Español (Traducción)

Grabador para monitor
ambulatorio de presión arterial

Monitor ambulatorio depresión arterial

1WMPD4005206

2311

2017 A&D Company, Limited. Todos los derechos reservados.
No se permite la reproducción, trasmisión, transcripción otraducción de ninguna parte de esta publicación de ninguna
manera ni por ningún medio sin el permiso por escrito de A&D
Company, Limited.
Los contenidos de este manual y las especificaciones delinstrumento incluidos en él están sujetos a mejoras sin previo
aviso.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son
marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. Y
cualquier uso por parte de A&D de tales marcas está sometido a
un acuerdo de licencias.
Las demás marcas registradas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos dueños.

Cumplimiento
Cumplimiento con la Directiva Europea
El dispositivo cumple con la Directiva 93/42/CEE para Productos
Sanitarios.
Esto se evidencia por la marca CE de conformidad acompañada
por el número de referencia de una autoridad designada.
El dispositivo cumple con la Directiva RUSP 2011/65/UE.
El dispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE para Equipos
Radioeléctricos.
Por el presente, A&D Company, Limited declara que eldispositivo cumple con la Directiva 2014/53/UE para Equipos
Radioeléctricos.
El texto completo de la declaración de la UE está disponible en la
dirección de internet siguiente:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Cumplimiento con las normas FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de laFCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) El dispositivo no puede provocar interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquierinterferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un
funcionamiento no deseado. (FCC = Comisión Federal de
Comunicaciones en EE. UU.)

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente porla parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad
del usuario para hacer uso del equipo. Este transmisor no sedebe localizar ni utilizar en conjunción con ninguna otra antenao transmisor. Este equipo cumple con los límites de exposición aradiación de la FCC para entornos no controlados y cumple conlas directrices de exposición de radiofrecuencia (RF) de la FCC.
Este equipo muestra niveles muy bajos de energía RF, que
cumplen sin necesidad de probarlo con la proporción deabsorción específica (SAR).

TM-2441 Manual de instruccionesiCumplimiento con la normativa IC
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia
de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos
condiciones siguientes: (1) El dispositivo no puede provocar
interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquierinterferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un
funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la ICpara entornos no controlados y cumple con RSS-102 de las directrices
de exposición de radiofrecuencia (RF) de la IC. Este equipo muestra
niveles muy bajos de energía RF, que cumplen sin necesidad deprobarlo con la proporción de absorción específica (SAR).

Cumplimiento con el marco australiano de EMD
El dispositivo cumple con los siguientes requisitos:
Norma EMD de emisión para equipos industriales, científicos ymédicos AS/ NZS 2064:1997, norma EMD de inmunidad genérica AS/
NZS 4252. 1:1994. Lo anteriormente descrito se evidencia con laetiqueta C-Tick.

Transmisión Bluetooth®
Este dispositivo está equipado con la función inalámbrica Bluetooth ypuede conectarse a dispositivos Bluetooth con tecnología inalámbrica
Bluetooth apta para dispositivos sanitarios.
Aplicaciones y dispositivos compatibles con Bluetooth 4.1.
Cada dispositivo necesita una aplicación para recibir datos.

iiDefiniciones de advertencia

Para evitar accidentes causados por un manejo inadecuado,
este producto y su manual contienen los signos y marcas deadvertencia siguientes.
Los significados de estos signos y marcas de advertencia son
los siguientes.

Definiciones de advertencia

Una situación de peligro inminente que, si no se evita,
causará la muerte o lesiones graves.
Una situación potencial de peligro que, si no se evita,
podría causar la muerte o lesiones graves.
Una situación potencial de peligro que, si no se evita,
podría causar lesiones leves o moderadas. También
puede utilizarse para alertar sobre una práctica no
segura.

Ejemplos de símbolos

El símbolo
indica “Precaución”. La naturaleza de la
precaución requerida se describe dentro o cerca delsímbolo mediante un texto o imagen. El ejemplo indica
precaución frente a una descarga eléctrica.
El símbolo
indica “No lo haga”. La acción prohibida se
describe dentro o cerca del símbolo mediante un texto oimagen.
El ejemplo indica “No lo desmonte”.
El símbolo
indica una acción obligatoria. La acción
obligatoria se describe dentro o cerca del símbolo mediante
un texto o imagen. El ejemplo indica una acción obligatoria
general.

Otros
Nota Proporciona información útil para el manejo del dispositivo.
Las precauciones para cada operación se describen en laspáginas de este manual. Lea el manual de instrucciones antes deutilizar el dispositivo.
iii

Precauciones de utilización

Para utilizar el TM-2441 (el grabador para el monitor ambulatorio
de presión arterial) de manera segura y correcta, lea
detenidamente las precauciones siguientes antes de utilizar elmonitor. El contenido siguiente resume aspectos generales
relacionados con la seguridad de los pacientes y operadores,
además de con el manejo seguro del monitor. Las precauciones
para cada operación se describen en las páginas de este manual.
Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

1. Precauciones al llevar y almacenar el grabador.
Mantenga el grabador alejado de zonas donde hayaanestésicos inflamables o gases inflamables, cámaras deoxígeno de alta presión y tiendas de oxígeno. La utilizacióndel grabador en estas zonas podría causar una explosión.
No use el grabador en combinación con sistemas deimágenes de resonancia magnética (MRI).

Para preservar las funciones del dispositivo, tenga en cuenta
las siguientes condiciones ambientales al usar y almacenar elgrabador. El rendimiento del grabador puede verse afectado
por un exceso de temperatura, humedad y altitud.
Evite los lugares en los que se pueda salpicar el grabador
con agua.
Evite los lugares con alta temperatura, alta humedad, luz
solar directa, polvo, sal y azufre en el aire.
Evite los lugares en los que el grabador pueda estar
inclinado, recibir vibraciones o impactos (incluso durante eltransporte).
Evite los lugares donde se almacenen productos químicos
o haya gas.
iv

Condiciones de funcionamiento:
Temperatura: De +10 °C a +40 °C,
Humedad:
De 30 % RH a 85 % RH (sin condensación).
Condiciones de transporte y almacenamiento:
Temperatura: De -20 °C a +60 °C,
Humedad:De 10 % RH to 95 % RH (sin condensación).
2. Precauciones antes de usar el grabador.
Confirme que el grabador funciona de forma segura ycorrecta.
Cuando se usa el grabador con otros dispositivos, es
posible que ocasione un diagnóstico incorrecto oproblemas de seguridad. Confirme que los dispositivos sepueden conectar de forma segura.
Compruebe si hay interferencias mutuas con otros
dispositivos médicos. Confirme que el grabador puede
usarse correctamente.
Use accesorios, opciones y consumibles especificados por
A&D.
Lea detenidamente los manuales de instrucciones
proporcionados con los elementos opcionales. Las
precauciones y las advertencias no aparecen descritas eneste manual.
Para una utilización correcta y segura del grabador, realicesiempre una inspección antes de la utilización.
Deje el grabador en condiciones de funcionamiento normal
durante una hora antes de usarlo y enciéndalo.
Conecte únicamente periféricos dedicados en el conector USB.
No conecte otros dispositivos.
Excepto el manguito autorizado por A&D, no conecte nadaa la toma de aire.

v

Preparación del grabador
Elimine los últimos datos almacenados en el grabador antes deque lo use el siguiente paciente.
Cambie las pilas antes de que el siguiente paciente use el
grabador.
Dispositivo
Use el grabador solo para fines diagnósticos y decontramedidas.
Confirme que la manguera de aire y el manguito están colocados
correctamente. (Ejemplo: compruebe si hay pliegues o tensión en la
manguera del aire, compruebe la posición y dirección del manguito)
Instrucciones para el paciente que lleva el dispositivo
Informe al paciente de cómo colocar el interruptor AUTO en“OFF” para detener el grabador si se produjese algún problema
estando solo.
Informe al paciente de cómo retirar el grabador rápidamente si
se produjese algún problema o sintiese dolor.
Tenga cuidado al usarlo cerca de bebés o niños pequeños, ya
que existe el riesgo de que se asfixien accidentalmente con la
manguera de aire.
3. Precauciones para las pilas usadas en la medición de la presión arterial.
Coloque las pilas según los signos de polaridad “+” y “-”
que aparecen en el interior de la tapa de las pilas. (Cuidado
con las polaridades)
Sustituya a la vez todas las pilas usadas por otras nuevas.
Retire las pilas si no va a usar el grabador durante unperiodo de tiempo prolongado. Las pilas pueden gotear yocasionar un mal funcionamiento.
Utilice dos pilas alcalinas (tamaño AA) o pilas recargables
específicas (tamaño AA, Ni-MH).
Mantenga presionado el resorte terminal “-” con la pila.
Deslice y coloque el terminal “+” de la pila a lo largo delterminal “+” del compartimento de las pilas. Si se coloca lapila desde el terminal “+”, puede dañar la tapa de las pilas.
vi

No toque las pilas y al paciente simultáneamente. Podría
ocasionar una descarga eléctrica.
No mezcle una pila vieja con una nueva. No utilice pilas dedistinto tipo y fabricante. De hacerlo, podría ocasionar
fugas, generación de calor o explosiones. Es posible que se
produzca un mal funcionamiento del grabador.
4. Precauciones durante la utilización.
No use el grabador mientras conduce automóviles u otros
vehículos.
Ejemplo: El grabador puede impedir el movimiento delcuerpo o los brazos al conducir el vehículo, etc.

Solo un profesional sanitario, autorizado por la ley, puede
manejar este dispositivo. Explique al paciente el uso
correcto y asegúrese de que puede detener la medición si
se produce algún problema.
No utilice un teléfono móvil cerca del grabador (menos de
30 cm). Puede causar el funcionamiento incorrecto del equipo.

Detenga el uso del grabador y coloque el interruptor
AUTO en “OFF” si el paciente siente dolor en el brazoo si la medición no es correcta.
No utilice el grabador en campos magnéticos o eléctricos
fuertes.
No utilice el grabador en aquellos pacientes que utilicen
una máquina de circulación extracorpórea.
vii

Nota

Instrucciones para el paciente

Si la temperatura es baja, la potencia de las pilas desciende y se
reduce el conteo de la medición.
5. Precauciones después de usar el grabador.
Procesamiento de los datos de medición
Asegúrese de procesar los datos de medición de inmediato
usando un periférico dedicado.
El grabador
Tras limpiar los accesorios, organícelos y almacénelos.
Limpie el grabador para que esté disponible para usarse enla siguiente medición.
Coloque el interruptor AUTO en “OFF”. Si deja elinterruptor AUTO en “ON”, la presurización de la
medición automática comenzará en la hora de inicio de lasiguiente medición y el manguito u otras piezas podríanromperse a causa del inflado.
Retire las pilas del grabador si no va a usarlo durante unperiodo de tiempo prolongado. Pueden producirse fugas enlas pilas que dañen el grabador.
Impida que los niños usen ellos mismos el grabador. No
coloque el grabador en un lugar al alcance de los niños. De
hacerlo, podría ocasionar accidentes o daños.
Sostenga la carcasa del conector al conectar y desconectar
el cable. No tire del cable.

viii

Nota

Precauciones después de usar el grabador (TM-2441)
Asegúrese de procesar los datos de medición de inmediato
usando un periférico dedicado tras finalizar la medición.
Batería de litio recargable de reserva
El grabador incorpora una batería de litio de reserva. Esta
batería suministra energía al reloj integrado al sustituir las pilas
AA que se usan para medir la presión arterial. La batería de litio
se carga mediante las pilas AA.
Cómo ampliar la vida de la batería de reserva
Al usar el aparato por primera vez tras su adquisición o tras
almacenarlo durante un mes o más, cambie las pilas y cargue labatería de reserva. Es suficiente cargar la batería de reserva
durante 48 horas o más.
(La batería de reserva se carga siempre mediante las pilas AA.)
Sustituya las pilas por dos pilas AA nuevas cuando el indicador
de la pila muestre.
Cuando apareceen el indicador de la pila, no se pueden
llevar a cabo mediciones de la presión arterial ni comunicaciones
de datos. Sustituya las pilas con dos pilas AA nuevas.
Retire las pilas para evitar fugas de líquido de las pilas en el
grabador si no va a usarlo durante un mes o más.

ix

6. Contramedidas cuando el dispositivo muestra un error
Detenga el funcionamiento y saque las pilas AA. Si los
terminales de las pilas han tenido un cortocircuito, puedeque las pilas estén calientes.
En caso de fallo, puede que el grabador se caliente durante
la medición. Manipúlelo con cuidado.
Coloque la etiqueta de aviso “Mal funcionamiento” o“No utilizar” en el grabador. Póngase en contacto con su
proveedor.
Detenga el grabador inmediatamente cuando el tiempo demedición sea superior a 180 segundos y la presión del aire
supere los 299 mmHg.

7. Precauciones de mantenimiento
Confirme el correcto funcionamiento y seguridad delgrabador cuando no lo haya usado durante un periodo detiempo prolongado.
Para mantener una seguridad y mediciones correctas,
inspecciónelo y realice mantenimiento antes de usarlo. El
usuario (hospital, clínica, etc.) es el responsable deadministrar el equipo sanitario. Si no se lleva a cabo una
inspección y mantenimiento correctos, podría producirse
un accidente.

Use un paño seco sin pelusas para limpiar el grabador.
No utilice agentes volátiles, como disolvente o benceno.
No use un paño húmedo.
No desmonte ni modifique el grabador (dispositivo eléctrico
médico). Podrían producirse daños.
x8. Precauciones y contramedidas frente al mal funcionamiento
debido a ondas electromagnéticas fuertes
El grabador cumple con el estándar EMD IEC60601-1-2: 2014.
Sin embargo, para evitar una interferencia
electromagnética con otros dispositivos, no utilice teléfonos
móviles cerca del grabador.
Si el grabador está situado cerca de ondas
electromagnéticas fuertes, podría entrar ruido en formas deonda y causar un mal funcionamiento.
Si ocurre un mal funcionamiento inesperado durante lautilización del monitor, inspeccione las interferencias
electromagnéticas y tome las medidas necesarias.
No utilice conexiones Bluetooth dentro del alcance de una
LAN inalámbrica u otros dispositivos inalámbricos, cerca dedispositivos que emiten ondas de radio (como microondas)
ni en lugares con muchas obstrucciones o donde laintensidad de señal sea débil. De hacerlo, podría ocasionar
una pérdida frecuente de conexión, velocidades decomunicación muy lentas y errores.

Los siguientes ejemplos son causas generales de mal
funcionamiento y contramedidas.
Uso de teléfonos móviles
Las ondas de radio pueden ocasionar un mal
funcionamiento inesperado.
Los dispositivos de comunicación inalámabrica, losdispositivos de red doméstica, como teléfonos móviles
o walkie-talkies, teléfonos inalámbricos y dispositivos decomunicación similares, pueden afectar al grabador.
Por lo tanto, mantenga una distancia de al menos 30 cm
con respecto a estos dispositivos inalámbricos mientras
el grabador realiza las mediciones.

xiSi existe electricidad estática en el entorno de uso(descargas procedentes de dispositivos o de losalrededores)
Antes de utilizar el grabador, asegúrese de que eloperador y el paciente hayan descargado la electricidad
estática.
Humidifique la habitación.
El uso junto a un dispositivo LAN inalámbrico
IEEE802.11g/b/n puede producir interferencias mutuas, lo quepuede ocasionar velocidades de comunicación reducidas oevitar la conexión. En tal caso, apague la alimentación deldispositivo que no esté usando, o use el monitor en una
ubicación diferente.

9. Protección medioambiental
Antes de desechar el grabador, retire la batería de litio delgrabador.

xii

Precauciones para una medición segura
La sección describe precauciones relacionadas con la medición y elsensor. Explique claramente este contenido al paciente. Explique alpaciente cómo utilizar el dispositivo correctamente.

Medición de presión arterial
Asegúrese de que el tubo no se doble en exceso y de que elaire fluya correctamente. Si se usa una manguera de aire
doblada, puede que la presión de aire se quede en el brazalete,lo que detendría el flujo de sangre al brazo.
No realice la medición de la presión arterial en un brazo si elpaciente presenta alguna de las siguientes circunstancias. De lo
contrario, podrían producirse accidentes o agravarse la lesión.
1) Lesión o enfermedad en el brazo.
2) El brazo está recibiendo algún goteo intravenoso o transfusiónde sangre.
3) Extremidad reservada para diálisis artificial.
4) Paciente encamado durante un tiempo prolongado(situación que puede producir un trombo).

Confirme el estado del paciente si hay problemas en la
medición. Se supone que el estado empeora al superar ellímite de medición o si una manguera de aire doblada
detiene el flujo de aire.
La medición frecuente de presión arterial puede producir
dolor debido a la interrupción del ritmo sanguíneo.
Confirme que el funcionamiento del dispositivo no ocasiona
una deficiencia prolongada de la circulación sanguínea alusar el dispositivo repetidamente.
La medición de presión arterial podría no ser precisa si elpaciente tiene arritmias continuas o se mueve demasiado.
xiii

Coloque el manguito a la altura del corazón. (Si el nivel es
distinto, se producirá un error en el valor de medición.)
El grabador corresponde a artefactos e impactos externos.
Si surgiesen dudas respecto al valor de medición, mida lapresión arterial mediante auscultación o palpación.
Se pueden producir errores de medición si el manguito nopresenta una circunferencia de brazo apta para el paciente.
No infle el manguito antes de colocarlo alrededor del brazodel paciente. Podría causar daños y la explosión del
manguito.

Nota

La medición de la presión arterial podría causar un sangrado
subcutáneo. Este sangrado subcutáneo es temporal ydesaparece con el tiempo.
Si el paciente utiliza una máquina de circulación extracorpórea,no se podrá medir la presión arterial debido a la ausencia delatido.
La presión arterial no puede medirse correctamente si se lleva
puesta ropa gruesa.
La presión arterial no puede medirse correctamente si la ropa seremanga dejando el brazo apretado.
La presión arterial no puede medirse correctamente si lacirculación periférica es insuficiente, la presión arterial es
excesivamente baja o si el paciente tiene hipotermia (el flujo desangre es insuficiente).
La presión arterial no puede medirse correctamente si elpaciente sufre arritmias frecuentes.
La presión arterial no puede medirse correctamente con un
manguito de un tamaño incorrecto.
La presión arterial no puede medirse correctamente si elmanguito no se coloca al mismo nivel del corazón.
La presión arterial no puede medirse correctamente si elpaciente se mueve o habla durante la medición.
No se han realizado ensayos clínicos en recién nacidos omujeres embarazadas.
Consulte a su doctor antes de usarlo si se le ha practicado una
masectomía.
xiv

Manguito
Deseche los manguitos contaminados con sangre paraevitar el contagio de enfermedades infecciosas.
Evite almacenar el manguito doblado o la manguera de aire
retorcida o presionada durante periodos prolongados detiempo. De tratarlos así, la vida de los componentes se verá
reducida.

Medición de la frecuencia del pulso
No utilice la frecuencia del pulso mostrada paradiagnosticar latido irregular.

Nota
El grabador mide la frecuencia del pulso al medir la presión
arterial.

xv

Lista de contenidos
El grabador es un instrumento de precisión: úselo con
precaución.
Un golpe demasiado fuerte puede ocasionar fallos y mal
funcionamiento.

Nota

El grabador se envía en un embalaje especial diseñado paramantenerlo libre de daños durante el transporte. Cuando abra lacaja, asegúrese de que contiene todo lo indicado en la lista decontenidos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su
proveedor local o el proveedor de A&D más cercano. Le
recomendamos que guarde la caja de embalaje especial.
Consulte “10. Elementos opcionales (bajo petición)” para ver
más opciones.
Grabador de presión arterial ....................................................... 1
Accesorios
Manguito para adulto de 20 a 31 cm (de 7,8" a 12,2") para brazo izquierdo
TM-CF302A ................ 1
Manguito grandede 28 a 38 cm (de 11,0" a 15,0") para brazo izquierdo
TM-CF402A ................ 1
Funda del manguito para adulto ............................................. 2
Funda del manguito grande ................................................... 2
Funda de transporte ....................... AX-133025995 ........... 1
Cinturón .......................................... AX-00U44189 ............ 1
Pinza ..................................................................................... 1
Hoja de registro de la actividad (10 hojas) ... AX-PP181-S ............... 1
Cable USB ...................................... AX-KOUSB4C ............ 1
CD Administrador de datos de ABPM ..................................... 1
Este manual de instrucciones ................................................ 1xvi

Grabador depresión arterial
Funda de transporte

Manguito para adulto para el brazo izquierdo
Manguito grande para el brazo izquierdo
Pinza

Hoja de registro de la actividad(10 hojas)

Cinturón
Cable USB

Funda del manguito para adulto
Funda del manguito grande

CD Administrador dedatos de ABPM

xvii

Este manual de
instrucciones

Contenido
Cumplimiento ....................................................................................................i
Cumplimiento con la Directiva Europea................................................ i
Cumplimiento con las normas FCC ...................................................... i
PRECAUCIÓN DE LA FCC .................................................................. i
Cumplimiento con la normativa IC ........................................................ii
Cumplimiento con el marco australiano de EMD .................................ii
Transmisión Bluetooth® ........................................................................ii
Definiciones de advertencia........................................................................... iii
Precauciones de utilización............................................................................iv
Precauciones para una medición segura ..................................................... xiii
Medición de presión arterial ............................................................... xiii
Manguito ............................................................................................. xv
Medición de la frecuencia del pulso ................................................... xv
Lista de contenidos .......................................................................................xvi
1.

Introducción ........................................................................................ 52.

Características .................................................................................... 5

3.

Abreviaturas y símbolos .................................................................... 84.

Especificaciones............................................................................... 13
4.1.

Grabador ................................................................................. 13

4.2.

Dimensiones ........................................................................... 16

5.

Nombres de los componentes ........................................................ 17
5.1.

Grabador ................................................................................. 17

5.2.

Pantalla.................................................................................... 1815.2.1.
5.2.2.

Panel LCD (pantalla de cristal líquido) ................................. 18
Pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz) ............ 19

5.3. Operaciones principales de los interruptores......................... 20
5.3.1. Operaciones de A-BPM ........................................................ 20
5.3.2. Operaciones de S-BPM ........................................................ 23
5.3.3. Otras operaciones ................................................................. 25
6.

Funciones de la medición de presión arterial ................................ 27
6.1. Medición automática de la presión arterial (A-BPM) ............. 27
6.1.1. Modo de espera de A-BPM ................................................. 29
6.1.2.
6.1.3.

Función de suspensión y tiempo de intervalo ..................... 29
Detención de la medición...................................................... 30

6.2. Automedición de la presión arterial (S-BPM)......................... 31
6.2.1. Programas de S-BPM ........................................................... 32
6.2.2. Modo de espera de S-BPM .................................................. 36
6.2.3. Detención y suspensión de la medición .............................. 37
6.3. Resultado de la medición ....................................................... 38
6.3.1. Visualización de los resultados de medición ....................... 38
6.3.2. Almacenamiento de los resultados de medición ................ 38
6.3.3. Salida de los resultados de medición................................... 39
6.3.4. Números de identificación..................................................... 39
7.

Preparación del grabador ................................................................ 40
7.1. Instalación de las pilas (sustitución de las pilas).................... 40
7.1.1. Cómo sustituir las pilas.......................................................... 42
7.2.

Preparación de la funda de transporte ................................... 42

7.3. Inspección antes del uso ........................................................ 43
7.3.1. Listas de comprobación de precolocación de las pilas ...... 43
7.3.2. Listas de comprobación de postcolocación de las pilas..... 442

8.

Operaciones ..................................................................................... 45
8.1.

Diagrama de flujo de funcionamiento..................................... 45

8.2. Ajustes iniciales ....................................................................... 47
8.2.1. Configuración predeterminada ............................................. 47
8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición ........................ 48
8.2.3. Valor de presurización inicial ................................................. 50
8.3. Programas predefinidos de A-BPM........................................ 50
8.3.1. Elementos y parámetros de A-BPM..................................... 52
8.3.2. Ejemplos del programa de A-BPM ....................................... 55
8.4. Programas de S-BPM............................................................. 57
8.4.1. Elementos y parámetros de S-BPM .................................... 58
8.4.2. Ejemplos de la pantalla de S-BPM....................................... 59
8.5.

Eliminación de datos de medición.......................................... 62

8.6. Colocación del producto en el paciente ................................. 63
8.6.1. Información para pacientes................................................... 63
8.6.2. Funda del manguito ............................................................... 65
8.6.3. Colocación del manguito, la funda de transporte y el
grabador ................................................................................. 66
8.7. Funciones de la medición de presión arterial ........................ 69
8.7.1. Operaciones de A-BPM ........................................................ 69
8.7.2. Operaciones de S-BPM ........................................................ 71
8.7.3. Medición manual.................................................................... 73
8.7.4. Detención y suspensión de la medición .............................. 74
8.8. Conexión del grabador al periférico dedicado ....................... 76
8.8.1. Conexión con el cable USB .................................................. 76
8.8.2. Uso de la comunicación por Bluetooth® ............................. 78
8.8.3. Suspensión de la comunicación por Bluetooth®
(Modo avión) .......................................................................... 793

9.

Mantenimiento .................................................................................. 80
9.1.

Almacenamiento, inspección y gestión de la seguridad
del producto............................................................................. 80

9.2.

Limpieza del producto............................................................. 81

9.3. Inspección periódica ............................................................... 83
9.3.1. Inspección previa a la instalación de las pilas ..................... 83
9.3.2. Inspección después de la colocación de las pilas .............. 84
9.4.

Desechado .............................................................................. 85

9.5.

Solución de problemas ........................................................... 86

9.6.

Códigos de error ..................................................................... 87

10.

Elementos opcionales (bajo petición)............................................. 90

11.

Apéndice ........................................................................................... 92

11.1. Principios de la medición de presión arterial.......................... 92
11.2. Información de EMC ............................................................... 95

4

1. Introducción¡Gracias por su compra!

El grabador ambulatorio de presión arterial TM-2441 permite
medir con precisión y automáticamente la presión arterial delpaciente en tiempos predefinidos (por ejemplo, continuamentedurante 24 horas). Este manual explica la configuración,
funcionamiento, modos y programas de medición de la presión
arterial, así como la comunicación con los periféricos dedicados,
mantenimiento, especificaciones y advertencias. Lea este manualpara un uso adecuado y guárdelo en un lugar accesible.

2. Características

ResumenEl grabador es un monitor de presión arterial ambulatorio quepuede medir los valores de presión arterial no invasiva y lafrecuencia de pulso del paciente bajo supervisión de un médico.
El objetivo de este uso es medir y guardar la variación de lapresión arterial en un día de la vida normal. El grabador ha sido
diseñado para ser portátil, de forma que sea fácil gestionar losdatos y utilizar el dispositivo.

Objetivo de medición de presión arterial

Este grabador está diseñado para adultos (más de 12 años)

5Finalidad de uso

El grabador permite dos modos de medición de la presión arterial.
Los valores de presión arterial pueden usarse para realizar consultas
a los profesionales sanitarios y para gestionar la propia salud.

Medición automática de la presión arterial (A-BPM)
En este modo se pueden definir 6 pares de tiempos de inicio
e intervalos arbitrarios cada 24 horas y puede medir y grabar
automáticamente la presión arterial.
Medición manual de presión arterial (S-BPM)
Este modo asume que el paciente se mide la presión arterial él
mismo, tanto en casa como en el hospital. Este modo puede
utilizar cinco tipos de programas en función de su uso.

Portabilidad

El grabador pesa aproximadamente 135 g (sin pilas).
Tiene el tamaño de la palma de la mano y está equipado con una
microbomba.
Pueden usarse dos pilas alcalinas AA. (tamaño LR6 o AA)
Pueden usarse dos pilas recargables (tamaño AA, Ni-MH).

Operatividad

Los ajustes del grabador y el programa de medición de presión
arterial se pueden configurar fácilmente usando el software deanálisis Administrador de datos de ABPM instalado en el equipo(periférico dedicado).

6

Rendimiento analítico extensivo

En la medición automática de la presión arterial se puede ajustar
el tiempo del intervalo de medición.
La presión arterial puede medirse inmediatamente usando la
medición manual en cualquier momento.
S-BPM está equipado con cinco programas diferentes en función
de las distintas condiciones.
El análisis se puede realizar de forma efectiva usando el softwarede análisis Administrador de datos de ABPM instalado en elequipo (periférico dedicado).

Tiempo de medición más corto

La velocidad de deflación está controlada para reducir el tiempode medición.
El valor de presurización está controlado para reducir el tiempo demedición.

Comodidad sencillaEl periférico dedicado puede recibir datos con el cable USB.
Los datos recibidos pueden analizarse e imprimirse fácilmente.

73. Abreviaturas y símbolos
Símbolos
SYS

Significado
Presión sistólica arterial

DIA

Presión diastólica arterial

PUL

Frecuencia cardíaca

PP
kPa
mmHg
/min

Pulse pressure (Presión diferencial) PP = SYS - DIA

--xx

LCD
OLED

Unidad de presión arterial
Unidad de frecuencia de pulso/minutoMarca que indica el latido durante la medición.
El Bluetooth está en uso.
Fijo en pantalla: Se está realizando la A-BPM.
Parpadeando: Se está realizando el tiempo deintervalo de “1 paso”.
Indicador IHB
Silenciar
Memoria llena. Elimine datos para iniciar la
medición.
Indicador de pilas: Cuando aparezca el nivel 1
sustituya las pilas para usar el grabador.
Marca de suspensión de A-BPM
Se muestra una marca durante la configuración.
Fuera del rango o valor de medición imposible.
Códigos de error. xx =aMarca de S-BPM START
Marca de S-BPM STOP
Pantalla de cristal líquido
Diodo orgánico de emisión de luz
Marca de alerta
8

Símbolos

Significado
Grado de protección frente a descarga eléctrica:
Equipo de tipo BF.
Fabricante del distintivo CE. Fecha de fabricación.
Símbolo para brazalete pequeño
SMALL
Circunferencia de brazo De 15 a 22 cm
de 5,9" a 8,7"
Símbolo para brazalete para adulto
ADULT
Circunferencia de brazo De 20 a 31 cm de 7,8" a 12,2"
Símbolo para brazalete grande
LARGE
Circunferencia de brazo De 28 a 38 cm de 11,0" a 15,0"
Símbolo para brazalete extragrande
EXTLARGE
Circunferencia de brazo De 36 a 50 cm de 14,2" a 19,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Símbolo impreso en el embalaje.
Se incluye un brazalete grande en los accesorios.
Símbolo impreso en el embalaje.
Se incluye un brazalete para adulto en losaccesorios.
Consulte el folleto o el manual de instrucciones.
Símbolo para “Manténgase seco” y “Manténgase
alejado de la lluvia”.
Número de serie
Símbolo impreso en el compartimento de pilas
Dirección (polaridad) para instalar la batería.

x2
1.5V LR6 Símbolo impreso en el embalaje.
1.2V HR6 Las pilas no se incluyen en los accesorios.
not included
EMD

Perturbaciones electromagnéticas
Símbolo para “Manipúlese con cuidado”.
El símbolo de la waste electrical and electronicequipment directive (Directiva de residuos deaparatos eléctricos y electrónicos).
9

Símbolos

Significado

BPM

Medición de presión arterial
Medición automática de la presión arterial

A-BPM

Medición manual de presión arterial
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Símbolos A-BPM. #1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Símbolos S-BPM. #2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Símbolos Bluetooth. #3
Not made with natural Precaución para el paciente. Está impreso
rubber latex.
en el brazalete.
Precauciones sobre la cubierta de pilas.
Caution• Use alkaline batteries or specified
Use pilas alcalinas o pilas recargables
rechargeable batteries and ensure
especificadas y cerciórese de colocarlas
correct polarity (+,-).
• Do not mix new, used or different
en la polaridad correcta (+,-).
branded batteries.
No mezcle pilas nuevas,• Firmly secure cuff air hose to
main body.
usadas o de distintas marcas.
Asegure con firmeza la manguera de airedel brazalete al cuerpo principal.
#1 : Consulte “6.1. Medición automática de presión arterial(A-BPM)” y “8.3. Programas predefinidos de A-BPM”
durante 24 horas-grabador de presión arterial.
#2 : Consulte “6.2. Medición manual de presión arterial(S-BPM)” y“8.4. Programas de S-BPM” para cinco tipos de programas.
#3 : Consulte “8.8.2. Uso de la comunicación por Bluetooth®” y“8.8.3. Suspensión de la comunicación por Bluetooth®
(modo avión)”.

10

Indicador IHB

Cuando el monitor detecta un ritmo irregular durante la
medición, se muestra el indicador IHB en la pantalla con losvalores correspondientes (solo S-BPM).

1 paso“1 paso” en S-BPM consiste en un conjunto de mediciones de lapresión arterial y tiempos de intervalos que se repiten un
número determinado de veces hasta alcanzar el conteo demedición. Se omite el último intervalo de tiempo.
Medición de presión arterial
T

Hora de inicio

TT

TiempoT : Tiempo de intervalo

Número de conteos de medición

11

Modo de espera

Modo de espera de A-BPM es un estado en el que la presión
arterial no se mide durante el tiempo de intervalo.
Hora de inicio Hora de inicio Medición de presión arterial
T

T

T

T

T

T

Sección

T
Sección

TiempoT : Tiempo de intervalo

Modo de espera de S-BPM es un estado en el que la presión
arterial no se mide durante el tiempo de intervalo y entre elúltimo “1 paso” y el siguiente “1 paso”.
Hora de inicio
TTHora de inicio
Medición de presión arterial

Modo de espera

1 pasoT

T

Tiempo1 pasoT : Tiempo de intervalo

Periférico dedicado

Por periférico dedicado se entiende el ordenador en el que está instalado
el Administrador de datos de ABPM. Administrador de datos de ABPM se
guarda en el CD que se suministra. Utilice un dispositivo periférico que
cumpla con los requisitos para equipamiento eléctrico médico (IEC60601-1)
al conectar el grabador al dispositivo periférico. No conecte el grabador aotro dispositivo médico (ejemplo: IEC60950 ) en la misma área. Use uncable USB de una longitud menor de 1,5 m.

12

4. Especificaciones
4.1. Grabador
Elementos

Descripciones

Método de medición

Método de medición oscilométrica

Método de detección depresión
Rango de visualización dela presión
Precisión de la medición

Sensor de presión semiconductor
0 a 299 mmHg
Presión:±3 mmHg

Frecuencia cardíaca: ±5 %División

Presión:mínima en pantalla

Frecuencia cardíaca: 1 latido/minuto

Rango de medición

1 mmHgPresión sistólica:

60 a 280 mmHg

Presión diastólica:

30 a 160 mmHg

Frecuencia cardíaca: 30 a 200 latidos/minuto
Despresurización

Escape constante con válvula de fuga controlada por
mecanismo de seguridad

EscapeVálvula electromagnética

Método de presurización

Microbomba

Presurización automática

85 a 299 mmHg

Tiempo de intervalo(de A-BPM )Reloj

Intervalos en cada sección que dividen 24 horas enseis partes como máximo.
Intervalo : OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Reloj de 24 horas
A-BPM:
OLED, 96 x 39 píxeles, caracteres blancos

Pantalla

S-BPM:LCD, 40 x 50 mm, Pantalla: presión sistólica,
presión diastólica, frecuencia de pulso, reloj, error,
monitor de estado y símbolos

13

Elementos
Memoria

Descripciones
Datos de medición: 600 datos máx.
Con el mismo tipo de pilas :2 x 1,5 V pilas (tamaño LR6 o AA)

Alimentación

Pila alcalina o de níquel-hidrógeno (Ni-MH) de
1.900 mAh o más
Batería de reserva para reloj incorporado: Batería debotón de litio recargable ML2016H
200 veces o más.

Conteo de medición(cuando se utilizan pilas alcalinas o deníquel--hidrógeno nuevas). Varía en función de lascondiciones de medición).

Tensión nominal

DC 3,0 V (batería alcalina, LR6),
DC 2,4 V (batería de níquel hidrógeno, tamaño AA)
USB: Compatible con USB1.1.
Longitud del cable: 1,5 m o más corto.
El terminal de tipo Micro-USB B puede conectarse

Interfazal periférico dedicado (mediante un software delcontrolador estándar).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE) :Puede conectarse el dispositivo inalámbrico.

Condiciones deTemperatura:+10 a +40 °C

funcionamiento

Humedad:30 a 85 %RH (sin condensación)

Condiciones para transporte Temperatura:-20 a +60 °C

y almacenamiento

10 a 95 %RH (sin condensación)

Humedad:Presión atmosférica para
funcionamiento y

De 700 a 1.060 hPa

almacenamiento
Tipo de protección frente a
descarga eléctrica

Equipo alimentado de forma interna

14

Elementos

Descripciones

Grado de protección frente a Tipo BF: El grabador, el brazalete y el tubo están
descarga eléctrica

diseñados para proporcionar una protección especial
frente a descargas eléctricas.

Distintivo CE
Marca C-Tick

La etiqueta de la directiva de la CE sobre dispositivos
sanitarios
La marca comercial de certificación registrada en la
ACA por la oficina de marcas.

Dimensiones

Aprox. 95 (l.) × 66 (an.) × 24,5 (al.) mm

Masa

Aprox. 135 g (sin pilas)
Grabador: 5 años. Autoautenticación con datos

Vida útil

internos. Operación y mantenimiento adecuados enlas mejores condiciones. La durabilidad varía con lascondiciones de uso.

Protección de entrada

Dispositivo: IP22

Modo predeterminado

Medición continua

Tiempo de reinicio tras
desfibrilación
EMD

Comunicación inalámbrica

Inmediatamente
IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)

Bluetooth Ver.4.1

BLP

Rango de frecuencia: 2,4GHz (2.400 a 2.483,5 MHz)
Modulación: GFSK
Potencia radiada efectiva: < 20 dBm

Nota:# Los ensayos clínicos de este dispositivo se realizaron basándoseen la norma ISO 81060-2:2013.
# El grabador no es un dispositivo médico para la monitorización depacientes.
No recomendamos su uso para monitorizar pacientes en tiempo
real en entornos como unidades de cuidados intensivos.
ACA: Autoridad de comunicaciones de Australia
15

4.2. Dimensiones

66

24,5

95

Unidad: mm

16

5. Nombres de los componentes
5.1. Grabador

Brazalete de adulto y brazalete
grande para el brazo izquierdo

Marca de posición de la arteria

Manguera de aire
Enchufe de aire
Zócalo de aire
Interruptor EVENT
para A-BPM
OLED para A-BPM
Interruptor START y
STOPpara A-BPM

Interruptor AUTO
para A-BPM

LCD
Interruptor
START
y
STOP
para S-BPM

Interruptor LOCK
para A-BPM

Compartimento de pilas y
2 pilas LR6 (tamaño AA)
para realizar la medición

Cubierta de pilas

Puerto micro-USB(parte inferior), Terminal decomunicación de datos
175.2. Pantalla
Nota
Para obtener un diagnóstico preciso, lea atentamente los datos
mostrados en el grabador e interprételos correctamente.

5.2.1. Panel LCD (pantalla de cristal líquido)
Cifras superiores
Cifras intermedias
Cifras inferiores

Pueden mostrarse los siguientes valores en cada modo:
Resultado de la
medición

A-BPM

S-BPM

Cifrassuperiores

Presión arterial Tiempo desistólica
intervalo

Cifrasintermedias

Presión arterial
Valor deTiempo restante
diastólica
presión

Cifrasinferiores

Pulso

Hora

Programa

Hora

Consulte “3. Abreviaturas y símbolos” para conocer lossignificados de los símbolos del LCD.
18

5.2.2. Pantalla OLED (diodo orgánico de emisión de luz)
En la pantalla OLED se indica el estado de la A-BPM.
Hora.
Estado de configuración y funcionamiento.
Valor de medición de A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Presión arterial sistólica.
Presión arterial diastólica.
Frecuencia del pulso.

mmHg Unidad del valor de presión
arterial.
/min
Unidad de la frecuencia delpulso.
Consulte “3. Abreviaturas y símbolos” para conocer lossignificados de los símbolos del panel OLED.
SímbolosSignificado
La marca aparece durante la configuración.
Fijo en pantalla: Se está realizando la A-BPM.
Parpadeando:
Se está realizando el tiempo deintervalo de “1 paso”.
El Bluetooth está en uso.
Memoria llena
Marca de suspensión de A-BPM
Indicador de pilas

195.3. Operaciones principales de los interruptores
5.3.1. Operaciones de A-BPM
Para iniciar o suspender una A-BPM.
Para cambiar entre A-BPM y S-BPM

Paso 1. Guarde el programa predefinido (de horas de inicio e intervalos)de A-BPM.
Paso 2. Establezca el interruptor AUTO para realizar las siguientes
operaciones.
.
“ON” ...... La A-BPM se inicia y aparece la marca
Las mediciones de presión arterial se llevan a cabo
según el programa de A-BPM predefinido.
.
“OFF” ..... La A-BPM se suspende y se oculta la marca
La medición de la presión arterial puede realizarse
con los programas predefinidos de S-BPM.

Para bloquear A-BPM en “ON”.

Mantenga el interruptor AUTO en “ON” usando elinterruptor LOCK para que la A-BPM pueda llevarse acabo.

Para ampliar el tiempo de intervalo de A-BPM.

Paso 1. Establezca el modo de suspensión en “ON” antes de la
medición.
Paso 2. Establezca el interruptor AUTO en “ON” para usar la
A-BPM.
.
Aparece la marca
Paso 3. Cuando se pulsa el interruptor EVENT durante la A-BPM,
el tiempo del intervalo se duplica.
Cuando se vuelve a pulsar el interruptor EVENT , el tiempode intervalo vuelve a su valor básico.
20

Para parar durante una A-BPM

Cuando se pulsa el interruptor START/STOP durante una
medición de presión arterial, el aire se libera inmediatamentey la medición actual se detiene. Sin embargo, la A-BPM
continúa. La siguiente medición de la presión arterial serealiza según los ajustes de la A-BPM.

Para definir el programa de la A-BPM.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el interruptor START/STOP ,mantenga pulsado también el interruptor EVENT hasta quese muestre Sleep en el OLED.
Paso 4. Los interruptores de funcionamiento son los siguientes:
Consulte “8.3.1. Elementos y parámetros de A-BPM”
Interruptor EVENT .............. Cambiar el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.

Para medir la presión arterial durante la A-BPM de inmediato.
(Medición manual de la presión arterial de A-BPM)

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver a lapantalla del modo de espera de A-BPM. El modo de esperade A-BPM es un estado en el que la presión arterial no se
mide durante el tiempo de intervalo.
Paso 2. Pulse el interruptor START/STOP durante el modo deespera de A-BPM.

21

Para ajustar el reloj.
Para definir la función de monitor de A-BPM.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el interruptor START/STOP ,mantenga pulsado también el interruptor EVENT hasta quese muestre Display (después de Sleep ) en el OLED.
Paso 4. Los interruptores de funcionamiento son los siguientes:
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición”
Interruptor EVENT .............. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.

225.3.2. Operaciones de S-BPM
Para iniciar la S-BPM.

Paso 1. Seleccione el programa S-BPM y almacene sus parámetros.
Paso 2. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 3. Las operaciones son las siguientes:
Programas de S-BPM
Presión arterial en el consultorio OBP
Presión arterial automática en el
consultorio
AOBP
Presión arterial en el domicilio HBP
Presión arterial automática nocturna
ANBP
Presión arterial autovigilada
automáticaASBP

Operaciones
Pulse el interruptor/
para iniciar el programa
predefinido durante elmodo de espera.
El programa predefinido
entra en standby hasta la“hora de inicio” o la “horade inicio de la alarma”.

Para detener la S-BPM.

Las operaciones son las siguientes:

Programas de S-BPM

Operaciones

Presión arterial en el
consultorio
OBP
Presión arterial
Pulse el interruptor/
para detener laautomática en el
medición de la presión arterial.
consultorio
AOBP
Presión arterial en el
domicilio
HBP
Pulse el interruptor/
para detener la
Presión arterial
automática nocturna medición de la presión arterial. En la
ANBP siguiente hora de inicio, se medirá lapresión arterial o sonará un zumbido. #1
Presión arterial
Si necesita detener por completo el
autovigilada
grabador, saque las pilas del grabador oautomáticaASBP cambie a OBP, AOBP o HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM”.
23

Para definir el programa de la S-BPM.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Mientras mantiene pulsado el interruptor/ , mantenga
pulsado también el interruptor START/STOP hasta que semuestreen el LCD.
Paso 3. Las operaciones son las siguientes:
Consulte “8.4. Programas de S-BPM”.
Interruptor/ .................. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.

Para medir la presión arterial durante la S-BPM de inmediato.
(Medición manual de la presión arterial de S-BPM)

Paso 1. Si la indicación del LCD está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver a lapantalla del modo de espera de S-BPM.
Paso 2. Presione el interruptor/
durante el modo de espera de
S-BPM.
Se llevarán a cabo las mediciones de presión arterial de“1 paso” inmediatamente.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
arterial y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
El último tiempo de intervalo se omite.
Modo de espera de S-BPM es un estado en el que lapresión arterial no se mide durante el tiempo de intervalo
y entre el último “1 paso” y el siguiente “1 paso”.

24

5.3.3. Otras operaciones
Para volver del modo de espera y mostrar el monitor.

Si la indicación del OLED o LCD está oculte, pulse
el interruptor START/STOP o EVENT para volver ala pantalla del modo de espera.

Eliminación de datos de medición

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el interruptor START/STOP,
mantenga pulsado el interruptor EVENT hasta que semuestre DataClear (después de Sleep y Display) enla pantalla OLED.
Paso 4. Seleccione una operación.
Si elimina datos, mantenga pulsado el interruptor
START/STOP . Erasing parpadea en
Paso 4. Borrado
DataClear en el OLED y se inicia
DataClear
OLED
la eliminación de datos. Cuando finalice
Erasingla eliminación, continúe con el paso 5.
Si mantiene (no borra) los datos, pulse
el interruptor EVENT y continúe con el paso 5.
Paso 5. El grabador vuelve al modo de espera.

25

Para sincronizar con la comunicación Bluetooth®.

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el interruptor EVENT hasta que semuestre Pairing (después de FlightMode ) en el OLED.
El grabador empieza a esperar la sincronización.
Paso 4. Cuando haya finalizado la sincronización Bluetooth, semuestra la marcaen la pantalla LCD.
Si cancela la sincronización actual, mantenga pulsado elinterruptor EVENT . El grabador continúa a la pantalla delmodo de espera.

Para suspender la comunicación Bluetooth®. (Modo avión)
Paso 1. Establezca el interruptor

AUTO en “OFF”.

Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el interruptor EVENT hasta que semuestre FlightMode en el OLED.
Paso 4. El modo avión puede activarse/desactivarse mediante elinterruptor START/STOP
FlightModeON

interruptor

Paso 5. Pulse el interruptor
modo de espera.

EVENT

26

START/STOP

FlightModeOFFpara volver a la pantalla del6. Funciones de la medición de presión arterial
El grabador está equipado con un medidor automático depresión arterial (A-BPM) y un automedidor de la presión arterial(S-BPM) y puede almacenar estados y resultados de medición.

6.1. Medición automática de la presión arterial (A-BPM)
Cuando A-BPM está en suspensión o no se está utilizando,
establezca el interruptor AUTO en “OFF”. Si el interruptor
AUTO está en “ON”, la medición comenzará en lasiguiente hora de inicio y el manguito podría explotar.
Utilice el interruptor LOCK para evitar que el interruptor
AUTO pase a “OFF” accidentalmente al usar la A-BPM.
Interruptor AUTO en “OFF”

Interruptor AUTO en “ON”

Interruptor LOCK en “BLOQ”
Interruptor AUTO
La función A-BPM mide la presión arterial en intervalos
predeterminados usando el reloj integrado y almacena losresultados de la medición en la memoria.
La A-BPM puede iniciarse y suspenderse con el interruptor
AUTO . Utilice el interruptor LOCK para evitar usar la A-BPM
de forma accidental.
27

Se muestra la marca
en el LCD cuando se utiliza la A-BPM.
La presión arterial se mide automáticamente a la hora de inicio
de la A-BPM.
Puede establecerse un valor de presurización inicial deantemano.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Si se especifica AUTO en el valor de presurización inicial, dicho
valor de presurización se selecciona automáticamente. El valor
establecido de fábrica es 180 mmHg. Consulte “8.2.3. Valor depresurización inicial” para obtener más información sobre
cómo seleccionar un valor de presurización inicial.
Si la primera presurización no es suficiente, puede realizar
represurizaciones automáticamente hasta dos veces.
Cuando elimine datos en la memoria o establezca el interruptor
AUTO en “OFF”, el valor de presurización se restablece al valor
de presurización inicial.
Cuando se produce un error de medición y el tiempo de espera
hasta la siguiente hora de inicio es mayor de 8 minutos, lapresión arterial se medirá una vez después de 120 segundos. El
resultado de la medición se almacena en la memoria.
Si desea suspender la A-BPM, suelte el interruptor LOCK ymueva el interruptor AUTO a “OFF”.

28

6.1.1. Modo de espera de A-BPM
Los elementos para supervisar el estado de la medición sepueden mostrar en el panel LCD durante el tiempo de espera dela A-BPM.
En modo de espera, los indicadores se ocultan
automáticamente.
Pulse cualquier interruptor para mostrar los elementos.
El modo de espera de A-BPM es un estado en el que lapresión arterial no se mide durante el tiempo de intervalo.
Intervalo de medición
Tiempo restante hasta la siguiente hora de inicio
Tiempo actual

6.1.2. Función de suspensión y tiempo de intervalo
Establezca el modo de suspensión en “ON” en el programa
predefinido.
Cuando se pulsa el interruptor EVENT durante la A-BPM, eltiempo del intervalo se duplica.
Cuando se pulsa el interruptor EVENT de nuevo A-BPM, eltiempo del intervalo vuelve a su longitud original.
Consulte “8.3. Programas predefinidos de A-BPM” para obtener
información sobre cómo configurar el modo en suspensión.
T : Tiempo de intervalo

Medición de presión arterial
T

T

2T

2T

2T

T

T

TiempoInterruptor EVENTInterruptor EVENTInterruptor AUTO en “ON”
Almacenamiento de parámetros en modo en suspensión
29

6.1.3. Detención de la medición
Cuando se pulsa el interruptor START/STOP durante una
medición de presión arterial, el aire se libera inmediatamente y la
medición actual se detiene. Sin embargo, la A-BPM continúa. La
siguiente medición de la presión arterial se realiza según losajustes de la A-BPM.

Nota
Cuando se detiene la medición, el código de detención E07
aparece en la pantalla OLED y se almacena en la memoria.

30

6.2. Automedición de la presión arterial (S-BPM)
Establezca el interruptor AUTO en “OFF” para usar los
programas de la S-BPM.
El interruptor está equipado con cinco tipos de programas de
S-BPM en función de distintas condiciones del entorno de
medición. Los parámetros y resultados de la medición se pueden
almacenar en la memoria.
NombreDescripciones y acciones del programaElementos
Presión arterial en el consultorio
OBP Programa para la medición de la presión arterial
N/Arealizada por el personal del hospital. “1 paso” :Medición de la presión arterial tal una sola vez.
Presión arterial automática en el consultorio
Programa para la medición de la presión arterial Conteo
AOBP
tras descansar en el hospital. “1 paso” :Intervalo
Medición de la presión usando conteo demedición y hora de intervalo.
Presión arterial en el domicilio#1
Programa para medir la presión arterial en elConteoHBP
domicilio.
Intervalo“1 paso” : Medición de la presión usando conteo
de medición y hora de intervalo.
Presión arterial automática nocturna#2 Hora dePrograma para medir la presión arterial durante
inicioANBP
la noche. Usa conteo de medición y hora deConteointervalo. El programa ANBP puede especificar
Intervalo
hasta seis horas de inicio al día.
Presión arterial autovigilada automática
#2 Hora dePrograma que indica las horas de inicio con un inicio de la
ASBP sonido del zumbador. Pulse el interruptor
alarma/para medir la presión arterial en elConteodomicilio. El zumbador puede especificar hasta
Intervalo
seis horas al día.

#1 : La presión arterial se mide de conformidad con lo
recomendado por la Sociedad Japonesa de Hipertensión.
#2 : Cuando el conteo de medición y el tiempo de intervalo de
ANBP o ASBP cambian, también cambian los ajustes de HBP.
31

6.2.1. Programas de S-BPM
Presión arterial en el consultorio

OBP

Cuando pulsa el interruptor/ , la presión arterial se mide
una vez y se almacena en la memoria.
Medición de presión arterial
Pulse el interruptor/

Tiempopara iniciar la medición.

Presión arterial automática en el consultorio

AOBP

Cuando se pulsa el interruptor/ , se inicia la medición AOBP.
En primer lugar, el dispositivo se deja en reposo durante untiempo de intervalo para permitir al paciente que se relaje.
Después, la AOBP lleva a cabo “1 paso”.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
arterial y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
El último tiempo de intervalo se omite.
durante “1 paso”,

Cuando se pulsa el interruptor“1 paso” se detiene.

/

Medición de presión arterial

1 pasoT

T

T

T

T : Tiempo de intervalo
T

TiempoPulse el interruptor/

para iniciar “1 paso”.

Pulse el interruptor/

para detener “1 paso”. No medido

T

T

Pulse el interruptor

T
/

T

T

para iniciar “1 paso”.
32

TiempoPresión arterial en el domicilio

HBP

Cuando se pulsa el interruptor/ , se inicia la medición HBP.
Después, la HBP lleva a cabo “1 paso”.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
arterial y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición. Elúltimo tiempo de intervalo se omite.
Cuando se pulsa el interruptor“1 paso” se detiene.

durante “1 paso”,/

Medición de presión arterial

1 pasoT

T

T

Pulse el interruptor
Pulse el interruptor
T

/

/

T

T
/

33

Tiempopara iniciar “1 paso”.

para detener “1 paso”.

T

Pulse el interruptor

T : Tiempo de intervalo

No medidoTpara iniciar “1 paso”.

TiempoPresión arterial automática nocturna

ANBP

El programa ANBP puede especificar hasta seis horas de inicio
predefinidas al día.
Cuando se almacenan los parámetros del programa ANBP, lamedición ANBP se inicia y se realiza “1 paso” para cada hora
de inicio.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
arterial y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición.
El último tiempo de intervalo se omite.

Nota
Medición manual de la presión arterial de ANBP
Cuando se pulsa el interruptor/
en el modo de espera de
S-BPM, se realiza “1 paso”.
1 pasoT

1 pasoMedición de presión arterial

T

T

T

TiempoHora de inicio

Hora de inicio

La ANBP se inicia en el momento en el que el programa ANBP se establece.
(El programa ANBP entra en modo de espera hasta la hora de inicio)
1 paso1 paso1 pasoT

T

T

T

Hora de inicio
1 pasoT

T

T

Pulse el interruptor/
para iniciar el
programa BPM manual.

No medidoT

TiempoHora de inicio
1 pasoT

T

TiempoHora de inicio

Pulse el interruptor/
para detener “1 paso”.

T : Tiempo de intervalo
34

Presión arterial autovigilada automáticaASBPEl programa ASBP puede especificar hasta seis horas de inicio
para la alarma. Cuando se almacenan los parámetros delprograma ASBP, la medición ASBP se inicia y el zumbador
suena en cada hora de inicio. Pulse el interruptor/
para
llevar a cabo “1 paso” cuando suene el zumbido.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
arterial y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición. Elúltimo tiempo de intervalo se omite.

Nota
Medición manual de la presión arterial de ASBP
Cuando se pulsa el interruptor/
en modo de espera entreel último “1 paso” y el siguiente “1 paso”, se realiza “1 paso”.
1 paso Medición de presión arterial 1 paso
T

T

T

T

TiempoPulse el interruptor/
para iniciar “1 paso”.

Pulse el interruptor/
para iniciar “1 paso”.

Hora de inicio de la alarma

Hora de inicio de la alarma

La ASBP se inicia en el momento en el que elprograma ASBP se establece.
1 paso1 paso1 paso

T

T

T

T

T

T

TiempoPulse el interruptor/
para
realizar el programa BPM manual.
T : Tiempo de intervalo35

1 pasoT

1 pasoNo medidoT

T

Pulse el interruptor
Pulse el interruptor

/

T

Hora

para detener “1 paso”.

para iniciar “1 paso”.

/

Hora de inicio de la alarma

T : Tiempo de intervalo

6.2.2. Modo de espera de S-BPM
El modo de operación y el valor de presión aparecen en el panel
LCD durante el modo de espera de S-BPM.
# La indicación del panel LCD se ocultará automáticamente si nose opera con el dispositivo durante unos cuantos minutos.
Incluso si la indicación del LCD está oculta, la medición manualde presión arterial puede iniciarse cuando se pulsa el interruptor/. Cuando se pulsa el interruptor START/STOPo EVENT , la indicación se reanuda.
“1 paso” consiste en un conjunto de mediciones de la presión
arterial y tiempos de intervalos que se repiten un número
determinado de veces hasta alcanzar el conteo de medición. Se
omite el último intervalo de tiempo.
parpadea en el LCD durante un intervalo
La marca de reloj
de tiempo de “1 paso”.
El modo de espera S-BPM es un estado en el que la presión
arterial no se mide durante el “tiempo de intervalo”·y entre elúltimo“1 paso” y el siguiente“1 paso”.
Programa del S-BPM
Valor de presurización
Hora actual36

6.2.3. Detención y suspensión de la medición
Nota
Cuando se detiene el A-BPM, el código de detención E07
aparece en la pantalla LCD y se almacena en la memoria.
Programas de S-BPM

Operaciones

Presión arterial en el
consultorio
OBP
Presión arterial
automática en el
consultorio
AOBP

Pulse el interruptor/
para detener lamedición de la presión arterial.

Presión arterial en el
domicilio
HBP
Presión arterial
automática nocturna
ANBP
Presión arterial
autovigilada
automática
ASBP/
para detener laPulse el interruptor
medición de la presión arterial. En lasiguiente hora de inicio, se medirá lapresión arterial o sonará un zumbido.
#1
Si necesita detener por completo elgrabador, saque las pilas del grabador ocambie a OBP, AOBP o HBP.

#1 : Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM”.

37

6.3. Resultado de la medición
6.3.1. Visualización de los resultados de medición
La función de monitor puede seleccionar el comando“Display ON” o “Display OFF” del resultado de medición de
A-BPM. Esta función no se puede usar en S-BPM.
El contenido el comando “Display ON” incluye “Valor de presión
durante la medición”, “resultado de medición” y “Código de errordel resultado de medición”.
Cuando se selecciona el comando “Display OFF”, aparece el reloj.
La configuración predeterminada de fábrica es “Display ON”.
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición”.

6.3.2. Almacenamiento de los resultados de medición
Procesamiento de datos de los resultados de la medición
No usar en campos electromagnéticos fuertes.
La capacidad de memoria para resultados de medición es de
600 conjuntos de datos.
Cuando la memoria se llena, aparece la marcay elgrabador ya no puede realizar mediciones hasta que se borrandatos de la memoria.

Nota

Borre datos de la memoria antes de dar el grabador a unnuevo paciente. Recomendamos usar los datos de memoriadel grabador para cada persona por separado. Si el grabador
memoriza datos de varias personas, puede que sea difícil
procesarlos correctamente.

38

6.3.3. Salida de los resultados de medición
Los datos de medición almacenados en la memoria pueden
visualizarse en el periférico usando la transferencia de datos USB.
Consulte “8.8. Conexión del grabador al periférico
dedicado”.
No retire el cable mientras se esté transmitiendo mediante
USB. En caso contrario, podrían corromperse los datos.

Nota
Cuando el indicador de pilas muestre, no se podrá usar
la transferencia de datos. Sustituya las pilas para usar latransferencia de datos.

6.3.4. Números de identificación
El número de identificación predeterminado de fábrica es “0”.
Configure los números de identificación con el periférico
dedicado.

Nota
Los números de identificación no se pueden configurar con el
grabador y requieren del uso de un periférico dedicado.

39

7. Preparación del grabador

7.1. Instalación de las pilas (sustitución de las pilas)
Instale dos pilas nuevas según la dirección correcta de lospolos “+” y “-” en el compartimento de las pilas antes deconectar el grabador.
Sustituya ambas pilas a la vez.
Retire las pilas del grabador si no va a usarlo durante unperiodo de tiempo prolongado. Las pilas pueden gotear yocasionar un mal funcionamiento.
Use dos pilas alcalinas: tipo LR6 o pilas recargables
indicadas tamaño AA de Ni-MH.
Al colocar las pilas en el compartimento para pilas, presione
primero el resorte terminal con el terminal “-” de la pila. A
continuación, inserte el terminal “+”.
Si se coloca la pila desde el terminal “+”, puede que elresorte terminal dañe el recubrimiento de la pila.
No mezcle y use distintos tipos de pilas o pilas usadas ynuevas. Podría ocasionar una fuga, generación de calor odaños.

Nota
Cuando aparece el nivel 1 de la pila
, sustitúyala por dos
pilas nuevas antes de conectar el grabador.
El grabador no puede realizar mediciones de la presión arterial
ni transferencias de datos mientras aparezca el nivel 1.
Cuando las pilas y la batería integrada están agotadas, noaparece nada.
Coloque las pilas según el símbolo de dirección ().
40

Procedimiento

Coloque las pilas.

Paso 1. Abra la cubierta de las pilas.
Paso 2. Saque las pilas usadas.
Paso 3. Consulte el símbolo dedirección () en elinterior delcompartimento de laspilas. Coloque dos pilas
nuevas en la dirección“+” y “-” quecorresponda.
Presione el resorte
terminal con elterminal “-” de la pila.
Paso 4. Coloque la batería
presionando elterminal “+”.

Paso 1. Abrir.

Paso 2. Saque las pilas.

Paso 6. Cerrar.

Paso 3. Presione el resorte terminal.
Paso 4. Colocar.

Paso 5. Coloque la segunda
pila con el mismo
método.
Paso 6. Cierre la cubierta de laspilas.

Mantenga las pilas y la tapa de las pilas lejos del alcancede los niños para evitar que sean ingeridas
accidentalmente u otros accidentes.
Use pilas AA estándar. No utilice una pila recargable infladao una envuelta en cinta. Podría dificultar la apertura.
41

7.1.1. Cómo sustituir las pilas
Los resultados de medición y parámetros de ajuste se guardan
al retirar las pilas. Cuando la batería integrada se descarga, la
fecha se restablece a 01/01/2017 00:00.
Compruebe y ajuste la hora actual cuando sustituya las pilas.
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de
medición” para ajustar el reloj.

7.2. Preparación de la funda de transporte
Nota

Cuando adjunte la funda de transporte, use el cinturón
complementario.
Le recomendamos usar un cinturón para ajustar el grabador enel paciente.
Use la funda de transportecomplementaria cuando use el grabador.
Para colocar la funda de transporte, pásela
por el cinturón complementario o por elcinturón de la ropa que lleve.
Funda de transporte
Cinturón42

7.3. Inspección antes del uso
Inspeccione el grabador para mantener su rendimiento,
seguridad y eficacia antes de usarlo.
Confirme la siguiente lista de comprobación antes / después decolocar las pilas.
Si encuentra algún problema, deje de usar el grabador ycolóquele el mensaje de “Mal funcionamiento” o “No usar”.
Póngase en contacto con su proveedor local para repararlo.

7.3.1. Listas de comprobación de precolocación de las pilasNº.

Elemento

1

Exterior

2

Pila

3

Manguito

4

Conexión
con elmanguito

5

Accesorios

Descripción
No hay daños ni deformaciones a causa decaídas.
No hay daños ni arreglos inestables en losinterruptores, etc.
Compruebe que las pilas no están agotadas.
Coloque dos pilas nuevas antes de que elpaciente lo use.
Compruebe que el manguito no está raído.
Si lo está, podría ocasionarse una explosión
debido a la presión interna.
Compruebe que no hay dobleces o pliegues enla manguera de aire.
Compruebe que la toma de aire i el conector
están firmemente conectados.
Compruebe que no hay daños en los accesorios.
(Funda de transporte, cinturón, etc.)43

7.3.2. Listas de comprobación de postcolocación de las pilas
Nº.

Sección

1

Pila

2

Pantalla

3

Operación

4

Medición

Descripción
Compruebe que no hay rastro de fuego, humo omalos olores.
Compruebe que no hay sonidos extraños.
Compruebe que no hay visualizaciones
extrañas.
Compruebe que el grabador funciona de forma
correcta.
Compruebe que la operación de medición sepuede realizar correctamente. La conexión con
el manguito, medición, visualización y resultado
son correctos.

44

8. Operaciones

8.1. Diagrama de flujo de funcionamiento
Nota

Los ajustes iniciales (del reloj incorporado, la función demonitorización y el valor de presurización inicial) y el programa
predefinido (A-BPM y S-BPM) no deben almacenarse cadavez. Se almacenan al borrar, actualizar o usar el grabador por
primera vez.
Los ajustes del grabador pueden almacenarse mediante unperiférico dedicado. Consulte el manual de instrucciones deAdministrador de datos de ABPM.
Los procedimientos de medición de A-BPM y S-BPM son
distintos.
La A-BPM puede especificar 6 pares de tiempos de inicio eintervalos arbitrarios cada 24 horas y puede medir y grabar
automáticamente la presión arterial.
La S-BPM asume que el paciente se mide la presión arterial
él mismo, tanto en casa como en el hospital. Este modo
puede utilizar cinco tipos de programas en función de su uso.

45

Colocación de las pilas.
Ajuste inicial del reloj integrado, función de monitorización de la
medición y valor de presurización.

A-BPM

S-BPM

Guardar el programa predefinido de A-BPM.

Guardar el programa predefinido de S-BPM.

Conectar el grabador y el manguito.

Conectar el grabador y el manguito.

Mover el interruptor AUTO
en “ON”.

Mover el interruptor AUTO
en “OFF”.

A-BPM
Mover el interruptor AUTO
en “OFF”.

Pulsar el interruptor

INICIO .

Presión arterial en el consultorio OBP
Presión arterial automática
en el consultorio
AOBP
Presión arterial en el
domicilio
HBP

Conecte el grabador al
periférico dedicado.
Procesamiento de datos.

Presión arterial automática
nocturna
ANBP
Presión arterial autovigilada
automática
ASBP

Limpiar y realizar
mantenimiento del producto.

Procedimiento de uso al completo468.2. Ajustes iniciales
8.2.1. Configuración predeterminada
La configuración predeterminada (ajustes iniciales) se describe acontinuación:

Elementos comunes en los ajustes
Elemento

Configuración predeterminada

Función de monitor

ON (se indica)

Año, mes, día, hora, minuto

Fecha de envío

Elementos de la A-BPM
Elemento
Modo de suspensión
Tiempo de intervalo cuando el modo en
suspensión está en ON
Hora de inicio de la sección 1
Tiempo de intervalo de la sección 1
Hora de inicio de la sección 2
Hora de inicio de la medición automatizada
Tiempo de funcionamiento de la medición
automatizada

Configuración
predeterminadaOFF
30 minutos
0 horas30 minutos
0 horas#1
OFF
OFF

Contenidos de la configuración predeterminada

Cuando el interruptor AUTO se coloca en “ON”, se inicia la
A-BPM. La presión arterial se mide cada 30 minutos hasta que
el interruptor se coloca en “OFF”.

#1 : El ajuste entre el tiempo de intervalo de la sección 2 y el tiempode intervalo de la sección 6 se omiten porque la hora de inicio
de la sección 1 y la sección 2 presenta el mismo valor.
47

Elementos de la S-BPM

Elemento
Configuración predeterminada
Selección de programa Presión arterial en el consultorio (OBP)
Presión arterial en el
N/A
consultorio
OBP
Presión arterial
Conteo de medición
2 conteos
automática en el
5 minutos
consultorio
AOBP Tiempo de intervalo
Conteo de medición
2 conteos
Presión arterial en el
domicilio
HBP Tiempo de intervalo
1 minuto
Hora de inicio de sección
2 horasPresión arterial
automática nocturna
Conteo de medición
2 conteos
ANBP Tiempo de intervalo
1 minuto
Hora de inicio de la alarma
7 horas,Presión arterial
22 horas
autovigilada
Conteo de medición
2 conteos
automática
ASBP
Tiempo de intervalo
1 minuto

Contenidos de la configuración predeterminada

Cuando se pulsa el interruptor/
después de colocar elinterruptor AUTO en “OFF”, se inicia el programa predefinido
de S-BPM (OBP). El programa (OBP) mide la presión arterial
una vez y almacena el resultado en la memoria.

8.2.2. El reloj y la función de monitor de medición
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes
métodos.
El método que se use cambia en el grabador.
El método de uso del periférico dedicado conectado al
grabador con el cable USB.
48

Procedimiento de funcionamiento mediante interruptores
Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.

Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla del modode espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el interruptor START/STOP ,mantenga pulsado también el interruptor EVENT hasta
que se muestre Display en el OLED.
Paso 4. Los interruptores de funcionamiento son los siguientes:
Interruptor EVENT .............. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.
Después, use estos interruptores en otros elementos.
Paso 5. Tras configurar los ajustes, pulse el interruptor
START/STOP para volver al modo de espera.
Elemento OLED
Función
Displaydexxmonitor
Clock
Año
Year xx
Clock
Mes
Mon. xx
Clock
Día
Day
xx
Clock
Hora
Hour xx
Clock
MinutoMin. xxRango
xx = OFF, ON
xx = 17 a 99.

Últimos 2 dígitos del año.

xx = mes 1 a 12
xx = día 1 a 31
xx = 0 a 23 horas
xx = 0 a 59 minutos

Caracteres acotados : configuración predeterminada y ajuste
inicial cuando las pilas se agotan por completo.
498.2.3. Valor de presurización inicial
Puede establecerse un valor de presurización inicial deantemano.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Si se indica AUTO como valor de presurización inicial, seseleccionará automáticamente un valor de presurización
adecuado. El valor establecido de fábrica es 180 mmHg.
Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Seleccione un valor de presurización usando el interruptor
START/STOP .
Interruptor AUTO en “OFF”
Programa de S-BPM
Valor de presurización
Tiempo actual

8.3. Programas predefinidos de A-BPM
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes
métodos.
El método que se use cambia en el grabador.
El método de uso del periférico dedicado conectado al
grabador con el cable USB.
A-BPM solo puede usarse mientras se realiza la medición
automática.
50

Procedimiento de funcionamiento mediante interruptores
Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.

Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el interruptor START/STOP ,mantenga pulsado también el interruptor EVENT hasta quese muestre Sleep en el OLED.
Paso 4. Especifique el modo de suspensión usando los siguientes
interruptores.
Si el modo en suspensión está en “ON”, vaya al paso 5.
Interruptor EVENT .............. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento.
Paso 5. Especifique el tiempo de inicio y elintervalo hasta seis
secciones usando los siguientes interruptores.
Interruptor EVENT .............. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento.
Paso 6. Especifique el tiempo de inicio y eltiempo defuncionamiento de la medición automatizada usando lossiguientes interruptores.
Interruptor EVENT .............. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.
Paso 7. Tras completar los ajustes, el grabador vuelve al modo deespera.

No saque la pilas mientras se cargan los ajustes.
Si saca las pilas, vuelva a introducir los ajustes.

51

8.3.1. Elementos y parámetros de A-BPM
El programa predefinido para A-BPM es el siguiente:
Elemento
Modo desuspensión
Tiempo deintervalo

OLED
Parámetro
Sleep#1, #2xx xx = ON, OFF
Cycle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de inicio Hour 1 xx = 0 a 23 horasxx
Sección 1
Tiempo de Cycle 1
intervalo
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutos
Hora de inicio Hour 2 xx = 0 a 23 horasxx
Sección 2
Tiempo de Cycle 2intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hour
3
Hora de inicio
xx xx = 0 a 23 horas
Sección 3
Tiempo de Cycle 3
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hour 4
Hora de inicio
xx xx = 0 a 23 horas
Sección 4
Tiempo de Cycle 4
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hour 5
Hora de inicio
xx xx = 0 a 23 horas
Sección 5
Tiempo de Cycle 5intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hour
6
Hora de inicio
xx xx = 0 a 23 horas
Sección 6
Tiempo de Cycle 6
intervalo
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutos
Hora de inicio STARTxx xx = OFF , 0 a 23 horas
Tiempo de Operation
funcionamientoxx xx = OFF , 1 a 27 horas
Medición automática

#3, #4#3, #4

Caracteres acotados : configuración predeterminada.
52

#1 : Cuando el modo en suspensión se establece en “ON”, pueden
utilizarse la hora de inicio y el tiempo de funcionamiento dela medición automática y el tiempo de intervalo del modo desuspensión. No se puede usar el tiempo de intervalo de estas
secciones (1 a 6).
#2 : Cuando el modo en suspensión se establece en “OFF”, no semuestra el tiempo de intervalo del modo de suspensión.
#3 : Ejemplo de medición automatizada.
Si se especifica hora de inicio y se configura tiempo defuncionamiento en “OFF”, cuando se configure elinterruptor AUTO en “ON”, la A-BPM empieza a la hora
de inicio y continúa hasta que el interruptor AUTO se establece
en “OFF”. Si el interruptor AUTO se vuelve a establecer en “ON”,
A-BPM comienza a la hora de inicio prestablecida.

Nota

Si se especifica el tiempo de funcionamiento y se acciona elinterruptor AUTO durante A-BPM, A-BPM continúa durante
el tiempo de funcionamiento a partir de que se accione.
#4 : Ejemplo de medición automatizada.
Si hora de inicio se configura en “OFF” y se especifica tiempo defuncionamiento, cuando se configure el interruptor AUTO enesté configurado en “ON”, la A-BPM empieza durante el tiempode funcionamiento. Si el interruptor AUTO se vuelve aestablecer en “OFF”, durante la A-BPM se detiene la A-BPM. Si elinterruptor AUTO se vuelve a establecer en “ON”, la A-BPM se
produce durante el tiempo de funcionamiento.

Nota

Si se especifica la hora de inicio y se acciona el interruptor
AUTO durante A-BPM, A-BPM se detiene y se inicia durante
la hora de inicio predefinida del día siguiente.
53

El contenido del elemento

Modo de suspensión:
Se puede especificar el tiempo de intervalo de la medición
automatizada. No se puede usar el tiempo de intervalo de lassecciones 1 a 6. Consulte “6.1.2. Función de suspensión
y tiempo de intervalo”.
Sección :Se pueden separar 24 horas en seis secciones como máximo.
Cada sección puede especificar la hora de inicio y elIntervalo. A-BPM solo puede usarse mientras se realiza la
medición automática.
Medición automatizada :Se puede controlar la A-BPM al completo. Especifique la hora
de inicio y el tiempo de funcionamiento. Consulte “8.3.2.
Ejemplos del programa de A-BPM”.

54

8.3.2. Ejemplos del programa de A-BPM
EjemploHoras de inicio e intervalos. Entrada simplificada.

24:00
Secciones dobles
22:00 00:00
Sección 2
La hora de inicio de la sección 1 =7:00
El tiempo de intervalo de la sección 1 = 15
18:00
6:00
7:00
La hora de inicio de la sección 2 =22:00
Sección 1
El tiempo de intervalo de la sección 2 = 60
12:00
La hora de inicio de la sección 3 =7:00 ··············Igual que la sección 1

La sección 3 y los elementos siguientes no aparecen porque lahora de inicio de la sección 3 es la misma que la de la sección 1.
Cuando la hora de inicio de la sección 2, 3, 4, 5 o 6 es igual que la
de la sección 1, estas horas de inicio e intervalos no aparecen.

Ejemplo 1 Medición automática

La hora de inicio de la medición automática = OFF.
El tiempo de funcionamiento de la medición automática = OFF.
Cuando el interruptor AUTO se establece en “ON”, A-BPM serealiza en función de la hora de inicio y el intervalo de cadasección hasta que el interruptor AUTO se establece en “OFF”.
Medición de la presión arterial

Sección 1
Interruptor AUTO en “ON”

Sin medición

Sección 2
Interruptor AUTO en “OFF”

55

TiempoEjemplo 2 Medición automática

La hora de inicio de la medición automática = 7:00,
El tiempo de funcionamiento de la medición automática = OFF.
Cuando el interruptor AUTO se establece en “ON”, A-BPM se
inicia a las 7:00. A-BPM sigue en función de la hora de inicio yel intervalo de cada sección hasta que el interruptor AUTO se
establece en “OFF”.
7:00

Medición de la presión arterial

Sección 2

Sección 1
Interruptor AUTO
en “ON”

Sin medición

TiempoInterruptor AUTO
en “OFF”

Ejemplo 3 Medición automática

La hora de inicio de la medición automática = OFF.
El tiempo de funcionamiento de la medición automática =26 horas.
Cuando el interruptor AUTO se establece en “ON”, A-BPM
continúa en función de la hora de inicio y el intervalo de cadasección durante 26 horas.
Medición de presión arterial

Sección 1

No medido

Sección 2

Interruptor AUTO
en “ON”

Después de
26 horas

56

Tiempo8.4. Programas de S-BPM
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes
métodos.
El método que se use cambia en el grabador.
El método de uso del periférico dedicado conectado al
grabador con el cable USB.

Procedimiento de funcionamiento mediante interruptores
Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.

Paso 2. Mientras mantiene pulsado el interruptor/ , mantenga
pulsado también el interruptor START/STOP hasta que semuestreen el LCD.
Paso 3. Seleccione el programa S-BPM con los siguientes interruptores.
Programa: OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBPInterruptor/ .................. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento.
Paso 4. Especifique cada elemento (Conteo de medición, Tiempode intervalo, hora de inicio y hora de inicio de la alarma)
con los siguientes interruptores.
Interruptor/ .................. Cambia el parámetro actual.
Interruptor START/STOP .... Decisión, siguiente elemento,
fin del ajuste.
Paso 5. Tras completar la configuración, aparece el reloj de S-BPM.

No saque la pilas mientras se cargan los ajustes.
Si saca las pilas, vuelva a introducir los ajustes.

57

8.4.1. Elementos y parámetros de S-BPM
Programa

Elemento

Parámetro

Programa de S-BPM
Programa

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Presión arterial en el consultorio
OBP

N/A

N/A

Presión arterial automática en el consultorio
AOBPConteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

5,

3 a 10 minutos

Presión arterial en el domicilio
HBP

Conteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos

Presión arterial automática nocturna
ANBP

Hora de inicio2,

0 a 23 horas

Conteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#1

Presión arterial autovigilada automática

ASBP

Hora de inicio de laalarma7 , 22 , 0 a 23 horas

Conteo de medición2,

1 a 5 conteos

Tiempo de intervalo

1,

1 a 5 minutos#2

Caracteres acotados : configuración predeterminada.
#1 : Se pueden separar 24horas en seis secciones como máximo.
Cada sección puede especificar la hora de inicio de la
medición de la presión arterial.
#2 : Se pueden separar 24horas en seis secciones como máximo.
Cada sección puede especificar la hora de inicio de laalarma de la medición de la presión arterial.
58

8.4.2. Ejemplos de la pantalla de S-BPM
Pantalla de presión arterial en el consultorio
OBP no tiene ajustes que configurar.

OBP

Pantalla de presión arterial automática en el consultorio AOBPAOBP usa un conteo de medición y un tiempo de intervalo
predefinidos.
AOBP lleva a cabo “1 paso” después del modo de espera amodo de relajación.
Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1 paso”.

Conteo de medición

Tiempo de intervalo

Pantalla de presión arterial en el domicilio

HBP

HBP usa un conteo de medición y un tiempo de intervalo
predefinidos.
La HBP lleva a cabo “1 paso”.
Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1 paso”.

Conteo de medición

Tiempo de intervalo
59Pantalla de presión arterial automática nocturna

ANBP

El programa ANBP puede especificar hasta seis horas de inicio
para “1 paso”. Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para
“1 paso”.

Cuando la última hora de inicio es igual que la primera hora deinicio, el ajuste de la hora de inicio ha terminado. A
continuación, especifique el conteo de medición y el tiempode intervalo de “1 paso”.

Primera hora de inicio

2da hora de inicio

Conteo de medición

3ra hora de inicio

Tiempo de intervalo
24:00
22:00 00:00

Ejemplo

Configuración y entrada simplificada
4:00
La medición se realiza a las 22:00 y las 4:00.
18:00
6:00
La hora de inicio de la sección 1 = 4:00
La hora de inicio de la sección 2 = 22:00
12:00
La hora de inicio de la sección 3 = 4:00 ················ Igual que la sección 1
El conteo de medición =2 veces
El tiempo de intervalo =0:01 minuto
60Pantalla de presión arterial autovigilada automáticaASBPEl programa ASBP puede especificar hasta seis horas de inicio
para la alarma.
El zumbador suena en cada hora de inicio. Pulse el/para llevar a cabo “1 paso” cuando suene elinterruptor
zumbador. Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM” para “1paso”.

Cuando la última hora de inicio es igual que la primera hora deinicio, el ajuste de la hora de inicio ha terminado. A continuación,
especifique el conteo de medición y el tiempo de intervalo de“1 paso”.

Primera hora deinicio de la alarma

2da hora de inicio
de la alarmaConteo de medición

Ejemplo

3ra hora de inicio
de la alarma

Tiempo de intervalo

Configuración y entrada simplificada

24:00
22:00 00:00

El zumbador suena a las 22:00 y las 7:00.
/
para llevar a cabo
Pulse el interruptor
18:00
6:00
“1 paso”.
7:00
La hora de inicio de la sección 1 = 22:00
La hora de inicio de la sección 2 = 7:00
12:00
La hora de inicio de la sección 3 = 22:00 ····················Igual que la sección 1
El conteo de medición = ············ 2 veces
El tiempo de intervalo = ············· 0:01 minuto
61

8.5. Eliminación de datos de medición

Finalidad de funcionamiento y explicación de la función

Los datos de medición se borran, pero los ajustes no.
Los ajustes iniciales pueden configurarse usando los siguientes métodos.
El método que se use cambia en el grabador.
El método de uso del periférico dedicado conectado al
grabador con el cable USB.
Si los datos de medición se borran, no se podrán volvera usar. Haga una copia de seguridad de los datos antes deeliminarlos.
Borre los datos de medición del último paciente antes deque el siguiente paciente use el grabador.
Es posible que el borrado de los datos dure varios segundos.
No realice ninguna operación durante el borrado para quese realice correctamente.

Procedimiento de funcionamiento mediante interruptores

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación está oculta, pulse el interruptor START/STOPo EVENT para volver a la pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mientras mantiene pulsado el interruptor START/STOP ,mantenga pulsado el interruptor EVENT hasta que semuestre DataClear (después de Sleep y Display )en el OLED.
Paso 4. Seleccione una operación.
Si elimina datos, mantenga pulsado el interruptor
START/STOP . Erasing parpadea en DataClear
en el OLED y se inicia la eliminación de datos. Cuando
finalice la eliminación, continúe con el paso 5.
Si mantiene (no borra) los datos, pulse el interruptor
EVENT y continúe con el paso 5.
Paso 5. El grabador vuelve al modo de espera.
62

8.6. Colocación del producto en el paciente
8.6.1. Información para pacientes
Explique el siguiente procedimiento al paciente para que pueda
usar el grabador con seguridad.

Precauciones durante la medición de la presión arterial

Relaje el brazo y permanezca quieto mientras comienza el inflado.
Mantenga la misma posición durante toda la medición.
Evite ruidos y vibraciones durante la medición.
La presión arterial se mide durante aproximadamente 1 minutos
tras la presurización. Permanezca quieto hasta que termine la
medición. El proceso de medición entre el inflado del manguito a laliberación del aire requiere hasta 170 segundos.
El grabador puede volver a inflarse para medir de nuevo la presión
arterial tras el final de la presurización. Ello puede ocasionarse
debido a movimientos corporales, etc.
El grabador puede iniciar la medición de presión arterial despuésde unos 120 segundos cuando los datos de medición no son
válidos y la siguiente medición se realizará después de 8 minutos.
Ello puede ocasionarse debido a movimientos corporales, etc.
El grabador puede obstruir el funcionamiento de vehículos
y máquinas. Evite trabajar con vehículos y máquinas mientras
lleve el grabador.

Cómo detener o suspender la medición

Pulse el interruptor START/STOP para detener la medición de lapresión arterial. Un código de error se almacena en la memoria.
La presión arterial vuelve a medirse de nuevo tras 120 segundos.
En cuando a los modos A-BPM y ANBP y ASBP de S-BPM, solo
se puede suspender la medición de presión arterial actual y serealizará “1 paso” en la siguiente hora de inicio. Establezca elinterruptor AUTO en “OFF” para suspender la A-BPM.
Quite el manguito si la medición de presión arterial no se puededetener con el interruptor START/STOP .
63

Pulse el interruptor START/STOP para detener lamedición. El “1 paso” se seguirá realizando en la siguiente
hora de inicio para A-BPM y los modos ANBP y ASBP de
S-BPM.
Cuando se produce dolor en el brazo o un estado
inesperado, detenga la medición, retire el manguito yconsulte con un doctor.
Establezca el interruptor AUTO en “OFF” para suspender
la A-BPM.
Establezca el interruptor AUTO en “ON” para continuar con la
medición automatizada A-BPM. Se muestra la marca
en el
LCD y el OLED. La grabación de datos sigue hasta que secambia a “OFF”.

Cómo usar la medición manual durante A-BPM

El procedimiento para una medición temporal que no se
incluye en el programa preestablecido.

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver ala pantalla del modo de espera de A-BPM.
Paso 2. Pulse el interruptor START/STOP para medir de inmediato
la presión arterial durante la A-BPM.
Paso 3. Los resultados de medición se almacenan en la memoria.
Cuando se pulsa el interruptor START/STOP durante la
medición, esta se suspende.

64Precauciones al llevar el grabador

El grabador es un instrumento de precisión. No lo deje caer ni lede golpes.
El grabador y el manguito no son impermeables (resistentes alagua). Evite que el producto entre en contacto con lluvia, sudor
y agua.
No meta ningún objeto en el producto.
Cuando el manguito se desplaza a causa de movimientos
excesivos o ejercicio, vuelva a colocarlo.
Conecte la manguera de aire de modo que no forme pliegues yque no se enrosque en el cuello durante la noche.

Cambio de las pilas

Cuando aparezca la marca, el grabador no podrá medirla presión arterial ni comunicarse con el periférico dedicado.
Sustitúyalas de inmediato por dos pilas nuevas.

8.6.2. Funda del manguito
Nota
Mantenga el manguito y la funda del manguito limpios.
Cambie la funda del manguito para cada persona.
Use la funda del manguito adecuada para cada manguito
opcional.

65

8.6.3. Colocación del manguito, la funda de transporte y el grabador
No use el manguito si el paciente presenta dermatitis,
heridas externas, etc.
Retire el manguito y detenga el uso y aparecen síntomas
de dermatitis u otros en el paciente.
Evite que la manguera del aire se enrosque en el cuello y elcuerpo.
Tenga cuidado al usarlo cerca de niños pequeños, ya que
existe el riesgo de que se asfixien.
Inserte el conector de la manguera de aire con firmeza
hasta completar el giro. Si la conexión no es correcta,
podrían producirse fugas de aire y errores en la medición.

Nota

Conecte el manguito en la posición adecuada y colóquelo
alrededor del brazo para medir la presión arterial correctamente.
Evite las vibraciones en el manguito y la manguera de airedurante la medición. El grabador mide cambios sutiles en lapresión del aire en el interior del manguito.
El manguito complementario es un manguito para adulto para elbrazo izquierdo. Si el tamaño del manguito no se adapta,
adquiera un manguito opcional.
Circunferencia del brazo
Manguito pequeño
De 15 a 22 cm de 5,9" a 08,7"
Manguito para adulto
De 20 a 31 cm de 7,8" a 12,2"
Manguito grande
De 28 a 38 cm de 11,0" a 15,0"
Manguito extragrande De 36 a 50 cm de 14,2" a 19,7"
Mantenga el manguito limpio.
Recomendamos que los paciente usen la funda de transporte
y el cinturón.
El manguito no está hecho de látex de caucho natural.
66

Cómo poner el manguito, el grabador y la funda

Paso 1. Pase el final del manguito por el aro y dele forma debrazalete.
Paso 2. Busque la arteria braquial del brazo izquierdomediante
palpación.
Paso 3. Coloque el manguito directamente sobre la piel de modo quela marca blanca quede directamente sobre la arteria braquial
y el borde inferior del manguito se asiente a 1 - 2 cm sobre laparte interior del codo.
Paso 4. Envuelva el brazo de modo que el aro quede dentro del rango,
plano y no se deslice, aunque tenga espacio suficiente para
meter dos dedos.
Paso 5. Fije la manguera de aire con cinta adhesiva para pasarlasobre el hombro.
Paso 6. Pase el cinturón por la funda de transporte.
Paso 7. Ajuste el cinturón para que la funda de transporte quede en ellado izquierdo.
Paso 8. Conecte el enchufe de aire a la toma de aire del grabador.
Paso 9. Ponga el grabador en la funda de transporte.
Paso 1. Aro

Manguito

Paso 2. Arteria braquial
Paso 3. Marca blancade posición
de la arteria
Aprox. 1 - 2 cm
por encima

Paso 3. Marca blanca deposición de la arteria
Paso 4. Deje espacio para dos
dedos
67

Paso 5. Manguera de aire

Paso 5. Cinta
Paso 5. Pinza

Manguera de aire

Paso 5. Manguito

Paso 7. Cinturón
Paso 7. Funda detransporte
Paso 8. Enchufe de aire
Paso 8. Toma de aire

Paso 9. Colocar
Funda de transporte

Paso 6. Cinturón

688.7. Funciones de la medición de presión arterial
8.7.1. Operaciones de A-BPM
Cuando se inicia la A-BPM, la presión arterial se mide en
función de los parámetros predefinidos.

Nota
Establezca el reloj integrado y el valor de la presurización inicial
antes de la medición, ya que A-BPM usa estos valores.
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de
medición” y “8.3. Programas predefinidos de A-BPM”.
Cuando el grabador se retira, establezca el interruptor AUTO
en “OFF”.
Si se retira el grabador durante la A-BPM, el inflado delmanguito comenzará la siguiente hora de inicio, y el manguito
podría romperse. Cuando se reinicie la A-BPM, establezca elinterruptor AUTO en “ON”.
La marca

aparece mientras se utiliza la A-BPM.

Durante el modo en espera de A-BPM se puede realizar la
medición manual de la presión arterial.
El resultado de medición de la medición manual de la presión
arterial se puede almacenar en la memoria.
Cuando se detiene la A-BPM, el código de error E07 apareceen la pantalla OLED y se almacena en la memoria.

Para iniciar la A-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “ON”.
Paso 2. Se muestra la marca
A-BPM.

en el OLED y el LCD. Se inicia la
69

Para suspender una A-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. La marca

aparece oculta. Se suspende la A-BPM.

Para parar durante una A-BPM

Cuando se pulsa el interruptor START/STOP durante una
medición de presión arterial, el aire se libera inmediatamentey la medición actual se detiene. Sin embargo, la A-BPM
continúa. La siguiente medición de la presión arterial serealiza según los ajustes de la A-BPM.

Para medir la presión arterial durante la A-BPM de inmediato(Medición manual de la presión arterial de A-BPM)

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla del modode espera de A-BPM. El modo de espera de A-BPM es unestado en el que la presión arterial no se mide durante eltiempo de intervalo.
Paso 2. Pulse el interruptor START/STOP durante el modo deespera de A-BPM.

Para ampliar el tiempo de intervalo, o devolverlo al valor anterior

Cuando el modo en suspensión está en “ON” y el interruptor
EVENT pulsado durante el modo en espera de la A-BPM,
el intervalo de tiempo se duplica.

70

8.7.2. Operaciones de S-BPM
Nota

Establezca el reloj integrado y el valor de la presurización inicial
antes de la medición, ya que S-BPM usa estos valores.
Consulte “8.2.2. El reloj y la función de monitor de
medición” y “8.4. Programas de S-BPM”.
Quite las pilas cuando el paciente se quite el grabador y el
manguito cuando use ANBP o ASBP (incluso durante el modoen espera). Si las pilas se dejan en el compartimento para pilas,
puede que el manguito se rompa si el grabador se infla en elsiguiente “1 paso”. Si el paciente reanuda la medición, coloque/ .
las pilas y pulse el interruptor
Durante el modo en espera de S-BPM se puede realizar la
medición manual de la presión arterial.
El resultado de medición de la medición manual de la presión
arterial se puede almacenar en la memoria.
Cuando se detiene la S-BPM, el código de error E07 apareceen la pantalla OLED y se almacena en la memoria.

Para iniciar la S-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Las operaciones son las siguientes:
Programas de S-BPM
Presión arterial en el consultorio OBP
Presión arterial automática en el
consultorio
AOBP
Presión arterial en el domicilio HBP
Presión arterial automática nocturna
ANBP
Presión arterial autovigilada
automáticaASBP
71

Operaciones
Pulse el interruptor/
para iniciar el programa
predefinido durante elmodo de espera.
El programa predefinido
entra en standby hasta la“hora de inicio” o la “horade inicio de la alarma”.

Para medir la presión arterial durante la S-BPM de inmediato.
(Medición manual de la presión arterial de S-BPM)

Paso 1. Si la indicación del LCD está oculta, pulse el interruptor
START/STOP o EVENT para volver a la pantalla del modode espera de S-BPM.
Paso 2. Presione el interruptor/
durante el modo de espera de
S-BPM.
Se llevarán a cabo las mediciones de presión arterial de“1 paso” inmediatamente.

Para detener o suspender la S-BPM

Las operaciones son las siguientes:

Programas de
S-BPM

Operaciones

Presión arterial en el
consultorio
OBP
Presión arterial
Pulse el interruptor/
para detener laautomática en el
medición de la presión arterial.
consultorio
AOBP
Presión arterial en el
domicilio
HBP
Presión arterial
Pulse el interruptor/
para detener laautomática nocturna medición de la presión arterial. En la
ANBP siguiente hora de inicio, se medirá la presión
arterial o sonará un zumbido.
#1
Presión arterial
Si necesita detener por completo el
autovigilada
grabador, saque las pilas del grabador oautomática
ASBP
cambie a OBP, AOBP o HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM”.
72

8.7.3. Medición manual
Use la medición manual de la presión arterialpara una medición
de prueba provisional y mediciones inmediatas de la presión
arterial.

Nota
Durante el modo en espera se puede realizar de inmediato la
medición manual de la presión arterial.
El resultado de la medición se almacena en la memoria.

Para medir la presión arterial durante la A-BPM de inmediato.
(Medición manual de la presión arterial de A-BPM)

Paso 1. Si la indicación del OLED está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver ala pantalla del modo de espera de A-BPM. El modo deespera de A-BPM es un estado en el que la presión
arterial no se mide durante el tiempo de intervalo.
Paso 2. Pulse el interruptor START/STOP durante el modo deespera de A-BPM.

Para medir la presión arterial durante la S-BPM de inmediato.
(Medición manual de la presión arterial de S-BPM)

Paso 1. Si la indicación del LCD está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver a lapantalla del modo de espera de S-BPM.
Paso 2. Presione el interruptor/
durante el modo de esperade S-BPM.
Se llevarán a cabo las mediciones de presión arterial de“1 paso” inmediatamente.
738.7.4. Detención y suspensión de la medición
Las mediciones manuales de la presión arterial, A-BPM, S-BPM
y pueden detenerse o suspenderse de inmediato.

Nota
Cuando se detiene la medición de presión arterial, el código dedetención E07 aparece en la pantalla OLED y se almacena
en la memoria.

Para suspender una A-BPM

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. La marca

aparece oculta. Se suspende la A-BPM.

Para parar durante una A-BPM

Cuando se pulsa el interruptor START/STOP durante una
medición de presión arterial, el aire se libera inmediatamentey la medición actual se detiene. Sin embargo, la A-BPM
continúa. La siguiente medición de la presión arterial serealiza según los ajustes de la A-BPM.

74

Para detener o suspender la S-BPM
Las operaciones son las siguientes:
Operaciones

Programas de
S-BPM
Presión arterial en el
consultorio
OBP

Presión arterial
Pulse el interruptor/
para detener laautomática en el
medición de la presión arterial.
consultorio
AOBP
Presión arterial en el
domicilio
HBP
Presión arterial
Pulse el interruptor/
para detener laautomática nocturna medición de la presión arterial. En la
ANBP siguiente hora de inicio, se medirá la presión
arterial o sonará un zumbido.
#1
Presión arterial
Si necesita detener por completo el
autovigilada
grabador, saque las pilas del grabador oautomática
ASBP
cambie a OBP, AOBP o HBP.
#1 : Consulte “6.2.1. Programas de S-BPM”.

75

8.8. Conexión del grabador al periférico dedicado
8.8.1. Conexión con el cable USB
Consulte el manual de instrucciones de Administrador de datosde ABPM para obtener más información sobre la configuraciónde la comunicación.

Conexión del cable
Conecte un cable USB autorizado al terminal micro USB.
Inserte el cable en la dirección correcta. Una conexión
inadecuada puede ocasionar fallos y mal funcionamiento.
Confirme que el cable del terminal está conectado
correctamente.
La presión arterial no se puede medir durante lacomunicación USB.
No lo conecte al paciente cuando el grabador esté
conectado al cable. El cable podría enroscarse en el cuelloo el cuerpo.
Preparación del periférico dedicado
Retire el grabador y el manguito del paciente antes deconectar el grabador (TM-2441) al periférico dedicado.

Para conectar el grabador al periférico dedicado mediante el cable USB
Paso 1. Abra el terminal micro USB del grabador.
Conecte el cable USB complementario.

Terminal micro USB
Cable USB76

Para iniciar la comunicación de datos con el periférico dedicado
Paso 1. Conecte el cable micro USB entre el
grabador y el periférico dedicado.

Conecte el cablemicro USB

Paso 2. Suena un zumbido y se muestra
en el LCD.
El estado de comunicación de datos
entra en modo standby.

Modostandby

Paso 3. Realice el análisis usando elperiférico dedicado. El estado decomunicación de datos solo entra
en el modo en línea activo
durante la comunicación USB.

Modo enlínea activo

Para detener la comunicación de datos con el periférico dedicado
Paso 1. Retire el cable en modo standby.

77

8.8.2. Uso de la comunicación por Bluetooth®
Un dispositivo Bluetooth necesita emparejarse con un otro
dispositivo para comunicar con ese dispositivo. Cuando el
grabador se empareja con un dispositivo, ambos pueden
comunicarse automáticamente.

Nota
Asegúrese de apagar el resto de dispositivos Bluetooth al
realizar el emparejamiento. No se pueden emparejar múltiples
dispositivos al mismo tiempo.
Si el grabador está emparejado con otro dispositivo, el primer
dispositivo se desemparejará.
Si los dispositivos no pueden comunicarse tras el
emparejamiento, pruebe a emparejarlos de nuevo.

Emparejamiento Bluetooth®

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver ala pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el interruptor EVENT hasta que semuestre Pairing (después de FlightMode ) en el OLED.
El grabador empieza a esperar la sincronización.
Paso 4. Cuando haya finalizado la sincronización Bluetooth, semuestra la marcaen la pantalla LCD.
Si cancela la sincronización actual, mantenga pulsado elinterruptor EVENT . El grabador continúa a la pantalla delmodo de espera.
78

8.8.3. Suspensión de la comunicación por Bluetooth® (Modo avión)
El modo avión puede suspender la comunicación Bluetooth.

Uso del modo avión

Paso 1. Establezca el interruptor AUTO en “OFF”.
Paso 2. Si la indicación de la pantalla está oculta, pulse elinterruptor START/STOP o EVENT para volver ala pantalla del modo de espera.
Paso 3. Mantenga pulsado el interruptor EVENT hasta que semuestre FlightMode en el OLED.
Paso 4. El modo avión puede activarse o desactivarse mediante elinterruptor START/STOP .
FlightMode
ON

Interruptor START/STOP

FlightMode
OFF

Paso 5. Pulse el interruptor EVENT para volver a la pantalla delmodo de espera.

799. Mantenimiento

9.1. Almacenamiento, inspección y gestión de la seguridad del producto
Los instrumentos sanitarios, como este grabador, deben
gestionarse para que funcionen correctamente cuando senecesiten y para velar de forma fiable por la seguridad delpaciente y el operador. Como norma básica, es necesario que
el paciente inspeccione este instrumento con comprobaciones
básicas, como la “inspección antes del uso”.
La gestión diaria, como la inspección antes del uso, es necesaria
para mantener el rendimiento, la seguridad y la eficacia delgrabador.
Recomendamos realizar una inspección periódica anual delgrabador.

Nota

La institución médica debe realizar la gestión del mantenimientopara garantizar el uso seguro del instrumento sanitario.

80

9.2. Limpieza del producto
Limpie el grabador antes y después de cada uso.
Limpie el grabador antes de utilizarlo con el próximo
paciente.
Para limpiar el grabador, no lo sumerja ni rocíe agua
sobre él. Podría impedirse el correcto funcionamiento.
Limpie bien el grabador después de lavarlo con agua
y soluciones antisépticas para no invadir el interior delgrabador.
Desinfecte periódicamente el grabador para evitar
infecciones. No utilice esterilizadores en el grabador.
Para limpiar el grabador, no utilice disolventes orgánicos(como disolventes) ni soluciones de povidona yodada.
Podría producir descoloración o impedirse el correcto
funcionamiento.
No utilice dispositivos como secadores de pelo para secar
el grabador. Podría impedirse el correcto funcionamiento.

Confirmación después de limpiar el brazalete
Asegúrese de que el brazalete está correctamente
insertado en la tela del brazalete. Si no es así, podrían
ocasionarse daños o explosiones durante el inflado.

Limpieza del grabador

Limpie la suciedad y el polvo del exterior del grabador con un
paño seco y suave humedecido en agua fría o tibia y bien
escurrido. En el caso de que se adhieran medicinas, sangre, etc.
a la carcasa, en primer lugar límpielo con una gamuza
humedecida en una solución aséptica bien escurrida.
A continuación, limpie la carcasa con un paño seco y suave
humedecido en agua fría o tibia y bien escurrido.
81

Recomendamos el uso de químicos (nombre del ingrediente)de solución antiséptica en la tabla (Ejemplo de solución
antiséptica (nombre del ingrediente)).

Limpieza del brazalete

Cuando limpie y desinfecte la funda y la tela del brazalete, retire lacámara del interior de la tela. Limpie la suciedad y el polvo con un
paño seco y suave humedecido en agua fría o tibia y bien escurrido.
Consulte las soluciones antisépticas de la tabla (Ejemplo desolución antiséptica (nombre del ingrediente)) al realizar ladesinfección.
Ejemplo de solución antiséptica (nombre del ingrediente)
Nombre del componente

Nombre del producto

Cloruro de benzalconio

Solución 10 % cloruro debenzalconio

Isopropanol

70 % en 1-propanol

EtanolEtanol para desinfección de 76,9 a
81,4 vol%Lea la prescripción descrita en el producto para utilizarla.

Nota
El brazalete y la manguera de aire son bienes consumibles.
Cuando ocurran errores de medición con frecuencia y no sepueda realizar la medición de la presión arterial, sustituya elbrazalete y la funda por otros nuevos. Consulte “10. Elementos
opcionales (bajo petición)” de este manual.

82

9.3. Inspección periódica
Realice una inspección periódica diaria para usar correctamente
el grabador.
La inspección se describe más abajo:

9.3.1. Inspección previa a la instalación de las pilas
Elementos

Descripción
No hay daños o deformaciones por gotas.
Exterior
No hay suciedad, óxido o arañazos en ninguna pieza.
No hay grietas ni ruidos en el panel.
Funcionamiento No hay ruidos en los interruptores y botones.
Pantalla
El panel no está sucio ni rayado
La manguera de aire no se debe doblar. Si queda aire enel brazalete, puede ocasionar una disfunción periférica aldetener el flujo de sangre del brazo.
La cámara del brazalete está correctamente insertada
en la tela del brazalete.
El brazalete no aparece deshilachado. El brazalete no
se deshilacha.
Sustituya el brazalete si encuentra algún problema.
Mediciones
El brazalete es desechable.
Brazalete
Si aparece una grieta o material adhesivo en laconexión entre el brazalete y la cámara del brazalete.
Si la manguera de aire pierde su flexibilidad y seendurece.
Si la superficie de la manguera de aire se vuelve
brillante o presenta un tacto oleoso.
Cuando la cámara de aire tiene grietas.
#1 Recomendamos que sustituya los brazaletes cada tresaños, independientemente de la frecuencia de uso.
Herramientas
No hay daños en la funda de transporte, el cinturón o elde transporte
brazalete.
El enchufe de aire está conectado correctamente al zócalo
Conexiónde aire.

83

9.3.2. Inspección después de la colocación de las pilas
Elemento

Descripción
No hay fuego, humo u olores ofensivos.
Exterior
No hay sonidos extraños.
No hay problemas en el funcionamiento deOperación
los interruptores y botones.
Los valores de medición se aproximan a losvalores habituales.
MedidasManguito
No hay sonidos ni acciones extraños durante
la medición.
Si los valores de presión arterial son
Inspección del valor
incorrectos, póngase en contacto con su
de presión arterial
proveedor local.

849.4. Desechado
En cuanto al desechado y reciclaje del producto, conforme a lasmedidas de protección medioambiental, siga las leyes de su
gobierno local.

Desechado del manguito

El manguito gastado por un paciente es un residuo sanitario.
Deséchelo correctamente como tal.

Desechado de la pila integrada recargable
El grabador dispone de una batería interna de respaldo.
Para desechar el grabador, deshágase de la batería según
la normativa medioambiental local vigente.

Otros

NombrePieza
Carcasa

Material
CartónAmortiguación de aire, embalaje
Paquete Amortiguación
especial
Bolsa
ViniloCarcasa
Resina de ABS + PC
PartesPartes generalesinteriores
ChasisHierroGrabador Batería de
Batería de botón de litio recargable:
reserva delML2016H
tableroPila alcalina: 1,5V tamaño LR6 o AA
Pila
Pila recargable:
Tamaño AA
Pilas de Ni-MH, 1.900 mAh o más85

9.5. Solución de problemas
Consulte la siguiente lista de comprobación y el código deerrores antes de ponerse en contacto con su proveedor local.
Si estas medidas no mejoran el problema o vuelve a producirse,
póngase en contacto con su proveedor local.
Problema

Causa principal

Solución

No se muestra nada al
Se ha agotado la pila.
pulsar los interruptores.

Sustituya las pilas por otras
nuevas.

La visualización delNo se muestra nada en
panel OLED puedeel OLED durante ladesaparecer por el
A-BPM.
efecto electrostático.

Retire las pilas y vuelva a
colocarlas.

El reloj se establece amenudo.

La batería de reserva Cárguela durante 48 horas
no carga.
#1 con pilas nuevas.

No hay presurización

El brazalete no estáconectado
correctamente.

Compruebe el brazalete y la
manguera de aire en busca
de pliegues, dobleces ymalas conexiones.

Asegúrese de que el cable
No hay comunicación
Se ha desconectado elesté conectado
USB#2 cable de comunicación
correctamente.
No se puede abrir lacubierta de pilas

No se han utilizado pilas Póngase en contacto condel tamaño adecuado. su proveedor local.

#1 : Los usuarios (personal no autorizado para el mantenimiento)
no puede sustituir la batería de reserva (batería de litio)
colocada en el tablero electrónico del interior de grabador.
La batería de reserva se carga con las pilas (tamaño LR6o AA) usadas para la medición.
#2 : Se necesita un periférico dedicado.

No desmonte ni modifique el grabador. Podría dañarlo.
869.6. Códigos de error
Códigos de error de medición
CódigoSignificado

Causa y tratamiento

Suelte el aire que queda en elError de presión ceromanguito.
Batería baja

Fallo en lapresurización

Sustituya las pilas por unas nuevas.
El inflado no alcanza la presión
objetivo.
Confirme la conexión del manguito.
Si no hay problemas con laconexión del manguito, puede que
el grabador haya funcionado mal
y requiera una inspección.

Se ha producido movimiento corporal
durante la presurización. Relájese
La presión supera losy permanezca en silencio durante la
299 mmHg
medición. Si el tratamiento no es
suficiente, inspeccione el grabador.
Detención forzada
con el interruptor
START/STOP o/ .

Pulse el interruptor START/STOP o/solo cuando sea necesario.

La presión arterial nose puede medir.

El latido no se puede detectar acausa de movimientos corporales
o ruido de la ropa.
Relájese y no se mueva.
Confirme la posición del manguito.
Si el fallo aparece incluso estando
relajado, póngase en contacto con
su proveedor para inspeccionar
y reparar el grabador.
87

CódigoSignificado

Causa y tratamiento

Error del sensor deaceleración
integrado.

Retire las pilas y vuelva a colocarlas.

Movimiento corporal
excesivo.

Relájese y permanezca en silencio
durante la medición.

Fuera de rango,
30 PUL 200
Fuera de rango,
30 DIA 160
Fuera de rango,
60 SYS 280
Fuera de rango,
10 PP 150

#1

Si estos errores aparecen varias
veces, intente realizar otra medición
de la presión arterial.
#1
PP = SYS - DIA
SYS: Presión arterial sistólica
DIA : Presión arterial diastólica
PP : Presión diferencial

La medición supera
los 180 segundos.

Si la velocidad de inflado o desinflado
es lenta, hay que realizar una
inspección.

El desinflado supera
los 90 segundos.

La velocidad de desinflado puede serlenta, hay que realizar una inspección.

No se puede detectar el latido a causa
No se puede detectar de movimiento corporal, etc. Mida la
el latido.
presión arterial relajado y sin
moverse.
Si el tiempo de intervalo se establece
Los ajustes delen 120 minutos, la diferencia entre latiempo de intervalo no última hora de inicio y la siguiente
son correctos.
hora de inicio no puede dividirse en
dos horas perfectamente.
Error de presión ceroen el circuito deseguridad.

Aparece en la hora de inicio de
medición.
Suelte totalmente el aire que queda
en el manguito.
88

CódigoSignificado

El circuito deseguridad detecta
una sobrecarga depresión.

Causa y tratamiento
Puede que se detecte movimiento
corporal durante la presurización.
Relájese y no se mueva durante la
medición.
Si el error aparece con el paciente
relajado y quieto, póngase en
contacto con el proveedor pararealizar una inspección.

Códigos de error del hardware del grabador
CódigoSignificado

Error de memoria

Causa y tratamiento

Pueden registrarse impactos
fuertes, como una caída delgrabador.
Si este código se muestra con
frecuencia, podría producirse un
mal funcionamiento de la memoria
integrada. Póngase en contacto
con su proveedor para realizar una
inspección.

Nota
Los códigos de error pueden cambiar sin aviso.

8910. Elementos opcionales (bajo petición)

Manguitos

NombreDescripción
Código de pedido
Manguito pequeño
Circunferencia del brazo
TM-CF202A
para el brazo izquierdo de 15 a 22 cm
de 5,9"a 8,7"
Manguito para adulto
Circunferencia del brazo
TM-CF302A
para el brazo izquierdo de 20 a 31 cm
de 7,8"a 12,2"
Manguito grande
Circunferencia del brazo
TM-CF402A
para el brazo izquierdo de 28 a 38 cm
de 11,0"a 15,0"
Manguito extragrande
Circunferencia del brazo
TM-CF502A
para el brazo izquierdo de 36 a 50 cm
de 14,2"a 19,7"
Manguito para adulto
Circunferencia del brazo
TM-CF802A
para el brazo derecho de 20 a 31 cm
de 7,8"a 12,2"
Manguito desechable
10 láminas TM-CF306A
Funda del manguito pequeño para el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024667-S
Funda del manguito para adulto para el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024500-S
Funda del manguito grandepara el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024663-S
Funda del manguito extragrande para el brazo izquierdo 10 láminas AX-133024503-S
Funda del manguito para adulto para el brazo derecho 10 láminas AX-133024353-S
Tela del manguito pequeño
para el brazo izquierdo 2 láminas AX-133025101-S
Tela del manguito para adulto para el brazo izquierdo 2 láminas AX-133024487-S
Tela del manguito grandepara el brazo izquierdo 2 láminas AX-133025102-S
Tela del manguito extragrande para el brazo izquierdo 2 láminas AX-133025103-S
Tela del manguito para adulto para el brazo derecho 2 láminas AX-133025104-S
Adaptador para manguera de–
TM-CT200-110
aire

90

Análisis de los datos
NombreDescripción

Cable USB

Otros

NombreCódigo de pedido–

AX-KOUSB4C

Descripción

Código de pedido

Hoja de registro de la
10 láminas
actividad

AX-PP181-S

Funda de transporte–

AX-133025995

Cinturón–

AX-00U44189

Pinzas

5 unidades

AX-110B-20-S

91

11. Apéndice11.1. Principios de la medición de presión arterial
Procedimiento de medición: Envuelva la parte superior del brazo
con el manguito. Infle el manguito a una presión superior a lapresión arterial sistólica. A continuación, suelte el aire delmanguito gradualmente. Cuando se detecta presión en el
manguito en la etapa de liberación de aire, aparece la forma deonda del pulso en sincronización con el latido. La forma de ondadel pulso se incrementa repentinamente junto a la presión
arterial sistólica. Aumenta todavía más con la liberación hasta
que alcanza su mayor amplitud y, después, disminuye
gradualmente. Los cambios en la forma de onda del pulso seilustran en la página siguiente. En la medición oscilométrica de lapresión arterial, la presión arterial sistólica se especifica como elpunto en el que la amplitud aumenta repentinamente después dedetectar el pulso en la presión del manguito, lo que significa quela presión arterial se especifica como el punto en el que laamplitud alcanza su mayor grado, mientra que la presión arterial
diastólica se especifica como el punto en el que la amplitud
disminuye gradualmente y se vuelve pequeña. Para ser exactos,
el sensor de presión detecta los cambios sutiles en la presión del
manguito, almacena la forma de onda del pulso en la memoria yevalúa las presiones arteriales sistólica y diastólica en funcióndel algoritmo de medición oscilométrica. Los detalles delalgoritmo varían con el monitor de presión arterial. Los valores
de presión arterial en adultos y niños se miden con el método
oscilométrico y se comparan con los medidos según el método
auscultatorio. La presión arterial diastólica se define como elpunto final de la fase 4 en el método auscultatorio. La forma deonda del pulso en el manguito depende de las características delmaterial del manguito. Por ello, al usar el manguito y el algoritmo
de medición indicados, se mantiene la precisión de la medición.
La longitud de la manguera de aire es de hasta 3,5 m a causa delas características de amortiguación de la propagación de las
ondas de pulso.
92

mmHg Presión del manguito (brazo izquierdo)
Método directo (brazo izquierdo)
200
150
100
50
0
TiempoPresión del manguito (brazo izquierdo)
Método directo (brazo izquierdo)
200
150
100
50
0
TiempoPresión arterial sistólica
Presión arterial media
Presión arterial diastólica
Método con micrófono
Método de medición
oscilométrica

Factores de error de la medición de la presión arterial

El gráfico de pulso puede ser un indicador
objetivo de la fiabilidad de la precisión de la
medición. Cuando se dan ruidos a causa delatidos irregulares o movimientos físicos, laamplitud del gráfico cambia. Cuando el gráfico
de pulso no presenta un contorno suave,
vuelva a comprobarlo o use otros métodos.

Colocación del manguito a la misma altura que el corazón

Gráfico de pulso

Envuelva el brazo con manguito a la misma altura del corazón.
Si la posición del manguito no es correcta, se produce un error
en la medición. Por ejemplo, si el manguito está 10 cm más
abajo que el nivel del corazón, la presión arterial se medirá
7 mmHg más alto.
93

Tamaño adecuado del manguito

Use un manguito de un tamaño adecuado. Si es demasiado
grande o demasiado pequeño, se podrían producir errores demedición. Las mediciones con un manguito demasiado pequeño
tienden a evaluar la presión como alta, independientemente dela presión arterial correcta y las arterias normales. Las
mediciones con un manguito demasiado grande tienen a evaluar
la presión como baja, especialmente en aquellas personas con
arteriosclerosis grave o con válvulas arteriales anómalas. Un
tamaño de manguito erróneo es la causa de diferencias entre el
método directo y el método de medición oscilométrico. El
manguito cuenta con una etiqueta que describe el rango de lacircunferencia del brazo. Seleccione y conecte un manguito deltamaño adecuado para cada paciente. La precisión de la
medición de la presión arterial está garantizada por la precisiónde la presión en el sensor de presión, las características deescape y el algoritmo de medición, siempre mientras que se use
un manguito y una manguera de aire adecuados. Inspeccione laprecisión de la presión en el sensor de presión y las
características de escape periódicamente.

9411.2. Información de EMC
Los requisitos que se aplican a los instrumentos electrónicos
sanitarios se describen a continuación:

Rendimiento relativo a las directrices EMD

El uso del grabador requiere el cumplimiento de determinadas
precauciones sobre EMD (perturbaciones electromagnéticas).
Utilice el grabador según las precauciones sobre EMD que se
describen en este manual. El equipo de comunicaciones deRF móvil y portátil (p. ej. teléfonos móviles) puede afectar al uso
de equipamiento médico eléctrico.

Accesorios que cumplen con los estándares EMD

Los accesorios y opciones para el grabador son conformes
al estado de IEC60601-1-2:2014. Si se utilizan accesorios no
autorizados, pueden aumentar las emisiones y reducirse la
inmunidad al ruido.

Use accesorios designados por la empresa A&D.
Los accesorios no autorizados pueden verse influenciados
por emisiones electromagnéticas y presentan inmunidad
reducida frente a perturbaciones.

LÍMITES DE EMISIÓN
Fenómeno
Emisiones de RF radiadas

Cumplimiento
CISPR 1195

Grupo 1、Clase B

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de envolvente
Fenómeno
Niveles de prueba de inmunidad
Contacto ±8 kVDescarga electrostática
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en aire
10 V/mCampos RF EM radiada
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % AM a 1 kHz
Consulte la tabla (Especificaciones
Campos de proximidad dede prueba para INMUNIDAD DE
equipos de comunicaciones
PUERTO DE ENVOLVENTE
inalámbricas de RFa equipos de comunicaciones
IEC 61000-4-3
inalámbricas de RF)
Campos magnéticos a
30 A/mfrecuencia industrial
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de ACOPLE DE PACIENTE
Fenómeno
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2

Niveles de prueba de inmunidad
Contacto ±8 kV±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en aire

NIVELES DE PRUEBA DE INMUNIDAD: Puerto de entrada/salida de señal
Fenómeno
Descarga electrostática
IEC 61000-4-2

Niveles de prueba de inmunidad
Contacto ±8 kV±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV en aire
±1 kVTransitorios eléctricos rápidos
Frecuencia de repetición deen ráfaga
IEC 61000-4-4
100 kHz3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Perturbaciones conducidas
6 V en ISM y bandas de frecuencia
de radioaficionado entre
inducidas por campos de RF
0,15 MHz y 80 MHz
IEC 61000-4-8
80 % AM a 1 kHz
96

450

430 – 470

GMRS 460
FRS 460

704 – 787

Banda LTE
13,17

710
745
780
810
870
930
1.720
1.845

1.970

2.450

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820
800 – 960
CDMA 850
Banda LTE 5
GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
1.700 – 1.990
Banda LTE
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN
2.400 – 2.570 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 75.240
5.500 5.100 – 5.800
5.785

WLAN
802.11 a/n

Nivel de prueba deinmunidad(V/m)

TETRA 400

Distancia(m)Servicio

380 – 390

Potencia máxima
(W)

Banda
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulación depulsos
18 Hz

2

0,3

28

Modulación depulsos217 Hz20,328Modulación depulsos217 Hz20,328Modulación depulsos217 Hz

0,2

0,3

9

Modulación

Frecuencia deprueba(MHz)

Especificaciones de prueba para INMUNIDAD DE PUERTO DEENVOLVENTE a equipos de comunicaciones inalámbricas de RF

Modulación depulsos
18 Hz
FMDesviación ±5
kHz
1 kHz sen
Modulación depulsos217 Hz97

NOTAS

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123