RL-200

RL-200 1S/2S
ローテーティングレーザー

勾配設定もラクラク
簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー
・優れた性能で均一な仕上がり面を実現
・施工の誤差をより少なく！水平精度±7 を実現
・使用範囲 直径1100m！（レベルセンサーLS-80L使用時）
・急勾配や複合勾配にも対応
・アルカリ乾電池4本で100時間稼動！！

世界最高クラスの精度で勾配施工がセットアップも
ラクラク
堅牢ボディ
高精度

■高精度7″■簡単設置

世界トップクラスの高精度です。いつでも均一な勾配施工が可能です。

本体を基準方向に合わせて勾配値を入力、最大25％の勾配設定が可能で複合勾配※にも対応しています。
※

RL-200

RL-200 2Sのみ

7mm

200m
RL-200最大勾配 +25％
200m 先で 7mm以内の施工誤差

従来のローテーティングレーザー
200m
他のレーザーレベル

10〜20mm

1軸タイプ(RL-200 1S)
・RL-200 1S［1軸勾配］
Y軸：-5〜+25％

Y

2軸タイプ(RL-200 2S)
・RL-200 2S［2軸勾配］
X軸：±10％ Y軸：-5〜+25％

YX

が可能！

RL-200 1S/2S
ローテーティングレーザー

800m
MC用レーザーセンサー使用時

1,100mコンパクトリモコンRC-400標準装備(RL-200 2S)

LS-80L使用時

内側から取り付けることで外からの衝撃を受けにくいインナースコープ（照星照門）

防水防塵性に富んだ保護ガラス

回転ヘッド
明るく見やすい表示画面■長距離使用でバッテリーも長持ち！
造成、道路工事、グラウンド整備、農地整備などあらゆる規模の現場で活躍します。さらにアルカリ乾電池4本で100時間使用可能です。

■離れていても操作可能な双方向リモコン
本体と同じ操作性のリモコンRC−400により離れていても本体の操作が行えます。また、本体の状態をリモコンに表示、使いやすさも抜群です。（RL-200 2Sのみ）

無線

同じパネルを採用。
操作性向上！
3電源方式

分かりやすい操作パネル

充電式 / AC電源 / 乾電池式

RC-400

マシンコントロール/ガイダンス用レーザーセンサー
レーザーセンサー

レーザーセンサー

レーザーセンサー・ センサーの前後左右の傾きを検知

・ 視認性抜群の360°・ 重機にもスタッフにも・ 驚異の乾電池稼働

・ 小型・軽量ボディ 550g

LS-B110/110Wする2軸チルトセンサーを内蔵！

・ オングレードマッチング機能でワンタッチで高さをオフセット！
（範囲150mm）

LS-B100

LS-B10/10W
ワンタッチで簡単装着

全方向受光センサー
100時間を実現！

・ キャビン内でインジケータの確認ができるRD-10W（オプション）・ キャビン内でインジケータの確認ができるRD-100W（オプション）

リモートディスプレイ
RD-100W

受光範囲（直径）
検出幅
検出方向
リモートディスプレイ対応

MCシステム対応
LS-B110/110W
800m
250mm
360°
○（LS-B110W)※1

MGシステム対応
LS-B100
800m
175mm
360°
ーリモートディスプレイ
RD-10W

MGシステム対応

LS-B10/10W
800m
120mm
270°
○（LS-B10W)※2※1：LS-B110Wを外部電源で使用する場合、RD-100Wの無線通信は利用できません。
※2：LS-B10Wを外部電源で使用する場合、RD-10Wの無線通信は利用できません。

RL-200
オプショナル・アクセサリー

SPECIFICATIONS
RL-200 1S/2S 主な仕様
RL-200 1S±5°

自動整準範囲1100m（LS-80L使用時)

測定範囲（直径）

レベルセンサー
LS-80L

レーザーセンサーホルダー
6型

RL-200 2S
±7″

精度

690nm

光源
出力

2.5mW

回転数

300/600/900r.p.m.
X:-10%〜+10％-5％〜+25％

勾配設定範囲Y:-5％〜+25％
JISクラス3R

レーザー安全基準

約100時間（アルカリ乾電池使用時）

使用時間

約90時間（ニッケル水素バッテリーパック BT-67Q使用時)
耐水性及び耐じん性

ニッケル水素バッテリーパック
BT-67Q

バッテリーホルダー
DB-75CJIS C 0920 保護等級 IP66（耐じん形・耐水形）に準拠-20℃〜+50℃

使用温度範囲無リモコン RC-400※1

有無線：双方向2.4GHz無線-通信距離：300m
耐環境性：IP66

寸法

174(L)×218(W)×253(H)mm

質量※1

約3.4kg（乾電池含む）/約3.6kg（BT-67Q含む）

無線リモコンはRL-200 1Sには対応していません。

LS-80L（オプション）主な仕様
AC-DCコンバーター
AD-11

分解能

LS-80L±1mm /±2mm

ファイン/コース

段階表示

標準構成品

9段階+ハズレ表示

感帯幅50mm以上

表示方法

LCD表示、表裏各1

耐水性及び耐じん性

JIS C 0920保護等級IP66（耐じん形・耐水形）に準拠

オートカットオフ

約30分

ブザー音

強 / 弱 / OFF

電源/使用時間 (アルカリ)単3乾電池2本 / 約120時間（+20℃）

電源寿命警告

LCD表示

警告通信

RL-200 2S標準構成品

・RL-200 本体
・リモコン RC-400※
・バッテリーホルダー DB-75C・ニッケル水素バッテリーパック BT-67Q
・AC/DCコンバーター AD-11・マンガン単3乾電池×3本※・格納ケース
・取扱説明書・保証書

ハイアラート/電池残量警告

使用温度範囲-20℃〜+50℃

質量190g(電池含む)

寸法

146 (L)×76 (W)×26 (H)対応レベルセンサー
機種名※2
測定範囲（直径）
分解能
表示
RL-200本体警告通知
気泡管
備考※2LS-80L
LS-80A
800m
1,100m±1mm/±2mm
液晶（表裏）
液晶（表裏）あり
あり
なし
なし
オプション
オプション

LS-90
800m
±0.5mm/±2mm
液晶（表裏）＋LEDあり
あり
オプション

RL-200と組み合わせた場合。測定範囲は組み合わせるローテーティングレーザーによって変わります。

※RL-200 2Sのみ装備

ご使用の際には● レーザー光を望遠鏡や双眼鏡などの光学器具を通して絶対に見ないでください。
● レーザー光が強く反射する構造物（鏡・ガラス窓など）に当たらないように設置してください。
● 本製品を使用される方は、適切な訓練を受けてください。
● レーザーを用いる区域には、レーザー警告標識を掲示してください。

商品に関するお問い合わせ

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00〜17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

http://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ・カンパニー 新規事業推進部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2953 FAX (03)3558-2654

本社〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671

札幌営業所
大阪営業所

仙台営業所
福岡営業所

東京営業所
開発営業部

● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命はFAX (03)5994-0672

名古屋営業所
3D計測営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

FAX (03)3969-0275

C 2013

Printed in Japan 2013 05-70 P-173-1