高精度温度ロガー
プレシィ
K320

取扱説明書
TO-MODK002-01-01

立山科学工業株式会社

目次
１．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
２．点検

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

３．安全にご使用いただくための注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
４．パッケージ内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
５．各部の名称

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

６．準備をしよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

７．温度を測ってみよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
８．デジタル温度計動作モードの切り替え手順

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

９．デジタル温度計の設定を変えてみよう（シンプルモード） ・・・・・・・・・・・・・ ７
１０．デジタル温度計の設定を変えてみよう（エキスパートモード） ・・・・・・・・・ ８
１０．１ SENSOR (センサ表示選択)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０
１０．２ BORDER（ボーダーライン）設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
１０．３ INTERVAL（時間間隔）設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４
１０．４ ENDLESS （エンドレスモード） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６
１０．５ REC_ON（記録 ON/OFF） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８
１０．６ DISP OFF（下一桁 OFF モード） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０
１１．センサ表示を変更してみよう
１２．記録しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３

１３．ホスト PC と通信しよう
１４．アラームが鳴った時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０

１５．バッテリ残量が少ないか確認しよう
１６．終了するには
１７．仕様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２

１８．アプリケーションソフト
１９．製品仕様

２６・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１

１．はじめに
このたびは、高精度温度ロガーK320“プレシィ”をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。この製品を十分にご活用いただき、末永くご使用いただくためにも、取扱説明書は丁寧に扱い、いつもお手元に置いてご使用ください。

２．点検
本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損がないか点検してからご使用ください。
特に付属品および、パネル面のスイッチ、端子類に注意してください。万一、破損あるいは仕様どおり動作しない場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。
プローブの被覆が破れたり、金属が露出していないか、使用する前に確認してください。損傷がある場
合は、感電事故になるので、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。
使用前には、保存や輸送による故障がないか、点検と動作確認をしてからご使用してください。故障を確認した場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。

３．安全にご使用いただくための注意事項●電池の液漏れによる故障を防ぐため、長期間使用しない場合は電池を取り外して下さい。
●本体に急激な温度変化を与えると、故障または測定誤差の原因となります。
●以下の場所での使用または保管を避けてください。
☆本体に直射日光の当たる場所☆高温熱源の輻射を直接受ける場所☆振動の激しい場所☆帯電場所☆塩分・腐食性ガス・可燃性ガスの充満する場所●特に長時間の使用または保管では、上記以外でも本体が高温になったり腐食するような場所を避けて下さい。
●本体と温度センサはご使用後清潔に保ってください。

1４．パッケージ内容
パッケージには以下のものが梱包されています。
不足しているものが万が一ありましたら、弊社までご連絡ください。
□ デジタル温度計本体--------- 1 個□ センサ--------- 1 本□ USB ケーブル--------- 1 本□ 単３形電池--------- 3 本□ 取扱説明書(簡易版)--------- 1 枚□ 保証書--------- 各 1 枚（温度計、センサ）

５．各部の名称■ 本体

表面

ファンクション

F1～F7

MODE

SELECT ボタン

MODE

SET ボタン

HOLD ボタンCANCEL ボタン

POWER ボタンセンサ A 取り付け部
センサ B 取り付け部

図 5.1 デジタル温度計正面
KEY 種類POWER ボタン
HOLD ボタン
MODE SELECT ボ
タン
MODE SET ボタン
CANCEL ボタン

説明
電源 ON／OFF を行う
温度計測の時、HOLD KEY が押されていたらホールド（保持）する
LCD にはホールドした温度データが表示される
環境操作モードに遷移すると、HOLD は解除する
環境設定項目を選択
環境設定をセット環境操作モードを終了する
アラーム表示中は OFF にする(環境操作モード中の場合、アラーム OFF を優先する)

2

■ 本体

裏面(電池蓋を外した状態)

単３形電池 3 本

USB コネクタ

図 5.2 デジタル温度計裏面■ LCD 詳細
⑮

②

③

④

⑤

①
⑪
⑥
⑭

⑦
⑧

⑫
⑨

⑩

図 5.3 LCD 詳細

3⑬番号 名称

点灯

消灯

①
②
③

REC_ON 用マーク
未使用
ENDLESS 用マーク

記録中④

アラーム用マーク

記録していません
常に消灯
記録データは上書きしません
アラームは鳴っていません⑤

通信用マーク⑥

バッテリ低下を表すマーク

バッテリが低下しています⑦

HOLD 用マーク⑧

OVER 用マーク⑨

環境設定用マーク(左からF1～F7 で割りついています)
7 セグメント LCD
表示用マーク⊿温度表示用マーク

温度データ表示をホールドしています
温度データが測定限界に近づいています
環境設定を識別するマークです

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

記録データを上書きします
アラームと共に点灯します(温度がボーダーラインを超えたときに駆動します)USB が、デジタル温度計に接続されています数値
センサ表示種類を表します
センサ表示は⊿表示する種類です
時間セグメント
時間の単位を表します
温度セグメント
温度測定を表します
データ記録専用メモリ記録 記録したデータのたまり具合を状況セグメント表します
表 5.1 LCD セグメントの概要

USB が、デジタル温度計に接続されていません
バッテリは低下していま
せん
温度データは逐次表示
します
温度データは測定許容内にいます

センサ表示は⊿表示す
る種類ではありません

６．準備をしよう
1. 本体にセンサを取り付けます。
2. 本体に電池を取り付けます。(単 3 電池 3 本)
3. POWER ボタンを 3 秒以上押します。
4. デジタル温度計が起動します。
※センサ A 側にセンサを取り付けていないとアラームが鳴ります。
CANCEL ボタンを押す、またはセンサを取り付けるとアラームは止まります。
●注意事項
各コネクタには触れないでください。故障の原因になります。

4

７．温度を測ってみよう
MODE SELECT ボタン を複数回押すことで、表示センサの状態を切り替える事ができます。
そして、表示センサの種類が決まったら、MODE SET ボタンを押して目的の温度表示を行います。
表示一覧

動作

A
(初期設定)B

センサ A を温度計測します
A、℃が点灯します
センサ B を温度計測します
B、℃が点灯します(*1)
センサ A からセンサ B の温度計測値を
A-B(センサ A から B を引いた 引いたものを表示します
A、－、B、℃が点灯します
ものを表示)
センサ A とセンサ B の温度計測値を交A_B（センサ A と B を 1 秒単位 互で表示します。℃が点灯します
で交互表示)⊿A
本モードに決定した時点からのセンサ A（A の基準点からの差分） の温度計測差分を表示します
A、⊿℃が点灯します⊿B（B の基準点からの差分）

本モードに決定した時点からのセンサ Bの温度計測差分を表示します
B、⊿℃が点灯します

本モードに決定した時点から、センサ A からセンサ B の温度計測値を引いたものを表示します
A、－、B、⊿℃が点灯します
A の基準点からの差分と B の基準点か⊿A_B（⊿A と⊿B を 1 秒単位で らの差分を交互に表示します⊿℃が点灯します
交互表示)
表 7.1 表示センサの種類(*1) センサ B には、本体内部にセンサが組み込まれています。
センサ B で、内部センサの時は上下括弧も点灯します。
外部センサを取り付けると、外部センサに移行し上下括弧は消灯します。
⊿（A-B）（A-B の基準点からの差分）

5

８．デジタル温度計動作モードの切り替え手順
デジタル温度計の設定(以下、環境操作項目といいます。)は、ボタンを押すことで変更することが出来ます。
環境操作項目は動作モードによって異なります。
動作モードには、簡易的な環境操作を行うモード(シンプルモード)と環境操作全部の機能を使用出来るモード(エキスパートモード)に分けられます。

運転状態

シンプル
モード

エキスパートモード
Hold Key押しながらMode Set Key 押す。

図 8.1 動作モード切替

A
℃

温度

図 8.2 シンプルモード時の LCD 状態

A
℃

温度

点灯

図 8.3 エキスパートモード時の LCD 状態
シンプルモードとエキスパートモードの切り替えは、温度計測画面(運転状態という。)の時に HOLD KEY
を押しながら MODE SET KEY を押すことで行います。
エキスパートモード時は F7 が点灯状態になります。
（もう一度 HOLD KEY を押しながら MODE SET KEY を押すことで F7 は消灯します。）

6

９．デジタル温度計の設定を変えてみよう(シンプルモード)
シンプルモードは初心の方でも扱いやすいモードです。
測定のみのモードのため、機能は測定する上で最小限のものだけ備えています。
動作モード

サポート機能KEY 割り当て

シンプルモード

測定値ホールド

HOLD KEY

SENSOR 設定

MODE SELECT KEY
MODE SET KEY
表 9.1 シンプルモードサポート機能

運転状態
MODE SETorCANCEL

MODE SELECT

MODE SELECTSENSOR設定

図 9.1 シンプルモード時の環境設定フロー

運転状態の時、MODE SELECT KEY , MODE SET KEY を押すことで、環境設定を行うことが出来ます。
センサ表示選択を”A”から”A-B”に変更する例を以下に示します。

運転状態

Mode Select ボタンを3回押す。
（A-B、℃が点滅します。)

Mode Set ボタンを1回押す。
（センサ表示選択がA-Bに設定されます。）

運転状態

図 9.2 センサ A から A-B へのセンサ表示の変更

7

１０．デジタル温度計の設定を変えてみよう(エキスパートモード)
エキスパートモードは使い慣れた方向けのモードです。
環境操作項目全てが対象となります。
以下にエキスパートモードでのサポートする機能を示します。
動作モード

サポート機能説明

KEY 割り当て

エキスパートモード

アラーム OFF

アラームを OFF にします

CANCEL KEY

測定値ホールド

HOLD KEY
表示温度を変更しない
ようにしますINTERVAL 設定
温度データを記録する際 MODE SELECT KEYの時間間隔を設定します
MODE SET KEY
BORDER 設定
温度データ監視のための上限値、下限値を設定します
SENSOR 設定
表示センサの選択を行います
ENDLESS 設定
記録動作時の上書きモード設定を行います
REC_ON 設定
記録開始、終了を行います
DISPOFF 設定
表示温度の下一桁をOFF にします表 10.1 エキスパートモードサポート機能

運転状態
MODE SELECT(*1)
SENSOR選択↓MODE SELECTBORDER選択↓MODE SELECT
INTERVAL選択↓MODE SELECTENDLESS選択↓MODE SELECT
REC_ON選択↓MODE SELECTDISPOFF選択

CANCEL
MODE SELECTSENSOR設定
MODE SELECTBORDER設定
MODE SET→
MODE SELECT
MODE SET→INTERVAL設定
MODE SELECTENDLESS設定
MODE SET→
MODE SELECT
MODE SET→
REC_ONf設定
MODE SELECTDISPOFF設定
MODE SET→
MODE SET→

MODE SETorCANCEL

MODE SELECT
環境設定

環境操作項目(*1)： MODE SELECTボタン短押しで、前回選択した箇所から始まる。
MODE SELECTボタン長押しで、初期選択の箇所から始まる。

図 10.1 エキスパートモード時の環境設定フロー
シンプルモードと同様、MODE SELECT KEY、MODE SET KEY を押すことで、環境設定を行うことが出来ます。
8

SENSOR 設定を前回設定してから、今回記録開始(REC_ON=1)にする例を以下に示します。
運転状態

Mode Select ボタンを1回押す。
（SENSOR選択フェーズに移行)

Mode Select ボタンを4回押す。
（REC_ON選択フェーズに移行)

Mode Set ボタンを1回押す。
（REC_ON設定フェーズに移行)

Mode Select ボタンを1回押す。
（REC_ON= 1に移行)

Mode Set ボタンを1回押す。
（REC_ON= 1に設定)

運転状態

図 10.2 エキスパートモード時の REC=1 に設定するフロー

9

１０．１ SENSOR (センサ表示選択)
SENSOR は、センサ A,B の温度データを用いて、表示パターンを設定することが出来ます。
設定詳細は以下の通りです。
設定項目

略名

種類

説明

LCD 動作測定対象を以下から選択

F1 点灯。
符号付の表示となる
センサ A(初期値)
A、℃点灯
センサ B
B、℃点灯(*1)
センサ A から B を引いたものを表示 A、－、B、℃点灯(*1)
以下を交互に切り替え
センサ A と B を 1 秒単位で交互表示 A、℃、1 秒点灯
B、℃、1 秒点灯(*1)
SENSOR で⊿A を設定した時からのA、⊿℃点灯
センサ A の差分
SENSOR で⊿B を設定した時からのB、⊿℃点灯(*1)
センサ B の差分センサ表示選択 SENSOR
A
B
A-B
A_B
⊿A
⊿B

⊿(A-B)(今回測定分のセンサ A-B)
- (⊿(A-B)を選択した時のセンサ
A-B)。

A、－、B、⊿℃点灯(*1)⊿(A_B)⊿A,⊿B 1 秒単位で交互表示

以下を交互に切り替え
A、⊿℃1 秒点灯
B、⊿℃1 秒点灯(*1)

表 10.2 SENSOR 設定(*1) センサ B は、本体内部にセンサが組み込まれています。
センサ B で、内部センサの時は上下括弧も点灯します。
温度
SENSORを⊿Aに設定。

⊿A

⊿A

⊿A

チャネルAの温度データ

時間

図 10.3 ⊿A 動作
SENSOR の設定で、⊿を含んだものを設定すると、設定した温度からの差分が表示されます。
⊿A の動作を上図に示します。
この⊿A は(今回の A の温度データ)- (SENSOR で⊿A を設定した時の温度データ)で求めることが出来ます。⊿Ｂについても同様のことが言えます。
10

○ LCD 表示について(環境操作モード)
環境操作項目で SENSOR を選択した時、以下のように LCD に表示します。
F1、A、-、B、⊿℃が点滅します。(現在の設定に従ってセグメントを制御する。)
点滅

A-B
⊿℃
点滅

点滅

図 10.4 SENSOR LCD 表示(環境操作項目選択時)
次に、SENSOR の環境設定に移行すると、LCD 表示は以下のようになります。
F1 が点灯します。
A、-、B、⊿℃は SENSOR の種類によって変わります。
点滅

A-B
⊿℃
点滅

点灯

図 10.5 SENSOR LCD 表示(環境設定時)
SENSOR 種類

環境設定時の LCD 動作

センサ A
センサ B
A-B(センサ A から B を引いたもの)
A_B（センサ A と B を 1 秒単位で交互表示)⊿A(センサ A の前回からの差分)⊿B(センサ B の前回からの差分)

A、℃点滅
B、℃点滅
A、－、B、℃点滅⊿(A-B)(今回測定分のセンサ A-B)
- (前回測定分のセンサ A-B)で算出

F1 動作

A、B、℃点滅
A、⊿、℃点滅
B、⊿、℃点滅

点灯

A、－、B、⊿、℃点滅⊿A_B（⊿A,⊿B 1 秒単位で交互表示) A、B、⊿、℃点滅
表 10.3 SENSOR 種類における LCD 動作(環境設定時)

11

１０．２

BORDER(ボーダーライン) 設定

BORDER の設定を行うことで、温度データを監視することが出来ます。
BORDER は UPPER と LOWER で構成されます。
MODE SELECT を長押しすると、連続インクリメント(デクリメント)します。
また、短押しすると 0.1℃インクリメント(デクリメント)します。
設定項目

略名

上限値

UPPER

下限値

値

-39～320(温度デー
タの場合)
LOWER -40～319
(温度デー
タの場合)

説明

LCD 動作温度データが上限値を超えるとア
ラーム ON(初期値：320(温度デー
タの場合))
温度データ下限値未満になるとアラーム ON(初期値：-40(温度デー
タの場合))

F2 点灯
MODE SELECT 長押し連続インクリ
メント(デクリメント)
短押しで 0.1℃インクリメント(デクリメ
ント)
UPPER 時は最下位桁に H と表示
LOWER 時は最下位桁に L と表示

表 10.4 BORDER 設定
温度計測を行った際、上記 UPPER と LOWER を用いてアラーム ON 判定として使用します。
○ 動作
BORDER 設定動作は以下の通りです。
・上限値(初期値 320)はデクリメントしていき、上限値≦下限値となったら、上限値を 320℃に設定しなおす。
・下限値(初期値-40)はインクリメントしていき、上限値≦下限値となったら、下限値を-40℃に設定しなおす。
・HOLD KEY でインクリメント（＋）、MODE SELECT KEY でデクリメント（－）します。
・短押しの動作: 0.1℃単位でインクリメント(デクリメント)。
・長押しの動作:
1 秒毎に、1℃単位でインクリメント(デクリメント) (10 カウント分まで)
1 秒毎に、10℃単位でインクリメント(デクリメント)(10 カウント分まで)
1 秒毎に、100℃単位でインクリメント(デクリメント)○ LCD 表示について
環境操作項目で BORDER を選択した時、以下のように LCD に表示します。
現在設定されている温度.H と温度.L が交互に表示します。
1s毎にUPPER, LOWERを切り替える

温度．H、温度．L

℃

点滅

点滅

図 10.6 BORDER LCD 表示(環境操作項目選択時)

12

次に、環境操作項目の時に MODE SET KEY を押すことで、環境設定になります。
環境設定の LCD 表示は以下のようになります。
温度.H と温度.L の切り替えを交互に表示します。
点滅

温度．H or 温度．L

℃

点灯

点滅

図 10.7 BORDER LCD 表示(環境設定時)
環境設定で、BORDER の設定を行う際は、BORDER 種類(UPPER, LOWER)を選択し、次に、その種類の温度データを設定します。フローについては以下の通りです。
BORDER 環境設定
開始

BORDER種類選択

BORDER用
温度データ設定終了

BORDER用
温度データ設定
開始

BORDER種類選択
開始

UPPER選択

Cancel Keyが押されたY

Cancel Keyが押された

Mode Select Key
が押された

Y

UPPER
YN
LOWER選択N

N
BORDER用温度データ0.1℃加算(減算)(*2)

UPPER選択
N

N

Y

長押し
Y
BORDER用温度
データ加算（減算）(*1)

Y

N

終了

N
終了

N
Mode Select Key
が押された

Y

Mode Set Key
が押された

Mode Set Key
が押された
Y

Y
BORDER種類確定

BORDER用
温度データ確定

終了

終了

図 10.8 BORDER 設定フロー
13(*1)(*2)
加算：LOWER選択時
減算：UPPER選択時
(*1)
[加算値]
1℃：1～10回通過
10℃：11～20回通過
100℃：21回以上通過

下限値を 100℃に選択したときの LCD 表示の例を以下に示します。
点滅

100．0L℃

点滅

点灯

図 10.9 下限値を 100℃に設定した時の LCD 表示例

１０．３ INTERVAL 設定(時間間隔)
環境設定で INTERVAL 設定を行うことにより、温度データ記録動作(REC_ON=1)におけるサンプリング間隔を設定できます。
設定する際の LCD 表示については、LCD 時間設定フォーマットに従います。
設定項目

略名

時間間隔設定INTERVAL

値

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

説明

LCD 動作温度データを取得する間隔を設定する。設定できる間隔は以下の通り

7 セグメント、時間単位、F3 点
灯

100.097[ms] (LCD には 100ms として表示)
200.194[ms] (LCD には２00ms として表示)
500 [ms]
1[s] (初期値)
2[s]
5[s]
10[s]
20[s]
30[s]
1[min]
2[min]
5[min]
10[min]20[min]30[min]
1[h]
2[h]
5[h]
12[h]
24[h]
表 10.5 INTERVAL 設定

0.1、s が点灯
0.2、s が点灯
0.5、s が点灯
1、s が点灯
2、s が点灯
5、s が点灯
10、s が点灯
20、s が点灯
30、s が点灯
1、m が点灯
2、m が点灯
5、m が点灯
10、m が点灯
20、m が点灯
30、m が点灯
1、h が点灯
2、h が点灯
5、h が点灯
12、h が点灯
24、h が点灯●注意事項 ： 記録中は INTERVAL の変更出来ません。記録 OFF にしてから変更してください。

14

○ LCD 表示について(環境操作モード)
環境操作項目で INTERVAL を選択した時、以下のように LCD に表示します。
点滅

時間
hms
点滅

点滅

図 10.10 INTERVAL LCD 表示(環境操作項目選択時)
次に、INTERVAL の環境設定に移行すると、LCD 表示は以下のようになります。
(F3 が点灯します。時間、h,m,s の点滅は INTERVAL の設定に従います。)
点滅

時間
hms
点滅

点灯

図 10.11 INTERVAL LCD 表示(環境設定時)
INTERVAL を 1 分に選択したときの LCD 表示の例を以下に示します。
点滅

1．
m
点滅

点灯

図 10.12 INTERVAL を 1 分に設定した時の LCD 表示例

15

１０．４ ENDLESS(エンドレスモード)
ENDLESS は、データ記録専用メモリへの書き込みポインタが一巡して書き込み開始地点に達した時、どのようにするかを指定することが出来ます。
先頭

温度データ記録開始(REC_ON = 1)

データ記録専用メモリの先頭へデータ記録専用メモリ

ENDLESSの動作に従う。

図 10.13 ENDLESS 動作
ENDLESS が OFF の時は上書きせずに記録終了します。
ENDLESS が ON の時は記録動作を停止せずに古いデータを上書きします。

LCD 動作
エンドレス ENDLESS
データ記録専用メモリが FULL になっ F4 点灯
モード
たときの動作
記録終了（初期値）
ENDLESS 用のマーク消灯
OFFON
古いデータから上書きする
ENDLESS 用のマーク点灯
表 10.6 ENDLESS 設定○ LCD 表示について(環境操作モード)
環境操作項目で ENDLESS を選択した時、以下のように LCD に表示します。
F4、ENDLESS_SEG が点滅します。
設定項目

略名

設定

説明

点滅

点滅

図 10.14 ENDLESS LCD 表示(環境操作項目選択時)
次に、ENDLESS の環境設定に移行すると、LCD 表示は以下のようになります。
(F4 は点灯。ENDLESS_SEG は ENDLESS の設定によって変わります。)

16

ENDLESS=1なら点滅
ENDLESS=0なら消灯

点灯

図 10.15 ENDLESS LCD 表示(環境設定時)
ENDLESS= ON に選択した時の LCD 表示の例を以下に示します。
点滅

点灯

図 10.16 ENDLESS ON 時の LCD 表示例

注意事項：
１． 記録 ON 中（REC_ON= 1）は変更出来ません。記録 OFF にして変更してください。
ENDLESS を設定しようとすると、一秒 REC_ON_SEG が点灯します。（下図参照。）
２． ENDLESS=0 でデータ記録専用メモリにデータを残した状態で、ENDLESS=1 に設定して記録(REC_ON=1)すると上書きします。
REC_ON= 1の時、ENDLESSを変更しようと ENDLESS=1なら点滅
すると、一瞬点灯
ENDLESS=0なら消灯
REC

点灯

図 10.17 記録中における ENDLESS 設定動作

17

１０．５ REC_ON(記録 ON/OFF)
REC_ON の指定により、データ記録専用メモリに温度データを記録するかどうかを設定することが出来ま
す。
設定項目

略名

記録 ON／
OFF

REC_ON

設定

OFF
ON

説明

LCD 動作

データ記録専用メモリに記録するかどうかを指定
記録終了(初期値)
記録開始 温度データを
INTERVAL 毎にデータ記録専用メモリに記録する
表 10.7 REC_ON 設定

F5 点灯
REC_ON 用のマーク消灯
REC_ON 用のマーク点灯

REC_ON=ON にすると、データ記録専用メモリに温度データを一定間隔で記録します。
サンプリング間隔は INTERVAL で設定した時間間隔になります。
注意事項： 温度データ記録中は POWER OFF 出来ません。
POWER OFF する際は、記録を終了してください。
○ LCD 表示について(環境操作モード)
環境操作項目で REC_ON を選択した時、以下のように LCD に表示します。
F5、REC_ON_SEG、BUF_SEG が点滅します。
点滅
REC

点滅

図 10.18 REC_ON LCD 表示(環境操作項目選択時)
次に、REC_ON の環境設定に移行すると、LCD 表示は以下のようになります。
(F5 は点灯。REC_ON_SEG は REC_ON の設定によって変わります。)
REC_ON=1なら点滅
REC_ON=0なら消灯
REC

点灯

図 10.19 REC_ON LCD 表示(環境設定時)

18

環境設定時の LCD 動作

REC_ON
0 (OFF)
1 (ON)F5

BUF_SEG 点滅
点灯
REC_ON_SEG 点滅
BUF_SEG 点滅
表 10.8 REC_ON における LCD 動作(環境設定時)

REC_ON= ON に選択した時の LCD 表示の例を以下に示します。
点滅
REC

点灯

図 10.20 REC_ON を ON に設定した時の LCD 表示例○ BUF_SEG 動作について
温度データを記録する際、データ記録専用メモリ全容量に対して有効なデータ量によって、
BUF_SEG は以下のように表示します。
BUF_SEG 状態

説明

□□□□
■□□□
■■□□
■■■□
■■■■

0%～30%未満のとき全消灯
30%以上～60%未満のとき１つ点灯
60%以上～90%未満のとき 2 つ点灯
90%以上～95%未満のとき 3 つ点灯
95%以上のとき全点灯
表 10.9 BUF_SEG 動作

記録動作中(REC_ON= ON)、BUF_SEG は表示します。
記録動作終了(REC_ON= OFF)すると、BUF_SEG は非表示にします。
環境操作項目で REC_ON を選択していると、現在の BUF_SEG 状態を表示します。

環境操作モード状態

REC_ON 状態

BUF_SEG

環境操作モード OFF OFF
非表示
環境操作モード OFF ON
現在の状態表示
環境操作項目選択中 OFF
現在の状態表示
環境操作項目選択中 ON
現在の状態表示
環境設定中
OFF
非表示
環境設定中
ON
現在の状態表示
表 10.10 BUF_SEG 表示条件

19

１０．６ DISPOFF(下一桁 OFF モード)DISPOFF は、LCD に表示される温度データの下一桁を表示するかどうかを指定します。
設定項目

略名

値

下 1 桁 OFF モード DISPOFF

説明

7 セグメント LED 動作

LCD に表示される温度データの下 1 桁を非表示にする
0 (OFF)下 1 桁表示（初期値）
1 (ON)
下 1 桁非表示
温度データは四捨五入した値。
例： 以下、負の値を四捨五入した時の例を示す-0.04℃→ 0.0℃
-0.05℃→ -0.1℃-0.06℃→ -0.1℃
表 10.11 DISPOFF 設定○ LCD 表示について(環境操作モード)
環境操作項目で DISPOFF を選択した時、以下のように LCD に表示します。
(F6、下一桁非表示温度もしくは下一桁表示温度を点滅。℃、SENSOR を点滅。)
点滅
A-B
⊿℃

温度

点滅 点滅(現在のSENSOR
設定に従う)

図 10.21 DISPOFF LCD 表示(環境操作項目選択時)
次に、DISPOFF の環境設定に移行すると、LCD 表示は以下のようになります。
(F6 は点灯。温度データは点滅。)
点滅（DISPOFF=1なら下一桁非表示
DISPOFF=0なら下一桁も表示）
A-B
⊿℃

温度

点灯 点滅(現在のSENSOR
設定に従う)

図 10.22 DISPOFF LCD 表示(環境設定時)

20

F6 点灯
下 1 桁を含んで点灯
下 1 桁は消灯

DISPOFF = ON に選択した時の LCD 表示の例を以下に示します。(温度 123.44℃)
点滅
A-B
℃

１２３．４

点灯

点滅

図 10.23 温度データが 123.44℃で DISPOFF を ON に設定した時の LCD 表示例○ エキスパートモードからシンプルモードへの切り替え
エキスパートモードで DISPOFF= 1 のとき、シンプルモードに遷移させようとした場合、以下の LCD の動作を行います。
DISPOFF 状態
シンプルモード遷移要求(HOLD ＋ MODE SET)OFF

シンプルモードへ遷移

ON・エキスパートモードのまま遷移しない F6 は 1 秒点灯
その他の LCD は変化なし

表 10.12 シンプルモード遷移要求における動作

21

１１．センサ表示を変更してみよう
センサ表示をセンサ A からセンサ A、B 交互表示(A_B)に変更する手順を以下に示します。
運転状態から以下の操作を行ってください。
(シンプルモード時)
1.

MODE SELECT ボタンを F1 が点灯、A、℃が点滅するまで複数回押してください。
点滅

A
℃
点滅

点滅

2. MODE SET ボタンを押してください。
点滅

A
℃
点滅

点灯

3. MODE SELECT ボタンを"A” “B"、"℃"が点灯するまで複数回押してください。
点滅

A B
℃
点滅

点灯

4. MODE SET ボタンを押してください。
センサ A と B を交互表示する動作にした後、運転状態に戻ります。
(エキスパートモード時)
1. HOLD ボタンを押しながら、MODE SET ボタンを押してください。(F7 が点灯している時に本操作は行う
必要はありません。)
A
℃

温度

点灯

22

2. MODE SELECT ボタンを F1 が点滅するまで複数回押してください。
点滅

A
℃
点滅

点滅

3. MODE SET ボタンを押してください。
点滅

A
℃
点滅

点灯

4. MODE SELECT ボタンを"A” “B"、"℃"が点滅するまで複数回押してください。
点滅

A B
℃
点滅

点灯

5. MODE SET ボタンを押してください。
センサ A と B を交互表示する動作にした後、運転状態に戻ります。

１２．記録しよう
記録間隔を設定して、記録開始すると、デジタル温度計本体に記録データが記録されます。(初期状態では 1[s]の記録間隔を設定しています。)●注意事項
購入時の温度計は時刻設定されておりません。必ず時刻設定まで行ってから記録を始めてください。時刻設定するには、ＰＣとの接続が必要です。“１３．ホストＰＣと通信しよう”を参照ください。
<記録時間間隔を 2 秒に設定する手順>
1. HOLD ボタンを押しながら、MODE SET ボタンを押してください。(F7 が点灯している時に本操作は行う
必要はありません。)

温度

23

A
℃

2. MODE SELECT ボタンを F3 が点滅するまで押してください。
点滅

時間
hms
点滅

点滅

3. MODE SET ボタンを押してください。
点滅

時間
hms
点滅

点灯

4. MODE SELECT ボタンを"2"、"s"が点滅するまで押してください。
点滅

2．
ｓ
点滅

点灯

5. MODE SET ボタンを押してください。
記録時間間隔を 2 秒に設定後、運転状態に戻ります。

温度

A
℃

<記録動作を開始する手順>
1. HOLD ボタンを押しながら、MODE SET ボタンを押してください。(F7 が点灯している時は本操作は行う
必要はありません。)

温度

24

A
℃

2. MODE SELECT ボタンを F5、REC が点滅するまで押してください。
点滅
REC

点滅

3. MODE SET ボタンを押してください。
REC_ON=1なら点滅
REC_ON=0なら消灯
REC点灯

4. MODE SELECT ボタンを"REC"が点滅するまで押してください。
点滅
REC

点灯

5. MODE SET ボタンを押してください。
記録開始した後、運転状態に戻ります。
点滅
REC

点灯

<記録動作を終了する手順>
1. HOLD ボタンを押しながら、MODE SET ボタンを押してください。(F7 が点灯している時は本操作は行う
必要はありません。)
2. MODE SELECT ボタンを F5、REC が点滅するまで押してください。
3. MODE SET ボタンを押してください。
4. MODE SELECT ボタンを"REC"が消灯するまで押してください。
5. MODE SET ボタンを押してください。
<記録データを取り出す手順>
PC とデジタル温度計間で通信を行う必要があります。
詳細は、"１３．ホストＰＣと通信しよう"を参照してください。

25

１３．ホスト PC と通信しよう
デジタル温度計をホスト PC と繋ぐことで、記録したデータをホスト PC 上に表示することが可能です。
1. ホスト PC とデジタル温度計を USB ケーブルで接続してください。
(デジタル温度計の電池部に隣接して USB コネクタがあります。)
2. ドライバのインストールをする際は、以下のようにドライバをインストールしてください。
①次へをクリックします。

② 検索が完了するまでしばらくお待ちください。

26

③ 完了をクリックします。

3.デジタル温度計が起動していることを確認してください。
4.エクセルファイル TRApp_xxxxxxxx.xls を起動してください。
*TRApp_xxxxxxxx.xls の“_xxxxxxxx”にはバージョンを表す数値が入ります。
5. 【マクロを有効にする】を選んでください。（Excel2000 の場合）

27

6. エクセルファイルを開いたら【環境設定】シート①を開きます。
7. 【シリアルポートの自動検索】ボタン②を押してください。
8. ボタン左のコンボボックスにホスト PC につながっている機器が表示されます。
温度計は【COM*** USB Serial Port (COM***) 】③と表示されますのでそれを選択します。 ＊COM***の”***”の部分には数字が入ります。数字はご使用の環境によって異なります。

③

②

①

28

8.
9.

【温度計の環境を参照】ボタン④を押して、温度計の設定状態を読み出します。
温度計時間⑤が正しくない場合は【温度計の時間設定】ボタン⑥を押します。現在の時刻が温度計に設定されます。

⑤⑥④

10. 以上で、通信できることを確認できました。
アプリケーションソフトの使い方は“18.アプリケーションソフト”をご覧ください。

29

１４．アラームが鳴った時
アラームが鳴った時は、CANCEL ボタンを押すことで止めることが出来ます。
アラームは、ボーダーラインで設定した上限値、下限値の範囲から外れたときに駆動します。

アラームOFF

1.上限値、下限値の範囲内
2. Cancel ボタン
押した時上限値と下限値の範囲外
アラームON

図 14.1 アラーム状態遷移
アラーム状態

動作

要因

LCD 動作ON

アラーム表示
/駆動

アラーム
用マーク
点灯

OFF

アラーム非表示

・上限値を下から上に突き抜けた時から(上限値- ヒステリシス)に達するまで・下限値を上から下に突き抜けた時から(下限値+ ヒステリシス)に達するまで
・アラーム ON になっていない
かつ、上限値と下限値の間にあるとき・アラーム ON の時に CANCEL ボタンが押された時
表 14.1 アラーム ONOFF 要因

アラームは、温度データが下図の A から B の間にいるときと、C から D の間にいるときに ON になります。
アラーム OFF は、アラーム表示中に CANCEL KEY が押されたとき、
もしくは、A から B 以外、C から D 以外、のとき、アラームは非表示となります。
温度

アラームON
A
上限値
B

温度データ

D
下限値
C
時間

アラームON

図 14.2 アラーム ON 判定

30

アラーム
用マーク
消灯

アラームの検出対象は以下の通りです。

アラーム検出対象センサ

SENSOR 種類

センサ A
A
センサ B
B
A-B(センサ A から B を引いたもの)
A, B
A_B（センサ A と B を 1 秒単位で交互
A, B
表示)⊿A(センサ A の前回からの差分)
A⊿B(センサ B の前回からの差分)
B⊿(A-B)(今回測定分のセンサ A-B)
A, B
- (前回測定分のセンサ A-B)で算出。
⊿A_B（⊿A,⊿B 1 秒単位で交互表示) A, B
表 14.2 アラーム検出対象

１５．バッテリ残量が少ないか確認しよう
デジタル温度計内のバッテリが低下すると以下のように表示されます。
① バッテリ残量は低いがまだ余裕がある状態の時
バッテリ点灯
LOW点灯

LOW② バッテリ残量は空に近い状態の時
バッテリ点滅(自動で記録終了します。)

図 15.1 バッテリ動作
電池を取り外しても、本体内蔵バッテリにより数分程度であれば操作可能です。
連続して測定を行う場合、電源を切らずに電池交換が行えます。

１６．終了するには
POWER ボタンを長押しすると電源 OFF になります。
● 注意事項
記録中に POWER ボタンを押した場合、POWER OFF にならず、無視されます。
POWER OFF にするには、記録を終了した後 POWER ボタンを押してください。

31

１７．仕様シリアルポート設定

ボー・レート
データ
パリティ
ストップ
フロー制御

57600
8bit
None
1bit
none
- 60℃～340℃
Excel2000
Excel2002
Excel2003
Excel2007
Excel2010
Windows 2000(SP4)(32bit)
Windows XP(SP2/SP3)(32bit)
Windows Vista(SP1/SP2)(32bit)
Windows 7(32bit/64bit)

温度表示範囲対応 Excel バージョン(*1)

対応 OS(*1)

表 17.1 仕様一覧
*1：上記組み合わせで動作確認を行っておりますが、全てのパソコンでの動作を保証するものではござ
いません。

32

１８．アプリケーションソフト
PC から温度計の操作、記録温度の参照ができます。本アプリケーションソフトはエクセルファイルのマ
クロ機能（VBA）を使用して作成されています。
アプリケーションソフトの起動はエクセルファイル(TRApp_xxxxxxxx.xls)を開くことです。本エクセルファ
イルには次の３つのシートがあります。【温度データ】シート、【温度データグラフ】シート、【環境設定】シートです。それぞれのシートについて説明します。
●注意事項
アプリケーションは圧縮ファイル内で【温度計からのデータ読み込み】を実行しますと
測定データが消えてしまいます。圧縮ファイルの状態では、ご使用しないでください。
温度計からデータを取り出す際には、必ず圧縮ファイルが展開されていることをご確認ください。

【環境設定】シートは温度計の設定状態の確認と設定ができます。

まず最初に本シートで温度計とホスト PC の通信設定を行う必要があります。
設定手順は、“１３．ホストＰＣと通信しよう”をご覧ください。

33

操作ボタン機能一覧
ボタン名称
シリアルポートの自動検索

温度計の時間設定

温度計の環境を参照
温度計環境の設定
温度計環境の初期化

環境設定ファイル読み込み
環境設定ファイル出力
ファームバージョン

説明
温度計と PC との通信を行うためのシリアルポートを検索します
ボタンを押すと、左横のコンボボックスのメニューに、PC に接続されているシリアルポート機器が表示されます
温度計は、“USB Serial Port (COM***)”と表示されます（***は３桁までの数字）※温度計と PC の通信を行うために必ずシリアルポートを設定してく
ださい
PC の日時を温度計に設定します※温度計はこの処理が実行されるまで、日時の設定が行われていません。記録開始時の時間等に影響しますので、最初にこの処理を実行する必要があります
温度計の環境情報を取得して、各項目に反映します
各項目に入力されたデータで、温度計の環境を設定します
温度計の環境設定項目を以下内容で初期化します
・操作モード シンプルモード
・表示センサ A
・記録間隔 1[s]・記録モード ワンショットモード
・REC REC OFF
・表示単位 0.01[℃]
・UPPER 320
・LOWER -40※温度計の日時と COM ポートは初期化されません
環境設定情報ファイルから設定情報を読み込み、温度計に設定します
現在設定されている各項目の情報を環境設定ファイルとして、CSV
ファイル形式で出力します
温度計ファームウェアのバージョンを表示します34テキストボックスとコンボボックス機能一覧
項目名称
設定/参照
シリアルポート
設定/参照
コンボボックス

温度計時間
テキストボックス

参照のみ

操作モード
コンボボックス

設定/参照

表示センサ
コンボボックス

設定/参照

説明
PC に接続されているシリアルポートの内から、通信対
象（温度計）を選びます
本コンボボックスのリストボックスの初期内容はCOM１ ～ COM256 です
シリアルポートの自動検索を行うと、PC に接続されているポートのみが表示されます
環境を読み出した時の温度計が持つ時刻が表示されます
温度計の操作モード[シンプルモード] / [エキスパートモード]
温度計単体で設定を行う場合、表示センサ切り替えだ
けしか行えないが操作が簡単なシンプルモードと、ほぼ全ての設定が行えるエキスパートモードを選択できます
センサの温度データ
A,B,A-B,A_B,⊿A,⊿B,⊿(A-B),⊿(A_B)の中から表示したいデータを選択できます

35

項目名称
記録間隔
コンボボックス

設定/参照
設定/参照

記録方法
コンボボックス

設定/参照

表示単位
コンボボックス
UPPER
テキストボックス

設定/参照

LOWER
テキストボックス

設定/参照

設定/参照

説明
記録を行う間隔
固定値で 20 個の記録間隔から指定できます
ms
s
min
h
100
1
1
1
200
2
2
2
500
5
3
5
10
10
12
20
20
24
30
30
※100ms と 200ms は近似値ですので正確な値でありません
温度計の測定モード[ワンショットモード]/ [エンドレスモード]
ワンショットモードは記録用のメモリが 100％に達すると記録動作が止まります。エンドレスモ
ードでは記録用のメモリが 100％に達すると先頭に戻り記録を続けます
温度計の表示単位[0.1] / [0.01](℃)
温度がこの値を超えると、アラームや OVER を検出する値
設定可能範囲：－39.9 ～ 320
設定値条件：監視温度下限値よりも大きい値であること
温度がこの値未満になると、アラームや OVERを検出する値
設定可能範囲：－40 ～ 319.9
設定値条件：監視温度上限値よりも小さい値であること

アプリケーションから温度計の記録を開始する場合の手順は以下となります。
コンボボックスの設定で、表示センサ、記録間隔、記録方法、REC で“REC ON”に設定して【温度計環境の設定】ボタンを押すと温度計の記録が開始されます。
設定温度範囲を超えた場合にアラームを出す機能の設定は、上限温度と下限温度を入力します。入
力範囲は-40℃～320℃になります。設定単位は 0.1℃単位で行えます。テキストボックスに設定完了したら、【温度計環境の設定】ボタン押して温度計に設定します。

36

【温度データ】シートは、温度計で記録した温度データの読出し、表示、グラフ化、データの保存を行います。

操作ボタン機能一覧
ボタン名称
温度計からデータ読み込み

ファイルからデータ読み込み

表からグラフを作成
表のクリア
表をファイルに保存機能
温度計からデータを読み込み、CSV 形式のファイルに書出します。温度計が記録中はデータ読み込みできません。一旦記録を停止してから行う必要があります
温度計から読み込んだデータは温度計内から消去されます
温度計から読み込んだデータは CSV 形式の一次ファイルに保存されますが、そのファイルのデータを本シート内の表に読み込みます
本シートに読み込まれたデータをグラフ化します。作成された表は【温度データグラフ】シートに表示されます
本シート内のデータをクリアします。また同時に【温度データグラ
フ】シートの表もクリアします
本シート内の表を新しい Excel ファイルに保存します37テキストボックス機能一覧
テキストボックス名称
温度計内データ数
読み込み数

表示内容
[温度計からデータ読み込み]ボタンを押すと温度計内のデータ数を表示し、読込みに応じ残数表示します[ファイルからのデータ読込み]ボタンを押すと、読込み対象となった CSV 形式ファイルから読込んだデータ数を表示します

温度計からデータは次のような手順で読出して表示します。
１．温度計とホスト PC の通信接続は【環境設定】シートで行っているものとします。
２．【温度計からデータ読み込み】ボタンを押します。自動的に読み取りが始まります。
３． データ読み取り中は温度計内のデータ数がテキストボックス【温度計内データ数】に表示されます。
４． データは一時ファイルに書込まれます。ファイル名は以下のような形式で自動付与されます。
TR_20120322_102345.CSV2012 年 03 月 22 日

10 時 23 分 45 秒

５． 【ファイルからデータ読込み】ボタンを押します。ファイルを開くダイアログボックスが開きます。表示したいデータが入った一時ファイルを選択します。
６． 一時ファイルのデータが本シートに表示されます。
８．【表をファイルに保存】ボタンで本シートに表示された表の部分（データ）のみを別の新しいブック（エクセルファイル）に保存することができます。
９．【表からグラフを作成】ボタンを押すと、表示されている表のデータをグラフ化します。作成されたグラ
フは【温度データグラフ】シートに表示されます。
１０．【表のクリア】ボタンを押すと、本シートの表がクリアされます。それと同時に【温度データグラフ】シートのグラフもクリアされます。

38

【温度データグラフ】シートは【温度データ】シートに表示されたデータからグラフを作成します。

グラフ作成は【温度データ】シートの【表からグラフを作成】ボタンで行います。
本シートを開くと以下のグラフ設定フォームダイアログボックスが開きます。

グラフ設定フォームの機能は次ページに示します。

39

グラフ設定フォームのボタン機能
ボタン名称
A ボタン
B ボタン
A－B ボタン⊿A ボタン⊿B ボタン
⊿(A－B) ボタン

グラフ設定フォームのグラフ範囲指定
テキストボックス/ボタン 名称
開始
終了
グラフ範囲を更新

ボタンを押したときの動作
グラフ内の系列センサ A の表示/非表示を切り替えます
グラフ内の系列センサ B の表示/非表示を切り替えます
グラフ内の系列センサ A－B の表示/非表示を切り替えます
グラフ内の系列⊿A の表示/非表示を切り替えます
グラフ内の系列⊿B の表示/非表示を切り替えます
グラフ内の系列⊿(A－B)の表示/非表示を切り替えます

設定内容と操作時の説明
グラフ時間範囲指定の開始日時を設定します
入力・表示形式：yyyy/m/d h:mm:ss
グラフ時間範囲指定の終了日時を設定します
入力・表示形式：yyyy/m/d h:mm:ss
開始テキストボックス値と終了テキストボックス値からグラフ範囲の更新を実行します※開始日時が終了日時を越えた値が設定されているまたは、終了日時の設定が開始日時を超えていな
い場合にはエラーとなります40

１９．製品仕様
項目内容

測定チャンネル数
入力種類
測定温度範囲2 ﾁｬﾝﾈﾙ（内蔵 1ｃｈ/外付 2ｃｈから選択）
白金測温抵抗体-40～320℃（付属温度センサ） （*1）-20～60℃（内蔵温度センサ）±0.1℃
1/100℃
20,480 データ/2ｃｈ(1ｃｈあたり MAX10,240 データ)
20 種類の記録間隔から選択可能（100ms～24H）
液晶パネル（白黒）
1/10℃、1/100℃の切り替え
チャンネル表示、温度表示、偏差モード表示、 測定記録状態、メモリー容量、バッテリ警告
指定温度に達した場合にアラーム表示
RTC(Real Time Clock)を搭載
USB 通信
単３形３本
約 6 カ月
電池の電圧低下時、スイッチ OFF 時※電池交換時には、電気二重層コンデンサで稼働可能（数分程度）
65mm×140mm×30mm-20℃～50℃
IP65 相当 （*2）
電池 3 本、USB ケーブル、標準 Pt センサ 1 本、取扱説明書、ソフトウェア（ダウンロード）

測定精度
測定分解能
記録データ
記録間隔
表示装置
表示桁数
モニター表示アラーム機能時計
インターフェース
電源
電池寿命
データ保護機能サイズ
本体動作温度
保護構造
付属品※各性能について標準状態（23℃±5℃）での性能です。
精密機器につきノイズ下のご使用はお控えください。（測定結果に影響が出る場合がございます。）（*1）測定温度について
240℃以上で連続測定される場合はセンサ寿命を縮める恐れがございます。
30 分以内での測定をお勧め致します。
高温測定専用のセンサもご用意できますのでお問い合わせ願います。
（*2）保護構造について
本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
2 個のセンサコネクタは防水キャップは閉まっているかセンサが接続状態の場合に限ります。
本性能は出荷時のものであり、ご使用中のユーザー環境を含めて保証するものではありません。
経年変化や落下衝撃が加わった後には、その性能が低下し、保証しかねます。
ご使用になる前に、センサカバーのズレなどが無いことを必ずご確認ください。

41

立山科学工業株式会社
本社工場〒939-8051 富山市大泉 1 区中部 1583
TEL 076-421-1308 FAX 076-420-5362
南工場〒939-8132 富山市月岡町３丁目６番地
TEL 050-5535-5824 FAX 076-429-8369
東京支社〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-8-3 神田 91 ビル 6 階
TEL 03-5256-0721 FAX 03-5256-0728
名古屋営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1 丁目 16 番地 5 東祥ビル１階
TEL 0566-71-1008 FAX0566-71-1007
大阪営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3-600 大阪駅前第３ビル６階 17 号
TEL 06-6346-1236 FAX 06-6346-1237<ホームページアドレス>http://www.tateyama.jp

42