仕様書

地 震 監 視 装 置
型式：ＳＷ－５２ＥＸ

製-1-作

者

ＩＭＶ株式会社

仕 様 書 番 号

ＴＶＥ－５－６３９３Ａ

作 成 年 月 日

２０１８年０４月０３日

表１３

紙共枚

目

次ページ

１．装置の概要 ............................................................................................................................... 3２．装置の構成 ............................................................................................................................... 3２－１．機器構成 ........................................................................................................................ 3２－２．システム構成図 ............................................................................................................. 4３．装置仕様 .................................................................................................................................. 5３－１．地震監視装置（SW-52EX） .......................................................................................... 5３－２．ブロック図 .................................................................................................................... 9３－３．コネクタピンアサイン・デジタル入出力回路 ............................................................ 10４．外形寸法図 .............................................................................................................................. 11４－１．地震監視装置（SW-52EX） ......................................................................................... 11
５．一 般 事 項 ............................................................................................................................. 12５－１．工事区分 ...................................................................................................................... 12
５－２．地震計設置場所 ........................................................................................................... 12
６．保証 ............................................................................................................................. 12

７．地震監視装置設定値リスト .................................................................................................... 13-2-１．装置の概要
本装置は、耐圧防爆 Ex d IIB+H 2 T6 Gb（TIIS）、粉塵防爆 Ex tb IIIC 120℃ Db（TIIS）に適合した地震監視装置です。
内蔵されたサーボ式加速度ピックアップにより検出した加速度信号より、気象庁の定める計算方法による震度階（計測震度）の算出、および地震動による構造物の破壊指数であるＳＩ値の算出をリアルタイムで行います。
■ アナログ出力
DC4～20mA レベル出力を 2CH 有しており、それぞれのチャンネルで出力内容を、加速度・震度階・ＳＩ値から選択可能です。
■ 警報出力接点出力（フォト MOS リレー）を 1CH、デジタル出力（オープンコレクタ）を 3CH 装備しており、地震警報（加速度・計測震度・ＳＩ値）または FAULT 警報（装置異常＋電源断）を任意に設定可能です。
■ デジタル入力
オープンコレクタまたは無電圧接点の入力を 1CH 有しており、入力時の機能は上位システムからの通信設定により切替が可能です。
[ 地震警報リセット／時刻校正／ピックアップテスト ]■ 通信機能RS-485 による Modbus-RTU 通信が可能です。
上位システムから計測データの収集、装置の設定変更、状態監視、リモートメンテナンスが可能です。
２．装置の構成
２－１．機器構成
品名
構
成品

書
類

型名又は寸法数量

備考

地震監視装置

SW-52EX１

耐圧・粉塵防爆型

入出力ケーブル

長さ 5m

１

最大 500m

監視装置施工用プレート

１

仕様書

１

取扱説明書

１

検査証

１-3-２－２．システム構成図

アナログ出力（2 点）
4-20mA

接点出力（1 点）
フォト MOS リレー
中
地震監視装置
SW-52EX5m～500m

継RS-485（Modbus）

B

データ通信

OX

デジタル出力（3 点）
オープンコレクタ

デジタル入力（1 点）ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ/無電圧接点

直流電源
DC24V

注）中継 BOX が防爆エリア内に必要な場合、中継 BOX も防爆仕様が必要となります。

-4-

３．装置仕様
３－１．地震監視装置（SW-52EX）
１）検知方式２）内蔵ピックアップ

ベクトル合成加速度による全方向無指向性検知
フォースバランス型サーボ式加速度ピックアップ
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ感度：2.04mV／Gal、±5％（重力加速度基準）

３）加 速 度 測 定

最 大 範 囲：0～5000 Gal（3 成分ベクトル合成値）
NS、EW 方向：±3000 Gal
UD 方向：＋2000～－3000 Gal
定 格 範 囲：0～3000 Gal（3 成分ベクトル合成値）±3％ FS.（3000 Gal）
周 波 数 範 囲：0.3～10Hz、±10％４）Ｓ Ｉ 値 測 定

SI 

1 2.5
Sv(h  T )  dT
2.4 0.1

測定加速度より、固有周期 0.1 秒ｽﾃｯﾌﾟ、25 個の 1 自由度 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
ﾌｨﾙﾀにより速度応答ｽﾍﾟｸﾄﾙをﾘｱﾙﾀｲﾑ算出
最 大 範 囲：0～5000 Kine（3 成分ベクトル合成値）（周期 2 秒、5000 Gal、ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ 2％にて）
定 格 範 囲：0～600 Kine（3 成分ベクトル合成値）±3% FS.（600 Kine）（周期 1 秒、3000 Gal、ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ 20％にて）
周 期 範 囲：0.1～2.5 秒（0.1 秒ステップ）
ダ ン ピ ン グ：2～30％（1％ステップ任意設定）
５）ローパスフィルタ

30Hz（－3dB）、4 次バタワース特性

６）Ａ ／ Ｄ 変 換 器

24bit、100Hz サンプリング

７）データ収録履歴データ：50 件 ＋ 1 件（No.0～50）
波形データ：20 件 ＋ 1 件（No.0～20）
保存形式：最新優先／最大優先から選択※ 履歴データの先頭 21 件（No.0～20）は常に波形データと対応※ 収録データの取得には専用ソフトウェアが必要

８）震度階演算方式

気象庁震度階級（1996 年制定）

９）ア ナ ロ グ 出 力

DC4～20mA×2 点（負荷抵抗 300Ω以下）
加速度／ＳＩ値／震度階からそれぞれ選択（震度階はフルスケール固定、1.6mA ステップ 10 段階出力）１０）リ レ ー 出 力

1a 接点（フォト MOS リレー）
接点定格：40V、0.8A（AC／DC 兼用、ピーク値）
出力内容：地震警報／FAULT 警報-5-から選択

１１）デ ジ タ ル 出 力

オープンコレクタ出力×3 点（D-GND 共通）
出力定格：30V、50mA
出力内容：地震警報／FAULT 警報

１２）地震警報から選択地震を検知し、計測値が設定レベルを超えた場合に出力上限４段（デジタル出力 1～3、リレー出力）個別設定
出 力 要 因 ：加速度／計測震度／ＳＩ値から選択
出 力 レ ベ ル ：0.1～999.9（Gal／Kine）
0.1 ステップ、0.0 は警報動作 OFF
リセット時間：1～9999 秒、1 秒ステップ
0 秒は自動リセットなし

１３）地震警報リセット

内部タイマまたはデジタル入力（デジタル入力設定必要）１４）Ｆ Ａ Ｕ Ｌ Ｔ 警 報

ハードウェア自己診断、ピックアップ自己診断、ピックアップテスト、装置電源断のいずれかの異常検出により出力

１５）ﾊｰﾄﾞｳｪｱ自 己 診 断

診断

内容：内部電源電圧の異常監視

検 出 タ イ ミ ン グ：常時１６）ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ自己診断

診

断

内

容：角変位検出機構の異常監視

検 出 タ イ ミ ン グ：起動から約 2 分後、以降 30 秒周期１７）ピックアップテスト

診断

内容：サーボ機構の異常診断

検 出 タ イ ミ ン グ：スケジュール（月 1 回または毎日）またはデジタル入力（デジタル入力設定必要）
スケジュール設定：スケジュール実行の ON／OFF
日、時、分、秒の設定により月 1 回実行（日付に 0 を設定すると毎日実行）テ ス ト 所 要 時 間：約 90 秒間※ ピックアップテスト実行中は地震監視を停止します
１８）デ ジ タ ル 入 力

オープンコレクタまたは無電圧接点入力×1 点（D-GND 共通）
開放電圧：約 13V（ViH：2.4V 以上、ViL：0.8V 以下）
入力パルス幅：0.1 秒以上
通信設定による機能切替方式
地震警報リセット／時刻校正／ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾃｽﾄ実行

１９）シ リ ア ル Ｉ ／ Ｆ

上位ホスト通信：計測データの収集、システム設定変更、状態監視、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾃｽﾄ実行、デジタル入力機能切替
ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾌ ｪ ｰ ｽ：RS-485（2 線式半二重通信）
通 信 速 度：115,200 bps
プ ロ ト コ ル：Modbus（RTU モード）

２０）時

計

精度：20ppm（月差 50 秒）以下
校正：デジタル入力による±30 秒補正（デジタル入力設定必要）-6-２１） 使 用 温 度 範 囲

0～＋50℃２２） 使 用 湿 度 範 囲

10～100％RH（結露なきこと）

２３） 使用電源

DC24V±10％、10W 以下

２４）保護等級

IP 67（耐塵・防浸構造）

２５）配管接続G 3/4２６）防爆

規格マーキング
TIIS：

Ex d IIB+H 2 T6 Gb, Ex tb IIIC 120C Db

IECEx： Ex db IIB+H 2 T6 Gb, Ex tb IIIC 120C Db
ATEX： Ex db IIB+H 2 T6 Gb, Ex tb IIIC 120C Db
適用規格
TIIS：

工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）JNIOSH－TR－46－1:2015(第 1 編－総則)JNIOSH－TR－46－2:2015(第 2 編－耐圧)JNIOSH－TR－46－9:2015(第 9 編－容器による粉じん)

IECEx： IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2014-06,
IEC60079-31: 2013
ATEX： EN60079-0: 2012+A11: 2013, EN60079-1: 2014,EN60079-31: 2014
認証番号TIIS：

TC22341X

IECEx： IECEx DEK 16.0004X
ATEX： DEKRA 16ATEX0005 X●爆発性ガスの分類

IIA

450℃

300℃

200℃

135℃

100℃

85℃

≧ T1 ＞≧ T2 ＞≧ T3 ＞≧ T4 ＞≧ T5 ＞

≧ T6

300℃

200℃

135℃

100℃

85℃

ｱﾝﾓﾆｱ

ｴﾀﾉｰﾙ

ﾍｷｻﾝ

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

一酸化炭素

ﾌﾞﾀﾉｰﾙ

ｶﾞｿﾘﾝ

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ

ｴﾀﾝ

ﾌﾞﾀﾝ

ｹﾛｼﾝ

ﾄﾙｴﾝ

ｱｾﾁﾙｱｾﾄﾝ

ﾍﾟﾝﾀﾝ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

塩化ﾋﾞﾆﾙ

亜硝酸ｴﾁﾙ

ﾒﾀﾝ
IIB

IIC

ｼｱﾝ化水素ﾌﾗﾝ

ｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ

ｱｸﾘﾙ酸ｴﾁﾙ

ｼｸﾛﾍｷｻﾝ

石炭ガス

ｴﾁﾚﾝ

ｲｿﾌﾟﾚﾝ

水素

ｱｾﾁﾚﾝ

二硫化炭素

-7-

硝酸ｴﾁﾙ

●爆発性粉塵の分類（グループⅢ）
細分類

粉塵の種別

電気抵抗

ⅢA

可燃性浮遊物―

レーヨン,綿,サイザル麻,

サイズ＞500μm
ⅢB

非導電性粉塵ジュートなどの繊維
電気抵抗＞10 ３Ωｍ

サイズ≦500μm 以下
ⅢC

電気抵抗≦10 Ωｍ

サイズ≦500μm２７）取付方法

穀 物 粉 ,砂 糖 ,トナー,合 成 樹 脂 粉 等 の粉体

３

導電性粉塵

代表的な物質

カーボンブラック,アルミニウム,マグネシウム等の金属粉床上設置（アンカー固定）２８）入 出 力 ケ ー ブ ル

ケーブルグランド（内部端子台による結線）２９）サズ

外形寸法図参照量

約 5 kg色シルバーメタリックイ３０）質
３１）塗装

-8-

３－２．ブロック図

地震監視装置

SW-52EX
-9-

３－３．コネクタピンアサイン・デジタル入出力回路

端子 No.

CN1

CN2

CN3

CN4

名称

信号機能

1P-1224V

電源+

2

P-GND

電源-

3DA+

RS-485 DA(+)

4DB-

RS-485 DB(-)

1D-OUT1

デジタル出力１2D-OUT2

デジタル出力２3D-OUT3

デジタル出力３4D-IN

デジタル入力1D-GND

デジタルグラウンド

2A-GND

アナロググラウンド

3A-OUT1

DC4～20mA 出力１4A-OUT2

DC4～20mA 出力２1RC+リレー接点+2RC-リレー接点-

3（N.C.）（未接続）

4（N.C.）

（未接続）

ターミナル

FG

専用ケーブル

D 種（第三種）接地

対
１２
３４５６７

線色
青
白
黄白
緑
白
赤
白
紫
白
青
茶
黄
茶

シールド

使用端子：バネ式端子台（開閉レバーを押し下げて被覆をむいた電線を挿入します、剥き長さ：10mm）
ケーブル：計装用対より 0.5sq×7 ペア（仕上外径約 12.6mm）- 10 -

４．外形寸法図４－１．地震監視装置（SW-52EX）

地震検出方向E (CH2)

N(CH1)- 11 -U (CH3)

５．一 般 事 項
５－１．工事区分
電気設備関連工事、配管関連工事および監視盤等についてお客様と当社の工事区分は次の通りとさせていただきます。但し、本規定以外の特別工事、立会試験及び規定の変更につきましては別途協議の上取り決めさせて頂きます。
お客様所掌工事区分

供給電源等の敷設、配線、配管、装置の据付、結線及び関連工事

当 社 所 掌 区 分

機器製作と御指定場所への機器搬入

５－２．地震計設置場所
装置の周囲温・湿度は 0～＋50℃、10～100％RH です。
この範囲内であっても、次のような場所での設置・使用をしないでください。
■ 水がかかったり、直射日光が当たる場所。
（屋外設置の際は、保護カバーをご使用下さい。）■ 強い腐食性ガスのある場所■ 人工的な振動が発生する場所（人の出入りが多い、振動を発生する設備の近傍）■ 床下が中空になっている場所

６．保証

本装置は厳重な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製作上の不備、材質上の不備などで、明らかに当社の責任による原因で故障した場合には、無償にて修理致します。ランプ
等消耗品については、除外させていただきます。
この場合、保証期間内に限ります。保証期間は納入日より 2 年間です。但し、保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
（イ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷（ロ）納入後の輸送、移動、落下等による故障および損傷（ハ）使用上の誤り、異常電圧の印加、御客様による分解・修理・改造等により発生した故障
および損傷
また、保証期間満了後も迅速でかつ正確なアフターサービスを行います。但し、定期点検については、別途協議の上、取り決めさせていただきます。なお、輸出品は国内持込み修理または部品交換となります。

- 12 -

７．地震監視装置設定値リスト
加速度判定
レベル(Gal)0.1 ～ 99.9
(0.0 は判定せず)

速度判定レベル(mKine)1 ～ 999(0 は判定せず)

5.0

100

トリガ

判定成分

判定条件

設定範囲

XYZ／XY／Z

OR／AND

初期設定値

XYZ

OR

警報出力

警報種別

設定範囲地震／FAULT

デジタル出力１

地震警報

ACC（加速度）80.0（Gal）

300

デジタル出力２

地震警報

ACC（加速度）250.0（Gal）

300

デジタル出力３

地震警報

ACC（加速度）400.0（Gal）

300

リレー出力

FAULT 警報－－

アナログ出力

出力要因

フルスケール

設定範囲

ACC（加速度）
SI （ＳＩ値）
SCL（震度階）

10～3000 Gal
10～3000 Kine
固定（震度 7）4-20mA １

ACC（加速度）1000（Gal）

4-20mA ２SI200（Kine）

出力要因
レベル(地震警報のみ)(地震警報のみ)
ACC（加速度）
0.1 ～ 999.9
SI （ＳＩ値）(0.0 は動作せず)
SCL（計測震度）（ＳＩ値）

デジタル入力機能

設定範囲

地震警報リセット／時刻校正／
ピックアップテスト実行

初期設定値

時刻校正

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾃｽﾄ

ｽｹｼﾞｭｰﾙ実行

日付

時刻

設定範囲

ON／OFF0（毎日） ～31（毎月指定日）

00：00：00 ～23：59：59

初期設定値

OFF19：00：00- 13 -

リセット（秒）(地震警報のみ)
1 ～ 9999(0 は動作せず)－