PT0tw-1362

攜帶式多氣體偵測器
RX-8500/RX-8700
使用說明書(PT0-136)

目錄
1. 產品概要 ......................................................................................................................................................... 3
前言 ................................................................................................................................................................. 3
使用目的 .......................................................................................................................................................... 3
危險、警告、注意、註記的定義 ..................................................................................................................... 4標準及防爆規格的確認方式 ............................................................................................................................. 4
2. 安全上的重要須知 .......................................................................................................................................... 5
2-1. 危険事項 .................................................................................................................................................. 5
2-2. 警告事項 .................................................................................................................................................. 6
2-3. 注意事項 .................................................................................................................................................. 7
2-4. 安全須知 .................................................................................................................................................. 9
3. 產品構成 ....................................................................................................................................................... 10
3-1. 主機及標準配件 ..................................................................................................................................... 10
3-2. 各部位名稱與功能 ................................................................................................................................. 13
4. 使用方法 ....................................................................................................................................................... 19
4-1. 使用時 ................................................................................................................................................... 19
4-2. 啓動準備 ................................................................................................................................................ 19
4-3. 啟動方法 ................................................................................................................................................ 25
4-4. 基本作動流程 ........................................................................................................................................ 28
4-5. 測量 ....................................................................................................................................................... 30
4-6. 空氣校正 ................................................................................................................................................ 33
4-7. 手動記憶體 ............................................................................................................................................ 36
4-8. 停止泵（泵關閉模式） .......................................................................................................................... 37
4-9. 關閉電源 ................................................................................................................................................ 38
5. 設定方法 ....................................................................................................................................................... 39
5-1. 各種顯示/設定模式 ................................................................................................................................ 39
5-2. 顯示/清除 PEAK 值 ............................................................................................................................... 41
5-3. 測量極限/警報設定值顯示/氣體警報測試（選配功能） ........................................................................ 42
5-4. 顯示工作站 ID ....................................................................................................................................... 43
5-5. 日誌資料顯示 ........................................................................................................................................ 44
6. 故障警報功能 ................................................................................................................................................ 45
故障警報作動................................................................................................................................................. 45
7. 保養檢查 ....................................................................................................................................................... 47
7-1. 檢查頻率與檢查項目 ............................................................................................................................. 47
7-2. 氣體靈敏度校正 ..................................................................................................................................... 49
7-3. 清潔方式 ................................................................................................................................................ 53
7-4. 各部位零件的更換 ................................................................................................................................. 54
8. 關於保管以及廢棄 ........................................................................................................................................ 57
8-1. 保管或長期不使用時的處理................................................................................................................... 57
8-2. 再度使用時的處置 ................................................................................................................................. 57
8-3. 產品的廢棄 ............................................................................................................................................ 58
9. 故障排除 ....................................................................................................................................................... 59
9-1. 機器的異常 ............................................................................................................................................ 59
9-2. 讀值的異常 ............................................................................................................................................ 61
10. 產品規格 ..................................................................................................................................................... 62
10-1. RX-8500 的產品規格............................................................................................................................ 62
10-2. RX-8700 的產品規格............................................................................................................................ 64
10-3. 另購產品一覧 ...................................................................................................................................... 66
11. 附錄............................................................................................................................................................. 67
11-1. 術語的定義 .......................................................................................................................................... 67
11-2. 校正履歷功能／各種趨向功能／事件履歷功能.................................................................................... 67
11-3. 氣體警報（選配功能） ........................................................................................................................ 68-2-2. 安全上的重要須知2-1. 危険事項2

安全上的重要須知爲了維持本儀器的性能以及安全使用，請遵守以下危險、警告、注意事項。

2-1. 危険事項
危險關於防爆•
請勿改造、變更電路或構造等。
攜帶本儀器在危險場所使用時，請注意防靜電帶電的危險綜合對策①應穿防靜電工作服及導電鞋（防靜電工作鞋）②室內使用時，在導電地板（漏電阻 10MΩ以下）的環境下使用。
• 【RX-8500，RX-8700】在測量氧氣濃度時，除了測量空氣和可燃性氣體、或蒸氣和毒性氣體的
混合物以外，請勿使用本儀器。
• 【RX-8500，RX-8700】可連接的電池單元為乾電池單元 BUD-8000(Z)(TC21187)或鋰離子電池單元
BUL-8000(Z1)(TC21188)。
• 【BUD-8000(Z)，BUL-8000(Z1)】可連接的單元為 RX-8500 或 RX-8700(TC21186)。
• 【BUD-8000(Z)，BUL-8000(Z1)】請在安全場所更換電池單元。
• 【BUL-8000(Z1)】請在安全的場所，使用專用 AC 轉接器充電。
• 【BUL-8000(Z1)】請在 0 ℃ - +40 ℃的環境下進行充電。
• 【BUD-8000(Z)】請在安全場所更換電池。
• 【BUD-8000(Z)】本儀器的防爆規格條件包括使用東芝製造的乾電池。用作防爆產品時，請使用
3 顆東芝 3 號鹼性電池(LR6)。
•
RX-8500、RX-8700 的額定值如下。
泵電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 1.12 A、容許功率 1138 mW
紅外線偵測部電路 ： 容許電壓 4.95 V、容許電流 0.834 A、容許功率 853 mW
蜂鳴器電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 0.431 A、容許功率 441 mW
主電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 0.717 A、容許功率 733 mW
備用電路： DC 3.0 V 10 μA
周圍溫度： -20 ℃ - + 50℃•
BUL-8000(Z1)的額定值如下。
泵電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 1.12 A、最大功率 901 mW
紅外線偵測部電路 ： 最大電壓 4.25 V、最大電流 0.768 A、最大功率 618 mW
蜂鳴器電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 0.410 A、最大功率 330 mW
主電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 0.653 A、最大功率 526 mW
充電端子： 最大電壓 AC 250 V 50/60 Hz
周圍溫度： -20 ℃ - + 50 ℃•
BUD-8000(Z)的額定值如下。
泵電路： 容許電壓 4.95 V，容許電流 1.12 A，容許功率 1138 mW
紅外線偵測部電路 ： 容許電壓 4.95 V，容許電流 0.834 A，容許功率 853 mW
蜂鳴器電路： 容許電壓 4.95 V，容許電流 0.431 A，容許功率 441 mW
主電路： 容許電壓 4.95 V，容許電流 0.717 A，容許功率 733 mW
電源： DC 4.5 V 150 mA （東芝 3 號鹼性電池(LR6) 3 顆）周圍溫度
： -20 ℃ - + 50 ℃
-5-2. 安全上的重要須知2-3. 注意事項

2-3. 注意事項
注意
請不要在有黏附油與藥品等地方使用。避免故意沈入水中。
• 請在本儀器不會沾到油、化學藥劑等液體的場所使用。
• 本儀器非耐水壓設計，因此請避免在高水壓場所（水龍頭、淋浴頭或雨中等）使用，或長時間浸於水中。另外，本儀器的防水性能僅於淡水、自來水，並不及於溫水或鹽水、清洗劑、藥品、汗水等。
• 氣體吸入口(GAS IN)及氣體排放口(GAS OUT)不具有防水構造。請注意避免雨水等水分從該處浸入。會變得無法測量氣體。
• 請勿將本儀器設置在會積水或泥的場所。如果設置在這樣的地方，讓水、泥土從蜂鳴器孔、氣體
吸入口(GAS IN)等進入，可能導致故障。
• 如果吸入污水、粉塵、金屬粉等，感測器的靈敏度會顯著降低。在這樣的環境下使用時，請特別注意。
請勿在溫度不到-20 ℃或者超過+50 ℃的場所使用。
• 本儀器的使用溫度範圍是-20 ℃～+ 50 ℃。請避免在超過使用範圍的高溫、高濕、高壓、低溫環
境下使用。
• 請盡可能避免長時間在陽光直射的環境下使用。
• 請避免保管於停放在烈日下的車內。
請在使用範圍內使用，避免本儀器或氣體採集管內發生結露。
• 如本儀器或氣體採集管內結露，就會造成堵塞或氣體吸附等，無法正確偵測氣體，因此嚴禁結露。
請配合本儀器的使用環境，特別注意採集地點的溫度和濕度，避免本儀器或氣體採集管中發生結露等現象。務必確保在使用範圍內操作。
請勿在本儀器周圍使用收發器。
• 如果收發器等在本儀器附近發射電波，有時會影響讀值。使用收發器等時，請遠離本儀器，在不會造成影響的場所使用。
• 請避免在會產生強大電磁波的機器（高頻機器、高電壓機器）附近使用。
請確認流量確認顯示有旋轉作動再使用。
• 當流量確認顯示不作動時，不能進行正確的氣體偵測。請確認流量是否已喪失。
請務必進行定期檢查。
• 本儀器為安全保障儀器，因此請務必進行定期檢查。如果不進行檢查而繼續使用，感測器靈敏度
會變化，導致無法進行正確的氣體偵測。

-7-

2. 安全上的重要須知2-3. 注意事項

注意
其他• 若無故按下按鈕，變更各設定的話，將使得警報無法正常作動。除了本使用說明書中記載的操作
以外，請勿進行其他操作。
• 請勿使其掉落或受到衝擊。否則可能會導致靈敏度下降。
• 請勿一邊充電一邊使用本儀器。
• 本儀器的偵測對象氣體雖為可燃性氣體、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫及氧氣，但是在使用環境
中，有時也會存在對本儀器感測器造成不良影響的氣體。
• 若要長時間測量惰性氣體中的氧氣濃度，請於二氧化碳濃度在 15vol%以下的環境空氣中使用。在二氧化碳濃度高於 15vol%的環境空氣中使用時，請盡可能縮短測量時間。
• 請勿於存在高濃度氧氣的場所長時間使用。這將是氧氣感測器的壽命變短的原因。
• 請勿用尖頭刺穿蜂鳴器口。否則會導致故障或損壞，並可能讓異物等進入。
• 請勿剝除 LCD 顯示部的面板膜。否則會損及防塵性能。
• 請不要在紅外線通訊埠部張貼標籤等。否則將無法進行紅外線通訊。
關於更換電池• 更換電池時，請務必關閉本儀器的電源後再進行。
• 更換電池時，請使用 3 顆新的電池。
• 本儀器防爆規格的條件包含使用東芝製造的乾電池（僅限使用乾電池單元時）。用作防爆產品時，
請使用 3 顆東芝 3 號鹼性電池(LR6)。
• 請注意電池的極性。
關於使用• 低溫環境中，可能因電池性能而造成使用時間縮短。
• 低溫時，LCD 顯示的應答可能延遲。
• 請在接近使用環境的壓力狀態、溫濕度條件、且新鮮的空氣中進行空氣校正。
• 待讀值穩定後再進行空氣校正。
• 保管環境與使用環境的溫度有 15 ℃以上的急遽變化時，請在開啟電源的狀態下，與使用環境相
同的環境中適應大約 10 分鐘，並在新鮮的空氣中實施空氣校正後再行使用。
• 擦拭本儀器的髒污時，請不要澆水或者使用酒精、揮發油等有機溶劑。否則可能造成本儀器表面變色或損傷。
• 即使長期不使用，也請每 6 個月接通一次電源，確認泵的吸入狀態（3 分鐘左右）。如果長期不讓本儀器作動，泵馬達內的潤滑油有可能會凝固而不能作動。
• 長期不使用時，請拆下乾電池並進行保管。否則可能會因為電池漏液而引發火災、受傷等。
• 長期保管後欲再次使用時，請務必進行空氣校正。需進行空氣校正在內的再調整時，請聯繫本公
司營業所。

-8-

2. 安全上的重要須知2-4. 安全須知

2-4. 安全須知
為構建防爆系統，請遵守以下事項。

＜ATEX/IECEx 規格＞
機器概要• RX-8500 及 RX-8700 是用於在危險場所中連續監測可燃性氣體、氧氣(O2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、硫化氫(H2S)等毒性氣體的攜帶式多氣體偵測器。
• 氣體受內建泵所吸引。
• 電源可使用鋰離子電池單元(BUL-8000(Z1))以及鹼性乾電池單元(BUD-8000(Z))。
• 客戶可以更換電池單元。

技術資料
防爆規格

防爆等級

Ex ia IIC T4 Ga

電氣規格

電源

檢定合格編號IECEx
ATEX

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga-20 ℃ - +50 ℃
0 ℃ - +40 ℃・關於鋰離子電池單元(BUL-8000(Z1))
鋰離子電池單元中並聯 2 顆的 BP-8000（Maxell 製造 INR18650PB1、
SDI 製造 INR18650-15M 或 SONY 製造 US18650VT3. Um = 250 V.）的鋰離子電池組。
・關於乾電池單元(BUD-8000(Z))
可使用的乾電池是東芝 3 號鹼性電池(LR6)。
IECEx PRE 15.0012
Presafe 15 ATEX6173X

UKEX

DNV 22 UKEX 25918X

周圍溫度
周圍溫度（充電時）

適用規格

・IEC 60079-0:2017 ・EN IEC 60079-0:2018 ・BS EN IEC 60079-0:2018
・IEC 60079-11:2011 ・EN60079-11:2012
・BS EN60079-11:2012

取得本型號認證的條件

基於 ATEX 指令附屬書 II 1.5.5 項的測量功能不包含在本歐盟型號認證
書中。
氣體性能和安全裝置的要求，必須另外符合歐洲統整規格的要求。
根據 UKSI 2019 年第 1107 號法規附表 1 第 24 段規定的測量功能不包括
在本英國類型證書中。對於氣體性能和安全裝置的要求，必須滿足單獨
的英國指定標準的要求。

注意事項

・請勿在危險場所對鋰離子電池單元充電。
・請用專用充電器為鋰離子電池單元充電。
・請勿在危險的環境中更換電池單元。
・請勿在危險場所更換乾電池單元的電池。
・請勿改造變更電路或構造等。
・能使用於乾電池單元(BUD-8000(Z))中的乾電池僅有東芝 3 號鹼性電池(LR6)。

儀器編號的

INST. No. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表示方法

AB C
D
E
A：生產年份(0-9)
B：製造月份（1-9 月，X<10 月>，Y<11 月>，Z<12 月＞）
C：生產批號
D：序號
E：工廠代碼

製造商
理研計器株式會社
郵遞區號：174-8744 東京都板橋區小豆澤 2-7-6
官網首頁：https://www.rikenkeiki.co.jp/-9-3. 產品構成3-1. 主機及標準配件3產品構成3-1. 主機及標準配件
請在開箱後確認主機與配件。
如有缺失，請聯繫銷售店或者最近的本公司營業所。

主機
本儀器的各部位名稱、功能及 LCD 顯示請參閱「各部位名稱與功能」(P.13)。

<RX-8500 主機><RX-8700 主機>- 10 -

3. 產品構成3-1. 主機及標準配件

配件
鋰離子電池
單元(BUL-8000(Z1))：1 個

充電用 AC 轉接器：1 個

氣體採集棒以及氣體採集管：1 個

過濾器管以及轉接管：1 個吸收管固定帶：2 個

肩帶夾具：1 個

CO2 濾除過濾器(CF-283)：1 個（僅 RX-8500）

零過濾器固定帶：1 個（僅 RX-8500）

產品保固書
使用說明書

危險
關於防爆
•
請勿改造、變更電路或構造等。
•
攜帶本儀器在危險場所使用時，請注意防靜電帶電的危險綜合對策①應穿防靜電工作服及導電鞋（防靜電工作鞋）②室內使用時，在導電地板（漏電阻 10MΩ以下）的環境下使用。
• 【RX-8500，RX-8700】在測量氧氣濃度時，除了測量空氣和可燃性氣體、或蒸氣和毒性氣體的
混合物以外，請勿使用本儀器。
• 【RX-8500，RX-8700】可連接的電池單元為乾電池單元 BUD-8000(Z)(TC21187)或鋰離子電池單元
BUL-8000(Z1)(TC21188)。
• 【BUD-8000(Z)，BUL-8000(Z1)】可連接的單元為 RX-8500 或 RX-8700(TC21186)。
• 【BUD-8000(Z)，BUL-8000(Z1)】請在安全場所更換電池單元。
• 【BUL-8000(Z1)】請在安全的場所，使用專用 AC 轉接器充電。
• 【BUL-8000(Z1)】請在 0 ℃- + 40 ℃的環境下進行充電。
• 【BUD-8000(Z)】請在安全場所更換電池。
• 【BUD-8000(Z)】本儀器的防爆規格條件包括使用東芝製造的乾電池。用作防爆產品時，請使用
3 顆東芝 3 號鹼性乾電池(LR6)。
•
RX-8500、RX-8700 的額定值如下。
泵電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 1.12 A、容許功率 1138 mW
紅外線偵測部電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 0.834 A、容許功率 853 mW
蜂鳴器電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 0.431 A、容許功率 441 mW
主電路： 容許電壓 4.95 V、容許電流 0.717 A、容許功率 733 mW
備用電路： DC 3.0 V 10 µA
周圍溫度： -20 ℃ - + 50 ℃•
BUL-8000(Z1)的額定值如下。
泵電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 1.12 A、最大功率 901 mW
紅外線偵測部電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 0.768 A、最大功率 618 mW
蜂鳴器電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 0.410 A、最大功率 330 mW
主電路： 最大電壓 4.25 V、最大電流 0.653 A、最大功率 526 mW
充電端子： 容許電壓 AC 250 V 50/60 Hz
周圍溫度： -20 ℃ - + 50 ℃

- 11 -

4. 使用方法

4-1. 使用時

4

使用方法
4-1. 使用時
初次使用本儀器者，或已有使用經驗的使用者，都請務必遵守使用注意事項。
未能遵守注意事項時，可能會引發機器故障，無法正常進行氣體偵測。

4-2. 啓動準備
在開始氣體量測前，請確認以下內容。
・電池餘量充足・請確認本儀器內過濾器的髒污情況或有無堵塞。
・請確認氣體採集管及連接管沒有折彎或開孔。
・請確認有按照主機+連接管+過濾管+氣體採集管＋氣體採集棒之順序正確連接。

危險• 請在安全場所對鋰離子電池單元充電，更換電池單元及更換乾電池。

- 19 -

4. 使用方法

4-2. 啓動準備註記• 將各零件連接到氣體吸入口(GAS IN)側時，請確實按入直至發出「喀吱」聲。

- 24 -

7. 保養檢查

7-2. 氣體靈敏度校正

警告• 校正結束後，請返回偵測畫面。保持在氣體校正模式，也不會自動返回偵測畫面。

註記• 如果按▲鍵和▼鍵的時間不同步，將顯示空氣校正(P.33)畫面。此時，請鬆開開按鍵，重新操作。
• 在氣體校正過程中如需中止操作，請按 ESC 鍵。返回偵測畫面。

- 52 -

7. 保養檢查7-3. 清潔方式

7-3. 清潔方式
當本儀器明顯髒污時，請進行清潔。清潔時，請務必關閉電源，用廢布等擦拭髒污。使用水擦拭或有機溶劑
清潔會引發故障，請勿使用。
如果氣體採集管內部明顯變髒，有可能會影響氣體偵測，請用乾燥空氣等進行清潔。

注意• 擦拭本儀器的髒污時，請不要澆水或者使用酒精、揮發油等有機溶劑。否則會導致本儀器表面變
色、損傷及引發感測器故障。

註記• 當本儀器被淋濕後，蜂鳴器口或溝槽部位可能會積水。請依以下步驟進行排水。
① 用乾毛巾或布等仔細擦拭本儀器上附著的水分② 握牢本儀器，將蜂鳴器口向下甩動 10 次左右③ 用毛巾、布等仔細擦拭內部出來的水分④ 用乾毛巾、布等墊在下方，放置在常溫中- 53 -

8. 關於保管以及廢棄

8-1. 保管或長期不使用時的處理

88.

關於保管以及廢棄

8-1. 保管或長期不使用時的處理
本儀器請在下述環境條件下保管。
・常溫、常濕、避免陽光直射的陰暗處・不會產生氣體、溶劑、蒸氣等的環境
如有收納本儀器的包裝箱，請放入其中保管。
若無包裝箱，請遠離灰塵等處保管。

注意• 長期不使用本儀器時，請從乾電池單元上拆下乾電池。否則可能會因為乾電池漏液而引發火災、受傷等。短期不使用時，請裝著乾電池直接保管。本儀器關閉電源時，感測器也要時刻保持通電。
因此，保管時需要裝入乾電池。
• 即使長期不使用本儀器，也請每 6 個月接通一次電源，確認泵的吸入狀態（3 分鐘左右）。如果長期不讓本儀器作動，泵馬達內的潤滑油有可能會凝固而不能作動。

註記• 使用鋰離子電池單元時，如長時間不使用，建議放電到電池標誌 1 格再保管。以充滿電的狀態保管，
可能會導致電池壽命縮短等，使電池提早老化。
• 使用乾電池單元時，當短期不使用時，請在安裝乾電池的狀態下保管。關閉本儀器電源時感測器也持續通電，因此需要在安裝電池的狀態下保管。

8-2. 再度使用時的處置
保管本儀器後欲再次使用時，請進行氣體校正。

注意• 包括氣體校正在內，重新調整時請聯繫銷售店或最近的本公司營業所。
• 保管環境與使用環境的溫度有 15℃以上的急遽變化時，請在開啟電源的狀態下，與使用環境相同的環境中適應大約 10 分鐘，並在新鮮的空氣中實施空氣校正後再行使用。

- 57 -

8. 關於保管以及廢棄

8-3. 產品的廢棄

8-3. 產品的廢棄
廢棄本儀器時，請視為工業廢棄物（不可燃物），並依照當地法令進行妥善處理。

警告• 一氧化碳感測器、硫化氫感測器、氧氣感測器內含電解液，因此切勿拆解。接觸電解液可能造成
皮膚潰爛，進入眼睛可能導致失明。另外，沾附在衣服上可能導致變色、破洞。
萬一接觸到電解液，請立刻以清水充分清洗接觸的部分。廢棄電池時，請遵循各地區規定的方式
進行處理。

＜在歐盟各成員國內的廢棄方式＞
在歐盟各成員國內廢棄本儀器時，請將電池分開廢棄。
關於從鋰離子電池單元(BUL-8000(Z1))取出的電池、在乾電池單元(BUD-8000(Z))中使用的乾電池，請根據歐盟
各成員國的法律法規，按照各地區的分類收集系統和回收利用制度進行妥善處理。
＜鋰離子電池單元取出電池的方法＞
請參閱「對鋰離子電池單元充電(BUL-8000(Z1))」(P.20)取出電池。
＜取出電池的方法＞
請參閱「安裝乾電池單元（BUD-8000(Z)，另購）的乾電池」(P.22)取出電池。

註記關於封閉式回收垃圾箱標誌•
本標誌表示該產品內置電池符合歐盟電池指令 2006/66/EC 需按照妥善的方法廢棄電池。本標誌表示廢棄電池時，需要與一般垃圾分類處理。

- 58 -

9. 故障排除

顯示流量下降警報[FAIL LOW FLOW]

9-1. 機器的異常

請確認氣體採集管是否有損壞或有無水、油等物的吸入痕跡。

吸入水、油等
氣體採集管堵塞

請確認氣體採集管的連接狀態及有無堵塞、扭曲。

在低溫下接通電源或長期未使用

無法進行空氣校正
[FAIL AIR CAL]

時鐘異常[FAIL CLOCK]泵老化

請委託銷售店或最近的本公司營業所更換
泵。

本儀器周圍未供應新鮮的空氣

請正確吸入新鮮空氣後，再次進行空氣校
正。(P.34)

感測器發生故障

請委託銷售店或最近的本公司營業所更換感
測器。
請進行日期時間的設定。
如果頻繁產生這種狀況，可能是由於內部時
鐘發生了故障，因此需進行更換。請聯繫本公司營業所。

內部時鐘異常轉接器連接不正確
無法充電（僅限鋰離子電池單元）請多次重新打開電源。泵可能會開始作動。

請正確插入 AC 轉接器的 AC 插頭和 DC 插頭。

充電電路發生異常

請委託銷售店或最近的本公司營業所維修。

已充飽電

在充滿電的狀態下即使再次充電，充電確認
指示燈也不會亮燈。

- 60 -

修訂記錄
版次

修訂內容

發行日期

0

初版(PT0-1366)

2021/2/1

1

CE 符合標準聲明變更2021/10/29

2

P4 標準及防爆規格的確認方式, 2-4.安全須知, 符合標準聲明2023/4/14