PC0-0943

ポータブルガスモニター

付属品❶ リチウムイオン充電池ユニットと充電用ACアダプター①②❷ 乾電池ユニットと単3形アルカリ乾電池（3本）またはMODEL※1❸ ガス採集棒とガス採集チューブ❹ フィルター管と中継チューブ③❺ フィルター管固定ベルト

RX-8000／RX-8500／RX-8700

Japan Ex
（防爆構造電気機械器具型式検定）
合格品
ATEX（欧州防爆機器指令）
防爆検定合格品
IECEx（IEC防爆電気機器規格適合試験）
合格品
MED（舶用機器指令）適合品
CE marking適合品
UKCA marking適合品
JG（国土交通省）型式承認合格品④❻ 肩掛けベルト※2❼ CO2除去フィルターと固定ベルト

RX-8000※1 RX-8000のみ標準の電池仕様を選択可能。

⑤RX-8500・RX-8700⑥⑦※2 RX-8500のみ付属。

オプション（別売品）
本体 、交換用バッテリー 、サンプリングチューブ等をまとめて収納でき持運びに便利。

大型で大容量の船用アルミトランクケースもラインナップ。

アルミトランクケース

船用予備品箱ウォータートラップ

浮子付サンプリングチューブ（30m）

各種フィルター類（メンテナンス交換用）

本

社

肩掛けベルトと腰ベルトを使用する事でハンズフリーとなり移動や作業がスムーズに。

データロガ用マネジメントプログラム

腰ベルト及び腰ベルト固定具

RX-8000用キャリングケース

錘付サンプリングチューブ（30m）

保護フィルム● リチウムイオン充電池ユニット●脱脂綿● 充電用ACアダプター● デマンドフローバルブ● 乾電池ユニット● 各種スパンガス缶● 単3形アルカリ乾電池（3本）● ガス袋セット● 採集棒ホルダー● H2S用校正ガスセット（CK-82）【測定測定対象ガス】
対象ガス】※RX-8000のみ◆RX-8000
HC or CH4：0～100.0%LEL/～100.0vol%O2 ：0～25.0vol%（サービスレンジ 25.1～40.0vol%）0570－001939◆RX-8500
CH4：0～100.0%LEL/5～100.0vol%O2 ：0～25.0vol%（サービスレンジ 25.1～40.0vol%）CO ：0～1000ppm
CO2：0～20.0vol%

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966－1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966－1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454－5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375－1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65－1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722－7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215－2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598－5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497－6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642－5 3 1 4 ㈹浜松 ☎（053）
437－9 4 2 1 ㈹

名 古
四 日
金大神
水広福熊大屋 ☎（052）822－1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333－7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）
240－7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350－5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261－3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446－2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875－4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692－1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273－9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523－3 8 1 1 ㈹◆RX-8700
HC ：0～100.0%LEL/2～100.0vol%O2 ：0～25.0vol%（サービスレンジ 25.1～40.0vol%）H2S：低濃度測定モード 0～30.0ppm（サービスレンジ 30.5～100.0ppm）※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

高濃度測定モード 0～1,000ppm
PC0-0943-230710 S

特長仕様

RX-8000

可燃性ガス（HCまたはCH4）を低濃度から高濃度まで測定可能

使い易いオートレンジ切替式で、測定した可燃性ガス濃度が100%LELを超えると、自動的にvol%レンジに切り替わります。

イナートガス中、N2中でもHC/CH4の高精度測定が可能
測 定 対 象 ガ ス

イナートガス中やN２中でも高精度を維持する赤外線式センサを搭載

測定

原

理

可燃性ガス（HC※1 または CH4）

酸素（O2）

非分散型赤外線式

隔膜ガルバニ電池式

測定時に酸素濃度が影響しない赤外線式可燃性ガスセンサを採用。
さらに、高い選択性を持ち、共存ガスや水蒸気等の干渉をほとんど受けません。

測 定 範 囲（サービスレンジ）

0〜100.0%LEL / 〜100.0vol%※20〜25.0vol%（25.1〜40.0vol%）1 デ ジ ッ ト

0.5%LEL（0〜100.0%LEL）/ 0.5vol%（〜100.0vol%）0.1vol%

本質安全防爆構造

測方式
示

LCDデジタル（７セグメント＋記号＋バーメーター）

障警報

システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下/時計異常表

防爆等級Ex ia ⅡC T4 Xを取得しているため、0種危険場所の測定も可能。保護等級IP67相当。

故SOLAS条約の改正に対応

電故障警報表示

改正SOLAS条約により、搭載が求められるポータブルガスモニターの要求事項を満たしています。と酸素（O2）を同時測定可能 ②本質安全防爆構造 ③連続使用時間10時間以上①可燃性ガス（HCまたはCH4）

用途源※3

リチウムイオン電池ユニット：約15時間（満充電時、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約10時間（新品乾電池、25℃、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと）

形

寸質

ガスフリー時＆タンククリーニング
作業前の安全確保

陸上で法

約154（W） 81（H） 127（D）mm（突起部は除く）

量

約1.1kg （リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.0kg （乾電池ユニット使用時）

保護等級

IP67相当防爆

構

造

本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 X 、IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga 、ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga

各種

認機

RX-8500

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池 3本）

連 続 使 用 時 間

外ガス設備におけるガス置換作業時の濃度確認

ポンプ吸引式（吸引流量：0.75L / min 以上）

定証

JG、MED、CE/UKCA marking

能※4

LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示、ポンプ停止

LNG船内のあらゆるオペレーションに1台で対応可能
測定対象ガス

可燃性ガス （CH4）

酸素（O2）

一酸化炭素（CO）

二酸化炭素（CO2）測理

非分散型赤外線式

隔膜ガルバニ電池式

定電位電解式

非分散型赤外線式

測 定 範 囲（サービスレンジ）

0〜100.0%LEL /5〜100.0vol%※2

0〜25.0vol%（25.1〜40.0vol%）0〜1000ppm

0〜20.0vol%

1 デ ジ ッ ト

0.5%LEL（0〜100.0%LEL）
0.5vol%（5.0〜100.0vol%）1ppm

0.01vol%（0〜2.00vol%）0.05vol%（2.00〜5.00vol%）0.1vol%（5.00〜20.0vol%）

測定定原

方表
故障

警

ポンプ吸引式

式

HC CH4

O2

HC CH4O2LCDデジタル（７セグメント＋記号＋バーメーター）

報システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下/時計異常源※3

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
リチウムイオン電池ユニット：約15時間（満充電時、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約8時間 （新品乾電池、25℃、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと）

形寸

質

バラストタンク内の各種
ガス濃度測定法約154（W） 81（H） 163（D）mm（突起部は除く）

量

約1.2kg （リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.1kg （乾電池ユニット使用時）

保護

等級

IP67相当防爆

構

造

本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 X 、IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga 、ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga

各種

認機

RX-8700

証

JG、MED、CE/UKCA marking

能※4

LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示、ポンプ停止

高濃度H2S測定が可能！
（ワンプッシュで測定モード切替可能）
可燃性ガス（HC）※1酸素（O2）理

非分散型赤外線式

隔膜ガルバニ電池式

測 定 範 囲（サービスレンジ）

0〜100.0%LEL /2〜100.0vol%※2

0〜25.0vol%（25.1〜40.0vol%）【低濃度】0〜30.0ppm（30.5〜100.0ppm）【高濃度】0〜1000ppm

1 デ ジ ッ ト

0.5%LEL（0〜100.0%LEL）
0.5vol%（5.0〜100.0vol%）0.1vol%0.5ppm1ppm

測定対象ガス
測

船舶内で

測定定

原

方表
故HC CH4

障警

電O2

HC

ポンプ吸引式 （吸引流量：0.75L / min 以上）
LCDデジタル（７セグメント＋記号＋バーメーター）

報システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下/時計異常源※3

使用温湿度範囲

CH4

H2S[ HC、ＣＨ4、O2 ]● 修繕時のタンク内残留ガス濃度測定[ ＣO2、CO ]● 閉囲区画侵入前の安全確認[ H2Ｓ、O2 ]寸質保● イナートガス発生装置の能力管理

形
護等

定電位電解式示

連 続 使 用 時 間

外硫化水素（H2S）

式

故障警報表示O2 CO2 H2S〔オプション〕
リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池 3本）

連 続 使 用 時 間

外カーゴタンク内の各種ガス濃度測定（吸引流量：0.75L / min 以上）示

故障警報表示電0.1vol%

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池 3本）〔オプション〕
リチウムイオン電池ユニット：約15時間（満充電時、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約8時間 （新品乾電池、25℃、無警報、無照明時）-20〜+50℃（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと）

法

約154（W） 81（H） 163（D）mm（突起部は除く）

量

約1.3kg （リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.2kg （乾電池ユニット使用時）級

IP67相当本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 X 、IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga 、ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga

防爆構造各種認証

JG、MED、CE/UKCA marking

能※4

LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示、ポンプ停止機※1 H Cの校 正ガスはイソブタンです。
校 正ガス以 外のガスを測 定する場 合には、
弊 社営 業部までお問い合わせ下さい。※2 本 器は自動で測 定レンジを切り替えます。測 定した可燃 性ガス濃 度が10 0 % L E Lを超えると、自動的にvol%レンジに切り替わります。※3 RX-8500、RX-8700の標準仕様はリチウムイオン電池仕様です。
乾電池仕様はオプションとなります。
また乾電池仕様をご使用の際には、防爆性能要件を満たす為に、防 爆 構 造 電 気 機 械 器 具 型 式 検 定 合 格 証に記 載の乾 電 池をご使 用 下さい。※4 ガス警 報 機 能（オプション）
をご使 用になる場 合は、弊 社営 業部までお問い合わせ下さい。

特長仕様

RX-8000

可燃性ガス（HCまたはCH4）を低濃度から高濃度まで測定可能

使い易いオートレンジ切替式で、測定した可燃性ガス濃度が100%LELを超えると、自動的にvol%レンジに切り替わります。

イナートガス中、N2中でもHC/CH4の高精度測定が可能
測 定 対 象 ガ ス

イナートガス中やN２中でも高精度を維持する赤外線式センサを搭載

測定

原理

可燃性ガス（HC※1 または CH4）

酸素（O2）

非分散型赤外線式

隔膜ガルバニ電池式

測定時に酸素濃度が影響しない赤外線式可燃性ガスセンサを採用。
さらに、高い選択性を持ち、共存ガスや水蒸気等の干渉をほとんど受けません。

測 定 範 囲（サービスレンジ）

0〜100.0%LEL / 〜100.0vol%※2

0〜25.0vol%（25.1〜40.0vol%）1 デ ジ ッ ト

0.5%LEL（0〜100.0%LEL）/ 0.5vol%（〜100.0vol%）0.1vol%

本質安全防爆構造

測方式
示

LCDデジタル（７セグメント＋記号＋バーメーター）

障警報

システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下/時計異常表

防爆等級Ex ia ⅡC T4 Xを取得しているため、0種危険場所の測定も可能。保護等級IP67相当。

故SOLAS条約の改正に対応

電故障警報表示

改正SOLAS条約により、搭載が求められるポータブルガスモニターの要求事項を満たしています。と酸素（O2）を同時測定可能 ②本質安全防爆構造 ③連続使用時間10時間以上①可燃性ガス（HCまたはCH4）

用途源※3

リチウムイオン電池ユニット：約15時間（満充電時、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約10時間（新品乾電池、25℃、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと）

形

寸質

ガスフリー時＆タンククリーニング
作業前の安全確保

陸上で法

約154（W） 81（H） 127（D）mm（突起部は除く）

量約1.1kg （リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.0kg （乾電池ユニット使用時）

保護等級

IP67相当防爆構

造

本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 X 、IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga 、ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga

各種

認機

RX-8500

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池 3本）

連 続 使 用 時 間

外ガス設備におけるガス置換作業時の濃度確認

ポンプ吸引式（吸引流量：0.75L / min 以上）

定証

JG、MED、CE/UKCA marking

能※4

LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示、ポンプ停止

LNG船内のあらゆるオペレーションに1台で対応可能
測定対象ガス

可燃性ガス （CH4）

酸素（O2）

一酸化炭素（CO）

二酸化炭素（CO2）測理

非分散型赤外線式

隔膜ガルバニ電池式

定電位電解式

非分散型赤外線式

測 定 範 囲（サービスレンジ）

0〜100.0%LEL /5〜100.0vol%※2

0〜25.0vol%（25.1〜40.0vol%）0〜1000ppm

0〜20.0vol%

1 デ ジ ッ ト

0.5%LEL（0〜100.0%LEL）
0.5vol%（5.0〜100.0vol%）1ppm

0.01vol%（0〜2.00vol%）0.05vol%（2.00〜5.00vol%）0.1vol%（5.00〜20.0vol%）

測定定原

方表
故障

警

ポンプ吸引式式

HC CH4

O2

HC CH4O2

LCDデジタル（７セグメント＋記号＋バーメーター）

報システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下/時計異常源※3

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
リチウムイオン電池ユニット：約15時間（満充電時、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約8時間 （新品乾電池、25℃、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと）

形

寸質

バラストタンク内の各種
ガス濃度測定法約154（W） 81（H） 163（D）mm（突起部は除く）

量約1.2kg （リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.1kg （乾電池ユニット使用時）

保護等級

IP67相当防爆構

造

本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 X 、IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga 、ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga

各

種

認機

RX-8700

証

JG、MED、CE/UKCA marking

能※4

LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示、ポンプ停止

高濃度H2S測定が可能！
（ワンプッシュで測定モード切替可能）
可燃性ガス（HC）※1

酸素（O2）

理

非分散型赤外線式

隔膜ガルバニ電池式

測 定 範 囲（サービスレンジ）

0〜100.0%LEL /2〜100.0vol%※2

0〜25.0vol%（25.1〜40.0vol%）【低濃度】0〜30.0ppm（30.5〜100.0ppm）【高濃度】0〜1000ppm

1 デ ジ ッ ト

0.5%LEL（0〜100.0%LEL）
0.5vol%（5.0〜100.0vol%）0.1vol%0.5ppm1ppm

測定対象ガス
測

船舶内で

測定

定原方表
故HC CH4

障警

電O2

HC

ポンプ吸引式 （吸引流量：0.75L / min 以上）
LCDデジタル（７セグメント＋記号＋バーメーター）

報システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下/時計異常源※3

使用温湿度範囲

CH4

H2S[ HC、ＣＨ4、O2 ]● 修繕時のタンク内残留ガス濃度測定[ ＣO2、CO ]● 閉囲区画侵入前の安全確認[ H2Ｓ、O2 ]寸質保● イナートガス発生装置の能力管理

形護等

定電位電解式示

連 続 使 用 時 間

外硫化水素（H2S）

式

故障警報表示O2 CO2 H2S〔オプション〕
リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池 3本）

連 続 使 用 時 間

外カーゴタンク内の各種ガス濃度測定（吸引流量：0.75L / min 以上）示

故障警報表示電0.1vol%

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池 3本）〔オプション〕
リチウムイオン電池ユニット：約15時間（満充電時、25℃、無警報、無照明時）
乾電池ユニット：約8時間 （新品乾電池、25℃、無警報、無照明時）-20〜+50℃（急変なきこと）、95%RH以下（結露なきこと）

法

約154（W） 81（H） 163（D）mm（突起部は除く）

量

約1.3kg （リチウムイオン電池ユニット使用時）、約1.2kg （乾電池ユニット使用時）

級

IP67相当本質安全防爆構造
防爆構造電気機械器具型式検定：Ex ia ⅡC T4 X 、IECEx：Ex ia ⅡC T4 Ga 、ATEX：Ⅱ1G Ex ia ⅡC T4 Ga

防爆

構

造

各種

認

証

JG、MED、CE/UKCA marking

能※4

LCDバックライト、データロガ、ピーク表示、ログデータ表示、ポンプ停止機※1 H Cの校 正ガスはイソブタンです。
校 正ガス以 外のガスを測 定する場 合には、弊 社営 業部までお問い合わせ下さい。※2 本 器は自動で測 定レンジを切り替えます。測 定した可燃 性ガス濃 度が10 0 % L E Lを超えると、自動的にvol%レンジに切り替わります。※3 RX-8500、
RX-8700の標準仕様はリチウムイオン電池仕様です。
乾電池仕様はオプションとなります。
また乾電池仕様をご使用の際には、防爆性能要件を満たす為に、防 爆 構 造 電 気 機 械 器 具 型 式 検 定 合 格 証に記 載の乾 電 池をご使 用 下さい。※4 ガス警 報 機 能（オプション）
をご使 用になる場 合は、弊 社営 業部までお問い合わせ下さい。

PC0-0943

ポータブルガスモニター

付属品❶ リチウムイオン充電池ユニットと充電用ACアダプター①②❷ 乾電池ユニットと単3形アルカリ乾電池（3本）

またはMODEL※1❸ ガス採集棒とガス採集チューブ❹ フィルター管と中継チューブ③❺ フィルター管固定ベルト

RX-8000／RX-8500／RX-8700

Japan Ex
（防爆構造電気機械器具型式検定）
合格品
ATEX（欧州防爆機器指令）
防爆検定合格品
IECEx（IEC防爆電気機器規格適合試験）
合格品
MED（舶用機器指令）適合品
CE marking適合品
UKCA marking適合品
JG（国土交通省）型式承認合格品④❻ 肩掛けベルト※2❼ CO2除去フィルターと固定ベルト

RX-8000※1 RX-8000のみ標準の電池仕様を選択可能。

⑤RX-8500・RX-8700⑥⑦※2 RX-8500のみ付属。

オプション（別売品）
本体 、交換用バッテリー 、サンプリングチューブ等をまとめて収納でき持運びに便利。

大型で大容量の船用アルミトランクケースもラインナップ。

アルミトランクケース

船用予備品箱ウォータートラップ

浮子付サンプリングチューブ（30m）

各種フィルター類（メンテナンス交換用）

本社

肩掛けベルトと腰ベルトを使用する事でハンズフリーとなり移動や作業がスムーズに。

データロガ用マネジメントプログラム

腰ベルト及び腰ベルト固定具

RX-8000用キャリングケース

錘付サンプリングチューブ（30m）

保護フィルム● リチウムイオン充電池ユニット●脱脂綿● 充電用ACアダプター● デマンドフローバルブ● 乾電池ユニット● 各種スパンガス缶● 単3形アルカリ乾電池（3本）● ガス袋セット● 採集棒ホルダー● H2S用校正ガスセット（CK-82）【測定測定対象ガス】
対象ガス】※RX-8000のみ◆RX-8000
HC or CH4：0～100.0%LEL/～100.0vol%O2 ：0～25.0vol%（サービスレンジ 25.1～40.0vol%）0570－001939◆RX-8500
CH4：0～100.0%LEL/5～100.0vol%O2 ：0～25.0vol%（サービスレンジ 25.1～40.0vol%）CO ：0～1000ppm
CO2：0～20.0vol%

ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966－1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966－1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454－5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375－1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65－1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722－7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215－2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598－5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497－6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642－5 3 1 4 ㈹浜松 ☎（053）
437－9 4 2 1 ㈹

名 古
四 日金大
神
水広福熊大屋 ☎（052）822－1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333－7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）
240－7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350－5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261－3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446－2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875－4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692－1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273－9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523－3 8 1 1 ㈹◆RX-8700
HC ：0～100.0%LEL/2～100.0vol%O2 ：0～25.0vol%（サービスレンジ 25.1～40.0vol%）H2S：低濃度測定モード 0～30.0ppm（サービスレンジ 30.5～100.0ppm）※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

高濃度測定モード 0～1,000ppm
PC0-0943-230710 S