PicoScope® 6000Eシリーズ
高速デバッグ向けの高性能スコープ

大容量メモリ高性能オシロスコープおよびMSO
8ビット～12ビットのFlexRes® ADC
アナログチャンネル4つまたは8つから選択
8または16のデジタルチャネルを追加
帯域幅最大500 MHz
取得メモリ5 GS/sで200 MS
取得メモリ最大4 GS
50 MHz 200 MS/s 14ビットAWG
1秒に300 000波形の更新レート

PicoScope 6ソフトウェアおよびPicoSDK同梱
21のシリアルプロトコルデコーダー/アナライザー同梱
マスクリミット試験およびユーザー定義アラーム
波形の高分解能タイムスタンプ
取得ごとに1,000万以上のDeepMeasure™
高度なトリガー：エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、
ドロップ
アウト、
ウィンドウドロップアウト、
インターバル、
ラント、
ロジック

www.picotech.com

製品概要

PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8～12ビット、帯域幅最大500 MHz、
サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。
4つまたは8つのアナロ
グチャネルモデルは、
タイミングのエラー、
グリッチ、
ドロップアウト、
クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。

一般的な用途このオシロスコープは、高性能組み込みシステム、信号処理、
パワーエレクトロニクス、
メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。

最高クラスの帯域幅、サンプルレート、
メモリ長

最大サンプルレートでのキャプチャ時間：5 GS/sで200 ms

最大500 MHzのアナログ帯域幅、5 GS/sのリアルタ
イムサンプルレートの性能を有し、200 psの時間分解能でシングルショットのパルスを表示することができます。

PicoScope 6000Eシリーズは最大合計4 GSという大容量のキャプチャメモリを標準搭載しています。

この超大容量メモリにより、最大サンプルレート5
GS/sで200 ms波形を取得することができます。

SuperSpeed USB 3.0インターフェースおよびハード
ウェアアクセラレーション機能により、長時間に及ぶ取得でも滑らかで高反応の表示が可能になります。

PicoScope 6000Eシリーズは、今日の高性能埋め込
みコンピューターや次世代組み込みシステム設計のシビアな試験を実行する上で必要となる波形メモリ、分解能、分析ツールなどを提供することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

出力と性能を誇る携帯型

従来のベンチトップタイプのオシロスコープはデスクに占める割合が極めて大きく、8つのアナログチャンネル付きモデルは、次世代設計に取り組む多くのエンジニアにとってはとても高額なものでした。
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープは、小型で持ち運び可能であるのみならず、実験室または現場のエンジニアが必要とする高性能仕様を提供することができます。
また、
このクラスの装置としては最安値の所有コストを実現しています。
PicoScope 6000Eシリーズは、最大8つのアナログチャンネルに加え、オプションで8または16のデジタルチャンネル、
プラグインの8チャンネルTA369 MSOポッドも接続使用することができます。
柔軟性の高い高解像度ディスプレイオプションにより、各信号を詳細に表示して分析することが可能になります。

PicoScope 6ソフトウェアを活用するこれらの装置は、設計、研究、試験、教育、
サービス、修理など様々な用途に最適なコストパフォーマンスの高いツールとなります。
PicoScope 6はスコープの価格に含まれており、無料でダウンロード・更新することができ、お使いのPC何台にでもインストールすることができます。
スコープを使用しないオフラインでのデータの表示/分析も可能です。

PicoScope® 6000Eシリーズ

FlexResとは？

柔軟に分解能を調整可能なPico FlexResオシロスコープは、
スコープハードウェアを再構成して、サンプルレートや分解能を最適化することができます。

8ビット

つまり、
デジタル信号をモニターする高速（5 GS/s）8ビットオシロスコープにも、汎用性の高い
10ビットオシロスコープにも、音声作業や他のアナログ用途向けの高分解能12ビットオシロ
スコープにも、ハードウェアを再構成することができます。

10ビット

高速デジタル信号をキャプチャ・デコードするにしても、高感度デジタル信号の歪みを検出するにしても、FlexResオシロスコープがその答えとなります。

12ビット

FlexResは、8チャンネルPicoScope 6824Eおよび4チャンネルPicoScope 6424Eで使用可能です。

FlexResアーキテクチャでは、入力チャンネルで複数の高分解能
ADCを異なるタイムインターリーブで並列に組み合わせて使用することで、8ビットで5 GS/sのサンプルレートや、1.25 MS/sで12ビットの分解能などに最適化します。

図は、4つのチャネルのバンク1つを示しています。
8チャンネルのPicoScope 6824Eにはバンクが2つあります。
PicoScope 6424E
は、
アナログチャンネルの各ペアに1つのクアッドADCチップを使用
しています。

SN比の高い増幅器、および低ノイズシステムアーキテクチャに加え、FlexRes技術により、高いサンプルレートで最大500 MHzの信号を、または通常の8ビットオシロスコープより16倍も高い分解能で低速信号をキャプチャして表示することができます。

PicoScope 6ソフトウェアでは、分解能を手動で設定したり、選択された設定に最適な分解能を使用する「自動分解能」
モードのままにしたりできます。

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

ADC
1.25 GS/s

マルチチャンネル*

タイムインターリーブ*

8ビットまたは10ビット分解能で、すべてのチャンネルでの独立サンプ
リング。

タイミング

デジタルオシロスコープのほとんどは、複数の8ビットADCをインターリーブすることにより、高いサンプルレートを実現させています。
インターリーブプロセスにおいてエラーが生じると、個々のADCコア
より動的性能が悪くなることは避けられません。

ADC
1.25 GS/s

タイミング

FlexRes – 仕組み

8または10ビットモードで、1チャネルで最大サンプルレート5 GS/s。

ADC
1.25 GS/s

タイミング

分解能の向上 - PicoScope 6に内蔵されているデジタル信号処理技術により、スコープの有効垂直分解能を16ビットにまで高めることができます。

ADC
1.25 GS/s

パラレル*

12ビットモード最大サンプルレート
1.25 GS/sで、2チャンネルの同時サ
ンプリング。

* チャンネルおよびサンプルレートの組み合わせに関しては、技術使用を参照してください。

PicoScope® 6000Eシリーズ

ミックスド・シグナルオプション

オプションの8チャンンネルTA369 MSOポッドを使用すれば、PicoScope 6000Eシリーズは最大8つのアナログチャンネルに加えて最大で16の高性能デジタルチャ
ネルも使用可能となるため、
アナログおよびデジタルチャンネルの正確な時間相関を得ることができます。
デジタルチャンネルの帯域幅は500 MHz（1 Gb/sに相当）
で、静電容量範囲は3.5 pFに過ぎないため、試験中の装置にかかる負荷を最小限にすることができます。

パラレルまたは複数のシリアルバスから取得するデジタルチャンネルは、バスとしてグループ化して表示することができます。
この際、各バス値は16進数、2進数（バイナリ）、10進数（小数）、またはレベル（DACテスト向け）で表示されます。
アナログチャンネルおよびデジタルチャンネルに詳細トリガーを設定することができます。

デジタル入力でも、
シリアルデコード機能はさらに強化されます。
アナログおよびデジタルチャンネル上のシリアルデータを同時にデコードすることができる
ため、最大24チャンネルのデータを取得できます。
例えば、複数のSPI、I²C、CANバス、LINバス、FlexRayなどの信号のデコードを同時に行うことができます。

8つのデジタル入力付きTA369 MSOポッド

PicoScope 6ディスプレイ上に表示されたアナログ波形（上）およびデジタル波形（下）試験中のデバイスに接続されたデジタルチャンネル

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000Eシリーズの入力、出力、
インジケーター

8チャンネル前面パネル
入力チャンネルA～H

インテリジェントプローブ
インターフェース

電源LED
ステータス/トリガー LED

プローブの補正出力
プローブの補正アース

AUX トリガー I/O - 外部ロジックレ
ベルソースからトリガし、スコープをより大きなシステムに統合します

デジタル1およびデジタル
2 MSOポッドインター
フェース – TA369 MSOポッドに対応

4チャンネル前面パネル

アナログ入力チャンネルA～D、インテリジェントプローブインターフェース付き

電源LED
ステータス/トリガー LED

プローブの補正出力
プローブの補正アース

背面パネル

AWG出力
50 MHz 14ビット200 MS/s

12 V DC 入力 – オシロスコープに同梱されるＡＣアダプタのみ接続可

USB 3.0ポート

10 MHzクロック基準入力

スコープは、
クロック信号が検出されると自動で外部基準に切り替えます。

グランド – 裸線または4 mm（バナナ）
プラグを使用します。

インテリジェントプローブインターフェース（プローブは近日発売）

8チャンネルモデルではチャンネルC～Fに、4チャンネルモデルではすべてのチャンネルにインテリジェントプローブインターフェースを搭載した PicoScope 6000Eシリーズは、革新的なア
クティブプローブに対応しています。
これらのプローブは、接続を容易にし、試験中の装置の負荷を低減させるため、プロファイルの低い機械的設計となっています。

デジタル1およびデジタル2
MSOポッドインターフェース– TA369 MSOポッドに対応

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6ソフトウェア

ツール：シリアル
ディスプレイは、必要に応じてシンプルに デコード、参照チ
マクロも高度にも設定することができます。
チャ ャンネル、アラ
ンネル1つの単一ビューから、複数のライ レコーダー、ーム、
マスクリミッブチャネルを表示するようにディスプレ
ト試験、演算チャイを拡張したり、演算チャネルや基準波
ンネル。
形を表示したりすることもできます。

波形再生ツール：PicoScope 6
は、最大10,000の最新の波形を自動で記録します。
素早くスキャ
ンして間欠的イベントを探したり、
バッファナビゲーター を使って目視で探したりすることができます。

ズーム＆パンツール：
PicoScope 6では、数百万の倍率にズームすることができます。
6000Eシリーズス
コープの超大容量メモリで作業する際に必要です。

信号ジェネレーター：標準信号、または任意波形を生成
します。
周波数掃引
モードが含まれます。

自動設定ボタン：収集時間
や電圧範囲を設定して、信号をクリアに表示します。

ルーラー：各軸には、画面上でドラッグして振幅、時間、周波数を素早く測定できるルーラーが2本あります。

チャンネルオプション：フィルター、
オフセット、分解能
拡張、カスタムプローブなど多数。

オシロスコープコントロー
ル：電圧範囲、スコープの解像度、有効なチャンネル、タ
イムベース、
メモリ長などの
コントロール。

プロパティシート：PicoScopeが使用している設定の要約を表示します。

移動可能軸：垂直軸は、拡大縮小したり上下にドラッグしたりすることができます。
この機能は特に、1つの波形が別の波形を見にくくしている場
合に便利です。
自動配置
軸 コマンドもあります。

ズーム概要：クリックしてドラッグすると、ズームしたビューを素早くナビゲートできます。

ルーラー凡例：絶対および差動ルー
ラー測定がここにリストされます。

トリガーツールバー：メ
インコントロールに素早
くアクセスし、高度なトリ
ガーがポップアップウィン
ドウに表示されます。

自動測定：算出した測定を表示して、トラブルシュー
ティングや解析を行います。
各ビューには、測定を必
要な数だけ追加できます。
各測定には、
その変動を示す統計パラメーターが含まれます。

トリガーマーカー：黄色いダイアモンドをドラッグすると、トリガーレベルおよびプ
リトリガー時間を調整することができます。

ビュー：
PicoScope 6は、
ディスプレイ領域を有効活用できる
よう、注意深く設計されています。
新しいスコープ、
スペクトル、XYビ
ューを自動レイア
ウト、またはカスタムレイアウトで追加します。

PicoScope® 6000Eシリーズ

先進的ディスプレイ

PicoScope 6ソフトウェアでは、
ディスプレイの大部分が波形表示に使用されるため、
いつでも最大のデータを表示・確認できます。
ディスプレイのサイズはお使いのモニターのサイズになりますので、
ラップトップであっても、表示領域は通常のベンチトップスコープのものより大幅に大きくなり、解像度もずっと高くなります。

表示領域が大きいため、画面をカスタマイズして分割したり、複数のチャンネルを表示したり、同じ信号の異なるビューを同時に表示したりすることができます。
また、複数のオシロスコープおよびスペクトラムアナライザーを一度に表示することも可能です。
各ビューは、別個にズーム、
パン、
フィルター設定を行うことができるので、さらに高い柔軟性を得ることができます。

PicoScopeソフトウェアは、
マウス、
タッチスクリーン、またはカスタマイズ可能なキーボー
ドショートカットで操作することができます。

超高速USB 3.0接続

PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープは、USB 3.0
接続機能があり、電光石火のスピードで波形を保存できます。
他の古いUSB標準との互換性もあります。

PicoSDK®は、300 MS/s以上のレートでのホストコンピ
ューターへの連続ストリーミングに対応しています。

USB接続により、高速データ取得・転送が可能になるのみならず、現場からのデータの印刷、コピー、保存、メー
ル送信を素早く簡単に行うことができます。

PicoScope 6の配色アレンジ

PicoScope 6では、色や線幅をカスタマイズすることが可能です。
このようにして調整できる
ディスプレイ要素には、
チャンネルトレース、背景色、グリッド線などがあります。

PicoScope® 6000Eシリーズ

シグナル・インテグリティ

繊細かつ慎重なフロントエンド設計とシールディングにより、
ノイズ、
クロストーク、高調波ひずみなどを減少させることができます。
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープは、最大60 dB SFDRのダイナミックレンジを誇っています。

PicoScope 6を使用して回路にプロービングした際に、画面上に表示される波形を信頼することができます。

低レベル信号向けの高分解能12ビット分解能のPicoScope 6824Eおよび6424Eは、低レベル信号を高いズーム倍率で表示することができます。
これにより、大きなDC電圧または低周波電圧で重なり合うノイズやリップルなどを表示して測定することができます。

また、各チャンネルで別々にLowpassフィルタリングコントロールを使用すると、ノイズを隠して基本の信号を検出することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

標準装備のハイエンド機能

PicoScopeは、オプションを付けると価格が高額になる他社のオシロスコープとは異なります。
当社のスコープには、
シリアルデコード、
マスクリミット試験、高度な演算チャネル、セグメン
ト化メモリ、
ハードウェアベースのタイムスタンプ、信号ジェネレーターなどの高度な機能がす
べて標準搭載されています。
投資が無駄にならないように、PCソフトウェアやスコープのファームウェアは更新していくことができます。
Pico Technologyはこれまで長い間、ソフトウェアのダウンロードにより新しい機
能を無料で提供させていただいてきました。
当社は、毎年機能を拡張していくことをお約束させていただいております。
当社製品のお客様には、生涯当社製品をお使いいただく方が多く、同僚の皆様などにも当社製品をお勧めいただいております。

総所有コスト（TCO）および環境に対する配慮

PicoScope 6000Eの総所有コストが、従来のベンチトップタイプの装置より低く抑えられているのには理由があります。

1.60Wという低い電力消費 - ベンチトップタイプと比較して、製品をご使用いただく期間に何百ドルも節約することができます。
CO2排出も低く抑えられるため、環境にも優しい設計です。

2.シリアルプロトコルデコーダー/演算チャンネル、
マスクリミット試験などすべてが購入価格に含まれます。
高額なオプションのアップグレードや年間のライセンス料金は必要ありません。
3.無料の更新：製品をご使用いただく期間中ずっと、新しく開発・リリースされた機能を更新してご利用いただけます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

超大容量メモリ

PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープの波形取得メモリは、最大4ギガサンプルで、競合他社のスコープより何倍も大きいメモリとなっています。
大容量メモリにより、最大サンプル速度で長時間の波形をキャプチャすることができます。
実際、PicoScope 6000Eシリーズは、200 psの分解能で200 msの波形を取得することができます。
対照的に、10メガサンプルメモリのオシロス
コープで同じ200 msの波形を取得すると、解像度はたったの20 nsです。
PicoScope 6000Eシリーズは、
アナログチャンネルと有効なMSOポート間で取得メモリを自動で共有します。

パケット間の間隔が長い高速のシリアルデータ、またはミリ秒間隔のナノ秒レーザーパルスなどを取得する必要がある場合、
この大容量メモリは非常に貴重な機能となります。
取得メモリを最大10,000までセグメント化することができるため、他にも様々な状況で、PicoScopeをお役立ていただくことができます。
トリガー条件を設定して、各セグメントに別のキャプチャを保存し、
キ
ャプチャ間のロス時間を300 nsにまで小さくすることができます。
データを取得したら、一度に1つのセグメントずつ確かめて、探しているイベントを探すことができます。
強力なツールが搭載されており、
これらデータすべてを管理・解析することができます。
マスクリミット試験やパーシスタンスモードなどの機能と同様に、PicoScope 6ソフトウェアでは波形を最大100万回調べることができます。
[ズーム概要]ウィンドウでは、
ズーム領域のサイズや場所を簡単にコントロールすることができます。
波形バッファ、
シリアルデコード、
ハードウェアアクセラ
レーションなどの他のツールを大容量メモリと併用することで、PicoScope 6000Eは最も強力なオシロスコープとなります。

PicoScope® 6000Eシリーズ

パーシスタンスモード

PicoScopeのパーシスタンスモードオプションを使うと、古いデータと新しいデータを重ねて表示することができるため、グリッチやドロップアウトを簡単に見つけて、その相対頻度を推測することができます。
ビデオ波形やアナログ変調信号など、複雑なアナログ信号の表示、解釈に便利です。
色分けや強度グレーディングにより、安定したエリアや間欠的なエリアを見分けることができます。
デジタルカラー、
アナログインテンシティ、高速および詳細表示モードから選択するか、
またはカスタム設定を作成してください。
オシロスコープの性能（特にパーシスタンスモード）を評価する上で重要な仕様となるのは、波形の更新レートです。
更新レートは1秒ごとの波形数で表されます。
サンプルレートはオシロス
コープが1つの波形またはサイクル内の入力信号をサンプリングする頻度を示しますが、波形取得レートはオシロスコープが波形を取得する速さを表します。

波形取得レートが高いオシロスコープは、信号の動作に関する情報をより詳細に視覚的に表示することができます。
また、ジッター、
ラントパルス、グリッチなどの過渡異常を、それらの問題の存在に気付く前にオシロスコープで素早く検出する確率も劇的に高めることができます。
PicoScope 6000EシリーズのHAL4ハードウェアアクセラレーションは、高速パーシスタンスモードで1秒間に300,000波形の更新レートを達成することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

シリアルバスデコードおよびプロトコル解析

PicoScopeは、1-Wire、ARINC 429、BroadR-Reach、CAN & CAN FD、DALI、DCC、DMX512、Ethernet 10Base-Tおよび100Base-TX、FlexRay、I²C、I²S、LIN、PS/2、Manchester、Modbus、S
ENT、SPI、UART (RS-232 / RS-422 / RS-485)、USB 1.1プロトコルデータのデコードを標準搭載しています。
多数のプロトコルをさらに開発しており、無料のソフトウェアアップグレードで今後ご利用いただけるようになります。

グラフ形式では、一般の時間軸上の波形の下に、デコードしたデータ（16進法、2進法、10進法、ASCII）がデータバスタイミング形式で表示され、エラーのあるフレームは赤でマークされます。
こ
れらのフレームを拡大して、ノイズや信号信頼性問題について調べることができます。

表形式の場合、
データ、
フラッグや識別しすべてを含む、
デコードしたフレームのリストが表示されます。
フィルター条件を設定して、関心のあるフレームのみを表示したり、特定の特性を持つフレームを探したりすることができます。
統計オプションは、
フレーム時間や電圧レベルなどの物理レイヤーに関する詳細を示します。
PicoScopeは、スプレッドシートをユーザー定義のテキスト
文字列にインポートして、データのデコードを行うことができます。
表の中のフレームをクリックすると、オシロスコープの表示が拡大され、そのフレームの波形が表示されます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

DeepMeasure

1つの波形で、何百万もの測定結果を表示できます。

波形のパルスおよびサイクルの測定は、電気・電子装置の性能検証においては非常に重要な要素です。

DeepMeasureは、
パルス幅、立ち上がり時間、電圧などの重要な波形パラメーターを自動で測定します。
トリガーされた各波形取得には、最大100万サイクルを表示することができます。
測定
結果は、波形ディスプレイを使用して簡単に並べ替え、分析し、相互に関連付けることができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

マスクリミット試験

マスクリミット試験により、ライブ信号と既存の安定した信号を比較することができ、製造およびデバッグ環境で使用するために設計されています。
既存の安定した信号をキャプチャし、マスクを生成し（またはPicoScopeで自動生成し）、試験中のシステムを測定します。
PicoScopeは、マスク違反を確認して合否テストを実行し、間欠的なグリッチを捕捉します。
不合格カウントや他の統計は[測定]ウィンドウに表示することができます。

波形バッファおよびナビゲーター

波形にグリッチを見つけても、スコープを止める時にはもうなくなっている、ということがありますか？PicoScopeを使えば、グリッチや他の過渡イベントを見逃す心配はなくなります。
PicoScopeは、環状波形バッファ内に最後の10,000オシロスコープ波形またはスペクト
ラム波形を保存することができます。

バッファナビゲーターにより、波形を効率的にナビゲートして検索することができるため、効
果的に時間を遡ることができます。
マスクリミ
ット試験などのようなツールを使い、バッファ内の各波形をスキャンしてマスク違反を特定することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

FFTスペクトラムアナライザー

スペクトルビューでは、周波数に対する振幅をプロットします。
信号のノイズ、
クロストーク、ひずみなどを見つけるのに最適です。
PicoScopeのスペクトラムアナライザーは、高速フーリエ変換（FFT）方式で、従来の掃引方式のスペクトラムアナライザーとは異なり、単一の不連続波
形のスペクトラムを表示する機能があります。
PicoScopeのFFTは最大100万のポイントを有しており、非常に優れた周波数解像度と低いノイズフロアが特徴です。
ボタンをクリックすると、
アクティブなチャンネルのスペクトルプロットが表示されます。
最大周
波数は、500 MHzです。
設定範囲が広いため、スペクトル帯（FFTビン）、
スケーリング（log/logを含む）、
ディスプレイモード（即時、平均、
ピークホールド）などを制御することができます。
ウィンドウ機能を選択できるので、選択性、精度、ダイナミックレンジに応じて最適化することができます。

複数のスペクトルビューを表示し、これらを同じデータのオシロスコープビューと共に表示することができます。
THD、THD+N、SNR、SINAD、IMDなど、自動周波数領域測定の包括的なセットをディスプレイに追加できます。
マスクリミット試験をスペクトルに適用したり、AWGとスペ
クトルモードを一緒に使用して掃引スカラーネットワーク解析を実行することさえ可能です。
FMラジオブロードキャスト

60 dB SFDRを示す10 MHz正弦波

方形波信号のハーモニクス

PicoScope® 6000Eシリーズ

数えきれないオプションを提供する強力なツール

PicoScopeには、波形の取得・解析に役立つ強力なツールがたくさんついています。
これらのツールを単独で使用することもできますが、併用することでPicoScopeの性能を最大限に引き出すことができます。

例えば、高速トリガーモードでは、ほんの数ミリ秒で10,000波形を収集することができます。
ロス時間もほとんどありません。
これらの波形を手動で探すのは非常に時間がかかります。
波形を1
つ選んで、
マスクツールに代わりにスキャンしてもらいましょう。
終了すると、測定結果から失敗数を知ることができます。
バッファナビゲーターにより、適切な波形を非表示にして問題のある波形のみを表示することができます。

下のスクリーンショットは、周波数の時間に対する変化をグラフに表したものです。
それとも、デューティサイクルの変化をグラフにしたいですか？トリガー条件が満たされた場合、AWGからの波形を出力してディスクに波形を自動保存するのはどうでしょう？PicoScopeをお使いいただけば、その可能性は無限に広がります。
PicoScopeソフトウェアの機能に関する詳細は、オンライ
ンで「A to Z of PC Oscilloscopes（オシロスコープに関する詳細）」をご覧ください。

PicoScope® 6000Eシリーズ

任意信号発生機能

PicoScope 6000Eスコープには、内蔵の50 MHzファンクション（正弦波および矩形波）ジェネレーターがついており、三角波、DCレベル、
ホワイトノイズ、PRBS、その他の低周波波形を生成することができます。
レベル、オフセット、周波数の設定など、基本的な制御に加え、さらに詳細な制御を行うことができるため、様々な周波数に対応させることができます。
スペクトルピークホー
ルドオプションと使用すると、アンプやフィルター応答の試験を行う強力なツールとなります。

トリガーツールにより、
スコープトリガーやマスクリミット試験失敗など、様々な条件を満たす場合に、波形の1つ、またはそれ以上のサイクルを出力することができます。

すべてのモデルに、14ビット200 MS/s任意波形ジェネレーター（AWG）が搭載されています。
これには、固定クロックジェネレーターに見られる波形端のジッターを防ぎ、100 µHzまでの正確な周波数の生成を可能にする可変サンプルクロックがついています。
AWG波形は、内蔵のエディターで作成・編集したり、オシロスコープトレースからインポートしたり、スプレッドシートから読み込んだり、.csvファイルにエクスポートしたりすることができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

デジタルトリガーアーキテクチャ

多くのデジタルオシロスコープには、
コンパレーターに基づくア
ナログトリガーアーキテクチャが未だに使用されています。
この場合、必ずしも修正できるとは限らない時間および振幅エラーが発生する場合があり、高帯域幅でのトリガー感度も制限されてしまいます。

1991年に、Picoは実際のデジタル化データを使用した完全デジ
タルトリガーを世界に先駆けて開発しました。
この技術はトリ
ガーエラーを減少させることができ、小さい信号でもオシロスコ
ープをトリガーすることができます。
全帯域幅であっても可能です。
トリガーレベルおよびヒステリシスは、高い精度および分解能で設定することができます。

高度なトリガー

PicoScope 6000Eシリーズは、
パルス幅、
ラントパルス、
ウィンド
ウ化、
ロジック、
ドロップアウトなど、業界をリードする高度なトリガーを提供します。

MSO操作中にもデジタルトリガーが使用できるため、16個のデジタル入力のいずれか、またはすべてがユーザー定義したパターンと一致する場合、スコープをトリガーすることができます。
各チ
ャンネルごとに別個に条件を指定したり、16進法値または2進法値を使ってすべてのチャンネルに一度にパターンを設定したりすることができます。
また、
ロジックトリガーを使ってデジタルトリガーとエッジを組み合わせたり、
アナログ入力上のウィンドウトリガーを使用したりできます。
例えば、測定したパラレルバスのデータ値でトリガーする場合などです。

アラーム

PicoScopeは、特定のイベントが発生したときにアクションを実行するようプログラムすることができます。

アラームをトリガーできるイベントには、マスクリミット失敗、トリガーイベント、
フルバッファなどがあります。
PicoScopeが実行できるアクションには、ファイルの保存、サウンドの再生、プログラムの実
行、信号ジェネレーターまたはAWGのトリガーなどがあります。

アラームをマスクリミット試験と併用することで、時間を節約する強力な波形監視ツールとして使用することができます。
既知の安定した信号をキャプチャします。
その周辺でマスクを自動生成してアラームを使用し、仕様から外れる波形すべて（タイム/日付スタンプ付き）を自動で保存するようにします。

PicoScope® 6000Eシリーズ

ハードウェアアクセラレーションエンジン（HAL4）

大容量メモリを有効にすると、問題が生じるオシロスコープもあります。
スクリーンの更新レー
トが遅くなったり、
コントロールの反応が悪くなったりするのです。
PicoScope 6000Eは、
オシ
ロスコープに内蔵された専用の第四世代ハードウェアアクセラレーション（HAL4）エンジンを使用して、このような限界に対応しています。
この大規模並列設計により、PC画面上に波形画像を効果的に表示し、連続捕捉を実行して毎秒25億サンプルを表示することができます。
ハードウェアアクセラレーションエンジンにより、USB接続やPCプロセッサー性能が障害になるという懸念を排除することができます。

タイムスタンプ

PicoScope 6000Eシリーズは、
ハードウェア
ベースのトリガータイムスタンプが特徴となっています。

各波形には、前の波形からのサンプル間隔における時間がタイムスタンプとして付加されます。

高速トリガーリアーム時間は、300 ns（代表値）まで可能です。

環状バッファ内の第一トリガーから現在のトリガーまでの時間

前のトリガーから現在のトリガーまでの時間PicoScope® 6000Eシリーズ

超高解像度ディスプレイ

PicoScope PCベース装置は、
ホストコンピューターのディスプレイを使用します。
PCのディスプレイは、従来のベンチトップオシロスコープに設置されている専用ディスプレイよりサイズが大き
く、解像度も高いのが普通です。
これにより、時間領域波形および周波数領域波形、デコードしたシリアルバスの表、統計などを含む測定結果などを同時に表示することができます。

PicoScope 6ソフトウェアは、より大きなディスプレイの高解像度を最大限に活かすことができるよう、自動で調整を行います。
4K超高解像度モデルにも対応しています。
解像度3840 x 2160
（800万ピクセル以上）を誇るPicoScopeにより、エンジニアは試験中の装置からの複数チャネル（または同じチャネルの異なるビュー）を画面分割ビューに表示して、より短い時間でより多くの作業を実行するることができます。
例が示すとおり、
ソフトウェアは複数のオシロスコープおよびスペクトラムアナライザーのトレースを一度に表示することも可能です。

この高解像度ディスプレイが本領を発揮するのは、PicoScope 6824Eおよび6424E 8ビット〜12ビットFlexResモデルの高分解能信号を表示する場合でしょう。
4Kモニターを使用すると、PicoScopeは競合他社スコープの10倍以上の情報を表示することができるため、大ディスプレイと高性能ポータブルオシロスコープの機能を適合させるという問題を解決することができます。
PicoScopeは、デュアルモニターにも対応しています。
装置コントロールと波形を1つ目のモニターに表示し、シリアルプロトコルデコーダやDeepMeasureの結果のより大きなデータを2つ目のモニターに表示する、ということも可能です。
ソフトウェアは、
マウス、
タッチスクリーン、またはキーボードショートカットで操作することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

演算チャンネルおよびフィルター

PicoScope 6では、加算、反転などの簡単な関数を選択するか、または方程式エディターを開いて、フィルター（ローパス、
ハイパス、
バンドパス、
パンドストップフィルター）、三角法、指数関数、対数、統計、積分、導関数が関係するような複雑な関数を作成することができます。

各スコープビューには、最大8つの実際のチャンネルまたは算出されたチャンネルが表示されます。
スペースがなくなったら、別のスコープビューを開いて追加することができます。
演算チャ
ンネルを使って、複雑な信号の詳細を表示することも可能です。
例えば、一定期間における信号のデューティサイクルや周波数の変化をグラフで表すことができます。

PicoScopeオシロスコープソフトウェアのカスタムプローブ

カスタムプローブ機能により、オシロスコープに接続したプローブ、センサー、
トランスデュー
サーなどのゲイン、減衰、
オフセット、非線形性などを修正することができます。
また、現在のプ
ローブの出力を測定して、正しくアンペアが表示されるようにすることもできます。
テーブルル
ックアップ機能を使って、非線形性温度センサーの出力を測定するなど、より高度な使用方法も可能です。
Pico同梱の標準オシロスコーププローブおよび電流クランプの説明が含まれています。
後で使用するため、
ユーザーが作成したプローブのスペックを保存することも可能です。

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoSDK® - 自分のアプリを作成

当社の無償ソフトウェア開発キットであるPicoSDKを使えば、自分のソフトウェアを作成することができます。
キットには、Windows、macOS、Linux用のドライバが含まれています。
当社のGitHub組織ページで提供されるコード例は、National Instruments LabVIEWやMathWorks MATLABなどのサードパーティ社製ソフトウェアパッケージとインターフェースで接続する方法を示しています。

ドライバは、
ギャップフリーの連続データを最大300 MS/sの速度で直接PCやホストコンピューターに取り込むモードであるデータストリーミングをサポートしているため、スコープの取得メモ
リのサイズに制限されることはありません。
ストリーミングモードのサンプリングレートは、PCの仕様およびアプリケーションの読み込みによって異なります。
ここに示されている周波数応答アナライ
また、当社の試験＆測定フォーラムやウェブサイトのPicoAppsセクションでは、PicoScopeユーザーがコードやアプリケーションを共有しています。
ザーは、フォーラムで人気の高いアプリケーションです。

Copyright © 2014-2017 Aaron Hexamer.GNU GPL3で配布。

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ（オプション）
TA369 MSOポッド

PicoScope 6000EシリーズをアップグレードしてMSO機能を搭載させることができます。
この機能は、取り外し式アクティブMSOポッド（スコープにより電源供給）で構成されており、試験中の回路に接続するMSOプローブを終端とするフライングリード（取り外し不可）が8本ついています。

アクティブなMSOポッドにより、MSO入力を試験中の装置の近くに配置することができるた
め、負荷を最小限にして最大限にパフォーマンスを引き出すことができます。

MSOポッドは、0.5 mのデジタルインターフェースケーブルを使って、スコープ前面パネルの2つのデジタルインターフェースポートのいずれかに接続します。
PicoScope 6000EシリーズのすべてのモデルがMSOポッドに対応しています。

革新的なシングル・マルチウェイグランドクリップにより、エンジニアが行ったレイアウトに関わらず、すべての信号ピンおよび二列ヘッダーのアースピンに素早く柔軟に接続することができます。
機能：• ポッドごとにデジタル入力8個• 帯域幅500 MHz、1 Gb/s
• 16のデジタルチャンネルで5 GS/sサンプリング• 最小パルス幅1 ns• 試験中の装置への負荷最小：101 kΩ ∥ 3.5 pF• 2列、2.54 mmピッチのヘッダーに簡単に接続可能な革新的アースクリップ• アースリード線8本およびミニ試験フック12個同梱
MSOポッドのスペアキット（PQ221、1方向、4方向、8方向MSOアースクリップおよびMSOアー
スリード線を含む）もご利用いただけます。

ヘッダーの一列に信号ピン、
もう一列にアースピンがある場合。

ヘッダーに信号ピンが一緒に配列されており、アース用が足りない場合。
アース
リード線は、試験中の装置のリモートアースピンへの接続にも使用することができます。

非近接信号用および近接信号用ピンが混ざっているヘッダー向け。
このMSO、汎用性がすごい！

PicoScope® 6000Eシリーズ

プローブポジショニングシステム

Picoオシロスコープのプローブポジショニングシステムにより、はんだ付け、点検、試験中に回路基板をしっかり固定することができます。

キットには、スチールのベースプレートに磁石で固定する柔軟なプローブホルダーが同梱されています。
ホルダーにプローブを設置する際、回路基板で注目するポイントに接するように配置することができ、PicoScopeソフトウェアを使用して測定を実行している間も接触を保つようにすることができます。
大きなスチールのベースプレートは鏡面仕上げになっており、PCBの下のステータスLEDなどを確認できるようになっています。
プローブポジショニングシステム：
同梱物
PCBホルダーベースプレート、210 x 297 mm
PCBホルダー用絶縁ワッシャーセット
Picoプローブホルダー、2.5 mm
ケーブルホルダーセット（チャネルA～D）
ケーブルホルダーセット（チャネルE～H）
P2056 500 MHz 10:1受動BNCプローブ

PQ215キット
4
1
1
4
1
1

PQ219キット
PQ218キット
4
1
1
8
4
1
1
1
1
4
プローブ4つ付きのプローブ4つの8チャンネ 予備プローブホルダー
4または8チャンネル
ルスコープをプローブ8 4つ。
PicoScope 6000Eをお つにアップグレードし、プ持ちである場合、このキ ローブホルダー8つを追ットは理想的な追加オプ 加しましょう。
ションです。

受動アナログハイインピーダンスプローブ：

P2056 500 MHzおよびP2036 300 MHz受動プローブはスコープに同梱されていますが、
シングルパックまたはデュアルパック
で別途ご購入いただくことも可能です。
これらのプローブは、10:1減衰器としてスコープが自動認識可能なプローブ検出読み
出しBNCコネクターが特徴です。

プローブ接続は、PicoScope 6の通知で確認を行います。
機能：

•
•
•
•

帯域幅最大500 MHz
減衰比10:1
オシロスコープに合わせて調整
自動範囲スケール用のプローブ検出読み出しピン

シングルプローブパックには総合的なアクセサリが、デュアルパックには基本的なアクセサリが同梱されます。
P2056および
P2036ユーザーガイドに記載の通り、
その他のアクセサリもご利用いただけます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000Eシリーズ仕様
垂直（アナログチャンネル）入力チャンネル
帯域幅（-3 dB）
立ち上がり時間
帯域幅の制限垂直分解能
拡張垂直軸分解能（ソフトウェア）
入力コネクター
入力特性
入力カップリング
入力感度

PicoScope 6824E

PicoScope 6424E

PicoScope 6804E

PicoScope 6404E

PicoScope 6403E

8
4
8
4
4
500 MHz
300 MHz< 850 ps
< 1.3 ns
20 MHz、選択可能
8、10、12ビット、FlexRes
8ビット、固定
ADC分解能の最大4ビット超BNC（f）
1 MΩ ±0.5% ∥ 12 pF ±1 pF、または50 Ω ±2%。
シングルエンド
1 MΩ AC/DCまたは50 Ω DC
2 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
1 MΩ範囲：±10 mV、±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10V、±20 V
入力範囲（フルスケール）
50 Ω範囲：±10 mV、最大±5 V±(信号の0.5% + 1 LSB)±(信号の1.5% + 1 LSB)
DCゲイン精度±(フルスケールの1% + 250 µV)
DCオフセット精度
オフセット精度は、PicoScope 6の「ゼロオフセット」機能を使用すると向上します。
8ビット：< 入力範囲の0.4 %10ビット：< 入力範囲の0.1 %
8ビット：< 入力範囲の0.4 %LSBサイズ（量子化ステップサイズ）
12ビット：< 入力範囲の0.025 %±1.25 V（範囲10 mV～1 V）
アナログオフセット範囲（垂直位置調整）±20 V（範囲2 V～20 V）
DC精度に加えてオフセット設定の±0.5%
アナログオフセットコントロール精度
1 MΩ範囲：±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz
過電圧保護
50 Ω範囲：5.5 V RMS
垂直（オプションのTA369 8チャンネルMSOポッドのデジタルチャンネル）MSOポッドごとに8チャンネル最高2ポッド/16チャンネルに対応
入力チャンネル
500 MHz (1 Gb/s)
最大検出可能入力周波数
1 ns
検出可能最小パルス幅
入力コネクタ（プローブチップ）
各チャネル用に信号およびアースソケットを配置、0.64 - 0.89 mmラウンドピン、または0.64 mmスクエアピン、2.54 mmピッチに対応
101 kΩ ±1% ∥ 3.5 pF ±0.5 pF
入力特性
5 mVステップで±8 V
しきい値範囲および分解能±(100 mV + しきい値設定の3%)
しきい値精度PicoScope 6：独立したしきい値コントロール2つ、8チャンネルポートごとに1つしきい値のグルーピング
PicoSDK：各チャンネルごとに別個のしきい値
TTL、CMOS、ECL、PECL、
ユーザー定義しきい値選択±40 V最大10 MHz、500 MHzで直線的に±5 Vまで低下
プローブチップの最大入力電圧
400 mV（ピークピーク値）
最小入力電圧振幅（500 MHz）

PicoScope® 6000Eシリーズ

ヒステリシス(DC)

PicoScope 6824E
PicoScope 6424E
PicoScope 6804E
PicoScope 6：固定ヒステリシス約100 mV
PicoSDK：ポートごとに選択可能：50 mV、100 mV、200 mV、400 mV
最小入力‎スルーレート要件なし

PicoScope 6404E

最小入力‎スルーレート
水平最大サンプルレート（リアルタイム、8ビットモード）

アナログチャンネルおよびMSOポッド最大2つまで5 GS/s[¹]5 GS/s[³]5 GS/s[¹]5 GS/s[³]アナログチャンネルおよびMSOポッド最大4つまで2.5 GS/s[²]2.5 GS/s

2.5 GS/s[²]2.5 GS/s

1.25 GS/s

1.25 GS/s

1.25 GS/s

アナログチャンネルおよびMSOポッド最大8つま1.25 GS/s
でチャンネルおよびデジタルポート8つ以上
625 MS/s
最大サンプルレート（リアルタイム、10ビットモード）
アナログチャネルまたはデジタルポート1つ
5 GS/s
アナログチャンネルおよびMSOポッド最大2つま2.5 GS/s[²]でアナログチャンネルおよびMSOポッド最大4つま1.25 GS/s
でアナログチャンネルおよびMSOポッド最大8つま625 MS/s
でチャンネルおよびデジタルポート8つ以上
312.5 MS/s
最大サンプルレート（リアルタイム、12ビットモード）
アナログチャンネルおよびMSOポッド最大2つま1.25 GS/s[¹]で[ ]¹ ABCDおよびEFGHそれぞれから1チャンネル以下[ ]² AB、CD、EF、GHのそれぞれから1チャンネル以下[ ]³ ABおよびCDそれぞれから1チャンネル以下
最大サンプルレート、USB 3.0ストリーミングモ
ード、PicoScope 6（アクティブチャネル間で分割、PCにより異なる）

該当なし

5 GS/s

2.5 GS/s

1.25 GS/s

625 MS/s

625 MS/s

該当なし

PicoScope 6403E

2.5 GS/s [³]（2つのアナログチャンネル）
5 GS/s（1つのアナログチ
ャンネル、またはアナログチャンネルなし）
1.25 GS/s（アナログチャ
ンネル3～4つ）
2.5 GS/s [³]（2つのアナログチャンネル）
1.25 GS/s

該当なし

該当なし

1.25 GS/s[³]該当なし～20 MS/s

最大サンプルレート、USB 3.0ストリーミングモー～312 MS/s（8ビットモード）
ド、PicoSDK（アクティブチャネル間で分割、PCに～156 MS/s（10/12ビットモード）
より異なる）～312 MS/s

PicoScope® 6000Eシリーズ

オンデバイスバッファへの最大サンプルレート（
ダウンサンプルのデータの連続USBストリーミン
グ、PicoSDKのみ、有効チャンネル間で分割）
取得メモリ（使用中のチャネル間で共有）
最大サンプルレートでの最大単一取得期間（PicoScope 6）
最大サンプルレートでの最大単一取得期間（PicoSDK）
取得メモリ（連続ストリーミング）
波形バッファ
（セグメント数）

タイムベース範囲
初期タイムベース精度
タイムベースドリフト
ADCサンプリング
外部基準クロック
入力特性
入力周波数範囲
入力コネクター
入力レベル
過電圧保護
動的性能（代表値）
クロストーク

全高調波歪み、8ビットモード
全高調波歪み、10/12ビットモード
SFDR、8ビットモード
SFDR、10/12ビットモード
ノイズ、8ビットモード
ノイズ、10/12ビットモード
線形性、8ビットモード
線形性、10ビットモード
帯域幅フラットネス
低周波数フラットネス
トリガー
ソース

PicoScope 6824E

1.25 GS/s（8ビットモード）

PicoScope 6424E

625 MS/s（10/12ビットモード）

4 GS（10/12ビットで2 GS）

200 msPicoScope 6804E

PicoScope 6404E

該当なし

2 GS

PicoScope 6403E

1 GS

800 ms（8ビット）
400 ms（10ビット）
400 ms
400 ms200 ms1600 ms（12ビット）
PicoScopeソフトウェアで100 MSPicoSDK使用時に装置のメモリすべてを使用したバッファ、
キャプチャの合計時間の制限なし。
PicoScope 6：10 000
PicoSDK：2 000 000
PicoSDK：1 000 000
1 ns/div～5000 s/div±2 ppm±1 ppm/年
有効なアナログおよびデジタルチャンネルすべてで同時サンプリング
Hi-Z、ACカップリング（10 MHzで> 1 kΩ ）10 MHz ±50 ppm
背面パネルBNC、専用
200 mV～3.3 V（ピークピーク値）±5 V ピーク最大±10 mV～±1 V範囲：1200:1以上最大全帯域幅（電圧範囲と同じ）±2 V～±20 V範囲：300:1以上最大全帯域幅（電圧範囲と同じ）
1 MHzフルスケールで–50 dB
1 MHzフルスケールで–60 dB
該当なし±50 mV～±20 V範囲で> 50 dB±50 mV～±20 V範囲で> 60 dB
該当なし
最大高感度範囲で< 200 μV RMS
最大高感度範囲で< 150 μV RMS
該当なし< 2 LSB< 4 LSB
該当なし(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅< ±3%（または±0.3 dB）DC～1 MHz

いずれかのアナログチャンネル、AUXトリガーと、
オプションのTA369 MSOポッドを使用したデジタルポート

PicoScope® 6000Eシリーズ

トリガーモード

高度なトリガーの種類（アナログチャンネル）トリガー感度（アナログチャンネル）高度なトリガーの種類（デジタル入力）
最大プリトリガーキャプチャ
最大ポストトリガー遅延

高速トリガーモードリアーム時間
最大トリガーレート

トリガータイムスタンプ

補助トリガーI/O
コネクターの種類
トリガーの種類（スコープのトリガー）
入力帯域幅
入力特性
しきい値の範囲
ヒステリシス
過電圧保護
ファンクションジェネレーター
標準出力信号標準信号周波数
出力周波数精度
出力周波数解像度
掃引モード
掃引周波数範囲

掃引周波数解像度トリガー
ゲーティング
疑似出力信号
出力電圧範囲出力電圧調整DC精度

PicoScope 6824E

PicoScope 6424E

PicoScope 6804E

PicoScope 6404E

PicoScope 6403E

なし、自動、
リピート、
シングル、
ラピッド
（セグメント化メモリ）
エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、レベルドロップアウト、
ウィンドウドロップアウト、
インターバル、
ラント、
ロジック
ロジックは、
アナログチャンネルまたはMSOポート最大4つの任意の組み合わせが可能
デジタルトリガーで、1 LSBの精度（スコープの最大全帯域幅）
オプションのMSOポッド使用：エッジ、
パルス幅、ドロップアウト、
インターバル、
パターン、
ロジック（ミックスドシグナル）
キャプチャサイズの100%
PicoScope 6：最速タイムベースで最大0.8秒
PicoSDK: > 1012サンプルインターバル、1サンプルステップで設定可能（最大サンプルレートのディレイ範囲、200 psステップで > 200秒）
最大700 ns、代表値300 ns（単一チャンネル、5 GS/s）
PicoScope 6：3 msで10 000波形；PicoSDK：0.3秒で100万波形
各波形には、前の波形に対して1サンプルインターバルの分解能でタイムスタンプが付けられます。
時間は、設定が変更された場合にリセッ
トされます。
背面パネルBNC
エッジ、
パルス幅、
ドロップアウト、
インターバル、ロジック> 10 MHz
2.5 V CMOS Hi-Z 入力、DCカップリング
固定しきい値、1.25 V（公称）
最大1 V（VIH < 1.75V、VIL > 0.75V）±20 V ピーク最大

正弦波、矩形波、三角波、DC電圧、ランプアップ、
ランプダウン、シンク、ガウス、正弦半波
正弦波：100 μHz～50 MHz；矩形波：100 μHz～50 MHz；その他の波形：100 μHz～1 MHz
オシロスコープのタイムベース精度 ± 出力周波数解像度
0.002 ppm
アップ、ダウン、
デュアル（選択可能な開始/停止周波数および増分）
正弦波/矩形波：0.075 Hz～50 MHz
その他の波形：0.075 Hz～1 MHz
PicoSDK使用で100 μHzまでの掃引周波数を使用可能（制限あり）
PicoScope 6ソフトウェア：0.075 HzPicoSDK使用で100 μHzまでの掃引周波数解像度を使用可能（制限あり）
フリー実行、
または1～10億波形サイクル、または周波数掃引。
掃引トリガーから、
または手動でトリガー。
ソフトウェアで波形出力のゲーティングをコントロール
ホワイトノイズ、選択可能振幅、出力電圧範囲内のオフセット
擬似乱数バイナリシーケンス（PRBS）、出力電圧範囲内で選択可能な高/低レベル、最大50 Mb/sの選択可能なビットレート±5 V（開回路へ）；±2.5 V（50 Ωへ）
範囲全体の< 1 mVステップで、信号振幅およびオフセット調整可能±(出力電圧の0.5% + 20 mV)

PicoScope® 6000Eシリーズ

振幅フラットネス

アナログフィルター
SFDR
出力ノイズ
出力抵抗
コネクターの種類
過電圧保護
任意波形ジェネレーター
更新レート
バッファサイズ
垂直分解能

PicoScope 6824E
PicoScope 6424E
PicoScope 6804E< 2.0 dB～50 MHz（50 Ωへの正弦波）< 0.5 dB～50 MHz（矩形波）< 1.0 dB～1 MHz（その他の波形）
50 MHz選択可能フィルター（5ポール、30 dB/octave）
70 dB（10 kHz 1 V、
ピークピーク値、50 Ωへの正弦波）< 700 μV RMS（DC出力、フィルター有効、50 Ωへ）
50 Ω ±3%
背面パネルBNC±20 V ピーク最大

PicoScope 6404E

PicoScope 6403E< 0.02 ppm分解能で< 1 S/秒～200 MS/sの間で変化
40 kS
14ビット
（出力ステップサイズ< 1 mV）
フィルターなし：100 MHz
帯域幅
フィルターあり：50 MHz
フィルターなし：3.5 ns
立ち上がり時間（10%～90%）
フィルターあり：6 ns
ファンクションジェネレーターでは、掃引モード、トリガー、周波数精度および分解能、電圧範囲および精度、出力特性。
プローブ対応A6000シリーズアクティブプローブに対応する4つのチャンネルのアクティブプローブインターフェースプローブインターエースは、
アクティ
アクティブプローブインターフェース
ブプローブの電源を供給してコントロールを行います。
P2036（300 MHz）およびP2056（500 MHz）10:1オシロスコーププローブの自動検出
プローブ検出
1 kHz、2 V（ピークピーク値、矩形波）、600 Ω
プローブ補正ピン< 50 ns
プローブ補正ピン立ち上がり時間
スペクトラムアナライザー
DC～500 MHz
DC～300 MHz
周波数範囲
振幅、
平均、
ピークホールド
ディスプレイモード
対数（dbV、dBu、dBm、任意dB）または線形（ボルト）Y軸線形または対数
X軸
長方形、ガウス、三角、
ブラックマン、
ブラックマン・ハリス、
ハミング、
ハン、
フラットトップ
窓関数
2電源で128～100万から選択可能
FFTポイントの数
演算チャンネル−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、delay、avera関数
ge、frequency、derivative、integral、min、max、peak、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop、coupler
A～H（入力チャンネル）、T（時間）、参照波形、pi、1D0～2D7（デジタルチャンネル）、定数
オペランド
自動測定
AC RMS、非反転RMS、周波数、
サイクルタイム、
デューティサイクル、DC平均、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立スコープモード
下がり時間、立上がり時間、最小、最大、ピークツーピーク

PicoScope® 6000Eシリーズ

スペクトルモード
統計
DeepMeasure™
パラメータ

シリアルデコードプロトコル

マスクリミット試験
統計
マスク作成
ディスプレイ補間
パーシスタンスモード
言語

PicoScope 6824E
PicoScope 6424E
PicoScope 6804E
PicoScope 6404E
PicoScope 6403E
ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD %、THD dB、THD+N、SFDR、SINAD、SNR、IMD
最小、最大、平均、標準偏差

サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、
デューティサイクル（高）、
デューティサイクル（低）、立上がり時間、立下がり時
間、
アンダーシュート、
オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、電圧ピークピーク値、開始時間、終了時間
1-Wire、ARINC 429、BroadR-Reach、CAN & CAN FD、DALI、DCC、DMX512、Ethernet 10Base-Tおよび100BaseTX、FlexRay、I²C、I²S、LIN、PS/2、Manchester、Modbus、SENT、SPI、UART (RS-232 / RS-422 / RS-485)、USB 1.1

合格/不合格、不合格カウント、合計カウント
ユーザー描画、表入力、波形またはファイルからのインポートにより自動生成

線形またはsin(x)/x
デジタルカラー、
アナログインテンシティ、
カスタム、高速中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、
チェコ語、
デンマーク語、オランダ語、英語、
フィンランド語、
フランス語、
ドイツ語、
ギリシャ後、
イタリア
語、日本語、韓国語、
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、
ルーマニア語、
ロシア語、
スペイン語、
スウェーデン語、
トルコ語

PicoScope® 6000Eシリーズ

一般仕様
PC接続性
PCコネクターの種類
電力要件
アース端子
寸法
重量

温度範囲
湿度範囲

高度範囲
汚染度
IP保護等級
安全適合
EMC適合
環境適合
ソフトウェア
PC要件

保証
MSOポッド寸法
MSOデジタルインターフェースケーブル長さ
MSOプローブフライングリード長さ
MSOポッド寸法
MSOプローブ寸法

PicoScope 6824E

PicoScope 6424E

PicoScope 6804E

PicoScope 6404E

PicoScope 6403E

USB 3.0 SuperSpeed（USB 2.0との互換性あり）
USBタイプB
同梱のPS016 PSUから12 V DC電源の入ったアクセサリを含めて最大7 Aワイヤまたは4 mmプラグ対応のファンクショナルアース端子（背面パネル）
245 x 192 x 61.5 mm
2.2 kg（スコープのみ）
5.6 kg（PSUおよびケーブル、
キャリーケース込み）
操作：0～40 °C
記載の精度、20分間のウォームアップ後：15～30 °C
保管：-20～+60 °C
操作：5%～80% RH（結露なきこと）
保管：5%～95% RH（結露なきこと）
最高 2000 m
EN 61010規定の汚染度2：「非導電性の汚染で、結露によって一時的な導電性が発生することがある」
IP20
EN 61010-1:2010準拠の設計
EN 61326-1:2013およびFCCパート15サブパートBに従って試験
RoHS & WEEE適合
PicoScope 6：対応するすべてのWindowsオペレーティングシステム。
64ビットLinuxおよびmacOS用のベータ版ソフトウェアも利用可
能。
PicoSDK：対応するすべてのWindowsオペレーティングシステム。
64ビットLinuxおよびmacOS用のドライバもご用意しています。
Pico Technology組織ページ（GitHub）では、アプリを作成するユーザー向けにすべてのプラットフォームのプログラム例が提供されています。
プロセッサ、メモリ、ディスク容量：OSの要件に応じて
ポート：USB 3.0（推奨）または2.0（対応）
5年
500 mm（スコープからポッド）
225 mm（ポッドからプローブチップ）
75 x 55 x 18.2 mm
34.5 x 2.5 x 6.7 mm（アースクリップを含む）

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ（オプション）

注文コード
説明
MSOポッドPicoScope 6000Eシリーズ用8チャンネルMSOポッド
TA369
MSOポッド用交換アクセサリ
MSOポッドスペアキット
PQ221
MSOグラバー、12個パック
TA139
MSOデジタルインターフェースケーブル
TA365
プローブポジショニングシステム
二足プローブホルダー
TA102
プローブホルダーおよびPCBホルダーキット、
プローブなし
PQ215
PicoScope 6000Eシリーズ用8チャンネルプローブホルダーアップグレードキット（プローブ4個付き）
PQ219
追加プローブホルダー4個
PQ218
受動プローブ
P2056 500 MHz 10:1受動プローブ
TA437
P2056 500 MHz 10:1受動プローブデュアルパック
TA480
P2036 300 MHz 10:1受動プローブ
TA436
P2036 300 MHz 10:1受動プローブデュアルパック
TA479
ハイインピーダンスアクティブプローブ
TETRIS 1000 1 GHzハイインピーダンスアクティブプローブ、標準BNCコネクター
TA112
高電圧差動プローブ
100 MHz 1400 V差動オシロスコーププローブ100:1/1000:1、標準BNCコネクター
TA042
100 MHz 700 V差動オシロスコーププローブ10:1/100:1、標準BNC コネクター
TA043
電源
12 V 7 A PS016 PSU、IEC入力、DIN出力、IEC電源ケーブル4本付き（英国、IU、米国、
オーストラリア/中国）
PQ247

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープパック同梱物
•
•

•

•
•
•
•
•

PicoScope 6000EシリーズPCオシロスコープ
P2056 500 MHz 10:1受動プローブ（4）（PicoScope 6824E、6424E、6804E、6404Eに同梱）
P2036 300 MHz 10:1受動プローブ（4）（PicoScope 6403Eに同梱）
クイックスタートガイド
12 Vの電源、
ユニバーサル入力
局部IEC電源ケーブル
USBケーブル、1.8 m
保管・持ち運び用ケース

TA369 MSOポッドパック同梱物
•
•
•
•
•
•
•
•

TA369 8チャンネルMSOポッド
MSO試験フック（12個パック）
MSOアースリード線（8）MSOアースクリップ1方向（8）MSOアースクリップ4方向
MSOアースクリップ8方向
MSOデジタルインターフェースケーブル
保管・持ち運び用ケース

MSOポッドスペアキット同梱物

以下の品目が同梱されたスペアキットをご利用いただけます：• MSOアースクリップ1方向（8）• MSOアースクリップ4方向• MSOアースクリップ8方向• MSOアースリード線（8）PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000Eシリーズのご注文について
注文コード
PQ198
PQ201
PQ197
PQ200
PQ199

説明
PicoScope 6824E
PicoScope 6424E
PicoScope 6804E
PicoScope 6404E
PicoScope 6403E

帯域幅（MHz）
500
500
500
500
300

チャンネル
8
4
8
4
4

分解能（ビット）
8～12
8～12
8
8
8

メモリ
（GS）
4
4
2
2
1

キャリブレーションサービス
注文コード
CC051

説明
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープの校正証明書

Pico Technologyのその他の装置...
PicoLog ADC-20/24
高分解能・高精度電圧
入力データロガー

PicoScope
9400 SXRTO
サンプラー拡張リアルタ
イムオシロスコープ
5～16 GHz

PicoVNA
実験室でも現場でも使える、低コストの専門グレー
ド性能6 GHzベクトルネッ
トワークアナライザー

英国グローバル本社

北米支社

アジア太平洋地域支社

www.picotech.com
 +44 (0) 1480 396 395
 sales@picotech.com

www.picotech.com
 +1 800 591 2796
 sales@picotech.com

www.picotech.com
 +86 21 2226-5152
 pico.asia-pacific@picotech.com

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
米国

PicoSource AS108
8 GHzアジャイルUSBコ
ントロールベクトル復調
信号シンセサイザー

Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
中国

本書には誤字・脱字が含まれている場合があります。
Pico Technology、PicoScope、PicoSDK、およびFlexRes は、Pico Technology Ltd.の国際登録商標です。
LabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。
macOS
は、米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
Windowsは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
MM105.ja-4 著作権 © 2020 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。

Pico Technology@LifeAtPico

www.picotech.com@picotechnologyltd

Pico Technology@picotech