ES series

原点回帰

ES

Easy Station

エントリーモデルに必要な全ての基本機能を網羅。
・新方式のEDM を採用
・LongLinkデータコミュニケーション
・信頼の測角システム
・世界最長の連続使用時間36時間!
・堅牢ボディーと徹底したユーザーフレンドリーデザイン

TSshield

あなたのTSを守る新しいソリューション

エントリーモデルに必要な全ての基
TSshield

信頼の測角性能LongLinkコミュニケーション

信頼の測距性能

ユーザーフレンドリーデザイン

36時間
バッテリー

新方式のEDMを採用
位相差方式で素早くピンポイントに、そして正確にこれからのトータルステーションはノンプリズムがスタンダード
・測距光のスポット径を更に小さく、測距誤差を最小限に。
・浅い入射角でも確実に測定。
・明るいポインターで視準性向上。
・測定対象を問わず高速測距。プリズム使用時はさらにハイスピード。
・反射シートの測距でも精度を保証。
・ノンプリ測距30cmで精度保証を実現（世界最短*）。
*2013年1月現在。弊社調べ。

超小径スポット測距は、壁の角や入射角が浅くなる路上のマンホール、送電線などを高い精度で直接測定できるうえ、格子状や網状のフェンス越しの測定にも圧倒的に有利。

ES

基本機能を網羅。

Easy Station

LongLinkデータコミュニケーション
・Bluetooth クラス1 で長距離通信。
・プリズム側に観測技術者、ES の作業者は視準するだけという素早く効率的な現況測量を可能に。

無線システム

RS-1B
データコレクタES

FC-250信頼の測角システム
・先進のデジタル技術を駆使した、信頼の測角システム。
・広範囲をカバーする 2 軸自動補正機構で、不整地の観測も安心。
・操作つまみに固定 / 微動方式を採用し、高精度で安定した測角を実現。

世界最長*の連続使用時間36時間!
・徹底した省電力設計と大容量バッテリーを採用。
・１つで約 36 時間以上と予備バッテリーのいらない安心の長時間駆動。
7h

7h

7h

7h

7h

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

1Week
Operations!

*2013年1月現在。弊社調べ。

堅牢ボディーと徹底したユーザーフレンドリーデザイン
強靭な耐環境性能
・防塵防水性能 JIS 保護等級 IP66。
・標準の使用温度範囲は -20〜+60℃。
・寒冷地モデルなら -30℃まで*、使用可能。
* 寒冷地モデルは受注生産でご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。

データコレクタFC-250用ソフトウェア■基本観測
対回・単角観測、測設・検測、交点・面積計算、面積分割■簡易横断（基本観測に追加可能）
簡易横断測量■監督さん.V
中心杭・幅杭計算、横断・丁張、測設・新設点設置、TS出来形観測
TSを用いた出来形管理要領（土工編／舗装工事編）及びTSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準（案）（Ver4.1/4.0）に対応●データコレクタFC-250用ソフトウェア 監督さん.V

卓越したユーザーインターフェース■USBメモリー対応
・USB Type Aスロットを搭載し、USBメモリーに対応。
・標準付属のUSBメモリーなら、挿入した状態でもカバーが閉まるため、耐環境性能IP66を保持。
■操作パネルとキーボード・文字入力も可能な10キーボードを両面に配置*。
・エントリーメニューを呼び出すスターキー［★］を搭載。
・側板部には、望遠鏡から目を離さずに測定できるトリガーキーを新たに搭載。
・キートップの文字が読める、透過型バックライトをキーボードに搭載し、夜間やトンネル内でも快適に操作。
*ES-107Fは片側配置。

USB TypeAスロット

新型操作パネル

トリガーキー■ガイドライト・視認範囲1.3〜150mと、広範囲をカバーするガイドライトを標準搭載。
・1つの照射口から緑と赤2つの光を発光し、近距離でも簡単かつ正確に望遠鏡の視準方向を特定。

ES仕様

TSshield

製品名ES-103

国土地理院 測量機種登録

2級Aトータルステーション

3級トータルステーション

倍率 ／ 分解力

30x / 2.5"

30x / 3.5"その他

全長：171mm、対物有効径：45mm(EDM部：48mm）、像：正像、視野1°30 ′ES-105/105F

ES-107F

望遠鏡（26m/1,000m）、最短合焦距離：1.3m、十字線照明装置：輝度調節：5段階
測角部
最小表示

1" / 5"5" / 10"10" / 20"

精度*13"

5"7"

2軸自動補正機構 / コリメーション補正

液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' ／ 補正あり / なし

測距部
レーザー出力*2

ノンプリズムモード：クラス3R ／ 反射シート・反射プリズムモード：クラス1

測定可能範囲ノンプリズム*4（気象条件

反射シートターゲット*5*6 RS90N-K：1.3 〜 500m、RS50N-K：1.3 〜 300m、RS10N-K：1.3 〜 100m
ミニ反射プリズム通常時*3）

あなたのTSを守る新しいソリューション

0.3 〜 500m
1.3 〜 500m

1素子反射プリズム

1.3 〜 4,000m（気象条件良好時*7：5,000m）

3素子反射プリズム〜 5,000m（気象条件良好時*7：6,000m）(3＋2ppmxD) mm*9

世界初*のサポートシステムを実現！

最小表示

これからのトータルステーションには、世界初のユーザーサポートシステムを採用。新たに搭載された多機能通信モジュールにより、サーバーへ蓄積された製品情報を元にしたお客様への確実で迅速なサポートを実現します。

精度*3 *8

ノンプリズム時*4（精密測定）

反射シートターゲット使用時*5 (3 + 2ppm x D) mm

0.001m（トラッキング測定時：0.01m）

反射プリズム使用時
測距時間*10

精密測定：0.9秒以下（初回 1.7秒以下）、高速測定：0.7秒以下（初回 1.4秒以下）、トラッキング測定：0.3秒以下（初回1.4秒以下）

操作部・データ記録・通信部
操作パネル*2013年1月現在。弊社調べ。

(2 +2ppm x D) mm

TSshieldの登録は無料*

ディスプレー

漢字・グラフィック対応ドットマトリックスLCD（192×80ドット）、バックライト/コントラスト調整機能付き

キーボード

25キー、バックライト付き

配置

正反両側配置

片側（正側）配置

TSshieldの機能を利用する場合、登録や通信に関しての費用は一切かかりません*。安心してサービスを受けることができます。

トリガーキー

カレンダークロック機能

カレンダー（年月日）、時計（時分秒）機能*3年間は無償。ご登録後3年が経過いたしますと、料金体系の見直しがございます。

インターフェース

RS-232C規格準拠、USB2.0（Type A、USBメモリーのみ）*11

Bluetooth無線機能Ver.2.1+EDR準拠、送信出力：クラス1、最大通信距離：約300m*12あり（側板部）

データ記憶装置 内部メモリー対応外部メモリー

約10,000点
USBフラッシュメモリー（8GBまで）

諸般

詳細につきましては、HP及びカタログをご覧下さい。

ガイドライト*13

クラス1LED（赤626ｎｍ / 緑524nm）、視認可能範囲：1.3 〜 150m、中心エリア視認幅：4'（0.12m/100m）

レーザー照準機能 *13ON（5分で自動OFF） / OFF 選択可

レベル検出装置 電子気泡管（グラフィック） 6'/内円上
円形気泡管（整準台部） 10' / 2mm
求心望遠鏡

正像、倍率3x、最短合焦距離0.3m（底板より）

整準台

着脱式

防塵・防水性能 / 使用温度範囲*14

IP66（JIS C0920：2003）準拠 / -20〜 +60℃

寸法（突起物含まず）

191（W）×181（D）×348（H）mm

機械高192.5mm（整準台取付面より）着脱式 / センタリング式

センタリング式191(W）×174（D）×348（H）mm

236mm+5/-3mm（着脱式：整準台底面より、センタリング式：三脚取付面より）
質量（整準台、バッテリー含む）

約5.6kg（着脱式）/約5.7kg（センタリング式）

電源
着脱式バッテリー BDC70

充電式Li-ion電池

連続使用時間(20℃） BDC70

約36時間：測距測角（30秒ごとに精密単回測定）

プログラム

標準構成品

標準搭載

●REM測定 ●三次元座標測定 ●後方交会 ●杭打ち測定 ●放射観測 ●対回観測・ES 本体 ・バッテリー（BDC70） ・充電器（CDC68A）
・電源ケーブル (EDC113) ・レンズキャップ
・レンズフード ・工具袋 ・ドライバー ・レンズ刷毛・調整ピン ×2 ・ワイピングクロス ・簡易取扱説明書
・USB メモリー（取扱説明書） ・レーザー警告標識
・格納ケース ・背負いベルト●オフセット測定 ●対辺測定 ●面積測定 ●路線計算 ●交点計算 ●Point to line

トプコンでは安心して商品をご使用いただける
よう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています（有償）。TOPCONMASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

商品に関するお問い合わせ

トプコン測量機器コールセンター
ホームページ※ 製品のディスプレイ画面はハメコミ合成です。
※ Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc.,U.S.A.が所有する商標です。
※ その他カタログ記載の製品名称は各社の商標または登録商標です。

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00〜17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）

http://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ・カンパニー TS営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2521 FAX (03)3960-4214

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671
札幌営業所
大阪営業所

仙台営業所
福岡営業所

東京営業所
開発営業部

● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命はFAX (03)5994-0672

名古屋営業所
3D計測営業部〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491

FAX (03)3969-0275

C 2014

Printed in Japan 2014 03-100 P-181-1