スイッチング方式 CVCC 直流電源

seriesズーム機 能 付き直 流 電 源౷‫̞̱̯͞ͅݩ‬ഩ࡙ܿ੅通 信 機 能 も 充 実 し た 新 型 ZX や 0～320V タイプのＭ タ イ プ も ラ イ ン ア ッ プ に 加 わ り 全 32 機 種 に耐環境性能アップオプションも新登場しました

LAN/ ＲＳ－２３２Ｃ
ＲＳ－４８５ 対応

新発売 ０～３２０Ｖタイプ

www.takasago-ss.co.jp

ズーム直流電源 ＺＸシリーズ

ZXシリーズ
L/LA

特 長

0-80V タイプ
ZX-800L/LA

ZX-400L/LA

800W max

1. フルスペック8倍ズーム出力(L/Hタイプ)

LAN 対応新発売

無段階可変レンジのズーム方式で単一レンジの電源数台分の電圧範囲をカバーする直流電源です。高い出力電圧機種を低い電圧域で使う場合のパワー不足を解消し効率良く使えます。

2. 内部抵抗可変機能で模擬電池としても（ A付型番の機種）

400W max

A付型番の機種は内部抵抗可変機能により、2次電池や太陽電池、燃料電池などの簡易模擬が可能。

3. ラッシュ電流抑制機能でオーバーシュートのない電流立ち上げ

新発売

ZX-1600L/LA

出力ON時の電流オーバーシュートを防止するラッシュ電流抑制機能を選択可能。

M/MA

H/HA

0-320V タイプ

0-640V タイプ

ZX-800M/MA/H/HA

ZX-400M/MA/H/HA

800W max

1600W max

4. 通信機能を標準装備

LAN・RS-485装備タイプとRS-232C・RS-485装備タイプをラインナップ。マルチ接続に対応、マルチ接続した場合は最大31台を１個の通信ポートで制御可能。

5. 操作性・特性とも強化された並列運転機能

400W max

新マスタースレーブ方式により、並列運転機能を強化。

6. ワイド入力電圧・高力率※前面端子からは80Amaxまで出力可能（前面出力過電流保護内蔵）

入力電圧はAC85V～250Vのワイドレンジ、力率改善回路内蔵で0.99以上の高力率、高調波電流規制に適合する正弦波入力電流です。

7. 外部アナログ制御、アナログモニタ（ A付型番の機種）

LAN
LAN Network
Network
N無型番の機種

N付型番の機種

外部アナログ制御、アナログモニタを装備したA付型番の機種もラインアップ。

ZX-1600M/MA/H/HA

8. 環境に配慮した鉛フリー設計

1600W max

地球環境に配慮した鉛フリー化により、環境負荷を低減。

フルスペック8倍ズーム出力（L/Hタイプ）
ZXは、L/Hタイプはズーム比8倍、エクステンドレシオ（拡張比）
１：８、Ｍタイプはズーム比4倍、エクステンドレシオ（拡張比）
１：４で出力電流が出力電圧に応じて可変する方式の直流電源です。定格電力が得られる最小電圧と最大電圧の比率が広範囲で定格電力の出力が可能。テストベンチや混流生産などで色々な電圧で使用する場合に最適。

目的にあわせ３つのズーム範囲

新発売

0V ～ 320V

0V ～ 80V

ＺＸ－M タイプ

定格出力電力のライン

８倍
ズーム

400W max (ZX-400L)
800W max (ZX-800L)
1600W max(ZX-1600L)

出力電圧（Ｖ）→

出力電圧（Ｖ）
→

320V

出力範囲

10V

定格出力電力のライン

400W max (ZX-400M)
800W max (ZX-800M)
1600W max (ZX-1600M)

４倍
ズーム

80V

ＺＸ－H タイプ

出力範囲

5A
10A
20A

出力電流（Ａ）→

40A (ZX-400L)
80A (ZX-800L)
160A (ZX-1600L)

定格出力電力のライン

400W max (ZX-400H)
800W max (ZX-800H)
1600W max (ZX-1600H)

８倍
ズーム

出力範囲

80V

0

0

640V
出力電圧（Ｖ）→

ＺＸ－L タイプ

80V

0V ～ 640V

0

1.25A
2.5A
5A

出力電流（Ａ）→

5A (ZX-400M)
10A (ZX-800M)
20A (ZX-1600M)

0.625A
1.25A
2.5A

出力電流（Ａ）→

5A (ZX-400H)
10A (ZX-800H)
20A (ZX-1600H)

一般的な可変定電圧（CV）、可変定電流（CC）方式の直流電源では、最大出力電圧よりも低い電圧で使用する場合、最大出力電流が固定の為、取出せる最大電力は低下して行きますが、ZXなら最大出力電流が出力電圧に応じ無段階可変します。この機能で、一般的な固定レンジ直流電源5～8機種分の動作範囲を１台でカバーします。

一般的な直流電源5～8台分に相当できる範囲をカバーする多用途電源です。

40V

PMAX＝400Wの一点

VMAX

100%取出せるのは１点のみ

出力範囲

48V8.3A
36V11A PMAX

24Vなら２４０Ｗの60%まで
12Vなら12０Ｗの30%まで

0

固定

0

10A

出力電流（A）

80V5A

15Vでも100%出力可
12Vでも100%出力可
10Vでも100%出力可=

24V16A
15V26A
12V33A
10Ｖ40A
IMAX

広い範囲を1台の電源でカバー
80V

定格出力電力のライン
400W max（ZX-400L/LA/LN/LAN）
800W max（ZX-800L/LA/LN/LAN）
1600W max（ZX-1600L/LA/LN/LAN）

8倍ズーム

出力電圧
（V）

いろいろな電圧の電源を使う場合複数台必要

ZXシリーズ

80Vでも100%出力可
48Vでも100%出力可
3６Vでも100%出力可
24Vでも100%出力可

出力電圧
（V）

一般的な40V10Aの直流電源

10V
0

出力範囲

5A 出力電流（A） 40A（ZX-400L/LA/LN/LAN）
10A
80A（ZX-800L/LA/LN/LAN）
20A
160A（ZX-1600L/LA/LN/LAN）

ズーム

ズーム機能とは、走行スピードに合せ最適なギヤを切替える自転車や自動車のように出力レンジを最適な組合せに切替えるような機能です。実際の電源ではレンジ切替のようなことはおこなっていませんがあたかもレンジを無段階に可変してその出力電圧で最適な電流が取出せるように追従します。

※上図は主に400Wの電源ZX-400L/LA/LN/LANタイプ（0-80V）
を中心にした説明です2

http://www.takasago-ss.co.jp/

ズーム直流電源 ＺＸシリーズ■ 操作性・特性とも強化された並列運転機能（＊1）

並列台数を増加しても過渡回復特性（＊2）が劣化しない、新マスタースレーブ方式を採用。マスター、スレーブ間の制御遅れがなく、常に良好な過渡回復特性を維持します。
同一機種を最大１０台まで自動認識します。負荷電流、負荷電力の計測値は各機の合計値をマスター機に集中表示するので、従来のようにマスター機とスレーブ機それぞれの電流表示をユーザーが加算する煩わしさから解放されます。
並列運転の準備はアセンブリ済みの並列制御ケーブルを接続し、各機の出力を負荷へ接続するだけで完了。並列台数はマ
スター機が自動検出するので、台数の誤設定や制御ケーブル抜けによる出力値の誤設定や計測値の誤表示を防止します。

＊1：並列運転は同一機種に限ります。 ＊2：定電圧動作での負荷電流急変に対する電圧変動の回復特性

新マスタースレーブの特徴

簡単接続の並列運転

マスター機
コンバータ

負荷電流 → Ｉ L

↑

スレーブ機

ＶO
↓

→ＩS

コンバータ

負荷

Co

従来のマスタースレーブ運転

負荷電流ＩＬ

マスター機コンバータ
出力電流ＩM

マスター機コンバータ
出力電流ＩM
遅れ時間

並列台数は
マスター機
が自動検
出。
ＡＣ電 源 投
入時に毎回
チェックを
実施

新マスタースレーブ運転

負荷電流ＩＬ

スレーブ機コンバータ
出力電流ＩSアッセンブ
リ 済 のＺＸ
専用並列運
転ケーブル
（別売り）

→ＩM
Co

スレーブ機コンバータ
出力電流ＩS

V
A
→40A
スレーブ機

PARA
IN

PARA
OUT

負

荷

→40A

PARA
IN

スレーブ機の正常時の表示は右のようにバー表示とな
ります。

出力電圧VO

ＣＶ過渡回復特性が劣化する

PARA
OUT

スレーブ機
同時制御

ゆっくり立上る

出力電圧VO

総合電流・総合電力を
集中表示

マスター機

並列運転モデル

ＣＶ過渡回復特性が劣化しない→40A■ ラッシュ電流抑制機能搭載 ラッシュ電流抑制機能は従来のCC優先モードです。

電力用ダイオードや高出力LEDなどに一定の電流を流して通電試験を行う用途では、従来の直流電源では内部回路に改造を加える必要がありました。これは、従来の直流電源が主に定電圧での使用を想定しているためで、ダイオードのように非線形なV−I特性を持つ負荷に対して、定電圧モードで立ち上げ→電流ゼロ→順方向閾値電圧を越える→電流急激に上昇→
定電流設定値をオーバー→電流制御開始（トランスファ領域）→定電流に安定という過程をたどるためでした。
ZXシリーズでは使用目的にあわせて定電圧（CV）
優先モードと定電流（CC）
優先モードを選択使用できるようにしました。
これにより、ダイオード負荷でもオーバーシュートのない速い立ち上がりの電流が得られます。

ダイオード負荷での立上り波形比較
ラッシュ電流抑制機能なし

ダイオードのV－I 特性

I

ラッシュ電流抑制機能-選択時
20ms/div

20ms/divIF
0VF
オーバーシュート

出力電圧
5V/div

VFV

出力電流
10A/div

IF
CV

VF

出力電圧
5V/divIF

出力電流10A/div

CC

CC

オーバーシュートのない電流立ち上げ

オーバーシュート有り■ スルーレート可変機能

ランプや大容量コンデンサなど、突入電流が寿命に影響する負荷では、電圧の立ち上げ時にスロープを付けて突入電流を抑えたい場合があります。このような場合を想定して出力電圧、電流のスルーレー
ト（上昇率、降下率）
を設定する機能を装備しました。
この機能は電圧、電流、上昇、降下についてそれぞれに設定でき、出力のON−OFF時、出力設定の変更時のどちらにも有効です。

V2
A

B

C

V1

A
B
C
D
E
F

D

立ち上がり
立ち上がり
立ち上がり
立ち下がり
立ち下がり
立ち下がり

E

F

スルーレートＯＦＦ
１ｓｅｃ／フルスパン
３ｓｅｃ／フルスパン
スルーレートＯＦＦ
１ｓｅｃ／フルスパン
３ｓｅｃ／フルスパン

V3

http://www.takasago-ss.co.jp/

3N無し型番■ 全機種 通信機能を標準装備

N無し型番

N無し型番

パソコン

N無し型番

N無し型番

ZXシリーズ31台までLAN対応版（N付型番）とRS－232Cシリアル通信対応版（N無型番）
２つのタイプを揃えました。
また両方ともマルチ接続用
LAN
RS-485のRS－485シリアル通信ポートを標準で装備しています。オプションのマルチ接続ケーブルを使えば1個のＬＡＮポート又
N付型番
N無し型番
N無し型番
N無し型番
はRS-232Cシリアルポートで31台（LAN対応版は末端機のみ使用可）までのZXシリーズが制御できます。通信コマンドは
SCPIプロトコルに準拠した形式と当社EXシリーズ互換のコマンドから選択できます。
LAN/RS-485混在(N無しN付型番混在)での接続

マルチ接続ケーブル（オプション）

N付型番又は
N無し型番

パソコン

RS-232C/RS-485(N無し型番)での接続
RS-232C
N無し型番

マルチ接続ケーブル（オプション）

RS-485
N無し型番

N無し型番

ZXシリーズ31台まで

LAN(N付き型番)での接続

RS-232C/RS-485(N無し型番)でのLAN接続
LAN

N無し型番

別売 汎用 PIO 付 LAN アダプタ

Ｈｕｂなど

N無し型番

LAN

パソコン

パソコン

ZXシリーズ31台まで

LAN/RS-485混在(N無しN付型番混在)での接続
LAN

N付型番

N無し型番

N無し型番

N付型番又は
N無し型番

N無し型番

パソコン

N無し型番

N無し型番

ZXシリーズ30台まで

N付型番

ZXシリーズ31台まで

LAN(N付き型番)での接続

N無し型番

汎用PIO付 LANアダプターについては弊社HPを参照ください。
N付型番又は
N無し型番

N付型番

RS-485
マルチ接続ケーブル（オプション）

パソコン

N付型番

LANタイプのZXシリーズの接続台数は
N付型番
ネットワーク環境に依存します。

マルチ接続ケーブル（オプション）

RS-485

TC-L2S

N無し型番

N付型番

RS-232C/RS-485(N無し型番)でのLAN接続
LAN
Ｈｕｂなど

別売 汎用 PIO 付 LAN アダプタ
LAN

■ フルデジタル制御、4桁設定、4桁計測

TC-L2S

RS-485
マルチ接続ケーブル（オプション）

N無し型番
パソコン
パソコン
電圧、
電流の設定は4桁のデジタル表示できめ細かな設定ができます。
また、設定ツマミは電圧用と電流用の2個に分けてあるので、スピーディな操作ができます。
N無し型番
計測は出力電圧、出力電流に加え、出力電力の表示も装備しました。
ZXシリーズ30台まで
N無し型番
計測値は4桁表示で正確な読み取りができます。
N付型番

N付型番

N付型番

N付型番又は
N無し型番

スピィーディな設定操作
N付型番

N無し型番

N付型番

ダイヤルを押すと設定桁が移動します。1個のダイヤルによる粗調／微調切り替え方式や多回転ポテンショメータと比較してス
ピーディ・きめ細かな設定ができます。
押す 増減設定の桁がツマミを押すごとに×1／100
押す （超微調）から×1（粗調設定）まで切り替えられます。状態は高輝度で表押す示されます。
回す ツマミを回すと設定値を増減します。
←もう1回押すと初めの状態に戻ります。

■ シーケンシャルON-OFF機能

ZXシリーズを複数台組み合わせて多出力電源を構成した場合に各電源出力のON−OFFに時間差を付けることができます。
パソコンなどを使わない場合でも、マルチ接続ケーブル（オプション）を接続して、各電源に遅延時間を設定するだけで、出力ON−OFFにシーケンスを組むことができます。パソコンなどの通信で制御する場合は、グローバルコマンド送出により、各電源に設定した遅延時間に従って出力のON−
OFFが実行されます。

シーケンシャルＯＮ／ＯＦＦ機能設定例
ＺＸ ＃１
（＋５Ｖ）

ＺＸ ＃2
（＋12Ｖ）

t1on

t2on

t1oﬀ

t2oﬀ

ＺＸ ＃3
（－12Ｖ）
t3on
t3oﬀ
ＺＸ ＃1をON/OFF ON■ フルデジタル制御ならではの便利機能

メモリ機能
3組の電圧、電流、保護レベルなどの組み合わせをABCの3個のボタンに割り付けて、読み
出し、書き込みができます。
製品の検査ラインなどで頻繁に設定を変更する場合などに便利です。

■ ユーザー校正機能

お手持ちのデジタルマルチメータと分流器を使って定電圧、定電流の設定と電圧計、電流計の校正ができます。

4

http://www.takasago-ss.co.jp/

OFF

プリセットした
値をワンタッチ
呼び出し可能ZXシリーズ

外観説明図

ズーム直流電源

背面パネル

操作パネル
並列運転制御コネクタ（出力）

冷却用空気取り入れ口

並列運転制御（入力）および外部接点による
出力ON/OFF制御用コネクタ

設定/選択
・ツマミ

終端切替スイッチ

メモリ表示／設定・キー
出力ON/OFF 表示ランプ

ディスプレイ・キー
過電圧保護（OVP）
・キー
過電流保護（OCP）
・キー
プリセット・キー
入力電源スイッチ

ファンモータマルチ接続用コネクタ（Ｎ付型番は下がLANコネクター）

出力ON／OFF・キー

シリアル通信用コネクタ（Ｎ付型番にはありません）

LOCAL・キー
LOCK・キーファンクション・キー

LINE INPUT
入力端子

出力端子
センシング端子

短絡防止、
感電防止用
に出力端子カバーが付属します。

ZX-LAタイプの制御信号
入 出 力 コ ネ クタで す。
ZX-Lタイプではブランク
パネルになっています。
ZX-LAタイプには配線材を直接挿入して使用する
ケーブル側コネクターが付属します。

並列接続例
新マスタースレーブ方式採用で、下記の接続によりマスター機が並列接続を自動認識、並列台数を増加しても過渡回復特性が劣化しません。
接続
合計で 10 台までの出力を並列に接続して出力電流を増加させることができます。

また、一台のマスター機で全体の出力電圧、電流をコントロールする、マスタースレーブ並列運転が可能です。
並列制御ケーブルを接続するだけで、並列台数の認識を自動で行います。

下図のように接続します。
1 台目（マスター機）の M/SCONTROL コネクタ OUT から 2 台目（スレーブ機）の M/SCONTROL
コネクタ IN へ接続し、2 台目の M/SCONTROL コネクタ OUT から 3 台目（スレーブ機）へと接続します。
M/S CONTROL（OUT）

出力電流、出力電力を合計した計測値はマスター機に表示されます。

M/S CONTROL（IN）

並列制御ｹｰﾌﾞﾙ ZXP-**M （別売）

#2（ｽﾚｰﾌﾞ）#1（ﾏｽﾀｰ）
IN

OUT

IN

TERMINATION

M/S CONTROLDC OUTPUT
SENSE

-

+ -

100-240～,50/60Hｚ,7A

LINE INPUT+DC OUTPUT
SENSE

-

+ -

MAX

100-240～,50/60Hｚ,7A

MAX

LINE INPUT+DC OUTPUT
SENSE

-

+ -

100-240～,50/60Hｚ,7A

MAX

M/S CONTROL（IN）
より合わせるより合わせるより合わせる

※背面図は ZX-400H

ＭＥＭＯ
各ＺＸ電源から負荷までの配線は、長さと断面積の等しい電線を使い、最短で配線してください。
負荷までの距離が長い（約 10m 以上）場合は、中継端子台などを使って並列接続した後、負荷まで配線
してください。

ON
OFF

1

SERIAL I/F 2
1
LINE INPUT+OUTSERIAL I/F 2

TERMINATIONONOFFSERIAL I/F● 各電源のマイナス出力間を接続している配線は絶対にオープンにしないでください。
● 並列に接続されているすべてのＺＸシリーズの入力電源（「ＰＯＷＥＲ」スイッチ）をＯＮにしてください。

SERIAL I/F

1「ＬＯＣＡＬ」キーのみ有効です。

ON
OFF

SERIAL I/F 2

異なる機種を並列に接続すると、故障の原因となります。
（例：ZX-400H 同士は可能ですが、ZX-400H と ZX-800H、又は ZX-1600H は不可です。）● スレーブ動作時のＦＵＮＣＴＩＯＮ項目は参照のみで設定はできません。
● スレーブ機の操作はアラームリセット時の「ＯＶＰ」キーと「ＯＣＰ」キーの同時押し、「ＦＵＮＣ.」キー、

TERMINATION

M/S CONTROLOUT

M/S CONTROLINSERIAL I/F！ 注意● 並列運転は、同一機種に限って可能です。

#ｎ（ｽﾚｰﾌﾞ）

+

－
負

荷

マスタースレーブ並列運転

http://www.takasago-ss.co.jp/

5製品呼称 ズーム直流電源 ＺＸシリーズ
防湿コーティング ・ 防塵フィルター[0～320V1.6kW モデル外部制御 LAN ・ 高速ファンモーター変更、
シャットダウンｂ接点変更オプション装備 例 ]詳しくは右ページ参照

ZX-1600MAN-CH-S

シリーズ名

定格出力電力定格出力電圧400 :400W
L : 0-80V （ズームテクノロジ搭載で 10V-80V の範囲でフルパワー出力可）
800 :800W
M : 0-320V （ズームテクノロジ搭載で 80V-320V の範囲でフルパワー出力可）
1600 :1600W
H : 0-640V （ズームテクノロジ搭載で 80V-640V の範囲でフルパワー出力可）

通信方式（ 上位 IF 用、 マルチ接続用）
無 : RS-232 + RS-485( マルチポート付 )N : LAN + RS-485
外部制御 ・ 内部抵抗可変機能
無 : 拡張機能なし
Ａ : 外部制御・モニター機能／内部抵抗可変機能付

ZX-LA/ZX-MA/ZX-HA など (A 付型番 ) タイプ
お客様の用途に合った機種選定ができるよう、ベーシックタイプのZX−L/ZX-M/ZX−Hシリーズと外部アナログ制御、アナログモニタ、ステータス出力、内部抵抗可変機能などを装備したZX−LA/ZX-MA/ZX−HAなどのＡ付型番を用意しました。

組込み用・試験用電源に外部コントロール強化

本体から簡単に外せます

Ａ付型番は外部アナログ制御ができます。

外部コントロール用コネクターは、本体から取り外して作業ができる
ロックレバー付ワンタッチ脱着コネクターを採用、従来のような専用圧着工具や半田付、ねじ止め作業は不要です。ラックマウントなどの狭い場所での作業に配慮しました。

■ 外部ON/OFF制御

外部接点による出力ON/OFFが可能です。出力電流が大きい場合や出力電圧が高い場合でも小信号用接点やフォトカプラなどの低電圧低電流(5V 2.5mA程度)の信号で簡単に制御できます。

外部接点による出力のON/OFF
フォトカプラ または 接点

ツイストペア線

ZX-A

コネクターの四角い穴にマイナスドライバーを押し込みケーブルを挿入すると接続完了です。

■ 外部接点によるシャットダウン

外部接点によるスイッチング停止（全機種）及び電源入力の遮断（1600Wタイプのみ）が可能です。常時開(a)接点の短絡（メイク）によるシャットダウン動作が標準です。この信号は主に緊急停止
用です復帰には解除の為の操作が必要です。通常のON/OFF制
御は上記の外部ON/OFF制御を使用します。
（CC
出力電圧（CV設定値）のコントロール（オプションにより常時閉(b)接点の開放（ブレーク）
によるシャッ出力電流ト
ダウンも可能です）
外部抵抗
外部抵抗 または 外部電圧
外部接点による入力の遮断（シャットダウン）
ZX-A
ツイストペア線

フォトカプラ または 接点

ツイストペア線

ZX-A

b接点変更はオプションで可能です。

費用についてはお問い合わせください

接点容量は5V 2.5mA以上の小信号用

2.5mA以上の小信号用
0~10kΩまたは0~10V接点容量は5V1mA

0~10kΩま■ 外部アナログ制御

外部直流電圧（0〜10V 1mA程度）、外部抵抗（0〜∞または0〜10kΩ）
による電圧(CV)、電流(CC)の制御が可能です。フルスケール、オフセットの調整は前面パネルの設定ツマミで行えます。
（CV設定値）のコントロール
抵抗での制御の場合は配線や外部抵抗の接触不良 出力電圧時の安全性を考慮した(A)パターンと(Ｂ)パターン

外部抵抗 または 外部電圧

ツイストペア線の逆の(C)パターンのほか、ショートで０となり10k

ZX-A

出力電流
（CC設定値）のコントロール
外部抵抗 または 外部電圧

ツイストペア線

ZX-A

Ωで出力最大になる(B)パターンが選択可能です。

※：外部アナログ制御端子のコモンは内部でマイナス出
0~10kΩまたは0~10V 1mA
力端子に接続されています。

■ アナログモニタ

出力電圧、出力電流について、0〜10Vの直流電圧で出力されます。入力インピーダンスが10kΩ以上の外部メーターなどに使用します。
※：過渡的な電圧、電流波形のモニターには適しません。アナログモニタのコ
モンは内部でマイナス出力端子に接続されています。

出力電圧のモニター

出力電圧０～最大に対して0~10Vの直流電圧を出力+

ツイストペア線

ZX-A

V

+

ツイストペア線

ZX-A

V

-

-

外部メーターの入力インピーダンスは１０ｋΩ以上

6出力電流のモニター

出力電流０～最大に対して0~10Vの直流電圧を出力

外部メーターの入力インピーダンスは１０ｋΩ以上

http://www.takasago-ss.co.jp/

0~10kΩまたは0~10V 1mA■ ステータス・アラーム出力

出力及びシャーシグランドから絶縁されたフォトカプラ出力（オープンコレクタ）
で動作状態やアラームを出力します。
軽故障(OVP,OCP)のいずれかが動作していることを示します。
アラームのいずれかが動作していることを示します。
定電圧モードで動作していることを示します。
定電流モードで動作していることを示します。
内部の整流電圧、制御回路用電源が正常であることを示します。
ステータスコモンです。

ズーム直流電源 ＺＸシリーズ

内部基板コーティングで、耐環境性能アップ

シャットダウン接点方式を変更

塩害・湿度が高い・粉塵が多いなど、ご使用環境がよくない場合、装置が故障しや

シャットダウン信号（緊急停止）は、Ａ付形番はa接点（常時開(a)接点

すくなります。基板コーティングを施せば、耐環境性能アップが期待できます。

の短絡（メイク）によるシャットダウン）ですがオプション改造でｂ接

また周囲温度が高温になる場合（目安35℃以上)は、防塵フィルターと高速ファ点（常時閉(b)、回路がオープン（ブレーク）にてシャットダウン）に変

ンモーターに変更も可能です。

更可能です。

工場出荷オプションです。 出荷後の製品にこのオプションを追加することはできません。

▼基板コーティング ※１
出力容量

400Wタイプ
800Wタイプ
1600Wタイプ

形名指定方法型名の末尾にCL

これにより長期間未使用状態のスイッチなどが接点酸化よる接触不良や、オプション追加費用

希望販売価格（ 円・税抜）

いつの間にか配線コネクターが外れていたケーブルが断線していたな

例）ZX-400MAN-CL

お問い合わせください

どによりいざ非常事態の時に動作しないなどのトラブルに備えること例）ZX-800MAN-CL

お問い合わせください

ができるフェールセーフ方式に変更が可能です。

例）ZX-1600MAN-CL

お問い合わせください

備考▼基板コーティング ※１防塵フィルター＋高速ファンモーター変更 オプション追加費用
出力容量400Wタイプ
800Wタイプ
1600Wタイプ

形名指定方法型名の末尾にCH

備▼シャットダウンｂ接点変更

希望販売価格（ 円・税抜）

考例）ZX-400MAN-CH

お問い合わせください

例）ZX-800MAN-CH

お問い合わせください

例）ZX-1600MAN-CH

お問い合わせください

形名指定方法

Ａ付型番のみ型名の末尾にS

備

希望販売価格（ 円・税抜）

考例）ZX-400MAN-S

お問い合わせください

外部アナログ制御、アナログモニター機能を装備したＡ付型番のみ対応可能です。

※1 耐湿性・耐塵性向上の為、基板両面にコーティングを施しております。ただし、一部コーティングされない箇所がございますので完全な効果が期待できないことがあります。使用環境は、温度０～４０℃、湿度２０～８０％、凍結、結露、腐食性ガスの無いことが条件となります。また、長寿命化を保証するものではありません。 効果は環境によって変わります。

■ 内部抵抗可変機能対応可能機種

パワーコン評価試験、インバータ評価に最適

定電圧モードで動作しているとき、負荷電流による電圧降下＜Ｉ－Ｖ特性をエミュレート＞
を意図的に発生させることができます。この機能により化学
Ａ付型番は内部抵抗を意図的に可変できます。
電池（放電時）の内部抵抗や太陽電池、燃料電池のI−V特性
電源の内部抵抗を疑似的に可変することで、太陽電池や燃料電池、化学電池をエミを近似させること ができます。
ュレーションすることができます。外付抵抗などを使わないため、発熱や電力損失がありません。通信からも可変できます。

※：直流的な動作に限ります。過渡的な現象の近似には適しません。

定電圧・定電流直流電源
等価回路
発熱・電力損失なし
内部抵抗可変機能

CV/CC直流電源

負荷

パワコンやDC/DCコンバーターなどの評価時の電池エミュレーション
ＥＶ／ＨＶのコンバーターや電装品の変動試験

用途例

V

V

電源の内部抵抗可変機能0

化学電池

内部抵抗可変範囲 表の上段 内部抵抗設定範囲 単位Ω ／下段の（ ）は出力電力
並列数

形名

0~80V

0.00～2.00 Ω 0.000～1.000Ω 0.000～0.500Ω
単独使用時(400W)(800W)(1,600W)

並列３台時
並列４台時
並列５台時
並列６台時
並列７台時
並列８台時
並列９台時
並列１０台時

電源のCC機能 V

0

太陽電池

I

電源の内部抵抗可変機能
0

燃料電池

I

ZX-400LA ZX-800LA ZX-1600LA ZX-400MA ZX-800MA ZX-1600MA ZX-400HA ZX-800HA ZX-1600HA

出力電圧範囲

並列２台時

I

PV特性

電源の内部抵抗可変機能

0.0～64.0Ω
(400W)

0~320V
0.0～32.0Ω

0.0～16.0Ω

0.0～128.0Ω

(800W)(1,600W)

0.000～0.250Ω

0.0～３２．０Ω

0.0～１６．０Ω

0.0～８．０Ω

0.000～0.670Ω 0.000～0.330Ω 0.000～0.167Ω

0.0～２１．４Ω

0.0～１０．７Ω

0.0～５．３５Ω

0.000～0.500Ω 0.000～0.250Ω 0.000～0.125Ω

0.0～１６．０Ω

0.0～８．０Ω

0.0～４．００Ω

0.000～0.400Ω 0.000～0.200Ω 0.000～0.100Ω

0.0～１２．８Ω

0.0～６．４Ω

0.0０～３．２０Ω

0.000～0.334Ω 0.000～0.170Ω 0.000～0.083Ω

0.0～１０．７Ω

0.0～５．３５Ω

０．００～２．６７Ω

0.000～0.286Ω 0.000～0.140Ω 0.000～0.071Ω

0.0～９．１５Ω ０．００～４．６０Ω ０．００～２．３０Ω

0.000～0.250Ω 0.000～0.130Ω 0.000～0.063Ω

0.0～８．００Ω ０．００～４．００Ω ０．００～２．００Ω

0.000～0.222Ω 0.000～0.110Ω 0.000～0.056Ω

0.0～７．１５Ω ０．００～３．５６Ω ０．００～１．７８Ω

0.000～0.200Ω 0.000～0.100Ω 0.000～0.050Ω

0.0～６．４０Ω ０．００～３．２０Ω ０．００～１．６０Ω

0.000～1.000Ω
(800W)

0.000～0.500Ω
(1,600W)(3,200W)(1,200W)(2,400W)(4,800W)(1,600W)(3,200W)(6,400W)(2,000W)(4,000W)(8,000W)(2,400W)(4,800W)(9,600W)(2,800W)(5,600W)(11,200W)(3,200W)(6,400W)(12,800W)(3,600W)(7,200W)(14,400W)(4,000W)(8,000W)(16,000W)(800W)(1,200W)(1,600W)(2,400W)(1,600W)(3,200W)(2,000W)(4,000W)(2,400W)(4,800W)(3,200W)

0~640V
0.0～64.0Ω

0.0～32.0Ω

0.0～64.0Ω

0.0～32.0Ω

0.0～16.0Ω

0.0～42.7Ω

0.0～21.3Ω

0.0～10.7Ω

0.0～32.0Ω

0.0～16.0Ω

0.0～8.0Ω

0.0～25.6Ω

0.0～12.8Ω

0.00～6.40Ω

0.0～21.3Ω

0.0～10.7Ω

0.00～5.33Ω

0.0～18.3Ω

0.00～9.14Ω

0.00～4.57Ω

0.0～16.0Ω

0.00～8.00Ω

0.00～4.00Ω

0.0～14.2Ω

0.00～7.11Ω

0.00～3.56Ω

0.0～12.8Ω

0.00～6.40Ω

0.00～3.20Ω

(400W)(800W)(4,800W)(1,200W)(6,400W)(1,600W)(8,000W)(2,000W)(9,600W)(2,400W)(2,800W)(2,800W)(5,600W)(11,200W)(3,200W)(6,400W)(12,800W)(3,200W)(3,600W)(7,200W)(14,400W)(3,600W)(4,000W)(8,000W)(16,000W)(4,000W)(800W)(1,600W)(2,400W)(3,200W)(4,000W)(4,800W)(5,600W)(6,400W)(7,200W)(8,000W)(1,600W)(3,200W)(4,800W)(6,400W)(8,000W)(9,600W)(11,200W)(12,800W)(14,400W)(16,000W)

http://www.takasago-ss.co.jp/

7

仕様 ズーム直流電源 ＺＸシリーズ
仕様形

ZX-400L ZX-400LN ZX-400LA ZX-400LAN ZX-800L ZX-800LN ZX-800LA ZX-800LAN ZX-1600L ZX-1600LN ZX-1600LA ZX-1600LAN

名

定格出力電圧出力仕様

Output80A 80V

40A 80V

定格出力電流定格出力電力400W

400W 800W

V

10V

出力範囲

0 5A

設定範囲 （カッコ内は設定分解能）

V

80A

I

1600W
注：前面端子は
  80Amax（前面出力過電流
保護内蔵）

〈※5〉
ノイズ（p-p値）（TYP）
温度係数（代表値）
過渡回復時間〈※6〉
立上がりプログラミング
時間〈※7〉
立下がり
最大吸い込み電流±50ppm/℃

70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）
250ms±30%（全負荷時）／1200ms±30%（無負荷時）
0.8A±0.2A

0.4A±0.1A

0.0A〜168.0A (100mA)

4桁デジタルメータ（最大表示99.99A）

4桁デジタルメータ（最大表示999.9A）

読みの±(0.5%±4digit（40mA）)

読みの±(0.5%±8digit（80mA）)
読みの±(0.5%±2digit（200mA）)±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（電圧または電流表示と併用表示）
6ポイントLEDにより出力電力概略値表示

測定確度〈※10〉(単体動作時)

OVP（過電圧保護:1.0～88.0V任意設定可）、OCP（過電流保護：1.25%～110%任意設定可 ZX-1600の前面出力端子には前面出力過電流保護内蔵）、過電力保護、過温度保護

ヒューズ10A

ヒューズ20A

動作電源（力率・効率） AC85V〜250V

Input AC100V時の入力電流
AC200V時の入力電流

1.6A±0.4A

設定値の±(0.5%＋20mA)
設定値の±(0.5%＋40mA)
設定値の±(0.5%＋80mA)±（定格出力電流の0.03%＋3mA）以下（定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動）±（定格出力電流の0.03%＋2mA）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））
20mA (20Hz〜1MHzにて)40mA (20Hz〜1MHzにて)80mA (20Hz〜1MHzにて)±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（最大表示99.99V）
読みの±(0.1%±2digit（20mV）)±50ppm/℃

温度係数（代表値）
電力計
電力表示バーグラフ
出力保護
保護装置
Protection function 入力電流保護

単相 45Hz〜65Hz（入力力率(カッコ内は突入電流(PEAK))〈※13〉(カッコ内は突入電流(PEAK))

1ユニット20Aのヒューズによる保護：0.99以上 電力効率〈※12〉：75%）〈※11〉

6A (10A)
3A (20A)〈※13〉

12.5A(20A)
6A(40A)

24A(40A)
12A(80A)

負荷までの導線による電圧降下を、片道1Vまで補償可能。● センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される。● リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて82Vまで、出力電力は定格内とする。

●

リモートセンシング−(上位IF用)◯−

RS-232C(上位IF用)◯
RS-485 (上位IF用,マルチ接続用) ◯マルチ接続ポート付

◯

−
◯

◯
−

◯マルチ接続ポート付◯−◯◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯マルチ接続ポート付◯−◯

スルーレート可変機能

最大並列台数

並列台数自動認識
一括設定表示直列運転〈※15〉
動作環境 Operating environment●

同一機種を最大10台まで （別売並列運転ケーブルが必要）

ラックマウント
入力ケーブル様

マルチ接続ケーブルを接続することにより、ON/OFFシーケンスを設定することが可能（ディレイ時間設定：0.00〜99.99s）
電圧設定、電流設定のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能● 電圧計測、電流計測のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

5kg

214.5×130（147）× 405（513）

5kg

8kg

8kg

4台実装可能2台実装可能AC100V用プラグ付電源コードセット、2P-3P変換アダプター 1.8m●●

希望販売価格（円・税抜）
形

名○ 0.00Ω～0.50Ω

別売並列運転ケーブルで並列台数を自動認識、パラメータ設定等は不要
マスター機で電圧・電流等の設定を一括設定（ワンコントロール）
・マスター機で電圧・電流・電力等を一括表示
−
◯
−
◯
−
◯
温度0℃〜50℃（40℃以上の場合、1℃あたり2.5%の割合で出力電力のディレーティングが必要）湿度 20%〜80%（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）

質 量 （約）その他○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流○P-on,CV,CC○OVP,OCP,その他○◯入力遮断

0.1V/s〜160.0V/s
0.01A/s〜80.00A/s
0.1A/s〜160.0A/s
0.1A/s〜320.0A/s
3組までの出力電圧・電流の組み合わせを書き込み、読み出しが可能

107×130（147）× 405（505）

外形寸法W×H×D（mm） 突起物含まず（ ）内は出力端子カバーを含む最大寸法

仕◯CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能

CV
CC

メモリー機能シーケンシャルON/OFF機能
校正機能

付属品

◯マルチ接続ポート付◯−

LAN, RS-232C, RS-485により出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測、アラーム、ステータス、各種設定状態の読み出しが可能● 上位IFがRS-232Cタイプは1つのポートで31台までのマルチ接続制御が可能、LANタイプ１台でRS-232Cタイプを30台まで通信変換可能（マルチ接続ケーブル等別売）

外部電圧による制御（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
外部抵抗による制御（0-10kΩ)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
アナログモニター出力（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
外部接点・アナログ ステータス出力 (ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−
インターフェイス アラーム出力(ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)−○OVP,OCP,その他−○OVP,OCP,その他−
外部ON/OFF制御 （小信号接点等） △オプションケーブル必要〈※14〉○△オプションケーブル必要〈※14〉○△オプションケーブル必要〈※14〉
緊急停止信号 （小信号接点等）−◯スイッチング停止−◯スイッチング停止−
内部抵抗可変（通信から制御可)−−−○ 0.00Ω～2.00Ω
○ 0.00Ω～1.00Ω
ラッシュ電流抑制機能
負荷の種類に応じて選択可能(CC優先モード)

並列運転

−
◯

●

備考

並列・直列
運転

I

1ms以内 (定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動）)

CＣ

各種機能

160A

20A

2mVrms (20Hz〜1MHzにて)
50mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて) 100mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて) 100mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)設定範囲 （カッコ内は設定分解能） 0.00A〜42.00A (10mA) 0.00A〜84.00A (10mA)

通信機能

0

±（定格出力電圧の0.01%＋2mV）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））

定電流特性 設定確度〈※8〉ロードレギュレーション〈※9〉ラインレギュレーション〈※3〉〈※4〉
リップル（実効値）
温度係数（代表値）
電圧計
測定確度〈※10〉
温度係数（代表値）
測定・表示
電流計 （カッコ内は単体動作時）

LAN

10V

設定値の±（0.1%＋10mV）〈※3〉定電圧特性 ラインレギュレーション〈※4〉
リップル（実効値）

入力仕様

1600W

V

±（定格出力電圧の0.01%＋3mV）以下 （定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動））

ロードレギュレーション〈※2〉

Measurement/display

80V

0.00V〜84.00V ( 設定分解能：10mV）

設定確度〈※1〉

CV

160A

800W

10V
0 10A

I

40A

80V

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター●●●

出力端子カバー
取扱説明書
前面端子カバー● 出力端子カバー● 取扱説明書● 外部コントロール用コネクター● 前面端子カバー

429.5（436）×130（139）× 405（543）

15kg

15kg

1台実装可能3芯VCTケーブル5.5mm2 3m● 入力端子カバー● 出力端子カバー● 取扱説明書● 前面端子カバー● 入力端子カバー● 出力端子カバー● 取扱説明書● 外部コントロール用コネクター● 前面端子カバー

110,000 128,000 130,000 148,000 190,000 198,000 210,000 218,000 350,000 358,000 370,000 378,000

ZX-400L ZX-400LN ZX-400LA ZX-400LAN ZX-800L ZX-800LN ZX-800LA ZX-800LAN ZX-1600L ZX-1600LN ZX-1600LA ZX-1600LAN＜※1＞ 周囲温度23℃±5℃、出力開放にて ＜※2＞ 定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動） ＜※3 ＞入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動） ＜※4＞ 20Hz〜1MHzにて ＜※5＞ 20Hz～20MHzのオシロスコープにて ＜※6＞ 定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動
的負荷変動） ＜※7＞ パネル操作、通信制御による設定変更、または外部アナログコントロールにより、設定電圧に対する誤差が1%以内に達する時間 ＜※8＞ 周囲温度23℃±5℃、出力短絡にて

8

http://www.takasago-ss.co.jp/

売

新発

仕

形

ZX-400M ZX-400MN ZX-400MA ZX-400MAN ZX-800M ZX-800MN ZX-800MA ZX-800MAN ZX-1600M ZX-1600MN ZX-1600MA ZX-1600MAN

名

定格出力電圧出力仕様

Output5A

定格出力電流定格出力電力

320V

320V

400W

80V
0

10A 320V

400W

V

出力範囲

1.25A

5A

800W

20A 320V

800W 1600W

V

80V

I

0

2.5A

10A

設定確度〈※1〉

80V

I

0

±（定格出力電圧の0.01%＋8mV）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））

温度係数（代表値）
過渡回復時間〈※6〉
立上がりプログラミング
時間〈※7〉
立下がり±100ppm/℃

1ms以内 (定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動）)
70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）
80ms±30%（全負荷時）／600ms±30%（無負荷時）
0.06A±0.02A

0.05A±0.01A

設定範囲 （カッコ内は設定分解能） 0.000A〜5.250A (1mA) 0.00A〜10.50A (10mA)

定電流特性 設定確度〈※8〉ロードレギュレーション〈※9〉ラインレギュレーション〈※3〉〈※4〉
リップル（実効値）
温度係数（代表値）
電圧計

測定・表示

測定確度〈※10〉
温度係数（代表値）（カッコ内は単体動作時）

4桁デジタルメータ（最大表示9.999A）

Measurement 電流計 測定確度 (単体動作時)
温度係数（代表値）/display

読みの±（0.5%±1digit（10mA））±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（電圧または電流表示と併用表示）
6ポイントLEDにより出力電力概略値表示
OVP（過電圧保護:10～352V任意設定可）、OCP（過電流保護：2%～110%任意設定可）、過電力保護、過温度保護
ヒューズ10A
ヒューズ20A
1ユニット20Aのヒューズによる保護

電力計
電力表示バーグラフ
出力保護
保護装置
Protection function 入力電流保護

動作電源（力率・効率） AC85V〜250V
6A (10A)
3A (20A)〈※13〉(カッコ内は突入電流 (PEAK))〈※13〉(カッコ内は突入電流 (PEAK))

単相 45Hz〜65Hz（入力力率：0.99以上 電力効率〈※16〉：77%）〈※11〉

12.5A(20A)
6A(40A)

24A(40A)
12A(80A)● 負荷までの導線による電圧降下を片道1Vまで補償可能。● センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される。● リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて322Vまで、出力電圧は定格内とする

リモートセンシング
LAN

0.00A〜21.00A (10mA)

4桁デジタルメータ（最大表示99.99A）

読みの±（0.5%±4digit（4mA））〈※10〉

Input AC100V時の入力電流
AC200V時の入力電流

0.12A±0.04A

設定値の±（0.5%＋5mA）
設定値の±（0.5%＋10mA）±（定格出力電流の0.03%＋3mA）以下（定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動）±（定格出力電流の0.03%＋2mA）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））
2.5mA (20Hz〜1MHzにて)5mA (20Hz〜1MHzにて)10mA (20Hz〜1MHzにて)±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（最大表示999.9V）
読みの±（0.1%±2digit（200mV））±50ppm/℃

CＣ−(上位IF用)

RS-232C(上位IF用)◯
RS-485 (上位IF用,マルチ接続用) ◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯
−

◯マルチ接続ポート付◯−◯◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯マルチ接続ポート付

◯
−

−
◯

◯

◯マルチ接続ポート付◯−◯

スルーレート可変機能

メモリー機能シーケンシャルON/OFF機能
校正機能

最大並列台数並列運転 並列台数自動認識

一括設定表示動作環境 Operating environment

外形寸法W×H×D（mm） 突起物含まず（ ）内は出力端子カバーを含む最大寸法●

様

マルチ接続ケーブルを接続することにより、ON/OFFシーケンスを設定することが可能（ディレイ時間設定：0.00〜99.99s）
電圧設定、電流設定のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能● 電圧計測、電流計測のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

同一機種を最大10台まで （別売並列運転ケーブルが必要）

5kg

8kg

8kg

15kg

4台実装可能2台実装可能AC100V用プラグ付電源コードセット、2P-3P変換アダプター 1.8m●●

希望販売価格（円・税抜）
形

名○ 0.0Ω～16.0Ω

別売並列運転ケーブルで並列台数を自動認識、パラメータ設定等は不要
マスター機で電圧・電流等の設定を一括設定（ワンコントロール）
・マスター機で電圧・電流・電力等を一括表示−
温度0℃〜50℃（40℃以上の場合、1℃あたり2.5%の割合で出力電力のディレーティングが必要）湿度 20%〜80%（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）
107×130（147）×405（505）214.5×130（147）×405（513）429.5（436）×130（139）×405（543）

ラックマウント
入力ケーブル
その他○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流○P-on,CV,CC○OVP,OCP,その他○◯入力遮断

1.0V/s〜640.0V/s
0.01A/s〜10.00A/s
0.01A/s〜20.00A/s
0.01A/s〜40.00A/s
3組までの出力電圧・電流、OVP、VCPの組合わせを書き込み、読み出しが可能

5kg

質 量 （約）仕◯

CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能

CV
CC

直列運転

◯マルチ接続ポート付◯−

LAN, RS-232C, RS-485により出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測、アラーム、ステータス、各種設定状態の読み出しが可能● 上位IFがRS-232Cタイプは1つのポートで31台までのマルチ接続制御が可能、LANタイプ１台でRS-232Cタイプを30台まで通信変換可能（マルチ接続ケーブル等別売）

備考

各種機能

−
◯

●

外部電圧による制御（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
外部抵抗による制御（0-10kΩ)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
アナログモニター出力（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
外部接点・アナログ ステータス出力 (ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−
インターフェイス アラーム出力(ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)−−−○OVP,OCP,その他○OVP,OCP,その他○○
外部ON/OFF制御 （小信号接点等） △オプションケーブル必要〈※14〉△オプションケーブル必要〈※14〉△オプションケーブル必要〈※14〉
緊急停止信号 （小信号接点等）−−−◯スイッチング停止◯スイッチング停止○ 0.0Ω～64.0Ω
○ 0.0Ω～32.0Ω
内部抵抗可変（通信から制御可)−−−
ラッシュ電流抑制機能
負荷の種類に応じて選択可能(CC優先モード)

付属品

I

15mVrms (20Hz〜1MHzにて)
18mVrms (20Hz〜1MHzにて)
20mVrms (20Hz〜1MHzにて)〈※5〉
ノイズ（p-p値）（TYP）
100mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて) 150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて) 150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)最大吸い込み電流

並列・直列
運転

20A

±（定格出力電圧の0.01%＋12mV）以下 （定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動））〈※3〉定電圧特性 ラインレギュレーション〈※4〉
リップル（実効値）

通信機能

5A

設定値の±（0.1%＋100mV）

ロードレギュレーション〈※2〉

入力仕様

1600W

V

0.0V〜336.0V ( 設定分解能：100mV）

設定範囲 （カッコ内は設定分解能）

CV仕様

ズーム直流電源 ＺＸシリーズ

様

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター●●

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

15kg

1台実装可能3芯VCTケーブル5.5mm2 3m

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター●●

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター

140,000 150,000 160,000 170,000 240,000 250,000 260,000 270,000 430,000 440,000 450,000 460,000

ZX-400M ZX-400MN ZX-400MA ZX-400MAN ZX-800M ZX-800MN ZX-800MA ZX-800MAN ZX-1600M ZX-1600MN ZX-1600MA ZX-1600MAN＜※9＞ 定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動） ＜※10 ＞周囲温度23℃±5℃にて＜※11＞AC100V入力、定格出力電力、定格出力電流のとき

ご注意／ZXシリーズは高周波スイッチング方式を使用しているため、電波暗室、シールドルーム内でのご使用には適しません。※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

http://www.takasago-ss.co.jp/

9

仕様 ズーム直流電源 ＺＸシリーズ
仕様形

ZX-400H ZX-400HN ZX-400HA ZX-400HAN ZX-800H ZX-800HN ZX-800HA ZX-800HAN ZX-1600H ZX-1600HN ZX-1600HA ZX-1600HAN

名

定格出力電圧出力仕様

Output5A

定格出力電流定格出力電力

640V

640V

400W

400W

V

80V

出力範囲

0

0.625A 5A

800W

20A 640V

800W 1600W

V

80V

I

0

1.25A 10A

設定確度〈※1〉

80V

I

0

〈※3〉
定電圧特性 ラインレギュレーション〈※4〉
リップル（実効値）〈※5〉
ノイズ（p-p値）（TYP）
温度係数（代表値）
過渡回復時間〈※6〉
立上がりプログラミング
時間〈※7〉
立下がり±（定格出力電圧の0.01%＋16mV）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））

20mVrms (20Hz〜1MHzにて)
100mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて) 150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて) 150mVp-p (20Hz～20MHzのオシロスコープにて)±100ppm/℃

1ms以内 (定格負荷電流の50%〜100%の急変に対して、定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に回復する時間（動的負荷変動）)
70ms±20%（全負荷時）／70ms±20%（無負荷時）
250ms±30%（全負荷時）／1100ms±30%（無負荷時）
0.06A±0.02A

0.05A±0.01A

設定範囲 （カッコ内は設定分解能） 0.000A〜5.250A (1mA) 0.00A〜10.50A (10mA)

定電流特性 設定確度〈※8〉ロードレギュレーション〈※9〉ラインレギュレーション〈※3〉〈※4〉
リップル（実効値）
温度係数（代表値）

測定確度〈※10〉
温度係数（代表値）（カッコ内は単体動作時）

4桁デジタルメータ（最大表示9.999A）

Measurement 電流計 測定確度 (単体動作時)
温度係数（代表値）/display

読みの±（0.5%±1digit（10mA））±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（電圧または電流表示と併用表示）
6ポイントLEDにより出力電力概略値表示
OVP（過電圧保護:10～704V任意設定可）、OCP（過電流保護：2%～110%任意設定可）、過電力保護、過温度保護
ヒューズ10A
ヒューズ20A
1ユニット20Aのヒューズによる保護

電力計
電力表示バーグラフ
出力保護
保護装置
Protection function 入力電流保護

動作電源（力率・効率） AC85V〜250V
6A (10A)
3A (20A)〈※13〉(カッコ内は突入電流 (PEAK))〈※13〉(カッコ内は突入電流 (PEAK))

単相 45Hz〜65Hz（入力力率：0.99以上 電力効率〈※12〉：74%）〈※11〉

12.5A(20A)
6A(40A)

24A(40A)
12A(80A)

負荷までの導線による電圧降下を片道1Vまで補償可能。● センシングラインの断線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される。● リモートセンシング時の出力電圧は本機の出力端子にて642Vまで、出力電圧は定格内とする●

リモートセンシング
LAN

通信機能

0.00A〜21.00A (10mA)

4桁デジタルメータ（最大表示99.99A）

読みの±（0.5%±4digit（4mA））〈※10〉

Input AC100V時の入力電流
AC200V時の入力電流

0.12A±0.04A

設定値の±（0.5%＋5mA）
設定値の±（0.5%＋10mA）±（定格出力電流の0.03%＋3mA）以下（定格出力電流にて、負荷抵抗を0〜定格電力を出力する抵抗値まで変化させた場合の電流変動値（静的負荷変動）±（定格出力電流の0.03%＋2mA）以下（入力電圧の±10%の変動に対して（静的負荷変動））
2.5mA (20Hz〜1MHzにて)5mA (20Hz〜1MHzにて)10mA (20Hz〜1MHzにて)±100ppm/℃
4桁デジタルメータ（最大表示999.9V）
読みの±（0.1%±2digit（200mV））±50ppm/℃

CＣ

入力仕様

−

(上位IF用)

RS-232C(上位IF用)◯
RS-485 (上位IF用,マルチ接続用) ◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯
−

◯マルチ接続ポート付◯−◯◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯マルチ接続ポート付

◯
−
◯

−
◯

◯マルチ接続ポート付◯−◯

スルーレート可変機能

メモリー機能シーケンシャルON/OFF機能
校正機能

最大並列台数並列運転 並列台数自動認識

一括設定表示動作環境 Operating environment

外形寸法W×H×D（mm） 突起物含まず（ ）内は出力端子カバーを含む最大寸法

●

仕

様

マルチ接続ケーブルを接続することにより、ON/OFFシーケンスを設定することが可能（ディレイ時間設定：0.00〜99.99s）
電圧設定、電流設定のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能● 電圧計測、電流計測のオフセット・フルスケールのユーザーによる校正が可能

同一機種を最大10台まで （別売並列運転ケーブルが必要）

5kg

8kg

8kg

15kg

4台実装可能2台実装可能AC100V用プラグ付電源コードセット、2P-3P変換アダプター 1.8m●●

希望販売価格（円・税抜）
形

名○ 0.0Ω～32.0Ω

別売並列運転ケーブルで並列台数を自動認識、パラメータ設定等は不要
マスター機で電圧・電流等の設定を一括設定（ワンコントロール）
・マスター機で電圧・電流・電力等を一括表示−
温度0℃〜50℃（40℃以上の場合、1℃あたり2.5%の割合で出力電力のディレーティングが必要）湿度 20%〜80%（凍結、結露、腐食性ガスのないこと）
107×130（147）×405（505）214.5×130（147）×405（513）429.5（436）×130（139）×405（543）

ラックマウント
入力ケーブル
その他○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流○出力電圧・出力電流○P-on,CV,CC○OVP,OCP,その他○◯入力遮断

1.0V/s〜1280V/s
0.01A/s〜10.00A/s
0.01A/s〜20.00A/s
0.01A/s〜40.00A/s
3組までの出力電圧・電流、OVP、VCPの組合わせを書き込み、読み出しが可能

5kg

質 量 （約）
付属品◯

CVの立ち上がり・立ち下がり、CCの立ち上がり・立ち下がりのスルーレートを独立して可変可能

CV
CC

直列運転

◯マルチ接続ポート付◯−

LAN, RS-232C, RS-485により出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測、アラーム、ステータス、各種設定状態の読み出しが可能● 上位IFがRS-232Cタイプは1つのポートで31台までのマルチ接続制御が可能、LANタイプ１台でRS-232Cタイプを30台まで通信変換可能（マルチ接続ケーブル等別売）

備考

並列・直列
運転

−
◯

●

外部電圧による制御（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
外部抵抗による制御（0-10kΩ)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
アナログモニター出力（0-10V)−○出力電圧・出力電流−○出力電圧・出力電流−
外部接点・アナログ ステータス出力 (ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)−○P-on,CV,CC−○P-on,CV,CC−
インターフェイス アラーム出力(ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ)−−−○OVP,OCP,その他○OVP,OCP,その他○○
外部ON/OFF制御 （小信号接点等） △オプションケーブル必要〈※14〉△オプションケーブル必要〈※14〉△オプションケーブル必要〈※14〉
緊急停止信号 （小信号接点等）−−−◯スイッチング停止◯スイッチング停止○ 0.0Ω～128.0Ω
○ 0.0Ω～64.0Ω
内部抵抗可変（通信から制御可)−−−
ラッシュ電流抑制機能
負荷の種類に応じて選択可能(CC優先モード)
各種機能

I±（定格出力電圧の0.01%＋24mV）以下 （定格負荷電流の0〜100%の変動に対して、センシングポイントにて測定（静的負荷変動））

最大吸い込み電流

測定・表示

20A

2.5A

設定値の±（0.1%＋100mV）

ロードレギュレーション〈※2〉

電圧計

1600W

V

0.0V〜672.0V ( 設定分解能：100mV）

設定範囲 （カッコ内は設定分解能）

CV

10A 640V

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター●●

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター

15kg

1台実装可能3芯VCTケーブル5.5mm2 3m●●

出力端子カバー
取扱説明書

●
●
●

出力端子カバー
取扱説明書
外部コントロール用コネクター

160,000 180,000 180,000 200,000 275,000 295,000 295,000 315,000 490,000 510,000 510,000 530,000

ZX-400H ZX-400HN ZX-400HA ZX-400HAN ZX-800H ZX-800HN ZX-800HA ZX-800HAN ZX-1600H ZX-1600HN ZX-1600HA ZX-1600HAN＜※12＞AC100V入力、定格出力電圧、定格出力電力のとき ＜※13＞ 定格出力電力、定格出力電流のとき ＜※14＞ ON/OFFケーブルにて可能 ＜※15＞ 同一機種を２台まで直列接続し、マスター機1台で制御可能＜※16＞AC200V入力、定格出力電圧、定格出力電力のとき
ご注意／ZXシリーズは高周波スイッチング方式を使用しているため、電波暗室、シールドルーム内でのご使用には適しません。※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

10

http://www.takasago-ss.co.jp/

ズーム直流電源 ＺＸシリーズ【ご注意】この外形寸法図は、シリアル通信用の RS-232C タイプです。LAN 通信（Ｎ付型番）の場合は、通信コネクター部分が異なります。

ZX-400L/LA

ZX-400 M/MA/H/HA
100-240V～，50/60Hz，7A MAXSERIAL I/F 1

100-240V～，50/60Hz，7A

SERIAL I/F 1

LINE INPUTSERIAL I/F 2 TERMINATION

8EXTENDED RANGE DC POWER SUPPLY 0-640V/0-5A 400W
EX-400HA

STEP

STEP

ＣＵＲＲＥＮＴ

ＤＩ
ＳＰＬＡＹ
ＯＶＰ

ＰＯＷＥＲ

ＬＯＣＡＬ

ＳＴＯＲＥ
ＯＵＴＰＵＴ

4-Ｍ3

285
67.5

ＦＵＮＣ.
ＬＯＣＡＬ
ＬＯＣＫ

9

9

ＬＯＣＫ

ZX-800L/LA

3 112.2

174.5

8
130

ＶＯＬＴＡＧＥＯＵＴＰＵＴ ＰＯＷＥＲ （％）

ＣＶ

20・40・60・80・100 LMT

ＣＣ

ＯＶＰ

Ａ

STEP

ＣＵＲＲＥＮＴＭＥＭＯＲＹＢＣ

ＯＣＰ ＰＲＥＳＥＴALARM RESET

174.5

STEP

ＰＲＥＳＥＴ ＦＵＮＣ.ＲＥＭＯＴＥＬＯＣＫ

ＤＩ
ＳＰＬＡＹ

280

20

214.5
EXTENDED RANGE DC POWER SUPPLY 0-640V/0-10A 800W
EX-800HA

67.5

305

405
22.5

67.5

55

4-Ｍ3

34

26

4-Ｍ3

23 161.5
12

280

305

34
405
22.5

OUT

26

OFF
ON

31

100-240V～，50/60Hz，14A MAX

LINE INPUT

20

M/S CONTROL

214.5

DC OUTPUT
2－M5

SERIAL I/F 2 TERMINATIONDC OUTPUT 23 161.5
2-M5
12

SERIAL I/F 1

3 112.2

ZX-800 M/MA/H/HA

55

ＰＯＷＥＲ

ＭＥＭＯＲＹＢＣＡ

ＯＣＰ ＰＲＥＳＥＴALARM RESET

8

ＳＴＯＲＥ

ＯＵＴＰＵＴ

ＦＵＮＣ.

ＳＴＯＲＥ
ＯＵＴＰＵＴ

ＦＵＮＣ.

ＰＯＷＥＲ

130

ＭＥＭＯＲＹＢＣ

ＯＣＰＰＲＥＳＥＴALARM RESET

20 67

STEP

ＶＯＬＴＡＧＥ130STEP

ＣＵＲＲＥＮＴ

ＯＶＰ

55

405
22.5

107

20 67

ＶＯＬＴＡＧＥＤＩＳＰＬＡＹ Ａ

310

26

4-Ｍ3

22.5

55

405

310

34

34.5

8

OUT

26

23

34

IN

EXTENDED RANGE DC POWER SUPPLY 0-640V/0-5A 400W

OUT

EX-400HA

IN

107

M/S CONTROLDC OUTPUT
2－M5

M/S CONTROL

34.5

130

MAX

INPUT

TERMINATION

23

IN

LINE

SERIAL I/F 2

DC OUTPUT
2－M5

外形寸法図

ＬＯＣＡＬ

9

9

35.5 143.25

ZX-1600L/LA

239

20・40・60・80・100 LMT

389.5

20

STEP

ＶＯＬＴＡＧＥSTEP

ＣＵＲＲＥＮＴＣＣＭＥＭＯＲＹＣ ＳＴＯＲＥＢ

ＯＣＰＰＲＥＳＥＴALARM RESETＯＵＴＰＵＴ

ＦＵＮＣ.
ＬＯＣＡＬ
ＬＯＣＫ

TRIP

20

ＰＯＷＥＲ

ＯＵＴＰＵＴ ＰＯＷＥＲ （％） ＣＶ

ＤＩＳＰＬＡＹ Ａ
ＯＶＰ

6.4

EXTENDED RANGE DC POWER SUPPLY 0-640V/0-20A 1600W

9 130

9 130

57.5

55

430
ＰＲＥＳＥＴ
ＦＵＮＣ.
ＲＥＭＯＴＥ
ＬＯＣＫ

14.5

280

405
22.5

20

EX-1600HA

35.75 35.5

305

45

26

67.5

55

389.5

AC入力
M4ネジ端子

34

12

67.5

3 112.2

167.5

285

310

40

52.5

56

405
22.5

LINE INPUT

36

Ｈ
100-240V～，50/60Hz，25A MAX

23

OUT

31

Ｎ
OFF

20

ON

6.4

DC OUTPUT
2－M5

M/S CONTROL430

TERMINATION

AC入力
M4ネジ端子SERIAL I/F 2

DC OUTPUT
2-M12

SERIAL I/F 1

AC INPUT
3-M4

ZX-1600 M/MA/H/HA

IN

14.5

ＬＯＣＫ

358.25

http://www.takasago-ss.co.jp/

11オプション ズーム直流電源 ＺＸシリーズ
品

旧品名

名

KXC-300
KXC-600

マルチ接続ケーブル−−−

並列運転ケーブル−

ZXC-600
RH-ZX

ラックマウントホルダ

RH-ZXⅠ

ブランクパネル

RB-ZX

前面出力端子ZX-OP01

新形名考

長さ 300mm

1,200

T485-01M

長さ 1m

1,800

T485-0R6M
T485-02M

ZXP-0R2M
ZXP-0R3M
ZXP-0R6M
RHZF-J

RHZF-E

長さ 600mm

1,500

長さ 2m

2,200

長さ 200mm

2,000

長さ 300mm

2,000

長さ 600mm

2,300

JIS規格

15,000

EIA規格

RB-ZX

18,000幅107mm

ZXT-L

2,800

15,000ZX-400L/LA/LN/LAN用
前面端子取付け費用 ※１

9,000※外部コントロール端子が無いZX-L /M/Hタイプ用です。

−

ZXS-05M

長さ 5m

3,000

入力200Vコード−

W-0914

ZX-400、ZX800用

3,000

−

ZX1600L-W10M

長さ 10m

−−−T485/DSUB-0R3M

長さ 300mm−

T485/DSUB-01M

長さ 1m

内部基板コーティング−

型名の末尾にCL

お問い合わせください

内部基板コーティングと防塵フィルタ＋高速ファンモーター変更−

型名の末尾にCH

お問い合わせください

シャットダウン ｂ接点変更−

型名の末尾に S−

ZX-1600用
入力電源ケーブル※出荷時、3m品が添付されています。

RJ-485
DSUBケーブル−※PLCとの接続用です。

※ 詳しくは7ページの基板コーティングを参照ください。

※ 詳しくは7ページの基板コーティングを参照ください。
詳しくは7ページ参照ください。

ZX1600L-W03M

T485/DSUB-0R6M

LA-2933

コントロールソフトウエア     詳しくは14ページ参照ください。

75A 2回路

長さ 3m（RoHS仕様）

10,000

長さ 10m（RoHS仕様）

20,000

Ａ型番のみ対応

ZX用コントロールソフト

和文取説（冊子タイプ） <追加請求される場合>−

英文取説（冊子タイプ）−※ 弊社ＨＰで電子取説（ PDF形式 抜粋版）は無料でダウンロード可

http://www.takasago-ss.co.jp/

DOC-ZX/L-J
DOC-ZX/M-J
DOC-ZX/H-J

DOC-ZX/L-E
DOC-ZX/H-E

6,000

お問い合わせください

60,000

お問い合わせください
お問い合わせください

400A 1回路
TC-L2S

5,000

お問い合わせください

200A 2回路

汎用PIO付きLANアダプター

4,000

お問い合わせください

150A 2回路

詳しくは15ページ参照ください。

15,000

長さ 600mm

100A 2回路

逆流防止ダイオードＢＯＸ

12

希望販売価格（円・税抜）

T485-0R3M※1 取付けは、お客様側で行ってください。 弊社で取付けの場合は別途費用が必要です。

ZX出力ON/OFFケーブル

備

お問い合わせください

RS-232Cタイプ用 <詳しくホームページで>（Lタイプ）（Mタイプ）（Hタイプ）（Lタイプ）※ZX-Mタイプ英文取説は、(Hタイプ)ご相談ください

5,000
10,000ズーム直流電源 ＺＸシリーズ

オプション

ラックマウントホルダ
JIS版（RHZF-J）

EIA版（RHZF-E）
460

465

101.6

37.7

177

8.8

24.5

149

100

10

150

480
27

ブランクパネル（RB-ZX）

150

482.6
27

前面出力端子（ZXT-L）【※１】取付けは、お客様側で行ってください。弊社で取付けの場合は別途費用が必要です。

180

130

107

403

ＤＣ ＯＵＴＰＵＴ

40

107

9

40A MAXhttp://www.takasago-ss.co.jp/

13オプション ズーム直流電源 ＺＸシリーズ

直流電源コントロールソフトウェア

本ソフトウェアは、 高砂製作所の直流電源を、 任意のプログラムに従って電源出力を変動させる「 プログラム制
御 」または、一定の電源出力を行う「 定値制御 」に対応します。 パソコンとケーブルを用意すれば、ソフトウェ
アから簡単にイメージ通りの電源制御ができます。
特徴

・接続した電源をソフトウェアで自動認識するため、ユーザーがパラメータの入力範囲を意識する必要がありません。

・シンプルなユーザーインターフェースで、どなたでもかんたんに操作できます。
・計測したデータをハードディスクに保存できるので、別途計測機器を用意する必要がありません。
・作成したパターン運転データはファイルとして保存できるので、複雑な試験内容を都度入力する必要がありません。

遠隔監視制御、パターン制御を支援します。

（出力波形例）（ソフトウェア画面イメージ）

構成例

インターリンクケーブル、
クロス LAN ケーブルで接続

ＺＸシリーズ(LAN/RS-232C どちらも対応 )同時制御対象は１台
パソコンの RS-232C ポート、 LAN ポートを使用。
パソコンに RS-232C ポートが無い場合は、 USB-232C 変換器などでRS-232C ポートを増設してください。

マルチ接続構成 (※)、 並列接続構成にも対応。
※ マルチ接続構成では、 同時に制御できるのは 1 台のみです。

アプリケーション例
・二次電池試験 ・インバータ直流入力変動試験・コンバータ入力変動試験・デバイ
スの信頼性評価試験 ・・・ など。

機能インターフェース

名

称

LinkAnyArts-SC ZX

LA-2933

LAN(N付き型番) / RS-232C（Ｎ無型番）
電圧 / 電流 / (内部抵抗 Ａ付型番)
電圧 / 電流ステップ / スイープ / OUT OFF
電圧 / 電流 (データービューアによりプログラム波形表示可) （更新周期は一秒周期）
電圧 / 電流 （リアルタイムビューアにより計測値波形表示可）
過電圧保護 / 過電流保護 / 上限電圧 / 下限電圧 / 上限電流 / 経過時間

定値制御
出力設定
プログラム 出力設定
制御
制御内容
プログラム制御データービューア
ビューア
リアルタイムビューア
出力停止条件
ソフトウェアリミッター(定値制御、プログラム制御の入力） 電圧 / 電流
外部データ保存
プログラム制御データ / 計測データ（ファイル保存は一秒周期）/ FUNCTION設定データ
制御

その他機能
動作環境
希望販売価格（円・税抜）

14

http://www.takasago-ss.co.jp/

FUNCTION設定変更 / 並列接続対応 / マルチ接続構成対応 / 複数台一括出力切り替え
Microsoft Windows® 7 (32ビット版)

60,000円

ズーム直流電源 ＺＸシリーズ

逆流防止ダイオードボックス

オプション

冗長構成や大容量バッテリーなどの逆流防止に

お客様による面倒な放熱対策や絶縁対策が不要となり、 装置設計にかかる時間を短縮できます。
冗長構成例：通信機器 ・ N/W 機器や制御盤への直流給電

充電例 ： 大容量バッテリーの充電
電源は出力を出さない時や、負荷側の電圧が電源出力より高い場合
シンク電流が流れて電池を消費します。

逆起電力対策例： モーターやコイル等の給電モータ

電源が故障した場合、故障した電源が他の正常な給電を妨害しないよ
うに、また活線状態のまま安全に電源を交換できるように電源１台毎にダイオードを入れます。

誘導負荷は逆起電力が発生する場合があります。供給した電圧よりも高い電圧が負荷側から発生して電源を壊す場合があります。

安全性を考慮し、 ダイオードの冷却や温度監視機能に対応しているため、 24 時間連続での大電流運転でも安心
ラインアップ

２回路 温度センサー付の例
逆流防止ダイオードボックス

No.1

No.2

許容電流

構成

1

75A

２回路

2

100A

２回路

3

150A

２回路

4

200A

２回路

5

400A

1回路

※詳しくはお問合せください。

外形 150A ２回路 温度センサー付の例

http://www.takasago-ss.co.jp/

15

電源保守点検のおすすめ！

電源装置を安全で長期につかっていただくために。

３つのメリット●

ムダな出費をおさえられます。

突然の故障により修理に思いがけない支出を余儀なくされたことはありませんか？
設置場所の環境、経年変化、部品の寿命などの要因によって徐々に劣化が進行し、ある日突然故障する事例が見受けられます。
点検により性能を維持し、万一のトラブルを事前に防ぐことで無駄な費用を削減することにつながります。

●

電源のロングライフ化が図れます。

電源が常に安定して長く稼動するためには、早目に点検を実施し部品などが動作不良となる前にその前兆を発見して処置（早期発見、早期交換）を行うことが必要となります。
一定期間を経過する毎に点検・部品交換を行うことで、特性の変化や故障の発生を防止することができ、ロング
ライフ化・ライフサイクルコストの低減になります。

●

地球環境への負荷が削減されます。

有寿命部品、劣化部品など一部の部品交換で電源のライフサイクルを延ばすことができ、修理不能による電源本体の廃棄に比べ地球環境的視点からも廃棄物の削減に貢献できます。
▼修 理・保 守 受 付 専 用 ダイヤル
【受付時間】平日 9:00～12:00 13:00～17:00

保守点検 ・メンテナンス についてのお問合せはＣＳセンターへ
ホームページでもフリーダイヤル
携帯からは0120-963-213

0235-25-9783

FAX

0235-25-8678▼製品の使用方法等のお問合せ専用ダイヤル【受付時間】平日 9:00～12:00 13:00～17:00

www.takasago-ss.co.jp/contact

フリーダイヤル
携帯からは0120-007-213

044-822-4112

その他の電源に関する詳しい製品情報やサービスに関する最新情報はホームページで

高砂製作所

FAX

044-811-4705

検索
検索

www.takasago-ss.co.jp/products
販売店
本社営業部

TEL（044）811-9711

FAX（044）844-4248

TEL（0235）25-8331

FAX（0235）25-8678

TEL（028）650-1200

FAX（028）623-4646〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14
金山総合ビル2F

TEL（052）324-5670

FAX（052）331-6201

大阪市中央区今橋2-4-10
大広今橋ビル4F

TEL（06）6221-4550

FAX（06）6221-4560〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8
住友生命博多ビル7F

TEL（092）418-1400〒213-8558

川崎市高津区溝口1- 24 -16

鶴岡営業所〒997-0011 山形県鶴岡市宝田3-14-24

宇都宮営業所〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24
MSCビル5F

名古屋支店
大阪支店

〒541-0042

九州営業所

ホームページ

FAX（092）418-1401

http://www.takasago-ss.co.jp/

記載内容は、2016 年  5 月現在のものです。
記載内容は、予告なく変更する場合がございます。
PCZ-201605-A10b