilhante ou parecer oleosa.
Quando a câmara de ar tiver fissuras.
#1 É aconselhável substituir as braçadeiras acada três anos, independentemente dafrequência de utilização.
Ferramentas
Sem danos no suporte de transporte, cinto egastasbraçadeira.
Ligação
A ficha de ar está ligada corretamente à tomada de ar.
83

9.3.2. Inspeção de pós-instalação das pilhas
Item
Exterior
Funcionamento
Medição
da braçadeiraInspeção do valor
de pressão arterial

Descrição
Sem incêndio, fumo ou cheiros
desagradáveis.
Sem ruídos estranhos.
Sem problemas no funcionamento dos
interruptores e botões.
Os valores de medição são próximos do valor
habitual.
Sem ruídos estranhos ou ações durante a
medição.
Se os valores de pressão arterial estiverem
incorretos, contacte o distribuidor local.

849.4. Eliminação
Relativamente à eliminação e reciclagem do produto, para proteção
do ambiente, siga as leis do governo local.

Eliminação da braçadeiraA braçadeira usada no paciente é resíduo médico.
Elimine-a corretamente como resíduo médico.

Eliminação da pilha integrada recarregável
O registador está equipado com uma pilha de reserva nointerior. Quando eliminar o registador, elimine a pilhaadequadamente, de acordo com os regulamentos locais
relativos à proteção ambiental.

Outros

Nome

Peça
Caixa

Embalagem

Almofada

MaterialCartãoAlmofada de ar, bolsa especial

Saco

Vinil

Caixa

Resina ABS + PC

Peças internas Peças em geral
ChassisFerro

Pilha de reserva Pilha de lítio redonda recarregável:Registadorna placa
ML2016H
PilhasPilhas alcalinas:Tamanho LR6 ou AA 1,5V
Pilha recarregável:PilhasNi-MH de tamanho AA, 1900 mAh ou mais
85

9.5. Resolução de problemas
Consulte a lista de verificações seguinte e a lista de códigos de erroantes de contactar o distribuidor local.
Se estas medidas não melhorarem o problema ou o problema voltar
a ocorrer, contacte o distribuidor local.
Problema
Causa principal
Tratamento
Sem exibição
Substitua por pilhas
Pilhas gastas.
após ligar.
novas.
Sem visor OLED O visor OLED poderá
Remova as pilhas edurante adesaparecer pelo efeito
instale-as novamente.
A-BPM.
eletrostático.
Reposição
Carregue durante 48
A pilha de reserva não
frequente dohoras utilizando pilhas
carrega.
#1
relógio.
novas.
Verifique a braçadeira e
Sem
A braçadeira não está mangueira de arpressurização
bem ligada.
relativamente a dobras,
vincos e ligação.
Sem
O cabo deCertifique-se de que ocomunicação
comunicação écabo está bem ligado.
USB#2 removido.
A tampa das
Foram utilizadas pilhas
Contacte o distribuidor
pilhas não pode de tamanho não
local.
ser abertapadrão.
#1 : Os utilizadores (funcionários de manutenção não
autorizados) não podem substituir a pilha de reserva (pilha delítio) colocada na placa eletrónica no interior do registador. A
pilha de reserva é carregada a partir das pilhas (tamanho LR6
ou AA) para a medição.
#2 : O periférico dedicado é necessário.

Não desmonte ou modifique o registador. Pode ser danificado.
869.6. Códigos de erro
Códigos de erro da medição
CódigoSignificado

Causa e tratamento

Erro de zero pressão

Liberte o ar remanescente na braçadeira.

Pilhas fracas

Substitua por pilhas novas.

Falha de pressurização

O enchimento não atinge a pressão
pretendida.
Confirme a ligação da braçadeira.
Se não houver problemas com aligação da braçadeira, o registador
pode ter avariado e exige inspeção.

Pode ter ocorrido movimento corporal napressurização. Relaxe e mantenha-se
A pressão excede 299
em silêncio durante a medição. Se o
mmHg
tratamento não for suficiente, inspecioneo registador.
Force a paragem
através do interruptor
START/STOP ou/ .

A pressão arterial não
pode ser medida.

Prima o interruptor START/STOP ou/
apenas quando necessário.
O ritmo cardíaco não pode ser
detetado devido ao movimento
corporal ou ruído das roupas.
Relaxe e não se move.
Confirme a posição da braçadeira.
Se esta falha ocorrer quando
relaxado, contacte o distribuidor para
inspecionar e reparar o registador.

87

CódigoSignificado

Causa e tratamento

Erro do sensor deaceleração integrado.

Remova as pilhas e volte a instalá-las.

Movimento corporal
excessivo.

Relaxe e mantenha-se em silêncio
durante a medição.

Fora de alcance,
30 PUL 200

Se estes erros ocorrerem várias vezes,
experimente outra medição da pressão
arterial.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Pressão arterial sistólica
DIA: Pressão arterial diastólica
PP: Pressão de pulsação

Fora de alcance,
30 DIA 160
Fora de alcance,
60 SYS 280
Fora de alcance,
10 PP 150

#1

Se a velocidade de enchimento ou
A medição é superior
velocidade de descarga for lenta, éa 180 segundos.
necessária uma inspeção.
A descarga é superior A velocidade de descarga pode serlenta, é necessária uma inspeção.
a 90 segundos.
O ritmo cardíaco não pode ser
detetado devido a movimento
O ritmo cardíaco não
corporal. Meça a pressão arterial
pode ser detetado.
quando estiver relaxado e não semova.
As definições do
tempo de intervaloestão incorretas.

Se o tempo de intervalo estiver definidopara 120 minutos, a diferença entre aúltima hora de início e a hora de início
seguinte não pode ser dividida em duas
horas certas.

Erro de zero pressão
para circuito desegurança.

Exibe na hora de início de medição.
Liberte por completo o ar
remanescente na braçadeira.
88

CódigoSignificado
O circuito desegurança detetapressão desobrecarga.

Causa e tratamento
O movimento corporal poderá ser
detetada na pressurização. Relaxee não se mova durante a medição.
Se isto ocorrer mesmo quando
relaxado e imóvel, contacte odistribuidor para inspeção.

Códigos de erro de hardware do registador
CódigoSignificado

Erro de memória

Causa e tratamento

Pode efetuar o registo no caso deabsorver um forte impacto como no
caso de deixar cair o registador.
Se este código for exibido
frequentemente, pode ocorrer o mau
funcionamento da memória integrada.
Contacte o seu distribuidor para
inspeção.

Nota
Os códigos de erro poderão ser alterados sem aviso prévio.

89

10. Itens opcionais (exigem encomenda)

Braçadeiras

Nome

Descrição

Braçadeira pequena
Circunferência de braço
para o braço esquerdo 15 a 22 cm
5,9" a 8,7"
Braçadeira para adultos
Circunferência de braço
para o braço esquerdo 20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
Braçadeira grande
Circunferência de braço
para o braço esquerdo 28 a 38 cm
11,0" a 15,0"
Braçadeira extra grande
Circunferência de braço
para o braço esquerdo 36 a 50 cm
14,2" a 19,7"
Braçadeira para adultos
Circunferência de braço
para o braço direito 20 a 31 cm
7,8" a 12,2"
Braçadeira
10 folhas
descartável
Cobertura dapara braço esquerdo
braçadeira pequena
10 folhas
Cobertura da braçadeira para braço esquerdo
para adultos
10 folhas
Cobertura dapara braço esquerdo
braçadeira grande
10 folhas
Cobertura da braçadeira para braço esquerdo
extra grande
10 folhas
Cobertura da braçadeira para braço direito
para adultos
10 folhas
Pano da braçadeira para braço esquerdo
pequena
2 folhasPano da braçadeira para braço esquerdo
para adultos
2 folhasPano da braçadeira para braço esquerdo
grande2 folhaspara braço esquerdo
Pano extra grande
2 folhasPano da braçadeira para braço direito
para adultos
2 folhas
Adaptador para–
mangueira de ar90

Código deencomenda
TM-CF202A
TM-CF302A
TM-CF402A
TM-CF502A
TM-CF802A
TM-CF306A
AX-133024667-S
AX-133024500-S
AX-133024663-S
AX-133024503-S
AX-133024353-S
AX-133025101-S
AX-133024487-S
AX-133025102-S
AX-133025103-S
AX-133025104-S
TM-CT200-110

Análise de dados
Nome

Descrição

Cabo USB-

OutrosNome
Folha de registo deatividadeDescrição
10 folhas

Código deencomenda
AX-KOUSB4C

Código deencomenda
AX-PP181-S

Suporte de transporte–

AX-133025995

Cinto

–

AX-00U44189

Presilhas

5 peças91

AX-110B-20-S

11. Anexo

11.1. Princípio da medição de pressão arterial
Procedimento de medição: Enrole a braçadeira à volta do braço.
Encha a braçadeira a uma pressão superior à pressão arterial
sistólica. De seguida, descarregue gradualmente o ar da braçadeira.
Enquanto a pressão é detetada na braçadeira na fase de descargade ar, a forma de onda de pulsação aparece em sincronização com
o ritmo cardíaco. A forma de onda de pulsação aumenta
repentinamente próximo da pressão arterial sistólica. Aumenta ainda
mais com a descarga até atingir a amplitude mais alta, depois,
diminui gradualmente. As alterações na forma de onda de pulsação
estão ilustradas na página seguinte. Na medição da pressão arterial
oscilométrica, a pressão arterial sistólica é especificada como oponto onde a amplitude aumenta repentinamente após a pulsação
na pressão da braçadeira ser detetada, a pressão arterial média éespecificada como o ponto onde atinge a amplitude mais alta, apressão arterial diastólica é especificada como o ponto onde aamplitude diminui gradualmente e torna-se pequena. Na verdade, osensor de pressão deteta as alterações subtis na pressão dabraçadeira ao longo do tempo, guarda a forma de onda da pulsação
na memória e avalia as pressões arteriais sistólica e diastólica deacordo com o algoritmo de medição oscilométrica. Os dados noalgoritmo variam com o monitor de pressão arterial. Os valores depressão arterial de adultos e crianças são medidos pelo método
oscilométrico e comparados com os valores medidos pelo método
auscultatório. A pressão arterial diastólica é definida para ser o pontode fim da fase 4 no método auscultatório. A forma de onda depulsação da pressão da braçadeira depende das características domaterial da braçadeira. Por isso, ao utilizar a braçadeira
especificada e o algoritmo de medição, a precisão de medição é
mantida. O comprimento da mangueira de ar situa-se entre 3,5 m
devido às características de amortecimento devido à propagação deondas de pulsação.
92

mmHg
200
150
100
50
0

Pressão da braçadeira (Braço esquerdo)

Pressão da braçadeira (Braço esquerdo)
200
150
100
50
0
Pressão arterial sistólica
Pressão arterial média
Pressão arterial diastólica

Método direto (Braço esquerdo)

Tempo
Método direto (Braço esquerdo)

Tempo

Método de microfone
Método de medição
oscilométrica

Factores de erros de medição da pressão arterial

O gráfico de pulsação pode ser um indicador
objetivo da fiabilidade da precisão de medição.
Quando ocorrer ruído devido a batimento
cardíaco irregular ou movimentos físicos, aamplitude do gráfico muda. Quando o gráfico depulsação não tem um contorno suave, verifiquenovamente ou utilize outros métodos.

Posição da braçadeira à mesma altura do coração

Gráfico depulsação

Enrole a braçadeira no braço ao mesmo nível do coração. Se a
posição da braçadeira estiver incorreta, ocorre um erro de medição.
Por exemplo, se a braçadeira estiver 10 cm abaixo do nível docoração, a pressão arterial é medida 7 mmHg acima.
93

Tamanho adequado da braçadeira

Utilize uma braçadeira de tamanho adequado. Se o tamanho fordemasiado pequeno ou demasiado grande, ocorre um erro demedição. As medições com uma braçadeira demasiado pequena
tendem a ser avaliadas como pressão arterial alta,
independentemente da pressão arterial adequada e artéria normal.
As medições com uma braçadeira demasiado grande tendem a seravaliadas como pressão arterial baixa, especialmente para as
pessoas que sofrem de arteriosclerose severa ou têm válvulas
arteriais anormais. O tamanho errado de braçadeira é uma causa dediferenças entre o método direto e método de medição oscilométrica.
A braçadeira tem o alcance descrito na etiqueta da circunferência dobraço. Selecione e instale o tamanho adequado de braçadeira paracada paciente. A precisão da medição da pressão arterial égarantida pela precisão da pressão do sensor de pressão,características de descarga e algoritmo de medição, desde que
sejam utilizadas a braçadeira e mangueira de ar adequadas.
Inspecione periodicamente a precisão da pressão do sensor depressão e características de descarga.

9411.2.

Informações EMD

Os requisitos que se aplicam aos instrumentos eletrónicos
médicos são descritos abaixo:

Desempenho relativo às diretrizes EMD

A utilização do registador requer precauções especiais
relativamente a EMD (Perturbações eletromagnéticas). Utilize oregistador de acordo com os cuidados relativos a EMD descritos
neste manual. Equipamento de comunicações por RF móvel eportátil (por ex., telemóveis) pode afetar o equipamento elétrico
médico.

Acessórios compatíveis com normas EMD

Os acessórios e opções para este registador estão em
conformidade com a norma IEC60601-1-2:2014. Se for utilizado
um acessório não autorizado, este pode causar o aumento deemissões e reduzir a imunidade ao ruído.

Utilize os acessórios designados pela empresa A&D.
Os acessórios não autorizados podem ser influenciados
pela emissão eletromagnética e reduziram a imunidade
contra as perturbações.

LIMITES DE EMISSÃO
Fenómeno
Emissão RF emitida

Conformidade

CISPR1195

Grupo 1、Classe BNÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: porta do invólucro
Fenómeno
Níveis de teste de imunidade
Descarga eletrostática
Contacto ±8 kV
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no ar
10 V/mCampos EM de RF irradiada
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80% AM a 1 kHz
Consulte a tabela (Especificações
Campos de proximidade dedo teste para IMUNIDADE DA
equipamento de comunicações
PORTA DE ENCERRAMENTO
sem fios por RF
para equipamento de
IEC 61000-4-3
comunicações portáteis RF)
Campos magnéticos de
30 A/mfrequência de potência nominal
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8NÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta de ACOPLAMENTO DE
PACIENTES
Fenómeno
Níveis de teste de imunidade
Descarga eletrostática
Contacto ±8 kV
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no arNÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE: Porta de entrada/saída de sinal
Fenómeno
Níveis de teste de imunidade
Descarga eletrostática
Contacto ±8 kV
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV no ar
Descargas/transientes±1 kV
elétricos rápidos
Frequência de repetição de
IEC 61000-4-4 100 kHz
3 V 0,15 MHz – 80 MHz
Distúrbios conduzidos
6 V em bandas ISM e de rádio amador
induzidos por campos de RF
entre 0,15 MHz e 80 MHz
IEC 61000-4-8
80% AM a 1 kHz
96

Assistência

380 -390TETRA 400450

430 -470

GMRS 460
FRS 460

704 -787

Banda de LTE
13.17

710
745
780
810
870

Potência máxima
(W)
Distância(m)
Nível de teste deimunidade
(V/m)

Banda
(MHz)

385

Modulação

Frequência de
teste
(MHz)

Especificações do teste para IMUNIDADE DA PORTA DEENCERRAMENTO para equipamento de comunicações portáteis RF

Modulação
de pulsação 1,8 0,3
18 Hz
FMDesvio de±5 kHz
2 0,3Sinusoidal
de 1 kHz
Modulação
de pulsação 0,2 0,3217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800
Modulação
iDEN 820
de pulsação 2
800 -960
CDMA
850
18 Hz
930
Banda de LTE 5
1.720
GSM 1800
CDMA 1900
1.845
GSM 1900
Modulação
1.700-1.990
DECT
de pulsação 2
Banda de LTE
217 Hz1.970
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Modulação
2.450 2.400-2.570
b/g/n
de pulsação 2
RFID 2.450
217 HzBanda de LTE 7
5.240
Modulação
5.500 5.100-5.800 WLAN 802.11 a/n de pulsação 0,2217 Hz
5.785
97

27

28

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

NOTA

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123