Français (Traduction)

Enregistreur pour tensiomètre
ambulatoire

Tensiomètre ambulatoire

1WMPD4005207

2311

2017 A&D Company, Limited. Tous droits réservés.
Cette publication ne peut en aucun cas être reproduite,transmise, transcrite ou traduite dans d’autres langues, àquelque fin ou par quelque moyen, même partiellement, sansl’autorisation écrite de A&D Company, Limited.
Le contenu de ce mode d’emploi et les spécificités del’instrument mentionné dans ce mode d’emploi peuvent êtremodifiés sans préavis dans un but d’amélioration.
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisationde ces marques par A&D s’effectue sous licence.
Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont lapropriété de leurs détenteurs respectifs.

Conformité

Conformité à la directive européenne
Le dispositif est conforme à la directive relative aux dispositifs
médicaux 93/42/CEE.
Ceci est confirmé par la marque de conformité CE accompagnée dunuméro de référence de l’autorité désignée.
Le dispositif est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le dispositif est conforme à la directive RED 2014/53/UE sur leséquipements radioélectriques.
A&D Company, Limited déclare par la présente que le dispositif est
conforme à la directive RED 2014/53/UE sur les équipements
radioélectriques.
Le texte complet de la déclaration de l’UE est disponible à l’adresse
Internet suivante :http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Conformité aux réglementations de la FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations de laFCC. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce
dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) ce dispositif
doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant deprovoquer un fonctionnement non désiré. (FCC = Federal
Communications Commission aux États-Unis.)

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Tout changement ou toute modification non expressément autorisé(e)par la partie responsable de la conformité peut annuler l’autorisation del’utilisateur à exploiter l’appareil. Cet émetteur ne doit pas être installé
ou utilisé en conjonction avec d’autres antennes ou d’autres émetteurs.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux
rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé etrespecte les directives d’exposition aux radiofréquences (RF) de laFCC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est
considérée conforme sans évaluation du débit d’absorption spécifique(DAS).

TM-2441 Mode d’emploiiConformité aux règles IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pascauser d’interférences et (2) ce dispositif doit accepter touteinterférence, y compris celles risquant de provoquer un fonctionnement
non désiré du dispositif.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux
rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé etrespecte les règles d’exposition aux radiofréquences (RF) CNR-102 del’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est
considérée conforme sans évaluation du débit d’absorption spécifique(DAS).

Conformité à la réglementation EMD australienne
Ce dispositif est conforme aux exigences suivantes :Norme d’émission EMD pour les équipements industriels, scientifiqueset médicaux AS/NZS 2064:1997, norme EMD d’immunité générique
AS/NZS 4252. 1:1994. Les dispositions ci-dessus sont symbolisées
par le label C-Tick.

Transmission Bluetooth®
Ce dispositif est équipé d’une fonction Bluetooth sans fil et peut seconnecter au Bluetooth des dispositifs médicaux compatibles avec
cette technologie sans fil.
Applications et appareils compatibles avec Bluetooth 4.1.
Chaque appareil a besoin d’une application afin de recevoir desdonnées.

ii

Significations Mises en garde

Pour prévenir tout accident en raison d’une manipulation
incorrecte, ce produit et son mode d’emploi contiennent lesmarques ou signaux de mise en garde suivants.
La signification de ces marques ou signaux de mise en garde est
indiquée ci-dessous.

Significations Mises en garde

Signale un danger immédiat qui, s’il n’est pas évité,
causera la mort ou une blessure grave.
Signale un danger potentiel qui, s’il n’est pas évité, peutcauser la mort ou une blessure grave.
Signale un danger potentiel qui, s’il n’est pas évité, peutcauser une blessure légère à modérée. Il peut également
servir à alerter l’utilisateur contre une utilisation
dangereuse.

Exemples de symboles

Le symbole
signifie « Avertissement ». La nature de la
prudence requise est décrite à l’intérieur ou à côté du symbole, àl’aide d’un texte ou d’une image. L’exemple indique unavertissement contre les chocs électriques.
Le symbole
signifie « À ne pas faire ». L’action interdite est
décrite à l’intérieur ou à côté du symbole, à l’aide d’un texte ou
d’une image.
L’exemple indique de « Ne pas démonter ».

Le symbole
indique une action obligatoire. L’action
obligatoire est décrite à l’intérieur ou à côté du symbole, à l’aide
d’un texte ou d’une image. L’exemple indique une action
obligatoire générale.

AutresFournit des informations utiles à l’utilisateur pour faire

Remarque fonctionner l’appareil.

Les précautions pour chaque opération sont décrites dans les pages
de ce mode d’emploi. Veuillez lire le mode d’emploi avant la première
utilisation.
iii

Précautions d’utilisation
Afin d’utiliser le TM-2441 (l’enregistreur pour le tensiomètre
ambulatoire) correctement et en toute sécurité, veuillez lire
attentivement les précautions suivantes avant la première utilisation
du tensiomètre. Les points suivants résument les questions
générales concernant la sécurité des patients et des opérateurs,
ainsi que la manipulation sécurisée du tensiomètre. Les précautions
pour chaque opération sont décrites dans les pages de ce moded’emploi. Veuillez lire le mode d’emploi avant la première utilisation.
1. Précautions lors du port et du rangement de l’enregistreur.
Gardez l’enregistreur hors de portée des zones en présenced’anesthésiques inflammables ou de gaz inflammables, deschambres d’oxygène haute pression et des tentes à oxygène.
N’utilisez pas l’enregistreur en association avec un systèmed’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Afin de préserver les capacités de ce dispositif, tenez compte desconditions environnementales suivantes lors de l’utilisation et durangement de l’enregistreur. Les performances de l’enregistreur
risquent d’être affectées par une température excessive, l’humidité
et l’altitude.
Évitez les lieux où le l’enregistreur pourrait être aspergé d’eau.
Évitez les lieux où le tensiomètre pourrait être exposé à unehaute température, à un taux élevé d’humidité, à la lumière
directe du soleil, à la poussière, au sel et au soufre dans l’air.
Évitez les lieux où l’enregistreur pourrait être heurté, sujet à desvibrations ou à des impacts (même durant le transport).
Évitez les lieux où des produits chimiques ou des gaz sontmanipulés.
iv

Conditions de fonctionnement :Température : +10 °C à +40 °C,
Humidité :30 % HR à 85 % HR (sans condensation).
Conditions de transport et de stockage :Température : - 20 °C à +60 °C,
Humidité :10 % HR à 95 % HR (sans condensation).

2. Précautions avant l’utilisation de l’enregistreur.
Vérifiez que l’enregistreur fonctionne correctement et en toutesécurité.
Quand l’enregistreur est utilisé avec d’autres dispositifs, cela
risque de causer un mauvais diagnostic ou des problèmes desécurité. Vérifiez que les dispositifs peuvent être connectés entoute sécurité.
Vérifiez s’il y a des interférences mutuelles avec d’autres
dispositifs médicaux. Vérifiez que l’enregistreur peut être utilisé
correctement.
Utilisez des accessoires, des options et des consommables
spécifiés par A&D.
Lisez attentivement les modes d’emploi fournis pour chaqueélément optionnel. Les avertissements et les mises en garde nesont pas décrits dans ce manuel.
Pour une utilisation correcte et sécurisée de cet enregistreur,effectuez toujours une inspection avant utilisation.
Laissez l’enregistreur dans des conditions de fonctionnement
normales pendant une heure ou plus avant de l’utiliser.
Connectez uniquement le périphérique dédié au connecteurUSB.
Ne connectez pas d’autres dispositifs.
À l’exception du brassard autorisé par A&D, ne raccordez pasà la prise d’air.

vPréparation de l’enregistreur
Supprimez les dernières données stockées dans l’enregistreur
avant de l’utiliser sur le patient suivant.
Remplacez les piles avant que le patient suivant n’utilise
l’enregistreur.
Dispositif
Utilisez uniquement l’appareil pour établir un diagnostic et descontre-mesures.
Vérifiez que le flexible d’air et le brassard sont correctement portés.
(Exemple : vérifiez qu’il n’y a pas de pli ni de tension au niveau duflexible d’air, vérifiez la position et l’orientation du brassard.)
Instructions pour les patients portant le dispositif
Montrez au patient comment mettre le commutateur AUTO sur« OFF » pour arrêter l’enregistreur en cas de problème.
Montrez au patient comment retirer rapidement l’enregistreur en cas
de douleur ou de problème.
Soyez prudent lors d’une utilisation près de bébés ou de jeunes
enfants, car ils risquent de s’étouffer avec le flexible d’air.
3. Précautions pour les piles utilisées lors de la mesure de la tension
artérielle.
Installez les piles en respectant les symboles de polarité « + » et« - » figurant à l’intérieur du couvercle des piles. (Attention aux
polarités)Remplacez les piles usagées par des neuves en même temps.
Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser
l’enregistreur pendant une période prolongée. La pile peut fuir etentraîner un dysfonctionnement.
Utilisez deux piles alcalines (taille AA) ou des piles rechargeables
spécifiées (taille AA, Ni-MH).
Maintenez enfoncée la borne à ressort « - » avec la pile.
Faites glisser et installez la borne « + » de la batterie sur la borne« + » du compartiment des piles. Si vous installez la pile à partirde la borne « + », cela risque d’endommager le couvercle despiles.
Ne touchez pas la pile et le patient en même temps. Cela
risque de provoquer un choc électrique.
vi

N’utilisez pas une pile neuve et une pile usagée simultanément.
N’utilisez pas des piles de différents types et fabricants. Sinon,cela risque de causer une fuite, de la chaleur et une explosion.
L’enregistreur risque de dysfonctionner.
4. Précautions pendant l’utilisation.
N’utilisez pas l’enregistreur en conduisant une voiture ou d’autres
véhicules.
Exemple : L’enregistreur risque de gêner le mouvement du corps
ou des bras lorsque vous conduisez, etc.

Ce dispositif médical ne peut être actionné que par un médecin
ou une personne autorisée par la loi. Expliquez au patientcomment l’utiliser correctement et vérifiez qu’il est capabled’arrêter la mesure en cas de problème.
N’utilisez pas de téléphone mobile à proximité de l’enregistreur(moins de 30 cm). Cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Arrêtez d’utiliser l’enregistreur et mettez le commutateur AUTO
sur « OFF » si le patient ressent une douleur au bras ou si lamesure est incorrecte.
N’utilisez pas l’enregistreur dans un fort champ magnétique ouélectrique.
N’utilisez pas l’enregistreur sur un patient branché à uncœur-poumon artificiel.

vii

Remarque

Instructions pour le patient

Si la température est basse, la charge des piles diminue et le nombre
de mesures également.
5. Précautions après l’utilisation de l’enregistreur.
Travail de traitement des données de mesure
Veillez à traiter les données de mesure immédiatement à l’aide
du périphérique dédié.
L’enregistreur
Après avoir nettoyé les accessoires, organisez-les et rangez-les.
Nettoyez l’enregistreur afin de pouvoir l’utiliser pour la prochaine
mesure.
Mettez le commutateur AUTO sur « OFF ». Si vous laissez lecommutateur AUTO sur « ON », la pressurisation de la mesure
automatique commence lors de l’heure de début de mesuresuivante et le brassard et d’autres pièces risquent d’être casséspar le gonflage.
Retirez les piles de l’enregistreur si vous envisagez de ne pas
l’utiliser pendant une période prolongée. Une fuite des piles
risque de se produire et de provoquer une panne del’enregistreur.
Évitez de laisser un enfant se servir seul de l’enregistreur.
Ne laissez pas l’enregistreur à portée de main d’un enfant. Cela
pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
Tenez le logement du connecteur lorsque vous branchez etdébranchez le câble. Ne tirez pas sur le câble.

viii

Remarque

Précautions après l’utilisation de l’enregistreur(TM-2441)
Veillez à traiter les données de mesure immédiatement à l’aide dupériphérique dédié après avoir terminé la mesure.
Batterie au lithium rechargeable de secours
L’enregistreur comporte une batterie de secours au lithium. Cette
batterie alimente l’horloge intégrée lorsque vous remplacez les piles
AA pour la mesure de tension artérielle. La batterie au lithium est
chargée grâce aux piles AA.
Comment prolonger la durée de vie de la batterie de secours
Lors de la première utilisation après l’achat ou suite à un stockage d’unmois ou plus, remplacez les piles et chargez la batterie de secours.
Une charge de 48 heures ou plus de la batterie de secours est
suffisante.
(La batterie de secours est toujours chargée grâce aux piles AA.)
Remplacez par deux piles AA neuves quand l’indicateur de charge
indique.
Quand l’indicateur de charge affiche, la mesure de la tension
artérielle et la communication des données ne peuvent pas êtreeffectuées. Remplacez par deux piles AA neuves.
Retirez les piles pour protéger l’enregistreur d’une fuite du liquide decelles-ci si vous n’utilisez pas l’enregistreur pendant un mois ou plus.

ix

6. Contre-mesures à prendre quand le dispositif présente une erreur
Cessez l’utilisation et retirez les piles AA. Si les bornes des pilessont court-circuitées, les piles risquent d’être chaudes.
En cas de dysfonctionnement, l’enregistreur risque dechauffer pendant la mesure. Manipulez-le avec soin.
Placez une étiquette d’avertissement telle que« Dysfonctionnement » ou « Ne pas utiliser » surl’enregistreur. Contactez votre revendeur.
Arrêtez tout de suite l’enregistreur lorsque la durée de mesuredépasse 180 secondes et quand la pression d’air dépasse
299 mmHg.
7. Précautions d’entretien
Vérifiez que les performances et la sécurité de l’enregistreur sontsatisfaisantes lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant une longue
période.
Pour assurer une mesure et une sécurité correctes, effectuez
l’inspection et l’entretien avant l’utilisation. L’utilisateur (hôpital,
clinique, etc.) est responsable de la gestion de l’équipement
médical. Si l’inspection et l’entretien ne sont pas correctement
effectués, un accident risque de se produire.

Utilisez un chiffon sec non pelucheux pour nettoyer
l’enregistreur.
N’utilisez pas d’agents volatiles tels qu’un diluant ou de labenzine.
N’utilisez pas un chiffon mouillé.
Ne démontez ou modifiez pas l’enregistreur (dispositifélectronique médical). Cela pourrait provoquer des dommages.
x8. Précautions et contre-mesures en cas de dysfonctionnement dû à
une puissante onde électromagnétique
L’enregistreur est conforme à la norme EMD
IEC60601-1-2:2014. Cependant, pour prévenir les interférencesélectromagnétiques avec d’autres appareils, n’utilisez pas votre
téléphone mobile à proximité de l’enregistreur.
Si l’enregistreur est installé près d’ondes électromagnétiques
puissantes, des sons peuvent s’insérer dans les formes d’onde
et causer des dysfonctionnements.
Si un dysfonctionnement inattendu se produit lors de l’utilisation
de l’enregistreur, vérifiez les interférences électromagnétiques etintervenez de manière appropriée.
N’utilisez pas la connexion Bluetooth à portée d’un appareil LAN
sans fil ou d’autres appareils sans fil, à proximité d’appareilsémettant des ondes radio, comme des fours à micro-ondes,
dans des endroits comportant beaucoup d’obstacles ou dansd’autres endroits où le signal est faible. Sinon, cela pourrait
entraîner une perte de connexion fréquente, un fort
ralentissement des vitesses de communication et des erreurs.

Les exemples suivants sont des causes générales dedysfonctionnement et leurs contre-mesures.
Utilisation de téléphones mobiles
Les ondes radio risquent de provoquer des dysfonctionnements
inattendus.
Les dispositifs de communication sans fil, les dispositifs
de mise en réseau domestique tels que lestalkies-walkies, les téléphones mobiles, les téléphones
sans fil et les dispositifs de communication similaires
risquent d’affecter l’enregistreur. Par conséquent,conservez une distance minimale de 30 cm par rapport àces dispositifs sans fil lorsque l’enregistreur est en coursde mesure.
xi

En cas d’électricité statique dans l’environnement d’utilisation(des décharges d’appareils ou de la zone environnante)
Avant l’utilisation de l’enregistreur, assurez-vous quel’opérateur et le patient sont déchargés de toute électricité
statique.
Humidifiez la pièce.
L’utilisation à proximité d’un appareil LAN sans fil
IEEE802.11g/b/n peut provoquer des interférences mutuelles,qui pourraient entraîner un ralentissement des vitesses decommunication ou empêcher la connexion. Dans ce cas,éteignez l’appareil qui n’est pas utilisé ou utilisez le tensiomètre
dans un autre endroit.

9. Protection environnementale
Avant de vous débarrasser de l’enregistreur, retirez sa batterie
au lithium.

xii

Précautions pour une mesure sécurisée

Cette section décrit les précautions concernant la mesure et lasonde. Donnez les avertissements suivants au patient etfournissez-leur suffisamment d’explications. Donnez au patientdes directives quant à l’utilisation correcte de l’appareil.

Mesure de tension artérielle
Assurez-vous que le tube n’est pas excessivement plié et quel’air s’écoule correctement. Si le flexible d’air est plié, la pression
d’air risque de rester dans le brassard, ce qui peut arrêter le flux
sanguin vers le bras.
Ne mesurez pas la tension artérielle sur un bras si le patientprésente l’un des états suivants. Cela pourrait causer un
accident ou une aggravation de la blessure.
1) Présence d’une blessure ou d’une maladie sur un bras.
2) Un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou unetransfusion sanguine.
3) Shunt à un membre pour une dialyse artificielle.
4) Alitement pendant une longue période(risque de thrombus).

Vérifiez l’état de santé du patient si vous constatez desproblèmes de mesure. Parfois l’état se dégrade au-delà de lalimite de mesure ou le flexible d’air plié stoppe le flux d’air.
Mesurer la tension artérielle trop souvent peut causer un
préjudice corporel en raison des interférences avec le flux
sanguin. Lorsque vous utilisez le dispositif de façon
répétée, vérifiez que son utilisation ne provoque pas dedéficience prolongée de la circulation sanguine.
La mesure de la tension artérielle risque de ne pas êtreprécise si le patient présente une arythmie chronique oubouge trop.
xiiiPortez le brassard au niveau du cœur. (Si le niveau est
différent, la valeur de mesure est erronée.)
L’enregistreur est un objet soumis aux influences externes.
Si vous doutez de la valeur de mesure, mesurez la tension
artérielle en auscultant ou en palpant.
Une erreur de mesure peut se produire si la circonférence
du brassard n’est pas adaptée au bras du patient.
Ne gonflez pas le brassard tant qu’il n’est pas enroulé autour
du bras du patient. Cela risquerait d’endommager le brassard
et de le faire exploser.

Remarque

La mesure de la tension artérielle peut causer des saignements sousla peau. Ces saignements sont temporaires et disparaissent avec letemps.
Si le patient est branché à un cœur-poumon artificiel, la tension
artérielle ne peut pas être mesurée en raison de l’absence de rythme
cardiaque.
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lepatient porte des vêtements épais.
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lamanche du vêtement est relevée et serre le bras.
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lacirculation périphérique est insuffisante, si la tension artérielle est
excessivement basse ou si le patient est en hypothermie (le flux
sanguin est insuffisant).
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lepatient présente fréquemment une arythmie.
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lataille du brassard n’est pas adaptée.
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lebrassard n’est pas porté au niveau du cœur.
Vous ne pouvez pas mesurer correctement la tension artérielle si lepatient bouge ou parle pendant la mesure.
Aucun essai clinique n’a été mené sur les nouveau-nés et les femmes
enceintes.
Consultez un médecin avant l’utilisation si vous avez subi une
mastectomie.
xivBrassard
Débarrassez-vous des brassards contaminés par du sang afind’éviter la propagation de toute maladie infectieuse.
Évitez de stocker le brassard plié ou avec le flexible d’air
excessivement tordu pendant de longues périodes. De telles
conditions risquent de raccourcir la durée de service descomposants.

Mesure de la fréquence cardiaque
N’utilisez pas la fréquence cardiaque affichée pour diagnostiquer
un rythme cardiaque irrégulier.

RemarqueL’enregistreur mesure la fréquence cardiaque lorsque vous mesurez latension artérielle.

xv

Liste d’emballage
L’enregistreur est un instrument de précision à manipuler avec
soin.
Des chocs excessifs risquent de causer des pannes et desdysfonctionnements.

RemarqueL’enregistreur est expédié dans une boîte spéciale conçue pour lepréserver des dommages pendant le transport. Lorsque vous
ouvrez cette boîte, assurez-vous que tous les éléments inclus
dans la liste d’emballage s’y trouvent. Si vous avez des questions,contactez votre revendeur local ou le vendeur A&D le plus proche.
Nous vous conseillons de conserver la boîte spéciale.
Consultez « 10. Éléments en option (nécessitant une
commande) » pour les options.
Enregistreur de tension artérielle ................................................. 1
Accessoires
Brassard pour adulte
20 à 31 cm(7,8" à 12,2")
pour le bras gauche
TM-CF302A ............... 1
Grand brassard
28 à 38 cm(11,0" à 15,0")
pour le bras gauche
TM-CF402A ............... 1
Cache de brassard pour adulte .................................................. 2Grand cache de brassard .......................................................... 2
Étui de transport ............................. AX-133025995 ........... 1
Ceinture .......................................... AX-00U44189 ............ 1
Clip ........................................................................................ 1
Feuille d’enregistrement d’activité (10 feuilles) ... AX-PP181-S ............... 1
Câble USB ...................................... AX-KOUSB4C ............ 1
CD d’ABPM Data Manager .................................................... 1
Ce mode d’emploi .................................................................. 1
xvi

Enregistreur de tension
artérielle
Étui de transport

Ceinture
Câble USB

Brassard pour adulte pour le bras gauche
Grand brassard pour le bras gauche
Clip

Cache de brassard pour adulte
Grand cache de brassard

Feuille d’enregistrementd’activité (10 feuilles)
CD d’ABPM Data
Ce mode d’emploi
Managerxvii

Table des matières
Conformité .........................................................................................................i
Conformité à la directive européenne ................................................... i
Conformité aux réglementations de la FCC ......................................... i
AVERTISSEMENT DE LA FCC ............................................................ i
Conformité aux règles IC.......................................................................ii
Conformité à la réglementation EMD australienne ..............................ii
Transmission Bluetooth® ......................................................................ii
Significations Mises en garde ........................................................................ iii
Précautions d’utilisation ..................................................................................iv
Précautions pour une mesure sécurisée .................................................... xiii
Mesure de tension artérielle ............................................................... xiii
Brassard .............................................................................................. xv
Mesure de la fréquence cardiaque .................................................... xv
Liste d’emballage ..........................................................................................xvi
1.
Introduction ......................................................................................... 5
2.
Fonctions............................................................................................. 5
3.
Abréviations et symboles................................................................... 8
4.
Spécificités ........................................................................................ 13
4.1. Enregistreur ............................................................................. 13
4.2. Dimensions.............................................................................. 16
5.
Nomenclature ................................................................................... 175.1. Enregistreur ............................................................................. 175.2. Écran ....................................................................................... 18
5.2.1. Panneau LCD (affichage à cristaux liquides) ...................... 18
5.2.2. Affichage OLED (diode électroluminescente organique) ... 191

5.3. Principales utilisations de commutateurs ............................... 20
5.3.1. Utilisations pour l’A-BPM ....................................................... 20
5.3.2. Opérations pour la S-BPM .................................................... 23
5.3.3. Autres opérations ................................................................... 25
6.
Fonctions de mesure de tension artérielle ..................................... 27
6.1. Mesure automatique de la tension artérielle (A-BPM) ........... 27
6.1.1. Mode d’attente de l’A-BPM ................................................... 29
6.1.2. Fonction de veille et durée d’intervalle ................................. 29
6.1.3. Arrêter la mesure ................................................................... 30
6.2. Automesure de la tension artérielle (S-BPM)......................... 31
6.2.1. Programmes S-BPM ............................................................. 32
6.2.2. Mode d’attente S-BPM .......................................................... 36
6.2.3. Arrêter et suspendre la mesure ............................................ 37
6.3. Résultat de mesure ................................................................. 38
6.3.1. Affichage des résultats de mesure ....................................... 38
6.3.2. Stockage des résultats de mesure ....................................... 38
6.3.3. Transmission des résultats de mesure ................................ 39
6.3.4. Numéros d’ID.......................................................................... 39
7.
Préparation de l’enregistreur ........................................................... 40
7.1. Installation des piles (remplacement des piles) ..................... 40
7.1.1. Remplacer les piles ............................................................... 42
7.2. Préparation de l’étui de transport............................................ 42
7.3. Vérifications avant l’utilisation ................................................. 43
7.3.1. Liste de vérification avant l’installation des piles.................. 43
7.3.2. Liste de vérification après l’installation des piles ................. 442

8.

Opérations ........................................................................................ 45
8.1. Organigramme des opérations ............................................... 45
8.2. Réglages initiaux ..................................................................... 47
8.2.1. Réglages d’usine ................................................................... 47
8.2.2. Horloge et fonction de surveillance de la mesure ............... 48
8.2.3. Valeur de pressurisation initiale ............................................ 50
8.3. Programmes prédéfinis d’A-BPM ........................................... 50
8.3.1. Éléments et paramètres d’A-BPM........................................ 52
8.3.2. Exemples de programmes d’A-BPM ................................... 55
8.4. Programmes S-BPM ............................................................... 57
8.4.1. Éléments et paramètres de S-BPM ..................................... 58
8.4.2. Exemples d’affichages S-BPM ............................................. 59
8.5. Suppression des données de mesure ................................... 62
8.6. Fixation du produit sur le patient............................................. 63
8.6.1. Informations destinées aux patients ..................................... 63
8.6.2. Cache de brassard ................................................................ 65
8.6.3. Fixation du brassard, de l’étui de transport et del’enregistreur ......................................................................... 66
8.7. Opérations de mesure de la tension artérielle ....................... 69
8.7.1. Utilisations pour l’A-BPM ....................................................... 69
8.7.2. Opérations pour la S-BPM .................................................... 71
8.7.3. Mesure manuelle ................................................................... 73
8.7.4. Arrêter et suspendre les mesures ........................................ 74
8.8. Connexion de l’enregistreur au périphérique dédié ............... 76
8.8.1. Connexion via le câble USB ................................................. 76
8.8.2. Utilisation de la communication Bluetooth® ........................ 78
8.8.3. Suspension de la communication Bluetooth®
(mode avion) .......................................................................... 793

Entretien ............................................................................................ 80
9.1. Stockage du produit, inspection et gestion de la sécurité ..... 80
9.2. Nettoyage du produit............................................................... 81
9.3. Inspection périodique .............................................................. 83
9.3.1. Inspection avant l’installation des piles................................. 83
9.3.2. Inspection après l’installation des piles ................................ 84
9.4. Élimination ............................................................................... 85
9.5. Dépannage.............................................................................. 86
9.6. Codes d’erreur......................................................................... 87
10.
Éléments en option (nécessitant une commande)........................ 90
11.
Annexe .............................................................................................. 92
11.1. Principes de mesure de la tension artérielle .......................... 92
11.2. Informations EMD ................................................................... 95

9.

4

1. Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cet article !

L’enregistreur pour tensiomètre ambulatoire TM-2441 permet
de mesurer la tension artérielle du patient avec précision etautomatiquement à des heures prédéfinies (par exemple,
24 heures en continu). Ce manuel explique les réglages,les opérations, les modes et les programmes de mesure dela tension artérielle ainsi que la communication avec lepériphérique dédié, l’entretien, les spécifications et les mises
en garde. Lisez ce manuel pour utiliser le dispositif correctement
et rangez-le à un endroit accessible.

2. Fonctions

Résumé

L’enregistreur est un tensiomètre ambulatoire qui permet demesurer la valeur de tension artérielle non invasive et lafréquence cardiaque du patient sous la direction d’un médecin.
Le but de l’appareil est de mesurer et de stocker la variation dela tension artérielle des patients sur une journée pendant leur vie
quotidienne. Portable, l’enregistreur est doté d’une fonction degestion des données et son fonctionnement est simple.

Cible de mesure de la tension artérielle

Cet enregistreur est conçu pour des adultes (et des enfants deplus de 12 ans).

5

Objectif d’utilisation

L’enregistreur est équipé de deux modes de mesure de la tension
artérielle. Les valeurs de la tension artérielle peuvent servir lorsde consultations avec les médecins ou pour une auto-évaluationde santé.

Mesure automatique de la tension artérielle (A-BPM)
Ce mode peut spécifier six paires d’heures de début etd’intervalles arbitraires pour chaque tranche de 24 heures,
et peut mesurer et enregistrer automatiquement la tension
artérielle.
Automesure de la tension artérielle (S-BPM)
L’utilisation de ce mode consiste pour un patient à mesurer
lui-même sa propre tension artérielle à domicile ou à l’hôpital.
Ce mode peut utiliser cinq types de programmes selon l’utilisation.

Portabilité

Le poids de l’enregistreur est d’environ 135 g (sans compter lespiles).
Il est de taille compacte et comporte une micro-pompe.
Vous pouvez utiliser deux piles alcalines AA. (LR6 ou taille AA)
Deux piles rechargeables (taille AA, type Ni-MH) peuvent êtreutilisées.

Opérabilité

Les réglages de l’enregistreur et le programme de mesure de latension artérielle sont faciles à configurer avec ABPM DataManager installé sur l’ordinateur (périphérique dédié).

6Performance analytique poussée

Vous pouvez configurer la durée de l’intervalle de mesure pour lamesure automatique de la tension artérielle.
La tension artérielle peut être mesurée immédiatement en
utilisant à tout moment la mesure manuelle.
La fonction S-BPM est équipée de cinq programmes adaptés àdiverses conditions.
L’analyse peut être effectuée à l’aide d’ABPM Data Manager
installé sur l’ordinateur (périphérique dédié).

Durée de mesure plus courte

La vitesse de dégonflage est contrôlée pour minimiser la durée demesure.
La valeur de pressurisation est contrôlée pour minimiser la durée demesure.

Simple commodité

Le périphérique dédié peut recevoir des données via le câbleUSB. Les données reçues sont faciles à analyser et à imprimer.

7

3. Abréviations et symboles
Symboles
SYS
DIA
PUL
PP
kPa
mmHg
/min

Signification
Tension artérielle systoliqueTension artérielle diastolique
Fréquence cardiaque
Pression différentielle PP = SYS - DIA
Unité de la tension artérielle
Unité de la fréquence cardiaque/minuteCe symbole indique le rythme cardiaque pendant lamesure.
Le Bluetooth est en cours d’utilisation.
Affiché :L’A-BPM est en cours.
Clignotant : La durée d’intervalle de « 1 portée » est
en cours.
L’indicateur IHB/Afib
Muet
Mémoire pleine, supprimez des données pourcommencer la mesure.
s’affiche,
Indicateur de pile Quand le niveau 1
remplacez les piles pour continuer à utiliser
l’enregistreur.
Symbole de sommeil A-BPM
Le symbole est affiché pendant la configuration.

--xx

LCD
OLED

Hors de la plage ou valeur de mesure impossible.
Codes d’erreur. xx =àSymbole de DÉPART S-BPM
Symbole d’ARRÊT S-BPM
Affichage à cristaux liquides
Diode électroluminescente organique
Symbole d’alerte
8Symboles

Signification
Degré de protection contre les chocs électriques :Équipement type BF.
Fabricant du produit avec marquage CE. Date defabrication.
Symbole de petit brassard
SMALL
Circonférence du bras 15 à 22 cm 5,9" à 8,7"
Symbole de brassard pour adulte
ADULT
Circonférence du bras 20 à 31 cm 07,8" à 12,2"
Symbole de grand brassard
LARGE
Circonférence du bras 28 à 38 cm011,0" à 15,0"
Symbole de brassard extra grand
EXTLARGE
Circonférence du bras 36 à 50 cm014,2" à 19,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31cm7.8"-12.2"

SN

Symbole imprimé sur l’emballage.
Le grand brassard est inclus dans les accessoires.
Symbole imprimé sur l’emballage.
Le brassard pour adulte est inclus dans lesaccessoires.
Consultez le manuel ou le livret d’instructions.
Symbole pour « Maintenir au sec » et « Tenir à l’abri
de la pluie ».
Numéro de série
Symbole imprimé sur le compartiment des piles.
Sens (polarité) d’installation de la pile.

x2
1.5V LR6 Symbole imprimé sur l’emballage.
1.2V HR6 Les piles ne sont pas incluses dans les accessoires.
not included
Perturbations électromagnétiques
EMD
Symbole pour « Manipuler avec soin ».
Le symbole de « waste electrical and electronicequipment directive » (la directive relative auxdéchets d’équipements électriques et électroniques).
9Symboles

Signification

BPM

Mesure de tension artérielle
Mesure automatique de la tension artérielle

A-BPM

Automesure de la tension artérielle
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Symboles A-BPM.
#1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Symboles S-BPM.
#2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Symboles Bluetooth. #3
Not made with natural Avertissement pour le patient. Imprimé sur
rubber latex.
le brassard.
Avertissements sur le couvercle desCautionpiles.
• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
Utilisez des piles alcalines ou les piles
correct polarity (+,-).
rechargeables spécifiées et vérifiez que• Do not mix new, used or different
branded batteries.
la polarité est correcte (+,-).
• Firmly secure cuff air hose to
Ne mélangez pas des piles
main body.
neuves et usagées ou des piles
de différentes marques.
Fixez fermement le flexible d’air dubrassard au boîtier principal.
#1 : Consultez « 6.1. Mesure automatique de la tension artérielle(A-BPM) » et « 8.3. Programmes prédéfinis d’A-BPM » pourl’enregistreur de tension artérielle sur 24 heures.

#2 : Consultez « 6.2. Automesure de la tension artérielle (S-BPM) » et « 8.4.
Programmes S-BPM » pour les cinq types de programmes.
#3 : Consultez « 8.8.2. Utilisation de la communication Bluetooth® » et
« 8.8.3. Suspension de la communication Bluetooth® (mode avion) ».

10

Indicateur IHB/AFib

Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant lesmesures, l’indicateur IHB/AFib apparaît à l’écran avec les valeursde mesure. (S-BPM uniquement)

1 portée« 1 portée » en S-BPM consiste en un ensemble de mesures dela tension artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport
au nombre de mesures. La dernière durée d’intervalle est omise.
Mesure de tension artérielle
T

Heure de début

T

T

Heure

Nombre de mesures

11

T : Durée d’intervalle

Mode d’attente

Le mode d’attente d’A-BPM est un mode pendant lequel latension artérielle n’est pas mesurée lors de la durée d’intervalle.
Heure de début
T T T

T

Heure de début
T
T

SectionMesure de tension artérielle
T
Heure

SectionT : Durée d’intervalle

Le mode d’attente S-BPM est un mode pendant lequel latension artérielle n’est pas mesurée lors de la durée d’intervalle etentre la dernière fonction « 1 portée » et la fonction « 1 portée »suivante.
Heure de début
T

T

Heure de début
Mesure de tension artérielle

Mode d’attente

1 portée

T

T

Heure

1 portéeT : Durée d’intervalle

Périphérique dédié

Le périphérique dédié désigne principalement l’ordinateur sur lequel
ABPM Data Manager est installé. ABPM Data Manager se trouve
sur le CD fourni avec les accessoires. Utilisez un appareil
périphérique conforme aux exigences relatives aux équipementsélectriques médicaux (IEC60601-1) lorsque vous connectez
l’enregistreur à un appareil périphérique. Ne connectez pas
l’enregistreur à un autre appareil (exemple : IEC60950) dans lazone d’utilisation d’équipements médicaux. Utilisez un câble USB
mesurant moins de 1,5 m.

12

4. Spécificités
4.1. Enregistreur

Éléments
Descriptions
Méthode de mesure
Méthode de mesure oscillométrique
Méthode de détection de
Sonde de tension à semi-conducteur
tensionPlage d’affichage de la
0 à 299 mmHg
tensionTension :±3 mmHg
Précision de mesure
Fréquence cardiaque : ±5 %Division d’affichage
Tension :1 mmHgminimaleFréquence cardiaque : 1 battement / minutePression systolique : 60 à 280 mmHg
Plage de mesure
Pression diastolique : 30 à 160 mmHg
Fréquence cardiaque : 30 à 200 battements / minuteÉvacuation constante avec soupape
Dépressurisationd’évacuation contrôlée comme mécanisme desécuritéÉvacuation
Soupape électromagnétique
Méthode deMicro-pompepressurisation
Pressurisation
85 à 299 mmHg
automatiqueIntervalles à chaque section divisant 24 heures
Durée d’intervalleen six parties au maximum.
(d’A-BPM)
Intervalle : ARRÊT, 5, 10, 15, 20, 30, 60,
120 minutes
Horloge
Horloge sur 24 heures
A-BPM :
OLED, 96 x 39 pixels, caractères blancs
S-BPM :
Écran
LCD, 40 x 50 mm, affichage : pression
systolique, pression diastolique, fréquencecardiaque, horloge, erreur, moniteur d’étatet symboles
13

Éléments
MémoireDescriptions
Données de mesure : 600 données max.
Avec le même type de piles :2 piles de 1,5 V (LR6 ou taille AA)
Pile alcaline ou pile nickel-hydrogène
Alimentation(Ni-MH) de 1 900 mAh ou plus
Batterie de secours pour l’horloge intégrée :Pile bouton lithium rechargeable ML2016H
200 fois ou plus.
(Lorsque des piles alcalines ou
Nombre de mesuresnickel-hydrogène neuves sont utilisées. Il varie
selon les conditions de mesure.)
3,0 V CC (pile alcaline, LR6),
Tension nominale
2,4 V CC (pile nickel-hydrogène, taille AA)
USB : compatible USB1.1.
Longueur de câble : 1,5 m ou moins.
La borne de type micro-USB B peut êtreconnectée au périphérique dédié (via leInterface
logiciel pilote standard).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE) :Un dispositif sans fil peut être connecté.
Condition deTempérature : +10 à +40 °C
fonctionnement
Humidité :30 à 85 % HR (sans condensation)
Conditions de transport Température : -20 à +60 °C
et de stockage
Humidité :10 à 95 % HR (sans condensation)
Pression atmosphériquepour le fonctionnement et 700 à 1 060 hPa
le stockage
Type de protection contre
Appareil à alimentation interne
les chocs électriques14

Éléments
Degré de protection
contre les chocsélectriques
Marquage CE
Marquage C-Tick
Dimensions
Poids
Durée de vie utile
Indice de protection
Mode par défaut
Durée de redémarrageaprès la défibrillation
EMD

Descriptions
Type BF : L’enregistreur, le brassard et le tube
sont conçus pour fournir une protection
spécifique contre les chocs électriques.
L’étiquette de la directive CE relative aux
dispositifs médicaux.
La marque de certification déposée à l’ACA parle bureau des marques.
Environ 95 (L) × 66 (P) × 24,5 (H) mm
Environ 135 g (sans compter les piles)
Enregistreur : 5 ans. Auto-authentification avec
les données internes. Fonctionnement etentretien adéquats dans les meilleuresconditions. La durabilité varie selon lesconditions d’utilisation.
Appareil : IP22
Mesure en continu
Immédiatement

IEC 60601-1-2:2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLP
Communication sans fil Plage de fréquence : 2,4 GHz (2 400 à 2 483,5 MHz)
Modulation : GFSK
Puissance rayonnée effective : < 20 dBm
Remarque :# L’essai clinique de ce dispositif a été effectué en se basant
sur la norme ISO 81060-2:2013.
# L’enregistreur n’est pas un dispositif médical servant àsurveiller les patients.
Nous déconseillons l’utilisation dans un but de surveillance
du patient en temps réel dans des endroits tels qu’un service
de soins intensifs.
ACA : Autorité australienne des communications15

4.2. Dimensions

66

24,5

95

Unité : mm

16

5. Nomenclature
5.1. Enregistreur

Repère de position

Brassard pour adulte et grandFlexible d’air
Fiche d’air
Prise d’air
Commutateur
pour A-BPM

EVENT

OLED pour A-BPM
Commutateur START et
STOPpour A-BPM

Commutateur

LCD

pour A-BPM

Commutateur
etSTOP
pour S-BPM

AUTO

START

Commutateur
LOCK

pour A-BPM

Couvercle despiles

Compartiment des piles et2 piles LR6 (taille AA)
pour la mesure
Port Micro USB (en bas),borne de communication
des données

175.2. ÉcranRemarquePour obtenir un diagnostic précis, veillez à bien lire les donnéesaffichées sur l’enregistreur et à les interpréter correctement.

5.2.1. Panneau LCD (affichage à cristaux liquides)
Chiffres du haut
Chiffres du milieu
Chiffres du bas

Les valeurs suivantes peuvent être affichées dans chaque mode :Chiffres duhaut
Chiffres dumilieuRésultat demesureTensionartérielle
systoliqueTensionartérielle
diastolique

Chiffres du bas Pouls

A-BPM

S-BPM

Durée
d’intervalle

Programme

Temps restant

Valeur detensionHeure del’horloge

Heure del’horloge

Consultez « 3. Abréviations et symboles » pour lessignifications des symboles sur l’affichage LCD.
18

5.2.2. Affichage OLED (diode électroluminescente organique)
L’état de l’A-BPM est indiqué sur l’affichage OLED.
Heure de l’horloge.
L’état des réglages et de fonctionnement.
La valeur de mesure de l’A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Tension artérielle systolique.
Tension artérielle diastolique.
Fréquence cardiaque.

mmHg Unité de la valeur de la tension
artérielle.
/min
Unité de la fréquencecardiaque.
Consultez « 3. Abréviations et symboles » pour lessignifications des symboles sur l’affichage OLED.
SymbolesSignification
Le symbole est affiché pendant la configuration.
Affiché :L’A-BPM est en cours.
Clignotant : La durée d’intervalle de « 1 portée » est en
cours.
Le Bluetooth est en cours d’utilisation.
Mémoire pleine
Symbole de veille A-BPM
Indicateur de pile19

5.3. Principales utilisations de commutateurs
5.3.1. Utilisations pour l’A-BPM
Pour lancer ou suspendre l’A-BPM.
Pour alterner entre l’A-BPM et la S-BPM

Étape 1. Stockez le programme prédéfini (des heures de début et desintervalles) pour l’A-BPM.
Étape 2. Réglez le commutateur AUTO pour les opérations suivantes.
« ON » ... L’A-BPM commence et le symbole
s’affiche.
Les mesures de la tension artérielle sont effectuées
conformément au programme d’A-BPM.
est masqué.
« OFF » .. L’A-BPM est suspendue et le symbole
La mesure de la tension artérielle peut être effectuée àl’aide des programmes de S-BPM prédéfinis.

Pour verrouiller l’A-BPM sur « ON ».

Maintenez le commutateur AUTO sur « ON » à l’aide ducommutateur LOCK afin que l’A-BPM puisse être effectuée.

Pour étendre la durée d’intervalle de l’A-BPM.

Étape 1. Réglez le mode veille sur « ON » avant la mesure.
Étape 2. Réglez le commutateur AUTO sur « ON » pour utiliser l’A-BPM.
Le symbole
s’affiche.
Étape 3. Lorsque le commutateur EVENT est enfoncé pendantl’A-BPM, la durée d’intervalle est doublée.
Lorsque le commutateur EVENT est à nouveau enfoncé, ladurée d’intervalle revient à la valeur de base.

Arrêter pendant l’A-BPM

Lorsque le commutateur START/STOP est enfoncé pendant la20

mesure de tension artérielle, l’air est immédiatement évacué et lamesure actuelle s’arrête. Cependant, l’A-BPM continue. La
mesure de tension artérielle suivante est effectuée
conformément aux réglages de l’A-BPM.

Régler le programme d’A-BPM.

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Tout en maintenant enfoncé le commutateur START/STOP ,maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
Sleep apparaisse sur l’affichage OLED.
Étape 4. Les commutateurs de fonctionnement sont comme suit :Consultez « 8.3.1. Éléments et paramètres d’A-BPM »Commutateur EVENT .................Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ......Décision, élément suivant, fin des réglages.

Mesurer immédiatement la tension artérielle pendant l’A-BPM.
(Mesure de tension artérielle manuelle de l’A-BPM)

Étape 1. Si l’indication de l’affichage OLED est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente A-BPM. Le mode d’attente del’A-BPM est un mode pendant lequel la tension artérielle n’est
pas mesurée lors de la durée d’intervalle.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur START/STOP pendant le moded’attente A-BPM.

21

Régler l’horloge.
Régler la fonction de surveillance de l’A-BPM.

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Tout en maintenant enfoncé le commutateur START/STOP ,maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
Display (après Sleep ) apparaisse sur l’affichage OLED.
Étape 4. Les commutateurs de fonctionnement sont comme suit :Consultez « 8.2.2. Horloge et fonction de surveillance de la mesure »Commutateur EVENT ............. Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant, fin
des réglages.

22

5.3.2. Opérations pour la S-BPM
Lancer la S-BPM.

Étape 1. Sélectionnez le programme S-BPM et stockez ses paramètres.
Étape 2. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 3. Les opérations sont comme suit :Programmes S-BPM
Opérations
Tension artérielle en cabinet
OBP Appuyez sur le commutateur
Mesure automatisée de la tension/
pour démarrer leartérielle en cabinet
AOBP programme prédéfini pendantTension artérielle au domicile
HBP le mode d’attente.
Mesure automatisée de la tension
Le programme prédéfini passe
artérielle de nuit
ANBP en attente jusqu’à « heure dedébut » ou « heure deAutomesure automatisée de la tension
artérielle
ASBP déclenchement de l’alarme ».

Arrêter la S-BPM.

Les opérations sont comme suit :Programmes S-BPM

Opérations

Tension artérielle en
cabinetOBP
Mesure automatisée Appuyez sur le commutateur/pourde la tension artériellearrêterlamesuredetensionartérielle.
en cabinet
AOBP
Tension artérielle au
domicile
HBP/
pour
Mesure automatisée Appuyez sur le commutateurde la tension artérielle arrêter la mesure de tension artérielle. Lors dede nuit
ANBP l’heure de démarrage suivante, la tension#1
artérielle est mesurée ou l’alarme retentit.
Si vous devez complètement arrêter
Automesure
automatisée de lal’enregistreur, retirez les piles de l’enregistreur ou
tension artérielle ASBP passez sur OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM ».
23

Régler le programme de S-BPM.

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Tout en maintenant enfoncé le commutateur/ , maintenez
enfoncé le commutateur START/STOP jusqu’à ce que
apparaisse sur l’affichage LCD.
Étape 3. Les opérations sont comme suit :Consultez « 8.4. Programmes S-BPM ».
............. Changer le paramètre actuel.
Commutateur/
Commutateur START/STOP .... Décision, élément suivant, fin
des réglages.

Mesurer immédiatement la tension artérielle pendant la S-BPM.
(Mesure de tension artérielle manuelle de S-BPM)

Étape 1. Si l’indication de l’affichage LCD est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente S-BPM.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur/
pendant le moded’attente S-BPM.
Les mesures de tension artérielle de « 1 portée » sontimmédiatement effectuées.
« 1 portée » consiste en un ensemble de mesures de la tension
artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport au
nombre de mesures. La dernière durée d’intervalle est omise.
Le mode d’attente S-BPM est un mode pendant lequel latension artérielle n’est pas mesurée lors de la durée d’intervalle etentre la dernière fonction « 1 portée » et la fonction « 1 portée »suivante.

245.3.3. Autres opérations
Sortir du mode d’attente et afficher le moniteur.

Si l’indication de l’affichage OLED ou LCD est masquée,appuyez sur le commutateur START/STOP ou EVENT
pour revenir à l’affichage du mode d’attente.

Suppression des données de mesure
Étape 1. Réglez le commutateur

AUTO

sur « OFF ».

Étape 2. Si l’indication est masquée, appuyez sur le commutateur
START/STOP ou EVENT pour revenir à l’affichage dumode d’attente.
Étape 3. Tout en maintenant enfoncé le commutateur START/STOP ,maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
DataClear (après Sleep et Display ) apparaisse surl’affichage OLED.
Étape 4. Sélectionnez une opération.
Si vous supprimez des données, maintenez enfoncé lecommutateur START/STOP .
Étape 4. Suppression
Erasing clignote sous DataClear
DataClear
OLED Erasing
sur l’affichage OLED et la suppression
des données démarre. Passez à l’étape 5 après
la suppression.
Si vous conservez (ne supprimez pas) des données, appuyez
sur le commutateur EVENT et passez à l’étape 5.
Étape 5. L’enregistreur revient au mode d’attente.

25

Coupler pour la communication Bluetooth®.
Étape 1. Réglez le commutateur

AUTO

sur « OFF ».

Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
Pairing (après FlightMode ) apparaisse sur l’affichage
OLED. L’enregistreur débute l’attente du couplage
Étape 4. Quand le couplage Bluetooth est terminé, le symbole
apparaît sur l’affichage LCD.
Si vous souhaitez annuler le couplage en cours, appuyez surle commutateur EVENT . L’enregistreur revient à l’affichage
du mode d’attente.

Suspendre la communication Bluetooth®. (Mode avion)
Étape 1. Réglez le commutateur

AUTO

sur « OFF ».

Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
FlightMode apparaisse sur l’affichage OLED.
Étape 4. Le mode avion peut être activé / désactivé à l’aide ducommutateur START/STOP .
FlightMode Commutateur START/STOP
ON
Étape 5. Appuyez sur le commutateur EVENT
l’affichage du mode d’attente.

26

FlightModeOFF

pour revenir à6. Fonctions de mesure de tension artérielle

L’enregistreur est doté de la mesure automatique de la tension
artérielle (A-BPM) et de l’automesure de la tension artérielle (S-BPM)
et peut stocker les conditions de mesure ainsi que les résultats demesure.

6.1. Mesure automatique de la tension artérielle (A-BPM)
Quand la fonction A-BPM est interrompue ou inutilisée,réglez le commutateur AUTO sur « OFF ». Si lecommutateur AUTO reste sur « ON », la mesurecommence lors de la prochaine heure de début et lebrassard risque d’exploser.
Utilisez le commutateur LOCK pour empêcher lecommutateur AUTO de quitter accidentellement laposition « OFF » lors de l’utilisation de l’A-BPM.
Commutateur AUTO sur « OFF »Commutateur LOCK
sur « VERROUILLER »Commutateur AUTO sur « ON »Commutateur AUTO

La fonction A-BPM mesure la tension artérielle selon desintervalles prédéfinis à l’aide de l’horloge intégrée et stocke lerésultat de la mesure dans la mémoire.
L’A-BPM peut être lancée et suspendue avec le commutateur
AUTO . Utilisez le commutateur LOCK pour empêcher tout
déplacement accidentel lors de l’utilisation de l’A-BPM.
27

Le symbole
apparaît sur l’affichage LCD lors de l’utilisation
de l’A-BPM. La tension artérielle est mesurée automatiquementlors de l’heure de début de l’A-BPM.
Une valeur de pressurisation initiale peut être réglée au préalable.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Si AUTO est spécifié pour la valeur de pressurisation initiale, lavaleur de pressurisation est sélectionnée automatiquement. Le
réglage d’usine est 180 mmHg. Consultez « 8.2.3. Valeur depressurisation initiale » pour plus d’informations sur lasélection d’une valeur de pressurisation initiale.
Si la première pressurisation n’est pas suffisante, desrepressurisations sont effectuées automatiquement jusqu’à deux
fois.
Quand vous supprimez des données de la mémoire ou déplacezle commutateur AUTO sur « OFF », la valeur de pressurisation
est réinitialisée sur la valeur de pressurisation initiale.
Lorsqu’une erreur de mesure se produit et que le temps d’attente
jusqu’à la prochaine heure de début dépasse 8 minutes, latension artérielle est mesurée une fois après 120 secondes. Le
résultat de mesure est stocké dans la mémoire.
Si vous souhaitez suspendre l’A-BPM, relâchez le commutateur
LOCK et déplacez le commutateur AUTO sur « OFF ».

28

6.1.1. Mode d’attente de l’A-BPM
Les éléments servant à surveiller l’état de la mesure peuventêtre indiqués sur l’affichage LCD pendant le temps d’attente del’A-BPM.
En mode d’attente, les indicateurs sont masquésautomatiquement.
Appuyez sur n’importe quel commutateur pour afficher leséléments.
Le mode d’attente de l’A-BPM est un mode pendant lequel latension artérielle n’est pas mesurée lors de la durée d’intervalle.
Intervalle de mesure
Temps restant avant la prochaine heure de début
Durée actuelle

6.1.2. Fonction de veille et durée d’intervalle
Réglez le mode veille sur « ON » dans le programme prédéfini.
Lorsque le commutateur EVENT est enfoncé pendant l’A-BPM,
la durée d’intervalle est doublée.
Lorsque le commutateur EVENT est à nouveau enfoncé
pendant l’A-BPM, la durée d’intervalle revient à la durée d’origine.
Consultez « 8.3. Programmes prédéfinis d’A-BPM » pour plusd’informations sur le réglage du mode veille.
Mesure de tension artérielle
T

T

2T

T : Durée d’intervalle
2T

2T

Commutateur EVENT
Commutateur AUTO sur « ON »Stocker les paramètres du mode veille
29

T

T

Heure

Commutateur
EVENT6.1.3. Arrêter la mesure
Lorsque le commutateur START/STOP est enfoncé pendant
la mesure de tension artérielle, l’air est immédiatement évacué etla mesure actuelle s’arrête. Cependant, l’A-BPM continue. La
mesure de tension artérielle suivante est effectuée
conformément aux réglages de l’A-BPM.

Remarque
Quand la mesure est arrêtée, le code d’arrêt E07 apparaît
sur l’affichage OLED et est stocké dans la mémoire.

30

6.2. Automesure de la tension artérielle (S-BPM)
Réglez le commutateur AUTO sur « OFF » pour utiliser les
programmes de S-BPM.
L’enregistreur est équipé des cinq types de programme de S-BPM selon
les diverses conditions environnementales de mesure. Les paramètres et
les résultats de mesure peuvent être stockés dans la mémoire.
Nom

Descriptions et actions du programme
Éléments
Tension artérielle en cabinet
OBP Programme destiné à la mesure de la tension
N.A.
artérielle par le personnel hospitalier.
« 1 portée » : La mesure de la tension artérielle
est effectuée une fois.
Mesure automatisée de la tension artérielle
en cabinet
NombreAOBP Programme destiné à la mesure de la tension
artérielle après s’être reposé à l’hôpital.
Intervalle« 1 portée » : La mesure est effectuée selon lenombre de mesures et la durée d’intervalle.
Tension artérielle au domicile#1
NombreHBP Programme destiné à la mesure de la tension
artérielle au domicile.
Intervalle« 1 portée » : La mesure est effectuée selon lenombre de mesures et la durée d’intervalle.
Mesure automatisée de la tension artérielle
Heure dede nuit#2
début
ANBP Programme destiné à la mesure de la tension
Nombreartérielle pendant la nuit. Il utilise le nombre demesures et la durée d’intervalle. L’ANBP peutIntervalle
spécifier jusqu’à six heures de début par jour.
Automesure automatisée de la tension
Heure deartérielle#2 déclenchement
de l’alarme
ASBP Programme indiquant les heures de début à l’aide del’alarme sonore. Appuyez sur le commutateur
Nombre/pour mesurer la tension artérielle au domicile.
L’alarme peut spécifier jusqu’à six déclenchements par jour.
Intervalle#1 : La tension artérielle est mesurée conformément aux
dispositions de la Japanese Society of Hypertension (Société
japonaise de l’hypertension).
#2 : Lorsque le nombre de mesures et la durée d’intervalle d’ANBP ou
d’ASBP sont modifiés, les réglages HBP sont également modifiés.
31

6.2.1. Programmes S-BPM
Tension artérielle en cabinet

OBP
Lorsque le commutateur/
est enfoncé, la tension artérielle est
mesurée une fois et est stockée dans la mémoire.
Mesure de tension artérielle
Appuyez sur le commutateur

Heure
/

pour lancer la mesure.

Mesure automatisée de la tension artérielle en cabinet

AOBP
Quand le commutateur/
est enfoncé, l’AOBP démarre.
Tout d’abord, le dispositif reste inactif pendant la durée d’intervalle pourque le patient se détende.
Ensuite, l’AOBP effectue « 1 portée ».
« 1 portée » consiste en un ensemble de mesures de la tension
artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport au
nombre de mesures. La dernière durée d’intervalle est omise.

Lorsque le commutateur/
est enfoncé pendant « 1 portée »,l’opération « 1 portée » est arrêtée.
T : Durée d’intervalle
Mesure de tension artérielle
1 portéeT

T

T

Appuyez sur le commutateur
Appuyez sur le commutateur
T/Tpour arrêter l’opération « 1 portée ».

Appuyez sur le commutateur

Heure

pour lancer l’opération « 1 portée ».

/

T

T

T

T

Non mesuréeT

Heure
pour lancer l’opération « 1 portée ».

/32

Tension artérielle au domicile

HBP
Quand le commutateur/
est enfoncé, l’HBP démarre.
Ensuite, l’HBP effectue « 1 portée ».
« 1 portée » consiste en un ensemble de mesures de la tension
artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport au
nombre de mesures. La dernière durée d’intervalle est omise.

Lorsque le commutateur/
est enfoncé pendant « 1 portée »,l’opération « 1 portée » est arrêtée.
T : Durée d’intervalle
1 portéeMesure de tension artérielle
T

T

T

Appuyez sur le commutateur« 1 portée ».
Appuyez sur le commutateur
l’opération « 1 portée ».
T

/

T

T

/

pour arrêter
T

Appuyez sur le commutateur« 1 portée ».

33

Heure
pour lancer l’opération

Non mesurée
T

/

Heure
pour lancer l’opération

Mesure automatisée de la tension artérielle de nuitANBP
L’ANBP peut spécifier jusqu’à six heures de début prédéfinies parjour.
Lorsque les paramètres du programme d’ANBP sont stockés,l’ANBP et une opération « 1 portée » sont effectuées pour chaqueheure de début.
« 1 portée » consiste en un ensemble de mesures de la tension
artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport au nombre
de mesures. La dernière durée d’intervalle est omise.

RemarqueMesure de tension artérielle manuelle de l’ANBP
Lorsque le commutateur/
est enfoncé pendant le moded’attente de la S-BPM, une opération « 1 portée » est effectuée.
1 portéeT

Mesure de tension artérielleT

1 portée
T

T

Heure
Heure de début

Heure de début

L’ANBP commence au moment correspondant au réglage du programme ANBP.
(L’ANBP passe en mode d’attente jusqu’à l’heure de début)1 portée

1 portée

1 portée

T

T

T

T

T

Appuyez sur lecommutateur/
pour lancer l’opération
BPM manuelle.
Non mesurée

T

Heure

Heure de début

Heure de début

1 portée

1 portéeT

T

Appuyez sur le commutateur/
pour arrêter l’opération « 1 portée ».

T

T

Heure

Heure de début

T : Durée d’intervalle
34

Automesure automatisée de la tension artérielleASBP
L’ASBP peut spécifier jusqu’à six heures de début prédéfinies
pour l’alarme.
Lorsque les paramètres du programme d’ASBP sont stockés,
l’ASBP démarre et l’alarme retentit à chaque heure de début.
Appuyez sur le commutateur/
pour effectuer une
opération « 1 portée » quand l’alarme retentit.
« 1 portée » consiste en un ensemble de mesures de la tension
artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport au nombre demesures. La dernière durée d’intervalle est omise.

RemarqueMesure de tension artérielle manuelle de l’ASBP
Quand le commutateur/
est enfoncé en mode d’attente entre
la dernière opération « 1 portée » et l’opération « 1 portée »suivante, l’opération « 1 portée » est effectuée.
1 portée Mesure de tension artérielleTT

1 portée
T

T

Heure
Appuyez sur lecommutateur/
pour lancer « 1 portée ».
Heure de déclenchement de l’alarme
Heure de déclenchement
de l’alarme
L’ASBP commence au moment correspondant au réglage du programme ASBP.
(L’ASBP passe en mode d’attente jusqu’à l’heure de début)Appuyez sur le commutateur/
pour lancer « 1 portée ».

1 portée

1 portée

1 portée

T

T

T

T

T

Appuyez sur le commutateur/
effectuer l’opération BPM manuelle.

T

Heure

pour

T : Durée d’intervalle35

1 portéeT

1 portéeNon mesurée

T

T

Appuyez sur le commutateur
Appuyez sur le commutateur/

Heure de début de l’alarme

/

T

Heur

pour arrêter « 1 portée ».

pour lancer « 1 portée ».
T : Durée d’intervalle

6.2.2. Mode d’attente S-BPM
Le mode de fonctionnement et la valeur de tension apparaissent
sur l’afficheur LCD pendant le mode d’attente S-BPM.
# L’indication de l’affichage LCD est automatiquement masquée si
aucune opération n’est effectuée pendant quelques minutes.
Même si l’indication de l’affichage LCD est masquée, la mesurede tension artérielle manuelle peut être démarrée quand lecommutateur/
est enfoncé. Quand le commutateur
START/STOP ou EVENT est enfoncé, l’indication
reprend.
« 1 portée » consiste en un ensemble de mesures de la tension
artérielle et de durées d’intervalle répétées par rapport au
nombre de mesures. La dernière durée d’intervalle est omise.
clignote sur l’affichage LCD
Le symbole de l’horloge
pendant une durée d’intervalle de « 1 portée ».
Le mode d’attente S-BPM est un mode pendant lequel latension artérielle n’est pas mesurée lors de la « duréed’intervalle » et entre la dernière fonction « 1 portée » et lafonction « 1 portée »Programme de S-BPM
suivante.
Valeur de pressurisation
Durée actuelle36

6.2.3. Arrêter et suspendre la mesure
Remarque
Quand l’A-BPM est arrêtée, le code d’arrêt E07
l’affichage LCD et est stocké dans la mémoire.
Programmes S-BPM

apparaît sur

Opérations

Tension artérielle en
cabinetOBP
Mesure automatiséeAppuyez sur le commutateur/pourde la tension artériellearrêter la mesure de tension artérielle.
en cabinet
AOBP
Tension artérielle au
domicile
HBP
Mesure automatisée Appuyez sur le commutateur/pourde la tension artérielle arrêter la mesure de tension artérielle. Lors dede nuit
ANBP l’heure de démarrage suivante, la tension
artérielle est mesurée ou l’alarme retentit.
#1
Automesure
Si vous devez complètement arrêter
automatisée de lal’enregistreur, retirez les piles de l’enregistreur ou
tension artérielle ASBP
passez sur OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM ».

37

6.3. Résultat de mesure
6.3.1. Affichage des résultats de mesure
La fonction de surveillance peut sélectionner la commande« Display ON » ou « Display OFF » pour le résultat de mesure del’A-BPM. Cette fonction n’est pas disponible pour la fonction S-BPM.
Le contenu de la commande « Display ON » inclut « Valeur de latension pendant la mesure », « résultat de la mesure » et « Coded’erreur du résultat de la mesure ».
Quand la commande « Display OFF » est sélectionnée, l’horloge s’affiche.
Les réglages d’usine sont configurés sur « Display ON ».
Consultez « 8.2.2. Horloge et fonction de surveillance de la mesure ».

6.3.2. Stockage des résultats de mesure
Traitement des données du résultat de la mesure
Ne pas utiliser dans un champ électromagnétique puissant.
La capacité de la mémoire pour le résultat de la mesure est de
600 ensembles de données.
Quand la mémoire est pleine, le symbole
s’affiche etl’enregistreur ne peut pas effectuer la mesure tant que des données
ne sont pas supprimées de la mémoire.

RemarqueSupprimez les données de la mémoire avant d’attribuer
l’enregistreur à un nouveau patient. Nous vous conseillons d’utiliser
les données de mémoire de l’enregistreur pour chaque personne
distinctement. Si l’enregistreur mémorise des donnéescorrespondant à plusieurs personnes, ces données risquent d’êtredifficiles à traiter correctement.
38

6.3.3. Transmission des résultats de mesure
Les données de mesure stockées dans la mémoire peuvent êtretransmises au périphérique via le transfert de données USB.
Consultez « 8.8. Connexion de l’enregistreur aupériphérique dédié ».
Ne retirez pas le câble pendant l’utilisation de la communication
USB. Cela risquerait d’endommager les données.

Remarque
Quand l’indicateur de charge des piles indique, letransfert des données est inutilisable. Remplacez les piles pourutiliser le transfert de données.

6.3.4. Numéros d’ID
Le numéro d’ID par défaut est « 0 ».
Configurez les numéros d’ID à l’aide du périphérique dédié.

RemarqueLes numéros d’ID ne peuvent pas être configurés avec
l’enregistreur et nécessitent l’utilisation d’un périphérique dédié.

39

7. Préparation de l’enregistreur

7.1. Installation des piles (remplacement des piles)
Installez deux piles neuves en respectant la position dessymboles « + » et « - » à l’intérieur du compartiment des piles
avant de fixer l’enregistreur.
Remplacez les piles usagées en même temps.
Retirez les piles de l’enregistreur si vous envisagez de ne pas
l’utiliser pendant une période prolongée. Les piles peuvent fuiret entraîner un dysfonctionnement.
Utilisez deux piles alcalines : type LR6 ou piles rechargeables
AA Ni-MH spécifiées.
Lorsque vous placez une pile dans le compartiment,commencez par pousser la borne à ressort avec la borne « - »de la pile. Ensuite, insérez la borne « + ».
Si vous commencez l’installation par la borne « + », la borne àressort risque d’endommager le revêtement de la pile.
Ne mélangez et n’utilisez pas différents types de piles, ni despiles usagées avec des piles neuves. Cela pourrait provoquer
une fuite, une émission de chaleur ou des dommages.

Remarque
Quand le niveau 1
du niveau des piles s’affiche, remplacezcelles-ci par deux piles neuves avant de fixer l’enregistreur.
L’enregistreur ne peut pas effectuer la mesure de la tension artérielleni le transfert des données tant que le niveau 1
est affiché.
Quand les piles et la batterie intégrée sont épuisées, plus rien nes’affiche.
Installez les piles en respectant la position des symboles ().
40

Procédure

Étape 1. Ouvrez le couvercle des piles.

Installez les piles.

Étape 2. Retirez les piles usagées.
Étape 3. Reportez-vous au
positionnement dessymboles ()à
l’intérieur ducompartiment des piles.
Insérez deux piles neuves
en respectant lepositionnement dessymboles « + » et « - ».
Poussez sur la borne àressort avec la borne« - » de la pile.

Étape 4. Insérez la pile enpoussant la borne « + ».

Étape 1. Ouvrez.

Étape 2. Retirez les piles.

Étape 6. Fermez.

Étape 3. Poussez sur la borne à ressort.
Étape 4. Insérez.

Étape 5. Insérez la deuxième pilede la même manière.
Étape 6. Fermez le couvercle des piles.

Conservez les piles et leur couvercle hors de portée des bébés
et des enfants afin d’éviter toute ingestion ou autres accidents.
Utilisez des piles AA standard. N’utilisez pas de pile gonflée ni
de pile enveloppée dans du ruban adhésif. Le couvercle serait
difficile à ouvrir.
41

7.1.1. Remplacer les piles
Les résultats de mesure et les paramètres de réglage sontenregistrés lorsque vous retirez les piles. Lorsque la batterie
intégrée est totalement déchargée, la date est réinitialisée au
01/01/2017 00:00.
Vérifiez et réglez l’heure actuelle lorsque vous remplacez lespiles. Consultez « 8.2.2. Horloge et fonction de surveillancede la mesure » pour régler l’horloge.

7.2. Préparation de l’étui de transport
RemarqueLorsque l’étui de transport est fixé, utilisez la ceinture fournie.
Nous conseillons d’utiliser une ceinture pour adapter
l’enregistreur au patient.
Utilisez l’étui de transport fourni lors de l’emploi
de l’enregistreur. Pour fixer l’étui de transport,
placez-le sur la ceinture fournie avec lesaccessoires ou sur la ceinture du patient.

Étui de transport
Ceinture42

7.3. Vérifications avant l’utilisation
Vérifiez l’enregistreur afin d’assurer ses performances et lasécurité avant l’utilisation.
Contrôlez à l’aide de la liste de vérification suivante avant / après
l’installation des piles.
Si vous constatez un problème, cessez d’utiliser l’enregistreur etapposez le message « Dysfonctionnement » ou « À ne pas
utiliser ». Contactez votre revendeur local pour le faire réparer.

7.3.1. Liste de vérification avant l’installation des pilesN°

Élément

Description
Pas de dommages ni de déformations suite à unechute.

1

Extérieur

2

Pile

Vérifiez que les piles ne sont pas épuisées.
Remplacez par deux piles neuves avant que lepatient ne commence l’utilisation.

3

Brassard

Vérifiez que le brassard n’est pas effiloché. Si lebrassard est effiloché, la pression interne risque deprovoquer une explosion.

4

Vérifiez que le flexible d’air n’est ni plié ni tordu.
Raccordement
Vérifiez si la prise d’air et le connecteur sontdu brassard
fermement raccordés.

5

Accessoires

Pas de dommages ni de fixation lâche au niveau
des commutateurs, etc.

Vérifiez que les accessoires ne sont pas
endommagés. (Étui de transport, ceinture, etc.)43

7.3.2. Liste de vérification après l’installation des piles
N°

PartieDescription
Vérifiez qu’il n’y a pas de flammes, de fumée ni
d’odeur anormale.
Vérifiez qu’il n’y a pas de bruit étrange.

1

Pile

2

Écran

3

Vérifiez que l’enregistreur fonctionne
Fonctionnement correctement.

4

MesureVérifiez qu’il n’y a pas d’affichage étrange.

Vérifiez que l’opération de mesure s’effectue
correctement. Vérifiez que le brassard de fixation,
la mesure, l’affichage et le résultat sont corrects.

44

8. Opérations

8.1. Organigramme des opérations
RemarqueLes réglages initiaux (de l’horloge intégrée, de la fonction desurveillance et de la valeur de pressurisation initiale) ainsi que leprogramme prédéfini (A-BPM et S-BPM) n’ont pas à être stockés
à chaque fois. Ils sont stockés lors de leur suppression et mise àjour, et lorsque l’enregistreur est utilisé pour la première fois.
Les réglages de l’enregistreur peuvent être stockés à l’aide dupériphérique dédié. Consultez le mode d’emploi d’ABPM DataManager.
Les procédures de mesure des fonctions A-BPM et S-BPM diffèrent.
L’A-BPM peut spécifier six paires d’heures de début et d’intervalles
arbitraires pour chaque tranche de 24 heures, et peut mesurer etenregistrer automatiquement la tension artérielle.
La S-BPM consiste pour un patient à mesurer lui-même sa propre
tension artérielle à domicile ou à l’hôpital. Ce mode peut utiliser
cinq types de programmes selon l’utilisation.

45

Installation des piles.
Les réglages initiaux de l’horloge intégrée,la fonction de surveillance de mesure et la valeur de pressurisation.

A-BPM

S-BPM

Enregistrez le programme
prédéfini d’A-BPM.

Enregistrez le programme
prédéfini de S-BPM.

Fixez l’enregistreur et le brassard.

Fixez l’enregistreur et le brassard.

Placez le commutateur AUTO
sur « ON ».

Placez le commutateur AUTO
sur « OFF ».

A-BPM

Appuyez sur le commutateur
DÉPART .

Placez le commutateur AUTO
sur « OFF ».

Tension artérielle en cabinet
OBP
Mesure automatisée de latension artérielle en cabinet
AOBP
Tension artérielle au domicile
HBP

Connectez l’enregistreur aupériphérique dédié.
Traitement des données.

Mesure automatisée de latension artérielle de nuit ANBP

Nettoyez et rangez le produit.

Automesure automatisée dela tension artérielle ASBP

Ensemble de la procédure d’utilisation
46

8.2. Réglages initiaux
8.2.1. Réglages d’usine
Les réglages d’usine (réglages initiaux) sont décrits ci-dessous :Éléments communs des réglages
Élément

Réglage d’usine

Fonction de surveillance

ON (indique le fonctionnement)

Année, mois, jour, heure, minute

Date d’expédition

Éléments d’A-BPM

Élément

Réglage d’usine

Mode veilleOFF

Durée d’intervalle quand le mode veille est sur ON

30 minutes

Heure de début de la section 1

0 heuresDurée d’intervalle de la section 1

30 minutes

Heure de début de la section 2

0 heure #1

Heure de début de la mesure automatisée

OFF

Durée de fonctionnement de la mesure automatisée OFF

Contenu des réglages d’usine

Quand le commutateur AUTO est placé sur « ON », l’A-BPM
commence. La tension artérielle est mesurée toutes les 30 minutes
jusqu’à ce que le commutateur soit placé sur « OFF ».

#1 : Les réglages entre la durée d’intervalle de la section 2 et ladurée d’intervalle de la section 6 sont omis car l’heure de débutdes sections 1 et 2 est identique.

47

Éléments de S-BPM

Élément
Réglage d’usine
Sélection du programme Tension artérielle en cabinet (OBP)
Tension artérielle en
N.A.
cabinetOBP
Mesure automatisée de Nombre de mesures
2 mesures
la tension artérielle en
5 minutes
cabinetAOBP Durée d’intervalle
Nombre de mesures
2 mesures
Tension artérielle au
domicile
HBP Durée d’intervalle
1 minute
Heure de début de la section
Mesure automatisée de2 heuresla tension artérielle deNombre de mesures
2 mesures
nuit
ANBP
Durée d’intervalle
1 minute
Heure de déclenchement de l’alarme
Automesure automatisée
7 heures, 22 heuresde la tension artérielle
Nombre de mesures
2 mesures
ASBP
Durée d’intervalle
1 minute

Contenu des réglages d’usine

Quand le commutateur/
est enfoncé après que lecommutateur AUTO est placé sur « OFF », le programme
prédéfini de S-BPM (OBP) démarre. Le programme (OBP)
mesure la tension artérielle une fois et stocke le résultat dans lamémoire.

8.2.2. Horloge et fonction de surveillance de la mesure
Les réglages initiaux peuvent être configurés à l’aide des méthodes
suivantes.
Utilisation des commutateurs de l’enregistreur.
Utilisation du périphérique dédié connecté à l’enregistreur àl’aide du câble USB.
48

Procédure avec les commutateurs
Étape 1. Réglez le commutateur

AUTO

sur « OFF ».

Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Tout en maintenant enfoncé le commutateur START/STOP ,maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
Display (après Sleep ) apparaisse sur l’affichage OLED.
Étape 4. Les commutateurs de fonctionnement sont comme suit :Commutateur EVENT .............. Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant, fin
des réglages.
Ensuite, utilisez ces commutateurs pour d’autres éléments.
Étape 5. Après la configuration des réglages, appuyez sur lecommutateur START/STOP pour revenir à l’affichage dumode d’attente.
Élément
OLED
Fonction de Display
surveillance
xx
Clock
Année
Year xx
Clock
Mois
Mon. xx
Clock
Jour
Day
xx
Clock
Heure
Hour xx
Clock
Minute
Min.
xx

Plage
xx = OFF, ON
xx =17 à 99.Les deux derniers chiffres de l’axx =1 à 12 moisxx =1 à 31 joursxx =0 à 23 heuresxx =0 à 59 minutes

Caractères encadrés : réglages d’usine et réglages initiaux lorsqueles piles sont complètement épuisées.

49

8.2.3. Valeur de pressurisation initiale
Une valeur de pressurisation initiale peut être réglée aupréalable.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Si le réglage AUTO est spécifié comme valeur de pressurisation
initiale, une valeur de pressurisation adéquate est
automatiquement sélectionnée. Le réglage d’usine est
180 mmHg.
Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Sélectionnez une valeur de pressurisation à l’aide du commutateur
START/STOP .
Commutateur AUTO sur « OFF »Programme S-BPM
Valeur de pressurisation
Durée actuelle

8.3. Programmes prédéfinis d’A-BPM
Les réglages initiaux peuvent être configurés à l’aide des méthodes
suivantes.
Utilisation des commutateurs de l’enregistreur.
Utilisation du périphérique dédié connecté à l’enregistreur àl’aide du câble USB.
L’A-BPM est utilisable uniquement lorsque la mesure automatiséepeut être effectuée.
50

Procédure avec les commutateurs

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Tout en maintenant enfoncé le commutateur START/STOP ,maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
Sleep apparaisse sur l’affichage OLED.
Étape 4. Spécifiez le mode veille à l’aide des commutateurs suivants.
Si le mode veille est sur « ON », passez à l’étape 5.
Commutateur EVENT ............. Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant.
Étape 5. Spécifiez l’heure de début et l’intervalle pour six sections au
maximum à l’aide des commutateurs suivants.
Commutateur EVENT ............. Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant.
Étape 6. Spécifiez l’heure de début et la durée de fonctionnement de lamesure automatisée à l’aide des commutateurs suivants.
Commutateur EVENT ............. Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant, fin
des réglages.
Étape 7. Après avoir terminé les réglages, l’enregistreur revient au moded’attente.

Ne retirez pas les piles lorsque vous effectuez les réglages.
Si les piles sont retirées, entrez à nouveau les réglages.

51

8.3.1. Éléments et paramètres d’A-BPM
Le programme prédéfini pour l’A-BPM est comme suit :Élément

OLED
Paramètre
Sleep
Mode veille#1, #2xx xx = ON, OFF
Durée Cycled’intervalle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutes
Heure de Hour 1
xx xx = 0 à 23 heures
Section début
1
Durée Cycle 1
d’intervalle
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutes
Heure de Hour 2xx xx = 0 à 23 heures
Section début
2
Durée Cycle 2d’intervalle
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutes
Heure de Hour 3xx xx = 0 à 23 heures
Section début
3
Durée Cycle 3
d’intervalle
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutes
Heure de Hour 4xx xx = 0 à 23 heures
Section début
4
Durée Cycle 4
d’intervalle
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutes
Heure de Hour 5xx xx = 0 à 23 heures
Section début
5
Durée Cycle 5d’intervalle
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutes
Heure de Hour 6xx xx = 0 à 23 heures
Section début
6
Durée Cycle 6
d’intervalle
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutes
Heure de START#3, #4début
xx xx = OFF , 0 à 23 heures
Durée de Operation#3, #4fonctionnementxx xx = OFF , 1 à 27 heures
Mesure automatisée

Caractères encadrés : Réglages d’usine.
52

#1 : Quand le mode sommeil est réglé sur « ON », l’heure de début etla durée de fonctionnement de la mesure automatisée et ladurée d’intervalle du mode sommeil peuvent être utilisés. La
durée d’intervalle de ces sections (1 à 6) est inutilisable.
#2 : Quand le mode sommeil est réglé sur « OFF », la duréed’intervalle du mode sommeil ne s’affiche pas.
#3 : Exemple de mesure automatisée.
Si l’heure de début est spécifiée et la durée de fonctionnement
est réglée sur « OFF », lorsque le commutateur AUTO est réglé
sur « ON », l’A-BPM démarre à l’heure de début prédéfinie etcontinue jusqu’à ce que le commutateur AUTO soit réglé sur« OFF ». Si le commutateur AUTO est réglé à nouveau sur« ON », l’A-BPM démarre à l’heure de début prédéfinie.

Remarque

Si la durée de fonctionnement est spécifiée et si lecommutateur AUTO est actionné pendant l’A-BPM,
l’A-BPM continue pendant la durée de fonctionnement à
partir de cette opération.
#4 : Exemple de mesure automatisée.
Si l’heure de début est réglée sur « OFF » et la durée defonctionnement est spécifiée, lorsque le commutateur
AUTO est réglé sur « ON », l’A-BPM démarre pour la duréede fonctionnement. Si le commutateur AUTO est réglé sur« OFF » pendant l’A-BPM, l’A-BPM s’arrête. Si lecommutateur AUTO est réglé à nouveau sur « ON »,l’A-BPM est effectué pour la durée de fonctionnement.

RemarqueSi l’heure de début est spécifiée et si le commutateur
AUTO est actionné pendant l’A-BPM, l’A-BPM s’arrête etdémarre à l’heure de début prédéfinie le lendemain.

53

Contenu de l’élément

Mode sommeil :La durée d’intervalle de la mesure automatisée peut êtrespécifiée. La durée d’intervalle des sections 1 à 6 est
inutilisable. Consultez « 6.1.2. Fonction sommeil et duréed’intervalle ».
Section :24 heures peuvent être séparées en six sections au maximum.
Chaque section peut avoir une heure de début et unintervalle spécifiques. L’A-BPM est utilisable uniquement
lorsque la mesure automatisée peut être effectuée.
Mesure automatisée :Vous pouvez contrôler l’ensemble de l’A-BPM. Spécifiez
l’heure de début et la durée de fonctionnement. Consultez« 8.3.2. Exemples de programmes d’A-BPM ».

54

8.3.2. Exemples de programmes d’A-BPM
ExempleHeures de début et intervalles. Saisie simplifiée.

24:00
Doubles sections
22:00 00:00
Section 2
L’heure de début de la section 1 = 7:00
La durée d’intervalle de la section 1 = 15 18:00
6:00
7:00
L’heure de début de la section 2 = 22:00
Section 1
La durée d’intervalle de la section 2 = 60
12:00
L’heure de début de la section 3 = 7:00 ········ Identique à la section 1
La section 3 et les éléments suivants ne s’affichent pas car l’heure dedébut de la section 3 est identique à celle de la section 1.
Lorsque l’heure de début de la section 2, 3, 4, 5 ou 6 est la mêmeque celle de la section 1, ces heures de début et ces intervalles nes’affichent pas.

Exemple 1 Mesure automatique

L’heure de début de la mesure automatisée = OFF.
La durée de fonctionnement de la mesure automatisée = OFF.
Lorsque le commutateur AUTO est réglé sur « ON », l’A-BPM est
effectuée conformément à l’heure de début et à l’intervalle dechaque section jusqu’à ce que le commutateur AUTO soit réglé
sur « OFF ».
Mesure de tension artérielle

Section 1
Commutateur AUTO
sur « ON »Non mesurée

Section 2
Commutateur AUTO
sur « OFF »
55

Heure

Exemple 2 Mesure automatique

L’heure de début de la mesure automatisée = 7:00,
La durée de fonctionnement de la mesure automatisée = OFF.
Quand le commutateur AUTO est placé sur « ON », l’A-BPM
commence à 7:00. L’A-BPM se poursuit conformément à l’heure dedébut et à l’intervalle de chaque section jusqu’à ce que lecommutateur AUTO soit placé sur « OFF ».
7:00

Mesure de tension artérielle

Section 2

Section 1
Commutateur AUTO
sur « ON »Non mesurée

HeureCommutateur AUTO
sur « OFF »Exemple 3 Mesure automatique

L’heure de début de la mesure automatisée = OFF.
La durée de fonctionnement de la mesure automatisée =26 heures.
Quand le commutateur AUTO est réglé sur « ON », l’A-BPM
se poursuit conformément à l’heure de début et à l’intervallede chaque section pendant 26 heures.
Mesure de tension artérielle

Non mesurée

Section 1

Section 2

Commutateur AUTO
sur « ON »Après 26 heures

56

Heure

8.4. Programmes S-BPM
Les réglages initiaux peuvent être configurés à l’aide des méthodes
suivantes.
Utilisation des commutateurs de l’enregistreur.
Utilisation du périphérique dédié connecté à l’enregistreur àl’aide du câble USB.

Procédure avec les commutateurs

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Tout en maintenant enfoncé le commutateur/, maintenez
enfoncé le commutateur START/STOP jusqu’à ce que
apparaisse sur l’affichage LCD.
Étape 3. Sélectionnez le programme S-BPM à l’aide des commutateurssuivants.
Programme : OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP
Commutateur/ ................. Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant.
Étape 4. Spécifiez chaque élément (Nombre de mesures, Duréed’intervalle, heure de début et heure de déclenchement del’alarme) à l’aide des commutateurs suivants.
Commutateur/ ............... Changer le paramètre actuel.
Commutateur START/STOP ... Décision, élément suivant, fin
des réglages.
Étape 5. Après avoir terminé les réglages, l’horloge S-BPM s’affiche.

Ne retirez pas les piles lorsque vous effectuez les réglages.
Si les piles sont retirées, entrez à nouveau les réglages.

57

8.4.1. Éléments et paramètres de S-BPM
Programme

Élément

Paramètre

Programme S-BPM
Programme

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Tension artérielle en cabinet
OBP

N.A.

N.A.

Mesure automatisée de la tension artérielle en cabinet
AOBP

Nombre de mesures2,

1 à 5 mesures

Durée d’intervalle5,

3 à 10 minutes

Nombre de mesures2,

1 à 5 mesures

Durée d’intervalle

1,

1 à 5 minutes

Tension artérielle au domicile
HBP

Mesure automatisée de la tension artérielle de nuit
ANBP

Heure de début2,

0 à 23 heures

Nombre de mesures2,

1 à 5 mesures

Durée d’intervalle

1,

1 à 5 minutes#1

Automesure automatisée de la tension artérielle
ASBP

Heure de déclenchement
de l’alarme

7 , 22 , 0 à 23 heures

Nombre de mesures2,

1 à 5 mesures

Durée d’intervalle

1,

1 à 5 minutes#2

Caractères encadrés : Réglages d’usine.
#1 : 24 heures peuvent être séparées en six sections au maximum.
Chaque section peut avoir une heure de début spécifique pour lamesure de la tension artérielle.
#2 : 24 heures peuvent être séparées en six sections au maximum.
Chaque section peut avoir une heure de déclenchement del’alarme spécifique pour la mesure de la tension artérielle.
588.4.2. Exemples d’affichages S-BPM
Affichage de la tension artérielle en cabinet

OBP

Affichage de la mesure automatisée de la tension artérielle en cabinet

AOBP

L’OBP ne comporte pas de réglages à configurer.

L’AOBP utilise le nombre de mesures et la durée d’intervalle prédéfinis.
L’AOBP effectue une opération « 1 portée » après un moded’attente permettant de se détendre.
Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM » pour l’opération « 1 portée ».

Nombre de mesures

Durée d’intervalle

Affichage de la tension artérielle au domicile

HBP

L’HBP utilise le nombre de mesures et la durée d’intervalle prédéfinis.
Ensuite, l’HBP effectue « 1 portée ».
Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM » pour l’opération « 1 portée ».

Nombre de mesures

Durée d’intervalle
59

Affichage de la mesure automatisée de la tension artérielle de nuit ANBPL’ANBP peut spécifier jusqu’à six heures de début prédéfinies
pour « 1 portée ». Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM »pour l’opération « 1 portée ».
Lorsque la dernière heure de début est identique à la première
heure de début, les réglages de l’heure de début sont terminés.
Ensuite, spécifiez le nombre de mesures et la durée d’intervalle
pour l’opération « 1 portée ».

Première heure de début

Nombre de mesures

2e heure de début

3e heure de début

Durée d’intervalle
24:00
22:00 00:00

ExempleRéglages et saisie simplifiée
4:00
La mesure est effectuée à 22:00 et 4:00.
18:00
6:00
L’heure de début de la section 1 = 4:00
L’heure de début de la section 2 = 22:00
12:00
L’heure de début de la section 3 = 4:00 ··· Identique à celle de la section 1
Le nombre de mesures =2 mesures
La durée d’intervalle =0:01 minute60

Affichage de l’automesure automatisée de la tension artérielleASBP

L’ASBP peut spécifier jusqu’à six heures de début prédéfinies pour l’alarme.
L’alarme retentit à chaque heure de début. Appuyez sur lecommutateur/
pour effectuer l’opération « 1 portée » quand
l’alarme retentit. Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM » pourl’opération « 1 portée ».
Lorsque la dernière heure de début est identique à la première
heure de début, les réglages de l’heure de début sontterminés. Ensuite, spécifiez le nombre de mesures et la duréed’intervalle pour l’opération « 1 portée ».

Première heure dedéclenchement de l’alarme

Nombre de mesures

Exemple2e heure de déclenchement
de l’alarme

3e heure de déclenchement
de l’alarme

Durée d’intervalle

Réglages et saisie simplifiée

24:00
22:00 00:00

L’alarme retentit à 22:00 et 7:00.
/
pour
Appuyez sur le commutateur
18:00
6:00
7:00
effectuer l’opération « 1 portée ».
L’heure de début de la section 1 = 22:00
12:00
L’heure de début de la section 2 = 7:00
L’heure de début de la section 3 = 22:00 ···· Identique à celle de la section 1
Le nombre de mesures =2 mesures
La durée d’intervalle =0:01 minute61

8.5. Suppression des données de mesure

Objectif de l’opération et explication de la fonction

Les données de mesure sont supprimées, mais pas les réglages.
Les réglages initiaux peuvent être configurés à l’aide desméthodes suivantes.
Utilisation des commutateurs de l’enregistreur.
Utilisation du périphérique dédié connecté à l’enregistreur
à l’aide du câble USB.
Lorsque des données de mesure sont supprimées, elles nesont plus utilisables. Sauvegardez les données avant de les
supprimer.
Supprimez les données de mesure du dernier patient avant
que le patient suivant n’utilise l’enregistreur.
Plusieurs secondes peuvent être nécessaires poursupprimer les données.
N’effectuez aucune opération afin que la suppression desdonnées s’effectue correctement.

Procédure avec les commutateurs

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication est masquée, appuyez sur le commutateur
START/STOP ou EVENT pour revenir à l’affichage dumode d’attente.
Étape 3. Tout en maintenant enfoncé le commutateur START/STOP ,maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
DataClear (après Sleep et Display ) apparaisse surl’affichage OLED.
Étape 4. Sélectionnez une opération.
Si vous supprimez des données, maintenez enfoncé lecommutateur START/STOP . Erasing clignote sous
DataClear sur l’affichage OLED et la suppression desdonnées démarre. Passez à l’étape 5 après la suppression.
Si vous conservez (ne supprimez pas) des données, appuyez
sur le commutateur EVENT et passez à l’étape 5.
Étape 5. L’enregistreur revient au mode d’attente.
628.6. Fixation du produit sur le patient
8.6.1. Informations destinées aux patients
Expliquez les points suivants au patient afin qu’il puisse utiliser
l’enregistreur en toute sécurité.

Précautions lors de la mesure de la tension artérielle

Détendez le bras et restez silencieux lorsque le gonflage
commence.
Maintenez la même position pendant toute la mesure.
Évitez les vibrations et le bruit pendant la mesure.

La tension artérielle est mesurée pendant environ 1 minute après
la pressurisation. Ne parlez pas tant que la mesure n’est pas
terminée. Du gonflage du brassard à l’évacuation de l’air, leprocessus de mesure nécessite jusqu’à 170 secondes.
L’enregistreur peut lancer un second gonflage pour mesurer ànouveau la tension artérielle après la fin de la pressurisation.
Ceci peut être provoqué par un mouvement du corps, etc.
L’enregistreur peut lancer la mesure de la tension artérielle après
environ 120 secondes lorsque les données de mesure sontinvalides et que la mesure suivante se fait après 8 minutes. Ceci
peut être provoqué par un mouvement du corps, etc.
L’enregistreur peut gêner le fonctionnement des véhicules et desmachines. Évitez d’utiliser un véhicule ou une machine lorsque
vous portez l’enregistreur.

63Arrêter ou suspendre la mesure

Appuyez sur le commutateur START/STOP pour arrêter la mesurede tension artérielle. Un code d’erreur est stocké dans la mémoire. La
tension artérielle est à nouveau mesurée après 120 secondes.
Concernant l’A-BPM, ainsi que les modes ANBP et ASBP de la
S-BPM, seule la mesure de tension artérielle actuelle peut êtresuspendue et l’opération « 1 portée » est effectuée lors del’heure de début suivante. Réglez le commutateur AUTO sur« OFF » pour suspendre l’A-BPM.
Retirez le brassard si la mesure de tension artérielle actuelle nepeut pas être arrêtée à l’aide du commutateur START/STOP .
Appuyez sur le commutateur START/STOP pour arrêter lamesure. L’opération « 1 portée » est quand même effectuéelors de l’heure de début suivante pour l’A-BPM, ainsi que
les modes ANBP et ASBP de la S-BPM.
En cas de douleur dans le bras ou d’événement inattendu,arrêtez la mesure, retirez le brassard et consultez le médecin.
Réglez le commutateur AUTO sur « OFF » poursuspendre l’A-BPM.
Réglez le commutateur AUTO sur « ON » pour reprendre lamesure automatisée A-BPM. Le symbole
apparaît sur l’affichage LCD et OLED. L’enregistrement des données sepoursuit jusqu’à ce que vous mettiez l’appareil sur « OFF ».

Utiliser la mesure manuelle lors de l’A-BPM

Procédure pour une mesure temporaire non incluse dans leprogramme prédéfini.
Étape 1. Si l’indication de l’affichage OLED est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente A-BPM.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur START/STOP pour mesurer
immédiatement la tension artérielle lors de l’A-BPM.
Étape 3. Les résultats de la mesure sont stockés dans la mémoire.
Quand le commutateur START/STOP est enfoncé pendant lamesure, celle-ci est suspendue.
64

Précautions lors du port de l’enregistreur

L’enregistreur est un instrument de précision. Ne faites pas
tomber l’enregistreur et ne le soumettez à aucun choc.
L’enregistreur et le brassard ne sont pas étanches (résistants àl’eau). Évitez tout contact du produit avec la pluie, la sueur etl’eau.
Ne mettez rien sur le produit.
Quand le brassard se déplace suite à des mouvements excessifs
ou de l’exercice, remettez-le en place.
Placez le flexible d’air de sorte qu’il ne se plie pas et ne s’enroule
pas autour du cou lorsque vous dormez.

Remplacement des piles

Quand le symbole
s’affiche, l’enregistreur ne peut pas
mesurer la tension artérielle ni communiquer avec lepériphérique dédié. Remplacez immédiatement les piles
usagées par deux neuves.

8.6.2. Cache de brassard
Remarque

Gardez le brassard et le cache de brassard propres.
Changez de cache de brassard pour chaque personne.
Utilisez le cache de brassard approprié pour les brassards en
option.

65

8.6.3. Fixation du brassard, de l’étui de transport et de l’enregistreur
Ne fixez pas le brassard si le patient présente unedermatite, des blessures externes, etc.
Retirez le brassard et cessez immédiatement l’utilisation si
une dermatite ou d’autres symptômes apparaissent sur lepatient.
Empêchez le flexible d’air de s’enrouler autour du cou et ducorps.
Soyez prudent lors d’une utilisation près de jeunes enfants,
car ils risquent de s’étouffer.
Insérez fermement le connecteur du flexible d’air jusqu’à lafin de la rotation. Si le raccord est mauvais, cela risque deprovoquer une fuite d’air ou une erreur de mesure.

RemarqueFixez le brassard dans la bonne position et enroulez-le autour
du bras pour mesurer correctement la tension artérielle.
Empêchez le brassard et le flexible d’air de vibrer pendant lamesure. L’enregistreur mesure les changements subtils de lapression d’air à l’intérieur du brassard.
Le brassard fourni avec les accessoires est un brassard pouradulte destiné au bras gauche. Si la taille du brassard neconvient pas, achetez un brassard en option.
Circonférence du bras
Petit brassard
15 à 22 cm
05,9" à 08,7"
Brassard pour adulte 20 à 31 cm
07,8" à 12,2"
Grand brassard
28 à 38 cm
11,0" à 15,0"
Brassard extra grand 36 à 50 cm
14,2" à 19,7"
Gardez le brassard propre.
Nous conseillons au patient d’utiliser l’étui de transport et laceinture.
Le brassard n’est pas fabriqué à base de latex de caoutchouc
naturel.
66

Positionner le brassard, l’enregistreur et l’étui

Étape 1. Passez l’extrémité du brassard dans l’anneau et faites-lui
prendre la forme d’un bracelet.
Étape 2. Trouvez l’artère brachiale du bras gauche par palpation.
Étape 3. Fixez le brassard sur la peau de sorte que le repère blanc se
trouve directement sur l’artère brachiale et que le bord inférieur dubrassard soit à environ 1 - 2 cm au-dessus du creux du coude.
Étape 4. Enroulez le brassard de sorte que l’anneau soit dans la plage
indiquée, à plat et sans glisser, mais en ayant assez d’espacepour insérer deux doigts.
Étape 5. Fixez le flexible d’air à l’aide de ruban adhésif pour le passer
sur l’épaule.
Étape 6. Passez la ceinture dans l’étui de transport.
Étape 7. Réglez la ceinture afin de placer l’étui de transport du côtégauche.
Étape 8. Raccordez la fiche d’air à la prise d’air de l’enregistreur.
Étape 9. Placez l’enregistreur dans l’étui de transport.
Étape 1. Anneau

Étape 2. Artère brachiale
Étape 3. Repère blanc deposition de l’artère
Environ1 - 2 cm au-dessus

Brassard

Étape 3. Repère blanc de position
de l’artère
Étape 4. Laissez assez d’espacepour insérer deux doigts

67Étape 5. Flexible d’air
Flexible d’air

Étape 5. Ruban adhésif
Étape 5. Clip
Étape 5. Brassard

Étape 7. Ceinture
Étape 7. Étui de transport
Étape 8. Fiche d’air
Étape 8. Prise d’air

Étape 9. Insérez
Étui de transport

Étape 6. Ceinture

688.7. Opérations de mesure de la tension artérielle
8.7.1. Utilisations pour l’A-BPM
Quand l’A-BPM commence, la tension artérielle est mesuréeconformément aux paramètres prédéfinis.

RemarqueRéglez l’horloge intégrée et la valeur de pressurisation initiale
avant la mesure car l’A-BPM en a besoin. Consultez « 8.2.2.
Horloge et fonction de surveillance de la mesure » et « 8.3.
Programmes prédéfinis d’A-BPM ».
Lorsque vous retirez l’enregistreur, réglez le commutateur AUTO
sur « OFF ».
Si l’enregistreur est retiré pendant l’A-BPM et le brassardcommence à gonfler lors de l’heure de début suivante, il risqued’être endommagé. Lorsque l’A-BPM reprend, réglez lecommutateur AUTO sur « ON ».
Le symbole

s’affiche lors de l’utilisation de l’A-BPM.

La mesure de tension artérielle manuelle peut être effectuée
pendant le mode d’attente de l’A-BPM.
Le résultat de mesure de la mesure de tension artérielle
manuelle peut être stocké dans la mémoire.
Quand l’A-BPM est arrêtée, le code d’erreur E07 apparaît
sur l’affichage OLED et est stocké dans la mémoire.

Lancer l’A-BPM

Étape 1. Réglez le commutateur

AUTO

sur « ON ».

Étape 2. Le symbole
apparaît sur l’affichage OLED et LCD.
L’A-BPM commence.
69

Pour suspendre l’A-BPM

Étape 1. Réglez le commutateur
Étape 2. Le symbole

AUTO

sur « OFF ».

est masqué. L’A-BPM est suspendue.

Arrêter pendant l’A-BPM

Lorsque le commutateur START/STOP est enfoncé pendant lamesure de tension artérielle, l’air est immédiatement évacué et lamesure actuelle s’arrête. Cependant, l’A-BPM continue. La
mesure de tension artérielle suivante est effectuée
conformément aux réglages de l’A-BPM.

Mesurer immédiatement la tension artérielle lors de l’A-BPM(Mesure de tension artérielle manuelle de l’A-BPM)

Étape 1. Si l’indication de l’affichage OLED est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente A-BPM. Le mode d’attente del’A-BPM est un mode pendant lequel la tension artérielle n’est
pas mesurée lors de la durée d’intervalle.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur START/STOP pendant le moded’attente A-BPM.

Étendre la durée d’intervalle ou y revenir

Lorsque le mode veille est sur « ON » et que le commutateur
EVENT est enfoncé pendant le mode d’attente de l’A-BPM, ladurée d’intervalle est doublée.

70

8.7.2. Opérations pour la S-BPM
RemarqueRéglez l’horloge intégrée et la valeur de pressurisation initiale
avant la mesure car la S-BPM en a besoin.
Consultez « 8.2.2. Horloge et fonction de surveillance de lamesure » et « 8.4. Programmes S-BPM ».
Retirez les piles lorsque le patient retire l’enregistreur et lebrassard lors de l’utilisation de l’ANBP ou de l’ASBP (mêmependant le mode d’attente). Si vous laissez les piles dans leurcompartiment, le brassard risque d’être endommagé quand
l’enregistreur gonfle le brassard à l’occasion del’opération « 1 portée » suivante. Si le patient reprend lamesure, insérez des piles et appuyez sur le commutateur/ .
La mesure de tension artérielle manuelle peut être effectuée
pendant le mode d’attente de la S-BPM.
Le résultat de mesure de la mesure de tension artérielle
manuelle peut être stocké dans la mémoire.
Quand la S-BPM est arrêtée, le code d’erreur E07 apparaît
sur l’affichage OLED et est stocké dans la mémoire.

Lancer la S-BPM

Étape 1. Réglez le commutateur

AUTO

sur « OFF ».

Étape 2. Les opérations sont comme suit :Programmes S-BPM
Opérations
Tension artérielle en cabinet
OBP Appuyez sur le commutateur
Mesure automatisée de la tension/
pour démarrer leartérielle en cabinet
AOBP programme prédéfini pendantTension artérielle au domicile
HBP le mode d’attente.
Mesure automatisée de la tension
Le programme prédéfini
artérielle de nuit
ANBP passe en attente jusqu’à« heure de début » ou
Automesure automatisée de la tension« heure de déclenchement
artérielle
ASBP de l’alarme ».
71

Mesurer immédiatement la tension artérielle pendant la S-BPM.
(Mesure de tension artérielle manuelle de S-BPM)

Étape 1. Si l’indication de l’affichage LCD est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente S-BPM.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur/
pendant le moded’attente S-BPM.
Les mesures de tension artérielle de « 1 portée » sontimmédiatement effectuées.

Arrêter ou suspendre la S-BPM

Les opérations sont comme suit :Programmes S-BPM

Opérations

Tension artérielle en
cabinetOBP
Mesure automatiséeAppuyez sur le commutateur/pourde la tension artériellearrêter la mesure de tension artérielle.
en cabinet
AOBP
Tension artérielle au
domicile
HBP
Mesure automatisée Appuyez sur le commutateur/pourde la tension artérielle arrêter la mesure de tension artérielle. Lors dede nuit
ANBP l’heure de démarrage suivante, la tension
artérielle est mesurée ou l’alarme retentit.
#1
Automesure
Si vous devez complètement arrêter
automatisée de lal’enregistreur, retirez les piles de l’enregistreur ou
tension artérielle ASBP
passez sur OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM ».
72

8.7.3. Mesure manuelle
Utilisez la mesure de tension artérielle manuelle pour effectuer une
mesure test et une mesure immédiate de la tension artérielle.

Remarque
La mesure de tension artérielle manuelle peut commencer
immédiatement en mode d’attente.
Le résultat de mesure est stocké dans la mémoire.

Mesurer immédiatement la tension artérielle pendant l’A-BPM.
(Mesure de tension artérielle manuelle de l’A-BPM)

Étape 1. Si l’indication de l’affichage OLED est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente A-BPM. Le mode d’attente del’A-BPM est un mode pendant lequel la tension artérielle n’est
pas mesurée lors de la durée d’intervalle.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur START/STOP pendant le moded’attente A-BPM.

Mesurer immédiatement la tension artérielle pendant la S-BPM.
(Mesure de tension artérielle manuelle de S-BPM)

Étape 1. Si l’indication de l’affichage LCD est masquée, appuyez sur lecommutateur START/STOP ou EVENT pour revenir àl’affichage du mode d’attente S-BPM.
Étape 2. Appuyez sur le commutateur/
pendant le moded’attente S-BPM.
Les mesures de tension artérielle de « 1 portée » sontimmédiatement effectuées.

738.7.4. Arrêter et suspendre les mesures
Une utilisation continue de l’A-BPM, la S-BPM et de la mesure detension artérielle manuelle peut être arrêtée ou suspendue
immédiatement.

Remarque
Quand la mesure de la tension artérielle est arrêtée, le coded’arrêt E07 apparaît sur l’affichage OLED et est stocké dansla mémoire.

Pour suspendre l’A-BPM

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Le symbole

est masqué. L’A-BPM est suspendue.

Arrêter pendant l’A-BPM

Lorsque le commutateur START/STOP est enfoncé pendant lamesure de la tension artérielle, l’air est immédiatement évacué et lamesure actuelle s’arrête. Cependant, l’A-BPM continue. La
mesure de tension artérielle suivante est effectuée
conformément aux réglages de l’A-BPM.

74Arrêter ou suspendre la S-BPM
Les opérations sont comme suit :Programmes S-BPM

Opérations

Tension artérielle en
cabinetOBP
Mesure automatiséeAppuyez sur le commutateur/pourde la tension artériellearrêter la mesure de tension artérielle.
en cabinet
AOBP
Tension artérielle au
domicile
HBP
Mesure automatisée Appuyez sur le commutateur/pourde la tension artérielle arrêter la mesure de tension artérielle. Lors dede nuit
ANBP l’heure de démarrage suivante, la tension
artérielle est mesurée ou l’alarme retentit.
#1
Automesure
Si vous devez complètement arrêter
automatisée de lal’enregistreur, retirez les piles de l’enregistreur ou
tension artérielle ASBP
passez sur OBP, AOBP ou HBP.
#1 : Consultez « 6.2.1. Programmes S-BPM ».

75

8.8. Connexion de l’enregistreur au périphérique dédié
8.8.1. Connexion via le câble USB
Consultez le mode d’emploi d’ABPM Data Manager pour lesréglages de communication.

Connexion du câble
Connectez un câble USB autorisé à la borne micro USB.
Insérez le câble dans le bon sens. Une mauvaise connexion
risque de causer des pannes et des dysfonctionnements.
Confirmez que le câble de borne est bien connecté.
Vous ne pouvez pas mesurer la tension artérielle pendant lacommunication USB.
Ne fixez pas le produit sur le patient lorsque l’enregistreur est
connecté au câble. Le câble risque de s’enrouler autour ducorps ou du cou.
Préparation du périphérique dédié
Retirez l’enregistreur et le brassard du patient avant deconnecter l’enregistreur (TM-2441) au périphérique dédié.

Connecter l’enregistreur au périphérique dédié via le câble USB
Étape 1. Ouvrez la borne micro USB située sur l’enregistreur.
Connectez le câble USB fourni avec les accessoires.

Borne micro USB
Câble USB

76

Commencer la communication de données avec le périphérique dédié
Étape 1. Connectez le câble micro USB del’enregistreur au périphérique dédié.

Étape 2. L’alarme retentit etapparaît
sur l’affichage LCD.
Le statut de la communication desdonnées passe en mode veille.
Étape 3. Procédez à l’analyse en utilisantle périphérique dédié. Le statut
de la communication desdonnées passe en mode en ligne
actif uniquement pendant lacommunication USB.

Connectez le câble
micro USB

Mode veille

Mode enligne actifArrêter la communication de données avec le périphérique dédié
Étape 1. Retirez le câble en mode veille.

778.8.2. Utilisation de la communication Bluetooth®
Un appareil Bluetooth doit être couplé avec un appareil afin decommuniquer avec cet appareil. Lorsque l’enregistreur est couplé
avec un appareil, la communication s’effectue automatiquement.

Remarque
Veillez à mettre hors tension tous les autres dispositifs Bluetoothlors du couplage. Il est impossible de coupler plusieurs appareils enmême temps.
Si l’enregistreur est couplé avec un autre appareil, le couplage avec
le premier appareil est annulé.
Si les appareils n’arrivent pas à communiquer après le couplage,
réessayez de coupler.

Couplage Bluetooth®

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez surle commutateur START/STOP ou EVENT pourrevenir à l’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
Pairing (après FlightMode ) apparaisse sur l’affichage OLED.
L’enregistreur débute l’attente du couplage
Étape 4. Quand le couplage Bluetooth est terminé, le symbole
apparaît
sur l’affichage LCD.
Si vous souhaitez annuler le couplage en cours, appuyez surle commutateur EVENT . L’enregistreur revient à l’affichage
du mode d’attente.

78

8.8.3. Suspension de la communication Bluetooth® (mode avion)
Le mode avion peut suspendre la communication Bluetooth.

Utilisation du mode avion

Étape 1. Réglez le commutateur AUTO sur « OFF ».
Étape 2. Si l’indication de l’affichage est masquée, appuyez surle commutateur START/STOP ou EVENT pourrevenir à l’affichage du mode d’attente.
Étape 3. Maintenez enfoncé le commutateur EVENT jusqu’à ce que
FlightMode apparaisse sur l’affichage OLED.
Étape 4. Le mode avion peut être activé / désactivé à l’aide du commutateur
START/STOP .
FlightMode
ON

Commutateur START/STOP

FlightMode
OFF

Étape 5. Appuyez sur le commutateur EVENT pour revenir à l’affichage
du mode d’attente.

799. Entretien

9.1. Stockage du produit, inspection et gestion de la sécurité
Les instruments médicaux tels que cet enregistreur doivent êtreentretenus afin de fonctionner correctement au moment voulu etd’assurer la sécurité du patient comme de l’opérateur. À titre derègle de base, le patient doit inspecter cet instrument à l’aide desinstructions de vérification quotidienne, par exemple« Vérifications avant l’utilisation ».
Une gestion quotidienne telle que les vérifications avant
l’utilisation est nécessaire pour assurer les performances, lasécurité et l’efficacité de l’enregistreur.
Nous conseillons d’effectuer un contrôle annuel de l’enregistreur.

RemarqueL’institution médicale doit gérer l’entretien pour assurer une
utilisation sécurisée de l’instrument médical.

809.2. Nettoyage du produit
Nettoyez l’enregistreur avant et après utilisation.
Nettoyez l’enregistreur avant de le fixer sur le patient suivant.
Ne vaporisez pas d’eau sur l’enregistreur et ne le plongez
pas dans l’eau pour le nettoyage. Cela pourrait entraîner
des dysfonctionnements.
Nettoyez l’enregistreur en l’essuyant avec de l’eau et une
solution antiseptique afin de ne pas inonder l’intérieur del’enregistreur.
Désinfectez régulièrement l’enregistreur afin de garantir laprévention des infections. N’utilisez pas de stérilisateur pourl’enregistreur.
N’utilisez pas de solvant organique (exemple : diluant) ou
de solution de polyvidone iodée pour nettoyer l’enregistreur.
Cela pourrait entraîner une décoloration, des dommages etdes dysfonctionnements.
N’utilisez pas de sèche-cheveux, etc. pour sécher
l’enregistreur. Cela pourrait entraîner desdysfonctionnements et des dommages.
Vérification après le nettoyage du brassard
Vérifiez que la poche du brassard est correctement insérée àl’intérieur de la housse de brassard. Si elle n’est pas
correctement insérée, des dommages ou une explosion
risquent de se produire lors du gonflage.

Nettoyage de l’enregistreur

Essuyez la saleté et la poussière sur le boîtier extérieur del’enregistreur avec une compresse imbibée d’eau ou d’eau
chaude et bien essorée. Lorsque du sang ou des médicaments,
etc. collent au boîtier, nettoyez-le dans un premier temps avec
une compresse imbibée d’une solution antiseptique et bien
essorée, puis essuyez le boîtier mouillé avec une compresse
imbibée d’eau ou d’eau chaude et bien essorée.
Les composants chimiques (nom de l’ingrédient) des solutions
antiseptiques utilisables sont indiqués dans le tableau (Exemple
de solutions antiseptiques utilisables (nom de l’ingrédient)).
81

Nettoyage du brassard

Lorsque vous nettoyez et désinfectez le cache de brassard et lahousse de brassard, retirez la poche de brassard de la houssede brassard. Nettoyez la saleté et la poussière avec une
compresse imbibée d’eau ou d’eau chaude et bien essorée.
Pour la désinfection, utilisez les solutions antiseptiques
indiquées dans le tableau (Exemple de solutions
antiseptiques utilisables (nom de l’ingrédient)).
Exemple de solutions antiseptiques utilisables (nom del’ingrédient)
Nom du composant
Nom du produit
Chlorure deSolution de chlorure de benzalkonium à
benzalkonium
10 %Isopropanol
1-propanol 70 %Éthanol pour la désinfection, 76,9 à
Éthanol
81,4 %vol
Lisez et respectez les recommandations indiquées sur leproduit.

RemarqueLe brassard et le flexible d’air sont des consommables.
Si une erreur de mesure se produit fréquemment ou si la tension
artérielle ne peut pas être mesurée, il est nécessaire de lesremplacer. Consultez « 10. Éléments en option (nécessitantune commande) » dans ce mode d’emploi.

82

9.3. Inspection périodiqueEffectuez l’inspection quotidienne pour assurer une utilisation
correcte de l’enregistreur.
L’inspection est décrite ci-dessous :9.3.1. Inspection avant l’installation des piles
Éléments

Description

Pas de dommages ni de déformation suite à des chutes.
Extérieur
Pas de saleté, de rouille ni de rayures où que ce soit.
Pas de fissure ni de cliquetis au niveau du panneau.
Pas de dommages ni de cliquetis au niveau desFonctionnement
commutateurs et des boutons.
Écran
Pas de saleté ni de rayures sur le panneau d’affichage.
Le flexible d’air ne doit pas être plié. Si de l’air
reste dans le brassard, cela risque de provoquer
un dysfonctionnement périphérique en raison del’arrêt du flux sanguin dans le bras.
La poche du brassard doit être correctement
insérée à l’intérieur de la housse de brassard.
Pas d’effilochage du brassard. Le brassard nedoit pas se morceler.
Remplacez le brassard si vous constatez un problème.
Le brassard peut être jeté.
MesureEn cas de fissure ou de matière adhésive au
Brassard
niveau du raccord entre le brassard et la pochedu brassard.
En cas de perte de souplesse et de durcissement
du flexible d’air.
En cas d’aspect brillant ou huileux au toucher dela surface du flexible d’air.
En cas de fissures au niveau de la poche d’air.
#1 Nous conseillons de remplacer les brassards tous
les trois ans, quelle que soit la fréquenced’utilisation.
Accessoires de Pas de dommages sur l’étui de transport, la ceinturetransport
et le brassard.
Connexion
La fiche d’air est correctement raccordée à la prise d’air.

83

9.3.2. Inspection après l’installation des piles
Élément
Extérieur
Fonctionnement
Brassard demesureDescription
Pas de flammes, de fumée ni d’odeurs
anormales.
Pas de bruits étranges.
Pas de problèmes de fonctionnement au
niveau des commutateurs et des boutons.
Les valeurs de mesures sont proches de lavaleur habituelle.
Pas de bruits ni d’événements étranges lorsde la mesure.

Contrôle de la
Si les valeurs de la tension artérielle sontvaleur de la tension
incorrectes, contactez votre revendeur local.
artérielle849.4. Élimination
En ce qui concerne la mise au rebut et le recyclage de ce produit,
afin de protéger l’environnement, suivez la réglementation del’administration locale.

Élimination du brassard

Le brassard porté par le patient est un déchet médical.
Jetez-le conformément aux règles sur les déchets médicaux.

Élimination de la batterie intégrée rechargeable
L’enregistreur est équipé d’une batterie de secours à l’intérieur.
Lorsque vous vous débarrassez de l’enregistreur, jetez lespiles conformément à la réglementation locale relative à laprotection de l’environnement.

Autres

Nom

Pièce
MatériauBoîtier
CartonEmballage
CoussinCoussin d’air, boîtier spécial
Sac
VinyleBoîtier
Résine ABS + PC
Parties internes Parties générales
Châssis
Fer
Batterie deEnregistreur secours sur le Pile bouton lithium rechargeable :circuit
ML2016H
électroniquePile alcaline :1,5 V LR6 ou taille AA
Pile
Pile rechargeable :Taille AA
Piles Ni-MH, 1 900 mAh ou plus
85

9.5. Dépannage
Consultez la liste de vérification et la liste de codes d’erreur
ci-dessous avant de contacter votre revendeur local.
Si ces mesures ne corrigent pas le problème ou si le problème se
produit à nouveau, contactez votre revendeur local.
Problème
Pas d’affichage
après avoir appuyé
sur un commutateurquel qu’il soit.
Pas d’affichage
OLED pendantl’A-BPM.
Réinitialisation
fréquente del’horloge.

Cause principale
Les piles sontdéchargées.

Solution
Remplacez par despiles neuves.

L’affichage OLED peut
Retirez les piles ets’éteindre en raison deréinstallez-les.
l’effet électromagnétique.
Chargez-la pendantLa batterie de secours
48 heures à l’aide dene se charge pas. #1
piles neuves.
Vérifiez le raccord du
Pas deLe brassard n’est pas brassard et du flexible
pressurisation
bien connecté.
d’air, et s’ils sont pliés
ou tordus.
Pas deLe câble deVérifiez que le câblecommunication
communication est
est bien connecté.
USB#2 retiré.
Impossible d’ouvrir Des piles d’une tailleContactez votre
le couvercle desnon conforme ont été
revendeur local.
piles
utilisées.
#1 : les utilisateurs (personnel d’entretien non autorisé) ne
peuvent pas remplacer la batterie de secours (batterie au
lithium) située sur le circuit électronique à l’intérieur del’enregistreur. La batterie de secours est chargée par les piles(LR6 ou taille AA) pour la mesure.
#2 : Le périphérique dédié est requis.
Ne démontez ou ne modifiez pas l’enregistreur. Vous risquez del’endommager.
869.6. Codes d’erreur
Codes d’erreur de mesure
CodeSignification
Cause et solution
Erreur de tension à zéro Évacuez l’air restant dans le brassard.
Charge faible
Remplacez par des piles neuves.
Le gonflage n’atteint pas la pression
cible.
Vérifiez la connexion du brassard.
Échec de la
Si la connexion du brassard nepressurisationprésente aucun problème,l’enregistreur a peut-être
dysfonctionné et nécessite une
inspection.
Les mouvements du corps ont peut-être
affecté la pressurisation. Détendez-vous
La tension dépasseet restez silencieux pendant la mesure.
299 mmHg
Si la solution n’est pas suffisante,
inspectez l’enregistreur.
Forcez l’arrêt à l’aide
Appuyez sur le commutateurdu commutateur/
START/STOP ou
START/STOP ou
uniquement lorsque cela est nécessaire.
/ .
Impossible de détecter le pouls àcause des mouvements du corps ou
du bruit des vêtements.
Détendez-vous et restez immobile.
Impossible de mesurer
Vérifiez la position du brassard.
la tension artérielle.
Si cette panne se produit mêmelorsque vous êtes détendu, contactez
votre revendeur pour faire inspecter
et réparer l’enregistreur.
Erreur de la sonde
Retirez les piles et réinstallez-les.
d’accélération intégrée.
Mouvements corporels Détendez-vous et restez silencieux
excessifs.
pendant la mesure.
87

Code

Signification
Cause et solution
Hors de la plage,
Si ces erreurs se produisent plusieurs
30 PUL 200
fois, essayez d’effectuer une autre
Hors de la plage,
mesure de la tension artérielle.
30 DIA 160#1
PP = SYS - DIA
Hors de la plage,
SYS : Tension artérielle systolique
60 SYS 280
DIA : Tension artérielle diastoliqueHors de la plage,
PP : Pression différentielle
10 PP 150
#1
Si la vitesse de gonflage ou d’évacuation
La mesure dépasse
est trop lente, il faut effectuer une
180 secondes.
inspection.
L’évacuation dépasse La vitesse d’évacuation est peut-être
90 secondes.
lente, il faut effectuer une inspection.
Le pouls est indétectable à cause desLe pouls ne peut pas mouvements du corps, etc. Mesurezêtre détecté.
la tension artérielle en gardant lecorps détendu et immobile.
Si la durée d’intervalle est réglée sur
120 minutes, la différence entre la
Les réglages de ladernière heure de début et la prochaine
durée d’intervalle
heure de début ne peut pas êtresont incorrects.
parfaitement divisée en deux heures.
S’affiche lors de l’heure de début de laErreur de tension à
mesure.
zéro pour le circuit deÉvacuez complètement l’air restantsécurité.
dans le brassard.
Les mouvements du corps peuventêtre détectés lors de lapressurisation. Détendez-vous et
Le circuit de sécurité
restez immobile pendant la mesure.
détecte une pression
Si cette erreur se produit mêmede surcharge.
avec le corps détendu et immobile,
contactez votre revendeur pour une
inspection.

88

Codes d’erreur matérielle de l’enregistreur
Code

Signification

Cause et solution

Erreur de la mémoire

Il peut apparaître en cas de fort impact
comme une chute de l’enregistreur.
Si ce code s’affiche fréquemment,cela peut être dû à un
dysfonctionnement de la mémoireintégrée. Contactez votre
revendeur pour une inspection.

RemarqueLes codes d’erreur peuvent changer sans préavis.

8910. Éléments en option (nécessitant une commande)

Brassards

Nom

Description

Petit brassard
Circonférence du bras
pour le bras
15 à 22 cm
5,9" à 8,7"
gaucheBrassard pour adulte
Circonférence du bras
pour le bras
20 à 31 cm
7,8" à 12,2"
gaucheGrand brassard
Circonférence du bras
pour le bras
28 à 38 cm
11,0" à 15,0"
gaucheBrassard extra grandCirconférence du bras
pour le bras
36 à 50 cm
14,2" à 19,7"
gaucheBrassard pour adulte
Circonférence du bras
pour le bras droit 20 à 31 cm
7,8" à 12,2"
Brassard jetable
10 feuilles
Petit cache de brassard pour le bras gauche 10 feuilles
Cache de brassard
pour le bras gauche 10 feuilles
pour adulte
Grand cache de brassard pour le bras gauche 10 feuilles
Cache extra grand depour le bras gauche 10 feuilles
brassard
Cache de brassard
pour le bras droit 10 feuilles
pour adulte
Petite housse de brassard pour le bras gauche 2 feuilles
Housse de brassard
pour le bras gauche 2 feuilles
adulteGrande housse depour le bras gauche 2 feuilles
brassard
Housse extra grande
pour le bras gauche 2 feuilles
de brassard
Housse de brassard
pour le bras droit 2 feuilles
adulteAdaptateur de–flexible d’air
90

Code decommande
TM-CF202A
TM-CF302A
TM-CF402A
TM-CF502A
TM-CF802A
TM-CF306A
AX-133024667-S
AX-133024500-S
AX-133024663-S
AX-133024503-S
AX-133024353-S
AX-133025101-S
AX-133024487-S
AX-133025102-S
AX-133025103-S
AX-133025104-S
TM-CT200-110

Analyse des donnéesNom

Description

Câble USB-

AutresNom
Feuille d’enregistrementd’activité

Description
10 feuilles

Code decommande
AX-KOUSB4C

Code decommande
AX-PP181-S

Étui de transport–

AX-133025995

Ceinture–

AX-00U44189

Clips

5 unités91

AX-110B-20-S

11. Annexe

11.1. Principes de mesure de la tension artérielle
Procédure de mesure : Enroulez le brassard autour du haut du bras.
Gonflez le brassard jusqu’à atteindre une tension dépassant latension artérielle systolique. Puis, évacuez progressivement l’air dubrassard. Lorsque la tension est détectée dans le brassard au
moment de l’étape de l’évacuation de l’air, la forme d’onde du poulss’affiche en synchronisation avec le rythme cardiaque. La formed’onde du pouls augmente brusquement, proche de la tension
artérielle systolique. Elle augmente davantage lors de l’évacuation,jusqu’à atteindre l’amplitude la plus large, puis diminue
progressivement. Les modifications de la forme d’onde du pouls sontillustrées sur la page suivante. Lors de la mesure de la tension
artérielle oscillométrique, la tension artérielle systolique est spécifiée
comme étant le point où l’amplitude augmente brusquement après ladétection du pouls dans la pression du brassard. La tension artériellemoyenne est quant à elle le point où l’amplitude est la plus élevée.
La tension artérielle diastolique est le point où l’amplitude diminue
progressivement et atteint un niveau faible. En fait, la sonde detension détecte les modifications subtiles au niveau de la pression
du brassard, stocke la forme d’onde du pouls dans la mémoire etévalue les tensions artérielles systolique et diastoliqueconformément à l’algorithme de mesure oscillométrique. Les détails
de l’algorithme varient selon le tensiomètre. Les valeurs de latension artérielle des adultes et des enfants sont mesurées grâce àla méthode oscillométrique et sont comparées à celles mesurées via
la méthode auscultatoire. La tension artérielle diastolique est définiecomme étant le point final de la phase 4 pour la méthodeauscultatoire. La forme d’onde du pouls de la pression du brassard
dépend des caractéristiques du matériau du brassard. Par
conséquent, en utilisant le brassard et l’algorithme de mesure
spécifiés, vous pouvez obtenir des mesures précises. La longueur
du flexible d’air ne dépasse pas 3,5 m en raison des caractéristiquesd’amortissement dues à la propagation de l’onde du pouls.
92

mmHg
200
150
100
50
0

Pression du brassard (bras gauche)

Méthode directe (bras gauche)

Heure
Pression du brassard (bras gauche)
Méthode directe (bras gauche)
200
150
100
50
0
Heure
Tension artérielle systoliqueTension artérielle moyenne
Tension artérielle diastolique
Méthode avec
microphone
Méthode de mesure
oscillométrique

Facteurs d’erreur de mesure de la tension artérielle
Le graphique du pouls peut être un indicateur
objectif de la fiabilité de la précision de mesure.
Quand du bruit se produit en raison d’un pouls
irrégulier ou de mouvements du corps,
l’amplitude du graphique change. Quand legraphique du pouls ne suit pas un schéma
régulier, vérifiez à nouveau ou utilisez d’autres
méthodes.

Position du brassard à la même hauteur que le cœurGraphiquedu pouls

Enroulez le brassard autour du bras au niveau du cœur. Si lebrassard n’est pas dans la bonne position, une erreur de mesure se
produit. Par exemple, si le brassard se trouve 10 cm plus bas que lecœur, la tension artérielle est mesurée à 7 mmHg plus haut.
93

Taille adaptée du brassard

Utilisez un brassard de taille adéquate. S’il est trop petit ou trop
grand, une erreur de mesure se produit. Les mesures effectuées
avec un brassard trop petit tendent à donner une tension artérielleélevée, quelle que soit la tension artérielle réelle et même si l’artère
est normale. Les mesures effectuées avec un brassard trop grandtendent à donner une tension artérielle basse, en particulier pourceux qui présentent une grave artériosclérose ou dont les valvesartérielles sont anormales. Une taille de brassard inadaptée est une
cause de différences entre la méthode directe et la méthode demesure oscillométrique. Le brassard comporte la plage décrite pourla circonférence du bras. Choisissez et fixez un brassard de taille
adaptée pour chaque patient. La précision de la mesure de latension artérielle est garantie par la précision de la sonde de tension,les caractéristiques d’évacuation et l’algorithme de mesure, tantqu’un brassard et un flexible d’air corrects sont utilisés. Vérifiez
régulièrement la précision de la sonde de tension et les
caractéristiques d’évacuation.

94

11.2. Informations EMD
Les exigences qui s’appliquent aux instruments électroniquesmédicaux sont décrites ci-dessous :Performances concernant les directives EMD

L’utilisation de l’enregistreur nécessite des précautions spéciales
concernant l’EMD (perturbations électromagnétiques). Utilisez
l’enregistreur en respectant les précautions EMD décrites dans ce
manuel. L’équipement de communication RF portable et mobile (p.
ex. les téléphones portables) peut affecter l’équipement électriquemédical.

Accessoires conformes aux normes EMD

Les accessoires et les options de cet enregistreur sont conformes
aux dispositions de l’IEC60601-1-2:2014. Si un accessoire nonautorisé est utilisé, les émissions risquent d’augmenter et l’immunité
au bruit risque de diminuer.

Utilisez des accessoires spécifiés par A&D Company.
Les accessoires non autorisés peuvent être influencés par lesémissions électromagnétiques et présenter une immunité
réduite face aux nuisances.

LIMITES D’ÉMISSION
Phénomène

Conformité

Émissions RF rayonnées

CISPR11 Groupe 1、Classe B

95

NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ : port d’enveloppe
Phénomène
Niveaux d’essai d’immunité
Contact ±8 kV
Décharge électrostatique
IEC 61000-4-2 Air ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
10 V/mChamps EM RF rayonnés
80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3
80 % de MA à 1 kHz
Voir le tableau (Spécifications
Champs de proximitéd’essai pour l’IMMUNITÉ DU
provenant de l’équipement de
PORT D’ENVELOPPE à
communication RF sans fill’équipement de communication RF
IEC 61000-4-3sans fil)Champs magnétiques à la
30 A/mfréquence industrielle nominale
50 Hz / 60 Hz
IEC 61000-4-8

NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ : port de COUPLAGE DU PATIENT
Phénomène
Décharge électrostatique
IEC 61000-4-2

Niveaux d’essai d’immunité
Contact ±8 kV
Air ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV

NIVEAUX D’ESSAI D’IMMUNITÉ : port d’entrée / de sortie des signaux
Phénomène
Décharge électrostatique
IEC 61000-4-2

Niveaux d’essai d’immunité
Contact ±8 kV
Air ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV±1 kV
Transitoires électriques rapides
Fréquence de répétition de/ salves
IEC 61000-4-4
100 kHz3 V 0,15 MHz - 80 MHz
Perturbations conduites
6 V sur les bandes ISM et de radio
induites par les champs RFamateur entre 0,15 MHz et 80 MHz
IEC 61000-4-8
80 % de MA à 1 kHz
96Service

380 - 390TETRA 400450

430 - 470

GMRS 460
FRS 460

704 - 787

Bande LTE
13,17

710
745
780
810
870

Puissance maximale(W)
Distance(m)
Niveau d’ essaid’ immunité
(V/m)

Bande
(MHz)

385

Modulation

Fréquence d’ essai(MHz)

Spécifications d’essai pour l’IMMUNITÉ DU PORT D’ENVELOPPE àl’équipement de communication RF sans fil

Modulation par
impulsions
1,8
18 Hz
FM
Déviation2±5 kHzSinus 1 kHz
Modulation par
impulsions
0,2
217 Hz

GSM 800/900
TETRA 800 Modulation par
800 - 960
impulsions
2
iDEN 820
18 Hz
CDMA 850
930
Bande LTE 5
1 720
GSM 1800
CDMA 1900
1 845
GSM 1900 Modulation par
1 700 - 1 990
impulsions
2
DECT
217 HzBande LTE
1 970
1,3,4,25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11 Modulation par
2 450 2 400 - 2 570
b/g/n
impulsions
2
RFID 2450
217 HzBande LTE 7
5 240
Modulation par
WLAN 802.11
5 500 5 100 - 5 800
impulsions
0,2a/n
217 Hz
5 785

97

0,3

27

0,3

28

0,3

9

0,3

28

0,3

28

0,3

28

0,3

9

NOTES

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123