PT0cn-1362

便携式多气体检测仪RX-8500/RX-8700
使用说明书(PT0-136)

目录
1. 产品概要 ........................................................................................................................................................ 3
前言 ................................................................................................................................................................. 3
使用目的 ......................................................................................................................................................... 3
危险、警告、注意、注记的定义 ..................................................................................................................... 4
标准及防爆规格的确认方法 ............................................................................................................................ 4
2. 安全上的重要事项 .......................................................................................................................................... 52-1. 危险事项 ................................................................................................................................................. 52-2. 警告事项 ................................................................................................................................................. 62-3. 注意事项 ................................................................................................................................................. 72-4. 安全信息 ................................................................................................................................................. 9
3. 产品组成 ...................................................................................................................................................... 103-1. 主机及标准附件 .................................................................................................................................... 103-2. 各部名称与作用 .................................................................................................................................... 13
4. 使用方法 ...................................................................................................................................................... 194-1. 使用时 ................................................................................................................................................... 194-2. 启动准备 ............................................................................................................................................... 194-3. 启动方法 ............................................................................................................................................... 254-4. 基本动作流程 ........................................................................................................................................ 284-5. 测量 ....................................................................................................................................................... 30
4-6. 空气校正 ............................................................................................................................................... 334-7. 手动存储器 ............................................................................................................................................ 36
4-8. 停止泵（泵关闭模式） ......................................................................................................................... 37
4-9. 切断电源 ............................................................................................................................................... 38
5. 设置方法 ...................................................................................................................................................... 39
5-1. 各种显示/设置模式 ................................................................................................................................ 39
5-2. PEAK 值显示/清除 ................................................................................................................................. 41
5-3. 全量程/警报设置值显示/气体警报测试（选配功能） ............................................................................ 42
5-4. 站点 ID 显示 .......................................................................................................................................... 43
5-5. 记录器数据显示 .................................................................................................................................... 44
6. 故障警报功能 ............................................................................................................................................... 45
故障警报动作 ................................................................................................................................................ 45
7. 保养检查 ...................................................................................................................................................... 47
7-1. 检查的频度与检查项目 ......................................................................................................................... 47
7-2. 气体灵敏度校正 .................................................................................................................................... 49
7-3. 清扫方法 ............................................................................................................................................... 53
7-4. 各部件的更换 ........................................................................................................................................ 54
8. 关于储存及废弃 ........................................................................................................................................... 57
8-1. 储存或长期不使用时的处理 .................................................................................................................. 57
8-2. 重新使用时的处理 ................................................................................................................................. 57
8-3. 产品的废弃 ............................................................................................................................................ 58
9. 故障排除 ...................................................................................................................................................... 59
9-1. 仪器异常 ............................................................................................................................................... 59
9-2. 指示值异常 ............................................................................................................................................ 61
10. 产品规格 .................................................................................................................................................... 62
10-1. RX-8500 的产品规格 ........................................................................................................................... 6210-2. RX-8700 的产品规格 ........................................................................................................................... 64
10-3. 另售产品一览 ...................................................................................................................................... 66
11. 附录 ............................................................................................................................................................ 67
11-1. 术语的定义 .......................................................................................................................................... 67
11-2. 校正记录功能、各种趋势功能及事件记录功能 ................................................................................... 67
11-3. 气体警报（选配功能） ........................................................................................................................ 68-2-2. 安全上的重要事项

2-4. 安全信息2-4. 安全信息
为构建防爆系统，请遵守以下事项。

＜ATEX/IECEx/UKEX 规格＞
仪器概述RX-8500 及 RX-8700 便携式气体检测仪是用在危险场所连续监测可燃性气体、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)等毒性气体的气体检测仪。
·使用内置泵吸入气体。
·电源可以使用锂离子电池单元(BUL-8000(Z1))和碱性干电池单元(BUD-8000(Z))。
·客户可以自行更换电池单元。

技术数据Ex ia IIC T4 Ga
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga环境温度-20℃～+50℃
环境温度（充电时） 0℃～+40℃·锂离子电池单元(BUL-8000(Z1))
电气规格电源锂离子电池单元并联连接 2 个 BP-8000（麦克赛尔制造INR18650PB1，SDI 制造 INR18650-15M，或 SONY 制造
US18650VT3. Um=250V.）的锂离子单电池。
·干电池单元(BUD-8000(Z))
可以使用的干电池为东芝制造的 5 号碱性干电池(LR6)。
IECEx
IECEx
PRE 15.0012
检定合格编号
ATEX
Presafe 15 ATEX6173X
UKEX
DNV 22 UKEX 25918X·IEC 60079-0:2017 ·IEC 60079-11:2011
适用标准·EN IEC 60079-0:2018 ・EN60079-11:2012·BS EN IEC 60079-0:2018 ・BS EN60079-11:2012
根据 ATEX 指令附件二第 1.5.5 节的测量功能不包括在本欧盟型号认可
与该类型认证相关的条件中。
根据欧洲统一标准的要求，必须分别满足气体性能和安全装置的要求。
根据 UKSI 2019 年第 1107 号法规附表 1 第 24 段规定的测量功能不包括
在本英国类型证书中。 对于气体性能和安全装置的要求，必须满足单独的英国指定标准的要求。
·请勿在危险场所对锂离子电池单元充电。
注意事项·请使用专用充电器对锂离子电池单元充电。
·请勿在危险场所更换电池单元。
·请勿在危险场所更换干电池单元的电池。
·请勿进行电路、结构等的改造或变更。
·干电池单元(BUD-8000(Z))可使用的干电池只有东芝制造的
5 号碱性干电池(LR6)。
INST. No. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仪器编号的结构ABCDE
A：生产年份 (0-9)
B：生产月份 (1-9 月、X<10 月>、Y＜11 月＞、Z＜12 月＞)
C：生产批次D：序列号
防爆规格防爆等级制造商
理研计器株式会社
邮编：174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
主页：https://www.rikenkeiki.co.jp/-9-

3. 产品组成

3-1. 主机及标准附件3产品组成3-1. 主机及标准附件
请打开包装箱，确认主机及附件。
如有缺失，请联系经销商或就近的本公司营业网点。

主机
本仪器的各部名称、作用及 LCD 显示请参阅“各部名称与作用”(P.13)。

＜RX-8500 主机＞＜RX-8700 主机＞- 10 -

4. 使用方法

4-2. 启动准备

注记
将各部件连接到进气口(GAS IN)侧时，请切实按入直至发出“喀吱”声。

- 24 -

9. 故障排除
显示流量降低警报
FAIL LOW FLOW

9-1. 仪器异常请确认气体采集管是否有损坏或有无水、油等物的吸入痕迹。

吸入了水、油等物气体采集管堵塞请确认气体采集管的连接状态及有无堵塞、扭曲。

在低温下接通电源或长期未使用无法进行空气校正FAIL AIR CAL

时钟异常FAIL CLOCK泵劣化请委托经销商或就近的本公司营业网点更换泵。

请向本仪器的周围供应新鲜空气正确吸入新鲜空气后，请再次进行空气校
正 (P.34)

传感器发生故障请委托经销商或就近的本公司营业网点更换传感器。
请进行日期时间设置。
如果频繁产生这类故障表现，可能是由于内部时钟发生了故障，因此需进行更换。请联
系本公司营业网点。

内部时钟异常请正确插入 AC 适配器的 AC 插头和 DC插头。

适配器连接不正确无法充电（仅限锂离子电池单元）

请多次接通电源。泵可能会开始运转。

充电电路有异常

请委托经销商或就近的本公司营业网点修理。

已充满电在充满电的状态下即使再次充电，充电确认
指示灯也不会点亮。

- 60 -

修订记录
版次修 订

发行日期

0初版(PT0-1364)

2020/10/12

1CE 符合性声明书修订2021/10/29

2P4 标准及防爆规格的确认方法,2-4.安全信息,符合性声明书2023/4/14