シンプルな操作で、幅広い騒音測定に対応。

騒音計NLシリーズ

NL-32

NL-22

NL-31

NL-21

NL-20

精密騒音計

NL-32/31
普通騒音計

NL-22/21/20
2001 - 2002
グッドデザイン賞

指定製造事業者

指定番号：341301

100 dBのリニアリティレンジで、レベルレンジ切り替え不要。
幅広い騒音測定を、強力にサポート。
見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。

時間対レベル表示画面（直前データ除去時）
騒音レベル表示画面（バックライト点灯時）

各演算結果の同時表示画面

メモリカード（CFカード）対応

実音モニタ機能

NL-32/22/31/21

NL-32/22

実音モニタカードNX-22Jを使用して、実音モニタ機能を本体に付加

128 MBのカードを標準で付属しています。この容量でLeqなどの演することができます｡騒音測定中にイベント録音（設定レベル）、イン算データ99,999組、または100ミリ秒ごとの騒音レベル約10日分＊

ターバル録音（時間間隔の設のデータを保存可能です。
＊ ただし、1回の最大連続記録時間は200時間（約8日）

定）の各設定条件によりメモリカードに直接記録します｡さらタイマ機能にNL-22管理ソフトを使用す

NL-32/22/31/21

ると、実音を聞きながら、デー任意の時刻に測定の開始、停止が可能です。測定待機中は省電力状態

タ処理が可能です。になり、インターバル機能と組み合わせることにより長時間測定が可
実音モニタ表示画面

1dB

能です。

コンパレータ機能

停電時動作保証機能

NL-32/22/31/21

外部電源（ACアダプタ）による動作時に電源遮断が発生しても､本体オープンコレクタ出力によるコに乾電池が入っていれば測定は自動的に継続されます。

ンパレータ出力機能を搭載。
30〜130 dBの間で1 dBス● 等価騒音レベル､時間率騒音レベル､最大値などを同時測定テップの設定が可能です。

● 騒音レベル変動のグラフ表示､直前データ除去機能を搭載● バックライト付きLCDにより、見やすい画面表示■ 最大印加電圧： DC24 V■ 最 大 電 流： DC60 mA
コンパレータ設定レベル表示画面● フィルタカードにより、各種フィルタ設定などの機能を拡張
NL-32/22/31/21● USBインターフェース装備（接続コード：オプション）
NL-32/22

本体の機能（データの記録・出力）
カードスロット

I/O端子部（RS-232C／USB） USB対応

NL-32/22/31/21

NL-32/22

CFカード用のカードスロットを本コンピュータによる騒音計の制御体に装備。メモリカードを装着す

およびデータ出力、プリンタ出力、るとオートストア機能が使用可能

コンパレータ出 力 用 端 子（ 専 用になります。プログラムカード（オケーブル（オプション）を使用）、交プション）を装着してプログラムを流／直流出力端子、ACアダプタインストールすると、機能の拡張ができます。

端子を備えています。
カードスロット部

本体底面の端子部

騒音計NLシリーズは、現行の計量法、JIS およびIEC規格に適合する騒音計です。
本シリーズでは、豊富なプログラムカード（オプション）を用意しました。プログラムはプログラムの 書き込まれたC Fカードにより供給 さ れ 、実 音 モ ニ タ 、1 / 1・1 / 3 オクタ ー ブ バ ンド 実 時 間 分 析 、
FFT分析などの機能を本体に追加します＊。
環境基準や騒音規制法の評価 のためには本 器 の 省 電 力 動 作 および実 音モニタ機 能（オプション）を利 用した自動測定が有効です。
自 動 測 定による測 定 結 果 はメモリカード（ C Fカード）に直 接 記 録され、データの 後 処 理をコンピュータで行う場 合 のデータの 読 み込みも楽に行えます。

＊ 器種別にプログラムカードへの対応に制約があります

システム図 NL-32/22/31/21 ※騒音計本体以外はオプション

NL-20 ※騒音計本体以外はオプション

管理ソフト

音響校正器

NL-22PA1（実音モニタ機能対応）
NL-21PA1（実音モニタ機能未対応）

メモリカード（CFカード）

音響校正器

NC-74

NC-74

シリアル通信コードCC-92A

シリアル通信コード CC-92A
USB接続ケーブル CC-95 NL-32/22
プリンタケーブル CC-93（DPU-414用）
プリンタケーブル CC-93A（CP-10/11用）
コンパレータケーブル CC-94

プリンタケーブル
CC-93（DPU-414用）

プリンタ

外部機器へ

コンパレータ出力ケーブル CC-94A（NLシリーズとDA-20用）
BNC−ピン出力コード CC-24

NL-32/22/31/21

BNC−ピン出力コード
データレコーダ

NX-22J

CC-24

DA-20/40
レベルレコーダ

実音モニタカードプリンタ

プリンタケーブル
CC-93A（CP-10/11用）

NL-20

データレコーダ

DA-20/40
レベルレコーダ

NL-32/22

1/1・1/3オクターブ実時間分析カード

NX-22RT

NL-32/22

ACアダプタ

FFT分析カード

ACアダプタ

NC-98B/34

NX-22FT

NC-98B/34

NL-32/22

1/1・1/3オクターブフィルタカード

NX-21SA
バッテリパック

BP-21

NL-32/22/31/21

ユニバーサルフィルタカード

NX-21VA

NL-32/22/31/21

バッテリパック

BP-21

収納ケース
（付属）

オプション

管理ソフト NL-32/22/31/21●対応OS ： Microsoft Windows ME/2000/XP ●マニュアルデータストアには対応しません

NL-22管理ソフト

NL-22PA1(実音モニタ機能対応)

NL-32/22/31/21 ＊＊NL-31/21は、実音モニタ機能に対応しません

NL-21管理ソフト

NL-21PA1(実音モニタ機能未対応)

NL-31/21

メモリカードへの録音目安時間

編集表示画面（NL-22PA1）

日報表示画面

メモリカード容量

録音時間

128 ＭＢ

約5時間

実音モニタカードNX-22Jを使用することで、録音した実音を再生し、データの削除、再計算などを行います。

256 ＭＢ

約11時間

オートストアデータをメモリカードから読み込んで、測定データの表示･編集や日報､週報､テキストファイルの作成および印刷を行います。

プログラムカード（CFカード）
NL-32/22/31/21

実音モニタカード

NX-22J

プログラムカードへの器種別対応の一覧
NL-32/22

NL-31/21

NL-20

実音モニタカード

NX-22J○××1/1・1/3オクターブバンド実時間分析カード

NX-22RT○××

騒音計本体に実音モニタ機能を追加

FFT分析カード

NX-22FT○××

1/1・1/3オクターブバンドフィルタカード

NX-21SA

○○×

ユニバーサルフィルタカード

NX-21VA

騒音測定中にイベント録音（設定レベル）、インターバル録音（時間間隔の設定）の各設定条件により録音を行います。さらにNL-22管理ソフトを使用すると、実音を聞きながら、適切なデータ処理が可能となります。

○

○

×

1/1・1/3オクターブ
実時間分析カード

NX-22RT＊1 実音データは発生音の種類を耳で聞いて判定するもので、周波数分析などには使用できません。

FFT分析カード

NX-22FT

騒音計本体に1/1・1/3オクターブバンド実時間分析機能を追加 ＊2

騒音計本体にFFT分析機能を追加 ＊2●適合規格：JIS C 1514（IEC 61260）：クラス 1●測定モード：Lp、Leq、LE、Lmax（選択された1項目を演算）●周波数分析バンド：1/1オクターブバンドフィルタ：16 Hz〜8 ｋＨｚ
1/3オクターブバンドフィルタ：12.5 Hz〜16 kHz●メモリ：1ファイルへ最大100データ組、ファイル数：最大100ファイル●交流／直流出力：選択されている測定種モード類に関わらずLp値に相当する電圧値を出力●周波数スパン：2 kHz、5 kHz、10 ｋＨｚ、
20 ｋＨｚ●時間窓：レクタンギュラ、
ハニング●分析ライン数：400●ズーム倍率：×1、×2、×4●演算：瞬時値、リニア平均値、最大値●メモリ：1ファイルへ最大100データ組、ファイル数：最大50ファイル＊2 騒音計モードは使用できません。
オートストアは使用できません。

1/1・1/3オクターブフィルタカード

ユニバーサルフィルタカード

NX-21SA

NX-21VA（1/3オクターブバンドステップ）

騒音計本体に周波数バンド切り替え方式の分析機能を追加

騒音計本体にハイパスフィルタとローパスフィルタを追加●適合規格：JIS C 1514（IEC 61260）：クラス 1●周波数分析バンド：1/1オクターブバンドフィルタ：16 Hz〜8 kHz
1/3オクターブバンドフィルタ：12.5 Hz〜16 kHz（NL-21は10 kHzまで）●交流／直流出力：選択された周波数バンドの出力●3次ハイパスフィルタ：10 Hz〜12.5 kHz（NL-21は 8 kHzまで）●3次ローパスフィルタ：10 Hz〜12.5 kHz（NL-21は 8 kHzまで）●交流／直流出力：選択されたフィルタの出力

音響校正器

JIS C 1515
（IEC 60942）
クラス 1に適合した音響校正器で、精密騒音計の校正に十分な性能を備えています。
●公称音圧レベル：94 ｄＢ●公称周波数：1 ｋHz

NC-74
1インチおよび1/2インチのマイクロホンに対応

騒音計の特性と騒音測定について出力端子

マイクロホン延長コードの影響■交流出力端子（AC Output）

マイクロホン・プリアンプをマイクロホン延長コードで延長した場合、周波数補正を行った後の交流信号が出力されます。

コードの長さによって測定可能音圧レベルと周波数が制限されます。

フィルタ（NX-21SA、NX-21VA）装着時はフィルタ通過後の交流信号がこれは延長コードの持つ容量によるもので、コードが長くなるほど測出力されます。本器の指示値と出力電圧の関係は下図のようになります。
10123 dBの音圧レベルを8 kHzまで測定する場合、約100 mまでの1延長コードが使用可能です。
0.1

コード長0.01

測定上限音圧レベル

出力電圧実効値（V）

定できる音圧レベルと周波数が低くなります。下図に延長コードの長さに対する測定可能音圧レベルと周波数の関係を示します。例えば、

0.001
100μ10μ-90-80-70-60-50-40-30-20-10FS20m50m

120100m+10FS：フルスケール値

目盛（ｄＢ）

10m130（ｄＢ ）●出力電圧（実効値）：1 V 50 mV（目盛上限で）●出力抵抗：約600 Ω●負荷抵抗：10 kΩ以上
●接続コード：BNC- ピン出力コード CC-24（オプション）

110

100200m

100200500

1k2k5k10k500m20k周波数（Hz）

本器を校正状態にしたときの出力信号（目盛上限­6 dB、1 kHzの正弦波）は0.5 Vになります。

防風スクリーンの効果■直流出力端子（DC Output）

風のある屋外や換気装置などの測定では風雑音による測定誤差が問設定した周波数重み付け特性と時間重み付け特性のかかったレベル題となることがあります。
このような場合には付属の防風スクリーン

化直流信号です。本器の指示値と出力電圧の関係は下図のようになりWS-10をマイクロホンに取り付けます。WS-10の特性を下図に示します。

ます。風雑音の減少効果は騒音レベル（周波数重み付け特性A）で約3.025 dB、音圧レベルで約15 dBです。

2.5100

風による騒音レベル

出力電圧2.01.5（V）1.00.50-90-80-70-60-50-40-30-20-10FS+10

マイクロホンのみ

807060

WS-10付き50

FS：フルスケール値

目盛（ｄＢ）

90（ｄＢ ） 40●出力電圧：2.5 V 50 mV（目盛上限で）25 mV / dB
●出力抵抗：約50 Ω
●負荷抵抗：10 kΩ以上
●接続コード：BNC- ピン出力コード CC-24（オプション）

30

151020風速（m／s）

本器を校正状態にしたときの出力信号（目盛上限­6 ｄＢ）は2.35 Ｖになります。

WS-10

周波数重み付け特性

全天候防風スクリーン WS-03

騒音計の周波数に対する重み付け特性にはＡ、ＣおよびZ（ＦＬＡＴ）
な屋外で長期間使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、どがあります。
それぞれの特性は下図のようになります。音の大きさの雨・露に対する防水効果と十分な耐久性を持つように設計された全感覚量は音圧レベルだけでは定まりません。例えば、同じ音圧レベル天候形の防風スクリーンです。直径20 cmにオープンセルタイプポリの音でも低音域と高音域では感覚的な音の大きさに差があります。Aウレタンフォームの風雑音を減少する部分と、砲弾形のナイロン不織特性で測定した値は音の大きさの感覚に比較的近いことがわかって布による防水部分から成っています。

おり、騒音などの評価（騒音レベルの測定）には日本だけでなく国際的にもA特性が使われています。Z（ＦＬＡＴ）特性は周波数特性が平たんなので、音圧レベルの測定や騒音計の出力を周波数分析する場合などに利用します。C特性もほぼ平たんな特性ですが、Z（ＦＬＡＴ）特性と比べると31.5 Hz以下の低い周波数成分と8 kHz以上の高い周波数成分の影響を小さくした測定ができます。
そこで、不要な低い周波数成分や高い周波数成分の多い音の音圧レベルの測定にはC特性を使用します。

10Z（FLAT）
特性

レスポンス

0-10-20Z（FLAT）
特性
A特性

C特性

C特性-30-40

A特性（ｄＢ）-50-60-70
102050100 200

500 1k2k

周波数（Hz）
周波数重み特性5k

10k 20k50kWS-03（オプション）●仕様
風雑音減少効果：約28 ｄＢ（Ａ特性）、約19 ｄＢ（Ｃ特性）
周波数レスポンスへの影響：＋0.8 dB、­1.5 dB（20 Hz〜8 kHz、水滴付着時）
適合マイクロホン：1/2、1インチ
大きさ・重さ：約200 ｍｍ球形、約2.5 ｋｇ●材料：オープンセルタイプポリウレタンフォームおよびナイロン不織布

■仕様
精密騒音計

精密騒音計

普通騒音計

普通騒音計

普通騒音計

NL-32

NL-31

NL-22

NL-21

NL-20

第S-62号
第F-40号
第S-63号
計量法普通騒音計
計量法精密騒音計
JIS C 1509-1（IEC 61672-1）
クラス 1
JIS C 1509-1（IEC 61672-1）
クラス 2
JIS C 1502
対応する旧規格 JIS C 1505
IEC 60651 Type 2、IEC 60804 Type 2
IEC 60651 Type 1、IEC 60804 Type 1
測定機能
選択された時間重み付け特性および周波数重み付け特性にて全項目を同時に測定（主演算）
騒音レベルの最大値 Lmax、騒音レベルの最小値 Lmin、時間率騒音レベルL（騒音レベル Lp、等価騒音レベル Leq、単発騒音暴露レベル LE、
N 任意に選択された5値）
主演算との同時測定機能として次のいずれか一項目を選択して測定
測定機能
ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル LCpeak、C特性等価音圧レベル LCeq、（補助演算）
インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq
区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、＊LAtm5、LAl、LAleqは主演算でA特性設定時のみ選択可能 ＊LCeqは主演算でA特性、Ｚ（FLAT）
特性が選択された時のみ設定可能
型式承認番号
適合規格

測定時間
測定レベル範囲

10秒､1､5､10､15､30分､1､8､24時間および手動（最長測定時間200時間）
A特性：28〜130 dB、C特性：33〜130 dB、Z（FLAT）
特性：38〜130 dB
C特性ピーク音圧レベル：55〜141 dB、Z（FLAT）特性ピーク音圧レベル：60〜141 dB
自己雑音レベル（FLAT）
特性：32 dB以下
A特性：20 dB以下、C特性：25 dB以下、Z（FLAT）特性：30 dB以下 A特性：22 dB以下、C特性：27 dB以下、Z
リニアリティレンジ
100 dB
レベルレンジ切替器 20〜80 dB、20〜90 ｄＢ、20〜100 ｄＢ、20〜110 ｄＢ、
30〜120 ｄＢ、
40〜130 ｄＢ（10 ｄＢステップ6段階）
20 Hz〜8 kHz
測定周波数範囲
20 Hz〜20 kHz
周波数重み付け特性 A特性、C特性、およびZ（FLAT）
特性
実効値検出回路デジタル演算方式
時間重み付け特性 Fast、Slow、Impulse
Fast、Slow（Impulseは補助演算機能のみ選択可能）
校正内蔵発振器（1 kHzの正弦波）
による電気的校正 外部音響校正器による校正直前データ除去機能 一時停止ボタンにより直前5秒間のデータ除去可能
演算
デジタル方式サンプリング周期 20.8 μs、100 ms（LN）（Leq、Lmax、Lmin、LE）
Lmax、Lmin、LE）、
100 ms
（LN）
30.3 μs（Leq、データストア機能
マニュアルストアは内蔵メモリまたはメモリカードを選択、オートストアはメモリカード装着時に有効内蔵メモリのみ
マニュアルストア 騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリまたはメモリカードへ記録（最大100データ組）
オートストア1
あるいはLAeq,1 sをメモリカードへ連続記録、タイマ機能あり
100 ms、200 msまたは1 sごとの騒音レベル、マニュアルストアのみ
オートストア2設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定値と演算開始時刻をメモリカードへ連続記録、タイマ機能あり
マイクロホン
1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
形式（感度レベル） UC-53A（−28 ｄＢ）
UC-52（−33 ｄＢ）
プリアンプ
NH-21
表示
、
表示画面：数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面
LEDバックライト付き液晶（128×64ドット +121アイコン）
各演算値の一括表示画面、L−T画面（横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録）、操作のためのメニュー画面
出力端子
交流／直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択（交流出力実効値：1 Ｖ（フルスケール）、直流出力：2.5 Ｖ（フルスケール）、
25m V／ｄＢ）
Ｉ／Ｏ端子
RS-232C、USB
RS-232C
RS-232C、USB
RS-232C
RS-232C
コンピュータによる騒音計の制御とデータ出力とプリンタ（オプション：DPU-414、ＣＰ-11、ＣＰ-10）へのデータ出力
コンパレータ出力
設定レベル（30〜130 dBで1 dBステップ）を超えるとON（オープンコレクタ出力）
電源
単3形乾電池（ＬＲ6またはＲ6ＰＵ）
4本、ACアダプタ（オプション：NC-34、ＮＣ-98B）
電池寿命
バックライトOFF（バックライト点灯時の電池寿命は約1/2）、
主演算時（補助演算OFF）、
オプション非動作時
約34時間
LR-6（アルカリ電池） 約24時間
約29時間
約30時間
約32時間
約14時間
R6PU（マンガン電池） 約10時間
約10時間
約11時間
約12時間
使用温湿度範囲−10 ℃〜50 ℃、10 ％〜90 ％ RH
（結露のないこと）
大きさ・重さ約260（H）
× 76（W）×33（D）
mm・約400 g（電池含む）
付属品
メモリカード 128 MB MC-12CF×１（NL-20除く）、防風スクリーン WS-10×１、収納ケース、単3形乾電池 R6PU
（マンガン電池）
×4、ハンドストラップ、ジャックカバー
価格 検定付き（税別） 348,000円
278,000円
256,000円
211,000円
166,000円
価格 検定無し（税別） 320,000円
250,000円
240,000円
195,000円
150,000円■ オプション
品 名実音モニタカード
1/1・1/3オクターブ実時間分析カード
FFT分析カード
1/1・1/3オクターブフィルタカード
ユニバーサルフィルタカード
NL-22管理ソフト
NL-21管理ソフト
メモリカード 128 MB

型 式価格
（税別）

80,000円
NX-22J
NX-22RT 150,000円
NX-22FT 150,000円
NX-21SA 100,000円
NX-21VA 100,000円
NL-22PA1 150,000円
NL-21PA1 100,000円
MC-12CF1 10,000円

品 名型 式価格（税別）

メモリカード 256 MB
マイクロホン延長コード＊

MC-25CF1 25,000円
EC-04（2 ｍ〜） 9,200円〜
CC-24
BNC-ピン出力コード
3,600円CC-92A
シリアル通信コード
10,000円
プリンタケーブル（DPU-414用） CC-93
10.000円
プリンタケーブル（ＣP-11、ＣP-10用） CC-93A
10,000円
コンパレータケーブル
CC-94
9,000円
コンパレータ出力ケーブル（NLシリーズ用） CC-94A
10,000円

品 名型 式価格（税別）

USB接続ケーブル
CC-95
10,000円
音響校正器
NC-74
85,000円
ピストンホン
NC-72A
200,000円
全天候防風スクリーンセット
WS-03E 159,000円
プリンタ
DPU-41459,000円
ACアダプタ（AC100 V）
NC-34
6,000円
13,000円ACアダプタ（AC100 V〜240 Ｖ） NC-98B＊マイクロホン延長コードは、35 ｍまでが計量法の検定の対象です。

＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く 9：00〜17：00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887

FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

リオン計測器販売（株）〒336-0017 さいたま市南区南浦和 2 丁目 40 番 2 号 南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361
FAX.048-813-5364

九州リオン（株） 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5 丁目 22 番 朝日生命福岡第 2 ビル
TEL.092-281-5366

FAX.092-291-2847

リオンサービス 〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
センター（株） TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140
この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキ・再生紙を使用しています。

0808-21005.P.D