Eesti keel (tõlge)Ambulatoorse vererõhumonitori
salvesti

KASUTUSJUHEND
Ambulatoorne vererõhumonitor

1WMPD4005213

2311

2017 A&D Company, Limited. Kõik õigused kaitstud.
Ühtegi käesoleva kirjutise osa ei tohi reprodutseerida, edastada,transkribeerida ega tõlkida ühtegi keelde, mitte ühelgi kujul ega
vahenditega ilma A&D Company, Limited poolse kirjaliku loata.
Käesoleva juhendi sisu ja juhendis käsitletud instrumendi
tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.
Bluetooth® sõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.
kuuluvad kaubamärgid ja kõigi selliste märkide kasutamine A&D
poolt toimub loa alusel.
Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele
omanikele.

Vastavus
Vastavus Euroopa direktiiviga
Seade vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ.
Vastavust kinnitab CE-vastavusmärgis koos määratud ametiasutuse
viitenumbriga.
Seade vastav RoHS direktiivile 2011/65/EL.
Seade vastav raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.
A/D Company, Limited deklareerib käesolevaga, et seade vastab
raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.
EL-i deklaratsiooni täistekst on saadaval järgmiselt veebiaadressilt:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Vastavus FCC reeglitega
Seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamisele kohalduvad
järgmised kaks tingimust: (1) Antud seade ei tohi põhjustada kahjulikku
segamist, ja (2) antud seade peab aktsepteerima talle osaks saavat
segamist sh segamist, mis võiks põhjustada soovimatut töötamist.
(FCC = USA föderaalne sidekomisjon)

FCC HOIATUS
Muudatused ja modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav pool ei
ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad kasutaja volituse seadme
kasutamiseks tühistada. Saatja ei tohi paikneda muu antenni või saatja
läheduses ja seda ei tohi muu antenni või saatjaga koos kasutada.
Seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC suunistele
raadiosageduse (RF) mõju kohta. Seadme RF-energiatase on väga
madal ja ei vaja erineelduvusmäära (SAR) nõuetele vastavusekontrollimiseks testimist.

TM-2441 kasutusjuhendiVastavus IC eeskirjadele
See seade vastab Industry Canada poolt kehtestatud litsentsita
seadmete RSS-standardi(te)le. Seade peab vastama kaheletingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid, (2) seade peab vastu
võtma kõik häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustadasoovimatuid ilminguid seadme töös.
Seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud IC
raadiosageduskiirguse piirnormide standardile RSS-102. Seadme
RF-energiatase on väga madal ja ei vaja erineelduvusmäära (SAR)nõuetele vastavuse kontrollimiseks testimist.

Vastavus Austraalia EMD-raamistikuga
Seade vastab järgmistele nõuetele:
EMD emissioonistandard tööstuslikele, teaduslikele ja meditsiinilistele
seadmetele AS/NZS 2064:1997, EMD üldine häirekindlusstandard
AS/NZS 4252. 1:1994. Ülalpool kirjeldatud kinnitab tähis C-Tick.

Bluetooth®-andmeedastus
Seadmel on Bluetooth-raadiosidefunktsioon ja seda saab ühendada
aktiveeritud Bluetooth-raadiovõrguga meditsiiniseadmega.
Rakendused ja seadmed, mis ühilduvad standardiga Bluetooth 4.1.
Iga seade vajab andmete vastuvõtmiseks rakendust.

ii

Hoiatuste tähendusedEbaõigest käsitsemisest põhjustatud õnnetuste vältimisekssisaldavad käesolev toode ja juhend järgnevaid hoiatusmärke jamärgiseid.
Selliste hoiatusmärkide ja märgiste tähendus on järgmine.

Hoiatuste tähendused
Vahetult ohtlik olukord, mis põhjustab mittevältimise korralsurma või raske kehavigastuse.
Potentsiaalselt ohtlik olukord, mis võib põhjustada
mittevältimise korral surma või rasket kehavigastust.
Potentsiaalselt ohtlik olukord, mis võib põhjustada
mittevältimise korral kerge või mõõduka kehavigastuse.
Samuti võib seda kasutada ohtlike töövõtete eest
hoiatamiseks.

Sümbolite näited
tähendab „Ettevaatust!“. Ettevaatusnõude sisu on
Sümbolkirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sisse või lähedale.
Näitel on kujutatud ettevaatusnõuet elektrilöögi vastu.
Sümboltähendab „Ära“. Keelatud tegevuse sisu on
kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sisse või lähedale.
Toodud näide tähendab „Ära võta lahti“.
Sümboltähistab kohustuslikku tegevust. Kohustusliku
tegevuse sisu on kirjutatud kas teksti või pildi näol sümboli sissevõi lähedale. Toodud näide tähendab üldist kohustuslikku
tegevust.

Muud
Märkus Annab kasutajale kasulikku teavet seadme kasutamise kohta.
Kasutusjuhendis on kirjeldatud iga konkreetset tegevust puudutavad
ettevaatusabinõud. Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist
läbi.
iii

Ettevaatusabinõud kasutamisel
TM-2441 (ambulatoorse vererõhumonitori salvesti) ohutult jakorrektselt kasutamiseks lugege järgmised ettevaatusabinõud enne
monitori kasutamist tähelepanelikult läbi. Alljärgnev võtab kokku
patsientide ja kasutajate ohutust ning monitori ohutut käsitsemist
puudutavad üldküsimused. Kasutusjuhendis on kirjeldatud iga
konkreetset tegevust puudutavad ettevaatusabinõud. Lugege
kasutusjuhend enne seadme kasutamist läbi.
1. Ettevaatusabinõud salvesti kandmisel ja hoiustamisel.
Hoidke salvesti eemal piirkondadest, kus võib leiduda
kergsüttivaid anesteesiaaineid või kergsüttivaid gaase,kõrgsurve hapnikukambreid ja hapnikutelke.
Ärge kasutage salvestit koos magnetresonantstomograafiaga(MRT).

Seadme võimekuste säilitamiseks pöörake salvesti kasutamisel jahoiustamisel tähelepanu järgmistele keskkonnatingimustele.
Salvesti jõudlust võivad mõjutada liigne temperatuur, õhuniiskus jakõrgus merepinnast.
Vältige piirkondi, kus salvestile võiksid sattuda veepritsmed.
Vältige kõrge temperatuuri, kõrge õhuniiskuse ja otsese
päikesevalguse piirkondi ning kohti, kus õhus on tolmu, soola või
väävlit.
Vältige piirkondi, kus salvesti võiks kalduda, vibreerida või saada
lööke (sh transpordi käigus).
Vältige piirkondi, kus hoiustatakse kemikaale või võib leiduda
gaase.

iv

Töötingimused:
Temperatuur: +10 °C kuni +40 °C,Õhuniiskus:
30% suhtelist õhuniiskust kuni 85% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita).
Transpordi- ja hoiustamistingimused:
Temperatuur: - 20 °C kuni +60 °C,Õhuniiskus:
10% suhtelist õhuniiskust kuni 95% suhtelistõhuniiskust (kondensaadita).
2. Ettevaatusabinõud enne salvesti kasutamist.
Veenduge, et salvesti töötab ohutult ja korrektselt.
Kui salvestit kasutatakse koos teiste seadmetega, võib seepõhjustada ebatäpseid diagnoose või ohutusprobleeme.
Veenduge, et seadmeid võib ohutult ühendada.
Kontrollige vastastikust segamist teiste meditsiiniseadmetega.
Veenduge, et salvestit saab korrektselt kasutada.
Kasutage A/D poolt ettenähtud tarvikuid, valikulisi vahendeid ja
kulumaterjale.
Lugege tähelepanelikult läbi valikuliste artiklitega kaasas olevadkasutusjuhendid. Ettevaatusabinõusid ja hoiatusi ei ole
käesolevas juhendis kirjeldatud.
Salvesti ohutuks ja korrektseks kasutamiseks vaadake seadeenne kasutamist üle.
Jätke salvesti enne kasutamist üheks tunniks või kauemaks
tavalistesse töötingimustesse seisma ja lülitage see sisse.
Ühendage USB-pesasse ainult spetsiaalne välisseade.
Ärge ühendage võimalikke teisi seadmeid.
Õhupistikupesaga võib ühendada ainult A&D poolt lubatud
mansetti.
v

Salvesti ettevalmistamine
Kustutage salvestisse viimati talletatud andmed enne seadme
kasutamist uue patsiendiga.
Asendage patareid enne salvesti kasutamist uue patsiendi poolt.
Seade
Kasutage salvestit ainult diagnoosimiseks ja vastumeetmete jaoks.
Veenduge, et õhuvoolikut ja mansetti kantakse õigesti. (Näide:õhuvooliku volt ja pingul olek, manseti asukoht ja suund.)Juhised seadet kandvale patsiendile
Teavitage patsienti, kuidas lülitada lüliti AUTO salvesti
seiskamiseks asendisse „OFF“, kui ta on üksi ja esineb probleeme.
Juhendage patsienti salvestit kiiresti eemaldama, kui täheldate valu või
seadme töös on tõrkeid.
Olge ettevaatlik seadme kasutamisel laste ja imikute läheduses,
kuna eksisteerib õhuvoolikuga kogemata lämbumise oht.
3. Ettevaatusabinõud seoses vererõhu mõõtmiseks kasutatavate
patareidega.
Paigaldage patareid vastaval patareikatte siseküljel näidatud
polaarsusmärgistele „+“ ja „-“. (Ettevaatust pooluste suhtes.)
Vahetage tühjaks saanud patareid üheaegselt uute vastu.
Eemaldage patareid, kui salvestit ei plaanita pika aja vältel
kasutada. Patarei võib lekkida ja põhjustada rikke seadme töös.
Kasutage kahte leelispatareid (suurus AA) või ettenähtud
taaslaetavat patareid (suurus AA, Ni-MH).
Vajutage ja hoidke patareiga vedrukontakti „-“.
Lükake ja paigaldage patarei „+“ kontakt piki patareisektsiooni„+“ kontakti. Kui patarei paigaldatakse „+“ kontakti poolt, võibpatarei kate kahjustada saada.
viÄrge puudutage ühel ajal patareid ja patsienti. Tulemuseksvõib olla elektrilöök.
Ärge kasutage korraga vana ja uut patareid. Ärge kasutage
korraga erinevat tüüpi või erinevate tootjate patareisid. Selline
kasutamine võib põhjustada lekkeid, kuumenemist ja
plahvatamist. Tulemuseks võib olla salvesti rike.
4. Ettevaatusabinõud kasutamise ajal.
Ärge kasutage salvestit autot vm sõidukit juhtides.
Näide: Salvesti võib takistada keha või käte liikumist sõiduki
juhtimise ajal vms.

Meditsiiniseadet võivad juhtida ainult arst, seadusega volitatud
isik. Selgitage patsiendile õiget kasutamist ja veenduge, et ta
suudab probleemide tekkimisel mõõtmise lõpetada.
Ärge kasutage salvesti lähedal mobiiltelefoni (vähem kui 30 cm).
See võib tekitada rikke.

Lõpetage salvesti kasutamine ja lülitage lüliti AUTO
asendisse „OFF“, kui patsient tunneb käes valu või kui mõõtmine
ei ole õige.
Ärge kasutage salvestit tugevas magnet- või elektriväljas.
Ärge kasutage salvestit peristaltilist masinat kasutaval patsiendil.

vii

Juhised patsiendile

MärkusMadala temperatuuri korral muutub aku laetus madalamaks jamõõtmiste arv väiksemaks.
5. Ettevaatusabinõud pärast salvesti kasutamist.
Mõõtmisandmete töötlemine

Töödelge mõõtmisandmeid kohe, kasutades spetsiaalset
välisseadet.

Salvesti
Pärast tarvikute puhastamist, seadke nad kordaja pange hoiule.
Puhastage salvesti, et seda oleks võimalik järgmise mõõtmise
ajal kasutada.
Lülitage lüliti AUTO asendisse „OFF“. Jättes lüliti AUTO
asendisse „ON“, algab järgmisel mõõtmise algusajal
automaatmõõtmise surve suurendamine ja mansett või teised
osad võivad täispuhumise käigus viga saada.
Eemaldage patareid salvestist, kui seadet ei plaanita pika aja
vältel kasutada. Patareid võivad lekkida ja salvesti töökorrast viia.
Vältige salvesti kasutamist üksinda lapse poolt. Ärge jätke
salvestit väikelapse käeulatusse. Selle tulemuseks võivad ollaõnnetused või kahjustus.
Kaabli ühendamisel või eemaldamisel hoidke konnektori
korpusest. Ärge tõmmake kaablist hoides.

viii

MärkusEttevaatusabinõud pärast salvesti kasutamist (TM-2441)
Töödelge mõõtmisandmeid pärast mõõtmise lõpetamist kohe,kasutades spetsiaalset välisseadet.
Tagavara liitiumaku
Salvestisse on sisseehitatud tagavara liitiumaku. Aku varustab
AA-patareide vahetamisel vooluga vererõhu mõõtmiseks kasutatavat
sisseehitatud kella. Liitiumakut laetakse AA-patareidega.
Kuidas pikendada tagavaraaku tööiga
Kui seadet hakatakse kasutama esimest korda või pärast kuu või
kauem kestnud hoiustmist, vahetage patareid ja laadige tagavaraaku.
Piisab, kui tagavaraakut laaditakse 48 tundi või kauem.
(Tagavaraakut laetakse alati AA-patareide poolt.)
Pange seadmesse uued AA-patareid, kui patareinäidik näitab
.
Kuikuvatakse patareinäidikule, pole vererõhu mõõtmine ega
andmeedastus võimalik. Paigaldage seadmesse kaks uut
AA-patareid.
Kui salvestit ei kasutata kuu või kauem, võtke patareid seadmest välja,et vältida salvesti kahjustumist lekkivate patareide poolt.

ix

6. Vastumeetmed seadme tõrke korralLõpetage kasutamine ja eemaldage seadmest AA-patareid. Kuipatarei kontaktid on lühistatud, võib patarei olla kuum.
Talitlushäire korral võib salvesti mõõtmise ajal kuumaks
minna, käsitsege seda ettevaatlikult.
Pange salvestile teade „Rike“ või „Mitte kasutada“. Võtke
ühendust edasimüüjaga.
Seisake salvesti kohe, kui mõõtmine kestab kauem kui
180 sekundit ja õhu surve tõuseb kõrgemale kui 299 mmHg.
7. Ettevaatusabinõud hooldamisel
Veenduge salvesti korrektses töötamises ja ohutuses, kui seadet
ei ole pikka aega kasutatud.
Õigete mõõtmistulemuste ja ohutuse tagamiseks kontrollige ja
hooldage seade enne kasutamist. Meditsiiniseadme haldamiseeest vastutab kasutaja (haigla, kliinik jms). Kui kontrollimisi ja
hooldamist ei teostata korrektselt, võib see kaasa tuua õnnetuse.

Kasutage salvesti pühkimiseks kuiva, ebemeid mitteandvat
lappi.
Ärge kasutage volatiilseid aineid, nagu lahusteid, benseeni vms.
Ärge kasutage märga lappi.
Ärge võtke salvestit (meditsiiniline elektroonikaseade) lahti ega
muutke seda mingil moel. See võib seadet kahjustada.

x8. Ettevaatusabinõud tugevate elektromagnetlainete suhtes javastumeetmed neist tingitud riketele
Salvesti vastab EMD-standardi IEC60601-1-2: 2014 nõuetele.
Teiste seadmete poolt elektromagnetilise segamise vältimiseksärge kasutage mobiiltelefoni salvesti läheduses.
Kui salvesti asub tugevate elektromagnetlainete lähedal, võibmüra siseneda lainete kujul ja põhjustada rikkeid.
Kui kasutamise ajal leiavad aset ootamatud rikked, uurige
elektromagnetilist keskkonda ja astuge vajalikud sammud.
Ärge kasutage Bluetooth-ühendust juhtmeta LANi või mõnede
teiste raadioside seadmete tööpiirkonnas, raadiolaineid
kiirgavate seadmete, näiteks mikrolaineahjude, läheduses,
piirkondades, kus on palju takistusi või teistes sellistes
piirkondades, kus signaalitugevus on nõrk. Vastsel juhul võibühendus tihti katkeda, kommunikatsioonikiirus võib olla väike jaaset võivad leida rikked.

Järgnevalt on toodud rikete tavapärasemad põhjused ja
vastumeetmed nende kõrvaldamiseks.
Mobiiltelefonide kasutamine
Raadiolained võivad põhjustada ootamatuid rikkeid.
Salvestit võivad mõjutada raadiosideseadmed ja
koduvõrguseadmed, nagu raadiosaatjad, mobiiltelefonid,
traadita telefonid ja muud sellist tüüpi sideseadmed.
Hoidke salvestit sellistest raadioseadmetest mõõtmise
ajal vähemalt 30 cm kaugusel.
xi

Kui kasutuskeskonnas on staatilist laengut (laengud seadmetestvõi ümbruskonnast)
Veenduge enne salvesti kasutamist, et operaator ja patsienton staatilise laengu maandanud.
Suurendage ruumi niiskustaset.
IEEE802.11g/b/n raadiovõrgu LAN-seade lähedal kasutaminevõib põhjustada vastastikust segamist, mis võib tuua kaasa
kommunikatsioonikiiruste vähenemise või ühenduse loomisevõimatuse. Sellisel juhul lülitage mittekasutatava seadme toide
välja või kasutage monitori mõnes teises kohas.

9. Keskkonnakaitse
Enne salvesti utiliseerimist eemaldage sellelt liitiumaku.

xii

Ettevaatusabinõud ohutuks mõõtmiseks
Selles jaotises on kirjeldatud ettevaatusabinõusid mõõtmise ja anduri
kohta. Hoiatage patsienti nende suhtes ja kirjeldage neid põhjalikult.
Juhendage patsienti seadme õige kasutuse osas.

Vererõhu mõõtmine

Veenduge, et voolik ei oleks liialt painutatud ja õhk läbiks seda
takistamatult. Kui õhuvoolik on liialt kokku painutatud, võibmansetti jääda õhurõhk, mis võib takistada käsivarre verevoolu.
Ärge mõõtke vererõhku käsivarrel, kui patsiendil esineb mõnijärgmistest tingimustest. See võib kaasa tuua õnnetuse võivigastuse raskenemise.
1) Käsivarrel on vigastus või haigus.
2) Käsivarrele on kinnitatud veenisisene tilguti või selle kaudu
tehakse vereülekannet.
3) Jäsemele on hemodialüüsiks paigaldatud šunt.
4) Patsient on olnud kaua aega voodihaige(esineb trombi oht).

Kontrollige patsiendi seisukorda, kui mõõtmisega seoses esineb
probleeme. Jälgige, kas patsiendi seisukord halveneb mõõtmise
käigus või takistab painutatud õhuvoolik õhuvoolu.
Liiga sage vererõhu mõõtmine võib verevoolu häirimise tõttu olla
kahjulik. Jälgige, et seadme korduva kasutusega ei kaasneks
pikaajalist vereringe häirimist.
Vererõhu mõõtmine ei pruugi olla täpne, kui patsiendil esineb
pidev arütmia või ta liigub liiga palju.

xiiiKandke mansetti südamega samal kõrgusel. (Kui kõrgus
pole piisav, võib mõõtmistulemus olla ebatäpne.)
Salvesti reageerib põrutustele. Kui on alust kahtlustadamõõtmisväärtuse ebatäpsust, mõõtke vererõhku
palpatsiooni või auskultatsiooni teel.
Mõõtmistulemus ei pruugi olla õige, kui mansett on
patsiendi käe ümbermõõtu arvestades ebasobiv.
Ärge puhuge mansetti täis enne kui see on ümber patsiendi
käe mähitud. Tulemuseks võib olla manseti kahjustus või
plahvatamine.

MärkusVererõhu mõõtmine võib põhjustada nahaaluseid verejookse. Selline
nahaalune verejooks on ajutine ja kaob aja jooksul.
Kui patsient kasutab südame-kopsu masinat, pole südamelöökide
puudumise tõttu võimalik vererõhku mõõta.
Paksude riiete kandmisel pole vererõhku võimalik täpselt mõõta.
Vererõhku ei ole võimalik täpselt mõõta, kui käis on üles keeratud ja
käsivars on kokku surutud.
Vererõhku ei ole võimalik korrektselt mõõta, kui perifeerne
tsirkulatsioon on ebapiisav, vererõhk on ülemääraselt madal või kui
patsiendil on hüpotermina (verevool on ebapiisav).
Kui patsiendil esineb sageli arütmiat, pole vererõhku võimalik täpseltmõõta.
Manseti ebasobiva suuruse korral pole vererõhku võimalik täpseltmõõta.
Kui mansetti ei kanta südamega samal kõrgusel, pole vererõhku
võimalik täpselt mõõta.
Kui patsiendil räägib või liigutab mõõtmise ajal, pole vererõhku
võimalik täpselt mõõta.
Vastsündinute ja rasedate puhul pole kliinilisi katseid teostatud.
Mastektoomia korral pidage enne kasutamist arstiga nõu.
xiv

Mansett
Infektsioonhaiguste leviku vältimiseks visake verega määrdunud
mansett ära.
Vältige kokku volditud manseti või tihedalt kokku surutudõhuvooliku pikaajalist hoiustamist. Sellises olekus
hoiustamine võib lühendada komponentide kasutusiga.

Pulsikiiruse mõõtmineÄrge kasutage kuvatud pulsikiirust ebaühtlase südametöö
diagnoosimiseks.

MärkusSalvesti mõõdab pulsikiirust vererõhu mõõtmise ajal.

xv

Pakkeloend
Salvesti on täppisseade, mistõttu kasutage seadet täpselt.
Tugevad löögid võivad põhjustada rikkeid ja töökorrast minemist.

MärkusSalvesti väljastatakse tehasest spetsiaalsest pakkekarbis, mis
kaitseb seadet kahjustuste eest transportimise ajal. Karpi avades
veenduge, et kõik pakkeloendis toodu on karbis olemas.
Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku edasimüüja või lähima
A&D edasimüüjaga. Soovitame teil spetsiaalne karp alles hoida.
Vt „10. Valikulised esemed (eraldi tellimisel)“ võimalike lisade kohta.
Vererõhusalvesti ......................................................................... 1
Tarvikud
Täiskasvanute mansett 20 kuni 31 cm (7,8" kuni 12,2") vasakule käele
TM-CF302A ................ 1
vasakule käele
Suur mansett 28 kuni 38 cm (11,0" kuni 15,0")
TM-CF402A ................ 1
Täiskasvanu manseti kate ......................................................... 2
Suur manseti kate .................................................................... 2
Kandekott ....................................... AX-133025995 ........... 1
Vöö ................................................. AX-00U44189 ............ 1
Klamber ................................................................................. 1
Tegevuse jäädvustamise leht (10 lehte) AX-PP181-S ............... 1
USB-kaabel .................................... AX-KOUSB4C ............ 1
ABPM Data Manageri CD ...................................................... 1
Käesolev kasutusjuhend ........................................................ 1xvi

Täiskasvanu mansett vasakule käele
Suur mansett vasakule käele

Vererõhusalvesti

Klamber

Kandekott

Vöö
USB-kaabel

Täiskasvanu manseti kate
Suur manseti kate

Tegevuse jäädvustamise leht (10 lehte)
ABPM Data Manageri CD Käesolev kasutusjuhendxvii

Sisukord
Vastavus ............................................................................................................i
Vastavus Euroopa direktiiviga ............................................................... i
Vastavus FCC reeglitega....................................................................... i
FCC HOIATUS....................................................................................... i
Vastavus IC eeskirjadele .......................................................................ii
Vastavus Austraalia EMD-raamistikuga ................................................ii
Bluetooth®-andmeedastus....................................................................ii
Hoiatuste tähendused .................................................................................... iii
Ettevaatusabinõud kasutamisel.....................................................................iv
Ettevaatusabinõud ohutuks mõõtmiseks ............................................................... xiii
Vererõhu mõõtmine ............................................................................ xiii
Mansett................................................................................................ xv
Pulsikiiruse mõõtmine......................................................................... xv
Pakkeloend....................................................................................................xvi
1.

Sissejuhatus........................................................................................ 5

2.

Omadused .......................................................................................... 5

3.

Lühendid ja sümbolid ......................................................................... 8

4.
4.1.
4.2.

Tehnilised andmed ........................................................................... 13
Salvesti .................................................................................... 13Mõõtmed ................................................................................. 16

5.1.
5.2.

Komponentide nimetused ............................................................... 17
Salvesti .................................................................................... 17
Displei ...................................................................................... 18

5.

5.2.1.

LCD-paneel (vedelkristallekraan) ......................................... 18

5.2.2.

OLED-ekraan (orgaaniline valgusdiood) ............................. 19
1

5.3.

6.

Peamised lülititoimingud ......................................................... 20

5.3.1.

A-BPM’i tegevused ................................................................ 20

5.3.2.

S-BPM’i tegevused ................................................................ 23

5.3.3.

Muud toimingud ..................................................................... 25

Vererõhu mõõtmise funktsioonid .................................................... 27
6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM) ............................ 27
6.1.1. A-BPM’i ooterežiim ............................................................... 29
6.1.2.

Unefunktsioon ja intervalli kestus ......................................... 29

6.1.3.

Mõõtmise peatamine ............................................................. 30

6.2.

Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM) ........................................ 31

6.2.1.

S-BPM’i programmid ............................................................. 32

6.2.2.

S-BPM-i ooterežiim ................................................................ 36

6.2.3.

Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine ............................ 37

6.3.

Mõõtmistulemus ...................................................................... 38

6.3.1.

Mõõtmistulemuse näitamines ............................................... 38

6.3.2.

Mõõtmistulemuse salvestamines ......................................... 38

6.3.3.

Mõõtmistulemuste väljastamine ........................................... 39

6.3.4.

I D -Numbrid ........................................................................... 39

7.
7.1.

Salvesti ettevalmistamine ................................................................ 40
Patareide paigaldamine (patareide vahetamine) ................... 40

7.1.1.
7.2.
7.3.

Kuidas vahetada patareisid................................................... 42

Kandekoti ettevalmistamine.................................................... 42
Kontrollimine enne kasutamist................................................ 43

7.3.1.

Patarei paigaldamise eelne kontroll-loend........................... 43

7.3.2.

Patarei paigaldamise järgne kontroll-loend.......................... 44

2

8.
8.1.
8.2.

Toimingud.......................................................................................... 45
Toimingute voogskeem ........................................................... 45
Algseadistused ........................................................................ 47

8.2.1.

Tehaseseadistused ................................................................ 47

8.2.2.

Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon............................. 48

8.2.3.

Algne survestamisväärtus ..................................................... 50

8.3.

A-BPM’i eelseadistatud programmid ...................................... 50

8.3.1.

A-BPM’i elemendid ja parameetrid....................................... 52

8.3.2.

A-BPM’i programmi näited .................................................... 55

8.4.

S-BPM’i programmid............................................................... 57

8.4.1.

S-BPM’i elemendid ja parameetrid....................................... 58

8.4.2.

S-BPM’i displeinäited............................................................. 59

8.5.
8.6.

Mõõtmisandmete kustutamine ............................................... 62
Toote kinnitamine patsiendi külge........................................... 63

8.6.1.

Teave patsientidele ................................................................ 63

8.6.2.

Manseti kate ........................................................................... 65

8.6.3.

Manseti, kandekoti ja salvesti kinnitamine ........................... 66

8.7.

Vererõhu mõõtmise tegevused............................................... 69

8.7.1.

A-BPM’i tegevused ................................................................ 69

8.7.2.

S-BPM’i tegevused ................................................................ 71

8.7.3.

Manuaalne mõõtmine............................................................ 73

8.7.4.

Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine ............................ 74

8.8.

Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega ................. 76

8.8.1.

USB-kaabliga ühendamine ................................................... 76

8.8.2.

Bluetooth®-kommunikatsiooni kasutamine ......................... 78

8.8.3.

Bluetooth®-kommunikatsiooni peatamine (lennukirežiim) ... 79

3

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.3.1.

Kontrollimine enne patareide paigaldamist.......................... 83

9.3.2.

Kontrollimine pärast patareide paigaldamist........................ 84

9.4.
9.5.
9.6.
10.

Hooldamine....................................................................................... 80
Toote hoiustamise, ülevaatamise ja ohutuse korraldamine ..... 80
Toote puhastamine.................................................................. 81
Regulaarne kontrollimine ........................................................ 83

Utiliseerimine ........................................................................... 85Tõrgete kõrvaldamine ............................................................. 86
Veakoodid................................................................................ 87
Valikulised esemed (eraldi tellimisel) .............................................. 90

11.
Lisa .................................................................................................... 92
11.1. Vererõhu mõõtmise põhimõte ................................................ 92
11.2. EMD teave............................................................................... 95

4

1. Sissejuhatus

Täname teid ostu eest!

Ambulatoorne vererõhusalvesti TM-2441 võimaldab täpset
automaatset patsiendi vererõhu mõõtmist eelseadistatud
aegadel (nt 24tundi järjest). Selles juhendis on kirjeldatud
vererõhusalvesti sätteid, tööd, režiime ja programme ning sidet
spetsiaalse välisseadmega, hooldust, tehnilisi andmeid ja
hoiatusi. Lugege juhend õigesti kasutamiseks läbi ja hoidke seda
lihtsasti kättesaadavas kohas.

2. Omadused

Kokkuvõte

Salvesti on ambulatoorne vererõhumõõtja, mis võimaldab
mitteinvasiivselt mõõta vererõhku ja pulsisagedust arsti
juhendamisel. Selle kavandatud kasutus on mõõta ja salvestadavererõhku päeva jooksul igapäevases elus. Salvesti on portatiivne,võimaldab andmehaldust ja on lihtne kasutada.

Vererõhu mõõtmise sihtrühm

Salvesti on ette nähtud täiskasvanutele (rohkem kui 12 aastat
vana).

5

Kavandatud kasutus

Salvestil on vererõhu mõõtmiseks kaks režiimi. Vererõhu
mõõtmistulemusi saab kasutada arstiga konsulteerimiseks ja oma
tervise hoidmiseks.

Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)
Selles režiimis on võimalik omal valikul määrata kuus algusaega
ja kestust 24 tunni kohta ning automaatselt vererõhku mõõta ja
salvestada.
Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM)
Selles režiimis mõõdab patsient oma vererõhku kas kodus või
haiglas iseseisvalt. Selles režiimis on viis kasutusele vastavat
programmitüüpi.

Portatiivsus

Salvesti kaalub ligikaudu 135 g (ilma patareideta).
See on peopesa suurune ja varustatud mikropumbaga.
Kasutada saab kahte AA-leelispatareid. (Suurus LR6 või AA.)
Kasutada võib kahte akut (AA-suuruses Ni-MH-aku).

Juhtimine

Salvesti sätteid ja vererõhu mõõtmise programmi saab lihtsasti
konfigureerida arvutisse installitud ABPM Data Manageriga(spetsiaalne välisseade).

6

Suur analüütiline võimekus

Automaatsele vererõhu mõõtmisele on võimalik määrata
mõõtmise intervalli kestus.
Manuaalselt on võimalik vererõhku mõõta igal ajal.
S-BPM on varustatud erinevate tingimuste jaoks viie
programmiga.
Andmeid saab tõhusalt analüüsida arvutisse installitud ABPM
Data Manageriga (spetsiaalne välisseade).

Lühem mõõtmisaeg

Mõõtmisaja lühendamiseks juhitakse tühjenemiskiirust.
Mõõtmisaja lühendamiseks juhitakse survestamisväärtust.

Mugavus

Spetsiaalse välisseadmega saab USB-kaabli abil andmeid vastu
võtta. Vastuvõetud andmeid on lihtne analüüsida ja printida.

73. Lühendid ja sümbolid
Sümbolid

Tähendus

SYS

Süstoolne vererõhk

DIA

Diastoolne vererõhk

PUL

Pulsisagedus

PP
kPa
mmHg

Pulsirõhk

/min

Pulsisageduse ühikPP = SYS – DIA

Vererõhu ühik/minutisMõõtmise ajal südamelööke tähistav märk.
Kasutusel on Bluetooth.
Kuva:
Vilgub:A-BPM on pooleli.
pooleli on intervalli kestus „1 mõõtetsükkel“.

IHB/AFib-näidik
Vaigistamine
Mälu on täis, mõõtmise alustamiseks kustutage andmeid.
Patareinäidik: kui kuvatud on tase 1
vahetage salvesti kasutamiseks patareid.

,

A-BPM-i unerežiimi märk
Märk on kuvatud konfigureerimise ajal.
--xx

Ulatusest väljas või võimatu mõõtmisväärtus.
Tõrkekoodid. xx =S-BPM-i START-märk
S-BPM-i STOPP-märk

LCD

Vedelkristallekraan

OLED

Orgaaniline valgusdiood
Hoiatusmärk
8kuniSümbolid

TähendusElektrilöögivastane kaitsetase.
BF-tüüpi seade.
CE-märgise tootja. Tootmiskuupäev.
Väikse manseti sümbol
SMALL
Käsivarre ümbermõõt 15 kuni 22 cm
5,9" kuni 8,7"
Täiskasvanu manseti sümbol
ADULT
Käsivarre ümbermõõt 20 kuni 31 cm 7,8" kuni 12,2"
Suure manseti sümbol
LARGE
Käsivarre ümbermõõt 28 kuni 38 cm 11,0" kuni 15,0"
Eriti suure manseti sümbol
EXTLARGE
Käsivarre ümbermõõt 36 kuni 50 cm 14,2" kuni 19,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Pakendile trükitud sümbol.
Suur mansett on lisatud tarvikute hulgas.
Pakendile trükitud sümbol.
Täiskasvanu mansett on lisatud tarvikute hulgas.
Lugege kasutusjuhendit või voldikut.
Sümbol „Hoida kuivana“ ja „Hoida vihmast eemal“.
Seerianumber
Patareisektsioonile trükitud sümbol.
Patarei paigaldamise suund.

x2
1.5V LR6 Pakendile trükitud sümbol.
1.2V HR6 Patareid ei kuulu komplekti.
not included
EMD

Elektromagnetilised häired
Sümbol „Käsitseda ettevaatlikult“.
Elektroonikaromude direktiivi sümbol.

9Sümbolid
BPM

A-BPM

TähendusVererõhu mõõtmine
Automaatne vererõhu mõõtmine

Enda vererõhu mõõtmine
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
A-BPM-i sümbolid.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
S-BPM-i sümbolid.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Bluetooth-i sümbolid. #3
Not made with natural Patsiendi hoiatus. See on mansetilerubber latex.
trükitud.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
branded batteries.

• Firmly secure cuff air hose to mainbody.

Hoiatused patareipesa kaanel.
Kasutage leelispatareisid või ettenähtud
laetavaid patareisid ja kontrollige, kas
need on õigesti suunatud (+,–).
Ärge segage uusi, kasutatud
ega erineva tootemargi
patareisid.
Kinnitage manseti õhuvoolik kindlaltpõhikorpuse külge.

#1 : Vt „6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)“ ja„8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid“ 24-tunnise vererõhu
salvesti kohta.
#2 : Vt „6.2. Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM)“ ja „8.4. S-BPM’iprogrammid“ viie programmitüübi kohta.
#3 : vt „8.8.2. Bluetooth®-side kasutamine“ ja„8.8.3. Bluetooth®-side peatamine (lennukirežiim)“.

10

IHB/AFib-näidik

Kui monitor tuvastab mõõtmise ajal ebaregulaarse rütmi, kuvatakse
ekraanil koos mõõtmistulemustega IHB/AFib-näidik. (Ainult S-BPM.)

1 mõõtetsükkel

S-BPM-i „1 mõõtetsükkel“ koosneb vererõhu mõõtmiste ja
intervalli kestuste komplektist, mida korratakse mõõtmiste arvuga
määratud arv kordi. Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
Vererõhu mõõtmine
T
Algusaeg

T

T

Aeg

T : intervallMõõtmiskordade arv

11Ooterežiim

A-BPM’i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel
vererõhku ei mõõdeta.
Vererõhu mõõtmine
Algusaeg
Algusaeg
T

T

T

T

T

Periood

T

T
PerioodAeg
T : intervall

S-BPM’i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli ning viimase„1 mõõtetsükli“ ja järgmise „1 mõõtetsükli“ vahel vererõhku eimõõdeta.
Algusaeg
T

T

Algusaeg
Vererõhu mõõtmine
T

Ooterežiim

1 mõõtetsükkelT

Aeg

1 mõõtetsükkel
T : intervall

Spetsiaalne välisseadeSpetsiaalne välisseade tähendab arvutit, kuhu on installitud ABPM
Data Manager. ABPM Data Manager on lisatud CD-plaadil. Salvestigaühendamiseks kasutage spetsiaalset välisseadet, mis vastab
meditsiinilise elektriseadme (IEC60601-1) nõuetele. Ärge ühendage
salvestit muu seadmega (nt IEC60950), mis kasutab meditsiiniseadet.
Kasutage USB-kaablit, mis on lühem kui 1,5 m.

12

4. Tehnilised andmed
4.1. Salvesti

KirjedMõõtmismeetodRõhu tuvastamise
meetodRõhunäidu vahemikMõõtmistäpsus
Minimaalne
näidujaotisMõõtmisvahemikRõhutustamine
Väljalase
Survestamismeetod
Automaatne
survestamine
Intervalli kestus(A-BPM)
Kell

EkraanKirjeldused
Ostsillomeetriline mõõtmine
Pooljuht-rõhuandur
0–299 mmHg
Rõhk:±3 mmHg
Pulsisagedus:
±5%
Rõhk:
1 mmHgPulsisagedus:
1 löök minutis
Süstoolne rõhk:60–280 mmHg
Diastoolne rõhk:30–160 mmHg
Pulsisagedus:
30–200 lööki minutis
Pidev väljalase juhitava lekkeklapiga
ohutusmehhanismiks
Elektromagnetiline klapp
Mikropump
85–299 mmHg
Intervallid igas jaotises, mis jagab 24 tundi kuni
kuueks osaks.
Intervall: VÄLJAS, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120
minutit24-tunnine kell
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pikslit, valged tärgid
S-BPM:LCD, 40 x 50 mm, kuva: süstoolne rõhk,diastoolne rõhk, pulsisagedus, kell, tõrge,olekumonitor ja sümbolid
13

Kirjed
Mälu

ToiteallikasMõõtmiste arv

Nimipinge

Liides

Töötingimused

KirjeldusedMõõtmisandmed: max 600 kannet
Sama tüüpi patareid.
2 x 1,5 V patarei (suurus LR6 või AA)
Leelispatarei või nikkel-metallhüdriidpatarei(Ni-MH), 1.900 mAh või rohkem
Sisseehitatud kella varuaku: liitium-nööpaku
ML2016H
200 korda või rohkem.
(Kui kasutatakse uusi leelispatareisid või
nikkel-metallhüdriidpatareisid. Võib olenevaltmõõtmistingimustest muutuda.)
DC 3,0 V (leelispatarei, LR6),
DC 2,4 V (nikkel-metallhüdriidpatarei, AA)
USB: USB1.1 ühilduvus.
Kaabli pikkus: 1,5 m või lühem.
Mikro-USB B-tüüpi liidese saab ühendada
spetsiaalse välisseadmega (kasutades
standardset draiveritarkvara).
Bluetooth 4.1 (BLE):võimaldab raadioseadme ühendamist.
Temperatuur: +10 kuni +40 °C
Õhuniiskus: 30–85% RH (kondensatsioonita)
Temperatuur: –20 kuni +60 °CÕhuniiskus: 10–95% RH (kondensatsioonita)

Transpordi- ja
hoiutingimused
Atmosfäärirõhk nii tööks
700–1.060 hPa
kui ka säilitamiseks
Elektrilöögivastane
Sisemise toitega seadekaitsetüüp

14

KirjedElektrilöögivastanekaitsetase
CE-märgis
Märgis C-TickMõõtmed
Kaal
Kasulik tööiga
Kaitsetase
Vaikerežiim
Taaskäivitusaeg pärast
defibrillatsiooni
EMD

Raadioside

Kirjeldused
Tüüp BF: salvesti, mansett ja voolikud on
loodud erikaitsega elektrilöökide eest.
Meditsiiniseadme EÜ direktiivi silt.
Kaubamärgiameti poolt ACA-le registreeritud
sertifitseerimise kaubamärk.
Ligikaudu 95 (P) × 66 (L) × 24,5 (K) mm
Ligikaudu 135 g (ilma patareideta)
Salvesti: 5 aastat. Eneseautentimine
siseandmetega. Õige kasutamine ja
hooldamine parimates tingimustes. Kestus
erineb olenevalt kasutustingimustest.
Seade: IP22
Pidev mõõtmine
Kohe
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth 4.1
BLP
Sagedusvahemik: 2,4 Ghz (2.400 kuni 2.483,5 MHz)
Modulatsioon: GFSK
Efektiivne kiirgusvõimsus: < 20 dBm

Märkus.
# Seadme kliiniline uuring tehti standardi ISO 81060-2:2013 järgi.
# Salvesti ei ole patsiendi jälgimise meditsiiniseade.
Me ei soovita seda kasutada patsiendi reaalajas jälgimiseks kohas
nagu intensiivraviosakond.
ACA: Austraalia sideamet

15

4.2. Mõõtmed

66

24,5

95

Ühik: mm16

5. Komponentide nimetused
5.1. Salvesti

Täiskasvanu mansett ja suur mansett
vasakule käsivarrele

Arteri positsioonimärk

ÕhuvoolikÕhupistikÕhupesa
Lüliti EVENT
A-BPM-i jaoks
OLED A-BPM-i jaoks
Lüliti START /STOP

A-BPM-i jaoks

Lüliti AUTO
A-BPM-i jaoks

LCD
Lüliti

START
STOP

/

Lüliti LOCK
A-BPM-i jaoks

S-BPM-i jaoks

Patareipesa
kaas

Patareisektsioon ja
2 LR6 (suurus AA) patareidmõõtmiseks

Mikro-USB-port (põhjal),
Andmesideliides
17

5.2. Displei
MärkusÕige diagnoosi andmiseks tuleb hoolikalt lugeda salvestile kuvatud
andmeid ja neid õigesti tõlgendada.

5.2.1. LCD-paneel (vedelkristallekraan)Ülemised näitajad
Keskmised näitajad
Alumised näitajad

Igas režiimis võidakse kuvada järgmisi väärtusi:
A-BPMMõõtmistulemus

S-BPMÜlemisednäitajad

Süstoolne
vererõhk

intervall

Programm

KeskmisednäitajadDiastoolne
vererõhk

Järelejäänud
aegRõhuväärtus

Alumisednäitajad

Pulss

Kellaaeg

Kellaaeg

LCD sümbolite tähendusi vt „3. Lühendid ja sümbolid“.

185.2.2. OLED-ekraan (orgaaniline valgusdiood)
A-BPM-i olekut näidatakse OLED-il.
Kellaaeg.
Seadistuste ja töötamise olek.
A-BPM’i mõõtmisväärtus.
SYS
DIA
PUL

Süstoolne vererõhk.
Diastoolne vererõhk.
Pulsikiirus.

mmHg Vererõhuväärtuse ühik.
/min
Pulsikiiruse ühik.
OLED-i sümbolite tähendusi vt „3. Lühendid ja sümbolid“.
Sümbolid

Tähendus
Märgist näidatakse konfigureerimise ajal.
Püsivalt:
Vilgub:Toimub A-BPM.
Toimub „1 mõõtetsükli“ intervall.

Kasutatakse Bluetoothi.
Mälu on täis
A-BPM’i unemärgis
Patareinäidik

19

5.3. Peamised lülititoimingud
5.3.1. A-BPM’i tegevused
A-BPM’i alustamine ja peatamine.
A-BPM’i ja S-BPM’i vahel lülitamine

1. etapp A-BPM’i jaoks eelseadistatud programmi (algusajad ja intervallid)
salvestamine.
2. etapp Järgmiste toimingute jaoks lülitage lülitit AUTO .
„ON“ ....... A-BPM käivitub ja kuvatakse märgis

.
Toimub vererõhu mõõtmine vastavalt eelseadistatud
A-BPM’i programmile.

„OFF“...... A-BPM peatatakse ja märgis
on peidetud.
Vererõhku saab mõõta, kasutades eelseadistatud
S-BPM’i programme.

A-BPM’i lukustamine asendisse „ON“.

Hoidke lüliti AUTO lülitit LOCK kasutades asendis „ON“, nii
et saaks teostada A-BPM’i.

A-BPM’i intervalli kestuse pikendamine.

1. etapp Seadke unerežiim enne mõõtmist asendisse „ON“.
2. etapp A-BPM’i kasutamiseks seadke lüliti AUTO asendisse „ON“.
Kuvatakse sümbol
.
3. etapp Kui A-BPM’i ajal vajutatakse lülitit EVENT , intervalli kestus
kahekordistub.
Kui lülitile EVENT vajutatakse veel kord, taastub intervalli
kestuse baasväärtus.
20

A-BPM’i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

A-BPM’i jaoks programmi seadistamine.

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Sleep .
4. etapp Toimingulülitid on järgmised:Vt „8.3.1. A-BPM’i elemendid ja parameetrid“
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamiselõpp.

A-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(A-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale. A-BPM’iooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM’i ooterežiimi ajal START/STOP lülitit.

21

Kella seadistamine.
A-BPM’i jälgimisfunktsiooni seadistamine.
1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.

2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Display (pärast näitu
Sleep ).
4. etapp Toimingulülitid on järgmised:Vt „8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“
lüliti EVENT ....................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamise
lõpp.

22

5.3.2. S-BPM’i tegevused
S-BPM’i alustamine.

1. etapp Valige S-BPM’i programm ja salvestage selle parameetrid.
2. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
3. etapp Toimingud on järgmised:
S-BPM’i programmid
Kontori vererõhk
Automaatne kontori vererõhk
Kodune vererõhk
Automaatne öine vererõhk
Automaatne enda vererõhk

Toimingud
OBP Ooterežiimi ajal
AOBP eelseadistatud programmi
käivitamiseks vajutage lülitit
HBP/ .
Eelseadistatud programm
ANBP
lülitub ooteseisundisse kuni
„algusaja“ või „alarmi
ASBP
algusajani“.

S-BPM’i lõpetamine.

Toimingud on järgmised:

S-BPM’i programmid

Toimingud

Kontori vererõhk OBP
Automaatne kontori
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
vererõhkAOBP/ .
Kodune vererõhk HBPVererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
Automaatne öine/ . Järgmisel algusajal mõõdetaksevererõhk
ANBP vererõhku või kostub alarm.
#1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja lülitada,
Automaatne enda
eemaldage salvestist patareid või valige OBP,
vererõhkASBP AOBP või HBP.
#1 : Vt „6.2.1. S-BPM’i programmid“.
23S-BPM’i jaoks programmi seadistamine.

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Hoidke all lülitit/
ja samal ajal hoidke all lülitit
START/STOP , kuni LCD-l kuvatakse.
3. etapp Toimingud on järgmised:Vt „8.4. S-BPM’i programmid“.
/
lüliti ........................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamiselõpp.

S-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(S-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui LCD näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta S-BPM-i ooterežiimi kuvale.
2. etapp Vajutage S-BPM’i ooterežiimi ajal lülitit/ .
Viivitamatult teostatakse „1 mõõtetsükli“ vererõhumõõtmised.
„1 mõõtetsükkel“ koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimast intervalli ei arvestata.
S-BPM’i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli ning viimase„1 mõõtetsükli“ ja järgmise „1 mõõtetsükli“ vahel vererõhku eimõõdeta.

24

5.3.3. Muud toimingud
Ooterežiimist väljumine ja kuva näitamine.

Kui OLED-i või LCD näit on peidetud, vajutage lülitit
START/STOP või EVENT , et ekraan ooterežiimist välja
tuua.

Mõõtmisandmete kustutamine
1. etapp Seadke lüliti

AUTO

asendisse „OFF“.

2. etapp Kui näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOPEVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.

või

3. etapp Samal ajal, kui te hoiate all lülitit START/STOP ,hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse
DataClear (pärast näite Sleep ja Display ).
4. etapp Valige toiming.
Andmete kustutamiseks hoidke all lülitit
OLED-il hakkab teksti DataClear
all vilkuma Erasing
ja alustatakse andmete kustutamist.
Pärast kustutamist jätkake sammust 5.

START/STOP .
4. etapp Kustutamine
DataClear
OLED Erasing

Kui te andmed säilitate (ei kustuta), vajutage
lülitit EVENT ja jätkake sammust 5.
5. etapp Salvesti naaseb ooterežiimi.

25

Sidumine Bluetooth®-side kasutamiseks.
1. etapp Seadke lüliti

AUTO

asendisse „OFF“.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage lülitit START/STOPvõi lülitit EVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.
3. etapp Hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Pairing(pärast näitu FlightMode ). Salvesti on sidumiseks valmis.
4. etapp Kui Bluetooth-sidumine on tehtud, kuvatakse LCD-l märk
Kui otsustate sidumisest loobuda, vajutage lülitit
Salvesti läheb ooterežiimi kuvale.

.

EVENT .

Bluetooth®-side peatamine. (Lennukirežiim)1. etapp Seadke lüliti

AUTO

asendisse „OFF“.

2. etapp Kui ekraaninäit on peidetud, vajutage lülitit START/STOPvõi lülitit EVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.
3. etapp Hoidke all lülitit
FlightMode .

EVENT , kuni OLED-il kuvatakse

4. etapp Lennukirežiimi saab sisse/välja lülitada lülitiga START/STOP .
FlightModeON
5. etapp Vajutage lülitit

LülitiSTART/STOP

FlightModeOFF

EVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.

26

6. Vererõhu mõõtmise funktsioonid
Salvesti suudab teostada automaatset vererõhu mõõtmist (A-BPM) ja
enda vererõhu mõõtmist (S-BPM) ning saab salvestadamõõtmisolekuid ja -tulemusi.

6.1. Automaatne vererõhu mõõtmine (A-BPM)
Kui A-BPM on peatatud või seda ei kasutata, seadke lüliti
AUTO asendisse „OFF“. Kui lüliti AUTO on jäetud
asendisse „ON“, algab järgmisel algusajal mõõtmine jamansett võib puruneda.
Kasutage lülitit LOCK lülitit, et lüliti AUTO ei liiguks
A-BPM’i kasutamise ajal juhuslikult asendisse „OFF“.
AUTO lüliti asendisse „OFF“

LOCK lüliti asendisse„LUKUS“

AUTO lüliti asendisse „ON“

AUTO lüliti

Funktsioon A-BPM mõõdab sisseehitatud kella kasutades
eelmääratud intervallidel vererõhku ja salvestabmõõtmistulemuse mällu.
A-BPM’i saab AUTO -lüliti abil käivitada ja peatada.Kasutage
lülitit LOCK lülitit, et vältida juhuslikku liikumist A-BPM’ikasutamise ajal.
27

A-BPM-i kasutamise ajal on LCD-l kuvatud märk
algusajal mõõdetakse automaatselt vererõhku.

. A-BPM’i

Eelnevalt on võimalik määrata algset survestamisväärtust.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Kui on algseks survestamise väärtuseks on valitud AUTO,
valitakse survestamise väärtus automaatselt. Tehaseseadeks on
180 mmHg. Vt „8.2.3. Algne survestamisväärtus“, et saadaalgse survestamise väärtuse valimise kohta lisateavet.
Kui esimene survestamine pole piisav, survestatakse kuni kaks
korda automaatselt uuesti.
Mälust andmeid kustutades, või kui viite lüliti AUTO asendisse„OFF“, lähtestatakse survestamise väärtus algsele survestamise
väärtusele.
Kui on aset leidnud mõõtmisviga ja ooteaeg järgmise algusajani
on pikem kui 8 minutit, mõõdetakse vererõhku iga 120 sekundi
möödudes. Mõõtmistulemus salvestatakse mällu.
Kui soovite A-BPM’i peatada, vabastage lüliti LOCK ja viige
lüliti AUTO asendisse „OFF“.

286.1.1. A-BPM’i ooterežiim
A-BPM-i ooteajal võidakse LCD-l kuvada mõõtmisoleku jälgimise
kirjeid.
Ooterežiimis on näidikud automaatselt varjatud.
Elementide näitamiseks vajutage ükskõik millist lülitit.
A-BPM’i ooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel
vererõhku ei mõõdeta.
Mõõtmise intervall
Aeg järgmise algusajani
Hetke kellaaeg

6.1.2. Unefunktsioon ja intervalli kestus
Seadke eelseadistatud programm programmi unerežiimi
seadeks „ON“.
Kui A-BPM’i ajal vajutatakse lülitit EVENT , intervalli kestus
kahekordistub.
Kui lülitile EVENT vajutatakse A-BPM’i ajal veel kord, taastubintervalli kestuse baasväärtus.
Vt „8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid“ unerežiimi
seadistamise kohta täpsema teabe saamiseks.
Vererõhu mõõtmine
T : intervall
2T
T
2T
2T
T
T
T
Aeg
EVENT lüliti
AUTO lüliti on asendis „ON“
Unerežiimi parameetrite salvestamine
29

EVENT lüliti

6.1.3. Mõõtmise peatamine
Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

MärkusKui mõõtmine peatatakse, kuvatakse OLED-il seiskamiskood
E07 , mis salvestatakse mällu.

30

6.2. Enda vererõhu mõõtmine (S-BPM)
Seadke S-BPM’i programmide kasutamiseks lüliti AUTO asendisse„OFF“.
Salvesti on erinevates mõõtmistingimustes mõõtmiseks varustatud viit
tüüpi S-BPM’i programmidega. Parameetrid ja mõõtmistulemusedsaab salvestada mällu.
NimetusProgrammi kirjeldus ja tegevused
Elemendid
Kontori vererõhk
OBP Programm haiglatöötajate poolt vererõhu
K-TU
mõõtmiseks. „1 mõõtetsükkel“ : Vererõhu
mõõtmine toimub ühe korra.
Automaatne kontori vererõhkArv
AOBP Programm vererõhu mõõtmiseks pärast haiglas
puhkamist. „1 mõõtetsükkel“ : Mõõtmise puhulIntervallvõetakse arvesse mõõtmiste arvu ja intervalli
kestust.
Kodune vererõhk#1
Arv
HBP Programm vererõhu kodus mõõtmiseks.
„1 mõõtetsükkel“ : Mõõtmise puhul võetakse
Intervallarvesse mõõtmiste arvu ja intervalli kestust.
Automaatne öine vererõhk
#2 Algusaeg
ANBP Programm öösel vererõhu mõõtmiseks. Kasutab
Arvmõõtmiste arvu ja intervalli kestust. ANBP puhul on
Intervallvõimalik määrata kuni kuus algusaega päevas.
Automaatne enda vererõhk
#2
Alarmialgusaeg
ASBP Programm, mis annab algusaegadest märku
sumisti heliga. Vajutage kodus vererõhuArv/ . Sumistit saab määrata
mõõtmiseks lülitit
Intervallkuni kuus korda päevas.

#1 : Vererõhku mõõdetakse vastavalt Jaapani Kõrgvererõhu
Ühingule.
#2 : Kui ANBP või ASBP mõõtmiste arvu ja intervalli kestustmuudetakse, muutuvad ka HBP seaded.
31

6.2.1. S-BPM’i programmid
Kontori vererõhk

Kui vajutatakse lülitit
salvestatakse mällu.

/OBP, mõõdetakse üks kord vererõhku ja

Vererõhu mõõtmine

AegMõõtmise alustamiseks vajutage lülitit/.

Automaatne kontori vererõhkAOBP
Vajutades lülitit/ , käivitub AOBP.
Esmalt on seade intervalli vältel jõude, et võimaldada patsiendillõdvestuda.
Järgmisena teostab AOBP „1 mõõtetsükli“.
„1 mõõtetsükkel“ koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimast intervalli ei arvestata.
Kui lülitit/
vajutatakse „1 mõõtetsükli“ ajal, siis
„1 mõõtetsükkel“ seiskub.
1 mõõtetsükkel

Vererõhu mõõtmine
T

T

T

T

T

Vajutage lülitit/, et käivitada „1 mõõtetsüklit“.

Vajutage lülitit/, et seisata „1 mõõtetsüklit“.

T

T

Vajutage lülitit

T
/

T

Aeg

Ei mõõdeta
T, et käivitada „1 mõõtetsüklit“.

32

T : intervall

Aeg

Kodune vererõhk

HBP
Vajutades lülitit/ , käivitub HBP.
HBP teostab „1 mõõtetsükli“.
„1 mõõtetsükkel“ koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimast intervalli ei arvestata.
Kui lülitit/
vajutatakse „1 mõõtetsükli“ ajal, siis „1mõõtetsükkel“ seiskub.
1 mõõtetsükkel

Vererõhu mõõtmine
T

T

Vajutage lülitit/

Vajutage lülitit

/

T

T

T

Vajutage lülitit/

Aeg, et käivitada „1 mõõtetsüklit“.

, et seisata „1 mõõtetsüklit“.

T

T : intervallTEi mõõdeta

T, et käivitada „1 mõõtetsüklit“.

33

Aeg

Automaatne öine vererõhkANBP
ANBP puhul on võimalik määrata kuni kuus algusaega päevas.
Kui ANBP programmi parameetrid on salvestatud, käivitub ANBP
ja iga algusaja kohta teostatakse „1 mõõtetsükkel“.
„1 mõõtetsükkel“ koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimast intervalli ei arvestata.

MärkusANBP manuaalne vererõhu mõõtmine
Kui S-BPM’i ooterežiimis vajutataksemõõtetsükkel“.
1 mõõtetsükkel
T/

Vererõhu mõõtmineTlülitit, teostatakse- „11 mõõtetsükkel
T

T

Aeg

Algusaeg

Algusaeg
ANBP algab ANBP programmi määratud ajal.
(ANBP läheb kuni algusajani ooterežiimi)
1 mõõtetsükkel
T

Algusaeg
1 mõõtetsükkel
TT

1 mõõtetsükkel
TT

T

1 mõõtetsükkel
T

T

Aeg

Manuaalse BPM’i
Algusaeg
alustamiseks vajutage lülitit/ .
1 mõõtetsükkel

Ei mõõdeta

T

T

Aeg

Algusaeg

Vajutage lülitit/ , etseisata „1 mõõtetsüklit“.

T : intervall
34

Automaatne enda vererõhkASBPASBP puhul on võimalik määrata alarmi jaoks kuni kuus algusaega.
Kui ASBP programmi parameetrid on salvestatud, käivitub ASBP
ja iga algusaja juues kostub sumisti. Vajutage lülitit/
sumisti helisemisel „1 mõõtetsükli“ teostamiseks.
„1 mõõtetsükkel“ koosneb reast vererõhu mõõtmistest ja
intervallidest, mida korratakse vastavalt mõõtmiskordade arvule.
Viimast intervalli ei arvestata.

MärkusASBP manuaalne vererõhu mõõtmine
Kui lülitile/
vajutatakse viimase „1 mõõtetsükli“ ja järgmise„1 mõõtetsükli“ vahel, teostatakse „1 mõõtetsükkel“.
1 mõõtetsükkel
T

Vererõhu mõõtmineT

1 mõõtetsükkel
T

T

Aeg

Vajutage lülitit/ , etalustada „1 mõõtetsüklit“.

Vajutage lülitit/ , etalustada „1 mõõtetsüklit“.

Alarmi algusaeg

Alarmi algusaeg

ASBP algab samal ajal kui on määratud ASBP-programm.
(ASBP läheb kuni algusajani ooterežiimi)
1 mõõtetsükkel
TT

1 mõõtetsükkel
TT

1 mõõtetsükkel
T

Vajutage lülitit/
manuaalne-BPM.

T

Aeg, et teostadaT : intervall
35

1 mõõtetsükkel
T

1 mõõtetsükkel

Ei mõõdeta

T

T

Vajutage lülitit
Vajutage lülitit

/

/

T

Aeg

, et peatada „1 mõõtetsükkel“.

, et käivitada „1 mõõtetsükkel“.
T: intervalli kestus

Alarmi algusaeg

6.2.2. S-BPM-i ooterežiim
S-BPM-i ooterežiimis on LCD-l kuvatud töörežiim jarõhuväärtus.
# Näit LCD-l peidetakse automaatselt, kui mõne minuti jooksul eitehta ühtegi toimingut. Isegi kui LCD näit on peidetud, saab lülitit/
vajutades käivitada käsitsi vererõhu mõõtmise. Kui
vajutatakse lülitit START/STOP või EVENT , kuvatakse
ekraanil taas näit.
„1 mõõtetsükkel“ koosneb vererõhu mõõtmiste ja intervalli
kestuste komplektist, mida korratakse mõõtmiste arvuga
määratud arv kordi. Viimane intervalli kestus jäetakse välja.
vilgub LCD-l „1 mõõtetsükli“ intervalli kestuse ajal.
Kella märk
S-BPM-i ooterežiim on olek, kus vererõhku ei mõõdeta
„intervalli kestuse“ ajal ning viimase „1 mõõtetsükli“ ja järgmise„1 mõõtetsükli“ vahel.
S-BPM-i programm
Survestamisväärtus
Praegune kellaaeg

366.2.3. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine
MärkusKui A-BPM peatatakse, kuvatakse LCD-l seiskamiskood
mis salvestatakse mällu.
S-BPM’i programmid

E07 ,Toimingud

Kontori vererõhk OBP
Automaatne kontori
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
vererõhkAOBP/ .
Kodune vererõhk HBPVererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit/ . Järgmisel algusajal mõõdetaksevererõhku või kostub alarm.
#1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja lülitada,
Automaatne enda
eemaldage salvestist patareid või valige OBP,
vererõhkASBPAOBP või HBP.
Automaatne öinevererõhk
ANBP#1 : Vt „6.2.1. S-BPM’i programmid“.

376.3. Mõõtmistulemus
6.3.1. Mõõtmistulemuse näitamines
Monitorifunktsioon saab valida A-BPM’i mõõtmistulemuse puhul,
kas käskluse „Display ON“ või „Display OFF“. Antud funktsiooni
ei saa S-BPM’i puhul valida.
Käskluse „Display ON“ sisu hulka kuuluvad „Rõhuväärtus
mõõtmise ajal“, „mõõtmise tulemus“ ja „Mõõtmistulemuse
veakood“.
Kui valitakse käsklus „Display OFF“, kuvatakse ekraanilekellaaeg.
Tehaseseadeks on „Display ON“.
Vt „8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“.

6.3.2. Mõõtmistulemuse salvestaminesMõõtmistulemuste andmetöötlus
Ärge kasutage tugevas magnetväljas.
Mällu on võimalik talletada 600 mõõtmise tulemused.
Mälu täis saamisel kuvatakse märgis
ja salvesti ei saa rohkemmõõta enne kui mälust on andmed kustutatud.

MärkusKustutage mälust andmed enne kui annata salvesti uuelepatsiendile. Soovitame kasutada mäluandmeid iga inimise kohta
eraldi. Kui salvesti talletab mitme inimese andmed, võib andmete
korrektne töötlemine olla raskendatud.
38

6.3.3. Mõõtmistulemuste väljastamine
Mällu talletatud mõõtmisandmeid saab USB-andmeedastuse abilvälisseadmesse väljutada.
Vt „8.8. Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega“.
Ärge eemaldage kaablit USB-side kasutamise ajal. See võibkaasa tuua andmete kadumise.

MärkusKui patareinäidik kuvab, ei ole andmeedastust võimalik
kasutada. Vahetage enne andmete edastamist patareid.

6.3.4. ID -Numbrid
Tehase vaikimisi ID-number on „0“.
Konfigureerige ID-numbreid, kasutades spetsiaalset välisseadet.

MärkusID-numbreid ei saa salvestiga konfigureerida ja selleks on vaja
spetsiaalset välisseadet.

39

7. Salvesti ettevalmistamine

7.1. Patareide paigaldamine (patareide vahetamine)
Paigaldage kaks uut patareid vastavalt patareisektsioonis
asuvatele „+“ ja „-“ märgistele ning kinnitage seejärel
salvestile.
Vahetage mõlemad patareid välja ühel ajal.
Eemaldage patareid salvestist, kui seadet ei plaanita pika aja
vältel kasutada. Patareid võivad lekkida ja põhjustada rikke.
Kasutage kahte leelispatareid: tüüp LR6 või ettenähtud AA
Ni-MH akud.
Patareid patareisektsiooni paigaldades suruge esmalt patarei„-“-klemmiga vedruklemmi. Järgmisena sisestage „+“ klemm.
Kui patarei paigaldatakse „+“ klemmist, võib vedruklemm
kahjustada patarei väliskatet.
Ärge kasutage üheaegselt segamini erinevat liiki patareisid või
kasutatud ja uusi patareisid. Tulemuseks võib olla leke,
kuumenemine või kahjustus.

MärkusKui ekraanile kuvatakse patarei 1. laetustase, vahetage
patareid enne salvesti kinnitamist.
1. laetustaseme
kuvamise ajal ei saa salvesti mõõta
vererõhku ega edastada andmeid.
Kui nii patareid kui ka varuaku on tühjad, ei kuvata midagi.
Paigaldage patareid vastavalt suunasümbolile ().

40

Toiming

Patareide paigaldamine.

1. etapp Avage patareikate.
2. etapp Eemaldage kasutatud patareid.
3. etapp Vt patareisektsiooni seesasuvat suunasümbolit() . Sisestage õiges
„+“ ja „-“ suunas kaks uut
patareid.

1. etapp Avage.

Suruge patarei„-“ klemmiga vastu
vedruklemmi.
4. etapp Sisestage patarei,
vajutades „+“ klemmi.
5. etapp Sisestage samal moelteine patarei.
6. etapp Sulgege patareikate.

2. etapp Eemaldage
6. etapp Sulgege.
patareid. 3. etapp Suruge vedruklemmi.
4. etapp Sisestage.

Hoidke patareid ja patareikate imikute ja väikelaste
käeulatusest eemal, et vältida juhuslikku allaneelamist või teisiõnnetusi.
Kasutage standardseid AA-patareisid. Ärge kasutage paisunudpatareid, taaslaetavat patareid ega teibi sisse mähitud patareid.
Katte eemaldamine võib osutuda keeruliseks.
41

7.1.1. Kuidas vahetada patareisidMõõtmistulemused ja seadistatud parameetrid salvestatakse
patareide eemaldamisel. Kui sisseehitatud patarei saab tühjaks,
lähtestatakse kuupäev väärtusele 01/01/2017 00:00.
Seadke kellaaeg patareide sisestamise järel õigeks. Vt „8.2.2.
Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“, et kellaaja
seadistamise kohta täpsemalt lugeda.

7.2. Kandekoti ettevalmistamine
MärkusKandekoti kinnitamisel kasutage tarvikuvööd.
Soovitame kasutada salvesti patsiendi külge kinnitamiseks vööd.
Salvesti kasutamisel kasutage tarviku kandekotti.
Kandekoti kinnitamiseks pange kandekott läbi
tarvikuvöö või kantavate riietusesemete vöö.

KandekottVöö42

7.3. Kontrollimine enne kasutamist
Kontrollige enne kasutamist salvestit, et tagada seadmejõudlus, ohutus ja efektiivne töö.
Kontrollige enne/pärast patareide paigaldamist järgmist
kontroll-loendit.
Probleemi tuvastamisel lõpetage salvesti kasutamine ja kinnitage
teade „Tõrge“ või „Mitte kasutada“. Võtke remontimiseksühendust kohaliku edasimüüjaga.

7.3.1. Patarei paigaldamise eelne kontroll-loend
Nr
1

Artikkel
Välispind

Kirjeldus
Puuduvad kukkumisest põhjustatud kahjustused ja
deformatsioon.
Lülitid jms pole kahjustatud ja kinnitused ei logise.

2

Patarei

Kontrollige, et patareid pole tühjad. Vahetage kaheuue patarei vastu enne patsiendile kasutada
andmist.

3

Mansett

Kontrollige, et mansett poleks ärakantud. Kuimansett on ärakantud, võib see siserõhu tõttu
puruneda.

4

Mansetiühendus5

Kinnitused

Kontrollige, et õhuvoolik ei oleks voltis.
Kontrollige, et õhupistikupesa ja konnektor oleks
tugevalt kinnitatud.
Kontrollige, et tarvikud ei oleks kahjustatud.
(Kandekott, vöö jms)
43

7.3.2. Patarei paigaldamise järgne kontroll-loend
Nr
1

NimetusPatarei

Kirjeldus
Kontrollige, et poleks lahtist leeki, suitsu ega
ebameeldivaid lõhnu.
Kontrollige, et poleks imelikke helisid.

2

Displei

Kontrollige, et displeile poleks kuvatud midagi
ebatavalist.

3

Töötamine

Kontrollige, et salvesti töötab korrektselt.

4Mõõtmine

Kontrollige, et mõõtmist on võimalik korrektselt
teostada. Manseti kinnitus, mõõtmine, displei jatulemus on korrektsed.

44

8. Toimingud

8.1. Toimingute voogskeem
MärkusAlgseadistusi (sisseehitatud kell, monitorifunktsioon ja algne
survestamine) ja eelseadistatud programmi (A-BPM ja S-BPM)
pole vaja iga kord salvestada. Need salvestatakse kustutamisel,
uuendamisel ja salvesti esmakordsel kasutamisel.
Salvesti seadeid saab salvestada spetsiaalse välisseadmega.
Lisateavet lugege ABPM Data Manageri kasutusjuhendist.
A-BPM’i ja S-BPM’i mõõtmistoimingud on erineva.
A-BPM-is on võimalik omal valikul määrata kuus algusaega ja
kestust 24 tunni kohta ning automaatselt vererõhku mõõta ja
salvestada.
S-BPM-is mõõdab patsient oma vererõhku kas kodus või haiglas
iseseisvalt. Selles režiimis on viis kasutusele vastavat
programmitüüpi.

45

Patareide paigaldamine.
Sisseehitatud kella, mõõtemonitorifunktsiooni ja survestamisväärtuse algsed seaded.

A-BPM

S-BPM

Salvestage A-BPM’ieelseadistatud programm.

Salvestage S-BPM’ieelseadistatud programm.

Kinnitage salvesti ja mansett.

Kinnitage salvesti ja mansett.

Viige lüliti AUTO asendisse„ON“.

Viige lüliti AUTO asendisse„OFF“.

A-BPM

Vajutage

Viige lüliti AUTO asendisse„OFF“.

START lülitit.

Kontori vererõhk

OBP

Automaatne kontori vererõhk
AOBP
Kodune vererõhk
Ühendage välisseade spetsiaalse
välisseadmega.
Andmete töötlemine.

HBP

Automaatne öine vererõhk
ANBP
Automaatne enda vererõhk
ASBP

Puhastage ja hoiustage toode.

Terviklik kasutustoiming46

8.2. Algseadistused
8.2.1. Tehaseseadistused
Järgnevalt on kirjeldatud tehaseseadistusi (algseadistusi).

Seadistuste ühised elemendid
Element

Tehaseseadistus

Monitorifunktsioon

ON (tähistab neid)

Aasta, kuu, päev, tund, minut

Tarnimiskuupäev

A-BPM’i elemendid

Element

Tehaseseadistus

Unerežiim

OFF

Intervall, mil unerežiimi seadeks on ON

30 minutit

1. perioodi algusaeg

0 tundi1. perioodi intervalli kestus

30 minutit

2. perioodi algusaeg

0 tundi #1

Automaatse mõõtmise algusaeg

OFF

Automaatse mõõtmise töötamisaeg

OFF

Tehaseseadistuste sisu

Kui AUTO lüliti on viidud asendisse „ON“, käivitub A-BPM.
Vererõhku mõõdetakse iga 30 minuti järel, kuni lüliti viiakse tagasi
asendisse „OFF“.

#1 : 2. perioodi intervalli kestuse ja 6. perioodi intervalli kestusevahelisi seadistusi ei arvestata, kuna 1. ja 2. perioodi
algusajaks on sama väärtus.

47

S-BPM’i elemendid
Element

Tehaseseadistus

Programmi valik
Kontori vererõhk

Kontori vererõhk (OBP)
OBP

K-TU

Mõõtmiste arv
Automaatne kontorivererõhk
AOBP Intervalli kestus

2 kordaMõõtmiste arv

2 kordaIntervalli kestus

1 minut

Perioodi algusaeg

2 tundiKodune vererõhk

HBP

Automaatne öineMõõtmiste arv
vererõhkANBPIntervalli kestus

Alarmi algusaeg
Automaatne endaMõõtmiste arv
vererõhkASBPIntervalli kestus

5 minutit

2 korda1 minut
7 tundi, 22 tundi
2 korda1 minut

Tehaseseadistuste sisu

Kui vajutatakse lülitit/
pärast AUTO lüliti viimist
asendisse „OFF“, käivitatakse S-BPM’i eelseadistatud programm(OBP). Programm (OBP) mõõdab ühe korra vererõhku ja
salvestab tulemuse mällu.

8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon
Algseadistusi saab konfigureerida järgmiselt.
Lülitite kasutamine on erinevatel salvestitel erinev.
Salvestiga USB-kaabli abil ühendatud spetsiaalse välisseadme
kasutamisviis.
48

Lülitite kasutamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

asendisse „OFF“.

2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Display (pärast näitu
Sleep ).
4. etapp Toimingulülitid on järgmised:
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamiselõpp.
Seejärel kasutage neid lüliteid teiste parameetrite juures.
5. etapp Pärast seadistuste konfigureerimist vajutage ooterežiimi
naasmiseks lülitit START/STOP .
ArtikkelMonitorifunktsioon
Aasta
Kuu
Päev
Tund
Minut

OLED
Display
Clock
Year
Clock
Mon.
Clock
Day
Clock
Hour
Clock
Min.

Vahemik
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx = OFF, ONxx =17 kuni 99.

Aasta kaks viimastxx =1 kuni 12 kuudxx =1 kuni 31 päeva

xx =0 kuni 23 tundi

xx =0 kuni 59 minutit

Raamiga ümbritsetud kirjed : tehaseseaded ja algseaded, mis
patareide tühjenemisel täielikult kustuvad.

49

8.2.3. Algne survestamisväärtus
Eelnevalt on võimalik määrata algset survestamisväärtust.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Kui algse survestamisväärtusena on valitud AUTO, valitakse
sobiv survestamisväärtus automaatselt. Tehaseseadeks on
180 mmHg.
1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Valige lülitiga START/STOP survestamisväärtus.
AUTO lüliti on asendis „OFF“
S-BPM’i programm
Survestamisväärtus
Hetke kellaaeg

8.3. A-BPM’i eelseadistatud programmid
Algseadistusi saab konfigureerida järgmiselt.
Lülitite kasutamine on erinevatel salvestitel erinev.
Salvestiga USB-kaabli abil ühendatud spetsiaalse välisseadme
kasutamisviis.
A-BPM’i saab kasutada ainult automaatse mõõtmise ajal.

50

Lülitite kasutamine

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Hoidke all lülitit START/STOP ja samal ajal hoidke all lülitit
EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Sleep .
4. etapp Valige järgmiste lülitite abil unerežiim.
Kui unerežiim on „ON“, liikuge edasi etappi 5.
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti...........Otsuse, järgmine element.
5. etapp Määrake järgmiste lülititega kuni kuue perioodi algusaeg jaintervall.
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti...........Otsuse, järgmine element.
6. etapp Määrake järgmiste lülititega automaatse mõõtmise algusaeg jatöötamisaeg.
EVENT lüliti......................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti ...........Otsus, järgmine element, seadistamiselõpp.
7. etapp Pärast seadistamise lõpetamist naaseb salvesti ooterežiimi.
Ärge eemaldage seadete muutmise ajal patareisid.
Patareide eemaldamisel tuleb seadistused uuesti sisestada.

51

8.3.1. A-BPM’i elemendid ja parameetrid
A-BPM’i eelseadistatud programm on järgmine:
Artikkel

OLEDParameeter
Sleep
Unerežiim
#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
Intervallxx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutit
Algusaeg Hour 1 xx = 0 kuni 23 tundixx
1.
periood
Intervall Cycle 1 xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutit
xx
Hour
2
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
2.
periood
Intervall Cycle 2 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutitxx
Algusaeg Hour 3 xx = 0 kuni 23 tundixx
3.
periood
Cycle 3
Intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Hour 4
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
4.
periood
Cycle 4
Intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Hour 5
Algusaeg
xx xx = 0 kuni 23 tundi
5.
periood
Intervall Cycle 5 xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutitxx
Algusaeg Hour 6 xx = 0 kuni 23 tundixx
6.
periood
Cycle
6Intervallxx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutit
Algusaeg START#3, #4xx xx = OFF , 0 kuni 23 tundi
Töötamis Operation#3, #4aeg
xx xx = OFF , 1 kuni 27 tundi
Automaatne mõõtmine

Raamitud väärtused : Tehaseseadistused.
52

#1 : kui unerežiim on seatud sättele „ON“, saab kasutada
automaatse mõõtmise algusaega ja töötamisaega ningunerežiimi intervalli kestust. Nende jaotiste (1–6) intervalli
kestust ei saa kasutada.
#2 : kui unerežiim on seatud sättele „OFF“, ei kuvata unerežiimi
intervalli kestust.
#3 : automaatse mõõtmise näide.
Kui algusaeg on määratud ja töötamisaja säte on „OFF“ ninglüliti AUTO seatakse asendisse „ON“, käivitub A-BPM
eelseadistatud algusajal ja jätkub, kuni lüliti AUTO
seatakse asendisse „OFF“. Kui lüliti AUTO seatakse uuesti
asendisse „ON“, käivitub A-BPM eelseadistatud algusajal.

MärkusKui töötamisaeg on määratud ja lülitit AUTO liigutatakse
A-BPM-i ajal, jätkub A-BPM töötamisaja jagu sellest
toimingust alates.
#4 : automaatse mõõtmise näide.
Kui algusaja säte on „OFF“ ja töötamisaeg on määratud ninglüliti AUTO seatakse asendisse „ON“, käivitatakse A-BPM
töötamisajaks. Kui lüliti AUTO seatakse asendisse„OFF“ A-BPM-i ajal, siis A-BPM seiskub. Kui lüliti AUTO
seatakse uuesti asendisse „ON“, käivitatakse A-BPM
töötamisajaks.

MärkusKui algusaeg on määratud ja lülitit AUTO liigutatakse
A-BPM-i ajal, siis A-BPM peatatakse ja käivitatakse uuesti
eelseadistatud algusajal järgmisel päeval.
53

Kirje sisu

Unerežiim.
Määrata saab intervalli kestust automaatse mõõtmise jaoks.
Jaotiste 1–6 intervalli kestust ei saa kasutada. Vt „6.1.2.
Unefunktsioon ja intervalli kestus“.
Jaotis.
24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks jaotiseks. Iga jaotise
jaoks on võimalik määrata algusaeg ja intervalli kestus.
A-BPM-i saab kasutada ainult siis, kui võimalik on automaatnemõõtmine.
Automaatne mõõtmine.
Kogu A-BPM-i saab juhtida. Määrake algusaeg jatöötamisaeg. Vt „8.3.2. A-BPM-i programmi näited“.

548.3.2. A-BPM’i programmi näited
Näide

Algusajad ja intervallid. Lihtsustatud sisestamine.

24:00
Topelt perioodid
22:00 00:00
2. periood
1. perioodi algusaeg=
7:00
1. perioodi intervall =
15
18:00
6:00
7:00
2. perioodi algusaeg = 22:00
1. periood
2. perioodi intervallaeg = 60
12:00
3. perioodi algusaeg = 7:00 ···················· Sama, mis 1. perioodil

3. perioodi ja järgnevaid elemente ei ole kuvatud, kuna 3. perioodi
algusaeg on sama, mis 1. perioodil.
Kui 2., 3., 4., 5. või 6. perioodi algusaeg on sama, mis 1. perioodil, siis
nende algusaegu ja intervalle ei näidata.

1. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = OFF.
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = OFF.
Kui lüliti AUTO on seatud asendisse „ON“, toimub A-BPM iga
perioodi algusaja ja intervalli kohaselt, kuni lüliti AUTO lülitatakse
asendisse „OFF“.
Vererõhu mõõtmine

Ei mõõdeta

1. periood
AUTO lüliti on asendis„ON“

2. periood
AUTO lüliti on asendis
„OFF“

55

Aeg

2. näide

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = 7:00,
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = OFF.
Kui AUTO lüliti on viidud asendisse „ON“, käivitub A-BPM kl 7:00.
A-BPM jätkub vastavalt iga perioodi algusajale ja intervallile, kuni
lüliti AUTO seatakse asendisse „OFF“.
7:00

Vererõhu mõõtmine

Ei mõõdeta

1. periood

2. periood

AUTO lüliti on asendis„ON“

AUTO lüliti on asendis„OFF“

3. näide

Aeg

Automaatne mõõtmine

Automaatse mõõtmise algusaeg = OFF.
Automaatse mõõtmise töötamisaeg = 26 tundi.
Kui lüliti AUTO on seatud asendisse „ON“, jätkub A-BPM
vastavalt iga perioodi algusajale ja intervallile 26 tunni jooksul.
Vererõhu mõõtmine

1. periood

Ei mõõdeta

2. periood

AUTO lüliti on asendis „ON“Pärast 26 tundi

56

Aeg

8.4. S-BPM’i programmid
Algseadistusi saab konfigureerida järgmiselt.
Lülitite kasutamine on erinevatel salvestitel erinev.
Salvestiga USB-kaabli abil ühendatud spetsiaalse välisseadme
kasutamisviis.

Lülitite kasutamine

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Hoidke all lülitit/
ja samal ajal hoidke all lülitit
START/STOP , kuni LCD-l kuvatakse.
3. etapp Valige järgmiste lülititega S-BPM’i programm.
Programm: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBP/
lüliti ..........................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti.............Otsuse, järgmine element.
4. etapp Määrake järgmiste lülititega iga element (mõõtmiste arv,
intervalli kestus, algusaeg ja alarmi algusaeg).
/
lüliti ..........................Olemasoleva parameetri muutmine.
START/STOP lüliti .............Otsus, järgmine element,
seadistamise lõpp.
5. etapp Pärast seadistuste lõpetamist kuvatakse S-BPM’i kell.

Ärge eemaldage seadete muutmise ajal patareisid.
Patareide eemaldamisel tuleb seadistused uuesti sisestada.

57

8.4.1. S-BPM’i elemendid ja parameetrid
Programm

Element

Parameeter

S-BPM’i programm
Programm

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Kontori vererõhk
OBP

K-TU

K-TU

Automaatne kontori vererõhk
AOBP

Mõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

Intervall5,

3 kuni 10 minutitMõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

Intervall

1,

1 kuni 5 minutit

Kodune vererõhk
HBP

Automaatne öine vererõhk
ANBP

Algusaeg

2,

0 kuni 23 tundiMõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

Intervall

1,

1 kuni 5 minutit#1

Automaatne enda vererõhkASBP

Alarmi algusaeg

7 , 22 , 0 kuni 23 tundiMõõtmiste arv

2,

1 kuni 5 korda

Intervall

1,

1 kuni 5 minutit#2

Raamitud väärtused : Tehaseseadistused.
#1 : 24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks perioodiks.
Iga periood saab määratleda vererõhu mõõtmise jaoks algusaja.
#2 : 24 tundi on võimalik jagada kuni kuueks perioodiks.
Iga periood saab määratleda vererõhu mõõtmise jaoks alarmi
algusaja.
58

8.4.2. S-BPM’i displeinäited
Kontori vererõhu näit

OBP

Automaatne kontori vererõhu näit

AOBP

OBP puhul ei ole konfigureeritavaid seadeid.

AOBP kasutab eelseadistatud mõõtmiste arvu ja intervalli kestust.
AOBP teostab „1 mõõtetsükli“ pärast lõdvestamiseks ettenähtud
ooteperioodi möödumist.
Vt „6.2.1. S-BPM’i programmid“ „1 mõõtetsükli“ kohta lisateabesaamiseks.

Mõõtmiste arv

Intervall

Koduse vererõhu näit

HBP

HBP kasutab eelseadistatud mõõtmiste arvu ja intervalli kestust.
HBP teostab „1 mõõtetsükli“.
Vt „6.2.1. S-BPM’i programmid“ „1 mõõtetsükli“ kohta
lisateabe saamiseks.

IntervallMõõtmiste arv
59

Automaatse öise vererõhu näit

ANBP

ANBP puhul on võimalik määrata kuni kuus eelseadistatud
algusaega „1 mõõtetsükli“ kohta. Vt „6.2.1. S-BPM’iprogrammid“ „1 mõõtetsükli“ kohta lisateabe saamiseks.

Kui viimane algusaeg on sama, mis esimene algusaeg, on
algusaja seadistused lõpetatud. Järgmisena määrake mõõtmiste
arv ja intervalli kestus „1 mõõtetsükli“ jaoks.

Esimenealgusaeg

2. algusaeg

Mõõtmiste arv

3. algusaeg

Intervall
24:00
22:00 00:00

Näide

Seadistused ja lihtsustatud sisestamine
4:00Mõõtmine leiab aset 22:00 ja 4:00.
18:00
6:00
1. perioodi algusaeg = 4:00
2. perioodi algusaeg = 22:00
12:00
3. perioodi algusaeg = 4:00 ·············· Sama, mis 1. perioodilMõõtmiste arv =2 kordaIntervalli kestus =0:01 minut

60

Automaatse enda vererõhu näit

ASBP

ASBP puhul on võimalik määrata alarmi jaoks kuni kuus algusaega.
Igal algusajal hakkab tööle sumisti. Kui kõlab sumisti hääl, vajutage
lülitit/ , et teha „1 mõõtetsükkel“. Vt „6.2.1. S-BPM’iprogrammid“ et saada lisateavet „1 mõõtetsükli“ kohta.
Kui viimane algusaeg on sama, mis esimene algusaeg, on
algusaja seadistused lõpetatud. Järgmisena määrake
mõõtmiste arv ja intervalli kestus „1 mõõtetsükli“ jaoks.

Esimene alarmi
algusaegMõõtmiste arv

Näide

2. alarmi
algusaeg

3. alarmi
algusaeg

Intervall

Seadistused ja lihtsustatud sisestamine

24:00
22:00 00:00

Sumisti heliseb 22:00 ja 7:00.
18:00
6:00
Vajutage lülitit/ , et teostada
7:00„1 mõõtetsükkel“.
1. perioodi algusaeg = 22:00
12:00
2. perioodi algusaeg = 7:00
3. perioodi algusaeg = 22:00 ···················· Sama, mis 1. perioodilMõõtmiste arv =2 kordaIntervalli kestus =0:01 minut
61

8.5. Mõõtmisandmete kustutamine
Toimingu eesmärk ja funktsiooni kirjeldusMõõtmisandmed kustutatakse, kuid sätteid ei kustutata.
Algsätteid saab konfigureerida järgmiste meetodite abil.
Salvesti lülitite abil.
Salvestiga USB-kaabliga ühendatud spetsiaalse
välisseadme abil.
Kui mõõtmisandmed kustutatakse, ei saa neid enam
kasutada. Varundage andmed enne nende kustutamist.
Kustutage eelmise patsiendi andmed, enne kui järgmine
patsient salvestit kasutab.
Andmete kustutamiseks võib kuluda mõni sekund.
Ärge tehke kustutamise ajal muid toiminguid.

Kasutamine lülitite abil

1. etapp Seadke lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Kui näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.
3. etapp Samal ajal, kui te hoiate all lülitit START/STOP ,hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse
DataClear (pärast näite Sleep ja Display ).
4. etapp Valige toiming.
Andmete kustutamiseks hoidke all lülitit START/STOP .
OLED-il vilgub näit Erasing näidu DataClear all ja
alustatakse andmete kustutamist. Pärast kustutamist jätkake
sammust 5.
Kui te andmed säilitate (ei kustuta), vajutage lülitit EVENT
ja jätkake sammust 5.
5. etapp Salvesti naaseb ooterežiimi.
62

8.6. Toote kinnitamine patsiendi külge
8.6.1. Teave patsientidele
Selgitage patsiendile alljärgnevat, et nad saaksid salvestit
turvaliselt kasutada.

Ettevaatusabinõud vererõhu mõõtmise ajalLõdvestage käsi ja jääge manseti õhuga täitumise ajaks vaikselt
paigale.
Olge kogu mõõtmise aja liikumatult.
Vältige mõõtmise ajal vibratsiooni ja müra.
Vererõhu mõõtmine toimub umbes 1 minut pärast manseti
survestamist. Olge vaikselt kuni mõõtmise lõpuni.
Mõõtmisprotsess alates manseti täitmisest kuni õhu
väljalaskmiseni kestab kokku umbes 170 sekundit.
Pärast survestamise lõppu võib salvesti manseti õhuga täita, etveel kord vererõhku mõõta. Selle põhjuseks võib olla kehaliikumine vms.

Salvesti võib alustada vererõhu mõõtmist pärast umbes 120
sekundit, kui mõõtmisandmed on valed ja järgmine mõõtmine onpärast 8 minutit. Selle põhjuseks võib olla keha liikumine vms.
Salvesti võib sõiduki või masina juhtimise ajal segada. Vältige
masina või sõiduki juhtimist, kui kannate seadet.

Kuidas lõpetada või peatada mõõtmist

Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit START/STOP .
Veakood salvestatakse mällu. Vererõhku mõõdetakse jälle pärast
120 sekundi möödumist.
63

Mis puudutab A-BPM’i ja S-BPM’i režiime ANBP ja ASBP, siis
peatada saab ainult käimasolevat vererõhu mõõtmist ja järgmisel
algusajal toimub „1 mõõtetsükkel“. Seadke lüliti AUTO
asendisse „OFF“, et peatada A-BPM.
Eemaldage mansett, kui vererõhu mõõtmist ei ole võimaliklõpetada, kasutades START/STOP lülitit.
Mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit START/STOP .
Järgmisel „algusajal“ teostatakse A-BPM’i ning S-BPM’i
ANBP- ja ASBP-režiimide puhul ikkagi 1 mõõtetsükkel.
Kui kätte tekib valu või leiab aset ootamatu seiskord, lõpetage
mõõtmine, eemaldage mansett ja pidage nõu arstiga.
Seadke lüliti AUTO asendisse „OFF“, et peatada
A-BPM.
Seadke lüliti AUTO asendisse „ON“, et jätkata A-BPM-i
automaatset mõõtmist. LCD-l ja OLED-il kuvatakse märk.
Andmete salvestamine jätkub, kuni lüliti seatakse asendisse „OFF“.

Kuidas kasutada A-BPM’i ajal manuaalset mõõtmist

Ajutise mõõtmise protseduur, mis ei toimu eelseadistatud
programmi raames.

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale.
2. etapp Vajutage lülitit START/STOP , et mõõta A-BPM’i ajal kohevererõhku.
3. etapp Mõõtmistulemused salvestatakse mällu.
Kui mõõtmise ajal vajutatakse lülitit START/STOP , mõõtmine
peatatakse.

64Ettevaatusabinõud salvesti kandmisel

Salvesti on täppisseade. Ärge laske sel maha kukkuda egasaada osaks lööke.
Salvesti ega mansett ei ole veekindlad (vettpidavad). Vältige
seadme kokkupuutumist vihma, higi ja veega.
Ärge pange midagi toote peale.
Kui mansetti hoogsa liigutuse või harjutamise käigus liigutatakse,kinnitage mansett uuesti.
Paigutage õhuvoolik nii, et sellesse ei tekiks volte ja nii, et ta ei
jääks magamise ajal ümber kaela.

Patareide vahetamine

Kui kuvatud on märgis
, ei suuda seade enam vererõhku
mõõta ega spetsiaalse välisseadmega suhelda. Vahetage kaks
patareid kohe välja.

8.6.2. Manseti kate
MärkusHoidke mansett ja manseti kate puhtana.
Vahetage manseti katet iga inimese puhul.
Kasutage mansetikattega sobivaid valikulisi mansette.

658.6.3. Manseti, kandekoti ja salvesti kinnitamineÄrge kinnitage mansetti, kui patsiendil on dermatiit, välised
vigastused vms.
Eemaldage mansett ja lõpetage kasutamine, kui patsiendil
ilmnevad dermatiidi vm sümptomid.
Vältige vooliku mähkimist ümber kaela ja kere.
Olge ettevaatlik seadme kasutamisel väikelaste läheduses,
kuna eksisteerib lämbumise oht.
Kinnitage õhuvooliku konnektor kindlalt kuni see rohkem eipöörle. Kui ühendus ei ole korralik, võib see põhjustadaõhulekkeid ja mõõtmisvigu.

MärkusVererõhu õigesti mõõtmiseks kinnitage mansett õigesse kohta ja
mähkige ümber käe.
Ärge laske mansetil ega õhuvoolikul mõõtmise käigus väriseda.
Salvesti mõõdab õhurõhu väikeseid muutusi manseti sees.
Tarvikuna kaasas olev mansett on täiskasvanutele mõeldud
vasaku käe mansett. Kui manseti suurus pole sobiv, ostke
valikuline teine mansett.
Käe ümbermõõt
Väike mansett
15 kuni 22 cm 05,9" kuni 08,7"
Täiskasvanu mansett 20 kuni 31 cm 07,8" kuni 12,2"
Suur mansett
28 kuni 38 cm 11,0" kuni 15,0"
Eriti suur mansett
36 kuni 50 cm 14,2" kuni 19,7"
Hoidke mansett puhtana.
Soovitame patsiendil kasutada kandekotti ja vööd.
Mansett ei ole valmistatud looduslikust latekskummist.
66

Kuidas mansetti, salvestit ja hoidjat peale panna

1. etapp Pange manseti ots läbi rõnga ja moodustage käevõru.
2. etapp Leidke käega kombates vasaku käe õlavarrearter.
3. etapp Kinnitage mansett otse vastu nahka, nii et valge märgis oleks
vahetult õlavarrearteri kohal ja manseti alumine äär on
paigutatud ligikaudu 1 - 2 cm küünarnuki sisepinnast ülespoole.
4. etapp Mähkige mansett, nii et rõngas on vahemiku sees, mansettoleks tasapinnaliselt ja ei libiseks maha, kuid et oleks ruumi
kahe sõrme sisestamiseks.
5. etapp Kinnitage kleeplindiga õhuvoolik, nii et see oleks juhitud üle õla.
6. etapp Juhtige voolik läbi kandekoti.
7. etapp Reguleerige vööd, nii et kandekott asuks vasakul küljel.
8. etapp Ühendage õhupistik salvesti õhupistikupesaga.
9. etapp Pange salvesti kandekoti.
1. etapp

2. etapp Õlavarrearter
3. etapp Valge arteri
asukohamärgisLigikaudu
1 - 2 cm kõrgemal

Mansett
K
EMI
VAH

3. etapp Valge arteri asukoha
märgis4. etapp Jätke piisavalt ruumi kahesõrme sisestamiseks67Õhuvoolik

5. etappÕhuvoolik

5. etappT
5. etappeip
Klamber
5. etapp Mansett

7. etapp Vöö
7. etapp Kandekott
8. etapp Õhupistik
8. etapp Õhupistikupesa

9. etapp Sisestage
Kandekott

6. etapp Vöö
68

8.7. Vererõhu mõõtmise tegevused
8.7.1. A-BPM’i tegevused
A-BPM’i käivitamisel mõõdetakse vererõhku vastavalt
eelseadistatud parameetritele.

MärkusSeadistage enne mõõtmist sisseehitatud kell ja algne
survestamisväärtus, kuna neid kasutatakse A-BPM’i juures. Vt„8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“ ja „8.3.
A-BPM’i eelseadistatud programmid“.
Salvesti eemaldamisel seadke lüliti AUTO asendisse „OFF“.
Kui salvestit A-BPM’i ajal liigutatakse, algab manseti
täispuhumine järgmisel algusajal ja mansett võib puruneda.
A-BPM’i taastumisel seadke lüliti AUTO asendisse „ON“.
A-BPM’i kasutamise ajal kuvatakse märgis

.

A-BPM’i ooteajal on võimalik manuaalselt vererõhku mõõta.
Manuaalse vererõhu mõõtmise mõõtetulemuse saab salvestada
mällu.
Kui A-BPM peatatakse, kuvatakse OLED-il seiskamiskood
E07 , mis salvestatakse mällu.

A-BPM’i alustamine
1. etapp Seadke lüliti

AUTO

asendisse „ON“.

2. etapp OLED-il ja LCD-l kuvatakse märk

69

. Käivitatakse A-BPM.

A-BPM’i peatamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

2. etapp Märgis

on peidetud. A-BPM on peatatud.

asendisse „OFF“.

A-BPM’i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

Vererõhu mõõtmine vahetult A-BPM’i ajal
(Manuaalne vererõhu mõõtmine A-BPM’i ajal)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale. A-BPM’iooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM’i ooterežiimi ajal START/STOP lülitit.

Intervalli kestuse pikendamine või tagasitoomine

Kui unerežiim on „ON“ ja A-BPM’i ooteajal vajutatakse lülitit
EVENT , intervalli kestus kahekordistub.

70

8.7.2. S-BPM’i tegevused
MärkusSeadistage enne mõõtmist sisseehitatud kell ja algne
survestamisväärtus, kuna neid kasutatakse S-BPM’i juures.
Vt „8.2.2. Kell ja mõõtmise monitoorimisfunktsioon“ ja„8.4. S-BPM’i programmid“.
Eemaldage patareid, kui patsient eemaldab ANBP või ASBP
kasutamisel salvesi ja manseti (isegi ooterežiimis). Kui patareid
jäetakse patareisektsiooni, võib mansett järgmise „1mõõtetsükli“ ajal täitudes puruneda. Kui patsient jätkab
mõõtmist, sisestage patareid ja vajutage lülitit/ .
S-BPM’i ooteajal on võimalik manuaalselt vererõhku mõõta.
Manuaalse vererõhu mõõtmise mõõtetulemuse saab salvestada
mällu.
Kui S-BPM peatatakse, kuvatakse OLED-il tõrkekood
mis salvestatakse mällu.

S-BPM’i alustamine
1. etapp Viige lüliti

AUTO

E07 ,

asendisse „OFF“.

2. etapp Toimingud on järgmised:
S-BPM’i programmid
Kontori vererõhk
Automaatne kontori vererõhk
Kodune vererõhk
Automaatne öine vererõhk
Automaatne enda vererõhk

Toimingud
OBP Ooterežiimi ajal
AOBP eelseadistatud programmi
käivitamiseks vajutage lülitit
HBP/.
ANBP Eelseadistatud programm
lülitub ooteseisundisse kuni
ASBP „algusaja“ või „alarmi
algusajani“.
71S-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(S-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui LCD näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta S-BPM-i ooterežiimi kuvale.
2. etapp Vajutage S-BPM’i ooterežiimi ajal lülitit/ .
Viivitamatult teostatakse „1 mõõtetsükli“ vererõhumõõtmised.

S-BPM’i lõpetamine

Toimingud on järgmised:

S-BPM’i programmid

Toimingud

Kontori vererõhk OBP
Automaatne kontori
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
vererõhkAOBP/ .
Kodune vererõhk HBPVererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
Automaatne öine/ . Järgmisel algusajal mõõdetaksevererõhk
ANBP
vererõhku või kostub alarm.
#1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja lülitada,
Automaatne enda
eemaldage salvestist patareid või valige OBP,
vererõhkASBPAOBP või HBP.
#1 : Vt „6.2.1. S-BPM’i programmid“.

728.7.3. Manuaalne mõõtmine
Kasutage manuaalset vererõhu mõõtmist katsemõõtmise javererõhu vahetu mõõtmise korral.

MärkusManuaalne vererõhu mõõtmine võib alata ooterežiimis ilma
viivitamata.
Mõõtmistulemus salvestatakse mällu.

A-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(A-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui OLED-i näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta A-BPM-i ooterežiimi kuvale. A-BPM’iooterežiim on olek, mille puhul intervalli kestel vererõhku eimõõdeta.
2. etapp Vajutage A-BPM’i ooterežiimi ajal START/STOP lülitit.

S-BPM’i ajal viivitamatult vererõhu mõõtmine.
(S-BPM’i manuaalselt vererõhu mõõtmine)

1. etapp Kui LCD näit on peidetud, vajutage lülitit START/STOP või
EVENT , et naasta S-BPM-i ooterežiimi kuvale.
2. etapp Vajutage S-BPM’i ooterežiimi ajal lülitit/ .
Viivitamatult teostatakse „1 mõõtetsükli“ vererõhumõõtmised.

73

8.7.4. Mõõtmise peatamine ja ootele seadmine
Asetleidvat A-BPM’i, S-BPM’i ja manuaalset vererõhu mõõtmistsaab ilma viivitamata lõpetada või ootele seada.

MärkusKui vererõhu mõõtmine peatatakse, kuvatakse OLED-il
seiskamiskood E07 , mis salvestatakse mällu.

A-BPM’i peatamine

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Märgis

on peidetud. A-BPM on peatatud.

A-BPM’i ajal lõpetamine

Kui vererõhu mõõtmise ajal vajutatakse START/STOP lülitit,
väljutatakse õhk viivitamatult ja käimasolev mõõtmine lõpetatakse.
A-BPM aga jätkub. Järgmine vererõhu mõõtmine toimub
vastavalt A-BPM’i seadetele.

74

S-BPM’i lõpetamine
Toimingud on järgmised:
S-BPM’i programmid

Toimingud

Kontori vererõhk OBP
Automaatne kontori
Vererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
vererõhkAOBP/ .
Kodune vererõhk HBPVererõhu mõõtmise lõpetamiseks vajutage lülitit
Automaatne öine/ . Järgmisel algusajal mõõdetaksevererõhk
ANBP
vererõhku või kostub alarm.
#1
Kui teil on tarvis salvesti täielikult välja lülitada,
Automaatne enda
eemaldage salvestist patareid või valige OBP,
vererõhkASBPAOBP või HBP.
#1 : Vt „6.2.1. S-BPM’i programmid“.

758.8. Salvesti ühendamine spetsiaalse välisseadmega
8.8.1. USB-kaabliga ühendamineÜhenduse sätete kohta lugege lähemalt ABPM Data Manageri
kasutusjuhendist.

Kaabli ühendamineÜhendage ettenähtud USB-kaabel micro USB-terminali.
Sisestage kaabel õiges suunas. Vale ühendamine võibpõhjustada rikkeid ja töökorrast minemist. Veenduge, etterminalikaabel on korralikult ühendatud.
USB-side ajal ei saa vererõhku mõõta.
Ärge paigaldage patsiendile, kui salvesti on kaabliga ühendatud.
Kaabel võib mähkuda ümber keha või kaela.
Spetsiaalse välisseadme ettevalmistamine
Eemaldage patsiendilt salvesti ja mansett, enne kui ühendate
salvesti (TM-2441) spetsiaalse välisseadmega.

Spetsiaalse välisseadme USB-kaabli abil salvestiga ühendamine
1. etapp Avage salvestil micro USB terminal.
Ühendage lisavarustusse kuuluv USB-kaabel.

Micro USB-terminal
USB-kaabel

76

Spetsiaalse välisseadmega andmeside alustamine
1. etapp Ühendage salvesti ja spetsiaalse
välisseadme vahele micro USB-kaabel.

2. etapp Sumisti teeb häält ja LCD-l kuvatakse.
Ühendage micro USB
Andmeside olek lülitub ooterežiimi.
3. etapp Teostage spetsiaalse
välisseadmega analüüs.
Andmeside olek lülitub aktiivsessevõrku ühendatud režiimi ainult
USB-andmeside ajal.

Ooterežiim

Aktiivselt
võrgusSpetsiaalse välisseadmega andmeside lõpetamine

1. etapp Eemaldage kaabel, kui seade on ooterežiimis.

77

8.8.2. Bluetooth®-kommunikatsiooni kasutamine
Bluetooth-seade tuleb mõne teise konkreetse seadmega
andmeside loomiseks selle seadmega siduda. Kui salvesti on
seadmega seotud, saavad seadmed üksteisega automaatselt
kommunikeeruda.

MärkusSeadmete sidumise ajal tuleb kõik teised Bluetooth-seadmed
kindlasti välja lülitada. Üheaegselt ei ole võimalik siduda mitut
seadet.
Kui salvesti seotakse mõne teise seadmega, katkestatakse
esimese seadme seotus.
Kui seadmed ei saa pärast sidumist kommunikeeruda, korrake
sidumist.

Bluetooth® Sidumine

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse Pairing(pärast näitu FlightMode ). Salvesti on sidumiseks valmis.
4. etapp Kui Bluetooth-sidumine on tehtud, kuvatakse LCD-l märk .
Kui otsustate sidumisest loobuda, vajutage lülitit EVENT .
Salvesti läheb ooterežiimi kuvale.

78

8.8.3. Bluetooth®-kommunikatsiooni peatamine (lennukirežiim)Lennukirežiim saab Bluetooth-andmeside katkestada.

Lennukirežiimi kasutamine

1. etapp Viige lüliti AUTO asendisse „OFF“.
2. etapp Kui ekraani märgis on peidetud, vajutage ooterežiimi
kuvamisse naasmiseks kas lülitit START/STOP või
EVENT .
3. etapp Hoidke all lülitit EVENT , kuni OLED-il kuvatakse FlightMode .
4. etapp Lennukirežiimi saab START/STOP - lülitaga välja lülitada.
FlightModeON

START/STOP lüliti

FlightModeOFF

5. etapp Vajutage lülitit EVENT , et ekraan ooterežiimist välja tuua.

799. Hooldamine

9.1. Toote hoiustamise, ülevaatamise ja ohutuse korraldamine
Meditsiiniseadmeid, nagu käesolevat salvestit, tuleb korralikult
hallata, et tagada selle korrektne toimimine ning patsiendi ja
kasutaja jaoks ohutus. Peamise reeglina peab patsient seadet
igapäevaselt kontrollima (näiteks „kontrollimine enne
kasutamist“).
Igapäevane kasutamine, näiteks kontrollimine enne kasutamist,on vajalik salvesti jõudluse, ohutuse ja efektiivsuse säilitamiseks.
Soovitame lasta salvesti vähemalt kord aastas põhjalikult üle
kontrollida.

MärkusMeditsiiniseadme ohutu kasutamise tagamiseks peab
hooldushalduse eest hea seisma meditsiiniasutus.

809.2. Toote puhastamine
Puhastage salvestit nii enne kui ka pärast kasutamist.
Puhastage salvestit, enne kui paigaldate selle järgmisele
patsiendile.
Ärge pihustage salvestile puhastamiseks vett ega kastke
seda vette. See võib tekitada rikke.
Pühkige salvesti veest ja antiseptilisest lahusest puhtaks,
et see ei pääseks salvesti sisse.
Desinfitseerige salvestit regulaarselt, et vältida nakatumist.
Ärge kasutage salvestil sterilisaatorit.
Ärge kasutage salvesti puhastamiseks orgaanilist lahustit(nt vedeldi), joodpovidooni lahust. See võib tekitada
värvikadu, kahjustusi ja talitlushäireid.
Ärge kasutage salvesti kuivatamiseks juuksefööni vmt.
See võib tekitada talitlushäireid ja kahjustusi.

Kontrollimine pärast manseti puhastamist

Veenduge, et manseti sisekumm oleks õigesti mansetiriide
sisse paigaldatud. Kui see on valesti paigaldatud, võibtäitmise ajal tekkida kahjustus või plahvatus.

Salvesti puhastamine

Pühkige salvesti väliskorpuselt mustus ja tolm vee või sooja
veega niisutatud ning korralikult välja väänatud marliga. Kui
korpusele on kleepunud veri või ravimid vmt, pühkige seda
esmalt antiseptilise lahusega niisutatud ja korralikult välja
väänatud marliga ja seejärel pühkige märg korpus puhtaks vees
või soojas vees niisutatud ja korralikult välja väänatud marliga.
Me soovitame kasutamiseks antiseptlise lahuse kemikaale(koostisaine nimetus) tabelis „Näide kasutamiseks sobivast
antiseptilisest lahusest (koostisaine nimetus)“.
81

Manseti puhastamine

Mansetikatet ja mansetiriiet puhastades eemaldage
mansetiriidest manseti sisekumm. Puhastage mustusest ja
tolmust vee või sooja veega niisutatud ning korralikult välja
väänatud marliga.
Desinfitseerimiseks sobivaid antiseptilisi lahuseid vaadaketabelist „Näide kasutamiseks sobivast antiseptilisest
lahusest (koostisaine nimetus)“.
Näide kasutamiseks sobivast antiseptilisest lahusest(koostisaine nimetus)
Komponendi nimi
Bensalkooniumkloriid
Isopropanool
Etanool

Toote nimi
Bensalkooniumkloriidi 10% lahus
70% 1-propanool
76,9 kuni 81,4 mahuprotsendine
etanooli baasil desinfektant

Lugege tootele märgitud juhendit ja kasutage seda.

MärkusMansett ja õhuvoolik on kulutarvikud.
Kui sageli esineb mõõtmisvigu või vererõhku ei õnnestu mõõta,tuleb need uute vastu vahetada. Vt „10. Lisatarvikud(tellitavad)“ selles juhendis.

82

9.3. Regulaarne kontrollimine
Kontrollige igapäevaselt, et tagada salvesti nõuetekohane töö.
Kontrollimist on kirjeldatud allpool.

9.3.1. Kontrollimine enne patareide paigaldamist
KirjedKirjeldus
Puuduvad kahjustused ja kukkumisest tekkinud
deformatsioon.
VälispindÜhelgi osal ei esine mustust, roostet ega
kriimustusi.
Paneelil pole mõrasid ja see ei logise.
Töö
Lülitid ja nupud ei logise.
EkraanEkraanil pole mustust ega kriime.
Õhuvoolikut ei tohi kokku murda. Kui õhk jääb
mansetti, võib see põhjustada jäsemeteväärtalitust tulenevalt käsivarre verevoolu
takistamisest.
Veenduge, et manseti sisekumm oleks õigesti
mansetiriide sisse paigaldatud.
Mansett ei narmenda. Mansett ei hargne.
Probleemi korral vahetage mansett välja.
Mõõtmine
Mansett kuulub vahetamisele.
Mansett
Kui manseti ja manseti sisekummi vahel onmõra või liimaine.
Kui õhuvoolik on kaotanud oma elastsuse ja
muutunud jäigaks.
Kui õhuvooliku pind on läikiv või libe.
Kui sisekummis on mõrad.
#1 Soovitame manseti olenemata
kasutussagedusest välja vahetada iga kolme
aasta tagant.
Kandevahendid Kandekotil, rihmal ja mansetil ei esine kahjustusi.
ÜhendusÕhupistik on õigesti õhupessa ühendatud.
839.3.2. Kontrollimine pärast patareide paigaldamist
Artikkel
VälispindTöötamineMõõtmismansett
Vererõhu väärtuse
kontrollimine

Kirjeldus
Pole põlemise, suitsu või teisi ebameeldivaidlõhnu.
Pole veidraid helisid.
Lülitid ega nupud töötavad probleemideta.
Mõõtmisväärtused on tavalise väärtuse piires.
Mõõtmise ajal pole veidraid helisid ega
tegevusi.
Kui vererõhu väärtused on ebaõiged, võtke
ühendust kohaliku edasimüüjaga.

849.4. Utiliseerimine
Toote utiliseerimise või taaskäitlemise ning keskkonnakaitsega
seoses järgige kohaliku omavalitsuse eeskirju.

Manseti utiliseerimine

Patsiendil kantud mansett on meditsiiniline jääde.
Utiliseerige see meditsiinijäätmetele kohaselt.

Integreeritud aku utiliseerimine
Salvesti sees on varuaku. Kui te salvesti kasutuselt kõrvaldate,kõrvaldage aku kohalikke keskkonnaeeskirju järgides.

Muud

NimetusPakendOsa

MaterjalÜmbris

KartongPadiÕhkpadi, erijuhtum

Kott

VinüülÜmbrisABS + PC vaik

SiseosadÜldosadŠassiiRaud

Elektroonikapla
Salvestiadil asuv
Laetav liitium-nööpaku :varuakuPatarei

ML2016H

Leelispatarei : 1,5 V LR6 või AA-suurusAku :AA-suurus
Ni-MH-akud, 1.900 mAh või rohkem
859.5. Tõrgete kõrvaldamine
Enne kohaliku edasimüüja poole pöördumist tutvuge järgneva
kontrollnimekirjaga ja veakoodide loendiga.
Kui need meetmed probleemile lahendust ei paku või kui probleem
tekib uuesti, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Probleem
Kuva puudub
pärast lülitite
vajutamist.
A-BPM-i ajal
puudub
OLED-kuva.
Kelllähtestatakse
sageli.

Peamine põhjus

LahendusPatareid on tühjad.

Vahetage uutepatareide vastu.

OLED võib
elektrostaatilise mõjutagajärjel kaduda.

Eemaldage patareid ja
paigaldage need tagasi.

Varuakut ei laeta.

Laadige seda 48 tundiuute patareidega.

#1

Survestamise
puudumine

Mansett ei ole õigesti
paigaldatud.

PuudubUSB-side
Patareipesa
kaant ei saa
avada.

Sidekaabel on#2 eemaldatud.
Kasutatud on
ebastandardse
suurusega patareisid.

Kontrollige, kas
mansetis võiõhuvoolikus esineb
kokkumurdeid, keerde,
ja kas need on õigestiühendatud.
Veenduge, et kaabeloleks õigesti ühendatud.
Pöörduge kohaliku
edasimüüja poole.

#1 : Kasutajatel (mitteametlikel hooldustehnikutel) ei ole võimalik
vahetada varuakut (liitiumaku), mis asub salvesti seeselektroonikapaneelil. Varuaku laadimine toimub mõõtmisekskasutatavatelt patareidelt(LR6 või AA-suurus).
#2 : Vajalik on spetsiaalne välisseade.

Ärge võtke salvestit lahti ega muutke seda mingil moel. Seadevõib kahjustada saada.
869.6. VeakoodidMõõtmise veakoodid
Kood

TähendusPõhjus ja lahendusRõhu nullimise viga

Vabastage mansetti jäänud õhk.

Patareid on tühjad

Pange uued patareid.

Viga survestamisel

Täispuhumine ei saavuta sihtrõhku.
Kontrollige üle manseti ühendus.
Kui manseti ühendusega on kõikkorras, võib salvesti töös olla rike ja
seade vajab ülevaatamist.

Rõhk ületab 299
mmHg

Keha võis manseti survestamise ajal
liikuda. Lõdvestuge ja olge mõõtmise ajal
vaikselt. Kui lahendus pole piisav, laske
salvesti üle vaadata.

Lülitiga START/STOP
Vajutage lülitit START/STOP võivõi//ainult tõelise vajaduse korral.
sundseiskamine.

Vererõhku ei olevõimalik mõõta.

Sisseehitatud
kiirendusanduri rike.

Keha liikumise või riietest tekkiva
müra tõttu ei ole südamelöökevõimalik tuvastada.
Lõdvestuge ja ärge liigutage.
Kontrollige üle manseti asend.
Kui sama tõrge kordub kalõdvestunud olekus, võtke salvesti
kontrollimiseks ja võimalikuks
remontimiseks ühendustedasimüüjaga.
Eemaldage patareid ja pange needuuesti seadmesse.
87

Kood

TähendusPõhjus ja lahendus

Liiga suur kehaliikumine.

Lõdvestuge ja olge mõõtmise ajal
vaikselt.

Väljaspool
vahemikku,
30 PUL 200

Kui need rikked leiavad aset mitmel
korral, proovige mõnda teist vererõhu
mõõtmist.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Süstoolne vererõhk
DIA : Diastoolne vererõhk
PP : Pulsirõhk

Väljaspool
vahemikku,
30 DIA 160
Väljaspool
vahemikku,
60 SYS 280
Väljaspool
vahemikku,
10 PP 150#1Mõõtmine kestab
kauem kui 180
sekundit.

Kui täitmis- või tühjendamiskiirus onväike, tuleb seade üle kontrollida.

Tühjendamine kestab
Tühjendamiskiirus võib olla aeglane ja
kauem kui 90
saede tuleks lasta üle kontrollida.
sekundit.
Pulsi ei ole võimalik tuvastada tänu
Pulssi ei ole võimalik keha liikumisele jms. Mõõtke
tuvastada.
vererõhku lõdvestunud olekus ja ärgeliigutage samal ajal.
Intervalli kestuseseaded pole õiged.
Ohutusahela nullrõhu
viga.

Kui intervalli kestuseks on valitud 120
sekundit, ei tohi viimase algusaja ja
järgmise algusaja vaheline erinevus
jaguda täpselt kaheks tunniks.
Kuvatakse mõõtmise algusajal.
Laske mansetti jäänud õhk täielikult
välja.
88

Kood

Tähendus

Ohutusahel ontuvastanudülekoormusrõhu.

Põhjus ja lahendus
Survestamise ajal võidi tuvastadakeha liikumine. Lõdvestuge ja ärgeliigutage mõõtmise ajal.
Kui sama rike leiab aset ka
lõdvestunud olekus ja mitte
liigutades, võtke seadmeülevaatamiseks ühendustedasimüüjaga.

Salvesti riistvara veakoodid
Kood

Tähendus

Mälu vigaPõhjus ja lahendus
See võidakse salvestada tugeva löögi
korral, näiteks salvesti kukkumise
korral.
Kui see kood kuvatakse sageli, võibselle põhjuseks olla sisemälu rike.
Pöörduge kontrollimiseks edasimüüja
poole.

MärkusVeakoode võidakse muuta ilma ette teatamata.

89

10. Valikulised esemed (eraldi tellimisel)

Mansetid

Nimetus
Kirjeldus
Tellimiskood
Väike mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF202A
vasakule käele 15 kuni 22 cm 5,9" kuni 8,7"
Täiskasvanu mansett Käe ümbermõõt
TM-CF302A
vasakule käele 20 kuni 31 cm 7,8" kuni 12,2"
Suur mansett vasakule Käe ümbermõõt
TM-CF402Akäele
28 kuni 38 cm
11,0" kuni 15,0"
Eriti suur mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF502A
vasakule käele 36 kuni 50 cm
14,2" kuni 19,7"
Täiskasvanute mansett
Käe ümbermõõt
TM-CF802A
paremale
20 kuni 31 cm 7,8" kuni 12,2"
käeleÜhekordne mansett
10 lehte
TM-CF306A
Väike manseti kate vasakule käele 10 lehte
AX-133024667-S
Täiskasvanu
vasakule käele 10 lehte
AX-133024500-S
manseti kate
Suur manseti kate vasakule käele 10 lehte
AX-133024663-S
Eriti suur manseti kate vasakule käele 10 lehte
AX-133024503-S
Täiskasvanu
paremale käele
10
AX-133024353-S
manseti kate
lehte
Väike manseti riie
vasakule käele 2 lehte
AX-133025101-S
Täiskasvanu
vasakule käele 2 lehte
AX-133024487-S
manseti riie
Suur manseti riie
vasakule käele 2 lehte
AX-133025102-S
Eriti suur riie
vasakule käele 2 lehte
AX-133025103-S
Täiskasvanu
paremale käele 2 lehte
AX-133025104-S
manseti riieÕhuvooliku adapter–
TM-CT200-11090Andmete analüüsimine
Nimetus

Kirjeldus

USB-kaabel

Muud

-

NimetusTegevuse jäädvustamise
leht

Kirjeldus
10 lehte

Tellimiskood
AX-KOUSB4C

Tellimiskood
AX-PP181-S

Kandekott–AX-133025995

Vöö–

AX-00U44189

Klambrid

5 tk

AX-110B-20-S

91

11. Lisa

11.1. Vererõhu mõõtmise põhimõte
Mõõtmistoiming: Mähkige mansett ümber õlavarre. Pumbake
mansett rõhu alla, mis ületab süstoolset vererõhku. Seejärel
väljutage mansetist järkjärgult õhku. Mansetist õhu väljalaskmisega
käigus tuvastatakse rõhk, mis on südamelöögiga sünkroonsepulseeriva lainevormi kujuline. Pulseeriv lainevorm suureneb
ootamatult süstoolse vererõhu läheduses. Õhu väljutamise käigus
suureneb see veelgi, kuni kõrgeima amplituudi saavutamiseni janõrgeneb siis järkjärgult. Järgmisel leheküljel on näidatud pulseeriva
lainevormi muutused. Ostsillomeetrilise vererõhu mõõtmise puhul on
süstoolne vererõhk määratud punktina, kus amplituud suureneb
ootamatult pärast manseti rõhus pulsi tuvastamist, keskmine
vererõhk on määratud punktina, kus amplituud on kõrgeim,
diastoolne vererõhk on määratud aga punktina, kus amplituud
hakkab järkjärgult langema ja muutub väiksemaks. Tegelikult tajubrõhuandur manseti rõhu väikeseid muutusi aja jooksul, salvestab
pulsi lainevormi mällu ning hindab süstoolseid ja diastoolseid
vererõhkusid vastavalt ostsillomeetrilise mõõtmise algoritmile.
Algoritmi üksikasjad on erinevatel vererõhumonitoridel erinevad.
Täiskasvanute ja väikelaste vererõhuväärtusi mõõdetakse
ostsillomeetrilisel meetodil ning võrreldakse auskultoorsel meetodil
saadud väärtustega. Diastoolseks vererõhuks loetakse auskultoorsemeetodi 4 faasi lõpp-punkti. Manseti rõhu pulsi lainevorm sõltub
manseti materjali omadustest. Seetõttu on mõõtmistäpsuse
säilitamiseks oluline kasutada ettenähtud mansetti jamõõtmisalgoritmi. Õhuvooliku pikkus on tänu pulsilaine levimise
sumbumisnäitajatele kuni 3,5 m.

92

mmHg
200
150
100
50
0

Manseti rõhk (vasak käsi)

Manseti rõhk (vasak käsi)
200
150
100
50
0
Süstoolne vererõhk
Keskmine vererõhk
Diastoolne vererõhk

Otsemeetod (vasak käsi)

Aeg
Otsemeetod (vasak käsi)

Aeg

Mikrofonimeetod
Ostsillomeetrilinemõõtmisviis

Vererõhu mõõtmise veategurid

Pulsigraafik võib olla mõõtmistäpsuse
usaldusväärsuse objektiivne indikaator.
Kui müra tekitab ebaregulaarne
südamelöögisagedus või füüsiline liikumine,
muutub diagrammi amplituud. Kui pulsigraafik
pole ühtlase joonega, kontrollige uuesti või
kasutage mõnda erinevat meetodit.

Manseti asend südamega samal kõrgusel

Pulsigraafik

Mähkige mansett käele südamega samal kõrgusel. Kui mansett onvalel kõrgusel, on mõõtmistulemus vale. Kui mansett on näiteks
10 cm võrra südamest madalamal, on mõõdetav vererõhk 7 mmHg
kõrgem.
93

Manseti õige suurus

Kasutage sobiva suurusega mansetti. Kui mansett on liiga väike võisuur, on mõõtmistulemus vale. Liiga väikese manseti puhul kipuvad
mõõtmistulemused tulema kõrgemad, vaatamata õigele vererõhule
ja normaalsele arterile. Liiga suure manseti puhul onmõõtmistulemused aga sageli madalamad, seda eriti nende puhul,
kel on raske arteroskleroos või ebanormaalsed arteriklapid. Valesuurusega mansett põhjustab erinevuse otsemeetodi ja
ostsillomeetrilise meetodi vahel. Mansetil on silt, millel on ettenähtud
käe ümbermõõt. Valige igale patsiendile õige suurusega mansett ja
kinnitage seadmele. Kuni kasutatakse sobivat mansetti ja voolikut,
tagavad vererõhu mõõtmise täpsuse rõhuanduri rõhutäpsus,
väljalaskenäitajad ja mõõtmise algoritm. Kontrollige regulaarseltrõhuanduri rõhutäpsust ja väljalaskenäitajaid.

9411.2. EMD teave
Elektroonilistele meditsiiniseadmetele kohalduvaid nõudeid on
kirjeldatud allpool.

EMD suuniseid puudutavad tööomadused

Salvesti kasutamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid EMD(elektromagnetilised häired) suhtes. Kasutage salvestit selles
juhendis kirjeldatud EMD kohta käivaid ohutusjuhiseid järgides.
Portatiivsed ja mobiilsed RF-sideseadmed (nt mobiiltelefonid)võivad meditsiinilisi elektriseadmeid mõjutada.

EMD-standarditele vastavad tarvikud

Selle salvesti tarvikud vastavad standardile IEC60601-1-2:2014.
Heakskiitmata tarviku kasutamine võib suurendada kiirgustaset
ja vähendada mürakindlust.

Kasutage ettevõtte A&D poolt heaks kiidetud tarvikuid.
Heakskiiduta tarvikuid võivad mõjutada elektromagnetiline
kiirgus ja neil võib olla madalam häirekindlus.

KIIRGUSE PIIRANGUD
NähtusKiirguslik RF-kiirgus

Vastavus

CISPR1195

Grupp 1, klass BHÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: kest
NähtusHäirekindluse katsetasemed±8 kV kontaktil
Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusKiirgunud raadiosageduslikud 10 V/melektromagnetväljad
80 MHz kuni 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80% AM 1 kHz juures

Vt tabelit „Testi spetsifikatsioonid
Lähedased väljadKORPUSE PORDI
RF-raadiosideseadmetestHÄIREKINDLUSELE
IEC 61000-4-3
RF-raadiosideseadmete suhtes“
Nominaalsed
30 A/mvõrgusageduslikud
50 Hz / 60 Hz
magnetväljad IEC 61000-4-8HÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: PATSIENDI LIIDESPORT
NähtusHäirekindluse katsetasemed

Elektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2±8 kV kontaktil±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhusHÄIREKINDLUSE KATSETASEMED: signaali sisend-/väljundport
NähtusElektrostaatiline lahendus
IEC 61000-4-2
Kiired elektrilised
siirded/impulsidIEC 61000-4-4
Juhtivuslikud häiringud, milleon esile kutsunud RF-väljad
IEC 61000-4-8

Häirekindluse katsetasemed±8 kV kontaktil±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV õhus±1 kV
100 kHz kordussagedus
3 V, 0,15 MHz kuni 80 MHz
6 V ISM-is ja amatöörraadio
sagedusalas 0,15 MHz kuni 80 MHz
80% AM 1 kHz juures96

Maksimumvõimsus(W)
Kaugus(m)
Häirekindlusekatsetase(V/m)

Modulatsioon

TeenusRibalaius(MHz)

Testsagedus(MHz)

Testi spetsifikatsioonid KORPUSE PORDI HÄIREKINDLUSELE
RF-raadiosideseadmete suhtes

Pulsimodulat
sioon
1,8
18 Hz
FM
GMRS 460±5 kHz hälve
450 430 – 470
2
FRS 460
1 kHz
siinuslaine710
LTE sagedusalad Pulsimodulat
745 704 – 787
sioon
0,2
13, 17217 Hz780
810
GSM 800/900
TETRA 800
Pulsimodulat
870
800 – 960
iDEN 820sioon
2CDMA 850
18 Hz
930
LTE sagedusala 5
GSM 1800
1.720CDMA 1900
1.845
GSM 1900
Pulsimodulat
DECT
sioon
1.700–1.990
2
217 HzLTE sagedusalad
1.970
1, 3, 4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Pulsimodulat
2.450 2.400–2.570
b/g/n
sioon
2
RFID 2450
217 HzLTE sagedusala 7
5.240
Pulsimodulat
sioon
5.500 5.100–5.800 WLAN 802.11 a/n0,2
217 Hz5.785
385 380 – 390

TETRA 400

97

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

MÄRKUSED98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123