大容量直流電源装置

周囲温度50℃でも100%連続出力可能

ＨＸ-G4ＦＩ入力三相 AC342~440V
ＨＸ-G2ＦＩ入力三相 AC１８０~２４２V

CEマーク適合高効率（省エネルギー）
電力効率は９０％以上
高速応答１ｍｓ以内を実現※機種によります。

低ノイズ 100mVp-p以下※機種によります。

３年保証

負荷変動 0.01%+(最大出力電圧の0.005%)以下
大容量でも繊細な出力を実現

6kWタイプ

12kWタイプ

パワーコンディショナー評価試験、インバータ評価に最適＜Ｉ－Ｖ特性をエミュレート＞●内部抵抗可変機能

電 源 の 内 部 抵 抗を疑 似 的に可 変することで、太 陽 電 池や 用途例
ＥＶ／ＨＶのコンバーターや電装品の変動試験
燃料電池、化学電池をエミュレーションすることができます。
パワコンやDC/DCコンバーター
外付抵抗などを使わないため、発熱や電力損失がありません。などの評価時の電池エミュレーション

定電圧・定電流直流電源

等価回路

発熱・電力損失なし

内部抵抗可変機能

VCV/CC直流電源

負荷V
電源の内部抵抗可変機能

0化学電池

PV特性

V

電源のCC機能

電源の内部抵抗可変機能

電源の内部抵抗可変機能

I

0太陽電池

燃料電池
0I

I

ＬＥＤ、電力用半導体素子評価試験に最適

電子機器の入力変動評価試験などに最適●ラッシュ電流抑制機能●スルーレート可変＜ラッシュ電流を抑制しデバイス破壊を防止＞

ダイオード負荷での立上り波形比較
ラッシュ電流抑制機能なし

ラッシュ電流抑制機能-選択時

VF
オーバーシュート

出力電圧5V/div

IF
CV

CC

オーバーシュート有り

VF

出力電圧5V/div
出力電流10A/div

A

B

C

V1

IF
オーバーシュートのない電流立ち上げ

・外部制御信号・モニターは電源出力と絶縁○ 出力電圧・出力電流の外部アナログコントロール○ 出力電圧・出力電流のアナログモニター

D

E

F

A 立ち上がり スルーレートＯＦＦ
B 立ち上がり １ｓｅｃ／フルスパン
C 立ち上がり ３ｓｅｃ／フルスパン
D 立ち下がり スルーレートＯＦＦ
E 立ち下がり １ｓｅｃ／フルスパン
F 立ち下がり ３ｓｅｃ／フルスパン

CC

試験装置組込みに便利な機能○ 外部ON/OFF制御

出力ＯＮの立ち上がりと、出力ＯＦＦの立下りを出力電圧、電流のスルーレート（上昇率、降下率）を設定することが可能。
V220ms/div

20ms/div

出力電流10A/div※ラッシュ電流抑制機能は従来のCC優先モードです。

＜出力立上り・立下りをゆっくりすることで挙動を明らかに＞

V3

電源の使いやすさもさらに進化
インテリジェント並列運転機能

フルデジタル制御

シリアル通信ポート標準装備
高速な過渡回復時間

www.takasago-ss.co.jp

製品呼称

HX0500-24G2FI
030 : 0~30V
060 : 0~60V
0500 : 0~500V
01000 : 0~1000V

新発売

様装備機能
F : 内部抵抗可変、 ラッシュ電流抑制機能、 スルーレート可変、シーケンシャル ON/OFF 装備モデル
I : 外部制御絶縁モデル

定格出力電圧シリーズ名G2 : HX-G2
G4 : HX-G4仕様
仕[0 ～ 500V 0 ～ 24A 12kW モデル 絶縁外部制御 ・ 内部抵抗可変などフル機能装備 例動作電源仕様
G2 : AC180~242V 三相 45Hz~65Hz
G4 : AC342~440V 三相 45Hz~65Hz

定格出力電流 [A]
例 24 : 0~24A

新発売

新発売

新発売

新発売

新発売

形

出力仕様 出力電圧範囲
0～30V
0～60V
0～500V(定格)
出力電流範囲0～200A 0～400A 0～100A 0～200A 0～12A 0～24A
Output 出力電力
6kW
12kW
6kW
12kW
6kW
12kW
（）
（）
（ 0.1V）
10mV
10mV
設定範囲
（カッコ内は設定分解能）
0.00V～31.50V
0.00V～63.00V
0.0V～525.0V
定電圧特性

CV

設定確度

リップル（実効値）

定電流特性 設定範囲 （カッコ内は設定分解能）

CＣ

設定確度
リップル（実効値）

Protection function

保護装置

新発売

新発売

HX030-200G2FI HX030-400G2FI HX060-100G2FI HX060-200G2FI HX0500-12G2FI HX0500-24G2FI HX01000-6G2FI HX01000-12G2FI
名HX030-200G4FI HX030-400G4FI HX060-100G4FI HX060-200G4FI HX0500-12G4FI HX0500-24G4FI HX01000-6G4FI HX01000-12G4FI
0～1000V
0～6A
0～12A
6kW
12kW
0V～1050V （1V）

設定値の±(0.1%+5mV)

設定値の±(0.1%+10mV)

設定値の±(0.1%+0.1V)

設定値の±(0.1%+0.2V)

10mVrms以下

10mVrms以下

50mVrms以下

100mVrms 以下

0.0A～210.0A(0.1A) 0.0A～420.0A(0.1A) 0.0A～105.0A(0.1A) 0.0A～210.0A(0.1A) 0.00A～12.60A(10mA) 0.00A～25.20A(10mA) 0.000A～6.300A(1mA) 0.00A～12.60A(10mA)

設定値の±(0.5%+0.1A) 設定値の±(0.5%+0.2A) 設定値の±(0.5%+0.05A) 設定値の±(0.5%+0.1A)
200mArms以下

400mArms以下

100mArms以下

200mArms以下

設定値の±(0.5%+5mA)
10mArms以下

設定値の±(0.5%+10mA)
20mArms以下

設定値の±（0.5%+3mA）
5mArms以下

OVP（ 過電圧保護:1～110%任意設定可）、OCP（ 過電流保護：1%～110%任意設定可）、過電力保護、過温度保護

設定値の±（0.5%+6mA）
10mArms以下

HX-G2:AC180V〜242V HX-G4:AC342V〜440V 三相 45Hz〜65Hz（ 入力力率0.6以上 電力効率90%以上）

入力仕様 動作電源(力率・効率)

内部抵抗可変 （通信からも制御可) ０～150ｍΩ ０～75.0ｍΩ
０～600ｍΩ ０～300ｍΩ ０～41.7Ω ０～20.8Ω ０～167Ω
０～83Ω
負荷の種類に応じて選択可能(CC優先モード)
ラッシュ電流抑制機能
スルーレート可変
CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能
外部制御(絶縁)I付型番は出力部と外部制御部のアナログ制御をアイソレーションアンプなどで安全に絶縁
各種機能
外部接点、またはﾌｫﾄｶﾌﾟﾗにより可能
出力ON/OFF
出力電圧・出力電流を外部電圧(0～10V)で制御可能
出力制御
定格電圧・電流に対しDC10V出力、動作状態(CV,CC,P-ON)やアラーム(Level1,Level2)をﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ(オープンコレクタ)出力
出力モニター
接点又はﾌｫﾄｶﾌﾟﾗで入力を遮断（設定によりスイッチング停止）
緊急停止信号
RS-232C、RS-485（31台までのマルチ接続制御が可能（マルチ接続ケーブル別売 ））シリアル通信リモートセンシング
負荷までの導線による電圧降下を、片道5Ｖまで補償可能 (センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は10mＶ以内に制限される安全な回路方式)
絶縁
入力－出力、 入力－シャーシ、 出力－シャーシ各間は絶縁されています。 (20MΩ以上)・出力部はフローティング状態なので接地が必要な場合は負荷側で接続してください。 ・通信機能部も入出力部などの内部回路とアイソレーション回路で絶縁されています。
周囲温度 ：0〜50℃ (動作)／−20〜70℃ (保存)、 湿度 ： 20〜90%RH(動作) ／20〜90%RH(保存)、 凍結、結露、腐食性ガスのないこと
動作環境 Operating environment
外形寸法 W×H×D（mm） （ツマミ、ゴム足、出力端子等、突起物含まず） 430×129×550 430×221×550 430×129×550 430×221×550 430×129×550 430×221×550 430×129×550 430×221×550
質量 （約）
24kg
43kg
23kg
39kg
22kg37kg
23kg
38kg

希望販売価格（円・税抜）1,010,000 1,660,000 860,000 1,510,000 980,000 1,610,000 1,060,000 1,860,000▼機能を簡素化したベースモデルもご用意しています。（カッコ内は入力三相 200V タイプの HX-G2 シリーズ）
型式
希望販売価格（円・税抜）
型式
希望販売価格（円・税抜）
型式
希望販売価格（円・税抜）

ベースモデル

内部抵抗可変、 CC優先、 スルーレート可変等装備モデル
外部制御絶縁モデル▼末尾品番による機能一覧
機能HX030-200G4 (G2)

HX030-400G4 (G2)

HX060-100G4 (G2)

HX060-200G4 (G2)

HX0500-12G4 (G2)

HX0500-24G4 (G2)

HX030-200G4F (G2F)

HX030-400G4F (G2F)

HX060-100G4F (G2F)

HX060-200G4F (G2F)

HX0500-12G4F (G2F)

HX0500-24G4F (G2F)

1000V出力タイプは、外部制御絶縁モデルのみご用意しております。

HX030-200G4I (G2I)

HX030-400G4I (G2I)

HX060-100G4I (G2I)

HX060-200G4I (G2I)

HX0500-12G4I (G2I)

HX0500-24G4I (G2I)

HX01000-6G4I (G2I) HX01000-12G4I (G2I)￥850,000￥910,000￥950,000

G2FI または G4FI

外部制御絶縁○内部抵抗可変○G2F または G4F

×○

○×××

末尾品番

○

G2I または G4I
G2 または G4×￥1,500,000￥1,560,000￥1,600,000

スルーレート可変 シーケンシャル ON/OFF○○×￥700,000￥760,000￥800,000￥1,350,000￥1,410,000￥1,450,000￥820,000￥880,000￥920,000￥1,450,000￥1,510,000￥1,550,000￥1,000,000￥1,800,000

ラッシュ電流抑制
○

並列運転
○

通信機能
○

○

○

○

○

○

○ ~10V/~10k Ω○ ~10V/~10k Ω

○

○

○××

○

○

○

○ ~10V/~10k Ω○ ~10V/~10k Ω

○

○

○××

○

○

外部接点による ON/OFF 外部電圧抵抗での電圧可変 外部電圧抵抗での電流可変 接点による状態出力 接点によるアラーム出力 接点による緊急停止
○
○電圧のみ
○電圧のみ
○
○
○
○

○電圧のみ

○電圧のみ

○

○

○

ご注意／HX-Gシリーズは高周波スイッチング方式を使用しているため、電波暗室、シールドルーム内でのご使用には適しません。※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

販売店
本社営業部

TEL（044）811-9711

FAX（044）844-4248

TEL（0235）25-8331

FAX（0235）25-8678

TEL（028）650-1200

FAX（028）623-4646〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル2F

TEL（052）324-5670

FAX（052）331-6201

大阪市中央区今橋2-4-10
大広今橋ビル4F

TEL（06）6221-4550

FAX（06）6221-4560〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル7F

TEL（092）418-1400

418 -1401
FAX（092）〒213-8558

川崎市高津区溝口1- 24 -16

鶴岡営業所〒997-0011 山形県鶴岡市宝田3-14-24

宇都宮営業所〒320 - 0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24
MSCビル5F

名古屋支店
大阪支店

〒541- 0042

九州営業所

ホームページ

http://www.takasago-ss.co.jp/

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

2015.10.22 Ver. G1.05a