Česky (Překlad)Záznamník pro ambulantnímonitor krevního tlaku

Ambulantní monitor krevního tlaku

1WMPD4005209

2311

2017 A&D Company, Limited. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být bez písemného svoleníspolečnosti A&D Company, Limited v jakékoli formě
reprodukována, přenášena, přepisována nebo překládána do
jakéhokoli jazyka.
Obsah tohoto návodu a specifikace přístrojů, které jsou popsányv tomto návodu, mohou být vylepšeny bez předchozího
upozornění.
Značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými obchodními
známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré případy
použití těchto známek společností A&D podléhá licenci.
Další obchodní známky a názvy jsou vlastnictvím jejichpříslušných majitelů.

ShodaShoda s evropskou směrnicíZařízení odpovídá směrnici pro lékařské přístroje 93/42/EEC.
Důkazem toho je známka shody CE spolu s referenčním číslem
určeného orgánu.
Zařízení odpovídá směrnici RoHS 2011/65/EU.
Zařízení odpovídá směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
Společnost A&D Company, Limited tímto prohlašuje, že zařízení
odpovídá směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na tétointernetové adrese:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html

Shoda s pravidly FCC
Toto zařízení odpovídá pravidlům FCC, části 15. Pro provozzařízení je nutné splnit následující dvě podmínky: (1) Totozařízení nemůže způsobovat rušení a (2) toto zařízení musísnést jakékoli rušení, včetně rušení, které může být příčinou
nežádoucího provozu. (FCC = Federal Communications
Commission v USA)UPOZORNĚNÍ FCC
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny
stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou způsobit
zrušení oprávnění uživatele zařízení provozovat. Tento vysílač
nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou
anténou nebo vysílačem. Toto zařízení vyhovuje limitům
působení záření FCC stanoveným pro neřízené prostředí asplňuje požadavky RSS-102 směrnice pro limity vlivů rádiové
frekvence (RF) dle FCC. Toto zařízení má velmi nízké úrovně
radiofrekvenční energie, které jsou považovány za vyhovující bez
testování specifického absorpčního poměru (SAR).
TM-2441 Návod k použití

i

Shoda s předpisy IC
Toto zařízení splňuje požadavky licence na výjimku Industry Canadaz normy RSS. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) totozařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí být schopnopřijmout jakékoli rušení, včetně toho, které může způsobit nežádoucí
provoz zařízení.
Toto zařízení vyhovuje limitům působení záření IC stanoveným proneřízené prostředí a splňuje požadavky RSS-102 předpisů IC pro
vystavení vlivům radiofrekvenčního záření (RF). Toto zařízení má velmi
nízké úrovně radiofrekvenční energie, které jsou považovány za
vyhovující bez testování specifického absorpčního poměru (SAR).

Shoda s australskými rámcovými požadavky EMD
Zařízení splňuje následující požadavky:
Emisní norma EMD pro průmyslová, vědecká a lékařská zařízení AS /NZS 2064: 1997, obecná norma odolnosti EMD AS / NZS 4252. 1:
1994. Výše uvedené je doloženo značkou C-Tick.

Přenosy Bluetooth®
Toto zařízení je vybaveno funkcí bezdrátové technologie Bluetootha může se připojit k jinému zařízení Bluetooth, které je lékařským
zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
Aplikace a zařízení, které je kompatibilní se zařízením Bluetooth 4.1.
Každé zařízení vyžaduje aplikaci pro příjem dat.

ii

Definice výstrah

Aby nedošlo k nehodám způsobeným nevhodnou manipulací,obsahují tento výrobek a návod k němu následující varovnénápisy a značky.
Význam těchto varovných nápisů a značek je následující.

Definice výstrah

Bezprostředně nebezpečná situace, která, pokud
nastane, povede ke smrti nebo vážnému zranění.
Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud
nastane, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.
Potenciálně nebezpečná situace, která, pokud
nastane, může vést k lehkému nebo středně těžkému
zranění. Může se také použít k varování přednebezpečnými postupy.

Příklady symbolů

Symboloznačuje „Upozornění“. Povaha potřebné
opatrnosti je popsána uvnitř symbolu nebo v jeho blízkosti
pomocí textu nebo obrázku. Příklad označuje upozornění
na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Symboloznačuje „Nedělat“. Zakázaná akce je popsána
uvnitř symbolu nebo v jeho blízkosti pomocí textu neboobrázku.
Příklad označuje „Nedemontovat“.
Symboloznačuje povinnou akci. Povinná akce jepopsána uvnitř symbolu nebo v jeho blízkosti pomocí textu
nebo obrázku. Příklad označuje obecnou povinnou akci.

Jiné

Poskytuje informace užitečné pro uživatele

Poznámka k ovládání přístroje.

Bezpečnostní opatření pro každou operaci jsou popsána na
stránkách tohoto návodu. Před použitím přístroje si přečtěte
návod k použití.
iii

Bezpečnostní opatření pro použití

Chcete-li přístroj TM-2441 (záznamník pro ambulantní monitor
krevního tlaku) bezpečně a správně používat, před použitím
monitoru si pečlivě prostudujte následující bezpečnostníopatření. Následující obsah shrnuje obecné záležitosti týkající sekromě bezpečného zacházení s monitorem také bezpečnosti
pacientů a obsluhy. Bezpečnostní opatření pro každou operaci
jsou popsána na stránkách tohoto návodu. Před použitím
přístroje si přečtěte návod k použití.

1. Upozornění, když záznamník přenášíte a ukládáte.
Záznamník uchovávejte mimo prostory, kde jsou přítomnahořlavá anestetika nebo hořlavé plyny, vysokotlaké
kyslíkové komory a kyslíkové stany. Používání záznamníku
v těchto oblastech může způsobit výbuch.
Nepoužívejte záznamník kombinovaný se systémem
magnetické rezonance (MRI).

Aby se zachovaly funkce zařízení, když záznamník přenášíte
a ukládáte, vezměte v úvahu následující podmínky.
Funkčnost záznamníku může ovlivnit vysoká teplota, vlhkost
a nadmořská výška.
Vyhněte se místům, kde na záznamník může vystříknout
voda.
Vyhněte se místům s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí,přímým slunečním světlem, prachem, solí a sírou vevzduchu.
Vyhněte se místům, kde může dojít ke sklopenízáznamníku, jeho vibracím nebo nárazům do něj (i během
přepravy).
Vyhněte se místům, kde se skladují chemické látky nebo
kde se vyskytují plyny.
iv

Provozní podmínky:Teplota:+10 °C až +40 °C,
Vlhkost:30 % RV až 85 % RV (bez kondenzace).
Podmínky při přepravě a skladování:
Teplota:-20 °C až +60 °C,
Vlhkost:10 % RV až 95 % RV (bez kondenzace).

2. Upozornění před použitím záznamníku.
Ujistěte se, že záznamník pracuje bezpečně a správně.
Když se záznamník používá ve spojení s dalšími přístroji,může to vést ke stanovení nesprávné diagnózy nebo
k problémům s bezpečností. Ujistěte se, že zařízení lze
bezpečně připojit.
Zkontrolujte vzájemné rušení s jinými lékařskými přístroji.
Ujistěte se, že záznamník lze používat bezpečně.
Používejte příslušenství, možnosti volby a spotřební
materiál specifikovaný společností A&D.
Pečlivě si přečtěte návody k obsluze dodávané
s volitelnými položkami. Upozornění a varování nejsou
popsána v tomto manuálu.
Pro bezpečné a správné používání tohoto záznamníku
proveďte kontrolu před použitím.
Před použitím a zapnutím záznamník ponechte jednu
hodinu nebo déle v normálním provozním stavu.
K USB konektoru připojujte pouze určená periferní zařízení.
Nepřipojujte žádné jiné přístroje.
Kromě manžety specifikované společností A&D,
nepřipojujte ke vzduchové zásuvce.

v

Příprava záznamníku
Než záznamník použijete pro dalšího pacienta, vymažte poslednídata uložená na záznamníku.
Než záznamník použijete pro dalšího pacienta, vyměňte baterie.
Přístroj
Záznamník používejte pouze pro diagnózu a nápravná opatření.
Ujistěte se, že vzduchovou hadičku a manžetu pacient nosí ve
správné poloze. (Příklad: přehnutí a pnutí vzduchové hadičky,umístění a směr manžety)Pokyny pro pacienta, jak má přístroj nosit
Informujte pacienta o tom, jak má používat spínač
AUTO „OFF“ k zastavení záznamníku, je-li osamocen avyskytne se chyba.
Poučte pacienta, aby si záznamník rychle sundal, pokud pocítí
bolest nebo bude mít nějaké problémy.
Dávejte pozor, když přístroj používáte v blízkosti malých dětí,protože hrozí riziko udušení vzduchovou hadičkou.
3. Upozornění ohledně baterií používaných pro měření krevního
tlaku.
Baterie instalujte v souladu se značkami polarity„+“ a „-“ uvedenými na krytu baterií. (Upozornění napolaritu)Použité baterie nahraďte novými najednou.
Pokud záznamník nebudete delší dobu používat, vyjměte zněj baterie. Baterie mohou vytéct a způsobit nesprávnou
funkci přístroje.
Použijte dvě alkalické baterie (velikost AA) nebo
specifikované dobíjecí baterie (velikost AA, Ni-MH).
Pomocí baterie stiskněte a podržte pružinu svorky „-“.
Zasuňte a nainstalujte svorku „+“ baterie spolu se svorkou„+“ v prostoru pro baterie. Pokud by se baterie instalovalanejdříve svorkou „+“, mohlo by dojít k poškození krytu.

vi

Nedotýkejte se zároveň baterie a pacienta. Mohlo by dojítk úrazu elektrickým proudem.
Nekombinujte starou a novou baterii. Nepoužívejte baterierůzného typu a výrobce. Pokud byste to udělali, hrozí
vytečení, přehřátí a exploze. Mohlo by dojít k nesprávné
funkci záznamníku.
4. Bezpečnostní opatření během používání.
Záznamník nepoužívejte při jízdě v automobilu nebo jiném
vozidle.
Příklad: Záznamník může při řízení vozidla omezit hybnostpaží nebo těla, atd.

Tento lékařský přístroj může obsluhovat lékař nebo osoba
k tomu ze zákona oprávněná. Pacientovi vysvětlete správný
způsob používání a ujistěte se, že budou schopni záznamníkpřestat používat, pokud se vyskytnou nějaké potíže.
Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti záznamníku(méně než 30 cm). Mohlo by dojít k poruše.

Pokud pacient pociťuje bolest v paži nebo je měření
nesprávné, přestaňte záznamník používat a přepínač
AUTO uveďte do polohy „OFF“.
Nepoužívejte záznamník v silném magnetickém ani
elektrickém poli.
Nepoužívejte záznamník u pacienta, který používá přístroj
pro mimotělní oběh.
vii

Pokyny pro pacienta

Poznámka

Pokud klesne teplota, kapacita baterie se sníží a zmenší se tak i
počet měření.
5. Upozornění po použití záznamníku.
Zpracovávání naměřených údajů
Naměřená data zpracujte ihned pomocí určeného
periferního zařízení.
ZáznamníkPříslušenství vyčistěte, srovnejte a uložte.
Záznamník očistěte, aby byl připraven na další měření.
Přepínač AUTO uveďte do polohy „OFF“. Pokud bystepřepínač AUTO nechali v poloze „ON“, zahájilo by se při
automatickém měření a dalším čase spuštění tlakování manžety
a ta nebo další části by se mohly nafouknutím poškodit.
Pokud záznamník nebudete delší dobu používat, vyjmětez něj baterie. Baterie mohou vytéct a poškodit záznamník.
Dbejte na to, aby záznamník nepoužívaly děti bez dozoru.
Záznamník nedávejte na místa, kde by na něj mohly
dosáhnout malé děti. Mohlo by dojít k úrazu nebo poškozenípřístroje.
Při připojování a odpojování kabelu držte konektor za kryt.
Netahejte za kabel.

viii

Poznámka

Upozornění po použití záznamníku (TM-2441)
Naměřená data zpracujte ihned po dokončení měření pomocí
určeného periferního zařízení.
Záložní dobíjecí lithiová baterie
Záznamník má z výroby záložní lithiovou baterii. Tato baterienapájí zabudované hodiny, když se vyměňují tužkové baterie
AA používané pro měření krevního tlaku. Lithiová baterie senabíjí z tužkových baterií AA.
Jak prodloužit životnost záložní bateriePři prvním použití přístroje po jeho zakoupení nebo po
skladování v délce minimálně jeden měsíc vyměňte bateriea dobijte záložní baterii. Stačí, když se záložní baterie nabíjejí
48 hodin nebo více.
(Záložní baterie se vždy nabíjí z tužkových baterií AA.)Když se na indikátoru baterií objeví symbol, vložte dvě
nové tužkové baterie.
Když se na indikátoru baterií objeví symbol, nelzeprovádět měření tlaku ani komunikaci. Vyměňte baterie za dvě
nové tužkové baterie AA.
Pokud záznamník nepoužíváte měsíc nebo déle, staré baterievyjměte, abyste předešli jejich vytečení.

ix

6. Nápravná opatření, když se na zařízení objeví chybaPřístroj vypněte a vyjměte tužkové baterie. Pokud se
kontakty baterie zkratují, baterie se může přehřát.
V případě poruchy se záznamník může během měření silně
zahřívat, pracujte s ním opatrně.
Na záznamník dejte cedulku „Porucha“ nebo „Nepoužívat“.
Spojte se s prodejcem.
Pokud je čas měření delší než 180 sekund nebo tlak
vzduchu překročí 299 mmHg, záznamník okamžitě vypněte.
7. Pokyny pro údržbu
Pokud jste záznamník delší dobu nepoužívali, ověřte sijeho správnou funkci a bezpečný chod.
Abyste zajistili správné měření a bezpečný chod, proveďte
před měřením prohlídku a údržbu přístroje. Uživatel(nemocnice, zdravotnické zařízení atd.) je odpovědný za
správu lékařských přístrojů. Pokud se revize a údržba
neprovádí správně, může dojít k nehodě.

Pro péči o záznamník používejte suchý hadřík bez chlupů.
Nepoužívejte těkavé látky, jako jsou ředidlo nebo benzín.
Nepoužívejte vlhký hadřík.
Záznamník (zdravotnické elektrické zařízení) nikdy
nerozebírejte ani neupravujte. Mohli byste ho poškodit.

x8. Upozornění a nápravná opatření při poruše kvůli silnému
elektromagnetickému poli
Záznamník splňuje požadavky normy EMD IEC60601-1-2: 2014.
Aby se však zabránilo elektromagnetickému rušení odjiných zařízení, nepoužívejte v blízkosti záznamníku
mobilní telefony.
Pokud je záznamník umístěn v blízkosti silných
elektromagnetických vln, může dojít ke vzniku šumua poruchám.
Pokud při používání záznamníku dojde k neočekávaným
poruchám, zkontrolujte elektromagnetické prostředí
a proveďte příslušná opatření.
Připojení Bluetooth nepoužívejte v dosahu bezdrátových
sítí LAN ani jiných bezdrátových zařízení, poblíž zařízení
emitujících rádiové vlny (například mikrovlnné trouby), na
místech, kde je hodně překážek nebo na jiných místech,
kde může být signál slabý. Mohlo by docházet k častým
výpadkům spojení, velmi pomalé komunikaci a chybám.

Hlavní příčiny poruch a nutnosti nápravných opatření jsou
uvedeny v následujících příkladech.
Používání mobilních telefonů
Rádiové vlny mohou být příčinou neočekávaných poruch.
Bezdrátová komunikační zařízení, například zařízení
domácí sítě, jako jsou krátkovlnné vysílačky, mobilní
telefony, bezdrátové telefony atd. mohou ovlivnit funkci
záznamníku. Proto od těchto bezdrátových zařízení
během měření záznamníkem udržujte odstup 30 cm
nebo více.

xi

Pokud se v místě použití záznamníku vyskytuje statická
elektřina (výboje ze zařízení nebo okolí)Před použitím záznamníku se ujistěte, že obsluha
i pacient uvolnili statickou elektřinu.
Místnost zvlhčujte.
Používání záznamníku v blízkosti zařízení využívající
bezdrátové sítě LAN IEEE802.11g/b/n může vést ke
vzájemnému ovlivňování, což může způsobit pomalejší
komunikaci nebo narušit připojení. V takovém případě
vypněte napájení přístroje, který se nepoužívá, nebopoužijte monitor jinde.

9. Ochrana životního prostředí
Před likvidací záznamníku z něj vyjměte lithiovou baterii.

xii

Bezpečnostní opatření pro bezpečné měření
Tato část popisuje bezpečnostní opatření týkající se měření
a snímače. Následující obsah sdělte pacientovi, vysvětlete jej
a dostatečně jej varujte. Vysvětlete pacientovi správné použití.

Měření krevního tlaku
Zajistěte, aby trubka nebyla nadměrně ohnutá a aby
správně proudil vzduch. Pokud použijete ohnutou hadici, můžev manžetě setrvat tlak vzduchu který může zastavit proudění
krve do paže.
Neměřte krevní tlak na paži pacienta v případě, že tento
vykazuje následující stavy. Mohlo by dojít k nehodě nebo
zhoršení zranění.
1) Zranění nebo onemocnění paže.
2) Paže s připojenou kanylou intravenózní infuze nebo krevnítransfuze.
3) Končetina určená pro umělou dialýzu.
4) Dlouhodobě stav vyžadující setrvání na lůžku.
(Situace, která může potenciálně způsobit trombus.)

Pokud se vyskytuje problém s měřením, zkontrolujte stav pacienta.
Existuje možnost zhoršení stavu při nadlimitním měření, nebo kdyžohnutá vzduchová hadice zastaví průtok vzduchu.
Příliš časté měření krevního tlaku může způsobit zranění v důsledku
narušení proudění krve. Zkontrolujte, zda činnosti zařízení
nezpůsobuje dlouhodobé narušení krevního oběhu, pokud zařízení
používáte opakovaně.
Měření krevního tlaku nemusí být přesné, pokud má pacientnepřetržitou arytmii nebo se nadměrně pohybuje.

xiiiManžetu noste ve stejné výšce, jako je srdce. (Pokud jevýška rozdílná, naměřená hodnota není přesná.)
Záznamník odpovídá předmětu nebo externímu nárazu.
Pokud o správnosti naměřené hodnoty existují pochyby,změřte krevní tlak pomocí auskultace a palpace.
K chybě měření může dojít i tehdy, když manžeta nemávhodnou velikost pro paži daného pacienta.
Manžetu nenafukujte dříve, než ji omotáte pacientovi kolem
paže. Mohlo by dojít k poškození nebo explozi manžety.

PoznámkaMěření krevního tlaku může způsobit podkožní krvácení. Toto
subkutánní krvácení je dočasné a časem zmizí.
Pokud je pacient napojen na přístroj umělé srdce-plíce, krevnítlak nelze měřit kvůli absenci srdečního tepu.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je manžeta umístěna natlustém oblečení.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je rukáv vyrolovaný
a paže je rukávem sevřená.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je periferní oběhnedostatečný, pokud je krevní tlak příliš nízký nebo pacient trpí
hypotermií (průtok krve je nedostatečný).
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud pacient trpí častými
arytmiemi.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud je použita manžeta
nevhodné velikosti.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud manžeta není umístěna
ve stejné úrovni, jako je srdce.
Krevní tlak nelze měřit správně, pokud se pacient během měření
hýbe nebo mluví.
Klinické testy nebyly prováděny na novorozencích ani těhotných
ženách.
Pokud jste prodělala mastektomii, poraďte se před použitím
záznamníku s lékařem.
xivManžetaManžety potřísněné krví zlikvidujte, abyste předešlimožnému šíření infekčních nemocí.
Dbejte na to, abyste složenou manžetu ani zkroucenou
hadičku neskladovali delší dobu v těsném prostředí. Mohlaby se tím snížit jejich životnost.

Měření tepové frekvence
Zobrazenou tepovou frekvenci nepoužívejte k diagnóze
nepravidelného srdečního tepu.

Poznámka
Záznamník měří tepovou frekvenci během měření krevního tlaku.

xv

Obsah balení
Záznamník je citlivé zařízení, a proto s ním zacházejte
opatrně.
Nadměrné nárazy mohou způsobit jeho poruchu
a nesprávnou funkci.

Poznámka

Záznamník je zasílán ve speciální krabici, která ho během
přepravy chrání před poškozením. Když tuto krabici otevřete,ujistěte se, že jsou v ní všechny komponenty uvedené v obsahu
balení. Pokud máte nějaké otázky, spojte se s místním
prodejcem nebo nejbližším autorizovaným prodejcem
společnosti A&D. Doporučujeme, abyste si krabici uchovali.
Viz část „10. Volitelné položky (na objednávku)“, kde najdete
informace o dalších možnostech.
Záznamník krevního tlaku ........................................................... 1PříslušenstvíManžeta pro dospělé 20 až 31 cm (7,8" až 12,2") na levou pažiTM-CF302A ...................... 1
Velká manžeta
28 až 38 cm (11,0" až 15,0") na levou pažiTM-CF402A ..................... 1
Kryt na manžetu pro dospělé ................................................. 2
Kryt na velkou manžetu ......................................................... 2Přenosné pouzdro ............................... AX-133025995 ...... 1
Popruh................................................... AX-00U44189 ....... 1
Svorka ................................................................................... 1
List se záznamem činnosti (10 listů) ... AX-PP181-S ........... 1
Kabel USB ............................................ AX-KOUSB4C ........ 1
Disk CD aplikace ABPM Data Manager ............................... 1
Tento návod k použití ............................................................. 1xvi

Záznamník krevního tlakuPřenosné pouzdroManžeta pro dospělé na levou pažiVelká manžeta na levou pažiSvorkaVyö
Kabel USB

Kryt na manžetu pro dospělé
Kryt na velkou manžetu

List se záznamem činnosti (10 listů)Disk CD aplikace ABPM
Data Manager

xvii

Tento návod k použitíObsah
Shoda ...............................................................................................................i
Shoda s evropskou směrnicí ................................................................. i
Shoda s pravidly FCC............................................................................ i
UPOZORNĚNÍ FCC .............................................................................. i
Shoda s předpisy IC ..............................................................................ii
Shoda s australskými rámcovými požadavky EMD .............................iiPřenosy Bluetooth®...............................................................................ii
Definice výstrah............................................................................................... iii
Bezpečnostní opatření pro použití.................................................................iv
Bezpečnostní opatření pro bezpečné měření ........................................................ xiiiMěření krevního tlaku ......................................................................... xiiiManžeta .............................................................................................. xv
Měření tepové frekvence .................................................................... xv
Obsah balení .................................................................................................xvi
1.

Úvod .................................................................................................... 5

2.

Vlastnosti ............................................................................................. 5

3.

Zkratky a symboly .............................................................................. 8

4.

Technické údaje................................................................................ 13
4.1.

Záznamník............................................................................... 13

4.2.

Rozměry .................................................................................. 16

5.

Názvy součástí ................................................................................. 17
5.1.

Záznamník............................................................................... 175.2. Displej ...................................................................................... 18
5.2.1. Panel LCD displeje (displej z tekutých krystalů) .................. 18
5.2.2. Displej z diod OLED (organická svíticí dioda) ..................... 191

5.3. Hlavní funkce přepínače ......................................................... 20
5.3.1. Funkce A-BPM ....................................................................... 20
5.3.2. Funkce S-BPM....................................................................... 23
5.3.3. Další operace ......................................................................... 25
6.

Funkce měření krevního tlaku ......................................................... 27
6.1. Automatické měření krevního tlaku (A-BPM)......................... 27
6.1.1. Režim čekání A-BPM ............................................................ 29
6.1.2. Funkce spánek a doba intervalu .......................................... 29
6.1.3. Ukončení měření ................................................................... 30
6.2. Měření krevního tlaku pacientem (S-BPM) ............................ 31
6.2.1. Programy S-BPM................................................................... 32
6.2.2. Režim čekání S-BPM ............................................................ 36
6.2.3. Zastavení a pozastavení měření .......................................... 37
6.3. Výsledek měření ..................................................................... 38
6.3.1. Zobrazení výsledků měření .................................................. 38
6.3.2. Uložení výsledků měření ....................................................... 38
6.3.3. Odeslání výsledků měření .................................................... 39
6.3.4. Identifikační Čísla ................................................................... 397.

Příprava záznamníku ....................................................................... 40
7.1. Instalace baterií (Výměna baterií)........................................... 40
7.1.1. Jak baterie vyměnit ................................................................ 42
7.2.

Příprava držáku pro přenos .................................................... 42

7.3. Kontrola před používáním....................................................... 43
7.3.1. Kontrolní seznam před instalací baterie............................... 43
7.3.2. Kontrolní seznam po instalaci baterie .................................. 442

8.

Funkce............................................................................................... 45
8.1.

Vývojový provozní diagram .................................................... 45

8.2. Počáteční nastavení ............................................................... 47
8.2.1. Tovární nastavení................................................................... 47
8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření ................................... 48
8.2.3. Počáteční hodnota natlakování ............................................ 50
8.3. Přednastavené programy A-BPM........................................... 50
8.3.1. Položky a parametry A-BPM................................................. 52
8.3.2. Příklady programu A-BPM .................................................... 55
8.4. Programy S-BPM .................................................................... 57
8.4.1. Položky a parametry S-BPM ................................................ 58
8.4.2. Příklady zobrazení S-BPM.................................................... 59
8.5.

Odstranění naměřených dat ................................................... 61

8.6. Připojení záznamníku k pacientovi ......................................... 63
8.6.1. Informace pro pacienty .......................................................... 63
8.6.2. Kryt manžety .......................................................................... 65
8.6.3. Připevnění manžety, přenosného pouzdra a záznamníku. 66
8.7. Funkce měření krevního tlaku ................................................ 69
8.7.1. Funkce A-BPM ....................................................................... 69
8.7.2. Funkce S-BPM....................................................................... 71
8.7.3. Manuální měření .................................................................... 73
8.7.4. Ukončení a pozastavení měření........................................... 74
8.8. Připojení záznamníku k vyhrazenému perifernímu zařízení . 76
8.8.1. Připojení pomocí kabelu USB............................................... 76
8.8.2. Používání komunikace Bluetooth® ...................................... 78
8.8.3. Pozastavení komunikace Bluetooth® (Režim letadlo) ....... 793

9.

Údržba............................................................................................... 80
9.1.

Skladování výrobku, jeho revize a bezpečný provoz............. 80

9.2.

Čištění výrobku........................................................................ 81

9.3. Pravidelná kontrola ................................................................. 83
9.3.1. Průvodce instalací baterie ..................................................... 83
9.3.2. Prohlídka po instalaci baterie ................................................ 84
9.4.

Likvidace.................................................................................. 85

9.5.

Odstraňování problémů .......................................................... 86

9.6.

Chybové kódy ......................................................................... 87

10.

Volitelné položky (na objednávku) .................................................. 90

11.

Dodatek ............................................................................................. 92

11.1. Zásady měření krevního tlaku ................................................ 92
11.2. Informace o EMD .................................................................... 954

1. ÚvodDěkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení!

Ambulantní záznamník krevního tlaku TM-2441 umožňuje přesné
automatické měření krevního tlaku po přednastavenou dobu(například nepřetržitě 24 hodin). Tato příručka vysvětluje veškerá
nastavení, obsluhu, režimy a programy měření krevního tlaku, stejně
jako komunikaci s vyhrazeným periferním zařízením, údržbu,technické parametry a výstrahy. Před použitím si řádně prostudujte
tuto příručku a nechte ji na přístupném místě.

2. Vlastnosti

SouhrnZáznamník je ambulantní monitor krevního tlaku, který je určen kneinvazivnímu měření krevního tlaku a tepové frekvence pacienta
pod vedením ošetřujícího lékaře. Účelem je použití k měření aukládání kolísání krevního tlaku během dne v průběhu běžné
denní činnosti. Záznamník je vybaven funkcemi přenositelnosti asprávy dat a rovněž umožňuje jednoduchou obsluhu.

Cíl měření krevního tlaku

Tento záznamník je určen pro dospělé osoby (12 let a více).

5Účel použití

Záznamník je vybaven dvěma režimy pro měření krevního tlaku.
Hodnoty krevního tlaku mohou být použity pro konzultaci s lékaři
a řešení vlastního zdravotního stavu.

Automatické měření krevního tlaku (A-BPM)
Tento režim může specifikovat šest dvojic libovolných časůpočátku a intervalů pro každých 24 hodin a může automatickyměřit a zaznamenávat krevní tlak.
Vlastní měření krevního tlaku (S-BPM)
Použití tohoto režimu předpokládá, že si pacient měří vlastní
krevní tlak obsluhou zařízení doma nebo v nemocnici. Tento režim
dokáže používat pět typů programů v souladu s jejich použitím.

Přenositelnost

Hmotnost záznamníku je asi 135 g (bez baterií).
Má kapesní velikost a je vybaven mikročerpadlem.
Použít je možné dvě alkalické baterie AA. (Formát LR6 nebo AA)
Lze použít dva nabíjecí akumulátory (akumulátor velikosti AA,
Ni-MH).

Ovladatelnost

Nastavení záznamníku a programu pro měření krevního tlaku lze
nakonfigurovat snadno pomocí aplikace ABPM Data Manager,který je nainstalován v počítači (vyhrazené periferní zařízení).

6

Rozsáhlé analytické funkce

Čas intervalu měření časového lze nastavit pro automatickéměření krevního tlaku.
Krevní tlak může být měřen ihned a kdykoliv pomocí ručního měření.
Režim S-BPM je vybaven pěti programy pro různé podmínky.
Analýzu lze provádět efektivně pomocí aplikace ABPM DataManager, který je nainstalován v počítači (vyhrazené perifernízařízení).

Kratší časy měření

Rychlost odtlakování je řízena tak, aby čas měření byl minimální.
Hodnota tlakování je řízena tak, aby čas měření byl minimální.

Jednoduchost a pohodlí

Vyhrazené periferní zařízení může přijímat data pomocí kabelu
USB. Přijatá data je možné analyzovat a snadno vytisknout.

7

3. Zkratky a symboly
SymbolyVýznamSYS

Systolický krevní tlak

DIA

Diastolický krevní tlak

PUL

Tepová frekvence

PP
kPa
mmHg
/min

Pulsní tlak

PP = SYS - DIA

Jednotka krevního tlaku
Jednotka tepové frekvence/minuta

Symbol indikující tepovou frekvenci během měření.
Je použita funkce Bluetooth.
Zobrazení: A-BPM v činnosti.
Bliká:
Probíhá čas intervalu „1 rozsah“.
Kontrolka IHB / AFib
Vypnout zvukPaměť je plná, odstraňte data a začněte novéměření.
Kontrolka baterie Když se zobrazí úroveň 1,vyměňte baterie, abyste mohli záznamník používat.
A-BPM symbol uspání
--xx

LCD
OLED

Symbol se zobrazuje během konfigurace.
Mimo rozsah, nebo nelze měřit hodnotu.
Chybové kódy. xx =ažSymbol START S-BPM
Symbol STOP S-BPM
Displej z tekutých krystalů
Organická svíticí dioda
Symbol upozornění

8

SymbolyVýznamStupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem:Zařízení typu BF.
Výrobce zaručující označení CE. Datum výroby.
Symbol pro malou manžetuSMALL
Obvod paže15 až 22 cm 5,9" až 8,7"
Symbol pro manžetu pro dospělou osobu
ADULT
Obvod paže20 až 31 cm 7,8" až 12,2"
Symbol pro velkou manžetuLARGE
Obvod paže28 až 38 cm 11,0" až 15,0"
Symbol pro extra velkou manžetu
EXTLARGE
Obvod paže36 až 50 cm 14,2" až 9,7"

Large
cuff

28-38cm11"-15"

Adult
cuff

20-31 cm7.8"-12.2"

SN

Symbol vytištěný na obalu.
Velká manžeta je součástí příslušenství.
Symbol vytištěný na obalu.
Man je součástí příslušenství.
Postupujte podle uživatelské příručky nebo brožury.
Symbol „Udržujte v suchu“ nebo „Udržujte mimo
dosah deště“.
Sériové číslo
Symbol vytištěný v prostoru pro baterie.
Umístění pólů (polarita) pro instalaci baterie.

x2
1.5 V LR6 Symbol vytištěný na obalu.
1.2 V HR6 Baterie nejsou součástí dodaného příslušenství.
not included
EMD

Elektromagnetické poruchy
Symbol pro „Zacházejte se zařízením opatrně“.
Symbol směrnice pro elektrické a elektronické
odpadní zařízení.
9

Symboly
BPM

A-BPM

VýznamMěření krevního tlaku
Automatické měření krevního tlaku

Vlastní měření krevního tlaku
S-BPM
Sleep, Cycle, Hour,
Symboly A-BPM. #1
START, Operation
OBP, AOBP, HBP,
Symboly S-BPM. #2
ANBP, ASBP
Pairing, FlightMode Symboly Bluetooth. #3
Not made with natural Upozornění pro pacienta. Vytištěno na
rubber latex.
manžetě.
Caution• Use alkaline batteries or specified
rechargeable batteries and ensure
correct polarity (+,-).

• Do not mix new, used or different
branded batteries.
• Firmly secure cuff air hose to
main body.

Upozornění na krytu baterie.
Používejte alkalické baterie nebo
stanovené dobíjecí akumulátory azajistěte, aby byly vloženy se správnou
polaritou (+,-).
Nepoužívejte společně nové apoužité baterie a baterie jiných
značek.
Vzduchovou hadici manžety upevněte
pečlivě k hlavnímu tělesu.

#1 : Viz také „6.1. Automatické měření krevního tlaku(A-BPM)“ a „8.3. Přednastavené programy A-BPM“ pro24hodinový záznamník krevního tlaku.
#2 : Viz také „6.2. Vlastní měření krevního tlaku (S-BPM)“ a„8.4. Programy S-BPM“ pro pět typů programů.
#3 : Viz také „8.8.2. Použití komunikace Bluetooth®“ a„8.8.3. Pozastavení komunikace Bluetooth® (režim
letadlo)“.

10

Kontrolka IHB / AFibKdyž monitor během měření detekuje nepravidelný rytmus,
kontrolka IHB/AFib se zobrazí na displeji s naměřenými
hodnotami (pouze S-BPM).

1 rozsah„1 rozsah“ v režimu S-BPM zahrnuje soubor měření krevního
tlaku a časy intervalů, které jsou opakovány podle počtu měření.
Poslední čas intervalu je vynechán.
Měření krevního tlaku
TČas spuštění

T

T

Čas

T : Doba intervaluČíslo počtu měření

11Režim čekání

A-BPM režim čekání je stav, kdy se krevní tlak během dobyintervalu neměří.
Měření krevního tlaku
Čas spuštění Čas spuštění
T

T

T

T

T

T

T

Část

Čas
T : Doba intervalu

ČástS-BPM režim čekání je stav, kdy se krevní tlak neměří během
doby intervalu a mezi poslední hodnotou „1 rozsah“ a další
hodnotou „1 rozsah“.
Čas spuštění
TTČas spuštění
Měření krevního tlakuRežim čekáníT

1 rozsahTČas

1 rozsah

Vyhrazené periferní zařízení

T : Doba intervalu

Vyhrazené periferní zařízení znamená počítač, na kterém jenainstalována aplikace ABPM Data Manager. Aplikace ABPM DataManager je uložena na disku CD s příslušenstvím. Používejte
periferní zařízení, které splňuje požadavky kladené na lékařské
elektrické zařízení (norma IEC 60601-1) pro připojení záznamník kperifernímu zařízení. Nepřipojujte záznamník k jinému zařízení
(například splňujícímu normu IEC 60950) v prostoru, kde používáte
lékařské zařízení. Použijte kabel USB kratší než 1,5 m.

12

4. Technické údaje
4.1. ZáznamníkPoložkyPopisZpůsob měření
Způsob oscilometrického měření
Způsob detekce tlaku Polovodičový snímač tlaku
Rozsah zobrazení tlaku 0 až 299 mmHg
Tlak:
±3 mmHgPřesnost měření
Tepová frekvence: ±5 %Minimální
Tlak:
1 mmHgdělení displeje
Tepová frekvence: 1 tep / minutu
Systolický tlak:
60 až 280 mmHg
Diastolický tlak:
30 až 160 mmHg
Rozsah měření
Tepová frekvence: 30 až 200 tep / minutuStálý výfuk s ventilem řízení úniků pro
Odtlakováníbezpečnostní mechanismusVýfuk
Elektromagnetický ventilZpůsob tlakování
Mikročerpadlo
Automatické tlakování 85 až 299 mmHg
Intervaly v každé sekci, která dělí 24 hodin
Čas intervalu
maximálně na šest částí.
(pro A-BPM )Interval: OFF, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Hodiny24 hodin
A-BPM:
OLED, 96 x 39 pixlů, bílé znaky
S-BPM:
Displej
LCD, 40 x 50 mm, displej: systolický tlak,
diastolický tlak, tepová frekvence, hodiny,chyby, monitor stavu a symboly

13

Položky

PopisMěření dat: 600 dat max.
Se stejným typem baterií :2 x baterie 1,5 V (LR6 nebo AA)
Alkalická baterie nebo nikl-vodíková baterie
Napájecí zdroj(Ni-MH) 1 900 mAh nebo víceZáložní baterie pro vestavěné hodiny : lithiová
dobíjecí knoflíková baterie ML2016H
200 krát nebo více.
(pokud jsou použity nové alkalické baterie nebo
Počet měření
nikl-vodíkové baterie. Hodnota se může měnit
podle podmínek měření.)3,0 V DC (alkalická baterie, LR6),
Jmenovité napětí
2,4 V DC (nikl-vodíková baterie, velikost AA)
USB: splňuje požadavky USB1.1.
Délka kabelu: 1,5 m nebo kratší.
Konektor typu micro USB B lze připojit kvyhrazenému perifernímu zařízení
Rozhraní(pomocí standardního softwarového
ovladače).
Bluetooth Ver.4.1 (BLE):Připojit lze bezdrátové zařízení.
Teplota:+10 až +40 °C
Provozní podmínky
Vlhkost:30 až 85 %, relativní vlhkost(bez kondenzace)
Teplota:-20 až +60 °CPřepravní a skladovací
Vlhkost:10 až 95 %, relativní vlhkost
podmínky(bez kondenzace)
Atmosférický tlak pro
700 až 1 060 hPa
provoz a skladování
Typ ochrany proti úrazu
Vnitřně napájení zařízení
elektrickým proudem
14
Paměť

Položky
Stupeň ochrany protiúrazu elektrickým
proudemZnačka CE
Značka C-TickRozměry
HmotnostUžitečná životnost
Ochrana proti vniknutíVýchozí režim
Čas restartování po
defibrilaci
EMD

Popis
Typ BF: záznamník, manžeta a hadice jsounavrženy tak, aby zajišťovaly speciální ochranu
proti úrazu elektrickým proudem.
Směrnice EC pro lékařská zařízení
Certifikační ochranná známka registrovanáspolečností ACA úřadem pro ochranné známky.
Přibližně 95 (d) × 66 (š) × 24,5 (v) mmPřibližně 135 g (kromě baterií)Záznamník: 5 let Vlastní ověření pomocíinterních dat. Správná činnost a údržba za
nejlepších podmínek. Trvanlivost se liší podle
podmínek použití.
Zařízení: IP22Nepřetržité měření
Okamžitě

IEC 60601-1-2: 2014
LBCA2HNZYZ(MURATA Manufacturing Co. Ltd)
Bluetooth Ver.4.1 BLP
Bezdrátová komunikace Frekvenční rozsah: 2,4 GHz (2 400 až 2 483,5 MHz)
Modulace: GFSK
Efektivní vyzářený výkon: < 20 dBm
Poznámka:# Klinická zkouška tohoto zařízení je provedena na základě normy
ISO 81060-2:2013.
# Záznamník není lékařské zařízení pro monitorování pacienta.
Nedoporučujeme zařízení používat takovým způsobem, jaký jenapříklad vyžadován na jednotkách intenzivní péče.
ACA: Australský úřad pro telekomunikace
15

4.2. Rozměry

66

24,5

95

Jednotka: mm

16

5. Názvy součástí
5.1. ZáznamníkManžeta pro dospělé a velkámanžeta pro levou pažiSymbol polohy tepny

Vzduchová hadiceVzduchová záslepka
Zásuvka konektoru vzduchu
Spínač EVENT
pro A-BPM
OLED dioda pro A-BPM
Spínač START a
STOP

pro A-BPM

Spínač AUTO
pro A-BPM

LCD
Spínač
START
STOP

a

Spínač LOCK
pro A-BPM

pro režim S-BPM

Prostor pro baterie a
2 baterie LR6 (velikost AA)
pro měření

Kryt baterie

Port Micro USB (dole),
Terminál datové komunikace
175.2. Displej
Poznámka
Pro stanovení přesné diagnózy dbejte na správné odečítání
údajů zobrazených na záznamníku a jejich interpretaci.

5.2.1. Panel LCD displeje (displej z tekutých krystalů)Horní číslice
Prostřední číslice
Dolní čísliceV každém režimu lze zobrazit následující hodnoty:Výsledekměření

A-BPM

S-BPM

Horní číslice

Systolický
krevní tlak

Doba intervalu

Program

Prostřední
číslice

Diastolický
krevní tlakZbývající čas

Hodnota tlaku

Dolní číslice

Pulz

Čas nahodinách

Čas nahodinách

Postupujte podle části „3. Zkratky a symboly“, kde jsou
popsané významy symbolů na LCD displeji.
18

5.2.2. Displej z diod OLED (organická svíticí dioda)
Stav režimu A-BPM je indikován na OLED displeji.
Čas hodin.
Stav nastavení a provozu.
Měření hodnoty A-BPM.
SYS
DIA
PUL

Systolický krevní tlak.
Diastolický krevní tlak.
Tepová frekvence.

mmHg Jednotka pro hodnotu krevního
tlaku.
/min
Jednotka tepové frekvence.
Postupujte podle části „3. Zkratky a symboly“, kde jsou
popsané významy symbolů na OLED displeji.
SymbolyVýznamZnačka se zobrazí během konfigurace.
Zobrazeno: Provádí se A-BPM.
Bliká:
Probíhá doba intervalu v „1 rozsah“.
Používá se Bluetooth.
Paměť je plná
Značka spánku A-BPM
Kontrolka baterie19

5.3. Hlavní funkce přepínače
5.3.1. Funkce A-BPM
Jak spustit nebo pozastavit A-BPM.
Slouží k přepínání mezi režimy A-BPM a S-BPM

Krok 1. Uložte přednastavený program (čas spuštění a intervalů) pro
A-BPM.
Krok 2. Nastavte přepínač AUTO pro následující operace.
„ON“ ...... A-BPM se spustí a objeví se značka.
Měření krevního tlaku se provádí v souladus předvolbou v programu A-BPM.
„OFF“ ..... A-BPM je pozastaveno a značka
je skrytá.
Měření krevního tlaku lze provádět pomocípřednastavení v programu S-BPM.

Uzamknutí A-BPM v poloze „ON“.

Nechte přepínač AUTO v poloze „ON“ využitím přepínače
LOCK , aby se mohlo provádět A-BPM.

Prodloužení doby intervalu A-BPM.

Krok 1. Před zahájením měření nastavte režim spánku na „ON“.
Krok 2. Přepínač AUTO nastavte na „ON“, abyste mohli použít
A-BPM.
Zobrazí se značka.
Krok 3. Když se stiskne přepínač EVENT během měření A-BPM,
doba intervalu se zdvojnásobí.
Když se přepínač EVENT stiskne znovu, doba intervalu sevrátí na základní hodnotu.
20

Jak během A-BPM měření zastavitKdyž se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vypustía měření se zastaví. A-BPM však bude pokračovat. Dalšíměření krevního tlaku se provede podle nastavení A-BPM.

Nastavení programu pro A-BPM.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se vrátí dorežimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač START/STOP a současně
stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Sleep .
Krok 4. Funkce přepínačů jsou následující:Viz část „8.3.1. Položky a parametry A-BPM“Přepínač EVENT .............Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka, konec
nastavování.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při A-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při A-BPM)

Krok 1. Pokud je indikace diod OLED skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání A-BPM. Režim čekání A-BPM je stav, kdy se krevnítlak během doby intervalu neměří.
Krok 2. Stiskněte přepínač START/STOP během režimu čekání
A-BPM.
21

Jak nastavit hodiny.
Jak nastavit funkci monitoru pro A-BPM.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se vrátí dorežimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač START/STOP a současně
stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Display ( Sleep ).
Krok 4. Funkce přepínačů jsou následující:Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření“Přepínač EVENT .............Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka, konec
nastavování.

22

5.3.2. Funkce S-BPM
Jak spustit S-BPM.

Krok 1. Vyberte program S-BPM a uložte jeho parametry.
Krok 2. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 3. Funkce jsou následující:Programy S-BPM
Ambulantní krevní tlak
OBP
Automatický ambulantní krevní tlak
AOBP
Domácí krevní tlak
HBP
Automatický noční krevní tlak ANBP

FunkceStisknutím přepínače
/spustíte programpřednastavení během
režimu čekání.

Přednastavený program
vstoupí do pohotovostníhorežimu, dokud nenastane
Automatický krevní tlak měřený
pacientem
ASBP „čas spuštění“ nebo „čas
spuštění alarmu“.

Jak zastavit S-BPM.

Funkce jsou následující:Programy S-BPM
FunkceAmbulantní krevní tlak
OBP/
Automatický ambulantní Stisknutím přepínače
krevní tlak
AOBP měření krevního tlaku.

zastavíte

Domácí krevní tlak HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický noční krevní měření krevního tlaku. Při dalším časetlak
ANBP spuštění se změří krevní tlak nebo serozezní alarm.
Automatický krevní tlak
Pokud chcete záznamník zcelaměřený pacientem
vypnout, vyjměte z něj baterie nebo
ASBP přepněte na OBP, AOBP nebo HBP.
#1 : Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.
23

Jak nastavit program pro S-BPM.

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Stiskněte a podržte spínač/
a současně stiskněte apodržte spínač START/STOP , dokud se na LCD displeji
neobrazí.
Krok 3. Funkce jsou následující:Viz část „8.4. Programy S-BPM“.
Přepínač/ .................Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka, konec
nastavování.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při S-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při S-BPM)

Krok 1. Pokud je indikace LCD displeje skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání S-BPM.
Krok 2. Stiskněte přepínač/během režimu čekání S-BPM.
Okamžitě se provede měření krevního tlaku v „1 rozsah“.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku
a časových intervalů, které se opakují v závislosti na
nastaveném počtu měření. Poslední časový interval jevynechán.
S-BPM režim čekání je stav, kdy se krevní tlak neměří
během doby intervalu a mezi poslední hodnotou „1rozsah“ a další hodnotou „1 rozsah“.

245.3.3. Další operace
Návrat z režimu čekání a zobrazení monitoru.

Pokud je indikace diod OLED nebo LCD skrytá, stiskněte
tlačítko START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se dorežimu čekání.

Odstranění naměřených dat

Krok 1. Nastavte spínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Pokud je indikace skrytá, stiskněte tlačítko START/STOP ,nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení spínače START/STOP
stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na displeji
OLED nezobrazí DataClear (po Sleep a Display ).
Krok 4. Výběr operace.
Pokud odstraníte data, stiskněte a podržte
spínač START/STOP .
Bliká indikace Erasing
pod DataClear na OLED a je
spuštěno mazání dat.
Po smazání dat pokračujte krokem 5.

Krok 4. Odstranění
DataClear
OLED Erasing

Pokud data ponecháte (nesmažete je), stiskněte spínač
EVENT a pokračujte krokem 5.
Krok 5. Záznamník se vrátí do režimu čekání.

25

Párování zařízení pro komunikaci Bluetooth®.

Krok 1. Nastavte spínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Pokud je indikace na displeji skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se dorežimu čekání.
Krok3. Stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na displeji
OLED nezobrazí Pairing (po FlightMode ) na displeji
OLED. Záznamník začne vyčkávat na spárování.
Krok 4. Když je dokončeno párování Bluetooth, na LCD displeji sezobrazí symbol .
Pokud zrušíte aktuální párování, stiskněte spínač EVENT .
Záznamník začne zobrazovat režim čekání.

Pozastavení komunikace Bluetooth®. (Režim letadlo)
Krok 1. Nastavte spínač AUTO do polohy „OFF“.

Krok 2. Pokud je indikace na displeji skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí FlightMode .
Krok 4. Režim letadlo může být zapnut nebo vypnut pomocí
spínače START/STOP .
FlightMode
ON

Spínač START/STOP

FlightMode
OFF

Krok 5. Stisknutím spínače EVENT se vraťte k zobrazení režimu
čekání.
26

6. Funkce měření krevního tlaku
Záznamník má funkci automatického měření krevního tlaku(A-BPM) a měření krevního tlaku pacientem (S-BPM) a můžeukládat stavy a výsledky měření.

6.1. Automatické měření krevního tlaku (A-BPM)
Když je A-BPM pozastaveno nebo se nepoužívá, nastavtepřepínač AUTO na „OFF“. Pokud se přepínač AUTO
ponechá v poloze „ON“, při dalším čase spuštění se zahájíměření a manžeta může prasknout.
Pomocí přepínače LOCK zabráníte tomu, aby sepřepínač AUTO nechtěně přepnul do polohy „OFF“,zatímco se využívá režim A-BPM.
Přepínač AUTO do polohy „OFF“Přepínač AUTO do polohy „ON“Přepínač LOCK do polohy „ZÁMEK“Přepínač AUTO
Funkce A-BPM měří krevní tlak v přednastavených intervalech
pomocí zabudovaných hodin a výsledky měření ukládá do paměti.
A-BPM lze spustit a pozastavit pomocí přepínače AUTO .
Pomocí přepínače LOCK zabráníte tomu, aby se přepínač
nechtěně přepnul, zatímco se využívá režim A-BPM.
27

Symbolse zobrazí na LCD displeji, když je použit režim
A-BPM. Krevní tlak se automaticky začne měřit v čase spuštění
A-BPM.
Předem lze nastavit počáteční hodnotu natlakování.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Pokud je jako počáteční hodnota tlaku zvolena možnost AUTO,
hodnota počátečního natlakování se zvolí automaticky. Tovární
nastavení je 180 mmHg. Viz část „8.2.3. Počáteční hodnota
natlakování“, kde najdete informace o tom, jak zvolit počáteční
hodnotu natlakování.
Pokud počáteční natlakování není dostatečné, provede seautomaticky opakované natlakování, a to až dvakrát.
Když vymažete data v paměti nebo přepínač AUTO přepnete
do polohy „OFF“, hodnota natlakování se resetuje na původní
hodnotu natlakování.
Pokud při měření dojde k chybě a čekací doba do dalšího
spuštění je delší než 8 minut, krevní tlak se změří po
120 sekundách. Výsledek měření se uloží do paměti.
Pokud chcete režim A-BPM pozastavit, uvolněte přepínač
LOCK a přepínač AUTO přepněte do polohy „OFF“.

286.1.1. Režim čekání A-BPM
Položky pro monitorování stavu měření mohou být zobrazeny na
LCD displeji během času čekání v režimu A-BPM.
V režimu čekání se kontrolky automaticky skryjí.
Pro zobrazení položek stiskněte kterýkoliv přepínač.
Režim čekání A-BPM je stav, kdy se krevní tlak během dobyintervalu neměří.
Interval měření
Zbývající čas do dalšího času spuštění
Aktuální čas

6.1.2. Funkce spánek a doba intervalu
V programu přednastavení nastavte režim spánku na „ON“.
Když se stiskne přepínač EVENT během měření A-BPM, doba
intervalu se zdvojnásobí.
Když se přepínač EVENT v režimu A-BPM stiskne znovu,
doba intervalu se vrátí na původní hodnotu.
Viz část „8.3. Přednastavené programy A-BPM“, kde najdete
informace o nastavení režimu spánku.
T : Doba intervaluMěření krevního tlaku
T

T

2T

2T

Přepínač EVENTPřepínač AUTO na „ON“Uložení parametrů režimu spánku
29

2T

T

T

Čas

Přepínač EVENT

6.1.3. Ukončení měření
Když se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vypustí a měření
se zastaví. A-BPM však bude pokračovat. Další měření krevního
tlaku se provede podle nastavení A-BPM.

Poznámka
Po zastavení měření se na OLED displeji zobrazí kód
zastavení E07 a uloží se do paměti.

30

6.2. Měření krevního tlaku pacientem (S-BPM)
Přepínač AUTO nastavte na „OFF“, abyste mohli použít
programy S-BPM.
Záznamník má pět programů S-BPM, které odpovídají různým
podmínkám měření. Parametry a výsledky měření lze uložit dopaměti.
Název

Popis a funkce programuPoložky
Ambulantní krevní tlak
OBP Program pro měření krevního tlaku
Nevztahuje
nemocničním personálem. „1 rozsah“: Měření
sekrevního tlaku se provede jednou.
Automatický ambulantní krevní tlak
Počet
AOBP Program pro měření krevního tlaku po určitédobě pobytu v nemocnici. „1 rozsah“: Měření se Interval
provádí pomocí počtu měření a doby intervalu.
Domácí krevní tlak
#1
Počet
HBP Program pro měření krevního tlaku doma.
„1 rozsah“: Měření se provádí pomocí počtu
Intervalměření a doby intervalu.
Automatický noční krevní tlak#2ČasProgram pro měření krevního tlaku v noci.
spuštění
ANBP Měření využívá počtu měření a doby intervalu.
Počet
ANBP se může nastavit na šest časů spuštění
během dne.

Automatický tlak krve měřený pacientem#2
Program zahrnující časy spuštění a zvuk/
si změříteASBP alarmu. Stisknutím přepínače
krevní tlak doma. Alarm se může nastavit našest časů během dne.

IntervalČas
spuštění
alarmuPočetInterval#1 : Krevní tlak se měří v souladu s pokyny Japonské společnosti
pro hypertenzi.
#2 : Když se počet měření a doba intervalu ANBP nebo ASBPzmění, změní se i nastavení HBP.
31

6.2.1. Programy S-BPM
Ambulantní krevní tlakKdyž se stiskne přepínača uloží se do paměti.

OBP/, krevní tlak se změří jednouMěření krevního tlaku
Stisknutím přepínače

Čas/

zahájíte měření.

Automatický ambulantní krevní tlak

AOBP

Když stisknete přepínač/ , spustí se měření AOBP.
Nejprve je zařízení v nečinnosti po dobu intervalu, aby se pacient
mohl uvolnit.
Poté AOBP provede „1 rozsah“.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku a časových
intervalů, které se opakují v závislosti na nastaveném počtu
měření. Poslední časový interval je vynechán.
/Když se přepínač„1 rozsah“ se zastaví.

stiskne během „1 rozsah“, měření
1 rozsahMěření krevního tlaku
T

T

Stisknutím přepínače

T

T

T

Stisknutím přepínače

ČasNeměřenoT/T

zahájíte měření „1 rozsah“.

/

Stisknutím přepínače
/ukončíte měření „1 rozsah“.
T

T : Doba intervalu

TT

zahájíte měření „1 rozsah“.

32

Čas

Domácí krevní tlak

HBPKdyž stisknete přepínač/ , spustí se měření HBP.
HBP provede „1 rozsah“.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku a časových
intervalů, které se opakují v závislosti na nastaveném počtu
měření. Poslední časový interval je vynechán.
stiskne během „1 rozsah“, měření

Když se přepínač/„1 rozsah“ se zastaví.

1 rozsahMěření krevního tlaku
T

T

T

Stisknutím přepínače

/T : Doba intervalu
TČas
zahájíte měření „1 rozsah“.

Stisknutím přepínače
/ukončíte měření „1 rozsah“.
TNeměřeno

T

T

Stisknutím přepínače

/

33

T

Čas

zahájíte měření „1 rozsah“.

Automatický noční krevní tlak

ANBP

ANBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění během dne.
Když se parametry pro program ANBP uloží, ANBP se zahájí
a provede se měření „1 rozsah“ pro každý čas spuštění.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku a časových
intervalů, které se opakují v závislosti na nastaveném počtu
měření. Poslední časový interval je vynechán.

Poznámka
Manuální měření krevního tlaku při ANBPKdyž se přepínač/
stiskne během režimu čekání
S-BPM, provede se měření „1 rozsah“.
1 rozsahTMěření krevního tlaku

T

1 rozsahTTČasČas spuštění

Čas spuštění

ANBP se zahájí ve stejnou dobu, kdy se provede nastavení programu ANBP.
(ANBP se nachází v režimu čekání až do času spuštění)1 rozsah

1 rozsah
TTTČas spuštění

T

T

T

T

Čas

Stisknutím přepínače
Čas spuštění
/zahájíte manuální-BPM.
1 rozsah

1 rozsahT

1 rozsahNeměřenoT

Stisknutím přepínače
/ukončíte měření „1 rozsah“.

TČasČas spuštění
T : Doba intervalu

34

Automatický krevní tlak měřený pacientem

ASBP

ASBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění alarmu.
Když se parametry pro program ASBP uloží, ASBP se zahájí
a pro každý čas spuštění zazní alarm. Stisknutím přepínače
/se provede „1 rozsah“, když zazní alarm.
„1 rozsah“ se skládá ze série měření krevního tlaku a časových
intervalů, které se opakují v závislosti na nastaveném počtu
měření. Poslední časový interval je vynechán.

Poznámka
Manuální měření krevního tlaku při ASBPKdyž se v režimu čekání stiskne přepínač/
mezi
posledním „1 rozsah“ a dalším „1 rozsah“, provede se měření
„1 rozsah“.
1 rozsahTMěření krevního tlaku

T

1 rozsahT

Stisknutím přepínače
/zahájíte měření „1 rozsah“.
Čas spuštění alarmuTČas

Stisknutím přepínače
/zahájíte měření
„1 rozsah“.

Čas spuštění alarmu
ASBP se zahájí ve stejnou dobu, kdy se provede nastavení programu ASBP.
(ASBP se nachází v režimu čekání až do času spuštění)1 rozsahTT

1 rozsahT

1 rozsah

T

T

T

Čas

Stisknutím přepínače
/provedete manuální-BPM.
T : Doba intervalu
35

1 rozsahT

1 rozsahNeměřeno

T

T

Stiskněte spínač
Stiskněte spínač

/

/

T

Čas

a zastavte režim „1 rozsah“.

a spusťte režim „1 rozsah“.

T : Doba intervalu

Čas spuštění alarmu

6.2.2. Režim čekání S-BPM
Režim provozu a hodnota tlaku se zobrazí na LCD displejiběhem režimu čekání S-BPM.
# indikace na LCD displeji bude skryta automaticky poté, coněkolik minut pokračuje nečinnost zařízení. I když je indikacena LCD displeji skryta, ruční měření krevního tlaku může být/. Když je stisknutý
započato stisknutím spínače
spínač START/STOP nebo EVENT , indikace se obnoví.
„1 rozsah“ zahrnuje soubor měření krevního tlaku a časyintervalů, které jsou opakovány podle počtu měření. Posledníčas intervalu je vynechán.
bliká na LCD displeji během času intervalu
Symbol hodin„1 rozsah“.
Režim čekání S-BPM je stav, ve kterém krevní tlak není měřen
během „času intervalu“ a mezi posledním intervalem„1 rozsah“ a následujícím intervalem „1 rozsah“.
Program S-BPM
Hodnota tlakování
Aktuální čas36

6.2.3. Zastavení a pozastavení měření
PoznámkaKdyž je režim A-BPM zastaven, na LCD displeji se zobrazí kód
zastavení E07 a uloží se do paměti.
Programy S-BPM

FunkceAmbulantní krevní
tlak
OBP
Automatický
Stisknutím přepínače
ambulantní krevníměření krevního tlaku.
tlak
AOBP

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický nočníměření krevního tlaku. Při dalším časekrevní tlak
ANBP spuštění se změří krevní tlak nebo serozezní alarm.
#1
Automatický krevní Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP AOBP nebo HBP.
#1 : Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.

376.3. Výsledek měření
6.3.1. Zobrazení výsledků měření
Na monitoru lze v rámci výsledků měření A-BPM zvolit funkci„Display ON“ nebo „Display OFF“. Tuto funkci nelze použít pro
S-BPM.
Příkaz „Display ON“ obsahuje položky „Hodnota tlaku během
měření“, „výsledek měření“ a „Chybový kód pro výsledekměření“.
Když se vybere příkaz „Display OFF“, zobrazí se hodiny.
Tovární nastavení je „Display ON“.
Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření“.

6.3.2. Uložení výsledků měření
Zpracování dat a výsledků měření
Nepoužívejte v silném elektromagnetickém poli.
Kapacita paměti pro výsledky měření je 600 datových souborů.
Když se paměť zaplní, zobrazí se značka
a záznamníknemůže provádět měření, dokud se data z paměti nevymažou.

Poznámka
Než dáte záznamník novému pacientovi, vymažte z paměti starádata. Doporučujeme, abyste data v paměti ukládali pro každého
pacienta zvlášť. Pokud jsou v záznamníku uložena data víceosob, může být obtížné je správně zpracovat.
38

6.3.3. Odeslání výsledků měření
Naměřená data, která jsou uložena v paměti, lze pomocí USB
datového přenosu odeslat do periferního zařízení.
Viz část „8.8. Připojení záznamníku k vyhrazenému
perifernímu zařízení“.
Během komunikace USB rozhraní neodpojujte kabel.
Mohou by dojít k poškození dat.

PoznámkaKdyž je na indikátoru baterie zobrazen symbol, datový
přenos nelze využít. Přenos dat budete moci uskutečnit povýměně baterií.

6.3.4. Identifikační Čísla
Tovární výchozí ID číslo je „0“.
ID čísla můžete konfigurovat pomocí vyhrazeného periferníhozařízení.

Poznámka
ID čísla nelze konfigurovat pomocí záznamníku, ale musí sepoužít vyhrazené periferní zařízení.

39

7. Příprava záznamníku

7.1. Instalace baterií (Výměna baterií)
Do prostoru pro baterie vložte dvě nové baterie se správnou
orientací „+“ a „-“ a teprve poté záznamník připevněte
k pacientovi.
Obě použité baterie nahraďte novými najednou.
Pokud záznamník nebudete delší dobu používat, vyjmětez něj baterie. Baterie mohou vytéct a způsobit nesprávnou
funkci přístroje.
Použijte dvě alkalické baterie: typ LR6 nebo stanovené
dobíjecí baterie AA Ni-MH.
Když vkládáte baterii do prostoru pro baterie, nejdříve
stiskněte pružinu pólu pomocí strany s „-“ pólem baterie.
Poté vložte stranu s „+“ pólem.
Pokud byste baterii instalovali nejdříve stranou s „+“ pólem,povrch baterie by se mohl pružinou poškodit.
Nepoužívejte zároveň použité a nové baterie ani
nepoužívejte různé druhy baterií. Mohlo by dojít k jejichvytečení, přehřátí nebo poškození.

PoznámkaKdyž se zobrazí úroveň baterie 1, vyměňte obě starébaterie za nové a poté připojte záznamník.
Pokud je úroveň baterie 1, záznamník nemůže provádět
měření krevního tlaku ani přenášet data.
Pokud jsou vybité tužkové baterie i zabudovaná baterie, na
displeji se nic nezobrazí.
Vložte nové baterie v souladu s označením pólů ().
40

PostupNainstalujte baterie.

Krok 1. Otevřete kryt baterií.
Krok 2. Vyjměte použité baterie.
Krok 3. Podívejte se na symbol
orientace ()
v prostoru pro baterie.
Dvě nové baterie vložte
se správnou orientacípólů „+“ a „-“.

Krok 1. Otevřete.

Stiskněte pružinu pólu
pomocí strany s„-“ pólem baterie.
Krok 4. Vložte baterii
zatlačením na stranu s
Krok 6. Zavřete.
Krok 2. Vyjměte baterie.
„+“ pólem.
Krok 3. Stiskněte pružinu pólu.
Krok 5. Stejným způsobem
Krok 4. Vložte.
vložte i druhou baterii.
Krok 6. Zavřete kryt baterií.

Baterie a jejich kryt uchovávejte mimo dosah malých dětí,aby je nespolkly nebo aby nedošlo k jiné nehodě.
Použijte standardní baterie typu AA. Nepoužívejte dobíjecí
baterie, které jsou nafouklé nebo omotané páskou. Mohloby být obtížné otevřít kryt baterií.
41

7.1.1. Jak baterie vyměnit

Když se baterie vyjmou, výsledky měření a nastavené parametry
se uloží. Když se vybije vestavěná baterie, údaje se vyresetují na
01/01/2017 00:00.
Po výměně baterií zkontrolujte a upravte aktuální čas. Viz část„8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření“, kde najdete
pokyny k nastavení hodin.

7.2. Příprava držáku pro přenos
PoznámkaKdyž k záznamníku připojíte přenosné pouzdro, použijte popruh
z příslušenství.
Doporučujeme, abyste popruh použili i pro připevnění
záznamníku k pacientovi.
Když se záznamník používá, použijte přenosné
pouzdro, které je součástí příslušenství.
Chcete-li připevnit přenosné pouzdro,
provlékněte jím popruh z příslušenství nebo jejpřichyťte k opasku oblečení.
Přenosné pouzdro
Popruh42

7.3. Kontrola před používáním
Záznamník ještě před použitím prohlédněte, zda správně
funguje, je bezpečný a účinný.
Před nebo po instalaci baterií projděte následující kontrolní seznam.
Pokud narazíte na nějaký problém, přestaňte záznamníkpoužívat a dejte na něj cedulku „Porucha“ nebo „Nepoužívat“.
Spojte se s místním prodejcem, který zajistí jeho opravu.

7.3.1. Kontrolní seznam před instalací baterieČ.

PoložkaPopis
Není poškozená ani deformovaná v důsledku
pádu.

1

Vnější část2

Baterie

Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. Nežzačne záznamník používat pacient, vyměňte
dvě staré baterie za dvě nové.

3Manžeta

Zkontrolujte, zda manžeta není roztřepená.
Pokud je, může v důsledku vnitřního tlaku
prasknout.

4Připojenímanžety5Příslušenství

Upevnění přepínačů není poškozené ani
uvolněné apod.

Zkontrolujte, zda není vzduchová hadičkapřehnutá nebo zkroucená.
Zkontrolujte, zda jsou vzduchová zásuvka
a konektor pevně spojeny.
Zkontrolujte, zda není příslušenství nějak
poškozeno. (Přenosné pouzdro, popruh atd.)
43

7.3.2. Kontrolní seznam po instalaci baterie
Č.

Část

Popis
Zkontrolujte, zda nic nehoří, nedýmá ani
nezapáchá.

1

Baterie2

Displej

3

ProvozUjistěte se, že záznamník pracuje správně.

Měření

Zkontrolujte, zda lze měření provést správně.
Zda je správně připojena manžeta a zda jsouměření, zobrazení i výsledky správné.

4

Zkontrolujte, zda z přístroje nevychází nějaký
podezřelý zvuk.
Zkontrolujte, zda na displeji přístroje nejsou
podezřelé údaje.

44

8. Funkce

8.1. Vývojový provozní diagram
Poznámka

Počáteční nastavení (vestavěných hodin, funkcí monitoru
a počáteční hodnotu natlakování) a přednastavený program(A-BPM a S-BPM) není třeba pokaždé ukládat. Uložit by seměly, když se údaje mažou, aktualizují a když se záznamníkpoužívá poprvé.
Nastavení záznamníku lze uložit na vyhrazeném periferním zařízení.
Postupujte podle uživatelské příručky aplikace ABPM DataManager.
Postupy měření při A-BPM a S-BPM jsou odlišné.
Režim A-BPM může specifikovat šest dvojic libovolných časůpočátku a intervalů pro každých 24 hodin a může automatickyměřit a zaznamenávat krevní tlak.
Použití režimu S-BPM předpokládá, že si pacient měří vlastní
krevní tlak obsluhou zařízení doma nebo v nemocnici. Tentorežim dokáže používat pět typů programů v souladu s jejichpoužitím.

45Vložení baterií.
Počáteční nastavení vestavěných hodin,monitorovací funkce měření a hodnota natlakování.

A-BPM

S-BPM

Uložte přednastavený program A-BPM.

Uložte přednastavený program S-BPM.

Připojte k záznamníku manžetu.

Připojte k záznamníku manžetu.

Přepínač AUTO přepněte
do polohy „ON“.

Přepínač AUTO přepněte dopolohy „OFF“.

A-BPM

Stiskněte přepínač

START .

Ambulantní krevní tlak

OBPPřepínač AUTO přepněte
do polohy „OFF“.

Automatický ambulantní
krevní tlak
AOBP
Domácí krevní tlak
Záznamník připojte k vyhrazenému
perifernímu zařízení.
Zpracovávání dat.

HBP

Automatický noční krevní
tlak
ANBP
Automatický krevní tlakměřený pacientem ASBPPřístroj očistěte a uložte.

Celý postup použití
46

8.2. Počáteční nastavení
8.2.1. Tovární nastavení
Tovární (počáteční) nastavení jsou popsána níže:Běžné položky vyžadující nastaveníPoložkaTovární nastavení

Funkce monitoru

ON (označuje zapnutí)Rok, Měsíc, Den, Hodina, Minuta

Datum odesláníPoložky A-BPM

PoložkaTovární nastaveníRežim spánku

OFF

Doba intervalu, když je režim spánku ON

30 minutČas spuštění úseku 1

0 hodin

Doba intervalu úseku 1

30 minutČas spuštění úseku 20 hodin #1

Čas spuštění automatického měření

OFF

Doba provozu automatického měření

OFF

Obsah továrního nastaveníKdyž se přepínač AUTO přepne do polohy „ON“, A-BPM sespustí. Krevní tlak se měří každých 30 minut, dokud se přepínačnepřepne do polohy „OFF“.

#1 : Toto nastavení mezi časem intervalu úseku 2 a časem
intervalu úseku 6 je vynecháno, protože časy spuštění úseku
1 a 2 jsou totožné.

47

Položky S-BPM

PoložkaVýběr programu

Tovární nastavení
Ambulantní krevní tlak (OBP)

Ambulantní krevní tlak OBP

Nevztahuje sePočet měření
Automatický ambulantní
krevní tlak
AOBP Doba intervalu

2krát

Počet měření

2krát

Doba intervalu

1 minutaČas spuštění úseku

2 hodiny

Domácí krevní tlak HBP

Automatický noční krevní tlak
Počet měření
ANBP
Doba intervalu

Čas spuštění alarmu
Automatický krevní tlakměřený pacientem
ASBP Počet měření
Doba intervalu

5 minut

2krát
1 minuta
7 hodin,
22 hodin
2krát
1 minuta

Obsah továrního nastavení

Pokud se přepínač/
stiskne poté, co se přepínač AUTO
přepne do polohy „OFF“, spustí se přednastavený program
S-BPM (OBP). V programu (OBP) se krevní tlak změří jednoua výsledek se uloží do paměti.

8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících
postupů.
Metoda využití přepínačů na záznamníku.
Při této metodě se využívá vyhrazené periferní zařízení, kterése připojí k záznamníku pomocí kabelu USB.
48

Postup s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se vrátí dorežimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač START/STOP a současně
stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Display ( Sleep ).
Krok 4. Funkce přepínačů jsou následující:Přepínač EVENT .............Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka, konec
nastavování.
Poté tyto přepínače použijte u jiných položek.
Krok 5. Po konfiguraci nastavení stiskněte přepínač
START/STOP pro návrat do režimu čekání.
PoložkaOLED
Funkce Display
monitoru
xx
Clock
Rok
Year xxClockMěsícMon. xx
Clock
Den
Day
xx
Clock
HodinaHour xx
Clock
MinutaMin. xxRozsahxx = OFF, ON
xx = 17 až 99.

Poslední dvojčíslí roku.

xx = 1 až 12 měsíců
xx = 1 až 31 dnů
xx = 0 až 23 hodin
xx = 0 až 59 minut

Zarámované znaky : Tovární nastavení a počáteční nastavení,když jsou baterie zcela vybité.

49

8.2.3. Počáteční hodnota natlakováníPředem lze nastavit počáteční hodnotu natlakování.
160, 180, 210, 240, 270, AUTO [mmHg]
Hodnota AUTO je uvedena jako počáteční hodnota natlakování,přičemž správná hodnota natlakování se zvolí automaticky.
Tovární nastavení je 180 mmHg.
Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se vrátí dorežimu čekání.
Krok 3. Vyberte hodnotu natlakování pomocí přepínače
START/STOP .
Přepínač AUTO na „OFF“
Program S-BPM
Hodnota natlakování
Aktuální čas

8.3. Přednastavené programy A-BPM
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících
postupů.
Metoda využití přepínačů na záznamníku.
Při této metodě se využívá vyhrazené periferní zařízení, kterése připojí k záznamníku pomocí kabelu USB.
A-BPM lze použít pouze tehdy, když se dá provést automatickéměření.
50

Postup s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se vrátí dorežimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač START/STOP a současně
stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim Sleep .
Krok 4. Definujte režim spánku pomocí následujících přepínačů.
Pokud je režim spánku nastaven na „ON“, přejděte ke kroku 5.
Přepínač EVENT .............Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka.
Krok 5. Definujte čas spuštění a interval až v šesti úsecích, a topomocí následujících přepínačů.
Přepínač EVENT .............Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka.
Krok 6. Definujte čas spuštění a dobu provozu automatickéhoměření a to pomocí následujících přepínačů.
Přepínač EVENT .............Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP ...Potvrzení, další položka, konec
nastavování.
Krok 7. Po dokončení nastavení se záznamník vrátí do režimu
čekání.

Při provádění změn v nastavení nevyjímejte baterie.
Pokud jsou baterie vyjmuté, zadejte nastavení znovu.

51

8.3.1. Položky a parametry A-BPM
Proveďte přednastavení pro A-BPM následovně:Položka

OLEDParametr
SleepRežim spánku#1, #2xx xx = ON, OFF
Doba Cycle
intervalu
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutČas
Hour 1
spuštění
xx xx = 0 až 23 hodinÚsek 1
Doba Cycle 1
intervalu
xx xx = OFF, 5, 10, 15, 20, 30 , 60, 120 minutČas
Hour 2
spuštění
xx xx = 0 až 23 hodinÚsek 2
Doba Cycle 2intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutČas
Hour 3spuštění
xx xx = 0 až 23 hodinÚsek 3
Doba Cycle 3
intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutČas
Hour 4spuštění
xx xx = 0 až 23 hodinÚsek 4
Doba Cycle 4
intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutČas
Hour 5spuštění
xx xx = 0 až 23 hodinÚsek 5
Doba Cycle 5intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minutČas
Hour 6
spuštění
xx xx = 0 až 23 hodinÚsek 6
Doba Cycle 6
intervalu
xx xx = OFF , 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 minut
Čas
START
spuštění
xx xx = OFF , 0 až 23 hodin
Doba Operation
provozu
xx xx = OFF , 1 až 27 hodin

Automatické měření

#3, #4#3, #4

Zarámované znaky : Tovární nastavení.
52

#1 :

Když je režim spánku nastaven na „ON“, lze použít možnosti
Čas spuštění a Čas provozu automatického měření a časintervalu režimu spánku. Čas intervalu těchto částí (1 až 6)
nelze použít.

#2 :Když je režim spánku nastaven na „OFF“, Čas intervalurežimu spánku není zobrazen.

#3 :Příklad automatizovaného měření.
Pokud je zadán čas spuštění a čas provozu je nastaven na„OFF“, když je spínač AUTO nastaven na „ON“, spustí serežim A-BPM v předvolený čas spuštění a pokračuje, dokud
spínač AUTO není nastaven do polohy „OFF“. Pokud
spínač AUTO nastavíte na „ON“ znovu, režim A-BPM sespustí v předvolený čas spuštění.

Poznámka

Pokud je zadán čas provozu a spínač AUTO je během
režimu A-BPM aktivován, tento režim A-BPM pokračuje po
čas provozu od této aktivace.
#4 :Příklad automatizovaného měření.
Pokud je čas spuštění nastaven na „OFF“ a je zadánčas provozu, když je spínač AUTO nastaven na„ON“, je spínač A-BPM spuštěn po čas provozu.
Pokud je spínač AUTO nastaven na „OFF“ během
režimu A-BPM, režim A-BPM se zastaví. Pokud
spínač AUTO nastavíte na „ON“ znovu, režim
A-BPM bude proveden po čas provozu.

Poznámka
Pokud je zadán čas spuštění a spínač AUTO aktivujeteběhem režimu A-BPM, režim A-BPM se zastaví a je spuštěn
v předvolený čas následujícího dne.
53

Obsah položky

Režim spánku:Čas intervalu pro automatizované měření je možné zadat.
Čas intervalu částí 1 až 6 nelze použít. Postupujte podle části
„6.1.2. Funkce spánku a čas intervalu“.
Část:
24 hodin lze rozdělit do maximálně šesti částí. Každá částmůže specifikovat čas spuštění a interval. Režim A-BPM
můžete používat pouze během provádění automatizovanéhoměření.
Automatizované měření:Lze ovládat celý režim A-BPM. Zadejte čas spuštění a čas
provozu. Postupujte podle části „8.3.2. Příklady programurežimu A-BPM“.

548.3.2. Příklady programu A-BPM
PříkladČasy spuštění a intervaly. Zjednodušený vstup.

24:00
Dva úseky
22:00 00:00
Úsek 2Čas spuštění úseku 1 = 7:00
Doba intervalu úseku 1 = 15
18:00
6:00
7:00
Čas spuštění úseku 2 = 22:00
Úsek 1
Doba intervalu úseku 2 = 60
12:00
Čas spuštění úseku 3 = 7:00 ············· Stejný jako u úseku 1Úsek 3 a následující položky nejsou zobrazeny, protože čas
spuštění úseku 3 je stejný jako čas spuštění úseku 1.
Když je čas spuštění úseků 2, 3, 4, 5 nebo 6 stejný jako u úseku
1, tyto časy spuštění a intervaly se nezobrazí.

Příklad 1

Automatické měření

Čas spuštění automatického měření = OFF.
Doba provozu automatického měření = OFF.
Když je přepínač AUTO nastaven na „ON“, A-BPM se provádí
podle času spuštění a intervalu každého úseku, dokud nenípřepínač AUTO nastaven na „OFF“.
Měření krevního tlakuNeměřenoÚsek 1Úsek 2Přepínač AUTO
na „ON“Přepínač AUTO
na „OFF“55ČasPříklad 2

Automatické měření

Čas spuštění automatického měření = 7:00,
Doba provozu automatického měření = OFF.
Když se přepínač AUTO přepne do polohy „ON“, A-BPM
se spustí v 7:00. A-BPM pokračuje podle času spuštění aintervalu každého úseku, dokud přepínač AUTO nenínastaven na „OFF“.
7:00Měření krevního tlakuÚsek 1Úsek 2Přepínač AUTO
na „ON“Příklad 3NeměřenoČasPřepínač AUTO
na „OFF“

Automatické měření

Čas spuštění automatického měření = OFF.
Doba provozu automatického měření = 26 hodin.
Když je přepínač AUTO nastaven na „ON“, A-BPM pokračuje
podle času spuštění a intervalu každého úseku po dobu
26 hodin.
Měření krevního tlakuNeměřenoÚsek 1Přepínač AUTO na „ON“Úsek 2
Po 26 hodinách

56

Čas

8.4. Programy S-BPM
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat pomocí následujících
postupů.
Metoda využití přepínačů na záznamníku.
Při této metodě se využívá vyhrazené periferní zařízení, kterése připojí k záznamníku pomocí kabelu USB.

Postup s využitím přepínačů

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Stiskněte a podržte spínač/
a současně stiskněte apodržte spínač START/STOP , dokud se na LCD displeji
neobrazí.
Krok 3. Pomocí následujících přepínačů vyberte program S-BPM.
Program: OBP, AOBP, HBP, ANBP, ASBPPřepínač/ .................. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP .... Potvrzení, další položka.
Krok 4. Pomocí následujících přepínačů definujte každou položku
(Počet měření, Doba intervalu, čas spuštění a čas
spuštění alarmu).
Přepínač/ .................. Změna aktuálního parametru.
Přepínač START/STOP .... Potvrzení, další položka, konec
nastavování.
Krok 5. Po dokončení nastavení se zobrazí hodiny S-BPM.

Při provádění změn v nastavení nevyjímejte baterie.
Pokud jsou baterie vyjmuté, zadejte nastavení znovu.

57

8.4.1. Položky a parametry S-BPM
ProgramPoložkaParametr

Program S-BPM
Program

OBP , AOBP, HBP, ANBP, ASBP

Ambulantní krevní tlak
OBP

Nevztahuje se

Nevztahuje se

Automatický ambulantní krevní tlak
AOBP

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

5,

3 až 10 minut

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

1,

1 až 5 minut

Domácí krevní tlak
HBP

Automatický noční krevní tlak
ANBPČas spuštění

2,0 až 23 hodin

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

1,

1 až 5 minut#1

Automatický krevní tlak měřený pacientem
ASBP

Čas spuštění alarmu

7 , 22 , 0 až 23 hodin

Počet měření

2,

1 až 5krát

Doba intervalu

1,

1 až 5 minut#2

Zarámované znaky : Tovární nastavení.
#1 : 24 hodin lze rozdělit maximálně do šesti úseků.
V každém úseku lze definovat čas spuštění měření krevního
tlaku.
#2 : 24 hodin lze rozdělit maximálně do šesti úseků.
V každém úseku lze definovat čas spuštění alarmu proměření krevního tlaku.
58

8.4.2. Příklady zobrazení S-BPM
Zobrazení ambulantního krevního tlaku

OBP

Zobrazení automatického ambulantního krevního tlaku

AOBP

OBP nemá žádná nastavení, která by bylo možné
nakonfigurovat.

AOBP využívá přednastaveného počtu měření a dobyintervalu.
AOBP provádí „1 rozsah“ po režimu čekání kvůli uvolnění
pacienta.
Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“, kde najdete informace opoložce „1 rozsah“.

Počet měření

Doba intervalu

Zobrazení domácího krevního tlaku

HBP

HBP využívá přednastaveného počtu měření a doby intervalu.
HBP provede „1 rozsah“.
Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“, kde najdete informaceo položce „1 rozsah“.

Počet měření

Doba intervalu
59

Zobrazení automatického nočního krevního tlaku

ANBP

ANBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění pro„1 rozsah“. Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“, kde najdete
informace o položce „1 rozsah“.

Když je poslední čas spuštění stejný jako první čas spuštění,nastavení času spuštění je hotovo. Dále zadejte počet měření
a dobu intervalu pro „1 rozsah“.

První čas spuštění

Počet měření

Druhý čas spuštění

Třetí čas spuštění

Doba intervalu
24:00
22:00 00:00

PříkladNastavení a zjednodušený vstup
4:00Měření se provede ve 22:00 a ve 4:00.
18:00
6:00
Čas spuštění úseku 1 =4:00
Čas spuštění úseku 2 =
22:00
12:00
Čas spuštění úseku 3 =4:00 ·········· Stejný jako u úseku 1
Počet měření =2krát
Doba intervalu =0:01 minuta

60

Zobrazení automatického krevního tlaku měřeného pacientem

ASBP

ASBP se může nastavit na šest předvoleb časů spuštění alarmu.
Při každém čase spuštění se ozve bzučák. Stiskněte
/a proveďte „1 rozsah“, když se ozve bzučák.
spínač
Postupujte podle části „6.2.1. Programy S-BPM“ pro „1 rozsah“.
Když je poslední čas spuštění stejný jako první čas spuštění,nastavení času spuštění je hotovo. Dále zadejte počet měření
a dobu intervalu pro „1 rozsah“.

První časspuštění alarmuDruhý časspuštění alarmu

Počet měření

PříkladTřetí časspuštění alarmu

Doba intervalu

Nastavení a zjednodušený vstup

24:00
22:00 00:00

Alarm zazní ve 22:00 a v 7:00.
/
se provede
Stisknutím přepínače
18:00
6:00
7:00
měření „1 rozsah“.
Čas spuštění úseku 1 =
22:00
12:00
Čas spuštění úseku 2 =7:00
Čas spuštění úseku 3 =22:00 ········· Stejný jako u úseku 1
Počet měření =2krát
Doba intervalu =0:01 minuta

8.5. Odstranění naměřených dat

61Účel operace a vysvětlení funkceNaměřená data je možné odstranit, avšak nastavení odstraněna nejsou.
Počáteční nastavení lze nakonfigurovat následujícími způsoby.
Způsob se spínači na záznamníku.
Způsob využívající vyhrazené periferní zařízení, které jek záznamníku připojeno pomocí kabelu USB.
Pokud jsou odstraněna naměřená data, nelze je znovupoužít. Data si před odstraněním zálohujte.
Odstraňte naměřená data posledního pacienta předtím, nežzáznamník použijete pro následujícího pacienta.
Odstranění dat může vyžadovat několik sekund.
Během odstraňování dat neprovádějte žádné operace sezařízením.

Postup obsluhy pomocí spínačů

Krok 1. Nastavte spínač AUTO do polohy „OFF“.
Krok 2. Pokud je indikace skrytá, stiskněte tlačítko START/STOP ,nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu čekání.
Krok 3. Při stisknutí a podržení spínače START/STOP
stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na displeji
OLED nezobrazí DataClear (po Sleep a Display ).
Krok 4. Výběr operace.
Pokud odstraníte data, stiskněte a podržte spínač START/STOP.
Bliká kontrolka Erasing v části DataClear na displeji OLEDa je spuštěno mazání dat. Po smazání dat pokračujte krokem 5.
Pokud data ponecháte (nesmažete je), stiskněte spínač
EVENT a pokračujte krokem 5.
Krok 5. Záznamník se vrátí do režimu čekání.

62

8.6. Připojení záznamníku k pacientovi
8.6.1. Informace pro pacienty
Pacientovi vysvětlete následující postupy, aby záznamníkpoužíval bezpečně.

Upozornění pro měření krevního tlaku

Uvolněte paži a při nafukování manžety zůstaňte v klidu.
Během měření neměňte svou polohu.
Během měření se chraňte před vibracemi a hlukem.
Krevní tlak se po natlakování manžety měří přibližně 1 minutu.
Zůstaňte v klidu, dokud se měření neukončí. Proces měření od
nafouknutí manžety až po vypuštění vzduchu trvá 170 sekund.
Po dokončení natlakování může záznamník provést opakované
nafouknutí manžety s cílem změřit krevní tlak znovu. Příčinou
může být to, že se pacient pohnul.
Záznamník může začít měřit krevní tlak po přibližně
120 sekundách od okamžiku, kdy předchozí naměřená datavyhodnotil jako neplatná; další měření proběhne za 8 minut.
Příčinou může být to, že se pacient pohnul.
Záznamník může překážet při řízení auta nebo obsluze strojů.
Když nosíte záznamník, neřiďte auto ani neobsluhujte stroje.

Jak ukončit nebo pozastavit měření

Stisknutím přepínače START/STOP zastavíte měření krevního
tlaku. Do paměti se uloží chybový kód. Krevní tlak se změří
znovu za 120 sekund.

63V režimu A-BPM a ANBP a ASBP při S-BPM lze pozastavit
pouze aktuální měření krevního tlaku, zatímco měření
„1 rozsah“ se provede při dalším čase spuštění.
Přepínač AUTO nastavte na „OFF“, čímž pozastavíte A-BPM.
Pokud aktuálně probíhající měření krevního tlaku nemůžete
zastavit stisknutím přepínače START/STOP , sundejte si z rukymanžetu.
Stisknutím přepínače START/STOP měření zastavíte. Měření
„1 rozsah“ se přesto provede při dalším čase spuštění pro
A-BPM a pro režimy ANBP a ASBP při S-BPM.
Pokud pocítíte v paži bolest nebo dojde k jiným
neočekávaným situacím, měření zastavte, sundejte simanžetu a vyhledejte lékaře.
Přepínač AUTO nastavte na „OFF“, čímž pozastavíte A-BPM.
Nastavte spínač AUTO do polohy „ON“, chcete-li obnovit
automatizované měření v režimu A-BPM. Na displeji OLED a. Záznam dat pokračuje, dokud
LCD se zobrazí symbol
spínač není přepnut do polohy „OFF“.

Jak během režimu A-BPM provést ruční měření

Postup dočasného měření, které není zahrnuto dopřednastaveného programu.

Krok 1. Pokud je indikace diod OLED skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání A-BPM.
Krok 2. Stisknutím přepínače START/STOP provedete okamžité
měření krevního tlaku během A-BPM.
Krok 3. Výsledek měření se uloží do paměti.
Když se během měření stiskne přepínač START/STOP ,měření se pozastaví.
64

Upozornění při nošení záznamníku

Záznamník je citlivé zařízení. Chraňte ho před pádem anárazem.
Záznamník ani manžeta nejsou vodotěsné (voděodolné).
Chraňte výrobek před deštěm, potem a vodou.
Na záznamník nic nepokládejte.
Pokud se manžeta pohne během prudkého pohybu nebo při
cvičení, znovu ji na paži připevněte.
Hadičku dejte tak, aby nebyla zlomená a aby se vám v noci
neomotala kolem krku.

Výměna bateriíKdyž se zobrazí značka, záznamník není schopen měřit
krevní tlak ani komunikovat s vyhrazeným periferním zařízením.
Staré baterie ihned vyměňte za dvě nové.

8.6.2. Kryt manžety
PoznámkaManžetu i její kryt udržujte v čistotě.
Kryt manžety pro každého pacienta vyměňte.
Pro doplňkové manžety použijte odpovídající kryty.

65

8.6.3. Připevnění manžety, přenosného pouzdra a záznamníkuManžetu pacientovi nedávejte, pokud má dermatitidu,vnější zranění apod.
Pokud se u pacienta projev dermatitida nebo jiné příznaky,
sundejte mu manžetu a přestaňte ji používat.
Dbejte na to, aby se vzduchová hadička neomotalapacientovi kolem krku nebo těla.
Dávejte pozor, když přístroj používáte v blízkosti malých
dětí, protože hrozí riziko udušení.
Konektor vzduchové hadičky pevně zasuňte do zdířky, až
jím nelze otáčet. Pokud je připojení špatné, může docházetk úniku vzduchu a chybnému měření.

PoznámkaManžetu připevněte do správné polohy a omotejte ji pacientovi
kolem paže. Jedině tak zajistíte správné měření krevního tlaku.
Dávejte pozor, aby během měření manžeta ani vzduchová
hadička nevibrovaly. Záznamník zachytí i drobné změny tlaku
vzduchu uvnitř manžety.
Manžeta v příslušenství je určena pro dospělé, na levou paži.
Pokud pacientovi nesedí, dokupte si manžetu s jiným rozměrem.
Obvod pažeMalá manžeta
15 až 22 cm
05,9" až 08,7"Manžeta pro dospělé 20 až 31 cm
07,8" až 12,2"
Velká manžeta
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra velká manžeta 36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Udržujte manžetu v čistotě.
Doporučujeme, aby pacient používal přenosné pouzdro a
popruh.
Manžeta není vyrobena z latexu z přírodního kaučuku.
66

Jak připevnit manžetu, záznamník a pouzdro

Krok 1. Konec manžety protáhněte okem a vytvořte tvar válce.
Krok 2. Na levé paži najděte palpací brachiální tepnu.
Krok 3. Manžetu připevněte přímo na kůži, aby bílá značka byla přímo
nad brachiální tepnou a spodní okraj manžety byl přibližně
1 - 2 cm nad jamkou předloktí.
Krok 4. Manžetu omotejte kolem paže tak, aby byla plochá aneklouzala, ale aby se pod ni daly vložit dva prsty.
Krok 5. Vzduchovou hadičku připevněte pomocí lepicí pásky tak, aby
procházela kolem ramen.
Krok 6. Popruh protáhněte přes přenosné pouzdro.
Krok 7. Upravte popruh tak, aby přenosné pouzdro bylo na levéstraně.
Krok 8. Připojte vzduchový konektor hadičky do zdířky nazáznamníku.
Krok 9. Dejte záznamník do přenosného pouzdra.
Krok 2. Brachiální tepna
Krok 1. Oko

Krok 3. Bílá značka
pro umístění
na tepnuPřibližně
1 - 2 cm výšeManžeta

Krok 3. Bílá značka pro
umístění na tepnu
Krok 4. Utáhněte tak, aby sevešly dva prsty
67

Krok 5. Vzduchová hadiceKrok 5. Páska
Krok 5. Svorka

Vzduchová
hadiceKrok 5. Manžeta

Krok 7. Popruh
Krok 7. Přenosné
pouzdroKrok 8. Zástrčka propřipojenívzduchu

Krok 9. Vložte

Krok 8. Zásuvka propřipojenívzduchuPřenosné pouzdro

Krok 6. Popruh
688.7. Funkce měření krevního tlaku
8.7.1. Funkce A-BPM
Když se spustí A-BPM, krevní tlak se bude měřit podle
nastavených parametrů.

PoznámkaPřed provedením měření nastavte vestavěné hodiny apočáteční hodnotu natlakování, protože A-BPM s nastavenými
hodnotami bude pracovat. Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce
monitoru při měření“ a „8.3. Přednastavené programy
A-BPM“.
Když se záznamník odstraní, nastavte přepínač AUTO na„OFF“.
Pokud se záznamník odejme během A-BPM, při dalším časespuštění se manžeta nafoukne a mohla by prasknout. Když serežim A-BPM obnoví, nastavte přepínač AUTO na „ON“.
Zobrazuje se značka, zatímco se používá A-BPM.

Během režimu čekání A-BPM lze provést manuální měření
krevního tlaku.
Výsledek manuálního měření krevního tlaku lze uložit do paměti.
Po zastavení režimu A-BPM se na OLED displeji zobrazíchybový kód E07 a uloží se do paměti.

Jak spustit A-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „ON“.
Krok 2. Na displeji OLED a LCD se zobrazí symbolrežim A-BPM.
69. Je spuštěnJak pozastavit A-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Značka

je skrytá. A-BPM je pozastaveno.

Jak během A-BPM měření zastavitKdyž se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vypustía měření se zastaví. A-BPM však bude pokračovat. Dalšíměření krevního tlaku se provede podle nastavení A-BPM.

Jak změřit krevní tlak během A-BPM okamžitě
(Manuální měření krevního tlaku během A-BPM)

Krok 1. Pokud je indikace diod OLED skrytá, stiskněte
tlačítko START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se
do režimu čekání A-BPM. Režim čekání A-BPM je stav, kdy
se krevní tlak během doby intervalu neměří.
Krok 2. Stiskněte přepínač START/STOP během režimu čekání
A-BPM.

Jak prodloužit dobu intervalu nebo ji vrátit zpětKdyž je režim spánku v poloze „ON“ a během režimu čekání
A-BPM se stiskne přepínač EVENT , doba intervalu se
zdvojnásobí.

70

8.7.2. Funkce S-BPM
PoznámkaPřed provedením měření nastavte vestavěné hodiny apočáteční hodnotu natlakování, protože S-BPM s nastavenými
hodnotami bude pracovat.
Viz část „8.2.2. Hodiny a funkce monitoru při měření“ a„8.4. Programy S-BPM“.
Když pacient během používání ANBP nebo ASBP odloží
záznamník a manžetu, vyjměte ze záznamníku baterie (i během
režimu čekání). Pokud se baterie nechají v prostoru pro baterie,manžeta může prasknout, protože záznamník ji nafoukne při
dalším měření „1 rozsah“. Pokud se pacient k měření vrátí,baterie znovu vložte a stiskněte přepínač/ .
Během režimu čekání S-BPM lze provést manuální měření
krevního tlaku.
Výsledek manuálního měření krevního tlaku lze uložit do paměti.
Po zastavení režimu S-BPM se na OLED displeji zobrazíchybový kód E07 a uloží se do paměti.

Jak spustit S-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Funkce jsou následující:Programy S-BPM
Ambulantní krevní tlak
OBP
Automatický ambulantní krevní tlak
AOBP
Domácí krevní tlak
HBP
Automatický noční krevní tlak ANBP

FunkceStisknutím přepínače
/spustíte programpřednastavení během
režimu čekání.

Přednastavený program
vstoupí do pohotovostníhorežimu, dokud nenastane
Automatický krevní tlak měřený
pacientem
ASBP „čas spuštění“ nebo „čas
spuštění alarmu“.
71Jak provést okamžité měření krevního tlaku při S-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při S-BPM)

Krok 1. Pokud je indikace LCD displeje skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání S-BPM.
Krok 2. Stiskněte přepínač/během režimu čekání S-BPM.
Okamžitě se provede měření krevního tlaku v „1 rozsah“.

Jak ukončit nebo pozastavit S-BPM
Funkce jsou následující:Programy S-BPM

FunkceAmbulantní krevní
tlak
OBP
Automatický
Stisknutím přepínače
ambulantní krevníměření krevního tlaku.
tlak
AOBP

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický nočníměření
krevního
tlaku.
Při
dalšímčase
krevní tlak
ANBP
spuštění se změří krevní tlak nebo serozezní alarm.
#1
Automatický krevní
Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP
AOBP nebo HBP.
#1 : Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.

728.7.3. Manuální měření
Manuální měření krevního tlaku použijte pro předběžné testovacíměření a pro okamžité měření krevního tlaku.

PoznámkaBěhem režimu čekání lze okamžitě zahájit manuální měření
krevního tlaku.
Výsledek měření se uloží do paměti.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při A-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při A-BPM)

Krok 1. Pokud je indikace diod OLED skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání A-BPM. Režim čekání A-BPM je stav, kdy se krevnítlak během doby intervalu neměří.
Krok 2. Stiskněte přepínač START/STOP během režimu čekání
A-BPM.

Jak provést okamžité měření krevního tlaku při S-BPM.
(Manuální měření krevního tlaku při S-BPM)

Krok 1. Pokud je indikace LCD displeje skrytá, stiskněte tlačítko
START/STOP nebo spínač EVENT a vraťte se do režimu
čekání S-BPM.
Krok 2. Stiskněte přepínač/během režimu čekání S-BPM.
Okamžitě se provede měření krevního tlaku v „1 rozsah“.

738.7.4. Ukončení a pozastavení měření
Průběžné měření A-BPM, S-BPM a manuální měření krevního
tlaku lze okamžitě ukončit nebo pozastavit.

Poznámka
Po zastavení měření krevního tlaku se na OLED displeji zobrazí
kód zastavení E07 a uloží se do paměti.

Jak pozastavit A-BPM

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Značka

je skrytá. A-BPM je pozastaveno.

Jak během A-BPM měření zastavitKdyž se během měření krevního tlaku stiskne přepínač
START/STOP , vzduch v manžetě se okamžitě vypustí a měření
se zastaví. A-BPM však bude pokračovat. Další měření krevního
tlaku se provede na základě nastavení A-BPM.

74

Jak ukončit nebo pozastavit S-BPM
Funkce jsou následující:Programy S-BPM

FunkceAmbulantní krevní
tlak
OBP
Automatický
Stisknutím přepínače
ambulantní krevníměření krevního tlaku.
tlak
AOBP

/

zastavíte

Domácí krevní tlak
HBP
Stisknutím přepínače
/zastavíte
Automatický nočníměření
krevního
tlaku.
Při
dalšímčase
krevní tlak
ANBP
spuštění se změří krevní tlak nebo serozezní alarm.
#1
Automatický krevní
Pokud chcete záznamník zcela vypnout,
tlak měřený
vyjměte z něj baterie nebo přepněte na OBP,
pacientem
ASBP
AOBP nebo HBP.
#1 : Viz část „6.2.1. Programy S-BPM“.

758.8. Připojení záznamníku k vyhrazenému perifernímu zařízení
8.8.1. Připojení pomocí kabelu USB
Postupujte podle uživatelské příručky aplikace ABPM DataManager, kde jsou popsána nastavení komunikace.

Připojení kabelu
Certifikovaný kabel USB zapojte do konektoru micro USB.
Kabel připojte ve správné orientaci. Nesprávné připojenímůže způsobit poruchu a nesprávnou funkci. Zkontrolujte,
zda je kabel správně připojen.
Krevní tlak nelze měřit během komunikace rozhraní USB.
Nepřipojujte pacienta, když je záznamník připojen ke
kabelu.
Kabel se může omotat kolem těla nebo krku.
Příprava vyhrazeného periferního zařízení
Sundejte pacientovi záznamník i manžetu a teprve potom
záznamník (TM-2441) připojte k vyhrazenému perifernímuzařízení.

Jak záznamník propojit s vyhrazeným periferním zařízením pomocí
kabelu USB
Krok 1. Odkryjte na záznamníku konektor micro USB.
Připojte dodávaný kabel USB.

Konektor micro USB
Kabel USB76

Jak zahájit přenos dat do vyhrazeného periferního zařízení
Krok 1. Kabelem micro USB propojtezáznamník a vyhrazené perifernízařízení.
Krok 2. Ozve se bzučák asezobrazí na LCD displeji.
Datová komunikace přejde do
pohotovostního režimu.
Krok 3. S využitím vyhrazeného
periferního zařízení proveďte
analýzu. Datová komunikacepřejde do aktivního režimu online
pouze během komunikace přesUSB.

Připojte micro USB

Pohotovostnírežim

Aktivnírežim online

Jak ukončit přenos dat do vyhrazeného periferního zařízení
Krok 1. V pohotovostním režimu vytáhněte kabel.

778.8.2. Používání komunikace Bluetooth®
Zařízení s technologií Bluetooth musí být spárováno s jiným
specifickým zařízením, aby s tímto zařízením mohlo
komunikovat. Jakmile je záznamník spárován se zařízením,přístroje mohou spolu automaticky komunikovat.

PoznámkaPři párování vypněte všechna další zařízení Bluetooth. Nelze
spárovat více zařízení najednou.
Pokud se záznamník spáruje s jiným zařízením, první zařízení
bude odpojeno.
Pokud po spárování spolu zařízení nemohou komunikovat,
proveďte párování znovu.

Párování Bluetooth®

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se
vrátí do režimu čekání.
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na
OLED displeji neobrazí Pairing (po FlightMode ).
Záznamník začne vyčkávat na spárování.
Krok 4. Když je dokončeno párování Bluetooth, na LCD
displeji se zobrazí symbol .
Pokud zrušíte aktuální párování, stiskněte spínač EVENT .
Záznamník začne zobrazovat režim čekání.

78

8.8.3. Pozastavení komunikace Bluetooth® (Režim letadlo)
V režimu letadlo se může komunikace Bluetooth pozastavit.

Jak používat režim letadlo

Krok 1. Přepínač AUTO nastavte na „OFF“.
Krok 2. Pokud je údaj na displeji skrytý, stiskněte přepínač
START/STOP nebo přepínač EVENT a displej se vrátí do
FlightMode .
Krok 3. Stiskněte a podržte spínač EVENT , dokud se na OLED
displeji neobrazí režim letadlo.
Krok 4. Režim letadlo lze zapnout a vypnout pomocí přepínače
START/STOP .
FlightModeONPřepínač START/STOP

FlightMode
OFF

Krok 5. Stisknutím spínače EVENT se vraťte k zobrazení režimu
čekání.

79

9. Údržba

9.1. Skladování výrobku, jeho revize a bezpečný provozLékařské přístroje, jako je tento záznamník, se musí udržovat,
aby správně fungovaly a byly spolehlivé a bezpečné jak pro
pacienta, tak pro obsluhu. Jako základní pravidlo platí, že pacientby měl záznamník denně kontrolovat v rámci „Prohlídky předpoužitím“.
Každodenní kontroly záznamníku, například před jeho použitím,jsou nezbytné pro zachování bezchybného chodu zařízení, jehobezpečnosti a účinnosti.
Doporučujeme provádět na záznamníku každoroční revize.

Poznámka
Plán údržby musí sestavit zdravotnické zařízení, aby se zajistil
bezpečný provoz lékařského přístroje.

809.2. Čištění výrobku
Před použitím a poté záznamník vyčistěte.
Záznamník vyčistěte také před připojením k dalšímu
pacientovi.
Při čištění nestříkejte na záznamník vodu, ani jej do vody
neponořujte. Mohlo by dojít k poruše.
Po otření vodou a antiseptickým roztokem záznamníkotřete do sucha, aby kapaliny nemohly proniknout dovnitř
záznamníku.
Záznamník pravidelně desinfikujte, abyste zabránili šíření
případných infekcí. Záznamník nesterilizujte ve
sterilizačním zařízení.
Nepoužívejte k čištění záznamníku organická rozpouštědla
(například ředidlo) nebo roztok povidonu a jódu. Mohlo by
dojít k zabarvení, poškození nebo vzniku poruchy.
K sušení záznamníku nepoužívejte fén na vlasy atd. Mohlo
by dojít k poruše nebo poškození.

Potvrzení po čištění manžety

Zkontrolujte, zda je měch manžety správně zasunut dovnitř
látkového potahu manžety. Pokud nebude zasunut správně,může během nafukování dojít k poškození nebo výbuchu.

Čištění záznamníkuOtřete nečistoty a prach na vnějšku pouzdra záznamníku pomocí
gázy navlhčené vodou nebo teplou vodou a dobře vyždímané.
Pokud na pouzdru přístroje ulpí zbytky krve nebo léků atd.,
nejprve je očistěte gázou navlhčenou v antiseptickém roztoku
a dobře vyždímanou, pak pouzdro otřete pomocí gázy navlhčené
vodou nebo teplou vodou a dobře vyždímané.
81

Doporučujeme používat vhodné chemikálie (název přísady)antiseptického roztoku, které jsou uvedeny v tabulce (Příklad
použití antiseptického roztoku (název přísady)).

Čištění manžety

Pokud čistíte a desinfikujete kryt a látkový potah manžety, vyjměte
zevnitř potahu měch manžety. Očistěte nečistoty a prach pomocí
gázy navlhčené vodou nebo teplou vodou a dobře vyždímané.
Při desinfikování součástí postupujte podle tabulky antiseptických
roztoků (Příklad použití antiseptického roztoku (název přísady)).
Příklad použití antiseptického roztoku (název přísady)Název součásti
Benzalkonium chlorid

Název výrobku
10% roztok benzalkonium chloridu

Izopropanol

70% v 1-propanolu

EtanolEtanol pro desinfikování, 76,9 až 81,4
objemového %Přečtěte si pokyny uvedené na samotném produktu
a postupujte podle nich.

PoznámkaManžeta a vzduchová hadice jsou spotřební součásti.
Pokud se často vyskytne chyba měření nebo nelze krevní tlakměřit, je nutné vyměnit je za nové. Postupujte podle části
„10. Volitelné součásti (vyžadující objednávku)“ v tétopříručce

82

9.3. Pravidelná kontrola
Provádějte pravidelnou denní kontrolu záznamníku.
Kontrola je popsána níže:9.3.1. Průvodce instalací bateriePoložky
Exteriér
Obsluha
DisplejMěření
ManžetaPoužívánínástrojů
PřipojeníPopisŽádné poškození nebo deformace v důsledku pádů.
Žádné znečištění, koroze nebo poškrábání na
jakékoliv součásti.
Žádné trhliny nebo chřestění panelů.
Žádné poškození nebo chřestění spínačů a tlačítek.
Žádné nečistoty nebo škrábance na panelu displeje.
Vzduchová hadice nesmí být přeložena. Pokud vmanžetě zůstává vzduch, může způsobit nefunkčnost
končetin v důsledku zastavení toku krve do paže.
Zkontrolujte, zda je měch manžety správně zasunut
dovnitř látkového potahu manžety.
Žádné roztřepení manžety. Manžeta není zapletena.
Pokud zjistíte problém, manžetu vyměňte.
Manžeta je jednoúčelová.
Pokud je ve spojení mezi manžetou a měchem
manžety trhlina nebo lepivá hmota.
Pokud vzduchová hadice ztratila svou pružnost a
ztvrdla.
Když je povrch vzduchové hadice lesklý nebo se zdázaolejovaný.
Když má vzduchový měch trhliny.
#1 Doporučujeme vyměnit manžetu každé tři roky, bez
ohledu na četnost jejího používání.
Žádné poškození pouzdra, opasku a manžety.
Vzduchová zátka je připojena ke správné vzduchovézáslepce.
839.3.2. Prohlídka po instalaci bateriePoložkaVnější částProvozMěření
Manžeta
Kontrola hodnotynaměřeného
krevního tlaku

Popis
Není přítomen oheň, dým ani zápach.
Není slyšet žádné zvláštní zvuky.
Žádné poškození funkčnosti přepínačů atlačítek.
Naměřené hodnoty jsou v blízkosti
normálních hodnot.
Během měření nejsou slyšet žádné zvláštní
zvuky ani nedochází k abnormalitám.
Pokud je hodnota naměřeného krevního tlaku
nesprávná, spojte se s místním prodejcem.

849.4. Likvidace
Při likvidaci a recyklaci výrobku postupujte v souladu se zákonema místními vyhláškami.

Likvidace manžety

Manžeta, kterou pacient nosil na paži, je biologickým odpadem.
Proto ji zlikvidujte jako biologický odpad.

Likvidace vestavěné dobíjecí baterie
Záznamník je vybaven umístěnou uvnitř záložní baterií.
Když se chcete záznamníku zbavit, zlikvidujte bateriesprávným způsobem v souladu s místními předpisytýkajícími se ochrany životního prostředí.

Další

Název

Část
Materiál
Pouzdro Karton
Obal
Polstrování Vzduchové polstrování, zvláštní obal
PytlíkVinyl
Pouzdro ABS + pryskyřice PCVnitřníObecné součásti
součástiŠasiŽelezoZáložníZáznamník baterie v Lithiová dobíjecí mincová baterie :ML2016H
přístroji
Alkalická baterie:
1,5V velikost LR6 nebo AA
BaterieDobíjecí baterie:
Velikost AA
Baterie Ni-MH, 1 900 mAh nebo více85

9.5. Odstraňování problémů
Dříve, než se spojíte s místním prodejcem, podívejte se donásledujícího kontrolního seznamu a seznamu chybových hlášení.
Pokud se vám problém nepodaří odstranit nebo pokud sevyskytne znovu, spojte se s místním prodejcem.
Problém
Hlavní příčina
Ošetření
Po stisknutí
jakéhokoliv spínače Jsou vybité baterie.
Vyměňte baterie za nové.
se nic nezobrazuje.
Během režimu
Diody OLED mohouVyjměte baterie a
A-BPM není nicpřestat zobrazovat
zobrazeno na
signál v důsledku
namontujte je znovu.
OLED displeji.
elektrostatického účinku.
Časté resetování Záložní baterie se
Nabíjejte nové baterie pohodin.
nenabíjí.
#1 dobu 48 hodin.
Zkontrolujte manžetu
a vzduchovou hadici,
Nedochází kManžeta není správně
zda nejsou zauzlované,žádnému tlakování připojena.
zohýbané nebo nenípřerušeno spojení.
Žádná komunikace Komunikační kabel je
Zkontrolujte, zda je kabelUSB#2 odpojen.
připojen správně.
Kryt baterie nelze Byly použity baterie
Kontaktujte místníhootevřít
nestandardní velikosti. prodejce.
#1 : Uživatelé (neoprávněný pracovník údržby) nemohouvyměňovat záložní baterii (lithiovou baterii) umístěnou v
elektronické části uvnitř záznamníku. Záložní baterie je přiměření nabíjena z baterií (velikosti LR6 nebo AA).
#2 : Je nutné mít vyhrazené periferní zařízení.

Záznamník nerozebírejte ani neupravujte. Mohli byste ho
poškodit.
869.6. Chybové kódy
Chybové kódy měření
KódVýznamPříčina a náprava

Chyba nulového tlaku Vypusťte z manžety zbývající vzduch.
Slabá baterie

Porucha přinatlakování

Tlak překročí 299
mmHg

Vyměňte baterie za nové.
Při nafukování se nedosáhne
cílového tlaku.
Zkontrolujte připojení manžety.
Pokud je manžeta připojena
správně, záznamník je možná
porouchaný a potřebuje opravu.
Během natlakování mohlo dojít kpohybu pacienta. Během měření byse měl pacient uvolnit a zůstat v klidu.
Pokud to nepomůže, prohlédněte
záznamník.

Proveďte vynucené
START/STOP nebo přepínač
ukončení pomocí/
stiskněte pouze v případě, žepřepínače
START/STOP nebo je to nezbytné.
přepínače/ .

Krevní tlak nelzezměřit.

Srdeční tep nelze detekovat kvůli
tělesnému pohybu nebo šumuzpůsobenému pohybem oblečení.
Uvolněte a nehýbejte se.
Zkontrolujte polohu manžety.
Když k této poruše dojde, i když jepacient v klidu, spojte se s
prodejcem, aby záznamník
prohlédl a opravil.

87

Kód

VýznamPříčina a náprava

Chyba
zabudovanéhosnímače zrychlení.

Vyjměte baterie a znovu je vložte dopřístroje.

Přílišný tělesný
pohyb.

Během měření by se měl pacientuvolnit a zůstat v klidu.

Mimo rozsah,
30 PUL 200

Pokud k této chybě dojde opakovaně,zkuste jiné měření krevního tlaku.
#1
PP = SYS - DIA
SYS : Systolický krevní tlak
DIA : Diastolický krevní tlak
PP : Pulzní tlak

Mimo rozsah,
30 DIA 160
Mimo rozsah,
60 SYS 280
Mimo rozsah,
10 PP 150

#1

Rychlost nafukování nebo vyfukováníMěření trvá déle nežje příliš nízká, přístroj je nutné
180 sekund.
prohlédnout.
Vyfukování trvá déle Rychlost vyfukování je možná příliš
než 90 sekund.
nízká, přístroj je nutné prohlédnout.
Nelze detekovat
srdeční tep.

Srdeční tep nelze detekovat kvůli
tělesnému pohybu apod. Krevní tlakměřte tehdy, až je pacient uvolněný anehýbe se.

Není správně
nastavena doba
intervalu.

Doba intervalu je nastavena na 120
minut, přičemž rozdíl mezi poslednímčasem spuštění a dalším časem
spuštění nelze rozdělit do dvou hodin
dokonale přesně.

Chyba nulového tlaku
pro bezpečnostní
okruh.

Zobrazí se při spuštění měření.
Vypusťte z manžety veškerý
zbývající vzduch.

88

Kód

VýznamPříčina a náprava

Bezpečnostní okruh
detekuje příliš vysoký
tlak.

Během natlakování mohlo dojít kpohybu pacienta. Při měření seuvolněte a nehýbejte se.
Pokud k této chybě dojde i tehdy,když je pacient uvolněný a nehýbe
se, spojte se s prodejcem, abyzařízení zkontroloval.

Hardwarové chybové kódy záznamníku
KódVýznamChyba paměti

Příčina a nápravaMůže zapisovat v případě
zachycení silného nárazu,například upuštění záznamníku.
Pokud se tento kód zobrazuječasto, může být příčinou porucha
vestavěné paměti. Kontaktujte
svého prodejce a požádejte okontrolu.

Poznámka
Chybové kódy se mohou změnit bez předchozího upozornění.

89

10. Volitelné položky (na objednávku)Manžety

Název
Popis
Malá manžeta na levou Obvod pažepaži
15 až 22 cm
5,9" až 8,7"Manžeta pro dospělé Obvod pažena levou paži 20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Velká manžeta na levou Obvod pažepaži
28 až 38 cm
11,0" až 15,0"
Extra velká manžeta na Obvod paželevou paži36 až 50 cm
14,2" až 19,7"Manžeta pro dospělé Obvod pažena pravou paži 20 až 31 cm
7,8" až 12,2"
Jednorázová manžeta
10 listů
Kryt na malou manžetu Na levou paži10 listů
Kryt na manžetu pro
Na levou paži10 listů
dospěléKryt na velkou manžetu Na levou paži10 listů
Kryt na extra velkou
Na levou paži10 listů
manžetu
Kryt na manžetu pro
Na pravou paži 10 listů
dospělé
Látka na malou
Na levou paži2 listymanžetu
Látka na manžetu pro
Na levou paži2 listydospělé
Látka na velkou
Na levou paži2 listymanžetu
Extra velká látka
Na levou paži2 listy
Látka na manžetu pro
Na pravou paži 2 listydospěléAdaptér vzduchové
hadice90

Objednávkový kód
TM-CF202A
TM-CF302A
TM-CF402A
TM-CF502A
TM-CF802A
TM-CF306A
AX-133024667-S
AX-133024500-S
AX-133024663-S
AX-133024503-S
AX-133024353-S
AX-133025101-S
AX-133024487-S
AX-133025102-S
AX-133025103-S
AX-133025104-S
TM-CT200-110

Analýza dat

Název

Popis

Kabel USB

Další

-

Název

List se záznamemčinnostiPopis
10 listů

Objednávkový kód
AX-KOUSB4C

Objednávkový kód
AX-PP181-SPřenosné pouzdro-

AX-133025995

Popruh-AX-00U44189

Svorky5 kusů

AX-110B-20-S

91

11. Dodatek

11.1. Zásady měření krevního tlaku
Postup měření: Omotejte manžetu kolem paže. Manžetu
nafoukněte na tlak, který přesahuje systolický tlak krve. Poté zmanžety postupně vypouštějte vzduch. Zatímco se na výstupním
ventilu manžety měří tlak, objeví se křivka pulzu
synchronizovaná se srdečním tepem. Tepová křivka se náhlezvýší poblíž systolického krevního tlaku. V průběhu vypouštění
se dále zvyšuje, dokud nedosáhne maximální amplitudy, a poté
postupně slábne. Změny tepové křivky jsou zobrazeny nanásledující straně. Při oscilometrickém měření krevního tlaku sesystolický krevní tlak definuje jako bod, kde amplituda náhle
roste poté, co je manžetou detekován tep; střední tlak krve jedefinován jako bod, kde amplituda dosahuje maxima; diastolický
krevní tlak se definuje jako bod, kde amplituda postupně klesá azmenšuje se. Tlakový snímač zachytí i drobné změny tlaku vmanžetě, tepovou křiku uloží do paměti a podle oscilometrického
algoritmu vyhodnotí systolický a diastolický krevní tlak.
Podrobnosti v algoritmu se liší podle typu monitoru krevního tlaku.
Krevní tlak u dospělých a malých dětí se měří oscilometrickou
metodou, která se poté srovnává s auskultační metodou.
Diastolický krevní tlak se definuje jako koncový bod fáze 4 při
auskultační metodě. Tepová křivka tlaku v manžetě závisí nacharakteristice materiálu, z něhož je manžeta vyrobena. Když setedy použije konkrétní manžeta a k ní příslušný algoritmus,
zachová se přesnost měření. Délka vzduchové hadičky je 3,5 mkvůli útlumu charakteristik v důsledku šíření tepových vln.

92

mmHg
200
150
100
50
0

Tlak v manžetě (levá paže)Tlak v manžetě (levá paže)

200
150
100
50
0
Systolický krevní tlakPrůměrný krevní tlak
Diastolický krevní tlakPřímá metoda (levá paže)ČasPřímá metoda (levá paže)Čas

Mikrofonová metoda
Metoda oscilometrickéhoměření

Chybové faktory při měření krevního tlaku

Objektivním indikátorem spolehlivosti přesnostiměření může být tepový graf. Pokud sevyskytne šum v důsledku nepravidelné tepové
frekvence nebo fyzického pohybu, změní seamplituda grafu. Pokud tepový graf nemá
hladký průběh, zkontrolujte měření nebopoužijte jinou metodu.

Umístění manžety do stejné výšky, v jaké je srdce

Tepový grafManžetu noste na paži ve stejné výšce, jako je srdce.
Pokud je poloha manžety nesprávná, dojde k chybě měření.
Pokud je například manžeta o 10 cm níž než srdce, naměřený
krevní tlak je o 7 mmHg vyšší.
93

Správná velikost manžety

Použijte manžetu správné velikosti. Pokud je rozměr manžety
příliš velký nebo příliš malý, dojde k chybě měření. Měření
provedená pomocí příliš malé manžety bývají vyhodnocena jako
vysoký krevní tlak bez ohledu na to, že krevní tlak je normální atepny zdravé. Měření provedená pomocí příliš velké manžety
bývají hodnocena jako nízký krevní tlak, zvláště u pacientů, kteří
trpí závažnou arteriosklerózou nebo mají abnormální tepenné
chlopně. Nesprávná velikost manžety je příčinou rozdílů mezipřímou metodou a oscilometrickou metodou měření. Na manžetě
bývá uveden rozsah obvodu paže, pro nějž je manžeta vhodná.
Pro každého pacienta tedy použijte manžetu správných rozměrů.
Přesnost měření krevního tlaku je zaručena přesností tlakového
snímače, charakteristik vypouštění vzduchu a měřicím
algoritmem za předpokladu, že se použije správná manžeta a
vzduchová hadička. Pravidelně kontrolujte přesnost tlakového
snímače a charakteristiku vypouštění vzduchu.

9411.2. Informace o EMDNíže je popsán požadavek, který platí pro lékařská elektronickázařízení:Funkce týkající se směrnice EMD

Použití záznamníku vyžaduje zvláštní opatření týkající se EMD(elektromagnetické poruchy). Používejte záznamník v souladu s
upozorněními, které se týkají EMD a jsou popsány v této příručce.
Přenosné a mobilní komunikační zařízení pracující na rádiové
frekvenci (například mobilní telefony) mohou ovlivňovat chodlékařského elektrického zařízení.

Příslušenství je ve shodě s normami EMDPříslušenství a volitelné doplňky pro tento záznamník je veshodě s normou IEC 60601-1-2:2014. Pokud je použito
schválené příslušenství, může způsobit zvýšené emise a snížení
odolnosti proti šumu.

Používejte příslušenství stanovené společností A&D.
Neschválené příslušenství může být ovlivněno
elektromagnetickými emisemi a mít nižší odolnost vůčiporuchám.

EMISNÍ LIMITY
Jev
Vyzářené RF emise

Shoda

CISPR1195

Skupina 1, třída BÚROVNĚ TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI: Port pouzdraJevÚrovně testování odolnosti±8 kV kontakt
Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2 ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduchVyzářené elektromagnetické
10 V/mpole, RF80 MHz - 2,7 GHz
IEC 61000-4-3 80 % AM při 1 kHz

Blízká pole od bezdrátového
Viz tabulka (Specifikace testu pro
komunikačního zařízení naodolnost portu pouzdra vůčirádiové frekvenci
bezdrátovému komunikačnímu
IEC 61000-4-3 zařízení na rádiové frekvenci)
Magnetická pole na jmenovité 30 A/m
frekvenci
IEC 61000-4-8 50 Hz / 60 HzÚROVNĚ TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI: Port – ŠROUBENÍ PACIENTA
Jev

Úrovně testování odolnosti

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduchÚROVNĚ TESTOVÁNÍ ODOLNOSTI: Port – vstup / výstup signálu
JevÚrovně testování odolnosti

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2±8 kV kontakt±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV vzduch

Rychlé elektrické přechodové
jevy / rázy
IEC 61000-4-4
Vedené poruchy indukovanépoli na rádiové frekvenci
IEC 61000-4-8±1 kV
100 kHz, opakovací frekvence

3 V 0,15 MHz – 80 MHz
6 V v pásmech ISM a amatérských
rádií, mezi 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM při 1 kHz
96

450

430-470

GMRS 460
FRS 460

710
745
780

704-787

Pásmo LTE 13,
17

810
870
930
1 720
1 845
1 970

2 450
5 240
5 500
5 785

GSM 800/900
TETRA 800
iDEN 820
800-960
CDMA 850
LTE pásmo 5
GSM 1800
CDMA 1900
GSM 1900
DECT
1 700-1 990
Pásmo LTE 1, 3,
4, 25
UMTS
Bluetooth
WLAN 802.11
b/g/n
2 400-2 570
RFID 2450
LTE pásmo 7
5 100-5 800Úroveň testování
odolnosti(V/m)

TETRA 400

Vzdálenost(m)Služba380-390

Maximální výkon
(W)

Pásmo
(MHz)

385

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulsní
modulace
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsní
modulace
18 Hz

2

0,3

28

Pulsní
modulace
217 Hz2

0,3

28

Pulsní
modulace
217 Hz2

0,3

28

Pulsní
modulace
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulace

Testovacífrekvence(MHz)

Specifikace testu pro ODOLNOST PORTU POUZDRA vůči bezdrátovému
komunikačnímu zařízení na rádiové frekvenci (RF)WLAN 802.11
a/n

97

Pulsní
modulace
18 Hz
FM±5 kHz,odchylka
1 kHz,
sinusová vlna

POZNÁMKY

98

A&D Company, Limited
http://www.aandd.jp
1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS
A&D INSTRUMENTS LIMITED
http://www.andmedical.co.uk/
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon.
OX14 1DY, UNITED KINGDOM
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485
A&D ENGINEERING, INC.
http://www.andonline.com/medical/
4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.
Telephone: [1] (888) 726-4772
A&D AUSTRALASIA PTY LTD
http://www.andmedical.com.au/
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409
OOO A&D RUS
OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66
http://www.and-rus.ru/
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
爱安德技研贸易(上海)有限公司
http://www.aanddtech.cn/
中国 上海市浦东新区 浦东南路 855 号 世界广场 32 楼 CD 座 邮编 200120( 32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 )电话: [86] (21) 3393-2340
传真: [86] (21) 3393-2347
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India: [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599
http://www.aanddindia.in/0123