PT0de-1191

Tragbares Gasmessgerät

RX-8000
Bedienungsanleitung(PT0-119)2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-Mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/

<Inhalt>
1.
1-1.
1-2.
1-3.

Beschreibung des Produkts..................................................................................... 2
Vorwort .................................................................................................................... 2
Bestimmungsgemäßer Zweck ................................................................................. 2
Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS ........................... 3

2.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.

Wichtige Sicherheitshinweise .................................................................................. 4
Gefahren ................................................................................................................. 4
Warnungen .............................................................................................................. 6
Bezeichnungen interner Produktkomponenten........................................................ 7
Sicherheitshinweise (geltend für ATEX/IECEx) ....................................................... 9

3.
3-1.
3-2.

Einzelteile des Produkts .......................................................................................... 10
Hauptgerät und Standardzubehör ........................................................................... 10
Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile ................................................... 12

4.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.
4-10.
4-11.

Gebrauch des Gasmessgeräts ................................................................................ 14
Vor dem Gebrauch des Gasmessgeräts.................................................................. 14
Vorbereitung zum Einschalten ................................................................................. 14
Grundlegende Betriebsverfahren ............................................................................ 18
Starten des Gasmessgeräts .................................................................................... 19
Ablauf einer Messung .............................................................................................. 21
Betriebsarten ........................................................................................................... 23
Luftkalibrierungsmodus ........................................................................................... 24
Anzeige-/Einstellungsmodus ................................................................................... 26
Pumpe AUS-Modus ................................................................................................. 29
Manueller Speichermodus ....................................................................................... 30
Beenden .................................................................................................................. 31

5.
5-1.
5-2.

Operationen und Funktionen ................................................................................... 32
Fehleralarmmuster .................................................................................................. 32
Sonstige Funktionen ................................................................................................ 33

6.
6-1.
6-2.
6-3.
6-4.

Wartung ................................................................................................................... 34
Wartungsintervalle und zu wartende Elemente ....................................................... 34
Gaskalibrierung ....................................................................................................... 36
Reinigung ................................................................................................................ 40
Austausch von Teilen............................................................................................... 41

7.
7-1.
7-2.
7-3.

Aufbewahrung und Entsorgung ............................................................................... 43
Vorgehensweise zur längerfristigen Aufbewahrung/bei längerem Nichtgebrauch desGasmessgeräts ....................................................................................................... 43
Vorgehensweise zur erneuten Verwendung des Gasmessgeräts ........................... 44
Entsorgung .............................................................................................................. 44

8.

Problembeseitigung ................................................................................................. 45

9.
9-1.
9-2.

Produktspezifikationen ............................................................................................ 47
Liste der Spekifikationen ......................................................................................... 47
Zubehörliste............................................................................................................. 48

10.

Begriffsdefinitionen .................................................................................................. 49-1-RX-8000

1 Beschreibung des Produkts

1-1. Vorwort

1

Beschreibung des Produkts
1-1. Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für unser tragbares Gasmessgerät RX-8000 entschieden haben. Bittevergewissern Sie sich, dass die Modellbezeichnung des Produkts, das Sie erworben haben, in den
Spezifikationen in dieser Anleitung enthalten ist.
In der vorliegenden Anleitung werden die Verwendung und die technischen Daten des Gasmessgeräts
beschrieben. Es enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Gasmessgeräts
erforderlich sind. Nicht nur Erstbenutzer, sondern auch Benutzer, die das Produkt bereits verwendet haben,
müssen die Bedienungsanleitung durchlesen und verstehen, um Wissen und Erfahrung vor Verwendung
der Anzeige-/Alarmeinheit zu verbessern.

1-2. Bestimmungsgemäßer Zweck
Das Produkt ist ein tragbares, explosionsgeschütztes Gasmessgerät, dass die Konzentration vonbrennbaren Gasen und Sauerstoff in Rohöldämpfen usw. in inerten Gasen oder Atmosphären misst.
Die Erkennungsleistung ist nicht vorgesehen, Leben oder Sicherheit zu gewährleisten.
Es gibt 4 Produktreihen für diesen Modus. Sehen Sie sich vor Verwendung die Spezifikationen an undführen Sie die Gasmessung entsprechend dem Zweck durch.
Neben dieser Bedienungsanleitung ist eine Bedienungsanleitung für das
Datenlogger-Managementprogramm (Option) für das Gasmessgerät erhältlich. Fordern Sie diese ggf. von
RIKEN KEIKI an.
Produktreihe
Produkt

Messbares Gas
Brennbar (HC)RX-8000 (HC/O2)〇
RX-8000 (CH4/O2)
RX-8000 (HC)〇RX-8000 (CH4)
HC: Isobutan (i-C4H10) Kalibrierung

Brennbar (CH4)
〇
〇

-2-

Sauerstoff (O2)〇〇-

RX-8000

1 Beschreibung des Produkts

1-3. Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS

1-3. Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHTund HINWEISGEFAHR

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften odersogar tödlichen Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.

WARNUNG

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften
Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.

VORSICHT

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu kleineren
Verletzungen und Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis gibt Tipps für die Handhabung.

-3-

RX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren

2

Wichtige
Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren
GEFAHR<Über den Explosionsschutz>
 Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
【RX-8000】
 Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oderDämpfen und toxischen Gasen messen.
 Bei Verwendung dieses Gasmessgeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gasmessgerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 IP-Schutzart: IP20
* IP20 ist eine Schutzart auf der Explosionsschutzbescheinigung. Die IP-Schutzart entspricht bei
Werkseinstellung IP67.
 Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild korrekt ist.
Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
Das Typenschild zeigt Folgendes neben dem Produktmodell an.
Produktmodell: Hauptgerät : RX-8000 (TC20782)
Trockenbatterieeinheit: BUD-8000(R)(TC20783)
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: BUL-8000(R)(TC20784),
BUL-8000(R1)(TC21112)
Hersteller: RIKEN KEIKI Co., Ltd.
Explosionsschutzklasse: 【RX-8000】Ex ia IIC T4【BUL-8000(R), BUL-8000(R1), BUD-8000(R)】 Ex ia IIC T4
Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
Nennwerte der Ladeklemmen : 【BUL-8000(R), BUL-8000(R1)】 Zulässige Spannung AC 250 V
50/60 Hz
Warnungen: 【BUL-8000(R), BUL-8000(R1), BUD-8000(R)】 Batterieeinheit
darf nur in einem nicht explosionsgefährdeten Bereichabgenommen werden.
Position des Typenschilds
Typenschilds

RX-8000-4-

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren

GEFAHR< Über den Explosionsschutz des Hauptgeräts>
 Es können die Batterieeinheiten BUL-8000(R)(TC20784), BUL-8000(R1)(TC21112) oder
BUD-8000(R)(TC20783) angeschlossen werden.
 Die Spezifikationen des Gasmessgeräts lauten:
Pumpenschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige
Leistung 1138 mW
IR-Messkreislauf: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A, zulässige
Leistung 853 mW
Summerschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A, zulässige
Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A, zulässige
Leistung 733 mW
Backup-Schaltkreis: 3,0 V DC, 10 µA
Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C< Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit>
 Es kann nur das Hauptgerät RX-8000 (TC20782) angeschlossen werden.
Die Verwendung mit einem nicht angegebenen Hauptgerät stellt eine Abweichung vom Bereichdes Explosionsschutz-Zertifikats dar.
 Die Spezifikationen des BUL-8000(R), BUL-8000(R1) lauten:
Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 901 mW
IR-Messkreislauf: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A, maximale
Leistung 618 mW
Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A, maximale
Leistung 330 mW
Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A, maximale
Leistung 526 mW
Batterieladekontakt: Zulässiger Strom von 250 V AC
Umgebungstemperatur : -20 °C - +50 °C* Das Aufladen muss mit dem dedizierten AC-Adapter in einem nicht explosionsgefährdeten
Bereich erfolgen.
Die Temperatur muss zwischen 0 °C und +40 °C betragen.
 Die Spezifikationen des BUD-8000(R) lauten:
Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 1138 mW
IR-Messkreislauf: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A, maximale
Leistung 853 mW
Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A, maximale
Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A, maximale
Leistung 733 mW
Stromversorgung: 4,5 V DC, 150 mA (LR6 3 Stck.)
Umgebungstemperatur : -20 °C - +50 °C
 Batterieeinheit oder Batterien in der Trockenbatterieeinheit nicht an einem
explosionsgefährdeten Ort anbringen oder entfernen.
 Für die Trockenbatterieeinheit ausschließlich die angegebenen Alkali-Batterien des Typs AA,
LR6, hergestellt von Toshiba verwenden.
< Über den Gebrauch > Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in
das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls
setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase
ausgeblasen werden können.
 Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luftoder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.
 Hochkonzentrierte (mehr als LEL) Gase können austreten. Niemals Feuer in der Nähe desGasmessgeräts verwenden.
-5-

RX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-2. Warnungen2-2. Warnungen
WARNUNG< Druck an der Messstelle > Das Gasmessgerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wennder Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gasmessgeräts mit übermäßig hohem Druckbeaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungenerzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das
Gasmessgerät einwirkt.
 Schließen Sie den Gasprobenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer
Druck als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt
werden.
< Handhabung des Sensors>
Der Sensor des galvanischen Elements enthält Elektrolyt und darf nicht zerlegt werden.
Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere Hautverätzungen verursachen und bei Kontakt
mit den Augen zur Erblindung führen.
Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie
zersetzen sich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.
< Frischluftjustierung in der Atmosphäre >Bei Durchführung Luftkalibrierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Luftkalibrierung auf
Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
< Kontrolle des Batteriestands > Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gasmessgerät
zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterienleer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie
gegen neue aus.
 Wenn ein Alarm vom Typ „Batterie schwach“ ansteht, ist keine Gasmessung möglich. Wenn der
Alarm während des Gebrauchs ausgelöst wird, schalten Sie die Stromversorgung aus und laden
Sie die Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
< Sonstiges > Gasmessgerät nicht ins Feuer werfen.
 Gasmessgerät nicht in einer Waschmaschine oder einem Ultraschallreiniger waschen.
 Summeröffnung nicht blockieren. Andernfalls ist der Alarmton nicht zu hören.
 Batterieeinheit nicht bei eingeschaltetem Gerät herausnehmen.
 Gasmessgerät nicht fallenlassen und keinen Stößen aussetzen, zum Beispiel wenn beim
Umstellen des Gasmessgeräts mit einer Wasserfalle ein optionales Zubehör angebracht ist. Der
Gaseintritt kann beschädigt werden.

RX-8000-6-

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-3. Bezeichnungen interner Produktkomponenten

2-3. Bezeichnungen interner Produktkomponenten
VORSICHT< Verwenden Sie das Gasmessgerät nicht an Orten, wo es Öl, Chemikalien usw. ausgesetzt ist.
Tauchen Sie das Gasmessgerät nicht absichtlich in Wasser ein. > Nicht an einem Ort verwenden, an dem das Gasmessgerät Flüssigkeiten wie Öl und
Chemikalien ausgesetzt ist.
 Das Gasmessgerät entspricht zwar IP67, ist aber nicht wasserdruckbeständig. Gasmessgerät
nicht an Orten verwenden, an denen ein hoher Wasserdruck auf es wirkt (unter einem
Wasserhahn, in der Dusche usw.), und es nicht längere Zeit unter Wasser tauchen. Das
Gasmessgerät ist nur in Frischwasser und Leitungswasser wasserdicht, nicht in heißem Wasser,
Salzwasser, Waschmittel, Chemikalien, menschlichem Schweiß usw.
 Gasein- und -austritt sind nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass kein Wasser wie z. B.
Regenwasser in diese Teile gelangt. Andernfalls kann es zu Problemen kommen und es ist
keine Gaslecksuche möglich.
 Gasmessgerät nicht an einem Ort ablegen, an dem sich Wasser oder Schmutz ansammelt.
Wenn das Gasmessgerät an einem solchen Ort abgelegt wird, kann dies Fehlfunktionen
verursachen, wenn Wasser oder Schmutz in die Öffnung, den Gaseintritt usw. gelangt.
 Beachten Sie, dass durch eindringendes Schmutzwasser, Staub, Metallstaub usw. die
Empfindlichkeit der Sensoren deutlich herabgesetzt wird. Seien Sie vorsichtig, wenn das
Gasmessgerät in Umgebungen eingesetzt wird, in denen solche Elemente vorhanden sind.
< Gasmessgerät nicht an einem Ort verwenden, an dem die Temperatur unter -20 °C fällt oder über50 °C steigt. > Die Betriebstemperatur des Gasmessgeräts beträgt -20 °C - +50 °C. Verwenden Sie das
Gasmessgerät nicht bei höheren Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten und Drücken oder bei
niedrigeren Temperaturen als dem Betriebsbereich.
 Längeren Gebrauch des Gasmessgeräts an einem Ort, an dem es dem direkten Sonnenlicht
ausgesetzt ist, vermeiden.
 Gasmessgerät nicht in einem durch die Sonne erwärmten Auto aufbewahren.
< Beachten Sie die Einsatzbeschränkungen, um Kondenswasserbildung im Inneren desGasmessgeräts oder des Gasprobenahmeschlauchs zu vermeiden. >Kondenswasser im Gasmessgerät oder im Gasprobenahmeschlauch führt zu Verstopfung oder
Gasadsorption und kann die genaue Gasmessung behindern. Aus diesem Grund muss die
Bildung von Kondenswasser vermieden werden. Überwachen Sie neben der Betriebsumgebungauch sorgfältig die Temperatur/Feuchtigkeit des Messpunkts, um Kondenswasserbildung im
Gasmessgerät oder Gasprobenahmeschlauch zu verhindern. Bitte beachten Sie die
Einsatzbeschränkungen.
< Keinen Transceiver in der Nähe des Gasmessgeräts verwenden. > Funkwellen eines Transceivers in der Nähe des Gasmessgeräts können die Messwertanzeige
stören. Wenn ein Transceiver verwendet wird, muss dies an einem Ort erfolgen, an dem er nicht
stört.
 Gasmessgerät nicht in der Nähe eines Geräts verwenden, das starke elektromagnetische
Wellen abgibt (Hochfrequenz- oder Hochspannungsgeräte).
< Vor Verwendung des Gasmessgeräts überprüfen, dass die Pumpenantriebsanzeige rotiert. >Wenn die Pumpenantriebsanzeige nicht rotiert, kann die Gasmessung nicht richtig durchgeführt
werden. Prüfen Sie, ob Durchfluss verloren geht.
< Versäumen Sie niemals die regelmäßige Wartung. >Das Gasmessgerät ist ein Sicherheitsgerät; als solches muss es regelmäßig gewartet werden,um die Sicherheit zu gewährleisten. Der fortgesetzte Gebrauch des Gasmessgeräts ohne
vorschriftsmäßige Wartung beeinträchtigt die Empfindlichkeit des Sensors und führt zu
ungenauen Gasmessungen.

-7-RX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-3. Bezeichnungen interner Produktkomponenten

VORSICHT< Sonstiges > Durch unnötiges Drücken der Tasten können die Einstellungen geändert werden, was das
korrekte Aktivieren der Alarme verhindert. Gasmessgerät nur mithilfe der in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren betreiben.
 Gasmessgerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Die Wasserdichtheit und derExplosionsschutz sowie die Genauigkeit könnten sich sonst verschlechtern.
 Gasmessgerät während des Aufladens nicht verwenden.
 Bei Messungen von Sauerstoffkonzentrationen in inerten Gasen muss die
Kohlendioxidkonzentration in der Luft unter 15 % liegen. Bei Verwendung des Gasmessgeräts ininertem Gas mit einer Kohlendioxidkonzentration von 15 % oder höher muss die Messung in sokurzer Zeit wie möglich durchgeführt werden. Der längere Einsatz des Gasmessgeräts bei
hohen Konzentrationen kann die Lebensdauer des Sauerstoffsensors verringern.

RX-8000-8-

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-4. Sicherheitshinweise (geltend für ATEX/IECEx)

2-4. Sicherheitshinweise (geltend für ATEX/IECEx)
Beachten Sie Folgendes zur Aufrechterhaltung des Explosionsschutzsystems.
<Auslandsspezifikationen>
Beschreibung des Produkts
 Das Produkt ist ein tragbares, explosionsgeschütztes Gasmessgerät, dass die Konzentration vonbrennbaren Gasen und Sauerstoff in Rohöldämpfen usw. in inerten Gasen oder Atmosphären misst.
 Gase werden von der integrierten Pumpe angesaugt.
 Als Stromversorgung kann eine Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000(R), BUL-8000(R1)) odereine Trockenbatterieeinheit (BUD-8000(R)) verwendet werden.
 Die Batterieeinheit kann vom Benutzer ausgetauscht werden.
Technische Daten
Explosionssicherheits- Explosionssicherheitsklasse
spezifikationen
Ex ia IIC T4 Ga
II1G Ex ia IIC T4 Ga
Umgebungstemperatur-20 °C - +50 °C
Umgebungstemperaturbereich (zum Aufladen)
0 °C - 40 °C
Elektrische Daten
Stromversorgung Über die Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000(R),BUL-8000(R1))
Zwei Lithium-Ionen-Zellen BP-8000 (Maxell INR18650PB1.
Um = 250 V) werden parallel an die
Lithium-Ionen-Batterieeinheit angeschlossen.
 Über die Trockenbatterieeinheit (BUD-8000(R))
Es können Alkali-Batterien des Typs AA, LR6, hergestellt von
Toshiba verwendet werden.
 Eine Maxell CR1220 Batterie wird als Reserve verwendet.
Zertifikatnummern
IECEX
IECExDEK13.0091
ATEX
DEKRA13ATEX0228
Angewendete
IEC60079-0:2017
Standards
IEC60079-11:2011
EN IEC 60079-0:2018
EN60079-11:2012
Vorsichtsmaßnahmen
 Lithium-Ionen-Batterie nicht an einem explosionsgefährdeten
Ort aufladen.
 Lithium-Ionen-Batterieeinheit mithilfe des dedizierten
Ladegeräts aufladen.
 Batterieeinheit nicht an einem explosionsgefährdeten Ort
austauschen.
 Batterien in der Trockenbatterien nicht an einem
explosionsgefährdeten Ort austauschen.
 Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000(R), BUL-8000(R1))
oder Trockenbatterieeinheit (BUD-8000(R)) verwenden. Fürdie Trockenbatterieeinheit (BUD-8000(R)) werden
Alkali-Batterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshibaverwendet.
Lesen der
INST.No.0 0 000 0000 00
Anleitungsnummer
AB C D E
A: Produktionsjahr (0-9)
B: Produktionsmonat (1-9, XYZ für Okt.-Dez.)
C: Produktionscharge
D: Seriennummer
E: Herstellercode
Hersteller
RIKEN KEIKI CO., LTD.
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744 Japan
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/-9-RX-8000

3 Einzelteile des Produkts

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör

3

Einzelteile des Produkts
3-1. Hauptgerät und Standardzubehör
Nach Öffnen der Verpackung Hauptgerät und Zubehör prüfen.
Sollte etwas aus der folgenden Liste nicht enthalten sein, RIKEN KEIKI kontaktieren.
<Hauptgerät>
RX-8000
Hauptgerät

Lithium-IonenBatterieeinheit<Standardzubehör> Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät : 1
 Gasprobenahmebeutel
und Gasprobenahmeschlauch: 1 Filterschlauch (CF-8385): 1
 Relaisschlauch: 1 Schulterriemen: 1 Filterschlauch-Befestigungsgurt: 1
 Bedienungsanleitung Produktgarantie

GEFAHR< Über den Explosionsschutz > Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oderDämpfen und toxischen Gasen messen.
 Bei Verwendung dieses Gasmessgeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gasmessgerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 IP-Schutzart: IP20
* IP20 ist eine Schutzart auf der Explosionsschutzbescheinigung. Die IP-Schutzart entspricht bei
Werkseinstellung IP67.
< Über den Explosionsschutz des Hauptgeräts > Es können die Batterieeinheiten BUL-8000(R)(TC20784), BUL-8000(R1)(TC21112) oder
BUD-8000(R)(TC20783) angeschlossen werden.
Die Verwendung mit einer nicht angegebenen Batterieeinheit stellt eine Abweichung vom
Bereich des Explosionsschutz-Zertifikats dar.

RX-8000- 10 -

3 Einzelteile des Produkts

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör

GEFAHR Die Spezifikationen des Gasmessgeräts lauten:
Pumpenschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige
Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für toxische Gase : Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A, zulässige
Leistung 853 mW
Summerschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A, zulässige
Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A, zulässige
Leistung 733 mW
Backup-Schaltkreis: 3,0 V DC, 10 µA
Umgebungstemperatur : -20 °C - +50 °C< Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit>
 Es kann nur das Hauptgerät RX-8000 (TC20782) angeschlossen werden.
Die Verwendung mit einem nicht angegebenen Hauptgerät stellt eine Abweichung vom Bereichdes Explosionsschutz-Zertifikats dar.
 Die Spezifikationen des BUD-8000(R) lauten:
Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 1138 mW
IR-Messkreislauf: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A, maximale
Leistung 853 mW
Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A, maximale
Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A, maximale
Leistung 733 mW
Stromversorgung: 4,5 V DC, 150 mA (LR6 3 Stck.)
Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C
 Die Spezifikationen des BUL-8000(R), BUL-8000(R1)(TC21112) lauten:
Pumpenschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 901 mW
IR-Messkreislauf: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A, maximale
Leistung 618 mW
Summerschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A, maximale
Leistung 330 mW
Hauptschaltkreis: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A, maximale
Leistung 526 mW
Batterieladekontakt: Zulässiger Strom von 250 V AC
Umgebungstemperatur : -20 °C - +50 °C
 Batterieeinheit oder Batterien in der Trockenbatterieeinheit nicht an einem
explosionsgefährdeten Ort anbringen oder entfernen.
 Für die Trockenbatterieeinheit ausschließlich die angegebenen Alkali-Batterien des Typs AA,
LR6, hergestellt von Toshiba verwenden.

HINWEIS Es gibt die folgenden zwei Kombinationen von Batterieeinheiten. Die
folgenden Informationen sind zur Identifizierung auf derBatterieeinheit aufgedruckt, um falsche Kombinationen zu verhindern.
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: BUL-8000(R)(TC20784)
BUL-8000(R1)(TC21112)
Trockenbatterieeinheit: BUD-8000(R)(TC20783)
 Außerdem ist ein Typenschild, das ein kompatibles Modell angibt,
an der Oberseite der Batterieeinheit angebracht.
Diese Information prüfen und korrekte
Aufdruck zur
Kombination verwenden.
Identifizierung- 11 -

RX-8000

3 Einzelteile des Produkts

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile<Hauptgerät>(1) LCD-Display(3) Alarm-LED-Arrays(4) Infrarot-Kommunikationsanschluss(2) Summeröffnung(3) Alarm-LED-Arrays(5) ▲/AIR-Taste(6) ▼/PUMP-Taste(3) Alarm-LED-Arrays(7) PEAK/ESC-Taste(8) POWER/ENTER-Taste(10) Gasaustritt(11) Abdeckung der
Aufladebuchse(2) Summeröffnung(9) Gaseintritt(12) Ladeanzeigelampe(13) Schrauben der Batterieeinheit

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Bezeichnung
LCD-Display
Summeröffnung
Alarm LED-Arrays
InfrarotKommunikationsanschluss

Funktion
Zeigt Gaskonzentrationen, Alarme usw. an.
Gibt bei Alarm einen Summerton ab. (Gasaustritt nicht blockieren.)
Die Lampe blinkt als Reaktion auf einen Alarm.
Wird zur Durchführung von Datenkommunikationen mit einem PC im
Datenloggermodus verwendet.
Diese Taste muss gedrückt gehalten werden, um eine▲/AIR-Taste
Frischluftkalibrierung durchzuführen. Wird zum Erhöhen dernummerischen Werte verwendet.
Schaltet die Pumpe ein und aus. Wird zum Verringern der▼/PUMP-Taste
nummerischen Werte verwendet.
Diese Taste muss gedrückt werden, um zwischen den Anzeigearten
PEAK/ESC-Taste
zu wechseln.
POWER/ENTER-Taste
Schaltet das Gerät ein und aus.
Gaseintritt
Zum Anschließen eines Probenahmeschlauchs.
Hier wird das in das Gasmessgerät angesaugte Gas abgegeben.
Gasaustritt(Gasaustritt nicht blockieren.)Zum Anschließen an ein mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät
Abdeckung der Aufladebuchse
und Aufladen der Batterien diese Abdeckung entfernen.
Leuchtet während des Aufladens rot und erlischt, wenn das Aufladen
Ladeanzeigelampe
abgeschlossen ist.
Diese Schrauben zum Abnehmen und Austauschen derSchrauben der Batterieeinheit
Batterieeinheit drehen.

RX-8000- 12 -

3 Einzelteile des Produkts

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile

VORSICHT Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung des akustischen Signaltons. Die
Einheit kann fehlerhaft funktionieren oder beschädigt werden, wenn Wasser oder Fremdkörper
usw. dort eindringen.
 Entfernen Sie nicht die Verblendung vom Display. Andernfalls kann die Wasser- undStaubfestigkeit herabgesetzt werden.
 Befestigen Sie keinen Aufkleber an der Infrarotöffnung. Andernfalls wird die
Infrarotkommunikation behindert.

< LCD-Display >(1) Pilotanzeige(4) Pumpenantriebsanzeige(5) Sauerstoffkonzentration
digitale undBalkenanzeige(2) Konzentration brennbarer
Gase digitale undBalkenanzeige(3) Batteriestand-Symbol

Bezeichnung

Funktion(1)

Pilotanzeige

Zeigt den Betriebsstatus im Lecksuchmodus an. Normalzustand: Blinkend(2)

Konzentration brennbarer
Gase digitale undBalkenanzeige

Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.

(3)

Batteriestand-Symbol

Der Batteriestand wird angezeigt. Bedeutung der Batteriestand-Symbole
siehe Informationen unten.

(4)

Pumpenantriebsanzeige

Zeigt den Ansaugstatus im Messmodus an. Normalzustand: Rotierend(5)

Sauerstoffkonzentration
digitale undBalkenanzeige

Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.

HINWEISDie Symbole für den Batteriestand haben folgende Bedeutung:
Ausreichend /:Niedrig /:Aufladen nötig
Wenn der Batteriestand niedriger als oben ist, beginnt die Innenseite des Batteriesymbols zu blinken().

HINWEIS Die Gasalarmfunktion ist eine optionale Einstellung.
 Wenn [NO ALARM] leuchtet, wird kein Gasalarmmuster durchgeführt.
[NO ALARM]-Anzeige- 13 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-1. Vor dem Gebrauch des Gasmessgeräts

4

Gebrauch desGasmessgeräts
4-1. Vor dem Gebrauch des Gasmessgeräts
Nicht nur Nutzer, die zum ersten Mal mit einem solchen Produkt arbeiten, sondern auch Nutzer, die das
Produkt bereits verwendet haben, müssen die Vorsichtshinweise für den Betrieb beachten.
Eine Missachtung dieser Vorsichtshinweise kann dazu führen, dass das Gasmessgerät beschädigt wird unddie Gasmessung ungenau ist.

4-2. Vorbereitung zum Einschalten
Vor Beginn der Gasmessung müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen lesen und verstehen. Ein
Ignorieren dieser Vorsichtsmaßnahmen kann die korrekte Gasmessung verhindern.
Prüfen Sie, ob Hauptgerät, Relaisschlauch, Filterschlauch, Gasprobenahmeschlauch undGasprobenahmebeutel ordnungsgemäß in dieser Reihenfolge angeschlossen sind.
 Kontrollieren Sie den Batteriestand.
 Prüfen Sie, ob der Filter und der Filterschlauch im Gasprobenahmebeutel frei von Staub oder
Verstopfung sind.
 Prüfen Sie, dass sich kein Knick und kein Loch im Gasprobenahmeschlauch und im Relaisschlauch
befinden.

< Aufladen der Batterien >(wenn die Lithium-Ionen-Batterieeinheit BUL-8000(R), BUL-8000(R1)verwendet wird)
Wenn das Gasmessgerät erstmals verwendet wird oder wenn die Batterie schwach ist, sollten Sie das mit
Wechselstrom betriebene Ladegerät zum Aufladen der Batterien verwenden.






VORSICHT

Dediziertes mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät verwenden.
Batterieeinheit in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Batterieeinheit bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C - 40 °C aufladen.
Gasmessgerät während des Aufladens nicht verwenden. Es sind keine korrekten Messungenmöglich. Außerdem altern die Batterien schneller und haben eine kürzere Lebensdauer.
 Das Ladegerät ist weder wasserfest noch staubdicht. Batterien nicht aufladen, wenn das
Gasmessgerät nass ist.
 Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist nicht explosionsgeschützt.
- 14 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten(1) Abdeckung der Aufladebuchse des Gasmessgeräts öffnen.

VORSICHT
Nicht zu fest an der Abdeckung der Aufladebuchse
ziehen. Sie könnte beschädigt werden.

Aufladebuchse

Stecker des mit
Wechselstrom
betriebenen Ladegeräts
in die Aufladebuchse
stecken.

(2) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts in die
Steck
Aufladebuchse des Gasmessgeräts stecken.
(3) Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät an die Wandsteckdose
Mit Wechselstromanschließen.
betriebenes
Ladegerät
Wenn das Aufladen beginnt, leuchtet die Ladeanzeigelampe (rot).
(Ladedauer: Höchstens drei Stunden, bis die Batterien vollständig
geladen sind)(4) Nach Beendigung des Aufladens erlischt die Ladeanzeigelampe.
(5) Nach Beendigung des Aufladens mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät von der Wandsteckdose
trennen.
(6) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts aus der Strombuchse des Gasmessgeräts
ziehen und Abdeckung der Aufladebuchse wieder anbringen. Abdeckung der Aufladebuchse ganz
herunter drücken.

VORSICHT Gasmessgerät nicht mit abgenommener Abdeckung der Aufladebuchse verwenden. Es können
Staub oder Wasser in das Gasmessgerät gelangen und dies kann Fehlfunktionen verursachen.
Abdeckung der Aufladebuchse austauschen, wenn sie beschädigt ist.
 Wenn die Abdeckung der Aufladebuchse nicht vollständig geschlossen ist, kann Wasser in die
Strombuchse gelangen. Dasselbe passiert, wenn kleinste Fremdkörper unter den Knopf
gelangen.
 Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose trennen.

HINWEIS Die Batterie kann während des Ladevorgangs heiß werden, dies ist kein Fehler.
 Die Temperatur des Gasmessgeräts ist unmittelbar nach Ende des Aufladens hoch. Lassen Sie das
Gerät vor dem Verwenden mindestens 10 Minuten abkühlen. Andernfalls können keine korrekten
Messungen erhalten werden.
 Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal geladen werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe
nicht auf.

<Anbringen von Batterien>(wenn die Trockenbatterieeinheit BUD-8000(R) verwendet wird)
Wenn das Gasmessgerät zum ersten Mal verwendet wird oder wenn die Batterien verbraucht sind, müssen
Sie neue Alkali-Batterien der Größe AA einlegen.

VORSICHT<Austausch> Vor Austauschen der Batterien Gasmessgerät ausschalten.
 Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich austauschen.
 Ersetzen Sie alle drei Batterien gleichzeitig durch neue.
 Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien.
 Wenn die Halteschraube der Batterieabdeckung nicht komplett festgezogen ist, können die
Trockenbatterien herausfallen oder durch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen.
 Außerdem kann Wasser eindringen, wenn Fremdkörper unter der Batterieeinheit
eingeschlossen sind.
<Batterien> AA Alkali-Batterien verwenden.
 Es können keine aufladbaren Batterien verwendet werden.

- 15 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten(1) Halteschraube der Batterieabdeckung mit einem
Flachkopf-Schraubendreher oder einer Münze gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um die Batterieabdeckung zuöffnen.

Batterieabdeckung

Halteschraube derBatterieabdeckung(2) Polarität der Batterien beachten und alle drei Batterien
durch neue ersetzen.
(3) Batterieabdeckung schließen und Halteschrauben derBatterieabdeckung festziehen.

Polaritätsangaben
der BatterienBatterien<Entriegeln und Anbringen der Batterieeinheit>(1) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit lösen.
(Sie müssen nicht komplett entfernt werden.)(2) Batterieeinheit abnehmen.
(3) Neue Batterieeinheit anbringen.
Anschlussklemme

Schraube der Batterieeinheit

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass die Batterieeinheit in der richtigen
Ausrichtung eingebaut ist, indem Sie die Orte derAnschlussklemmen und die hervorstehenden Bereiche prüfen.
(4) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit sicher festziehen.
Unterseite desGasmessgeräts

VORSICHT Vor Austauschen der Batterieeinheit Gasmessgerät ausschalten.
 Batterieeinheit in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich anbringen und entfernen.
 Wenn die Schraube der Batterieeinheit nicht komplett festgezogen ist, kann die Batterieeinheit
herausfallen oder durch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen. Außerdem kann Wasser
eindringen, wenn Fremdkörper unter der Batterieeinheit eingeschlossen sind.
 Gummidichtung nicht beschädigen.
 Um die Wasser- und Staubdichtheit zu erhalten, sollte die Gummidichtung unabhängig vonihrem Zustand alle zwei Jahre ausgetauscht werden.

RX-8000- 16 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten<Anschluss des Gasprobenahmebeutels und derGasprobenahmeschläuche>
Gasprobenahmeschlauch am Gasprobenahmebeutel anbringen.

 Relaisschlauch, Filterschlauch, Gasprobenahmeschlauch und Gasprobenahmebeutel in dieser
Reihenfolge sicher an den Gaseintritt (GAS IN) des Hauptgeräts anschließen.

HINWEIS
Jedes Teil an den Gaseintritt (GAS IN) anschließen, bis es
einrastet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

VORSICHT Nur einen von RIKEN KEIKI spezifizierten Gasprobenahmeschlauch verwenden.
 Gasmessgerät mit angeschlossenem Gasprobenahmebeutel verwenden, damit keine
Fremdkörper angesaugt werden können.
 Gasprobenahmebeutel und Gasprobenahmeschlauch durch manuelles Festziehen, ohne
Werkzeuge, anschließen. Bei zu starkem Festziehen mit einem Werkzeug kann der
Kunststoffteil des Gasprobenahmebeutels brechen.

- 17 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-3. Grundlegende Betriebsverfahren

4-3. Grundlegende Betriebsverfahren
Normalerweise erfolgt die Gasmessung im Gasmessmodus. (Der Gasmessmodus ist nach dem
Einschalten aktiv.)<<Messmodus>>
LCD

AIR(langes Drücken)<<Fehleralarm-Status>><<Luftkalibrierungsmodus>>(selbsthaltend)▼+▲ (langes Drücken)

PEAK+▲<<Spannenkalibrierungsmodus>><<Manueller Speichermodus>>PEAK<<Anzeige-/Einstellungsmodus>>

PUMP (langes drücken) : Betrieb stoppen
PUMP (kurzes Drücken): Betrieb
wiederaufnehmen<<Pumpe EIN/AUS-Einstellung>>

RX-8000- 18 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-4. Starten des Gasmessgeräts

4-4. Starten des Gasmessgeräts
POWER-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
Danach schaltet die Anzeige automatisch zwischen Datum/Uhrzeit, Batteriespannung und Sonstigem um
und es wird eine Selbstdiagnose durchgeführt. Das Gasmessgerät geht dann in den Messmodus.
<<Vorgehensweise beim Starten>>
POWER-Taste mindestens drei
Sekunden lang gedrückt halten↓
LCD-Display* Gedrückt halten, bis die
Alarmlampe leuchtet und derSummer (Piepton) ertönt.

Alle LCDs leuchten auf.

↓
Datum/Uhrzeit-Anzeige↓
Anzeige der Batteriespannung↓
Bezeichnung des Gases↓
Vollskalenanzeige↓
ID-Anzeige↓- 19 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-4. Starten des Gasmessgeräts↓
Prüfen des Anschlusses derFilterNach Prüfen des Anschlusses
der Filter ENTER-Taste
drücken.

⇔↓* Bis zur Bestätigung werden die
Bestätigungsbildschirme
abwechselnd, wie in der obigen
Abbildung dargestellt, angezeigt.

Aufwärmen
Das Aufwärmen wird ca. 30
Sekunden lang durchgeführt.
Es beginnt ein Countdown der
in der Mitte des Bildschirms
angezeigten Zahl.

↓* Der Summer ertönt zweimal(Piep, Piep).

Messmodus

VORSICHT
Führen Sie nach dem Starten einen Luftabgleich durch, ehe Sie Gase messen (Siehe ʻ4-7.
Luftkalibrierungsmodusʼ).

HINWEIS Ein Alarm wegen Anomalie des Sensors wird vor Aufrufen des Messmodus ausgegeben, wenn eine
Anomalie des Sensors vorliegt. Drücken Sie die ▼ Taste. Dadurch wird der Alarm wegen Anomalie
des Sensors vorübergehend zurückgesetzt, die Gaskonzentrationsanzeige mit der Anomalie am
Sensor wird auf [---] gesetzt und die Gasmessung wird gestartet. Sie sollten jedoch RIKEN KEIKI
umgehend über die Anomalität informieren. Gas, das die Anomalie im Sensor betrifft, kann nicht
gemessen werden. Der Alarm kann jedoch nicht zurückgesetzt werden, wenn bei allen Sensoren ein
Fehler vorliegt.
 Bei einem Fehler in der integrierten Uhr kann ein Fehleralarm [FAIL CLOCK] ausgegeben werden.
Drücken Sie die ▼ Taste. Der Fehleralarm wird vorübergehend zurückgesetzt und die Messung wird
gestartet, wobei die Zeit der Uhr falsch bleibt.

HINWEISBei niedriger Temperatur muss die Pumpe aufgewärmt werden.
In diesem Fall wird der links dargestellte Bildschirm nach Anzeige derBatteriespannung angezeigt (max. 60 Sekunden).

RX-8000- 20 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-5. Ablauf einer Messung

4-5. Ablauf einer Messung
Stellen Sie den Gasprobenahmebeutel im Messmodus in der Nähe des Messbereichs auf und notieren Sie
den Messwert auf der Anzeige.
<- Beispiel für die Anzeige
HC-Konzentration: 0,0 %LEL
O2-Konzentration: 20,9 %Batteriestand: Ausreichend* HC: Akronym von HydroCarbons(Kohlenwasserstoffe). In diesem Gasmessgerät
wird die Konzentration brennbarer Gase in
Isobutan-Konvertierung angezeigt.

GEFAHR Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in
das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls
setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase
ausgeblasen werden können.
 Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luftoder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.
 Hochkonzentrierte (mehr als LEL) Gase können austreten. Niemals Feuer in der Nähe desGasmessgeräts verwenden.
 Beim Messen der Sauerstoffkonzentration nur Gemische aus Luft und brennbaren Gasen oderDämpfen und toxischen Gasen messen.

WARNUNG Das Gasmessgerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wennder Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gasmessgeräts mit übermäßig hohem Druckbeaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungenerzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das
Gasmessgerät einwirkt.
 Schließen Sie den Probenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer Druck
als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt werden.
 Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierungauf Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht
ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
 Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gasmessgerät
zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterienleer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie
gegen neue aus.
 Wenn ein Alarm vom Typ „Batterie schwach“ ansteht, ist keine Gasmessung möglich. Wenn der
Alarm während des Gebrauchs ausgelöst wird, schalten Sie die Stromversorgung aus und laden
Sie die Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
 Summeröffnung nicht blockieren. Andernfalls ist der Alarmton nicht zu hören.

- 21 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-5. Ablauf einer Messung

VORSICHT Befestigen Sie vor der Gasmessung die im Lieferumfang des Gasmessgeräts enthaltenen
Gasprobenahmebeutel am Gerät, um Störungen durch Luftstaub zu vermeiden.
 Bei Messungen von Sauerstoffkonzentrationen in inerten Gasen muss die
Kohlendioxidkonzentration in der Luft unter 15 % liegen. Bei Verwendung des Gasmessgeräts ininertem Gas mit einer Kohlendioxidkonzentration von 15 % oder höher muss die Messung in sokurzer Zeit wie möglich durchgeführt werden. Der längere Einsatz des Gasmessgeräts bei
hohen Konzentrationen kann die Lebensdauer des Sauerstoffsensors verringern.

HINWEIS In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen wird die Betriebsdauer verkürzt, weil die Batterien stärker
beansprucht werden.
 Bei niedriger Temperatur kann auch die LCD-Display langsamer reagieren.
 Wenn ein brennbares Gas mit einer höheren Konzentration als %LEL angesaugt wird, kann wegen
Adsorption im Schlauch, im Gasprobenahmebeutel usw. etwas Gas im Gasprobenahmeschlauch
bleiben. Reinigen Sie nach dem Ansaugen eines hochkonzentrierten brennbaren Gases das
Gasmessgerät, um das adsorbierte Gas zu entfernen (saugen Sie Frischluft an und prüfen Sie, ob der
Messwert zu null zurückkehrt).
Die Durchführung einer Frischluftkalibrierung vor einer vollständigen Reinigung führt zu ungenauen
Einstellungen und verfälscht die Messungen. In manchen Fällen ist das Entfernen des
Gasprobenahmeschlauchs vor Durchführung der Frischluftjustierung nötig, um ungenaue Kalibrierung
zu vermeiden.

HINWEIS<Über den Bereich-Umschaltpunkt>
Die Anzeige schaltet automatisch in den vol%-Bereich um, wenn ein brennbares Gases in einer
Konzentration über 100 %LEL erkannt wird. Fällt die Konzentration, schaltet das Display
zum %LEL-Bereich zurück. Es folgt ein Beispiel für den zeitlichen Ablauf der Umschaltung.
Beispieldiagramm für den zeitlichen Ablauf der Gaskonzentrations- und Bereichsumschaltung
HC/CH4Konzentration

100 %LEL(HC: 1,8 vol%)(CH4: 5,0 vol%)%LEL-Bereich

vol%-Bereich

Umschaltpunkt%LEL-Bereich

Umschaltpunkt* HC: Akronym von HydroCarbons (Kohlenwasserstoffe). Da bei diesem Messgerät die Konzentration
brennbarer Gase in Isobutan oder CH4-Konvertierung angezeigt wird, ist der Bereich-Umschaltpunkt LEL
1,8 vol% bei Isobutan bzw. 5,0 % bei Methan.

RX-8000- 22 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-6. Betriebsarten

4-6. Betriebsarten
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten zu den verschiedenen Betriebsarten.
Betriebsart
Messmodus-

Element

LCD-Display
Konzentrationsanzeige

Details
Normalzustand

Luftkalibrierungsmodus-[AIR CAL]

Führt die Nulleinstellung durch.

Anzeige- undEinstellungsmodus

Spitzenwertanzeige[PEAK]

Anzeige Vollskala/
Alarmeinstellwert/
Alarmtest[Optionale
Einstellung][ALARM-P]

Zeigt die maximale Konzentration(oder minimale Konzentration fürSauerstoffanzeige) an, die während
der Messung zwischen dem
Einschalten und dem aktuellen
Zeitpunkt gemessen wurde.
* Die Gasalarmfunktion ist eine
optionale Einstellung.

Uhranzeige

Zeigt die aktuelle Zeit an.

ID-Anzeige[ID]

Zeigt eine ID an, falls vorher
festgelegt. Auch zum Ändern oder
Einstellen einer ID verwendet.

Logdatenanzeige[REC.DATA]

Zeigt die im manuellen Speicher
aufgezeichneten Daten an.

Pumpe AUS-Modus-[PUMP OFF]Zum Ein-/Ausschalten desPumpenbetriebs.

Manueller
Speichermodus-[REC.DATA]

Jeder Sofortwert kann aufgezeichnet
werden.

- 23 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-7. Luftkalibrierungsmodus

4-7. Luftkalibrierungsmodus
Messmodus
AIR-Taste gedrückt halten.

Wenn die AIR-Taste
gedrückt wird, ändert sich
die Anzeige zu [Adj HOLD
AIR].

↓

↓

Lassen Sie die AIR-Tastelos, wenn [RELEASE]
angezeigt wird.

Messmodus
Wenn die Luftkalibrierung
erfolgreich abgeschlossen
ist, kehrt das Gerät zum
Messmodus zurück.

↓↓

WARNUNGBei Durchführung Luftkalibrierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Luftkalibrierung auf
Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.

VORSICHT Wählen Sie für den Luftabgleich die Druck- und Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen, diedenen in der Betriebsumgebung bzw. in frischer Luft am nächsten kommen.
 Führen Sie den Luftabgleich erst nach Stabilisierung der Messwerte durch.
 Bei einer plötzlichen Temperaturänderung von 15 °C oder mehr zwischen dem Lager- undVerwendungsort schalten Sie das Gasmessgerät aus, lassen Sie es etwa 10 Minuten lang ineiner Umgebung, die dem Betriebsort ähnlich ist, liegen, und führen Sie vor Verwendung den
Luftabgleich in der frischen Luft durch.

RX-8000- 24 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-7. Luftkalibrierungsmodus

HINWEIS Wenn die Luftkalibrierung fehlschlägt, wird [FAIL AIR CAL] zusammen mit
dem fehlerhaften Gassensor angezeigt.
 Setzen Sie den Fehleralarm (Kalibrierungsfehler) mit der ▼ Taste zurück. In
diesem Fall wird der Wert vor der Kalibrierung angezeigt.

Bei defektem HC-Sensor- 25 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus
Dieser Modus ermöglicht Ihnen das Ändern verschiedener Anzeigen und Einstellungen.
Bei jedem Drücken der PEAK-Taste werden nacheinander verschiedene Bildschirme angezeigt.

HINWEIS
Das Gasmessgerät kehrt nach etwa 20 Sekunden automatisch in den Messmodus zurück, wenn keine
Eingabe erfolgt.
LCD-Display
Messmodus↓↓
Anzeige-/Einstellungsmodus
Spitzenwertanzeige
Zeigt die maximale Konzentration(oder minimale Konzentration fürSauerstoff) an, die während der
Messung zwischen dem
Einschalten und dem aktuellen
Zeitpunkt gemessen wurde.

↓* Die
Gasalarmfunktion ist
eine optionale
Einstellung.

Anzeige Vollskala/
Alarmeinstellwert/Alarmtest[Optionale Einstellung]↓
Uhranzeige↓
ID-Anzeige/Auswahl
Zeigt eine ID an, falls vorher
festgelegt. Auch zum Auswählen
einer ID verwendet.

→
ENTER
Taste

ID-Anzeige/Auswahl=> P27

→
ENTER
Taste

Logdatenanzeige=> P28↓Logdatenanzeige
Zeigt die im manuellen Speicher
aufgezeichneten
Konzentrationsdaten an.

↓
Zum Messmodus
RX-8000- 26 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus<ID-Anzeige/Auswahl [ID SELECT]>
Zeigen Sie eine ID an, die im Voraus registriert wurde, und wählen Sie sie aus.
(1) Drücken Sie die PEAK-Taste und wählen Sie ID-Anzeige/Auswahl aus dem Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gasmessgerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um eine ID einzustellen oder auszuwählen.

HINWEIS Wenn Sie keine ID einstellen oder auswählen möchten, drücken Sie die ESC-Taste, um zum Menü fürden Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
 Am Gasmessgerät wurde eine der IDs von ST-ID000 bis ST-ID127 registriert, sofern nicht anders
angegeben.
 Für die Registrierung oder Änderung einer ID ist das Datenlogger-Managementprogramm (Option)
erforderlich. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.
(3) Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine ID auszuwählen.
Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ erhöht bzw. verringert sich die ID-Nummer (000 - 127).

Beispiel für die Anzeige(4) Drücken Sie die ENTER-Taste.
(5) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Einstellung abgeschlossen.

Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
(6) Drücken Sie nach Abschluss die PEAK-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus zurückkehrt.

- 27 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus<Logdatenanzeige [REC.DATA]>
Anzeige der im manuellen Speicher aufgezeichneten Konzentrationsdaten.
(1) Drücken Sie die PEAK-Taste und wählen Sie Logdatenanzeige aus dem Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gasmessgerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Logdaten anzuzeigen.

HINWEIS

Wenn Sie keine Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die ESC-Taste, um zum Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Logdatenmenüs nacheinander angezeigt.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Logdaten auszuwählen, die Sie prüfen möchten. Das
Logdatenmenü zeigt Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit und Speichernummer an.

Beispiel für die Anzeige(4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die ausgewählten Logdaten anzuzeigen.

Beispiel für die Anzeige(5) Wenn Sie andere Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um zum Logdatenmenü
zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte (3) - (5).
(6) Drücken Sie nach Abschluss die PEAK-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus zurückkehrt.

RX-8000- 28 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-9. Pumpe AUS-Modus

4-9. Pumpe AUS-Modus
Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, nur den Pumpenbetrieb zu stoppen.
Messmodus
Halten Sie die PUMP-Taste
ca. drei Sekunden langgedrückt, um nur den
Pumpenbetrieb zu stoppen.

↓↑
Pumpe AUS-Modus
Nur der Pumpenbetrieb wird
gestoppt.
Drücken Sie die
PUMP-Taste kurz, um den
Pumpenbetrieb
wiederaufzunehmen.

WARNUNG Wenn [PUMP OFF] eingestellt ist, wird kein Alarm ausgelöst.
 Das Gasmessgerät kehrt nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn [PUMP OFF]eingestellt ist.

HINWEIS

Wenn der Pumpenbetrieb gestoppt wird, ertönt der Summer etwa alle drei Minuten zweimal (Piep, Piep).

- 29 -

RX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-10. Manueller Speichermodus

4-10. Manueller Speichermodus
Jeder Sofortwert während einer Messung kann aufgezeichnet werden.
(insgesamt bis zu 256 Datenpunkte). Wenn die Anzahl der aufgezeichneten Datenpunkte ihren
Maximalwert erreicht, werden die Daten, beginnend mit der ältesten Aufzeichnung, überschrieben.
(1) Drücken Sie im Messmodus die PEAK-Taste und ▲ Taste etwa eine Sekunde lang gleichzeitig, um den
manuellen Speichermodus aufzurufen. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem
Gasmessgerät angezeigt.

HINWEIS Auf dem Bildschirm werden abwechselnd die Speichernummer, das Datum und der Sofortwert
angezeigt. Gehen Sie zum nächsten Schritt, um die Aufzeichnung durchzuführen. An diesem Punkt
wird noch kein Wert aufgezeichnet. Wenn Sie keinen Wert aufzeichnen möchten, drücken Sie die
ESC-Taste, um zum Messmodus zurückzukehren.
 Wenn der Bildschirm für den Anzeige- und Einstellungsmodus oder den Luftkalibrierungsmodus
angezeigt wird, weil die Zeit für das Drücken der PEAK-Taste und ▲ Taste abgelaufen ist, lassen Sie
beide Tasten los und versuchen Sie es erneut.
(2) Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Datum und der Sofortwert zum Zeitpunkt des Drückens der
ENTER-Taste werden aufgezeichnet.
(3) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Aufzeichnung abgeschlossen.

Es kehrt automatisch in den Messmodus zurück.

RX-8000- 30 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-11. Beenden

4-11. Beenden
Lassen Sie das Gasmessgerät frische Luft ansaugen. Wenn das Display zur Anzeige von Null (oder 20,9 %für Sauerstoff) zurückgekehrt ist, halten Sie die POWER-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

HINWEIS
Wenn die Anzeige beim Ausschalten nicht Null ist, kann maximal 30 Sekundenlang ein Spülvorgang durchgeführt werden, um das Innere des Gasmessgeräts
zu reinigen.

- 31 -

RX-8000

5 Operationen und Funktionen

5-1. Fehleralarmmuster

5

Operationen undFunktionen
5-1. Fehleralarmmuster
Fehleralarm: Wird ausgelöst, wenn eine Anomalie am Gasmessgerät erkannt wird. <<Selbsthaltend>>
Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Anzeige von Fehlermeldungen, Ertönen des Summers und
Leuchten der Lampe.
Alarmtypen: Geringe Durchflussrate, Anomalie des Sensors, schwache Batteriespannung, Anomalie desSystems und Kalibrierungsfehler
Ermitteln Sie die Ursache und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.
Wenn das Gasmessgerät Probleme hat und wiederholt Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sichumgehend an RIKEN KEIKI.

<Anzeige>
LCD-Display
Alarmlampe
Signaltongeber

Zeigt eine Fehlermeldung an.
Wiederholtes Blinken in
1-Sekunden-Intervallen.
Wiederholter Piepton in etwa
1-Sekunden-Intervallen:
Blip, Piep, Blip, Piep

Beispiel für die Anzeige

VORSICHT Bei [FAIL LOW FLOW] stellt die Pumpe zum Schutz den Betrieb ein.
 Um den Alarm wegen geringer Durchflussrate ([FAIL LOW FLOW]) zurückzusetzen, beseitigen
Sie die Ursache der geringen Durchflussrate und drücken Sie dann die RESET-Taste. Wenn die
RESET-Taste gedrückt wird, ohne die Ursache der geringe Durchflussrate zu beheben, geht die
Pumpe wieder in Betrieb und Wasser oder anderes Material können in das Messgerät gesaugt
werden.

HINWEIS Informationen zu Störungen (Fehlermeldungen) finden Sie unter ʻ8. Problembeseitigungʼ.
RX-8000- 32 -

5 Operationen und Funktionen

5-2. Sonstige Funktionen

5-2. Sonstige Funktionen<Kalibrierungsverlauf-/verschiedene Trendverlauf-/
Ereignisverlauffunktionen>Das Gasmessgerät besitzt Verlaufs- und Trendfunktionen. Für die Verwendung dieser Funktionen wenden
Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.

HINWEIS

Das Datenlogger-Managementprogramm (Option) wird für die Verwendung der Verlaufs- undTrendfunktionen benötigt. Bitte fordern Sie es von RIKEN KEIKI an.

- 33 -

RX-8000

6 Wartung

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente

6

Wartung
Das Gasmessgerät ist ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit.
Um die Leistung des Gasmessgeräts aufrechtzuerhalten und die Zuverlässigkeit des Schutzes
aufrechtzuerhalten, muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden.

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente Tägliche Wartung: Führen Sie jedes Mal vor Arbeitsbeginn die Wartungsarbeiten durch.
 Monatliche Wartung: Führen Sie einmal im Monat einen Alarmtest durch.
 Regelmäßige Wartung: Wartung einmal sechs Monate oder öfter durchführen, um die Leistung als
Sicherheitsgerät aufrechtzuerhalten.
Zu wartendes Element
Kontrolle desBatteriestands
Kontrolle derKonzentrationsanzeige

Kontrolle derDurchflussrate
Filterkontrolle
Bereichseinstellung

Inhalt der Wartung
Kontrollieren Sie den Batteriestand.
Lassen Sie das Gasmessgerät frische Luft
ansaugen. Prüfen Sie, ob die
Konzentrationsanzeige Null anzeigt (bzw. 20,9
vol% beim Sauerstoffmangelmessgerät). Ist die
Messwertanzeige falsch, vergewissern Sie sich,dass keine anderen Gase in der Umgebungsluft
vorhanden sind und führen die Luftkalibrierung
durch.
Prüfen Sie die Durchflussratenanzeige auf
Auffälligkeiten.
Überprüfen Sie den Staubfilter auf Staub oder
Verstopfung.
Führen Sie mit dem Kalibriergas eine
Bereichseinstellung durch.

Tägliche Monatliche Regelmäßige
Wartung Wartung
Wartung
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

-

-

○

<Informationen über Wartungsleistungen> Wir bieten reguläre Wartungsleistungen an, inklusive Bereichseinstellung, sonstige Einstellungen und
Wartung.
Für die Herstellung des Kalibriergases müssen spezielle Werkzeuge wie ein Gaszylinder mit derangegebenen Konzentration und Gasmessbeutel verwendet werden.
Unsere qualifizierten Wartungstechniker sind kompetent und kennen die für Servicearbeiten
eingesetzten Spezialwerkzeuge und sonstigen Produkte. Um die Betriebssicherheit derAnzeige-/Alarmeinheit nicht zu gefährden, nutzen Sie bitte unsere Wartungsleistungen.
 Folgende Leistungen sind typische Wartungsleistungen. Für weitere Details wenden Sie sich an RIKEN
KEIKI.

RX-8000- 34 -

6 Wartung

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente

Hauptservices
Kontrolle desBatteriestands
Kontrolle derKonzentrationsanzeige:

Der Batteriestand wird kontrolliert.

:

Kontrolle derDurchflussrate:

Filterkontrolle:

Bereichseinstellung
Reinigung undReparatur des Geräts(visuelle Diagnose)
Kontrolle derGerätefunktion
Austausch vonVerschleißteilen:::

Es wird mit dem Nullgas überprüft, ob die Konzentrationsanzeige Null anzeigt (bzw.
20,9 vol% beim Sauerstoffmangelmessgerät).
Bei Messfehlern wird eine Luftkalibrierung durchgeführt.
Die Durchflussratenanzeige wird auf Fehler überprüft.
Mit einem externen Durchflussmessgerät wird die Durchflussrate kontrolliert, um die
Korrektheit der Durchflussratenanzeige am Gasmessgerät zu bestätigen. Wenn die
Durchflussrate fehlerhaft ist, wird eine Einstellung der Durchflussrate vorgenommen.
Der Staubfilter wird auf Staub oder Verstopfung überprüft.
Verschmutzte oder verstopfte Staubfilter werden ersetzt.
Mit dem Kalibriergas wird eine Bereichseinstellung durchgeführt.
Staub oder Schäden auf der Oberfläche des Gasmessgeräts, werden gereinigt undsolche Teile des Gasmessgeräts werden repariert.
Gerissene oder beschädigte Teile werden ersetzt.
Funktionen und Parameter usw. werden durch Betätigung der Tasten überprüft.

:

Verschleißteile wie Sensor, Filter, Pumpe usw. werden ausgetauscht.

- 35 -

RX-8000

6 Wartung

6-2. Gaskalibrierung

6-2. Gaskalibrierung
Führen Sie mindestens alle sechs Monate mit einem Kalibriergas eine Messspannenjustierung der
Sensoren durch.
Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und die Zubereitung eines Kalibriergases.
Fordern Sie dies von RIKEN KEIKI an.

<Erforderliche Ausrüstung/Materialien> Kalibriergas (konzentrationsarmes brennbares Gas für %LEL und hochkonzentriertes brennbares Gas
für vol%) Kalibriergas (Stickstoffgas für O2)
 Satz mit Gasprobenahmebeuteln (für %LEL und vol%) Satz mit Gasprobenahmebeuteln (für O2)<Anschluss>
Schließen Sie das Gerät wie unten dargestellt an, um die Messspannenjustierung durchzuführen.

GAS IN

Hauptgerät
RX-8000
GAS OUT

Abluftschacht oder Gas mit Probenahmebeutel sammeln.

WARNUNGÜber das Kalibriergas
Das Kalibriergas ist ein gefährliches Gas (brennbar, Toxizität, Sauerstoffmangel usw.). Gas und die
zugehörigen Vorrichtungen und Werkzeuge sind mit angemessener Sorgfalt zu behandeln.
* Einatmen des Gases muss vermieden werden. Der Gasprobenahmebeutel muss frei von Löchernusw. sein.
Über den Ort der Messspannenjustierung Messspannenjustierung an einem Ort vornehmen, an dem kein Silizium, keine organischen
Lösungsmittel, keine Sprühgase usw. verwendet werden.
 Messspannenjustierung in einem Innenraum bei normalen Temperaturen ohne größere
Schwankungen (max. ±5 ºC) vornehmen.
 Messspannenjustierung in einem Abluftschacht vornehmen oder Abgas mit Probenahmebeutel
sammeln.

VORSICHT
Der Gasaustritt (GAS OUT) muss geöffnet bleiben; es darf kein Rohr zur Ableitung angeschlossen
werden.

RX-8000- 36 -

6 Wartung

6-2. Gaskalibrierung<Messspannenjustierung>
Führen Sie die Messspannenjustierung wie folgt durch.
(1) Bereiten Sie die Kalibriergase (für %LEL, vol% und O2) und einen Satz Gasprobenahmebeutel vor.
(2) Entfernen Sie den Filterschlauch, den Gasprobenahmeschlauch usw., damit Sie den
Gasprobenahmebeutel direkt an den Gaseintritt (GAS IN) anschließen können.
(3) Prüfen Sie, ob sich das Gasmessgerät im Messmodus befindet.

Messmodus(4) Führen Sie die Luftkalibrierung durch. (Siehe ʻ4-7. Luftkalibrierungsmodusʼ.)(5) Sammeln Sie jedes Kalibriergas in dem jeweiligen Gasprobenahmebeutel.
(6) Drücken Sie die Tasten ▲ und ▼ ca. eine Sekunde lang gleichzeitig, um den
Messspannenjustierungsmodus aufzurufen ([ONE CAL]).

HC %LEL-Justierung

HC vol%-Justierung

O2-Justierung

ESCAPEWARNUNG
Nach Abschluss der Justierung nicht vergessen, zum Detektionsmodus zurückzukehren.
(Wenn das Warngerät im regelmäßigen Wartungsmodus bleibt, kehrt es nicht zum Messmodus
zurück.)HINWEIS Wenn der Bildschirm Luftkalibrierungsmodus angezeigt wird, weil die Zeit für das Drücken der Tasten▲ und ▼ abgelaufen ist, lassen Sie beide Tasten los und versuchen Sie es erneut.
 Wählen Sie im Messspannenjustierungsmodus die Konzentrationsanzeige aus, die mit der Taste ▲oder ▼ angepasst werden kann.
 Drücken Sie die ESC-Taste, um den Betrieb abzubrechen.
 Um vom Messspannenjustierungsmodus zum Messmodus zurückzukehren, wählen Sie [ESCAPE]
aus und drücken Sie dann die ENTER-Taste.

- 37 -

RX-8000

6 Wartung

6-2. Gaskalibrierung(7) Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [HC %LEL] auszuwählen.
Drücken Sie die ENTER-Taste, um den HC %LEL Messspannenjustierungsmodus aufzurufen. * Die
Konzentrationsanzeige blinkt.

(8) Schließen Sie den Gasprobenahmebeutel, in dem das %L%L-Kalibriergas gesammelt wurde, an den
Gaseintritt an, um dem Gasmessgerät das Gas zuzuführen. Warten Sie, bis sich die
Konzentrationsanzeige stabilisiert hat.
(9) Wenn sie sich stabilisiert hat, passen Sie den Konzentrationsanzeigewert auf den
Kalibriergaskonzentrationswert an, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie mit der
ENTER-Taste. Wenn [END] angezeigt wird, ist die HC %LEL-Messspannenjustierung abgeschlossen.
Entfernen Sie den Gasprobenahmebeutel.

(10) Verwenden Sie dann die Taste ▲ oder ▼, um [HC vol%] auszuwählen.
Drücken Sie die ENTER-Taste, um den HC vol% Messspannenjustierungsmodus aufzurufen. * Die
Konzentrationsanzeige blinkt.

(11) Schließen Sie den Gasprobenahmebeutel, in dem das vol%-Kalibriergas gesammelt wurde, an den
Gaseintritt an, um dem Gasmessgerät das Gas zuzuführen. Warten Sie, bis sich die
Konzentrationsanzeige stabilisiert hat.
(12) Wenn sie sich stabilisiert hat, passen Sie den Konzentrationsanzeigewert auf den
Kalibriergaskonzentrationswert an, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie mit der
ENTER-Taste. Wenn [END] angezeigt wird, ist die HC vol%-Messspannenjustierung abgeschlossen.
Entfernen Sie den Gasprobenahmebeutel.

RX-8000- 38 -

6 Wartung

6-2. Gaskalibrierung(13) Verwenden Sie dann die Taste ▲ oder ▼, um O2 auszuwählen.
Drücken Sie die ENTER-Taste, um den O2-Messspannenjustierungsmodus aufzurufen. * Die
Konzentrationsanzeige blinkt.

(14) Schließen Sie den Gasprobenahmebeutel, in dem das O2-Kalibriergas gesammelt wurde, an den
Gaseintritt an, um dem Gasmessgerät das Gas zuzuführen. Warten Sie, bis sich die
Konzentrationsanzeige stabilisiert hat.
(15) Wenn sie sich stabilisiert hat, passen Sie den Konzentrationsanzeigewert auf den
Kalibriergaskonzentrationswert an, indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken. Bestätigen Sie mit der
ENTER-Taste. Wenn [END] angezeigt wird, ist die O2-Messspannenjustierung abgeschlossen.
Entfernen Sie den Gasprobenahmebeutel.

(16)Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [ESCAPE] auszuwählen.
Drücken Sie die ENTER-Taste, um zum Messmodus zurückzukehren. Beenden Sie die
Messspannenjustierung.

- 39 -

RX-8000

6 Wartung

6-3. Reinigung

6-3. Reinigung
Gasmessgerät reinigen, wenn er übermäßig schmutzig ist. Schalten Sie das Gasmessgerät vor der
Reinigung aus. Verwenden Sie ein altes Tuch, um den Staub zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasser oder organischen Lösungsmitteln, andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen
Starke Verschmutzungen im Inneren des Gasprobenahmeschlauchs müssen mit Druckluft usw. entfernt
werden, um Gasmessfehler zu vermeiden.

VORSICHT
Spritzen Sie bei der Reinigung des Gasmessgeräts kein Wasser auf das Gerät und verzichten Sie
auf die Verwendung organischer Lösungsmittel wie Alkohol oder Reinigungsbenzin für die
Reinigung. Andernfalls kann die Oberfläche des Gaslecksuchgeräts angegriffen werden.

HINWEIS
Wenn das Gasmessgerät nass geworden ist, kann Wasser in der Öffnung des akustischen Signalgebersoder in den Abständen zurückbleiben. Entfernen Sie Wasser wie folgt:(1) Wischen Sie das Gaslecksuchgerät mit einem trockenen Tuch, Handtuch usw. gründlich trocken.
(2) Halten Sie das Gaslecksuchgerät fest in der Hand und schütteln Sie es etwa zehn Mal (die Öffnung
des akustischen Signalgebers muss dabei nach unten weisen).
(3) Wischen Sie aus dem Inneren auslaufende Feuchtigkeit mit einem Handtuch, Tuch usw. gründlichab.
(4) Stellen Sie das Gaslecksuchgerät auf ein trockenes Handtuch, Tuch usw. und lassen Sie es bei
Umgebungstemperaturen eine Weile stehen.

RX-8000- 40 -

6 Wartung

6-4. Austausch von Teilen

6-4. Austausch von Teilen<Austausch von Verschleißteilen>
Austausch des Sensors
Die eingebauten Sensoren des Gasmessgeräts haben ein Haltbarkeitsdatum und müssen regelmäßig(innerhalb von einem Jahr) ersetzt werden.
Die Lebensdauer des Sensors ist abgelaufen, wenn beispielsweise die Sensoren in der
Messspannenjustierung nicht kalibriert werden können, die Messwerte nach der Frischluftkalibrierung nicht
zurückgehen oder schwanken. Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki. Empfohlene
Austauschintervalle sind fünf Jahre für den Sensor für brennbare Gase und ein Jahr für den
Sauerstoffsensor.
Vorgehensweise beim Austauschen des Staubfilters
Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oder verschmutzen
und muss deshalb ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie den Staubfilter und wechseln Sie ihn bei Bedarf
aus.
Gasprobenahmebeutel
Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oder verschmutzen
und muss deshalb regelmäßig ausgetauscht werden.
Er muss insbesondere ausgewechselt werden, wenn er Anzeichen für Wasseraufnahme, eine verminderte
Durchflussrate oder Verschmutzung aufweist①②③

Drehen Sie das Ende des Beutels gegenden Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn
heraus.

Es ist ein runder Staubfilter darin enthalten.
Prüfen Sie diesen auf Verunreinigung oder
Verstopfen.
Tauschen Sie den Staubfilter aus, wenn er stark
verunreinigt oder verstopft ist.

Nehmen Sie den Filter heraus undersetzen Sie ihn durch einen neuen.
Bringen Sie das Filtergehäuse wieder an.

HINWEIS Verwenden Sie nur die von RIKEN KEIKI angegebenen Filter.
Verfahren zum Austauschen der trockenen Baumwolle im CF-8385
1) Trockene Baumwolle in die links
aufgeführte Größe schneiden.
(Gewicht ca. 1,3 g)

Saugfähige
Baumwolle

5 - 10 mm

70 ±3 mm

85 - 90 mm

2) Kappe lösen und entfernen.
3) Trockene Baumwolle durch neue ersetzen und
den Zwischenraum mit trockener Baumwolle
füllen.
4) Kappe wieder festziehen.

Kappe(schwarze Farbe)

Rohrleitung
Saugfähige
Baumwolle- 41 -

RX-8000

6 Wartung

6-4. Austausch von Teilen

Vorgang zum Austauschen des wasserdichten Filters(1) Kappe (schwarze Farbe) lösen.

(2)

Kappe
(schwarze Farbe)

Filter entfernen und durch neuen ersetzen.

Verbindungsstück

O-Ring(3) Kappe wieder festziehen.
FilterGewebeseite sollte auf
O-Ring-Seite sein.
Kappe(schwarze Farbe)<Austausch von regulären Ersatzteilen>
Verzeichnis der empfohlenen regulären Ersatzteile
Element
Wartungsintervalle Austauschintervalle
Interner Filter
Staubfilter(für den Probenahmebeutel)
Wasserdichter Filter(10 Stck. für Filterschlauch)
Saugfähige Baumwolle(25 g für Filterschlauch)
Schläuche
Sensor für brennbare Gase
(DE-3123-4/DE-3113-13)
Sauerstoff-Sensor (OS-BM1)
Pumpeneinheit (RP-11)
GummidichtungenLithium-Ionen-Batteriepack(für BUL-8000(R),BUL-8000(R1))
Alkali-Trockenbatterie

6 Monate
6 Monate

6 Monate - 1 Jahr
6 Monate - 1 Jahr

Menge
(Teile pro
Gerät)
1
1

Anmerkungen6 Monate

6 Monate - 1 Jahr

1

Teilenummer 4777 9022 50

6 Monate

6 Monate - 1 Jahr

1,3 g

Teilenummer 1879 0011 10

6 Monate
6 Monate

3 - 8 Jahre
5 JahreEin Satz
1**

6 Monate
6 Monate-

1 Jahr
1 - 2 Jahre
2 Jahre-1
1
Ein Satz
1***
Ca. 500 Lade-/
Entladezyklen*

-

-

3

*
Teilenummer 4181 9573 10AA* Der Betrieb muss nach jedem Austausch durch einen qualifizierten Servicetechniker geprüft werden. Fürden stabilen Betrieb des Gasmessgeräts und die Sicherheit sollte ein qualifizierter Servicetechniker mit
dem Austausch der Teile beauftragt werden, deren Betrieb geprüft werden muss. Betriebsprüfung bei
RIKEN KEIKI anfordern.

HINWEISDie obigen Austauschintervalle dienen nur als Richtschnur. Die Intervalle können sich je nach
Betriebsbedingungen unterscheiden. Diese Intervalle stellen auch keine Garantiezeiträume dar. Ergebnis
der täglichen oder regelmäßigen Wartung kann bestimmen, wann Teile ausgetauscht werden müssen.

RX-8000- 42 -

7 Aufbewahrung und Entsorgung

7-1. Vorgehensweise zur längerfristigen Aufbewahrung/bei längerem Nichtgebrauch des Gasmessgeräts

7

Aufbewahrung und
Entsorgung
7-1. Vorgehensweise zur längerfristigen
Aufbewahrung/bei längerem Nichtgebrauch desGasmessgeräts
Das Gasmessgerät muss bei folgenden Umgebungsbedingungen aufbewahrt werden.
 An einem dunklen Ort bei normalen Temperaturen und normaler Feuchtigkeit und vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt
 An einem Ort, wo keine Gase, Lösungsmittel oder Dämpfe vorhanden sind
Gasmessgerät im Versandkarton (falls vorhanden) aufbewahren, in dem das Produkt geliefert wurde.
Schützen Sie das Gaslecksuchgerät vor Staub usw., wenn der Originalversandkarton nicht mehr vorhanden
ist.

WARNUNG Wenn ein Gasmessgerät mit einer Trockenbatterie längere Zeit nicht verwendet wird, Batterienvor der Aufbewahrung herausnehmen. Bei Feuer oder Verletzung kann die Batterie auslaufen.
Wenn das Gasmessgerät kurze Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der Aufbewahrung nicht
herausnehmen. Während das Gasmessgerät ausgeschaltet ist, wird der Sensor immer mit
Strom versorgt. Daher muss das Gasmessgerät immer mit eingelegten Batterien aufbewahrt
werden.

VORSICHT
Wenn das Gaslecksuchgerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es mindestens allesechs Monate einmal ein und prüfen Sie, ob die Pumpe Luft ansaugt (etwa drei Minuten lang). Das
Gaslecksuchgerät kann, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, nicht mehr funktionieren, weil das
Fett im Pumpenmotor aushärtet.

HINWEIS Wenn das Gasmessgerät mit Lithium-Ionen-Batterieeinheit längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt
es sich, die Batterien vor der Einlagerung des Geräts zu entladen, bis das Symbol für den
Batterieladezustand etwa ein Batteriezeichen anzeigt. Wenn das Gasmessgerät mit vollständig
geladenen Batterien eingelagert wird, altern die Batterien schneller.

- 43 -

RX-8000

7 Aufbewahrung und Entsorgung

7-2. Vorgehensweise zur erneuten Verwendung des Gasmessgeräts

7-2. Vorgehensweise zur erneuten Verwendung desGasmessgeräts
VORSICHT
Bei erneuter Verwendung eines stillgelegten oder aufbewahrten Gasmessgeräts stets eine
Gaskalibrierung durchführen. Für Informationen zur Neujustierung einschl. Gaskalibrierung wenden
Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.

7-3. Entsorgung Bei Entsorgung muss das Gasmessgerät ordnungsgemäß als gewerblicher Abfall gemäß den örtlichen
Vorschriften behandelt werden.

WARNUNG Der Sensor des galvanischen Elements enthält Elektrolyt und darf nicht zerlegt werden.
Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere Hautverätzungen verursachen und bei Kontakt
mit den Augen zur Erblindung führen.
Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie
zersetzen sich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.
 Entsorgen Sie Batterien gemäß den von den lokalen Behörden vorgeschriebenen Verfahren.
 Beim Entsorgen des Gasmessgeräts in einem EU-Mitgliedsstaat müssen Sie Batterien vorschriftsgemäß
trennen. Entsorgen Sie die herausgenommenen Batterien entsprechend dem klassifizierten
Abfalltrennungs- und Wiederverwertungssystem auf Basis der Bestimmungen der EU-Mitgliedsstaaten.
Wenden Sie sich wegen der Entsorgung an RIKEN KEIKI.
Entfernen der Batterien
Siehe ʻ4-2. Vorbereitung zum Einschaltenʼ und Herausnehmen von Batterien.
Für BUL-8000(R), BUL-8000(R1)Modell
BUL-8000(R)
BUL-8000(R1)

TypLithium-Ionen-Batterie

HINWEIS BUL-8000(R), BUL-8000(R1) enthält Batterien.
 Symbol der durchgestrichenen Mülltonne

Dieses Symbolzeichen ist an Produkten angebracht, die Batterien enthalten und unter die EU
Batterierichtlinie 2006/66/EC fallen. Solche Batterien müssen gemäß der neusten Richtlinie entsorgt
werden.
Dieses Symbolzeichen weist darauf hin, dass Batterien vom Restmüll getrennt werden müssen undentsprechend zu entsorgen sind.

- 44 -

RX-8000

8 Problembeseitigung

7-3. Entsorgung

8

Problembeseitigung
Im Abschnitt Problembeseitigung sind nicht alle Fehler beschrieben, die am Gasmessgerät auftreten
können. Der Abschnitt soll Ihnen vielmehr dabei helfen, gängige Fehler und Störungen rasch zu
identifizieren und zu beheben. Wenn das Gaslecksuchgerät ein Symptom zeigt, das nicht in diesem
Handbuch beschrieben ist oder wenn das Gerät trotz Problembeseitigungsmaßnahmen weiterhin nicht
richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.

<Fehler am Gerät>
Symptome
Das Gerät lässt sichnicht einschalten.

Fehler im Betrieb
Tastenbetätigungensind deaktiviert.
Anomalien desSystems[FAIL SYSTEM]
Anomalien desSensors[FAIL SENSOR]
Ein Alarm vom Typ„Batterieschwach“ wird
ausgelöst.
[FAIL BATTERY]

UrsachenDer Batteriestand ist zu
niedrig.

Die POWER-Taste wurde
nicht genug gedrückt.
Fehlerhafte Installation
der Batterieeinheit
Störungen durch
plötzliche Überspannung,Rauschen usw.
Störungen durch
plötzliche Überspannung,Rauschen usw.
Fehler in einem
Schaltkreis.
Fehler eines Sensors.

Der Batteriestand ist
niedrig.

Maßnahmen
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Batterieeinheit in einem
nicht explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Trockenbatterieeinheit: Alle drei Trockenbatterien an
einem nicht explosionsgefährdeten Ort durch neueersetzen.
POWER-Taste beim Einschalten gedrückt halten, bis ein
Piepton zu hören ist (etwa zwei Sekunden lang).
Prüfen Sie, ob die Batterieeinheit korrekt am Hauptgerät
befestigt ist.
Schalten Sie die Anzeige-/Alarmeinheit aus und wieder
ein.
Batterieeinheit an einem nicht explosionsgefährdeten Ort
herausnehmen und wieder einsetzen und dann das Gerät
einschalten, um die Funktionen durchzuführen.
Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern.
(Nur beim Einschalten die RESET-Taste drücken, um den
Betrieb nur mithilfe des Gassensors fortzusetzen, außer
der Sensor ist defekt.)
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten undBatterieeinheit einem nicht explosionsgefährdeten Ort
aufladen.
Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten undTrockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten
Bereich durch neue ersetzen.

- 45 -

RX-8000

8 Problembeseitigung
Ein Alarm vom Typ„geringe
Durchflussrate“ wird
ausgelöst.
[FAIL LOW FLOW]

Luftabgleich nicht
möglich[FAIL AIR CAL]
Uhrfehler[FAIL CLOCK]Die Batterien lassensich nicht laden.
(nur Lithium-IonenBatterieeinheit)

7-3. Entsorgung
Wasser oder Öl usw.
wurde angesaugt.
Der
Gasprobenahmeschlauch
ist verstopft.
Das Gasmessgerät
wurde bei niedrigen
Temperaturen
eingeschaltet oderlängere Zeit nicht
benutzt.
Die Pumpe ist
verschlissen.
Es ist keine
Frischluftversorgung rundum das Gasmessgerät
vorhanden.
Fehler der internen Uhr

Das Ladegerät ist nicht
richtig angeschlossen.
Fehler im Ladekreis.
Die Batterien wurden
vollständig geladen.

Gasprobenahmeschlauch auf Schäden oder Anzeichen
von angesaugtem Wasser oder Öl usw. prüfen.
Gasprobenahmeschlauch auf Anschlüsse, Verstopfen,
Verdrehen usw. prüfen.
Gerät mehrmals einschalten. Eventuell läuft die Pumpean.

Austausch der Pumpe von RIKEN KEIKI anfordern.
Frische Luft zuführen.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Wenn solche Fehler häufiger auftreten, ist vermutlich dieinterne Uhr defekt und muss ersetzt werden. Fordern Sieeinen Austausch von RIKEN KEIKI an.
Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät richtig an die
Wandsteckdose und Ladebuchse anschließen.
Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal geladen
werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe nicht auf.

<Ungewöhnliche Messwerte>
Symptome
Der Messwert steigt(fällt) und verbleibt
dort.

UrsachenDrift des Sensorausgangs
Anwesenheit von störendem
Gas
Langsames Leck
UmgebungsänderungenLangsame Reaktion

Bereichseinstellung
nicht möglich

RX-8000

Staubfilter verstopft
Verbogener oder verstopfter
Gasprobenahmeschlauch
Im
Gasprobenahmeschlauch
hat sich Kondenswasser
gebildet.
Herabgesetzte
Sensorempfindlichkeit
Unzureichende
Kalibriergaskonzentration
Herabgesetzte
Sensorempfindlichkeit

Maßnahmen
Führt die Luftkalibrierung durch.
Prüfen Sie, ob Interferenzgas wie Lösungsmittel usw. vorhanden
ist und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.
Das zu messende Gas kann in sehr geringen Mengen austreten(langsames Leck). Nichtbeachten kann zu Gefahren führen.
Führt die Luftkalibrierung durch.
Insbesondere die Ausführung mit galvanischem Element wird
von Luftdruckänderungen beeinflusst.
Tauschen Sie den Staubfilter aus.
Reparieren Sie die defekten Teile.
Reparieren Sie die defekten Teile.

Tauschen Sie den Sensor gegen einen neuen aus.
Verwenden Sie das richtige Kalibriergas.
Tauschen Sie den Sensor gegen einen neuen aus.

- 46 -

9 Produktspezifikationen

9-1. Liste der Spekifikationen

9

Produktspezifikationen
9-1. Liste der Spekifikationen
Messprinzip
Zu messendes/erkennendes
Gas
Messbereich<Betriebsbereich>Anzeigeauflösung
Genauigkeit des Messwerts(unter identischer
Bedingung)Reaktionszeit(unter identischer
Bedingung)

Konzentrationsanzeige
MessmethodeSaugleistung
Anzeigen
Summerlautstärke
Fehleralarm/Selbstdiagnose
Fehleralarmanzeige
FehleralarmmusterÜbertragungsspezifikationen
Funktionen
Stromversorgung
Dauerbetrieb
Betriebstemperaturen
Betriebsfeuchtigkeit
AufbauExplosionssichere
Konstruktion

Galvanisches
Element (OS)Sauerstoff (O2)

Nichtdispersiver Infrarotadsorptionstyp (RI)
Brennbares Gas (HC oder CH4) *1

0 - 25 Vol.-%<bis 40 vol%>0,1 vol%
innerhalb ±0,7 vol%0 - 100 %LEL/100 vol%0,5 %LEL (0 - 100 %LEL)/0,5 vol% (bis 100 vol%)Innerhalb ±5 %LEL (0 - 100 %LEL)
Innerhalb ±5 vol% oder ±10 % des Messwerts (bis
100 vol%)
90% Reaktion: innerhalb von 30 Sekunden *2

90 % Reaktion:
innerhalb von 20
Sekunden *2
90 % Reaktion:
90% Reaktion: innerhalb von 2 Minuten *3
innerhalb von 2
Minuten *3
LCD digital (sieben Segmente + Symbol + Balkenanzeige)
Pumpenansaugung
0,75 l/min oder mehr (offene Durchflussrate)
Batteriestand-Symbol, Pilotanzeige und Pumpenbetrieb-Statusanzeige
95 dB (A) oder höher (30 cm)
Systemfehler, Sensorfehler, Abfall der Batteriespannung, Kalibrierfehler
und geringe Durchflussrate
Blinkende Lampe, intermittierender Summerton, Detailanzeige
Selbsthaltend
IrDA (für Datenlogger)
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Datenlogger, Spitzenwertanzeige,
Logdatenanzeige und Pumpenstopp
Dedizierte Lithium-Ionen-Batterieeinheit [BUL-8000(R), BUL-8000(R1)](Dedizierte Trockenbatterieeinheit <AA Alkali-Trockenbatterien  3>
[BUD-8000(R)] kann ebenfalls verwendet werden.)
BUL-8000(R), BUL-8000(R1): Ca. 15 Stunden (25 °C, kein Alarm und keine
Beleuchtung, Batterie voll geladen)
BUD-8000(R): Ca. 10 Stunden (25 °C, kein Alarm und keine Beleuchtung)-20 - +50 °C
Unter 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Tropfwasserschutz und Staubdichtheit (entspricht Schutzart IP67)
Eigensichere explosionssichere Konstruktion- 47 -

RX-8000

9 Produktspezifikationen
Explosionssicherheitsklasse

Abmessungen (außen)
Gewicht

9-2. Zubehörliste
Ex ia IIC T4 X (TIIS)II 1G Ex ia C T4 Ga (ATEX)
Ex ia IIC T4 Ga (IECEx)
Ca. 154 (B)  81 (H)  127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)Ca. 1,1 kg (wenn BUL-8000(R), BUL-8000(R1) verwendet wird) oderca. 1,0 kg (wenn BUD-8000(R) verwendet wird)*1 HC: Akronym von HydroCarbons (Kohlenwasserstoffe). In diesem Gasmessgerät wird die Konzentration
brennbarer Gase in Isobutan-Konvertierung angezeigt.
*2 Beim Einführen des Gases vom Gaseintritt des Hauptgeräts*3 Beim Einführen des Gases von der Spitze des Gasprobenahmeschlauchs (30 m) (Option)*4 Um die Anforderungen zum Explosionsschutz zu erfüllen, dedizierte Trockenzellenbatterie bei
Verwendung von BUD-8000 verwenden.

9-2. Zubehörliste
 Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000(R), BUL-8000(R1)): 1 (Am Hauptgerät
angebracht)
 Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät: 1
 Gasprobenahmebeutel und Gasprobenahmeschlauch: 1
 Filterschlauch: 1
Standardzubehör
 Relaisschlauch: 1
 Schulterriemen: 1
 Filterschlauch-Befestigungsgurt: 1
 Bedienungsanleitung Produktgarantie
 Trockenbatterieeinheit (BUD-8000(R))
 Alkali-Batterie der Größe AA Hüftgurt
 Hüftgurt-Befestigungswerkzeug
 Transportkoffer (Leder) Probenahmebeutelhalter Aluminium-Koffer
 Schiff-Aufbewahrungskasten (Metall: nicht RoHs-konform) Gasprobenahmeschlauch (mit Schwimmerbeutel, 8 m)
Optionales
 Gasprobenahmeschlauch 30 m mit Tauchkörper
Zubehör
 Wasserfallenfilter
 Relaisschlauch Filter für CF-8385 (10 Stck./1 Satz) Satz mit Gasprobenahmebeuteln (für %LEL/vol%) Bereichsdosen (nur für Japan Inland)
 Bedarfsflussventil
 Ersatzstecker für AC-Adapter (runder Typ für Europa/UK-Typ/australischer Typ)
 Datenlogger-Managementprogramm LCD-Schutzfolie

WARNUNGSie müssen den Filterschlauch (CF-8385) anschließen, wenn Sie den Gasprobenahmeschlauch 30
m mit Tauchkörper verwenden. Andernfalls kann beim Ansaugen von Wasser dieses in den
RX-8000 Hauptkörper gelangen und Probleme mit dem System verursachen.

RX-8000- 48 -

10 Begriffsdefinitionen

9-2. Zubehörliste

10

Begriffsdefinitionen
vol%
UEG

Gaskonzentration in der Einheit eines hundertsten Teils des Volumens
Abkürzung für Untere Explosionsgrenze.
Die UEG bezeichnet die geringste Konzentration eines brennbaren Gases in derLuft, die gerade noch eine Explosion verursachen kann, wenn sie gezündet wird.

- 49 -

RX-8000

Revisions- oder Aufhebungsverlauf
AusgabeRevision

Ausgabedatum

0

Erste Ausgabe (PT0E-1198)

2020/9/1

1

Konformitätserklärung

2021/10/29