ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ
電離箱線量計用 リファレンスクラス電位計
測定精度点検用 電荷発生装置 を内蔵可能（オプション）

放射線治療用線量計
校正用基準線量計に最適※本製品は国立研究開発法人産業技術総合研究所が行った受託研究および技術コンサルティングの成果を活用しています。

ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

1特長
国際水準を上回る高性能を実現
EMF521R 型シリーズ電位計は放射線治療用電位計の国際水準を上回る性能を実現しました。
「電位計ガイドライン」に適合しているだけでなく、従来の M レンジと L レンジの 2 レンジ分を単レンジでカバーできる性能や、電源を ON した後 10 秒で操作を開始できる点が大変使いやすいと好評です。

タッチ式カラー液晶表示器による快適な操作性
5 インチのタッチ式カラー液晶表示器は大きく鮮明です。

EMF521R型電位計の測定画面（電流出力時の画面）

さらにタッチした際に電子音が鳴り確実に操作ができて快適です。
日本語と英語を切替えて表示可能なので外国の人にも使いやすい。
画面が大きくても重さは約 2.8kg とこれまでより一回り小形軽量です。

「電荷発生装置」を内蔵できます（オプション）
測定精度点検用の電荷発生装置（Output1 と 2）を搭載できます。
校正機関が用いる「電流ソース」に匹敵する高精度を実現しました。
自分自身だけでなく他の電位計の点検にも使えて大変便利です。

電位計のリアパネル（Output１と２はオプション）

概要
EMF521R 型シリーズは電離箱線量計用の電位計です。
本シリーズは EMF520R/EMF521R/EMF522R/EMF523R の 4 機種から選べ、電流上限はそれぞれ ±2nA/±20nA/±200nA/±2000nA です。
中心機種は EMF521R 型で電離箱線量計と組み合わせて X 線、γ線、電子線、陽子線、重粒子線の測定が可能です。

レンジ切換不要の単レンジ式です。

日本語のＭＥＮＵ画面

電流・電荷の有効測定範囲は上限からその 1/1000 までをカバー。
従来の電位計と比べ範囲を大幅に拡大できたことが最も大きな特長です。
単レンジ式はレンジ切換が不要なためレンジの設定ミスがありません。
例えば EMF521R 型を放射線治療で用いる場合、0.6cm3 のファーマー形から 0.02cm3 前後の小容積の電離箱までレンジ切換せずに測定できます。
さらに温度が変化してもゼロ点や測定値の変動が小さいため小容積電離箱でも再現性良く測定できます。最新の高性能部品を使用した電流積算方式を採用したことにより電離箱線量計が持つ広大な測定範囲を単レンジでカバーしています。

英語のＭＥＮＵ画面２台連結すると２チャンネル電位計に
EMF521R 型シリーズ電位計は 2 台以上連結して同期測定するための「同期端子」を標準装備しています。これを利用して 2 台連結すると「標準測定法 12」で決められている相互校正が可能です。

2ch用同期ケーブルで2台を連結した例

ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

2

詳細表示器について
表示器には明るく鮮明な5インチ800×480ドットのタッチ式カラー液晶表示器を採用し、日本語と英語を切換えて表示することができます。電離箱から出力される線量率に比例した電流を最大 7.5 桁で測定できます。
例えば EMF521R 型の場合 ±0.001 ～ ±20000.000pＡの範囲を測定できます。電流は毎秒 1000 回の速さでデジタル化され、内蔵されたコンピュータで電荷として積算されます。
EMF521R 型の場合、電荷は ±0.00001nC ～ ±20000.000μCの範囲を測定できます。

ホーム画面
測定された電流と電荷はあらかじめ登録された電離箱の校正定数[Gy/C] を用いて線量率 [Gy/ｍin] と積算線量 [Gy] の単位に換算して表示できます。
線量の単位は Gy の他 R、C/kg、Ｓv、Gy・cm が設定でき、接頭語としては f、p、ｎ、μ、m、k、M を設定できます。
線量率の時間設定は /sec、/min、/hour が設定可能です。
測定値を表示する画面は右のように、電流・電荷・時間・高圧を大きく表示する「ホーム画面」と、接続された電離箱の種類や校正定数や高圧などの詳細な設定内容を同時に表示する「詳細ホーム画面」の 2 種類の画面から選べます。

詳細ホーム画面

ＰＣインターフェースについて
測定値は液晶表示器で表示できるだけでなく、RS232C・USB・Ethernet を用いてPCと接続しPCでの表示や記録が可能です（PC用ソフト付属）。2ch 測定にも対応可能な EXCEL のアドインソフトも標準で付属しています。※付属の PC 用ソフト・EXCEL アド

インソフトは RS232C・USB 接続のみ利用可能です。

リアパネルのインターフェース部分

測定範囲について下のグラフは EMF521R 型の測定範囲を例として示しています。
電荷のグラフは 50 秒測定における範囲を示し EMF521R 型の場合、測定上限は 20[mC] です。電流・電荷共に ± 両極性の測定が可能です。
EMF520R 型の測定範囲は上限・下限共にこのグラフの 1/10、EMF522R 型は 10 倍、EMF523R 型は 100 倍の値となります。
4pA

電流 [pA]

7.5 桁
分解能0.001pA

6.5 桁
分解能0.01pA

20pA5.5 桁
分解能
0.1pA

有効範囲 (JSMP 電位計ガイドライン )有効範囲 (IEC60731 規格 )

1pA

10pA
0.2nC

電荷 [nC]

7.5 桁
分解能

0.00001nC

6.5 桁
分解能
0.0001nC

100pA

20000pA

1nC

5.5 桁
分解能
0.001nC

1000pA

有効範囲 (JSMP 電位計ガイドライン )有効範囲 (IEC60731 規格 )0.01nC

0.1nC

1nC

10nC

100nC

1000nCＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

3

温度特性の検査結果例（EMF521R シリーズでは下記の温度特性実測データを全製品に添付しています）
ゼロ点変動の温度特性

電流・電荷測定時の温度特性（グラフは EMF521R 型の例）

グラフは EMF521R 型の例です。

全機種、最大定格入力の 1/2 の電流測定値の温度特性を取得。

EMF520R 型の変動はこのグラフの 1/10 ～ 1/5 程度です。

自動温度補償機能によって温度特性を 5 倍程度改善する事に成功しゼロ点変動には自動温度補償機能は働きません。

ました。( 仕様の ±25ppm/℃以内を ±5ppm/℃以内に）電位計の仕様 No．3、10〜17、20、25の各仕様項目において日本医学物理学会（JSMP）電位計ガイドラインの性能要件を＜ガイドライン＞と記述
No.

型名

EMF520R型

EMF521R型

EMF522R型

EMF523R型

1

用途

低線量率測定用

リニアックおよびX線診断用

陽子線・重粒子線用

大電流測定用

2

測定レンジ

電流
電荷

指示値の有効範囲
3 （入力の定格範囲）
電荷は50秒測定値

4

最小表示

電流
電荷±200nA 単レンジ

±2μA 単レンジ±2μC、±20μC、±200μC、±2mC、±20μC、±200μC、±2mC、±20mC、±200μC、±2mC の6桁自動切換±2mC、±20mCの6桁自動切換±20mC、±200mCの6桁自動切換±200mC、±2Cの6桁自動切換±2pA〜±2nA（1000：1の範囲）※注1±20pA〜±20nA（1000:1の範囲）±200pA〜±200nA（1000:1の範囲）±2nA〜±2μA（1000:1の範囲）＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞±100pC〜±100nC（1000：1の範囲）±1nC〜±1000nC（1000:1の範囲）±10nC〜±10μC（1000:1の範囲）±100nC〜±100μC（1000:1の範囲）＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞＜ガイドライン：10：1以上の範囲＞

0.0001pA

0.001pA

0.01pA

0.0001nA

電流 6.5桁表示

0.001pA

0.01pA

0.1pA

0.001nA

5.5桁表示0.01pA

0.1pA

1pA

0.01nA

7.5桁表示0.001pC

0.00001nC

0.0001nC

0.001nC

電荷 6.5桁表示

0.01pC

0.0001nC

0.001nC

0.01nC

5.5桁表示0.0001nC

0.001nC

0.01nC

0.0001μC

分解能

測定・表示方式

6表示器

7多チャンネル対応

8

自動スタートストップ

測定単位±20nA 単レンジ
±200nC、±2μC、±20μC、±200μC、7.5桁表示59±2nA 単レンジ
±20nC、±200nC、±2μC、±20μC、

電流積算方式による電流と電荷または線量率と積算線量の同時表示
5インチタッチ式カラー液晶表示器（800×480ピクセル）
同期端子を装備し2ch（2台）以上の同期測定が可能
可能（スタート電流とストップ電流を独立して設定可能）

電流A

電荷C

線量率

C/kg/sec、C/kg/min、C/kg/hour

積算線量C/kgRGy

Gy・cm

接頭語fnμmpk

R/sec、R/min、R/hour

Gy/sec、Gy/min、Gy/hour

Gy・cm/sec、Gy・cm/min、Gy・cm/hour

M

最小定格入力電流に対し±0.1％以内＜ガイドライン：±0.1％以内＞

11 ゼロ点ドリフトの温度係数

最小定格入力電流に対し±0.015％/℃以内＜ガイドライン：±0.015％/℃以内＞

12

応答の温度係数

最大定格入力電流の1/2を測定時に±0.0025％/℃以内

13

非直線性

最大定格入力電流の1/2に対し全有効範囲で±0.1％以内

14

長期安定性

電位計校正定数の変動が±0.1％/年以内＜ガイドライン：±0.2％/年以内＞

15

安定化時間

起動後15分〜6時間の電位計校正定数の変動が±0.02％以内＜ガイドライン：±0.2％以内＞

16

繰返し性

最小定格入力電流を10回測定時の変動係数が0.1％以内＜ガイドライン：0.1％以内＞

17

応答時間

電流測定の90％応答時間が0.2〜1秒以内＜ガイドライン：3秒以内＞

18

電流測定回路時定数

0.02秒 または 0.1秒
0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒

10

ゼロ点ドリフト19

電流測定値平均時間20

測定時間表示0.1秒〜999999.9 秒

21

測定値更新速度0.1秒 または 0.2秒 または 0.5秒

＜ガイドライン：±0.015％/℃以内＞※注1

基準振動子確度は50ppm以内

22

データ出力速度0.1秒 または 0.2秒 または 0.5秒

23

ゼロ調整時間50秒 または 200秒

24

電離箱接続端子

三重同軸BNCコネクタ（2ラグ）

25

高圧電源

26

外部インターフェース

0V または ±1〜500V±50V以上において確度±1％以内＜ガイドライン：±0.2％以内＞＜ガイドライン：時間表示分解能0.5秒＜ガイドライン：±1％以内＞

RS232C・USB・Ethernetを装備（いずれかを経由してPCからコマンドで制御可能）

27トリップ線量

積算線量にて設定可能

28

トリップリレー

設定値の100％で動作するAと50％で動作するBを装備、専用のリレー接点出力端子を装備

29

電源 ／ 消費電力

AC100〜240V（-12〜+10％）
・50/60Hz ／ 10VA

30

使用時の環境気温：10〜40℃、湿度：10〜80％（結露が無いこと）、気圧：600〜1200hPa

31

大きさ ／ 重量

幅：210mm、奥行：230mm、高さ：115mm（折り畳み状態のレッグ寸法を含む）／ 約2.8kg（本体のみ）

3233

日本医学物理学会電位計
ガイドライン適合状況
電位計分離校正への対応

Sv/sec、Sv/min、Sv/hour

Sv

部分適合（有効測定範囲は4機種合わせると「フル適合」で、1機種では「部分適合」）。
EMC試験を含めたすべての試験項目で適合を確認済。
医用原子力技術研究振興財団(ANTM)の「分離校正受け入れ電位計一覧」に掲載されています。

※注1：±20pA未満は±0.1％以内の不確かさで校正できません。

基準振動子確度100ppm＞

ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

4

電離箱線量計の特長
最も高性能な放射線検出器
放射線検出器の性能項目には①線量率直線性、②エネルギー特性、③再現性、④方向依存性、⑤温度特性、⑥感度、⑦ノイズレベル、⑧耐久性、などがありますが電離箱線量計は①②③④が非常に優れており、⑤⑥⑦⑧についても他の放射線検出器より優れています。

測定範囲が広い
電離箱線量計の最大出力電流とノイズ電流の比は 6.5 ～ 7.5 桁に及びます。このため 6 桁に及ぶ広範囲の線量率を測定できます。
電離箱線量計は空気の電離作用を利用した検出器ですが EMF521R 型シリーズ電位計にはこれ以外に固体の電離作用を利用したダイアモンド検出器や半導体検出器も使えます。下記以外に使用できる検出器が数多くありますので詳しくは弊社へお問合せ下さい。

電離箱線量計の測定範囲（DC300 型はドイツ IBA 社製、その他はドイツ PTW 社製です）
7.5 桁表示に設定した EMF521R 型に下記の各種電離箱を接続して測定できる線量率と積算線量の範囲を示します。
7.5 桁表示の場合最下位桁の表示値は変動することがあります。※1 電離箱への照射が 100kGy を超えると性能が劣化する恐れがあります。

TN30013 型 0.6cm3 ファーマー形

TN31013 型 0.3cm3 指頭形

放射線治療用の標準電離箱ですが診断用 X 線領域

放射線に対する耐久性に優れた電離箱で、幅広い用途ででも良好な特性を示します。

使われている優れた性能の電離箱です。

線量率：0.1 ～ 60000.0mGy/min

線量率：0.1 ～ 100000.0mGy/min

積算線量：0.001mGy ～ 1000.000kGy※1

積算線量：0.001mGy ～ 1000.000kGy

TN23342 型 0.02cm3 軟 X 線用

DC300 型 3cm3 指頭形

8 ～ 35keV の低エネルギー X 線の測定に適した

日本放射線技術学会が診断領域線量標準センターで使用

電離箱で空間分解能が優れています。

している標準的な電離箱です。

線量率：0.001 ～ 1200.000Gy/min

線量率：0.01 ～ 11000.00mGy/min

積算線量：0.01mGy ～ 20000.00kGy※1

積算線量：0.1μGy ～ 1900.000kGy※1

TN23344 型 0.2cm3 軟 X 線用

TN30009 型 3.14cm3 CT 用

8 ～ 35keV の低エネルギー X 線測定に適した電アクリルファントム ( 直径 10 ～ 32cm) に挿入して用離箱でマンモグラフィの測定に用いられます。

い、DLP や CTDI の測定に用いられます。

線量率：0.1 ～ 110000.00mGy/min

線量率：0.1 ～ 96000.0mGy・cm/min

積算線量：0.001mGy ～ 1800.000kGy※1

積算線量：0.001mGy・cm ～ 1600.000kGy・cm※1

TN34069 型 6cm3 平行平板形

TN23361 型 30cm3 円筒形

X 線透視で写りにくい電極の薄い平行平板形。

散乱線の測定に適した電離箱です。

IVR やマンモグラフィの測定に用いられます。

眼球被ばくの測定にも用いられます。

線量率：0.01 ～ 5400.00mGy/min

線量率：0.001 ～ 1000.000mGy/min

積算線量：0.1μGy ～ 85000.00Gy

積算線量：0.01μGy ～ 17000.000Gy

TN32005 型 28cm3 球形

TN32002 型 1L / TN32003 型 10L 球形

低線量率の直接線や散乱線の測定に用いられる球低線量率の散乱線・漏洩線測定に適した高感度な電離箱形で方向依存性の少ない電離箱です。

で TN32003 型は下記の約 1/10 です。

線量率：0.001 ～ 1300.000mGy/min

線量率：0.001 ～ 420.000mGy/hour

積算線量：0.01μGy ～ 21000.00Gy

積算線量：0.001μGy ～ 500.000Gy

ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

5電荷発生装置（オプション）について
概要
リニアックなどのモニター線量計校正用の電離箱と電位計の校正方法については、永年電離箱と電位計の組み合わせを決めて校正する一体校正が行われてきました。しかし 2018 年度から電離箱と電位計を別々に校正する「分離校正」が選べるようになり、2023 年 4 月以降は、すべての電離箱と電位計が「分離校正」へ移行しました。
この分離校正では電位計に「1.0000」前後の「電位計校正定数」が付与されるようになり、3 年間隔で校正されることになりました。そのため 3 年間に亘りが変化していないか日常的に確認しておくことが重要となり、この確認に用いるための装置が本機の電荷発生装置です。

0～±2nAと0～±20nAの2つの電荷発生装置

EMF521R 型シリーズ電位計は電荷発生装置を組み込める事が特長となっています。この電荷発生装置には設定した電流 [pA] と電荷 [nC] を正確かつ安定に出力できることが求められます。そこで本機では校正機関や電位計メーカーが校正用に使用している電流ソースと同レベルの高い精度と安定性を実現しました。
これに加え本機の方式は出力電流 [pA] と出力時間 [sec] を設定し、それらの積を電荷 [nC] として設定する方式を採用しています。この方式はリニアックで照射された電離箱から出力されるパルス電流の平均値と出力時間をそのまま設定できるので実際に近い状態で点検できる長所があります。

メニュー画面から「電荷発生」を選んで下さい

操作は簡単
メニューから「電荷発生」を選び出力設定画面を開きます。この画面で出力電流 [pA] と出力時間 [sec] を設定すると、電流 × 時間で出力電荷[nC] が設定されます。希望する電流が 2000pA 以下の場合は Output1 の端子に専用ケーブルを接続しそれ以上は Output2 へ接続します。
例えば Output1 に接続し出力電流に -1000.000pA を設定し出力時間に10.0sec を設定すると -10.00000nC の出力電荷が設定されます。出力極性は ± どちらも可能です。
Output1 は 0 ～ ±2000.000pA を、Output2 は 0 ～ ±20000.00pAを設定でき出力時間は 0.1 ～ 1000.0sec を設定できます。その結果
Output1は0～±2000.00000nC を、Output2は 0 ～±20000.0000nC

電流と時間を設定すると電荷が自動的に設定されますを設定できます。

他の電位計も点検できます
専用ケーブルの反対側の端子を EMF521R 型電位計の Detector 端子へ接続すると EMF521R 型自身の測定精度を点検することができます。
同様に他の電位計へ接続してその電位計の測定精度を点検することもできます。

他の電位計へ接続した例

ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

6

出力電荷は極めて安定

単位 19.800pA×50秒 198.000pA×50秒 1980.000pA×50秒
1回目

nC

0.99006

9.90007

99.00009

2回目

nC

0.990189.90006

99.00014

3回目

nC

0.990279.9001099.00051

4回目

nC

0.990229.90015

99.00010

0.99nC と 9.9nC と 99nC を出力し、それを 10 回繰り返し測定し5回目

nC

0.990129.90003

99.00032

た結果の変動係数は 0.00883％、0.00078%、0.00019% でした。

6回目

nC

0.990249.90026

99.00012

このように電荷発生装置の出力は極めて安定しています。

7回目

nC

0.990029.9001799.00040

電荷発生装置にも電位計と同様の自動温度補償を採用したことで暖

8回目

nC

0.990149.90008

99.00041

9回目

nC

0.990279.90003

99.00039

10回目

nC

0.990239.90001

99.00061

平均値

nC

0.990189.9001099.00031

標準偏差nC

0.00009

0.00008

0.00019

変動係数%0.008830.000780.00019

当社で測定した出力電荷の揺らぎの具体例を右に示します。
EMF521R 型電位計の入力端子と Output1 とを付属の専用ケーブ
ルで接続し 19.8pA と 198pA と 1980pA を 50 秒間、つまり機の途中でも安定に出力できるようになりました。
リニアックのＸ線を照射した PTW 社製 TN30013 型電離箱をEMF521R 型電位計に接続し、繰り返し照射して測定した値と比べると、198pA 以上での変動係数はリニアックの 1/10 以下でした。

Output1から出力される電荷の繰返し性を調べた例

このことから電荷発生装置の出力はリニアックの X 線出力より安定（この測定結果は電荷発生装置とEMF521R型電位計のしていることが判ります。

両方の揺らぎが合成された結果と考えられます）

電荷発生装置の仕様
１

電流制御方式

出力電流をフィードバック制御するアクティブ方式

２

出力電流波形

直流３出力電流範囲Output1±0.000～±2000.000pA

最小分解能 約0.005pA

Output2±0.00～±20000.00pA

最小分解能 約0.05pA

出力時間と出力電流を設定するとそれらの積で出力電荷が設定される。

４

出力設定方式

５

出力時間設定範囲

0.1秒～1000.0秒

６出力電流設定範囲

Output1 ±0.000～±2000.000pA
Output2 ±0.00～±20000.00pA

７出力電荷設定範囲

Output1 ±0.00000～±2000.00000nC
Output2 ±0.0000～±20000.0000nC

８９

出力電流有効範囲

ゼロ点ドリフト１０ ゼロ点ドリフトの温度係数

Output1±20pA(最小定格電流)～±2000pA(最大定格電流)

Output2±200pA(最小定格電流)～±20000pA(最大定格電流)

最小定格電流に対し±0.1%以内
最小定格電流に対し±0.015%/℃以内

１１

出力電流の温度係数

最大定格電流の1/2を出力時に±0.0025%/℃以内

１２

出力電流の非直線性

最大定格電流の1/2を基準に全有効範囲で±0.1%以内

１３ 出力電荷の時間非直線性
１４最大定格電流の1/2を出力時に10秒を基準に1～100秒で±0.01%以内

出力電荷の不確かさ

Output１ 出力時間50秒で±1nC～±100nCにおいて0.29％以内(k=2・納入後1年以内)

Output２ 出力時間50秒で±10nC～±1000nCにおいて0.20％以内

１５

長期安定性

±0.1%/年以内

１６

安定化時間

起動後1時間経過時を基準として、15分経過時と6時間経過時の最大定格電流の1/2の出力の差が±0.02%以内

１７

繰返し性

最小定格電流を50秒出力させ電荷測定を10回繰り返した場合の変動係数が0.01%以内

１８専用接続ケーブル

１９使用時の環境三重同軸BNCコネクタ付き電離箱用延長ケーブル3m長（付属品）
気温：20～30℃

湿度：10～80%（結露が無い事）

暖機時間：15分以上

ＥＭＦ521Ｒ型シリーズ電位計

7標準付属品①電源ケーブル、②USB ケーブル、③EXCEL のアドインソフト、④日本語 PC 用ソフト、⑤検査成績書、⑥取扱説明書、⑦ブロア（電離箱の端子や延長ケーブルの端子などに付いた埃を飛ばす道具 )、⑧アルミケース（電位計本体と①～⑦の付属品と電離箱用延長ケーブル、これに加え小形電離箱なら専用ケースに入れた状態で 1 ～ 2 個を一緒に収容できます。）

オプション①電荷発生装置（電位計へ接続用の 3m ケーブルを含む）、②イーサネットケーブル、③同期ケーブル、④リレーケーブル、⑤各種電離箱、⑥電離箱用延長ケーブル (3・５・10・15・20・30ｍから選択可能 )、⑦CT 用ファントム (CTDI 測定用直径 32cm 及び16cm・下記を参照 )、⑧電離箱支持具 ( 支柱およびホルダ )、⑨点検調整および当社 X 線照射施設による照射テスト、⑩日本品質保証機構による X 線及び Cs-137γ線による空中校正、⑪医用原子力技術研究振興財団による Co-60γ線による電離箱の水吸収線量校正・電位計校正 (JCSS 校正 )、⑫ポニー工業株式会社による Cs-137γ線による空中校正、⑬産業技術総合研究所による Co-60γ線と 6・10・15MV のＸ線を用いたファーマー形電離箱の水吸収線量校正

CT 用ファントム
CTDI を測定するための PTW 社製のアクリル製ファントムです。胴体用と頭部用があり、頭部用は胴体用の中心部に収まる構造で軽量化が図られています。TN30009 型 CT 用電離箱を穴に挿入して使います。

頭部用を胴体用の中に収容頭部用を引き出した例

EMF521R 型シリーズ電位計は日本製です。
国立研究開発法人産業技術総合研究所の受託研究および技術コンサルティングの成果を活用し弊社技術研究所で研究、開発、製造、検査を行っています。
記載された電離箱線量計はドイツ PTW 社およびドイツ IBA 社の製品で弊社はそれらの診断 X 線領域の正規代理店です。
上記内容の一部は予告なく変更される場合があります。
（ 2024 年 7 月 17 日更新 ）弊社本社／技術研究所

会社所在地
EMF ジャパン株式会社
本社：〒671-1226 兵庫県姫路市網干区高田 381 番地

技術研究所 TEL:079-262-6773

FAX：079-262-6774

https://www.emf-japan.com/