［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
モニタリングステーションじんあいモニタの不具合について
26.７.10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２６年６月２９日１２時５７分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月29日(日)13時16分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ６月29日(日)12時05分、モニタリングステーションにおいて、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプリング試料を吸引しているポンプが停止しており、再起動できないことを、同日12時57分に確認した。
２ その他の野外モニタに異常はない。
３ 本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
［その後の状況］
６月29日(日)19時32分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、試料採取用ろ紙に剥離が確認され、この剥離部が、じんあいモニタ集塵部の試料採取口に詰まったことにより、吸引ポンプが停止したことを確認した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ なお、停止中は可搬型のダストサンプラにより代替測定を実施している。
４ 本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
７月８日(火)17時10分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、従来のものと異なるろ紙を平成24年６月より使用を開始し、その際にろ紙の取付方法を正規とは逆の向きに取り付け、使用していたことを確認した。なお、ろ紙は、表裏を逆にした場合でも集塵効率について、問題ないことを確認している。
２ その後、ろ紙が剥離しないよう、表面が補強されている面を排気側として取り付け、動作確認した結果、正常に動作していることを確認し、７月８日(火)16時46分、通常状態に復旧した。
３ なお、復旧までの間は、可搬型のダストサンプラにより代替測定を実施していた。
４ 本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はありません。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値
通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・
異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成 ２６年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月２９日（ 日 ）

１３時

１６分

樫本

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．1 号機第 28 回、２号機第 23 回、３号機第 13 回定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ６月２９日

発生状況
概要運転状況

備考

２．場

所：

３．状

況：

地

震・ その他（）

１２時５７分

モニタリングステーション（管理区域外）

伊方発電所１，２，３号機は定検中のところ、モニタリングステーションにおいて、１２時０５分、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステー
ション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプリング試料を吸引しているポンプが停止しており、再起動できないことを１２時５７分に確認しました。
その他の野外モニタに異常はありません。
詳細は調査中です。
なお、本事象におけるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成 ２６年

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

６月２９日（ 日 ）１９時

３２分

樫本１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．1 号機第 28 回、２号機第 23 回、３号機第 13 回定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時： ６月２９日

発生状況
概
要運転状況

備

考

２．場

所：

３．状

況：

地

震・ その他（）

１２時５７分

モニタリングステーション（管理区域外）

伊方発電所１，２，３号機は定検中のところ、モニタリングステーションにおいて、１２時０５分、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプリング試料を吸引しているポンプが停止しており、再起動できないことを１２時５７分に確認しました。
その他の野外モニタに異常はありません。
詳細は調査中です。
【第 1 報にてお知らせ済み】
調査の結果、試料採取用ろ紙に剥離が確認され、この剥離部が、じんあいモニタ集塵部の試料採取口に詰まったことにより、吸引ポンプが停止したことを確認しました。
今後、詳細を調査します。
なお、停止中は可搬型のダストサンプラにより代替測定を実施しています。
本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影
響はありません。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成 ２６年

７発

伊方発電所

佐藤信者

当 該 機号 機(定格出力)

月

８日（ 火 ）時

１０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．1 号機第 28 回、２号機第 23 回、３号機第 13 回定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要運転状況
備

１７考地震・ その他

１．発生日時： ６月２９日 １２時５７分
２．場
所： モニタリングステーション（管理区域外）
３．状
況：
伊方発電所１，２，３号機は定検中のところ、モニタリングステーションにおいて、６月２９日１２時０５分、じんあいモニタの故障を示す信号が中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリ
ングステーション内に設置しているじんあいモニタの運転状況を確認したところ、サンプリング試料を吸引しているポンプが停止しており、再起動できないことを１２時５７分に確認しました。
その他の野外モニタに異常はありません。
詳細は調査中です。
【第 1 報にてお知らせ済み】
調査の結果、試料採取用ろ紙に剥離が確認され、この剥離部が、じんあいモニタ集塵部の試料採取口に詰まったことにより、吸引ポンプが停止したことを確認しました。
今後、詳細を調査します。
なお、停止中は可搬型のダストサンプラにより代替測定を実施しています。
【第２報にてお知らせ済み】
調査の結果、従来のものと異なるろ紙を平成 24 年６月より使用を開始し、その際にろ紙の取付方法を、正規とは逆の向きに取り付け、使用していたことを確認しました。なお、ろ紙は、表裏を逆にした場合でも集塵効率について、問題ないことを確認しています。
その後、ろ紙が剥離しないよう、表面が補強されている面を排気側として取り付け、動作確認した結果、正常に動作していることを確認し、本日１６時４６分、通常状態に復旧しました。
なお、復旧までの間は、可搬型のダストサンプラにより代替測定を実施していました。
本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はありません。
１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

吸気側

試料採取口

検出器

集塵部

ろ紙

空気の流れ

ポンプ制御部

制御部

伊方発電所モニタリングステーションじんあいモニタ概要図

ポンプ停止

排気側

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞主給水ポンプ

高圧
給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

発電機

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧
給水加熱器

循環水ポンプ

中央制御盤
中央制御室
野外モニタ盤○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
タービン

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

モニタリングステーション
じんあいモニタの不具合

ステーション

モニタリング

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

じんあいモニタの集塵部①（全体）

じんあいモニタの集塵部③

じんあいモニタ

じんあいモニタの集塵部②（試料採取口付近）

試料採取口
口に詰まっっていたろ紙

試料採
採取用ろ紙
紙の表面

用語の解説○モニタリングステーション
原子炉施設などの周辺において空間ガンマ線線量率等を連続測定、監視するための無人測定施設。線量率測定器の他、気象観測装置、じんあいモニタを備えている。

○ じんあいモニタ
空気中の塵をろ紙に採取し、塵に含まれる放射性物質を自動で測定する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成26年6月29日（日）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）171716161746
19
モニタリングポスト伊方越
18171717184321
愛 モニタリングポスト九町
232424222448
26
モニタリングポスト湊浦
161515151538
18
媛
モニタリングポスト川永田
232223222149252525
242625県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
2726262626
モニタリングポスト大成
1414141414161616161640
20
四 モニタリングステーション
15151515154318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.213131414134217
力 モニタリングポストNo.313124315131213㈱ モニタリングポストNo.414131314144217(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成23、24年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140
人工
放射
線0.1

1100

100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）