Model UA-651BLE
Instruction Manual Original

EnglishManuel d instructions Traduction

Français

Manual de Instrucciones Traducción

EspañolManuale di Istruzioni Traduzione

Italiano

Manual de instruções Tradução

Português

Instructiehandleiding Vertaling

Nederlands

Betjeningsvejledning Oversættelse Dansk
Bruksanvisning Översättning

Svenska

Bruksanvisning Oversettelse

Norsk

Ohjekirja Käännös
Bedienungsanleitung Übersetzung

Suomi
DeutschPolski

1WMPD4004427C

Inhalt
Vorwort ................................................................................ 2

Vorbemerkungen .................................................................. 2
Vorsichtsmaßnahmen ........................................................... 2Übersicht .............................................................................. 5

Symbole................................................................................ 6

Verwendung des Monitors .................................................... 8
Einsetzen/Wechseln der Batterien .................................... 8
Den Luftschlauch anschließen .......................................... 8
Anschließen des Netzteils ................................................ 8
Drahtlosfunktion .............................................................. 9®-Übertragung .................................................. 9
Verbinden ...................................................................... 10
Die richtige Manschettengröße wählen ............................ 12
Anbringen der Armmanschette ...................................... 14
Richtig messen ............................................................... 14
Messung ........................................................................ 14
Nach der Messung ......................................................... 14

Messungen ......................................................................... 15
Normale Messung .......................................................... 15
Messung mit dem gewünschten systolischen Druck ....... 16
Hinweise zur richtigen Messung ..................................... 16
Was ist die IHB-Anzeige? .................................................... 17
Druckbalkenanzeige ........................................................... 17

Über den Blutdruck ............................................................. 18
Was ist Blutdruck? .......................................................... 18
... 18
W
Warum den Blutdruck zu Hause messen? ........................ 18
Blutdruck-Klassifikation der WHO .................................. 18
Blutdruck-Variationen .................................................... 18
Störungssuche .................................................................... 19

Wartung.............................................................................. 20
Technische Daten ............................................................... 20

Deutsch 1

Vorwort
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochmodernen A&D Blutdruckmonitors. Fürleichte Bedienung und Genauigkeit ausgelegt, erleichtert dieser Monitor ihre tägliche
Blutdruckkontrolle.
Wir raten dringend, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung
gründlich durchzulesen.
Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind registrierte Marken im Besitz von Bluetooth
SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch A&D erfolgt unter Lizenz. AndereMarken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

VorbemerkungenDieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 93/42 EG für medizinische
Produkte. Dies wird durch die Konformitätskennzeichnung
bestätigt.
(0123: Die Bezugsnummer für die zuständige benachrichtigte Behörde)Hiermit erklärt A&D Company, Limited, dass der Funkanlagentyp UA-651BLE derRichtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
Gerät ist ein von medizinisches Gerät mit Bluetooth®-Technologie.
Dieses Gerät ist zum Gebrauch an Erwachsenen gedacht und nicht für Babies oder
Kleinkinder geeignet.
Gebrauchsumgebung. Dieses Gerät ist für die selbständige Verwendung in derPflege zu Hause gedacht.
Dieses Gerät ist zur Messung von Blutdruck und Puls von Personen zu
Diagnosezwecken vorgesehen.

Vorsichtsmaßnahmen
In diesem Gerät werden Präzisionsbauteile verwendet. Extreme Temperaturen, hohe
Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht, Erschütterungen oder Staub sollen vermieden
werden.
Reinigen Sie das Gerät und die Manschette mit einem trockenen, weichen Tuch odereinem mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.
Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdünnungsmittel oder andere aggressive
Chemikalien zum Reinigen von Gerät oder Manschette.
Falten Sie die Manschette nicht eng zusammen und wickeln Sie den Schlauch nicht
längere Zeit eng auf, da durch solche Handhabung die Lebensdauer der Bauteile
beeinträchtigt werden kann.
Achten Sie darauf, ein versehentliches Strangulieren von Babys oder Kleinkindern mit
dem Schlauch und Kabel zu vermeiden.
Verdrehen Sie den Luftschlauch nicht während der Messung. Dies kann zu
Verletzungen durch dauerhaften Manschettendruck führen.
Deutsch 2Das Gerät und die Manschette sind nicht wasserfest. Schützen Sie das Gerät und die
Manschette vor Regen, Schweiß und Wasser.
Messungen können verfälscht werden, wenn das Gerät in der Nähe von Fernsehgeräten,Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Röntgengeräten oder anderen Geräten mit starken
Magnetfeldern verwendet wird.
Drahtlose Kommunikationsgeräte, wie zum Beispiel Heimnetzwerkgeräte, Mobiltelefone,schnurlose Telefone und deren Basisstationen sowie Funksprechgeräte können diesen
Blutdruckmonitor beeinflussen. Daher sollte von solchen Geräten ein Mindestabstandvon 30 cm eingehalten werden.
Überzeugen Sie sich davon, dass das Gerät sauber ist, wenn Sie es erneut verwenden.
Alle Geräte, Teile und Batterien müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht inden Haushaltsmüll gegeben werden.
Achten Sie bei Verwendung des Netzteils darauf, dass sich das Netzteil bei Bedarf
leicht von der Steckdose trennen lässt.
Verändern Sie das Gerät nicht. Dies kann Unfälle oder Schäden am Gerät verursachen.
Zum Messen des Blutdrucks muss der Arm von der Manschette stark genug
zusammengedrückt werden, um den Blutstrom durch die Arterie kurzzeitig zu
unterbinden. Dies kann Schmerzen, ein Taubheitsgefühl und eine vorübergehende
Rötung des Arms verursachen. Dieser Zustand tritt insbesondere dann ein, wennmehrere Messungen hintereinander durchgeführt werden.
Schmerzen, Taubheitsgefühle und Rötungen verschwinden nach einiger Zeit wieder.
Das zu häufige Messen des Blutdrucks kann aufgrund der Beeinträchtigung derDurchblutung zu Schäden führen. Stellen Sie sicher, dass der Betrieb des Gerätes
nicht zu einer längeren Beeinträchtigung der Durchblutung führt, wenn Sie das Gerät
wiederholt verwenden.
Wenn Sie eine Brustamputation gehabt haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt,
bevor Sie das Gerät verwenden.
Lassen Sie Kinder das Gerät nicht selbst verwenden und verwenden Sie das Gerät
nicht an einem Ort in Reichweite von Kleinkindern. Dadurch könnten Unfälle oder
Schäden herbeigeführt werden.
Es gibt kleine Teile, die beim versehentlichen Verschlucken durch Kleinkinder zu
Erstickungsgefahr führen können.
Stecken Sie das Netzteil aus, wenn es während der Messung nicht verwendet wird.
Der Gebrauch von Zubehör, das in dieser Anleitung nicht beschrieben wird, kann die
Sicherheit beeinträchtigen.
Sollte die Batterie kurzschließen, kann sie heiß werden und Verbrennungen verursachen.
Lassen Sie dem Gerät vor Gebrauch Zeit (ca. eine Stunde), sich an die Umgebung
anzupassen.
An Neugeborenen und schwangeren Frauen wurden keine klinischen Tests durchgeführt.
Nicht an Neugeborenen oder schwangeren Frauen anwenden.
Berühren Sie die Batterien, die Gleichstrombuchse und den Patienten nicht zur gleichen Zeit.
Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
Nicht aufblasen, ohne die Manschette am Oberarm zu befestigen.

Gegenanzeigen
Es folgen einige Vorsichtshinweise zur Benutzung des Geräts.
Legen Sie die Manschette nicht am Arm an, wenn andere medizinische Geräte daranangebracht sind. Die Funktion der Geräte kann beeinträchtigt werden.
Personen mit starken Durchblutungsstörungen im Arm müssen den Rat eines Arztes
einholen, bevor sie das Gerät benutzen, um medizinische Probleme zu vermeiden.
Deutsch 3

Führen Sie anhand der Messungen keine Selbstdiagnose aus, um eine Behandlung
eigenständig zu beginnen. Holen Sie stets den Rat Ihres Arztes bezüglich derAuswertung der Ergebnisse und der Behandlung ein.
Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm mit einer nicht verheilten Wunde an.
Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm an, der eine intravenöse Infusion oder
Bluttransfusion erhält. Dies kann Verletzungen oder Unfälle verursachen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Anwesenheit von entzündlichen Gasen wie etwa
Anästhesiegasen. Dies kann eine Explosion verursachen.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Sauerstoffkonzentration
wie etwa einer Hochdruck-Sauerstoffkammer oder einem Sauerstoffzelt. Dies kannein Feuer oder eine Explosion verursachen.

Deutsch 4Übersicht
Richtiger Passbereich
Indexmarkierung
Arterien-Positionsmarke
Luftschlauch

Gleichstrombuchse

Stecker desNetzteils
Display-TasteLuftstutzen
Luftanschlussstecker
Batteriefach
Batteriefachdeckel

1,5 V Batterien(LR6, R6P oder AA)

Teil des Displays

Systolischer Druck

Bluetooth®-Verbindun
gszeichen
Diastolischer Druck

Druckbalkenanzeige

Pulsrate
Herzmarkierung
Batterieanzeige
IHB-Anzeige
Deutsch 5

Symbole
Symbole, die auf der Hülle aufgedruckt sindSymboleFunktion / BedeutungStandby - Gerät einschalten.

SYS.

Systolischer Blutdruck in mmHg

DIA.

Diastolischer Blutdruck in mmHg

PUL.

Puls pro MinuteAnleitung zum Batterie einsetzen
Gleichstrom
Typ BF: Gerät, Manschette und Schläuche sind mit besonderem
Schutz gegen elektrische Schläge konstruiert..
Aufkleber für medizinische EG-Richtlinie
EU-Repräsentant
Hersteller
Herstellungsdatum

IP

Internationales Schutzsymbol
WEEE-Aufkleber

SN

Seriennummer

BT

Bluetooth®-Adresse

In der Bedienungsanleitung nachlesen
Polarität Gleichstrom Buchse
Zur Anzeige generell erhöhter, potenziell gefährlicher
nichtionisierender Strahlungen oder zur Anzeige eines Geräts oder
Systems, z. B. im medizinisch-elektronischen Bereich, das
HF-Sender beinhaltet oder bestimmungsgemäß elektromagnetische
HF-Energie zur Diagnose oder Behandlung anwendet.
Trocken lagern

Deutsch 6Symbole, die auf der Anzeige erscheinen
SymboleFunktion / Bedeutung
Anzeige während der Messung. Blinkt
während der Erkennung des Pulses.
IHB-Anzeige
Die Anzeige zeigt unregelmäßigen
Herzschlag an, und erkennt starke
Bewegung während der Messung.

Empfohlenen
Maßnahme
Messung läuft, bitte nicht
bewegen.

Das Produkt wird mit
Bluetooth®-Geräten gekoppelt
VOLLE BATTERIEDie Batteriestärkeanzeige bei der Messung.

SCHWACHE BATTERIEDie Batterie ist schwach, wenn dieseAnzeige blinkt.
Instabiler Blutdruck bei Bewegung während
der Messung.

Ersetzen Sie alle
Batterien durch neue,
wenn diese Anzeige
blinkt.
Wiederholen Sie die
Messung.
Bei der Messung bitte
nicht bewegen.

Die systolischen (oberen) und diastolischen(unteren) Werte sind innerhalb von 10
mmHg von einander.
Befestigen Sie die
Der Druckwert stieg beim Aufblasen nicht an. Manschette richtig undwiederholen Sie die
Die Manschette ist nicht richtig befestigt.
Messung.
PUL ANZ. FEHLER

Der Puls wird nicht richtig erkannt.
Entfernen Sie die Batterien
und drücken Sie die-Taste. Legen
Sie danach die BatterienInterner Fehler des Blutdruckmonitors.
erneut ein. Falls der Fehler
weiterhin erscheint,
wenden Sie sich an Ihren
Händler.
Entfernen Sie die
Batterien und setzen Sie
Verbindung wurde nicht richtig durchgeführt. sie wieder ein.
Versuchen Sie erneut zu
verbinden.
Wird verbunden.
Verbindung abgeschlossen.
Deutsch 7

Verwendung des Monitors
Schritt 3

Einsetzen/Wechseln der Batterien

Schritt 1

1. Den Batteriefachdeckel abnehmen.
2.

3. Den Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.
Nur Batterien des Typs LR6, R6P oder AA verwenden.

Schritt 2

ACHTUNGDie Batterien einsetzen, wie im Batteriefach dargestellt. Wenn das nicht geschieht, arbeitet
das Gerät nicht richtig.
Wenn
im Display blinkt, müssen die Batterien
durch neue ersetzt werden. Nicht alte und neue Batterien gemischt einlegen. Dadurch
kann die Batterielebensdauer verringert oder Fehlfunktionen am Gerät verursacht werden.
Ersetzen Sie die Batterien nach zwei Sekunden oder mehr nach dem Ausschalten desGeräts. Falls() auch nach dem Ersetzen derBatterien erscheint, nehmen Sie eine Blutdruckmessung vor. Das Gerät könnte dann die
neuen Batterien erkennen.
Dieerscheint nicht, wenn die Batterienverbraucht sind.
Die Batterielebensdauer ist je nach Umgebungstemperatur unterschiedlich und kann bei
niedrigen Temperaturen kürzer sein. Im Allgemeinen werden vier neue LR6-Batterien
etwa ein Jahr halten, wenn sie jeden Tag zweimal für eine Messung verwendet werden.
Die Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll.
Die Batterien können auslaufen und Fehlfunktionen verursachen.

.

Den Luftschlauch anschließen
Den Luftanschlussstecker fest in den
Luftstutzen stecken.

Luftschlauch

Luftanschlussstecker

Luftstutzen

Anschließen des Netzteils
Setzen Sie den Stecker des Netzteils
in die Gleichstrombuchse ein.
Stecker des Netzteils
Stecken Sie dann das Netzteil in eine
Gleichstrombuchse
elektrische Steckdose ein.
Verwenden Sie das vorgegebene
Netzteil. (Siehe Seite 21.)
Beim Trennen des Netzteils von der Steckdose greifen
Sie das Netzteil und ziehen es aus der Steckdose.
Beim Trennen des Netzteils vom Blutdruckmonitor greifen
Sie das Netzteil und ziehen es aus dem Messgerät.
Deutsch 8

Verwendung des Monitors
Drahtlosfunktion
ACHTUNG

Bluetooth®-Übertragung
iOS, Android
Die aktuellste Kompatibilitätsliste findet sich unter
https://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/

Auf ein Bluetooth® -Gerät ist das Bluetooth® -Logoaufgedruckt.

https://www.aandd.jp/products/medical/consumer/ble_series.html

Deutsch 9

Verwendung des Monitors
VerbindenEin Bluetooth®-Gerät muss mit einem spezifischen anderen Gerät verbunden
sein, um mit diesem Gerät zu kommunizieren. Wenn dieser Monitor von
Beginn an mit einem Empfangsgerät verbunden ist, werden die Messdaten bei
jeder durchgeführten Messung automatisch an das Empfangsgerätübertragen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verbinden
Es kann nur ein Gerät gleichzeitig mit diesem Monitor verbunden werden.
Wenn das Empfangsgerät keine Messdaten empfangen kann, versuchen Sie
erneut, die Verbindung aufzubauen.
Falls ein anderes Empfangsgerät verbunden wird, wird das erste Gerät
getrennt, um das Verbinden des neuen Geräts zu ermöglichen.
Befolgen Sie die unten genannten Schritte, um den Monitor mit einem
Bluetooth®-kompatiblen Empfangsgerät zu verbinden.
Siehe auch das Handbuch des Empfangsgeräts. Benutzen Sie bitte einen
Verbindungsassistenten, wenn einer bereitgestellt wird.
Verbinden
1.

Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Empfangsgeräts, um
es in den Verbindungsstatus zu versetzen. Platzieren Sie den Monitor bei
der Verbindung so nah wie möglich an das zu verbindende Empfangsgerät.

2.

Setzen Sie die Batterien ein oder verbinden Sie das
Netzteil wie auf Seite 8 beschrieben.
Drücken Sie die
Taste und halten Sie sie
gedrückt, bisundangezeigt werden.
Der Monitor befindet sich für etwa eine Minute in einem
Zustand, in dem er vom Empfangsgerät gefunden
werden kann.

3.
4.

5.

Verbindung hergestellt wurde.
fehlgeschlagen ist, entfernen Sie die Batterien odertrennen Sie das Netzteil und versuchen Sie erneut
die Schritte 1-3.
Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Empfangsgeräts, um
nach diesem Monitor zu suchen, ihn auszuwählen und zu verbinden.

Deutsch 10Verwendung des Monitors
Kommunikationsdistanz
Die Kommunikationsdistanz zwischen diesem Monitor und dem
Empfangsgerät ist ca. 10 m.
Diese Distanz kann sich durch die Umgebungsbedingungen reduzieren.
Überprüfen Sie also unbedingt, dass die Distanz für eine nach Abschluss der
Messung herzustellende Verbindung kurz genug ist.
Übertragen von vorübergehend gespeicherten Daten
In Fällen, in denen das Empfangsgerät keine Messdaten empfangen kann,werden die Messdaten vorübergehend im Monitorspeicher abgelegt. Die im
Speicher abgelegten Daten werden das nächste Mal, wenn eine Verbindungzum Empfangsgerät erfolgreich hergestellt wird, übertragen.
Insgesamt können 30 Messdatensätze gespeichert werden. Wenn die
Datenmenge 30 Datensätze übersteigt, werden die ältesten Daten gelöscht
und die neuen Daten gespeichert.
Die Datenmenge, die vorübergehend gespeichert werden kann, kann je
nach Anwendung variieren.
Zeit
Dieser Monitor verfügt über eine eingebaute Uhr. Datum und Uhrzeit der
Messung sind in den Messdaten enthalten.
Die eingebaute Uhr ist so entworfen, dass sie automatisch eingestellt wird,
indem sie mit der Uhr eines Empfangsgeräts synchronisiert wird. Siehetechnische Daten des Empfangsgeräts.
Dieser Monitor besitzt keine Uhr-Einstellfunktion.

Deutsch 11

Verwendung des Monitors
Die richtige Manschettengröße wählen
Die Armgröße ist auf jeder Manschette aufgedruckt.
Am Index
und richtigen Sitzbereich auf der Manschette lässt sich erkennen, ob dierichtige Manschette angebracht wird. (Siehe "Auf die Manschette gedruckte Symbole")
Wenn die Index
Punkte außerhalb des Bereichs liegen, wenden Sie sich an den den
Fachhändler um die Ersatzmanschette zu kaufen.
Die Armmanschette ist ein Verschleißgegenstand. Kaufen Sie bei Abnutzung eine neue.
Empfohlene Manschettengröße
Katalognummer
Armgröße
31 cm bis 45 cm
Große Manschette für Erwachsene
CUF-D-LA-ISO
22 cm bis 42 cm
Große Auswahl Manschette
CUF-I-ISO
23 cm bis 37 cm
Halb Große Manschette
CUF-D-MA-ISO
22 cm bis 32 cm
Manschette für Erwachsene
CUF-D-A-ISO
Armgröße: Der Umfang am Bizeps.
Hinweis: Modell UA-651BLE ist nicht für die Verwendung mit einer kleinen Manschette fürErwachsene vorgesehen.

Auf die Manschette gedruckte Symbole
SymboleFunktion / Bedeutung

Empfohlene Maßnahme
Setzen Sie die Markeauf die Arterie
des Oberarms oder in eine Linie mit
dem Ringfinger auf der Arminnenseite.

Arterienpositionsmarke
Index
Katalognummer
Passbereich der Großen Manschette fürErwachsene.
Er ist auf die Große Manschette fürErwachsene aufgedruckt.
Passbereich der Große Auswahl
Manschette.
Er ist auf die Große Auswahl Manschette
aufgedruckt.
Passbereich
der
Halb
Große
Manschette.
Er ist auf die Halb Große Manschette
aufgedruckt.
Passbereich der Manschette fürErwachsene.
Er ist auf die Manschette für Erwachsene
aufgedruckt.
Halb Große Manschette
Auswahl Manschette/

Verwenden Sie die große Manschette
fürErwachsene
anstellederGroße Manschette für Erwachsene / Halb
Große Manschette / Große Auswahl
Manschette.

Deutsch 12Verwenden
Sie
diekleineManschette
fürErwachsene
anstelle
Halb Große
Manschette/
Große
Auswahl der Manschette für Erwachsene /Halb Große Manschette / Große
Manschette
Auswahl Manschette.
Verwenden Sie die Halb Große
Manschette anstelle der Große
Große Manschette für Erwachsene
Manschette für Erwachsene.
Losnummer
Aufkleber
EG-Richtlinie

fürmedizinische

EU-Repräsentant
Hersteller
Medizinisches Gerät

Richtiger Passbereich
Large Adult cuff
Wide range cuff
Semi Large cuff
Adult cuff

Deutsch 13

Verwendung des Monitors
Anbringen der Armmanschette

1. Wickeln Sie die Manschette so um den
Oberarm, dass sie etwa 1-2 cm überder Ellenbogeninnenseite liegt, wie
dargestellt.
Setzen Sie die Manschette direkt an
die Haut, da Kleidung den Puls
abschwächen und so Messfehler
hervorrufen kann.

Den Ärmel nicht zu eng hochrollen.
Manschette
1 - 2 cm

Arterienpositionsmarke

2. Verengung des Oberarms, wie durch
Aufrollen von Ärmeln, kann genaue
Messanzeigen verhindern.
3. Bestätigen, dass die Index
Punkteinnerhalb des richtigen Passbereichsliegen.

Den Stoffverschluss fest
anbringen.
LuftschlauchIndex

und richtiger Passbereich

Richtig messen
Für genaueste Blutdruckmessung:
Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl. Legen Sie den Arm auf den Tisch.
Schlagen Sie Ihre Beine nicht übereinander. Halten Sie Ihre Füße auf dem
Boden und sitzen Sie gerade.
Entspannen Sie sich etwa fünf bis zehn Minuten vor der Messung.
Die Mitte der Manschette soll in der Höhe des Herzens platziert werden.
Halten Sie während der Messung still und bleiben Sie ruhig.
Die Messung soll nicht kurz nach körperlicher Anstrengung oder einem Bad
ausgeführt werden. Ruhen Sie sich vor der Messung 20 oder 30 Minuten langaus.
Der Blutdruck sollte möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit gemessen werden.

Messung
Während der Messung ist es normal, dass sich die Manschette eng anfühlt.
(Das ist kein Grund zur Sorge)

Nach der Messung-Taste zum Ausschalten.
Nach der Messung drücken Sie die
Nehmen Sie die Manschette ab und notieren Sie die Daten.
Hinweis: Das Gerät hat eine automatische Ausschaltfunktion, die etwa eine Minute nachEnde der Messung einsetzt.
Warten Sie mindestens drei Minuten zwischen Messungen an der gleichen
Person.
Deutsch 14Messungen
Lesen Sie "Hinweise zur richtigen Messung" auf der nächsten Seite.

Normale Messung
1.

Setzen Sie die Manschette auf den Arm (nachMöglichkeit auf den linker Arm).
Sitzen Sie während der Messung still.

2.

Die Tastedrücken.
Alle Display-Segmente werden angezeigt. Dannwird 0 (Null) angezeigt und blinkt kurz.
Dann wechselt die Anzeige, wie in derAbbildung rechts gezeigt, während die Messung
beginnt. Die Manschette wird aufgeblasen. Es
ist normal, dass sich die Manschette eng
anfühlt. Ein Druckbalken erscheint beim
Aufblasen, wie in der Abbildung rechts gezeigt.
Hinweis: Sie können den Aufblasvorgang
jederzeit stoppen, indem Sie die-Taste erneut drücken.

3.

Wenn der Aufblasvorgang beendet ist, beginnt
automatische die Deflation und die(Herzmarkierung) blinkt und zeigt an, dass die
Messung läuft. Wenn der Puls erkannt ist, blinkt
die Markierung mit jedem Pulsschlag.

Auf Herzhöhe

DrückenAlle
Display-Segmenteangezeigt

Null-Anzeige

Beginnt Aufblasen

Hinweis: Wenn kein geeigneter Druckaufgebaut werden kann, bläst das
Gerät die Manschette automatisch neu
auf.
4.

Wenn die Messung beendet ist, erscheinensystolische und diastolische Druckanzeigen und
die Pulsmessung im Display. Die Manschette
lässt die restliche Luft ausströmen und wird
vollständig entleert.

5.

Drücken Sie die
Ausschalten.

Hinweis:-Taste erneut zum

Druck wird
angelegt

Messung läuft

Systolischer Druck
Diastolischer Druck
Pulsrate

Das Modell UA-651BLE hat eine
automatische Ausschaltfunktion.
Warten Sie mindestens drei Minuten
zwischen Messungen an der
gleichen Person.

Deutsch 15

Entfernt verbleibende
Luft automatischMessungenMessung mit dem gewünschten systolischen Druck

1.

Das Modell UA-651BLE ist dafür konstruiert, automatisch den Puls zu erkennen
und die Manschette auf systolischen Druckpegel aufzublasen.
Falls es wiederholt zu einem erneuten Aufpumpen kommt oder Ihr systolischer
Blutdruck voraussichtlich 230 mmHg überschreiten wird, verwenden Sie die
folgende Methode.
Auf Herzhöhe
Setzen Sie die Manschette auf den Arm (nachMöglichkeit auf den linker Arm).
Drücken2.

Die Taste

3.

Während die Null blinkt, halten Sie die-Taste gedrückt, bis eine Zahl von 30
bis 40 mmHg über dem erwarteten systolischen
Druck erscheint.

4.

drücken.

-Taste los, um die
Lassen Sie die
Messung zu starten, wenn die gewünschte
Zahl erreicht ist. Dann fahren Sie mit der
Blutdruckmessung fort, wie auf derVorseite beschrieben.

HaltenWird aufgeblasen
Lassen losGewünschte Druck
Messung siehe Vorseite

Hinweise zur richtigen Messung
Sitzen Sie in einer komfortablen Position. Legen Sie Ihren Arm auf den Tisch, mit
Ihrer Handfläche nach oben und der Manschette auf derselben Höhe wie Ihr Herz.
Entspannen Sie sich etwa fünf bis zehn Minuten vor der Messung. Wenn Sie
aufgeregt oder durch emotionalen Stress deprimiert sind, schlägt sich solcher
Stress in der Messung als höherer (oder niedrigerer) Blutdruck als normal
nieder, und der gemessene Puls ist schneller als normal.
Der Blutdruck eines Menschen verändert sich ständig, je nachdem, was Sie
gerade tun und was Sie gegessen haben. Auch Getränke haben einen großenund schnellen Effekt auf Ihren Blutdruck.
Das Messung des Gerätes basiert auf dem Herzschlag. Wenn Sie einen sehrschwachen oder unregelmäßigen Herzschlag haben, kann das Gerät
Schwierigkeiten bei der Bestimmung Ihres Blutdrucks haben.
Sollte das Gerät einen anormalen Zustand erkennen, stoppt es die Messung
und zeigt ein Fehlersymbol an. Beschreibung der Symbole siehe Seite 7.
Dieser Blutdruckmonitor ist zur Verwendung durch Erwachsene gedacht.
Lassen Sie sich von einem Arzt beraten, bevor Sie das Gerät bei einem Kind
verwenden. Ein Kind darf dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
Die Leistung dieses automatischen Blutdruckmessgeräts kann durch extreme
Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder Höhe beeinträchtigt werden.

Deutsch 16

Was ist die IHB-Anzeige?
Wenn der Monitor einen unregelmäßigen Rhythmus während der Messungenentdeckt, erscheint die IHB-Anzeige auf dem Display mit den Messwerten.
Hinweis: Wir empfehlen, Ihren Arzt aufzusuchen, wenn Sie diese
IHB-Anzeige häufig sehen.

Druckbalkenanzeige
Die Anzeige überwacht die Entwicklung des Drucks während der Messung.
Druck wird angelegt

Luft wird abgelassen

Wird aufgeblasen

Messung läuft
Aufblasen fertig

Deutsch 17Über den Blutdruck
Was ist Blutdruck?
Blutdruck ist die Kraft, die das Blut gegen die Wände der Arterien ausübt. Der
systolische Druck tritt beim Zusammenziehen des Herzens auf. Der diastolische
Druck tritt beim Ausdehnen des Herzens auf. Blutdruck wird in Millimeter
Quecksilbersäule (mmHg) gemessen. Der natürliche Blutdruck eines Menschen
wird durch den fundamentalen Druck dargestellt, der morgens nach dem
Aufwachen und vor dem Frühstück gemessen wird.

Was ist Bluthochdruck und wie lässt er sich in den Griff
bekommen?
Bluthochdruck, ein anormal hoher arterieller Blutdruck, kann bei Nichtbehandlungzu zahlreichen Gesundheitsproblemen einschließlich Schlaganfall und Herzschlag
führen. Bluthochdruck lässt sich durch einen gesunden Lebensstil und mit
Medikation unter ärztlicher Aufsicht in den Griff bekommen.
Folgende Verhaltensweisen tragen zur Verhinderung von Bluthochdruck bei:
Nicht rauchen
Regelmäßige körperliche Betätigung
Weniger Salz und Fett essen
Regelmäßige Arztbesuche
Richtiges Körpergewicht bewahren

Warum den Blutdruck zu Hause messen?
Blutdruckmessung in einem Krankenhaus oder beim Arzt kann zu Nervosität unddamit zu erhöhten Werten führen, die 25 bis 30 mmHg höher als bei Messung zu
Hause sein können. Messung zu Hause verringert äußere Einflüsse auf die
Blutdruckmessung, ergänzt die Messungen beim Arzt und trägt zu einem
genaueren, kompletteren Bild der Blutdrucksituation des Patienten bei.

Blutdruck-Klassifikation der WHO
Standards zur Bewertunghohen Blutdrucks unabhängig
vom Alter wurden von der
Weltgesundheitsorganisation(WHO) aufgestellt, wie in derTabelle rechts gezeigt.

Referenzmaterial: Journal of Hypertension 1999, Ausgabe 17 Nr. 2
Grad 3 Bluthochdruck (stark)
Grad 2 Bluthochdruck (moderat)

Grad 1 Bluthochdruck (leicht)

Blutdruck-Variationen

Hoch-normal

Der Blutdruck einer Person
schwankt bedeutend auf täglicher
und saisonaler Basis. Er kann je
Systolischer Blutdrucknach Bedingung im Laufe desTages um bis zu 30 bis 50 mmHg schwanken. Bei Personen mit Neigung zu
Bluthochdruck können die Schwankungen noch größer sein. Normalerweise steigt
der Blutdruck während der Arbeit oder bei Freizeitbetätigung an und sinkt während
des Schlafs auf den niedrigsten Wert ab. Lassen Sie sich deshalb von den
Ergebnissen einer einzelnen Messung nicht beunruhigen.
Deutsch 18Führen Sie Messungen zur gleichen Zeit anjedem Tag wie in dieser Anleitung
beschrieben aus, um Ihren normalen
Blutdruck kennenzulernen. Regelmäßige
Ablesungen geben ein umfassenders Bild
der Blutdrucksituation. Notieren Sie bei der
Blutdruckmessung das Datum und die
Uhrzeit. Wenden Sie sich zur Beurteilung
Ihrer Blutdruckdaten an Ihren Arzt.

Typische Fluktuation innerhalb eines Tages(alle 5 Minuten gemessen)
SystolischDiastolischNachmittags

SchlafVormittags

Störungssuche
Problem
Beim Einschalten
erscheint keine
Anzeige.

Die Manschette
wird nicht
aufgeblasen.

Das Gerät misst
nicht.
Die
Messergebnissesind zu hoch oderzu niedrig.

AndereMöglicher Grund
Die Batterien sind erschöpft.
Die Batterieklemmen sind in
falscher Position.
Zu niedrige
Batteriespannung.
Die (SCHWACHEBATTERIE-Markierung)blinkt. Die Markierung)erscheint nicht, wenn die
Batterien verbraucht sind.
Die Manschette ist nicht
richtig befestigt.
Sie haben bei der Messung
den Körper oder Arm bewegt.
Die Manschettenposition ist
nicht richtig.

Der Wert unterscheidet sichvon dem im Krankenhausoder beim Arzt gemessenen.

Empfohlene Maßnahme
Ersetzen Sie alle Batterien durch neue.
Die Batterien mit richtiger Ausrichtung
von Plus- und Minuspol entsprechend
den Symbolen im Batteriefach
einlegen.

Ersetzen Sie alle Batterien durch neue.

Die Manschette richtig befestigen.
Bei der Messung immer ganz stillsitzen.
Sitzen Sie bequem und ruhig.
Legen Sie Ihren Arm auf den Tisch, mit
Ihrer Handfläche nach oben und derManschette auf derselben Höhe wie Ihr
Herz.
Wenn Sie einen sehr schwachen oderunregelmäßigen Herzschlag haben,kann das Gerät Schwierigkeiten bei derBestimmung Ihres Blutdrucks haben.
Siehe "Warum den Blutdruck zu Hause
messen?"Die Batterien entnehmen. Die Batterienwieder richtig einsetzen und die
Messung wiederholen.

Hinweis: Wenn die obigen Maßnahmen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an den
Fachhändler. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen oder zu reparieren;
dadurch wird die Produktgarantie hinfällig.

Deutsch 19

Wartung
Das Gerät nicht öffnen. Es enthält empfindliche elektrische Komponenten undeine komplizierte Lufteinheit, die beschädigt werden könnten. Wenn Sie das
Problem nicht mit den Maßnahmen zur Störungssuche beheben können,
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an eine
A&D-Kundendienstvertretung. Die A&D-Kundendienstvertretung bietet
Vertragshändlern technische Information, Ersatzteile und Neugeräte.
Das Gerät wurde für eine lange Lebensdauer entworfen und hergestellt. Es
wird aber grundsätzlich empfohlen, den Monitor etwa alle 2 Jahre kontrollierenzu lassen, um richtige Funktion und Genauigkeit sicherzustellen.
Wenden Sie sich zur Wartung an Ihren Fachändler oder eine
A&D-Kundendienstvertretung.

Technische Daten
Typ
MessungsmethodeMessbereich

Messungsgenauigkeit
Stromversorgung

Klassifikation

Klinischer Test

EMD
Drahtlose Datenübertragung

UA-651BLE
Oszillometrische Messung
Druck:
20 - 280 mmHg
Systolischer Druck: 60 - 279 mmHg
Diastolischer Druck: 40 - 200 mmHg
Puls:
40 - 200 Schläge/Minute
Druck:±3 mmHgPuls:±5%
4 x 1,5 V Batterien (LR6, R6P oder AA) oder
Netzteil (TB-23) (Nicht mitgeliefert)
Etwa 700 Messungen LR6 (Alkalibatterien)
Etwa 200 Messungen R6P (Mangan-Batterien)
Mit einem Druckwert von 180 mmHg bei
Zimmertemperatur von 23°C
ME Gerät mit Interner Stromversorgung (durch
Batterien) /Klasse II (durch Netzteil)
Kontinuierliche Arbeitsweise Modus
Entsprechend ISO81060-2 2013
In der klinischen Validierungsstudie wurde K5 bei
85 Probanden zur Bestimmung des diastolischen
Blutdrucks eingesetzt.
IEC 60601-1-2: 2014
Bluetooth® Ver.5.1LE BLP
Frequenzbereich: 2402 MHz bis 2480 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: <10 dBm
Modulation:GFSK
Unterstützte Daten: Systolischer Druck,
diastolischer Druck, Pulsfrequenz
Kommunikationsreichweite: ca. 10 m (diese
Reichweite wird durch die
Deutsch 20

Umgebungsbedingungen verringert)
Gekoppelte Geräte: 1 Gerät+10 bis +40 °C / 15 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit/
800 bis 1060 hPa-20 bis +60 °C / 10 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit/
700 bis 1060 hPa
Ca. 96 [B] x 68 [H] x 130 [T] mm
Ca. 250 g, ohne Batterien
Manschette Typ BF
Gerät: 5 Jahre (bei sechsmaliger Verwendung täglich)
Manschette: 2 Jahre (bei sechsmaliger Verwendung

Betriebsbedingung

Abmessungen
Gewicht
AnwendungsteilLebensdauer

Zugehöriges Netzteil

TB-233C

Netzteil: 5 Jahre (bei sechsmaliger Verwendung
täglich)Gerät: IP20
Das Netzteil dient zum Anschließen desBlutdruckmonitors an eine Stromquelle zu Hause.

Wenden Sie sich zum Erwerb an einen
A&D-Händler vor Ort.
Das Netzteil muss regelmäßig untersucht oderersetzt werden.
Auf dem Netzteil abgedruckte Symboler
SymboleFunktion / Bedeutung
Nur für den Gebrauch in Innenräumen
geeignet
Gerät der Klasse II
Thermosicherung
Sicherung
Kennzeichnung für ein Produkt gemäß
EG-Richtlinie
Kennzeichnung für ein Produkt gemäß
EAC-Zertifizierung
Polarität des Netzteilsteckers

Separat erhältliches Zubehör
Manschette
Katalognummer
CUF-D-LA-ISO
CUF-I-ISO
CUF-D-MA-ISO
CUF-D-A-ISO

Empfohlene Manschettengröße
Große Manschette für Erwachsene
Große Auswahl Manschette
Halb Große Manschette
Manschette für ErwachseneNetzteil
Catalog Number
TB-233C

SteckerTyp C

Deutsch 21

Armgröße
31 cm bis 45 cm
22 cm bis 42 cm
23 cm bis 37 cm
22 cm bis 32 cm

Hinweis:Änderungen bleiben ohne Ankündigung vorbehalten.
IP-Klassifizierung beschreibt die Schutzgrade, die Gehäuse gemäß IEC
60529 bieten. Dieses Gerät ist gegen feste Fremdkörper mit einem
Durchmesser von 12 mm und größer, wie beispielsweise einen Finger,geschützt. Dieses Gerät ist nicht gegen Wasser geschützt.

Deutsch 22

1-243 Asahi , Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111
Fax: [81] (48) 593-1119

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS

A&D INSTRUMENTS LIMITED
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

OX14 1DY United Kingdom

A&D ENGINEERING, INC.
1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333
Fax: [1] (408)263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

.

.

( )

6 33 ()
817( 817, Manhattan Bldg., 33. Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul,: [82] (2) 780-4101: [82] (2) 782-4264

OOO A&D RUS

OOO "

07331
07331 Korea )"( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )
[7] (495) 937-33-44[7] (495) 937-55-66

A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd
855
32 CD
200120(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road, Pudong New Area, Shanghai, China: [86] (21) 3393-2340: [86] (21) 3393-2347

200120)A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
509, Udyog Vihar, Phase­ , Gurgaon ­ 122 016, Haryana, India
Telephone: 91­124­4715555
Fax: 91­124­4715599

A&D Instruments Canada
6695 Millcreek Drive, Unit 6, Mississauga, ON L5N 5R8, Canada
Telephone: [1](905) 814-6350
Fax: [1](905) 814-6355

0123