光電式無接点メータリレー

EK シリーズ一覧

EK■ EK シリーズ一覧●●

EK-12C のリレー箱は DM-61 を使用します。特殊仕様で指定のものは DM-63 を使用します。
EK-12NC はリレー箱一体形です。
品動 作
原 理

名形名

永久磁石
MEK-12C動
直流電流 可MEK-12NC
コイル形

指示
最大目盛値・定格
階級

1.5

永久磁石
MEK-12C動
直流電圧 可MEK-12NC
コイル形

1.5

永久磁石
直流
XEK-12C
可動
受信指示
XEK-12NC
コイル形

1.5

CEK-12C
CEK-12NC

1.5

トランス
CEK-12CE
デューサ形

1.5

CEK-12C
CEK-12NC

1.5

ト ラ ン ス CTEK-12NC
デューサ形 CTEK-12C

1.5交流電流 整流形
交流電流

交流電圧 整流形
交流電圧

YEK-12C
交流整流形
YEK-12NC
受信指示
光電式無接点
メータリレー

単交流 ３電力 三3三４

1500Ω
90Ω
20Ω
3Ω60mV−30A ～10kA

60mV

分流器別売り（106ページ）

50〜900mV
1〜600V

4.5mA
1mA

－

750V〜25kV

1mA

直列抵抗器別売り（107ページ）

1mA
4〜20mA90Ω
2.1Ω

−1〜300V

1mA

10mA ～15A

1VA 以下20～100A

1VA

100mA 〜15A－

750V〜25kV

1mA

直列抵抗器別売り（107ページ）

50〜300V

1VA

1mA

1300Ω

3〜300V

1mA

1.5

110V, 5A 電圧 2VA 電流
220V, 5A 電圧 3.5VA 電流

相線

単 相
2 線
三相3線
(平衡)

整流形

C−1C−2－－−C−3C−4−110V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA
WT-83M-33
220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1VA
WT-83M-34

110V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA ※220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA WVT-62M-12C－8
付属トランスデューサの 外
形図は41ページをご参照ください。
● 計 器 製 作 限 度，最 大目盛
C－5 値は41ページをご参照ください。
●C－5C－6C－8 ● ※は 周 波 数（50または60Hz）をご指定ください。

110V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA
WVBT-83M-33 C−5 ● 目盛；
220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA
Lead □ var〜0〜 Lag □ var〃※WVT-83M-33

C－5

WVEK-12C-34
1.5
WVEK-12NC-34

110V, 5A
220V, 5A〃〃

WVT-83M-34

C－7

PEK-12C-12PEK-12NC-12110V, 5A 電圧
220V, 5A 電圧

5.0

1VA 電流2VA 電流

1VA ※1VA PT-62M-12110V, 5A 電圧各相 1VA 電流各相 1VA
PBT-62M-33
220V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA〃※PT-63M-33

三相4線 ト ラ ン ス PBEK-12C-345.0（平衡）デューサ形 PBEK-12NC-34

110V, 5A
220V, 5A〃〃PBT-62M-34

三相4線（不平衡）

110V, 5A
220V, 5A〃〃

※PT-64M-34

PEK-12C-33
PEK-12NC-33

PEK-12C-34
PEK-12NC-34

45〜55Hz110V
55〜65Hz
1.0 または45〜65Hz
220V
350〜450Hz

回 転 数 整 流 形 VEK-12C,12NC 2.5 500～5000rpm
ト ラ ン ス HTEK-12C
度
デューサ形 HTEK-12NC

1.0●C－16

1VA
WT-62M-121VA

〃

C－3

〃

ト ラ ン ス AEK-12C
周 波 数
デューサ形 AEK-12NC

温－VT-62ME〃

三相3線(不平衡)

C－2－110V, 5A
220V, 5A

力率

MEK-12NC は750mAを超える場合，分流器外付となります。

50mV, 100mV計も製作します。

110V, 5A
220V, 5A

PBEK-12C-33
PBEK-12NC-33

考C－4

110V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA WT-83M-13

WVEK-12C-121.5
WVEK-12NC-12

備CEK-12NC は350mAを超える場合，MR-CTN 外付となります。
● CEK-12NC は350mA を 超－C－3 える場合，MR-CTN 外付とMR-CTN（26ページ）なります。

MR-CTN（26ページ）

1mA

WVBEK-12C-33
三相3線
1.5
無効 (平衡) ト ラ ン ス WVBEK-12NC-33
電力 三相3線 デューサ形 WVEK-12C-33
1.5(不平衡)WVEK-12NC-33
三４C−13〜600V

110/√3V, 5A 電圧各相 1.5VA
WEK-12C-34
1.5220/√3V, 5A 電圧各相 3VA
WEK-12NC-34

単 相2 線●－1VA 以下20〜100A相WEK-12C-131.5
線 ト ラ ン ス WEK-12NC-13
相 デューサ形 WEK-12C-33
1.5線
WEK-12NC-33
相線

付属品結線図トランスデューサ（81ページ）

100μA
1mA
5mA
20mA
30mA ～30A

WEK-12C-121.5
WEK-12NC-12

単 相2 線

内部抵抗，電圧降下
消費電流，消費 VA

J

150℃

K

300～1200℃

B,R,S1600℃

110V 用，1.7VA
220V 用，2.5VA

付属トランスデューサの外形図は41ページをご参照ください。
● 計器製作限度，最大目盛値は41ページをご参照ください。
●C－8※は 周 波 数（50または60Hz）をご指定ください。
● 目盛；
C－10 Lead0.5〜1〜 Lag0.5● 付属トランスデューサの外形図は41ページをご参照くだC－11 さい。

C－9

●C−12

AEK-12NC のみ
FT-62M
C−13（41ページ）●

発電機は96ページをご参照ください。

1mA交流発電機

C－14

2VA

HT-62M（99ページ）

C−15 ● 99ページをご参照ください。

端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については，111ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては 114ページをご参照ください。
力率計の固有誤差は 90°電気角に対する％となります。

77

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024g (4.8) | 330e7dc

光電式無接点
メータリレー

EK シリーズ仕様

EK■共通標準仕様■特殊仕様製作範囲項
目仕様
指示 階級 77ページ「EKシリーズ一覧」参照
支持 方式 ピボット方式
指 針 の 振 れ 角 75°
計 器 正 面 寸 法 EK-12C：120×100mm
目 盛 の 長 さ EK-12C：82.5mm
目盛板 白色
指針 棒形（黒色）
姿勢 鉛直（⊥）
取付パネルの材 質 鉄板及び非鉄板をご指定ください
取付パネル の厚さ 10mm以下
専用ケーブルの長さ（一体形は除く） 1m
動作
方式 指針通過形
指 針 可 動 範 囲 通過式 全スケール
設定 範 囲 全スケール
ピックアップ値の許容差 目盛長の±1.0%
デ ッ ド バ ン ド 目盛長の0.5%
最 小 設 定 幅 目盛長の3%リレー動作制御方式 H（上限），L（下限），HL（上，下限）
設
定 指標 槍形，H：赤色，L：黄色
制御電源 ( 消費 VA) AC 100V, 220V (2VA)：-15%～+10% 50 / 60Hz
DC 24V (2.5W) , 48V (5W) , 110V (12W)：±15%： 変動範囲接 点 の 種 類 HL共に各2C接点
接点 容量 AC200V,5A（抵抗負荷） DC30V,5A（抵抗負荷）カ バー色 黒色：マンセルN1.5（Fシリーズ：つば枠の色） 暗青色：マンセル7.5BG4/1.5
ケ ー ス 材 質 カバー：メタクリル酸樹脂成形品，帯電防止処理（Fシリーズは取付枠の材質） ベース：フェノール樹脂（EK-Nは，難燃性ABS樹脂）
絶縁抵抗 電気回路と外箱間 DC500Vにて50MΩ以上
電圧試験 電気回路と外箱間 AC3320V 5秒間規
格 JIS C 1010-1
絶縁 電気回路と外箱間：基礎絶縁
安 全 に 環 境 条 件 屋内使用（キュービクル等）
関 する 高度 2000ｍ以下
要求事項 汚 染 度 汚染度２
測定カテゴリ CATⅢ
最高回路電圧 600V（電流計）使 用 温 湿 度 範 囲 −10～55℃ 日平均温度40℃以下 25～85%RH
保 存 温 度 範 囲 −20～70℃

項目計 測 周 波 数
延 長 目 盛色線色
帯
目盛 二 重 目 盛
二 重 捺 印
最大目盛区分
特 殊 記 号
指示計最小定格制
御電源
専用ケーブルの全長
リレー動作制御方式

光電式無接点メータリレー仕様
ご指定くださいCEK ： 定格の2～5倍でご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
ご指定くださいご指定ください75区分
ご指定くださいDC50μA，DC50mV
DC50V以上350Vまで（変動範囲ご指定）
2.5m，5m，10m（中継ケーブル使用）
HH（上限2段），LL（下限2段）
0～60秒以内固定または可変起動電流保護回路
EK-12NC (一体形) は除く
0～60秒以内固定または可変（リレー箱はDM-63）
接 点 遅 延 回 路
EK-12NC (一体形) は除く
熱帯仕様 防錆処理 貼銘板「FOR TROPICS」
表示
指針 刃形（赤色）
水平，傾斜取付姿
勢（角度指定0〜90° 0°＝水平 90°＝鉛直）
過 電 圧 耐 量 ご相談ください
過 電 流 耐 量 ご相談ください部 分 拡 大 目 盛 電圧計 ご相談ください
実 効 値 整 流 形 交流電流･交流電圧
S C R 制 御 用 交流電流・電圧，電力計，周波数
試 験 成 績 表 使用周波数，部数をご指定ください
カ バ ー の 色 ご指定ください
端 子 カ バ ー 計器形名とあわせてご指定ください
その他 特殊仕様の製作についてはご相談ください■制御電源付属直列抵抗器
制御電源が下表の場合 , 付属の直列抵抗を接続してご使用ください。
制御電源
DC 48VDC 110V

直列抵抗器
CRH 30G
CRH 60G

備考
EK-12NCのみ付属

外形図は 74 ページをご参照ください。

■標準目盛区分
最大目盛値（10の整数べき倍）

11.5

22.534567.589

EK－12NC,EK－12C

203040253040253037.54045●外形図 (単位: mm) (リレー箱の外形図は81ページをご参照ください)

EK-12C

形名
EK-12C
EK-12NC

質量(g)
1030
750

EK-12NC（ 一体形）
端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 111 ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては 113 ページをご参照ください。
株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024g (4.8) | 330e7dc78