SPringSPring-8 線型加速器の現状
花木博文1、安積隆夫、小林利明、鈴木伸介、谷内努、出羽英紀、冨沢宏光、水野明彦、柳田謙一
高輝度光科学研究センター放射光研究所／SPring-8〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1

概要
SPring-8 リニアックのビーム安定性改良作業はほぼ目的を達成したが、長期安定度をさらに向上するため、クライストロン変調器の改良等を行っている。電子銃からのグリッドエミッション電流を減衰させるビームデフレクタはその効果が確認されたが、バンチャ空胴等からの暗電流除去が課題である。RF 電子銃の開発では、高量子効率と取り扱いの容易さを両立するため、Cs2Te を光電面としたカートリッジ式カソードに取り組んでいる。さらに高電界を空胴内に安定に持続させるため、高周波放電や製造時の空胴洗浄についても研究を進めている。

１．はじめにが、2003 年度は分散部にも設置を完了する。ビーム
電流モニタ回路の温度依存性が問題になり、一部は恒温槽に入れることで解決を図った[3]。
また、2003 年度から SR のトップアップ運転が予定されており、まず秋から 30 分 2 時間間隔の定時トップアップ入射、そして 2004 年 5 月からは定電流トップアップ運転が計画されている。そのため、NewSUBARU 入射と両立させるための 1 秒周期でパターン運転可能な偏向電磁石の導入、リニアック軌道調整の自動化などに取り組んでいる。
RF 電子銃実用化に係わる大きなテーマの一つに、取り扱い易く高量子効率で安定なカソードの開発がある。
JASRI 加速器部門では、2002 年度から浜松ホトニクス株
式会社、東京大学と共同で、真空中で脱着可能な高量子効率カソードの開発を開始した[4]。さらに、RF 電子銃
では 100MV/m 以上の高電界を安定して維持し、かつ低暗電流を実現する必要が有る。これは通常の進行波型加速管においても重要な問題であることから、高エネルギー加速器研究機構と共同で加速管内の高電界発生の研究を進めている[5-7]。

SPring-8 1GeV 線型加速器は、96 年 8 月 1 日にコミッショニングを開始して以来、2003 年 6 月までの約7 年間、大きな故障もなく運転を続けている。97 年の 8GeV 蓄積リング共用開始以来、累計運転時間はこの 6 月末で約 29,500 時間に達する。
リニアックからシンクロトロンへのビーム入射をより安定化するための改良作業は、98 年から始まり、２．運転状況
2002 年度までに以下の改良作業が行われた。すなわ
現在、シンクロトロンと New SUBARU に入射されている
ち、1) 空調や冷却系の見直しにより加速 RF の位相ビームの種類とそ の質は、表１の通りである。また、1
振幅変動を抑制、2) ECS 導入により、ビームエネル
ns/200 mA のビームは、ビーム同期 2856 MHz 発振器のギー拡がりの縮小およびエネルギー変動の抑制、3)導入により、短時間エネルギー安定度 0.01% rms を達成
リニアック制御系更新および BPM 等ビームモニタ増している[1]。
強による制御性の向上、4) ビームパルスと 2856 MHzRF との完全同期化[1]、5)クライストロン励振用増幅
表１：リニアックのビームパラメータ (ECS は動作)器系の高信頼化、励振用導波管の位相変動改善、6)
Synchrotron NewSUBARU
クライストロン RF 電力および位相モニタの導入、な
Pulse Width
1 ns
40 ns
1 ns
どである。その結果、最小の短時間ビームエネルギ
Repetition
1 pps
1 pps
1 pps
ー変動量は、0.01% (rms) 以下にまで抑制され、運転
Current
2 A 350 mA
200 mA制御が容易になり信頼性も向上した。しかしながら
dE/E (p-p)
0.62%
1.4%
0.4%
ECS 無しでは長期的なエネルギー変動がやや目立つ。
Energy Stability (rms) 0.02%−0.01%
その主因はクライストロン変調器出力の安定度不足、ε (90%, mm⋅mrad) <240π−<200π
まだなお若干残る励振用導波管の位相変動等である。 nこれらへの対応を急いでいる。
2002 年における総運転時間は、昨年より若干長い約
電子ビーム高品質化の一環として、真の電子ビー5,540時間であった。大電力クライストロン変調器の 2002
ムバンチに付帯する暗電流を削減する研究も続いて年末までの累計運転時間は、ヒーターオン時間で約いる。2001 年末に導入されたビームデフレクタによ42,500 時間、高圧オン時間で約 34,900 時間に達した。
り電子銃グリッドを起源とする暗電流は除去できる
幸い、今だいずれのクライストロンにもパービアンス低下ことが確認され、次はバンチャ空胴や初段加速管かなどは観測されていない。
らの暗電流を低減する研究を開始した[2]。
ビームモニタについては、BPM をリニアック直線部にすでに整備しておりビーム調整に活躍している
1

E-mail: hanaki@spring8.or.jp

400

2002 Failure Classification
gun
gun
rfrf
mag
mag
vacvaccontrol
controletc.
etc.

Event3002001000Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

認された。
入射部の SF6 充填導波管のガス圧は、運転中ごく僅かずつ低下することが分かっており、それに伴う僅かな位相変化を気にしている。またクライストロン
励振用 70 m 導波管のガス圧を安定化しても、まだ位相変動は残っている。これらについても 2003 年度に対策を予定している。
その他、クライストロン RF 電力および位相のモニタ回路も導入され、RF 系の故障診断が以前よりも容易に行えるようになった。特に位相検出器 (日本高周波製)
は従来のモデルに改良を加え、位相検出確度 ±1 deg.
以下、温度特性 0.1 deg./℃以下、位相出力立ち上がり時間 (10-90%) 80ns 以下を達成している。

図１：インターロックフォールトの頻度と分類
2002 年の月毎に、インターロックフォールトの分類を行ったのが図１である。例年のように、RF 系のフォールトが最も多かった。特に２、３月の RF 系フォールトが目立つが、これは２月にクライストロン１本のヒーター回路に不調が多発し、３月は交換したクライストロンのコンディショニングに伴うフォールトが起こったからである。
2002 年の線型加速器では、SR へのビーム入射に支障が出るような深刻な故障は無かったが、以下のような機器の故障や交換があった。まず２年間使用した電子銃カソードを大気暴露したところ、エミッション電流が取れずに再使用できなくなり、新年早々新しいカソードに交換した。また加速管１本の冷却水漏れが発見され、夏の停止期間中に新品と交換した。前述したようにクライスト
ロン１本にヒーター回路の不調が頻発したが、結局附属するヒータートランスの短絡が判明し、このクライストロンは新品と交換した。サイラトロンは１本を交換している。
その他、シンクロトロンへのビーム輸送路電磁石電源は従来シンクロトロンの入射電源室に設置されていて、この電源室が機器で込み合っており保守作業に支障があった。そこで電磁石電源をリニアック棟のビームモニタ室に移設し、保守性は大きく向上した。

3.2 ビームデフレクタ[2]長期間使用した電子銃から放出されるグリッドエミッシ
ョンは、蓄積リングへのビーム入射の際の不要なバックグラウンドとなっていた。このグリッドエミッション電流を除去するために、２枚の平行電極に高電圧パルスを印加してグリッドエミッションを横方向に蹴り飛ばすビームデフレク
タを 2001 年度に導入した。その後の試験で、グリッドエミッションだけでなくバンチャ空胴や初段加速管の空胴壁から発生する暗電流の一部も 1GeV まで加速されてシンクロトロンに入射されてしまうことが分かった。そこで、とりあえずバンチャ空胴や初段加速管の RF 電力を可能な限り下げて暗電流を減らし、測定を行うことにした。
まず線型加速器の ECS 下流部にシンチレータ付き光電子増倍管を置き、暗電流ビームをスクリーンモニタに当てたときに発生するＸ線を観測した。その結果、図２のようにデフレクタなしで観測される暗電流が、デフレクタによりほとんど除去されることが分かった。

３．加速器の改良および安定化
3.1 RF 系安定化
SPring-8 の変調器は DeQ 型電圧安定方式を採用しているが、IVR の制御が不十分なため、 DeQ 型電圧安定回路が十分な安定度を確保できる電圧範囲を外れてしまうことが少なくない。SPring-8 のサイトにおける 400V 系 AC ライン電圧の一日の最大変動範囲はおよそ 5%であるので、変調器によっては DeQ 型電圧安定回路が効果的に電圧制御出来ず、AC ライン電圧の変動が抑制しきれずに明らかにクライストロン電力の変動として見えてしまうこともある。そこで昨年度からクライストロン変調器の長期安定度を向上させるための検討を行っている。試みに一台の変調器について、高圧モニタ回路の精度改善およびIVR 制御ロジックの改良を施した結果、高電圧直流電源の長期電圧安定度は 1/2 以下に向上したことが確

deflector off
deflector on
図 2：ビームデフレクタによるグリッドエミッションの除去 横軸：1µs/div
次に SR に蓄積されているビームの電荷量を、高感度な光子計数法により測定した。目的とする RF バケットの前後に存在した電荷分布は、ビームデフレクタを動作させるとほとんど観測されなかった。
以上の実験から、ビームデフレクタは確実に動作してグリッドエミッションを除去し、蓄積リングでのバンチ純度も大きく改善されることが確認できた。次の課題はバンチ
ャ空胴、初段加速管などで発生する暗電流の対策であ3.3 トップアップ入射SPring-8 と NewSUBARU への頻繁な入射を両立させるための 1 秒周期でパターン運転可能な偏向電磁石を導入し、年末に現在の偏向電磁石と入れ替える。鉄心をブロックから珪素鋼板積層に変更し、励磁パターンは、立ち上がり 0.2 秒、フラットトップ 0.2 秒、立ち下がり 0.2秒を予定している。
安定な高頻度入射を実現するため、リニアックの自動調整および運転も重要と考え、検討を開始した。

４．RF
４．RF 電子銃の開発
電子銃の開発
現在試験中のカソードは、図 4 の写真のように真空カートリッジに封入された Cs2Te カソードである[4]。このカートリッジを RF 電子銃空胴背面に取り付けた装填機構にセットし、真空中でカートリッジ端面のフォイルを破って RF 空胴にカソードを装着できる。このような構造にすることにより、高量子効率ではあるが、常時真空中で取り扱う難しさのある Cs2Te カソードを、安定に製造し、かつ小規模な施設に於いても容易に扱うことが出来る。
今年度は試作品について脱着試験および RF 電界印加試験を行い、従来と同様の 90 MV/m の電界に耐えられることを確認した。また RF 電界中での量子効率の測定も行った。2003 年度は装填機構やカソードの改良後に再度試験を予定している。

５．高電界試験５．高電界試験高エネルギー加速器研究機構にて共同で S バンド加速管の高電界試験を行い[5]、放電発光の高速分光および高感度質量分析により、加速管内の高周波放電を観測した。分光は分光器と映像増倍管を組み合わせたイメージング分光装置で行っており、可視光スペクトルをビデオ記録できる。一方、高圧純水洗浄の効果については、銅の試験片を用いて洗浄試験を行い、試験片表面の元素分析を行った。その結果、以下のような知見が得られた[6,7]。
・放電発光の分光から Cu+イオンの存在が明らかで、放電時に銅プラズマが生成している (図 4 参照)。
・放電分光から、高圧純水洗浄により C を含む炭素化合物がかなり除去されることが明らかとなった。
・コンディショニング後の加速管カップラ部内壁に黒く変色した部分が認められたが、これはグラフ
ァイトである。
・高圧純水洗浄は圧力 5 MPa 以上では銅の表面を傷め、また圧力を 2 MPa まで下げても銅表面に OH を侵入させている可能性がある。
CCu Cu+position

るが、現在この暗電流を偏向電磁石により分離することを検討中である。

wave length
図４：高圧純水洗浄していない加速管のコンディショニン
グ中に観測された放電発光スペクトル

参考文献

図 3：カートリッジ式カソードの試作品
ベローズ先端に直径 7.2 mm のカソードがあり、リング状の RF コンタクタが付いている。
2003 年度から、RF 電子銃試験装置に加速管１本を導入してビームエネルギーを 30 MeV まで増強し、ビームのエミッタンスやバンチ長の測定を容易にするとともに、RF 電子銃から加速管への最適ビーム輸送の研究を行うことにした。さらに、レーザー用クリーンルームも面積を拡張し、温度安定性、恒湿性、防振性など性能を向上させて新設することにした。すでにクリーンルームを完成させ、2003 年度前半に放射線遮蔽の拡張および加速管等機器の設置を終える予定である。RF 電子銃試験装置の拡張後は、RF 電子銃空胴を２台並べて設置し、切り替えて試験することが出来る。

[1] T. Asaka et al., 同期タイミングシステムの性能とビーム特性, 本予稿集.
[2] T. Kobayashi et al., Beam deflector の開発 (3), 本予稿集.
[3] M. Adachi et al.,ビーム電流積分回路の特性, 本予稿集.
[4] H. Dewa et al., カートリッジ式 Cs2Te カソードＲＦ電子銃,本予稿集.
[5] Y. Igarashi et al., KEKB 入射器用 S バンド 2 m 加速管の高電界試験, 本予稿集.
[6] H. Tomizawa et al.,超純水洗浄の無酸素銅表面に対する影響について, 本予稿集.
[7] H. Tomizawa et al., “Spectrographic Approach for
Diagnosing Rf Breakdown in Accelerating Rf structures”,
Proc. of the 8th European Vacuum Congress, Berlin
Germany, Jun. 2003.