小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

小型無線多機能センサ（TSND151）

コマンドインターフェース仕様書

平成 28 年 6 月 28 日

株式会社 ATR-Promotions
注１）本ソフトウエアは修正や改良に伴い、予告無く仕様を変更する場合があります。
予めご了承下さい。また、マニュアルに記載されている社名および製品名は、一般に各社の商標もしくは登録商標です。

i

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

変更履歴
日付
平成 27 年 12 月 1 日
平成 28 年 4 月 8 日
平成 28 年 6 月 28 日

バージョン
1.00
1.01
1.02

改定内容
新規作成
4.58,4.59 拡張 16bitAD 計測の計測周期の誤りを修正
表 10 のブザー音量設定が空欄になっているのを修正

ii

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

目次
1

はじめに ................................................................................................................................ 1

2

概要 ...................................................................................................................................... 1
2.1

システム構成....................................................................................................................... 1

2.2

動作モード........................................................................................................................... 1

2.2.1 動作モード（Bluetooth 接続の場合） ..................................................................................... 2
2.2.2 動作モード（USB 有線接続の場合）......................................................................................... 43

4

インタフェース概要 ................................................................................................................. 5
3.1

コマンドフォーマット .............................................................................................................. 5

3.2

通信コマンド概要 ................................................................................................................. 5

3.3

コマンド概要 ........................................................................................................................ 6

3.4

レスポンス概要 .................................................................................................................... 8

3.5

イベントコマンド概要 ............................................................................................................ 9

3.6

コマンド&レスポンス対応一覧 ............................................................................................ 10

コマンド・レスポンス仕様詳細 ................................................................................................ 124.1

機器情報取得 ................................................................................................................... 124.2

時刻設定 ........................................................................................................................... 13

4.3

時刻取得 ........................................................................................................................... 14

4.4

計測開始/計測予約........................................................................................................... 15

4.5

計測予約確認 ................................................................................................................... 17

4.6

計測停止/計測予約クリア.................................................................................................. 18

4.7

加速/角速度計測設定 ....................................................................................................... 19

4.8加速/角速度計測設定取得................................................................................................ 20

4.9

地磁気計測設定 ................................................................................................................ 214.10

地磁気計測設定取得 ........................................................................................................ 224.11

気圧計測設定 ................................................................................................................... 23

4.12

気圧計測設定取得 ............................................................................................................ 24

4.13

バッテリ電圧計測設定 ....................................................................................................... 25

4.14

バッテリ電圧計測設定取得 ................................................................................................ 26

4.15

外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定 ........................................................................ 27

4.16

外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定取得................................................................. 28

4.17

外部拡張 I2C 通信設定..................................................................................................... 29

4.18

外部拡張 I2C 通信設定取得 ............................................................................................. 30

4.19

加速度センサ計測レンジ設定 ............................................................................................ 31

4.20

加速度センサ計測レンジ設定取得 ..................................................................................... 32

4.21

加速度センサ補正設定...................................................................................................... 33

4.22

角速度センサ計測レンジ設定 ............................................................................................ 34

4.23

角速度センサ計測レンジ設定取得 ..................................................................................... 35

4.24

角速度センサ補正設定...................................................................................................... 36

4.25

地磁気センサキャリブレーション......................................................................................... 37iii

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5

4.26

外部拡張 I2C 通信デバイス設定 ....................................................................................... 38

4.27

外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得 ................................................................................ 39

4.28

外部拡張 I2C 通信テスト ................................................................................................... 40

4.29

オプションボタン操作モード設定......................................................................................... 41

4.30

オプションボタン操作モード設定取得 ................................................................................. 42

4.31

計測記録上書き設定 ......................................................................................................... 43

4.32

計測記録上書き設定取得 .................................................................................................. 444.33

外部拡張端子設定 ............................................................................................................ 45

4.34

外部拡張端子設定取得 ..................................................................................................... 46

4.35

ブザー音量設定 ................................................................................................................ 47

4.36

ブザー音量設定取得 ......................................................................................................... 48

4.37

ブザー鳴動........................................................................................................................ 49

4.38

計測データ記録クリア ........................................................................................................ 50

4.39

計測データ記録エントリ件数取得 ....................................................................................... 51

4.40

計測データ記録エントリ取得 .............................................................................................. 52

4.41

計測データ記録エントリ詳細取得 ....................................................................................... 54

4.42

計測データ記録メモリ読み出し........................................................................................... 56

4.43

計測データ記録メモリ残容量取得 ...................................................................................... 57

4.44

バッテリ状態取得 .............................................................................................................. 58

4.45

動作状態取得 ................................................................................................................... 59

4.46

加速度センサオフセット値取得........................................................................................... 60

4.47

角速度センサオフセット値取得........................................................................................... 61

4.48

設定値初期化 ................................................................................................................... 62

4.49

オートパワーオフ時間設定................................................................................................. 64

4.50

オートパワーオフ時間設定取得 ......................................................................................... 65

4.51

オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定 .......................................................................... 66

4.52

オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得 ................................................................... 67

4.53

計測データ記録読み出し中断 ............................................................................................ 68

4.54

クオータニオン計測設定 .................................................................................................... 69

4.55

クオータニオン計測設定取得 ............................................................................................. 70

4.56

外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2 .................................................................................... 71

4.57

外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得 2 ............................................................................. 73

4.58

拡張 16bitAD 計測設定 .................................................................................................... 75

4.59

拡張 16bitAD 計測設定取得 ............................................................................................ 76

4.60

外部拡張端子 DA 出力レベル設定 ................................................................................... 77

4.61

計測データ記録エントリ取得 2 ........................................................................................... 78

4.62

計測記録可否チェック ........................................................................................................ 80

イベントコマンド仕様詳細 ...................................................................................................... 815.1

加速度角速度計測データ通知 ........................................................................................... 81

5.2

地磁気計測データ通知 ...................................................................................................... 81iv

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

65.3

気圧計測データ通知.......................................................................................................... 82

5.4

バッテリ電圧データ通知..................................................................................................... 82

5.5

外部拡張端子データ通知 .................................................................................................. 83

5.6

エッジ検出通知.................................................................................................................. 84

5.7

外部拡張 I2C 受信データ通知 ........................................................................................... 85

5.8

計測エラー通知 ................................................................................................................. 85

5.9

計測開始通知 ................................................................................................................... 86

5.10

計測終了通知 ................................................................................................................... 86

5.11

クオータニオン計測データ通知 .......................................................................................... 87

5.12

外部拡張 I2C 受信データ通知 2 ........................................................................................ 87

5.13

拡張 16bitAD 計測データ通知 .......................................................................................... 88

お問合せ ............................................................................................................................. 89v

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

1

はじめに
本仕様書は、小型無線多機能センサのコマンドインターフェース仕様を説明するものです。
小型無線多機能センサ（TSND151）は Bluetooth を用いた無線通信、または、USB 接続によるシリア
ル通信により、内蔵の加速度・角速度センサ、地磁気センサ、気圧・温度センサ等によって計測されたデータをタイムスタンプ付きで送信するものです。
１台の PC に Bluetooth の場合、最大７台を同時接続でき、複数センサの時刻を同期させることで、センサ間の同期をとることができます。

2

概要
2.1 システム構成
小型無線多機能センサのコマンドインタフェース使用時のシステム構成をを図 1 コマンドインターフェース使用時のシステム構成に示す。

小型無線多機能センサ

Bluetooth（SPP）

PC

各センサで
Bluetooth 接続とUSB 接続は排他利用

Bluetooth 接続時は最大同時接続 7 台USB（COM ポート）

図 1 コマンドインターフェース使用時のシステム構成

2.2 動作モード
小型無線多機能センサには、ボタン操作やコマンドにより遷移する動作モードがあり、無線接続の場合と、有線接続それぞれの場合で遷移が異なる。

1

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

2.2.1 動作モード（Bluetooth 接続の場合）
Bluetooth 無線接続の場合の遷移図を図 2 無線接続時の動作モード遷移図に示す。
いずれのモードからも USB による給電が可能。

スタンバイ

メインボタン長押し(電源 ON)

BT 接続

BT 接続

モード

待機モード

BT 接続

計測開始、またはオプションボタン※

BT 接続
オンライン

コマンドモード

メインボタン長押し（電源 OFF）
または、自動パワーオフ

計測モード

計測停止、またはオプションボタン※

BT 切断

BT 切断

計測開始予約、またはオプションボタン※

BT 再接続

オフライン
計測モード

計測完了、またはオプションボタン※※オプションボタンの設定による

図 2 無線接続時の動作モード遷移図

動作モードの詳細を表 1 無線接続時の動作モードに示す。
表 1 無線接続時の動作モード
動作モード

状態説明

スタンバイモード

電源 OFF の状態

BT 接続待機モード

接続を待機している状態
この状態で 5 分経過すると、スタンバイモードに移行する

BT 接続コマンドモード

Bluetooth からの各種設定、計測開始コマンドを受け付ける

BT 接続オンライン計測モード

計測を行い、Bluetooth 経由での送信と、計測データ内部メモリへの保存（設定による）を行う

オフライン計測モード

オンライン計測モードから PC との接続が切断された時、または PC 未接続状態でボタン操作により計測を開始した状態で、内部メモリにデータを保存する。
オフライン計測 Bluetooth 再接続設定が ON の場合、Bluetooth 再接続が行われた場合は、オンライン計測モードへ移行する。

充電中モードUSB が接続され、バッテリが充電可能な状態
スタンバイモード以外からも USB を接続されることにより充電が可能「BT」は、Bluetooth の略

2

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書【オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定について】
オフライン計測を Blueooth 再接続し無線コマンドで停止させたい場合、オフライン計測 Bluetooth 接
続受付設定を ON にして使用する。
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定が OFF（デフォルト）の場合と ON の場合それぞれについて、「 Bluetooth デ ー タ送 信 」と「 メモ リ 保 存 」 の設 定 によ っ て動 作 が異 な る 。 表 2 オフ ライ ン計測
Bluetooth 接続受付設定による動作 に示す。

表 2 オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定による動作
オフライン計測

BT 送信

ON

BT 送信

ON

BT 送信

OFF

Bluetooth 接続受付設定

メモリ保存

ON

メモリ保存

OFF

メモリ保存

ON

OFF の時

接続中：青 2 回点滅

接続中：青 2 回点滅

切断：紫点滅切断：青 1 回点滅

再接続

×（不可）

×（不可）

×（不可）

計測停止方法

電源 OFF（切断した時点で測定停止）

電源 OFF

StatusLED の色

接続中：青 2 回点滅

接続中：青 2 回点滅

接続中：青 2 回点滅

切断：紫点滅切断：青 1 回点滅

切断：紫点滅再接続○（可） ※１

×（不可）

○（可）

計測停止方法

電源 OFF、もしくは（切断した時点で測定停止）

電源 OFF、もしくはON の時

StatusLED の色

計測停止コマンド紫点滅

計測停止コマンド※ １ 再接続したと同時に BT でデータが送信され始める。

3

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

2.2.2 動作モード（USB 有線接続の場合）
USB 有線接続の場合の遷移図を図 3 有線接続時の動作モード遷移図に示す。
USB 接続する場合、センサと PC を USB 接続してからセンサの電源を入れる必要がある。

USB 接続

スタンバイ

充電中

モード

モード

メインボタン長押し(電源 ON)USB 接続
コマンドモード

メインボタン長押し（電源 OFF）

USB 抜去計測開始、またはオプションボタン※USB 接続
計測モード

計測停止、またはオプションボタン※

USB 抜去※オプションボタンの設定による

図 3 有線接続時の動作モード遷移図

動作モードの詳細を表 3 有線接続時の動作モードに示す。
表 3 有線接続時の動作モード
動作モード

状態説明

スタンバイモード

電源 OFF の状態

充電中モードスタンバイ状態から USB が接続され、バッテリが充電可能な状態

USB 接続コマンドモード

USB（COM ポート）接続をしており、各種設定、計測開始コマンドを受け付ける

USB 接続オンライン計測モード

計測を行い、USB 経由でのデータ送信と、計測データ内部メモリへの保存（設定による）を行う「BT」は、Bluetooth の略

4

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

3

インタフェース概要
3.1 コマンドフォーマット
PC と小型無線多機能センサ 間で通信するプロトコルのフォーマットを表 4、表 5 に示す。
表 4 プロトコルフォーマット
Offset+0+1+2～+(n+1)+(n+2)

Data

HeaderCommandParameter

BCC

Type

(0x9A)

Code(n=1～264)

Length 4～267Byte

表 5 プロトコルデータ
Data Type

内容

Header

プロトコルの先頭を表す固定値(0x9A)

Command Code

コマンドの種類を表すコード

Parameter

コマンド毎にフォーマットが定義された可変長（1～264 バイト）のパラメータ領域
多バイト長のパラメータはリトルエンディアンで格納する。
Offset+0～Offset+(n+1)までのバイト毎の XOR 計算値

BCC
3.2 通信コマンド概要

通信コマンドは、コマンド、レスポンス、イベントコマンドの３つの種類から構成される。
マニュアル内では、解りやすくするためにコマンドの種類別に着色する。
表 6 コマンドの種類
コマンド種類内容

コマンド

設定内容の更新及び取得、計測処理の開始及び停止等
PC から小型無線多機能センサへ送信されるコマンド。

レスポンス

コマンドへの応答として小型無線多機能センサから PC へ送信されるレスポンス。

イベントコマンド

各種計測データや外部入力エッジ検知、計測中の異常発生等を小型無線多機能センサから PC へ通知するコマンド。

5

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

3.3 コマンド概要
コマンドの一覧及びコマンドコード、計測モード中の使用可否について表 7 に示す。
表 7 コマンド一覧
コマンド名

コード

機器情報取得時刻設定
時刻取得
計測開始/計測予約
計測予約確認
計測停止/計測予約クリア
加速/角速度計測設定
加速/角速度計測設定取得
地磁気計測設定
地磁気計測設定取得
気圧計測設定気圧計測設定取得
バッテリ電圧計測設定
バッテリ電圧計測設定取得
外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定
外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定取得
外部拡張 I2C 通信設定
外部拡張 I2C 通信設定取得
加速度センサ計測レンジ設定
加速度センサ計測レンジ設定取得
加速度センサ補正設定
角速度センサ計測レンジ設定
角速度センサ計測レンジ設定取得
角速度センサ補正設定
地磁気センサキャリブレーション
外部拡張 I2C 通信デバイス設定
外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得
外部拡張 I2C 通信テスト
オプションボタン操作モード設定
オプションボタン操作モード設定取得
計測記録上書き設定
計測記録上書き設定取得
外部拡張端子設定
外部拡張端子設定取得
ブザー音量設定
ブザー音量設定取得
ブザー鳴動
計測データ記録クリア
計測データ記録エントリ件数取得
計測データ記録エントリ取得
計測データ記録エントリ詳細取得
計測データ記録メモリ読み出し
計測データ記録メモリ残容量取得
バッテリ状態取得
動作状態取得加速度センサオフセット値取得
角速度センサオフセット値取得
設定値初期化
オートパワーオフ時間設定
オートパワーオフ時間設定取得
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定

0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
0x30
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
0x50
0x51
0x52

6

計測モード中
使用可
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×
×
×

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

オフライン計測 Buletooth 接続受付設定取得
計測データ記録メモリ読み出し中断
クオータニオン計測設定
クオータニオン計測設定取得
外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2
外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得 2
拡張 16bitAD 計測設定
拡張 16bitAD 計測設定取得
外部拡張端子 DA 出力レベル設定
計測データ記録エントリ取得 2
計測記録可否チェック

0x53
0x54
0x55
0x56
0ｘ57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D

7

×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

3.4 レスポンス概要
レスポンスの一覧及びレスポンスコードを表 8 に示す。
表 8 レスポンス一覧
コマンド名
コマンドレスポンス

コード
0x8F

機器情報取得応答

0x90

時刻取得応答

0x92

計測時刻応答

0x93

加速/角速度計測設定応答

0x97

地磁気計測設定応答

0x99

気圧計測設定応答

0x9B

バッテリ電圧計測設定応答

0x9D

外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定応答

0x9F

外部拡張 I2C 通信設定応答

0xA1

加速度センサ計測レンジ設定応答

0xA3

角速度センサ計測レンジ設定応答

0xA6

外部拡張 I2C 通信デバイス設定応答

0xAA

外部拡張 I2C 通信テスト応答

0xAB

オプションボタン操作モード設定応答

0xAD

計測記録上書き設定応答

0xAF

外部拡張端子設定応答

0xB1

ブザー音量設定応答

0xB3

計測データ記録エントリ件数応答

0xB6

計測データ記録エントリ応答

0xB7

計測データ記録エントリ詳細応答

0xB8

計測データ記録メモリ読み出し完了応答

0xB9

計測データ記録メモリ残容量応答0xBA

バッテリ状態応答

0xBB

動作状態応答

0xBC

加速度センサオフセット値応答

0xBD

角速度センサオフセット値応答

0xBE

オートパワーオフ時間設定取得応答

0xD1

オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得応答

0xD3

クオータニオン計測設定応答

0xD6

外部拡張 I2C 通信デバイス設定応答 20xD8

拡張 16bitAD 計測設定応答

0xDA

計測データ記録エントリ応答 2

0xDC

計測記録可否チェック応答

0xDD

8

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

3.5 イベントコマンド概要
イベントコマンドの一覧及びコマンドコードを表 9 に示す。
表 9 イベントコマンド一覧
コマンド名
加速度角速度計測データ通知

コード
0x80

地磁気計測データ通知

0x81

気圧計測データ通知

0x82

バッテリ電圧データ通知

0x83

外部拡張端子データ通知

0x84

外部拡張端子エッジ検出通知

0x85

外部拡張 I2C 受信データ通知

0x86

計測エラー通知
計測開始通知0x87

計測終了通知0x89

クオータニオン計測データ通知

0x8A

外部拡張 I2C 受信データ通知 2

0x8B

拡張 16bitAD 計測データ通知

0x8C

0x88

9

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

3.6 コマンド&レスポンス対応一覧
コマンドとレスポンスの相互関係を表 10 に示す。
表 10

コマンド&レスポンス対応一覧表

コマンド名
Code
機器情報取得
0x10
時刻設定
0x11
時刻取得
0x12
計測開始/計測予約
0x13
計測予約確認
0x14
計測停止/計測予約クリア
0x15
加速/角速度計測設定
0x16
加速/角速度計測設定取得
0x17
地磁気計測設定
0x18
地磁気計測設定取得
0x19
気圧計測設定0x1A
気圧計測設定取得
0x1B
バッテリ電圧計測設定
0x1C
バッテリ電圧計測設定取得
0x1D
外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定
0x1E
外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定取得 0x1F
外部拡張 I2C 通信設定
0x20
外部拡張 I2C 通信設定取得
0x21
加速度センサ計測レンジ設定
0x22
加速度センサ計測レンジ設定取得
0x23
加速度センサ補正設定
0x24
角速度センサ計測レンジ設定
0x25
角速度センサ計測レンジ設定取得
0x26
角速度センサ補正設定
0x27
地磁気センサキャリブレーション
0x28
外部拡張 I2C 通信デバイス設定
0x29
外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得
0x2A
外部拡張 I2C 通信テスト
0x2B
オプションボタン操作モード設定
0x2C
オプションボタン操作モード設定取得
0x2D
0x2E
計測記録上書き設定
計測記録上書き設定取得
0x2F
外部拡張端子設定0x30
外部拡張端子設定取得
0x31
ブザー音量設定
0x32
ブザー音量設定取得
0x33
ブザー鳴動
0x34
計測データ記録クリア
0x35
計測データ記録エントリ件数取得
0x36
計測データ記録エントリ取得
0x37
計測データ記録エントリ詳細取得
0x38
計測データ記録メモリ読み出し
0x39
計測データ記録メモリ残量取得
0x3A
バッテリ状態取得
0x3B
動作状態取得0x3C
加速度センサオフセット値取得
0x3D
角速度センサオフセット値取得
0x3E
設定値初期化
0x3F
オートパワーオフ時間設定
0x50
オートパワーオフ時間設定取得
0x51
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定
0x52
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得 0x53
計測データ記録読み出し中断
0x54
クオータニオン計測設定
0x55
クオータニオン計測設定取得
0x56
外部拡張 I2C 通信デバイス設定 20ｘ57
外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得 20x58
拡張 16bitAD 計測設定
0x59

10

対応レスポンス名
機器情報取得応答
コマンドレスポンス
時刻取得応答
計測時刻応答
計測時刻応答
コマンドレスポンス
コマンドレスポンス
加速/角速度計測設定応答
コマンドレスポンス
地磁気計測設定応答
コマンドレスポンス
気圧計測設定応答
コマンドレスポンス
バッテリ電圧計測設定応答
コマンドレスポンス

Code
0x90
0x8F
0x92
0x93
0x93
0x8F
0x8F
0x97
0x8F
0x99
0x8F
0x9B
0x8F
0x9D
0x8F
外部拡張端子計測＆エッジデータ出力設定応答
0x9F
コマンドレスポンス
0x8F
外部拡張 I2C 通信設定応答
0xA1
コマンドレスポンス
0x8F
加速度センサ計測レンジ設定応答
0xA3
コマンドレスポンス
0x8F
コマンドレスポンス
0x8F
角速度センサ計測レンジ設定応答
0xA6
コマンドレスポンス
0x8F
コマンドレスポンス
0x8F
コマンドレスポンス
0x8F
外部拡張 I2C 通信デバイス設定応答
0xAA
外部拡張 I2C 通信テスト応答
0xAB
コマンドレスポンス
0x8F
オプションボタン操作モード設定応答
0xAD
コマンドレスポンス
0x8F
計測記録上書き設定応答
0xAF
コマンドレスポンス
0x8F
外部拡張端子設定応答
0xB1
コマンドレスポンス
0x8F
ブザー音量設定応答
0xB3
コマンドレスポンス
0x8F
コマンドレスポンス
0x8F
計測データ記録エントリ件数応答
0xB6
計測データ記録エントリ応答
0xB7
計測データ記録エントリ詳細応答
0xB8
計測データ記録メモリ読み出し完了応答
0xB9
計測データ記録メモリ残量応答0xBA
バッテリ状態応答
0xBB
動作状態応答
0xBC
加速度センサオフセット値応答
0xBD
角速度センサオフセット値応答
0xBE
コマンドレスポンス
0x8F
コマンドレスポンス
0x8F
オートパワーオフ時間設定取得応応答
0xD1
コマンドレスポンス
0x8F
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得応答 0xD3
計測データ記録メモリ読み出し完了応答
0xB9
コマンドレスポンス
0x8F
クオータニオン計測設定応答
0xD6
コマンドレスポンス
0x8F
外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2 応答
0xD8
コマンドレスポンス
0x8F

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

拡張 16bitAD 計測設定取得
外部拡張端子 DA 出力レベル設定
計測データ記録エントリ取得 2
計測記録可否チェック

0x5A
0x5B
0x5C
0x5D

11

拡張 16bitAD 計測設定応答
コマンドレスポンス
計測データ記録エントリ 2 応答
計測記録可否チェック応答

0xDA
0x8F
0xDC
0xDD

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4

コマンド・レスポンス仕様詳細

4.1 機器情報取得
コマンド名称
機器情報取得
機能説明
Bluetooth アドレス、シリアル番号、ソフトウェアバージョン、型名等の機器情報を取得する。
Command Code
0x10
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
機器情報取得応答

レスポンス名称
機器情報取得応答
機能説明
Bluetooth アドレス、シリアル番号、ソフトウェアバージョン、型名等の機器情報を応答する。

Command Code
0x90
Parameter Size30
Parameter
シリアル番号[10Byte] = 文字列“AP12345678”
Bluetooth アドレス[6Byte] = 00:11:22:33:44:55
ソフトウェアバージョン[4Byte] = 0x00000000～0xFFFFFFFF
型名[10Byte] = 文字列“TSND151”(初めの 0x00(NULL)まで有効)

12小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.2 時刻設定
コマンド名称
時刻設定
機能説明
時刻の設定を行う。
Command Code
0x11
Parameter Size
8
Parameter
年[1Byte] = 0～90
2000 年からの経過年数
月[1Byte] = 1～12日[1Byte] = 1～31
時[1Byte] = 0～23
分[1Byte] = 0～59
秒[1Byte] = 0～59
ミリ秒[2Byte] = 0～999

Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

13

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.3 時刻取得
コマンド名称
時刻取得
機能説明
装置内の時刻を取得する。
Command Code
0x12
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
時刻取得応答

レスポンス名称
時刻取得応答
機能説明
時刻を応答する。
Command Code
0x92
Parameter Size
8
Parameter
年[1Byte] = 0～90
2000 年からの経過年数
月[1Byte] = 1～12日[1Byte] = 1～31
時[1Byte] = 0～23
分[1Byte] = 0～59
秒[1Byte] = 0～59
ミリ秒[2Byte] = 0～999

14小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.4 計測開始/計測予約
コマンド名称
計測開始／計測予約
機能説明
計測の開始または開始時刻及び終了時刻の設定を行う。
開始時刻及び終了時刻は、相対時間または絶対時間の指定が可能。
Command Code
0x13
Parameter Size
14
Parameter
開始時刻設定モード[1Byte] = 0～1
開始時刻の設定内容を指定(0:相対時間指定、1:絶対時刻指定、100：強制計測記録 OFF)
開始年[1Byte] = 0～90( 2000 年からの経過年数)
開始月[1Byte] = 1～12
開始日[1Byte] = 1～31
開始時[1Byte] = 0～23
開始分[1Byte] = 0～59
開始秒[1Byte] = 0～59
終了時刻設定モード[1Byte] = 0～1
終了時刻の設定内容を指定(0:相対時間指定、1:絶対時刻指定)
終了年[1Byte] = 0～90( 2000 年からの経過年数)
終了月[1Byte] = 1～12
終了日[1Byte] = 1～31
終了時[1Byte] = 0～23
終了分[1Byte] = 0～59
終了秒[1Byte] = 0～59
注：
開始時刻及び終了時刻の相対時間指定時は、時分秒のみ有効。年月日の指定は無視する。
終了時刻の相対時間設定は、開始時刻を基準とした時間を指定する。
(開始時刻 30 分後、終了時刻 30 分後とした場合、30 分後から 30 分間計測が実施される)計測を即時開始する場合は、開始時刻設定モードを相対時間、開始時分秒に 0 を設定する。
終了時刻を指定せずフリーランで計測する場合は、終了時刻設定モードを相対時間、終了時分秒に 0 を設定する。
計測時間の総和が 10 秒未満の予約の場合、本コマンドを受け付けない。
※ 相対時間を使用する場合でも、月日の指定は設定可能な 1～12、１～31 値を設定する必要がある。（例、年月日の指定が、「000101」は有効だが、「000000」はエラーとなる）
Response
計測時刻応答15

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

レスポンス名称
計測時刻応答
機能説明
計測時刻の設定状態と設定された計測の開始時刻及び終了時刻を応答する。
Command Code
0x93
Parameter Size
13
Parameter
計測時刻設定状態[1Byte] = 0～1
計測時刻の設定状態(0:未設定、1:設定あり)
開始年[1Byte] = 0～90
2000 年からの経過年数
開始月[1Byte] = 1～12
開始日[1Byte] = 1～31
開始時[1Byte] = 0～23
開始分[1Byte] = 0～59
開始秒[1Byte] = 0～59
終了年[1Byte] = 0～90
2000 年からの経過年数
終了月[1Byte] = 1～12
終了日[1Byte] = 1～31
終了時[1Byte] = 0～23
終了分[1Byte] = 0～59
終了秒[1Byte] = 0～5916

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.5 計測予約確認
コマンド名称
計測予約確認
機能説明
計測予約の設定状態と設定された開始時刻及び終了時刻を取得。
Command Code
0x14
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
計測時刻応答

レスポンス名称
計測時刻応答
機能説明
計測時刻の設定状態と設定された計測の開始時刻及び終了時刻を応答する。
Command Code
0x93
Parameter Size
13
Parameter
計測時刻設定状態[1Byte] = 0～1
計測時刻の設定状態(0:未設定、1:設定あり)
開始年[1Byte] = 0～90
2000 年からの経過年数
開始月[1Byte] = 1～12
開始日[1Byte] = 1～31
開始時[1Byte] = 0～23
開始分[1Byte] = 0～59
開始秒[1Byte] = 0～59
終了年[1Byte] = 0～90
2000 年からの経過年数
終了月[1Byte] = 1～12
終了日[1Byte] = 1～31
終了時[1Byte] = 0～23
終了分[1Byte] = 0～59
終了秒[1Byte] = 0～5917

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.6 計測停止/計測予約クリア
コマンド名称
計測停止/計測予約クリア
機能説明
計測を停止または、計測予約をクリアする。
計測モード中でも使用可能。
Command Code
0x15
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
コマンドレスポンス

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

18小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.7 加速/角速度計測設定
コマンド名称
加速/角速度計測設定
機能説明
加速、角速度の計測に関する設定を行う。

Command Code
0x16
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、1:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

19

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.8 加速/角速度計測設定取得
コマンド名称
加速/角速度計測設定取得
機能説明
加速、角速度の計測に関する設定を取得する。
Command Code
0x17
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
加速/角速度計測設定応答

レスポンス名称
加速/角速度計測設定応答
機能説明
加速、角速度の計測に関する設定を応答する。
Command Code
0x97
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、1:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)

20小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.9 地磁気計測設定
コマンド名称
地磁気計測設定
機能説明
地磁気の計測に関する設定を行う。
Command Code
0x18
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、10:計測周期 10ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

21

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.10 地磁気計測設定取得
コマンド名称
地磁気計測設定取得
機能説明
地磁気の計測に関する設定を取得する。
Command Code
0x19
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
地磁気計測設定応答

レスポンス名称
地磁気計測設定応答
機能説明
地磁気の計測に関する設定を応答する。
Command Code
0x99
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、10:計測周期 10ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)

22小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.11 気圧計測設定
コマンド名称
気圧計測設定機能説明
気圧の計測に関する設定を行う。
Command Code
0x1A
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、4:計測周期 40ms～255:計測周期 2550ms(10ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

23

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.12 気圧計測設定取得
コマンド名称
気圧計測設定取得
機能説明
気圧の計測に関する設定を取得する。
Command Code
0x1B
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
気圧計測設定応答

レスポンス名称
気圧計測設定応答
機能説明
気圧の計測に関する設定を応答する。
Command Code
0x9B
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、4:計測周期 40ms～255:計測周期 2550ms(10ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)

24小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.13 バッテリ電圧計測設定
コマンド名称
バッテリ電圧計測設定
機能説明
バッテリ電圧の計測に関する設定を行う。
Command Code
0x1C
Parameter Size
2
Parameter
計測データ送信設定[1Byte] = 0～1
計測データ送信の実施有無を設定(0:送信しない、1:送信する)計測データ記録設定[1Byte] = 0～1
計測データ記録の実施有無を選択(0:記録しない、1:記録する)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)25

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.14 バッテリ電圧計測設定取得
コマンド名称
バッテリ電圧計測設定取得
機能説明
バッテリ電圧の計測に関する設定を取得する。
Command Code
0x1D
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
バッテリ電圧計測設定応答

レスポンス名称
バッテリ電圧計測設定応答
機能説明
バッテリ電圧の計測に関する設定を応答する。
Command Code
0x9D
Parameter Size
2
Parameter
計測データ送信設定[1Byte] = 0～1
計測データ送信の実施有無を設定(0:送信しない、1:送信する)計測データ記録設定[1Byte] = 0～1
計測データ記録の実施有無を選択(0:記録しない、1:記録する)

26

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.15 外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定
コマンド名称外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定
機能説明
外部拡張端子計測及びエッジデータ出力に関する設定を行う。
Command Code
0x1E
Parameter Size
5
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、2:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び AD 計測データ送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び AD 計測データ記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
エッジ検出データ送信設定[1Byte] = 0～1
外部拡張端子入力及びオプションスイッチからのエッジ検出データの送信実施有無を選択(0:送信しない、1:送信する)エッジ検出データ記録設定[1Byte] = 0～1
外部拡張端子入力及びオプションスイッチからのエッジ検出データの記録実施有無を選択(0:記録しない、1:記録する)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

27

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.16 外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定取得
コマンド名称外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定取得
機能説明
外部拡張端子の計測及びエッジデータ出力に関する設定を取得する。
Command Code
0x1F
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定応答

レスポンス名称
外部拡張端子計測&エッジデータ出力設定応答
機能説明
外部拡張端子の計測及びエッジデータ出力に関する設定を応答する。
Command Code
0x9F
Parameter Size
5
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、2:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び AD 計測データ送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施及び AD 計測データ記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
エッジ検出データ送信設定[1Byte] = 0～1
外部拡張端子入力及びオプションスイッチからのエッジ検出データの送信実施有無を選択(0:送信しない、1:送信する)
エッジイベント記録設定[1Byte] = 0～1
オプションスイッチ及び外部拡張端子入力のエッジ検知イベントの記録実施有無を選択(0:記録しない、1:記録する)

28

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.17 外部拡張 I2C 通信設定
コマンド名称外部拡張 I2C 通信設定
機能説明
外部拡張 I2C 通信の計測に関する設定を行う。
Command Code
0x20
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、2:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～1
計測データ送信の実施有無を設定(0:送信しない、1:送信する)計測データ記録設定[1Byte] = 0～1
計測データ記録の実施有無を選択(0:記録しない、1:記録する)

Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)29

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.18 外部拡張 I2C 通信設定取得
コマンド名称外部拡張 I2C 通信取得
機能説明
外部拡張 I2C 通信の計測に関する設定を取得する。
Command Code
0x21
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
外部拡張 I2C 通信設定応答

レスポンス名称
外部拡張 I2C 通信設定応答
機能説明
外部拡張 I2C の通信周期に関する設定を応答する。
Command Code
0xA1
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、2:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～1
計測データ送信の実施有無を設定(0:送信しない、1:送信する)計測データ記録設定[1Byte] = 0～1
計測データ記録の実施有無を選択(0:記録しない、1:記録する)

30

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.19 加速度センサ計測レンジ設定
コマンド名称
加速度センサ計測レンジ設定
機能説明
加速度センサの計測レンジを設定する。
Command Code
0x22
Parameter Size
1
Parameter
計測レンジ[1Byte] = 0～3
加速度センサの計測レンジを設定(0:±2G,1:±4G,2:±8G,3:±16G)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

31

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.20 加速度センサ計測レンジ設定取得
コマンド名称
加速度センサ計測レンジ設定取得
機能説明
設定されている加速度センサの計測レンジを取得する。
Command Code
0x23
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
加速度センサ計測レンジ設定応答

レスポンス名称
加速度センサ計測レンジ設定応答
機能説明
加速度センサの計測レンジを応答する。

Command Code
0xA3
Parameter Size
1
Parameter
計測レンジ[1Byte] = 0～3
加速度センサの計測レンジを設定(0:±2G,1:±4G,2:±8G,3:±16G)

32小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.21 加速度センサ補正設定
コマンド名称
加速度センサ補正設定
機能説明
加速度センサの補正を行う。
コマンドレスポンスで補正完了を通知する。
Command Code
0x24
Parameter Size
15
Parameter
X 軸補正目標値[1Byte] = 0～4(0:補正無し(補正値クリア),1:0G,2:1G,3:-1G,4:絶対値設定)
Y 軸補正目標値[1Byte] = 0～４(0:補正無し(補正値クリア),1:0G,2:1G,3:-1G,4:絶対値設定)
Z 軸補正目標値[1Byte] = 0～4(0:補正無し(補正値クリア),1:0G,2:1G,3:-1G,4:絶対値設定)
X 軸補正[4Byte] = -20000～20000(0.1mG 単位)
Y 軸補正[4Byte] = -20000～20000(0.1mG 単位)
Z 軸補正[4Byte] = -20000～20000(0.1mG 単位)
Response
コマンドレスポンス
補正エラー及び異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)33

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.22 角速度センサ計測レンジ設定
コマンド名称
角速度センサ計測レンジ設定
機能説明
角速度センサの計測レンジを設定する。
Command Code
0x25
Parameter Size
1
Parameter
計測レンジ[1Byte] = 0～3
角速度センサの計測レンジを設定(0:±250dps,1:±500dps,2:±1000dps,3:±2000dps)※クオータニオン計測設定により、クオータニオン値を取得する設定を行った場合は、本設定に関わらず計測レンジは、「±2000dps」になる。
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)34

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.23 角速度センサ計測レンジ設定取得
コマンド名称
角速度センサ計測レンジ設定取得
機能説明
設定されている角速度センサの計測レンジを取得する。
Command Code
0x26
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定

Response
角速度センサ計測レンジ設定応答

レスポンス名称
角速度センサ計測レンジ設定応答
機能説明
角速度センサの計測レンジを応答する。
Command Code
0xA6
Parameter Size
1
Parameter
計測レンジ[1Byte] = 0～3
角速度センサの計測レンジを設定(0:±250dps,1:±500dps,2:±1000dps,3:±2000dps)

35小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.24 角速度センサ補正設定
コマンド名称
角速度センサ補正設定
機能説明
角速度センサの補正を行う。
コマンドレスポンスで補正完了を通知する。
Command Code
0x27
Parameter Size
15
Parameter
X 軸補正目標値[1Byte] = 0～2(0:補正無し(補正値クリア),1:0dps,2:絶対値設定)
Y 軸補正目標値[1Byte] = 0～2(0:補正無し(補正値クリア),1:0dps,2:絶対値設定)
Z 軸補正目標値[1Byte] = 0～2(0:補正無し(補正値クリア),1:0dps,2:絶対値設定)
X 軸補正[4Byte] = -25000～25000(0.01dps 単位)
Y 軸補正[4Byte] = -25000～25000(0.01dps 単位)
Z 軸補正[4Byte] = -25000～25000(0.01dps 単位)
Response
コマンドレスポンス
補正エラー及び異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)36

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.25 地磁気センサキャリブレーション
コマンド名称
地磁気センサキャリブレーション
機能説明
地磁気センサのキャリブレーションを行う。
コマンドレスポンス及びブザーで補正完了を通知する。
※キャリブレーションはセンサを 8 の字に回して行う。
Command Code
0x28
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
コマンドレスポンス
補正完了時に正常レスポンス、補正エラーの場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)37

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.26 外部拡張 I2C 通信デバイス設定
コマンド名称外部拡張 I2C 通信デバイス設定
機能説明
外部拡張 I2C で通信するデバイスのアドレス、送受信データサイズ及びボーレートの設定を行う。
Command Code
0x29
Parameter Size
12
Parameter
通信速度[1Byte] = 0～1
通信速度(0:100kbps、1:400kbps)
スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
送信データサイズ[1Byte] = 0～8
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～8:8Byte)
送信データ[8Byte]
受信データサイズ[1Byte] = 0～8
注：
送信データサイズに 1 バイト以上指定された場合は、Write アクセスで指定されたサイズ分送信データを送信し、リスタートコンディション後受信データサイズ分データを受信する。
Response
コマンドレスポンス
補正エラー及び異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)38

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.27 外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得
コマンド名称外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得
機能説明
外部拡張 I2C で通信するデバイスの設定を取得する。
Command Code
0x2A
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
外部拡張 I2C 通信デバイス設定応答

レスポンス名称
外部拡張 I2C 通信デバイス設定応答
機能説明
外部拡張 I2C で通信するデバイスの設定を応答する。
Command Code
0xAA
Parameter Size
12
Parameter
通信速度[1Byte] = 0～1
通信速度(0:100kbps、1:400kbps)
スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
送信データサイズ[1Byte] = 0～8(0～8Byte)
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～8:8Byte)
送信データ[8Byte]
受信データサイズ[1Byte] = 0～8(0～8Byte)

39

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.28 外部拡張 I2C 通信テスト
コマンド名称外部拡張 I2C 通信テスト
機能説明
外部拡張 I2C による通信テストを行う。
Command Code
0x2B
Parameter Size
12
Parameter
通信速度[1Byte] = 0～30
通信速度(0:100kbps、1:400kbps、2：20kbps、5：50kbps、20：200kbps、30：300kbps)
スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
送信データサイズ[1Byte] = 0～8
送信データのサイズを指定(0:無し,1:1Byte～8:8Byte)
送信データ[8Byte]
受信データサイズ[1Byte] = 0～8
注：
送信データサイズに 1 バイト以上指定された場合は、Write アクセスで指定されたサイズ分送信データを送信し、リスタートコンディション後受信データサイズ分データを受信する。
Response
外部拡張 I2C 通信テスト応答

レスポンス名称
外部拡張 I2C 通信テスト応答
機能説明
外部拡張 I2C 通信テストで受信したデータを応答する。

Command Code
0xAB
Parameter Size
9
Parameter
外部拡張 I2C 受信ステータス[1Byte] = 0x00 or 0xFF
受信ステータス(0x00:正常完了,0xFF:受信エラー)
外部拡張 I2C 受信データ[8Byte] (注 1)
注 1:
外部拡張 I2C 通信テストにて指定された、受信データサイズ分のデータが格納される。受信エ
ラー時または設定された受信サイズを超える領域には不定値がセットされます。

40

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.29 オプションボタン操作モード設定
コマンド名称
オプションボタン操作モード設定
機能説明
オプションボタンの長押し操作による動作を設定する。
Command Code
0x2C
Parameter Size
1
Parameter
動作モード[1Byte] = 0～4(0:操作無効,1:計測停止,2:計測開始/停止,3:計測中イベント通知,
4:計測中イベント通知＋ブザー音)Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)41

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.30 オプションボタン操作モード設定取得
コマンド名称
オプションボタン操作モード設定取得
機能説明
設定されているオプションボタン操作モードを取得する
Command Code
0x2D
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定

Response
オプションボタン操作モード設定応答

レスポンス名称
オプションボタン操作モード設定応答
機能説明
オプションボタンの長押し操作による動作設定を応答する。
Command Code
0xAD
Parameter Size
1
Parameter
動作モード[1Byte] = 0～4(0:操作無効,1:測停止,2:計測開始/停止,3:計測中イベント通知,
4:計測中イベント通知＋ブザー音)

42

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.31 計測記録上書き設定
コマンド名称
計測記録上書き設定
機能説明
計測記録の上書き可否を設定する。
Command Code
0x2E
Parameter Size
1
Parameter
上書き可否[1Byte] = 0～1(0:上書き許可,1:上書き禁止)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)43

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.32 計測記録上書き設定取得
コマンド名称
計測記録上書き設定取得
機能説明
計測記録の上書き可否設定を取得する。
Command Code
0x2F
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定

Response
計測記録上書き設定応答

レスポンス名称
計測記録上書き設定応答
機能説明
計測記録の上書き可否設定を応答する。
Command Code
0xAF
Parameter Size
1
Parameter
上書き可否[1Byte] = 0～1(0:上書き許可,1:上書き禁止)

44

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.33 外部拡張端子設定
コマンド名称外部拡張端子設定
機能説明
外部拡張端子のモードを設定する。
Command Code
0x30
Parameter Size
4
Parameter
外部端子 1 モード[1Byte] = 0～9,11
外部端子 2 モード[1Byte] = 0～9
外部端子 3 モード[1Byte] = 0～10
外部端子 4 モード[1Byte] = 0～10
0:未使用端子1:入力端子
2:立ち下りエッジ検出機能付き入力端子
3:立ち上りエッジ検出機能付き入力端子
4:両エッジ検出機能付き入力端子
5:立ち下りエッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子
6:立ち上りエッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子
7:両エッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子
8: Low 出力
9:High 出力
10:AD 入力（外部端子 3,4 のみ）
11:DA 出力（外部端子 1 のみ）
注：
出力端子に設定された端子は次回起動時、未使用端子として起動する。（安全対策）
出力端子は起動毎にユーザーによる再設定が必要。
計測モード中は、Low 出力または High 出力に設定された端子の出力レベルのみ、本コマンドで変更が可能である。また、DA 出力の出力レベルは、外部拡張端子 DA 出力レベル設定コマ
ンドを使用して、計測モード中でも変更が可能である。
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)45

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.34 外部拡張端子設定取得
コマンド名称外部拡張端子設定取得
機能説明
外部拡張端子モード設定を取得する。
Command Code
0x31
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
外部拡張端子設定応答

レスポンス名称
外部拡張端子設定応答
機能説明
外部拡張端子モード設定を応答する。
Command Code
0xB1
Parameter Size
4
Parameter
外部端子 1 モード[1Byte] = 0～9,11
外部端子 2 モード[1Byte] = 0～9
外部端子 3 モード[1Byte] = 0～10
外部端子 4 モード[1Byte] = 0～10
0:未使用端子1:入力端子
2:立ち下りエッジ検出機能付き入力端子
3:立ち上りエッジ検出機能付き入力端子
4:両エッジ検出機能付き入力端子
5:立ち下りエッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子
6:立ち上りエッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子
7:両エッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子
8:Low 出力(注)9:High 出力(注)10:AD 入力（外部端子 3,4 のみ）
11:DA 出力（外部端子 1 のみ）

46

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.35 ブザー音量設定
コマンド名称
ブザー音量設定
機能説明
ブザーの音量を設定する。
Command Code
0x32
Parameter Size
1
Parameter
ブザー音量[1Byte] = 0~2
ブザーの音量(0:消音,1:小,2:大)Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)

47

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.36 ブザー音量設定取得
コマンド名称
ブザー音量設定取得
機能説明
ブザー音量の設定を取得する。
Command Code
0x33
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
ブザー音量設定応答

レスポンス名称
ブザー音量設定応答
機能説明
ブザー音量設定を応答する。
Command Code
0xB3
Parameter Size
1
Parameter
ブザー音量[1Byte] = 0~2
ブザーの音量(0:消音,1:小,2:大)48

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.37 ブザー鳴動
コマンド名称
ブザー鳴動
機能説明
ブザーを鳴動させる。
Command Code
0x34
Parameter Size
1
Parameter
ブザー鳴動パターン[1Byte] = 0~7
0:鳴動パターン 1 = 低音,短音 1 回
1:鳴動パターン 2 = 高音,短音 1 回
2:鳴動パターン 3 = 低音,短音 2 回
3:鳴動パターン 4 = 高音,短音 2 回
4:鳴動パターン 5 = 低音,長音 3 回
5:鳴動パターン 6 = 高音,長音 3 回
6:鳴動パターン 7 = 低音,長音 1 回
7:鳴動パターン 8 = 高音,長音 1 回
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)49

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.38 計測データ記録クリア
コマンド名称
計測データ記録クリア
機能説明
計測データの記録をクリアする。
Command Code
0x35
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)50

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.39 計測データ記録エントリ件数取得
コマンド名称
計測データ記録エントリ件数取得
機能説明
計測データが記録されているエントリの件数を取得する。
Command Code
0x36
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
計測データ記録エントリ件数応答

レスポンス名称
計測データ記録エントリ件数応答
機能説明
計測データが記録されているエントリの件数を応答する。
Command Code
0xB6
Parameter Size
1
Parameter
有効なエントリの件数[1Byte] = 0~80
(0:0 件～80:80 件)

51

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.40 計測データ記録エントリ取得
コマンド名称
計測データ記録エントリ取得
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データ記録エントリを取得する。
Command Code
0x37
Parameter Size
1
Parameter
エントリ番号[1Byte] = 1～80
エントリデータを取得するエントリ番号(1:1～80:80)※エントリ番号は古い順で、エントリ番号が大きいものが新しい。
Response
計測データ記録エントリ応答

52

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

レスポンス名称
計測データ記録エントリ応答
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データ記録エントリを応答する。
Command Code
0xB7
Parameter Size24
Parameter
計測開始年[1Byte] = 0～90(2000 年からの経過年数)
計測開始月[1Byte] = 1～12
計測開始日[1Byte] = 1～31
計測開始時[1Byte] = 0～23
計測開始分[1Byte] = 0～59
計測開始秒[1Byte] = 0～59
計測開始ミリ秒[2Byte] = 0～999
有効レコード数[4Byte] = 1～16777216(注 1)
加速度角速度センサ計測周期[1Byte] = 0～255(0:計測 OFF、1:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
地磁気センサ計測周期[1Byte] = 0～255(0:計測 OFF、10:計測周期 10ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
気圧センサ計測周期[1Byte] = 0～255(0:計測 OFF、4:計測周期 40ms～255:計測周期 2550ms(10ms 単位指定))
外部拡張端子取得周期設定[1Byte] = 0～255(0:計測 OFF、2:計測周期 1ms～254:計測周期 254ms(1ms 単位指定))
外部拡張 I2C 通信周期設定[1Byte] = 0～255(0:計測 OFF、2:計測周期 2ms～254:計測周期 254ms(2ms 刻み、1ms 単位指定))
加速度角速度センサ計測記録設定[1Byte] = 0～255(0:記録しない,1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
地磁気センサ計測記録設定[1Byte] = 0～255(0:記録しない,1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
気圧センサ計測記録設定[1Byte] = 0～255(0:記録しない,1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
バッテリ電圧計測記録設定[1Byte] = 0～1(0:記録しない,1:記録する)
外部拡張端子記録設定[1Byte] = 0～255(0:記録しない, 1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
外部拡張 I2C 通信記録設定[1Byte] = 0～1(0:記録しない,1:記録する)
エッジイベント記録設定[1Byte] = 0～1(0:記録しない,1:記録する)
注 1：加速角速度データは 1 計測当たり 2 レコードとなる。その他は 1 レコード。

53

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.41 計測データ記録エントリ詳細取得
コマンド名称
計測データ記録エントリ詳細取得
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データ記録エントリの詳細を取得する。
Command Code
0x38
Parameter Size
1
Parameter
エントリ番号[1Byte] = 1～80
エントリ詳細データを取得するエントリ番号(1:1～80:80)※エントリ番号は古い順で、エントリ番号が大きいものが新しい。

Response
計測データ記録エントリ詳細応答

レスポンス名称
計測データ記録エントリ詳細応答
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データ記録エントリの詳細を応答する。
Command Code
0xB8
Parameter Size
60
Parameter
加速度センサ計測レンジ[1Byte] = 0
加速度補正目標設定 X[1Byte] = 0
加速度補正目標設定 Y[1Byte] = 0
加速度補正目標設定 Z[1Byte] = 0
加速度オフセット値 X [4Byte] = 0
加速度オフセット値 Y [4Byte] = 0
加速度オフセット値 Z [4Byte] = 0
角速度センサ計測レンジ[1Byte] = 0
角速度補正目標設定 X[1Byte] = 0
角速度補正目標設定 Y[1Byte] = 0
角速度補正目標設定 Z[1Byte] = 0
角速度オフセット値 X [4Byte] = 0
角速度オフセット値 Y [4Byte] = 0
角速度オフセット値 Z [4Byte] = 0
地磁気キャリブレーション値 X [4Byte] = 0
地磁気キャリブレーション値 Y [4Byte] = 0
地磁気キャリブレーション値 Z [4Byte] = 054小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

外部拡張 I2C 通信速度[1Byte] = 0
外部拡張 I2C スレーブ[1Byte] = 0
外部拡張 I2C 送信データサイズ[1Byte] = 0
外部拡張 I2C 送信データ[8Byte] = 0,0,0,0,0,0,0,0
外部拡張 I2C 受信データサイズ[1Byte] = 0
外部拡張端子 1 モード[1Byte] = 0
外部拡張端子 2 モード[1Byte] = 0
外部拡張端子 3 モード[1Byte] = 0
外部拡張端子 4 モード[1Byte] = 0
注 1：本コマンドの応答は全て 0 が格納された値で返る。

55

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.42 計測データ記録メモリ読み出し
コマンド名称
計測データ記録メモリ読み出し
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データをメモリから読み出す。
読み出しデータは計測時と同じイベントで通知する。
全データ送信後、計測データ記録メモリ読み出しの終了を通知する。
Command Code
0x39
Parameter Size
1
Parameter
エントリ番号[1Byte] = 1～80
計測データを取得するエントリ番号(1:1～80:80)※エントリ番号は古い順で、エントリ番号が大きいものが新しい。

Response
加速度角速度計測データ通知
地磁気計測データ通知
気圧計測データ通知
バッテリ電圧データ通知
外部拡張端子データ通知
外部拡張端子エッジ検出通知
外部拡張 I2C 受信データ通知
クオータニオン計測データ通知
外部拡張 I2C 受信データ通知 2
拡張 16bitAD 計測データ通知
計測エラー通知
計測データ記録メモリ読み出し完了応答

レスポンス名称
計測データ記録メモリ読み出し完了応答
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データがすべて送信されたことを示す応答。
Command Code
0xB9
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定56

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.43 計測データ記録メモリ残容量取得
コマンド名称
計測データ記録メモリ残容量取得
機能説明
計測データ記録メモリの残容量を取得する。
Command Code
0x3A
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
計測データ記録メモリ残容量応答

レスポンス名称
計測データ記録メモリ残容量応答
機能説明
計測データ記録メモリの残エントリ件数、残レコード数を応答する。
Command Code
0xBA
Parameter Size
5
Parameter
残エントリ件数 [1Byte] = 0～80
残レコード数[4Byte] = 1～16777216

57

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.44 バッテリ状態取得
コマンド名称
バッテリ状態取得
機能説明
バッテリ状態を取得する。
Command Code
0x3B
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
バッテリ状態応答

レスポンス名称
バッテリ状態応答
機能説明
バッテリ状態を応答する。
Command Code
0xBB
Parameter Size
3
Parameter
バッテリ電圧 [2Byte] = 300～500(0.01V 単位)
バッテリ残量 [1Byte] = 0～100(1%単位)

58小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.45 動作状態取得
コマンド名称
動作状態取得
機能説明
現在の動作ステータスを取得する。
Command Code
0x3C
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
動作状態応答

レスポンス名称
動作状態応答
機能説明
現在の動作ステータスを応答する。
Command Code
0xBC
Parameter Size
1
Parameter
現在の動作ステータス [1Byte] = 0～3(0:USB 接続中コマンドモード,1:USB 接続中計測モード,
2:Bluetooth 接続中コマンドモード,3:Bluetooth 接続中計測モード)

59小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.46 加速度センサオフセット値取得
コマンド名称
加速度センサオフセット値取得
機能説明
現在セットされている加速度センサオフセット値を取得する。
Command Code
0x3D
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
加速度センサオフセット値応答

レスポンス名称
加速度センサオフセット値応答
機能説明
現在セットされている加速度センサオフセット値を応答する。
Command Code
0xBD
Parameter Size
12
Parameter
加速度オフセット値 X [4Byte] = -20000～20000(0.1mG 単位)
加速度オフセット値 Y [4Byte] = -20000～20000(0.1mG 単位)
加速度オフセット値 Z [4Byte] = -20000～20000(0.1mG 単位)

60小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.47 角速度センサオフセット値取得
コマンド名称
角速度センサオフセット値取得
機能説明
現在セットされている角速度センサオフセット値を取得する。
Command Code
0x3E
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
角速度センサオフセット値応答

レスポンス名称
角速度センサオフセット値応答
機能説明
現在セットされている角速度センサオフセット値を応答する。
Command Code0xBE
Parameter Size
12
Parameter
角速度オフセット値 X [4Byte] = -25000～25000(0.01dps 単位)
角速度オフセット値 Y [4Byte] = -25000～25000(0.01dps 単位)
角速度オフセット値 Z [4Byte] = -25000～25000(0.01dps 単位)

61小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.48 設定値初期化
コマンド名称
設定値初期化
機能説明
各種設定を下記の値に初期化する。

設定名称
加速度角速度センサ計測周期
地磁気センサ計測周期
気圧センサ計測周期
外部拡張 I2C 通信周期設定
バッテリ電圧データ送信設定
外部拡張端子取得周期設定
外部拡張 I2C 通信周期設定
加速度角速度センサデータ送信設定
地磁気センサデータ送信設定
気圧センサデータ送信設定
外部拡張端子入力データ送信設定
外部拡張 I2C 通信データ送信設定
加速度角速度センサ計測記録設定
地磁気センサ計測記録設定
気圧センサ計測記録設定
バッテリ電圧計測記録設定
外部拡張端子記録設定
外部拡張 I2C 通信記録設定
エッジイベント記録設定
加速度センサ計測レンジ
加速度オフセットモード XYZ
加速度オフセット XYZ
角速度センサ計測レンジ
角速度オフセットモード XYZ
角速度オフセット XYZ
地磁気キャリブレーション値 XYZ
外部拡張 I2C 通信速度
デバイス設定有効数
外部拡張 I2C スレーブ
外部拡張 I2C 送信データサイズ
外部拡張 I2C 送信データ 1～16
外部拡張 I2C 受信データサイズ
外部拡張端子 1 モード
外部拡張端子 2 モード
外部拡張端子 3 モード
外部拡張端子 4 モード
オプションボタン操作モード
ブザーモード
計測記録上書きモード
エッジイベント送信モード
オートパワーオフ時間設定
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定
クオータニオン計測周期
拡張 16bitAD 計測周期
拡張 16bitAD1ch モード
拡張 16bitAD2ch モード
拡張 16bitAD3ch モード
拡張 16bitAD4ch モード

設定値
10
100
100
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

1

0
0
0x01
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
5
0
0
0
1
1
1
1

Command Code
0x3F
Parameter Size
62

設定内容
10ms
100ms
1000ms
計測 OFF
計測 ON
計測 OFF
計測 OFF
1 回平均送信1 回平均送信1 回平均送信1 回平均送信送信 OFF
記録しない
記録しない
記録しない
記録しない
記録しない
記録しない
記録しない
±8G
変更なし
変更なし
±500dps
変更なし
変更なし
変更なし
100kbps
0
0x01
0Byte
クリア
0Byte
未使用
未使用
未使用
未使用
計測開始/停止
音量大
上書き禁止
送信 ON
5分
無効
計測 OFF
計測 OFF
ゲイン 1
ゲイン 1
ゲイン 1
ゲイン 1

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
コマンドレスポンス

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)63

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.49 オートパワーオフ時間設定
コマンド名称
オートパワーオフ時間設定
機能説明
BT 接続待機モード時のオートパワーオフ時間を設定する
Command Code
0x50
Parameter Size
1
Parameter
オートパワーオフ時間[1Byte] = 0～20（1 分単位）0:
オートパワーオフ機能無効
1～20: オートパワーオフ時間（分）Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)64

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.50 オートパワーオフ時間設定取得
コマンド名称
オートパワーオフ時間設定取得
機能説明
オートパワーオフ時間を取得する
Command Code
0x51
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
オートパワーオフ時間設定取得応答

レスポンス名称
オートパワーオフ時間設定取得応答
機能説明
現在セットされているオートパワーオフ時間設定を応答する。
Command Code
0xD1
Parameter Size
1
Parameter
オートパワーオフ時間[1Byte] = 0～20（1 分単位）0:
オートパワーオフ機能無効
1～20: オートパワーオフ時間（分）65小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.51 オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定
コマンド名称
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定
機能説明
オフライン計測中の Bluetooth 接続受付可否を設定する。
Command Code
0x52
Parameter Size
1
Parameter
オフライン計測 Bluetooth 接続受付[1Byte] = 0～1
0: 無効（オフライン計測中の Bluetooth の接続を受け付けない）
1: 有効（オフライン計測中の Bluetooth の接続を受け付ける）
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)66

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.52 オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得
コマンド名称
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得
機能説明
オフライン計測中の Bluetooth 接続受付可否を設定を取得する。
Command Code
0x53
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得応答

レスポンス名称
オフライン計測 Bluetooth 接続受付設定取得応答
機能説明
オフライン計測 Bluetooth 接続受付可否設定を応答する。
Command Code
0xD3
Parameter Size
1
Parameter
オフライン計測 Bluetooth 接続受付[1Byte] = 0～1
0: 無効（オフライン計測中の Bluetooth の接続を受け付けない）
1: 有効（オフライン計測中の Bluetooth の接続を受け付ける）

67

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.53 計測データ記録読み出し中断
コマンド名称
計測データ記録読み出し中断
機能説明
計測データ記録読み出しデータ転送を中断する。
Command Code
0x54
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
計測データ記録メモリ読み出し完了応答

レスポンス名称
計測データ記録メモリ読み出し完了応答
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データが全て送信、もしくは送信中断されたことを示す応答。
Command Code
0xB9
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定68

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.54 クオータニオン計測設定
コマンド名称
クオータニオン計測設定
機能説明
クオータニオン値の計測に関する設定を行う。

Command Code
0x55
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、1:計測周期 5ms～255:計測周期 255ms(5ms 刻み、1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)69

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.55 クオータニオン計測設定取得
コマンド名称
クオータニオン計測設定取得
機能説明
クオータニオン値の計測に関する設定を取得する。

Command Code
0x56
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
クオータニオン計測設定応答

レスポンス名称
クオータニオン計測設定応答
機能説明
クオータニオン計測に関する設定を応答する。
Command Code
0xD6
Parameter Size
3
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、1:計測周期 5ms～255:計測周期 255ms(5ms 刻み、1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)

70小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.56 外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2
コマンド名称外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2
機能説明
外部拡張 I2C のボーレート及び 4 個分のデバイスのアドレス、送受信データサイズを設定する。
Command Code
0x57
Parameter Size78
Parameter
通信速度[1Byte] = 0～30
通信速度(0:100kbps,1:400kbps,2:20kbps,5:50kbps,20:200kbps,30:300kbps)
デバイス設定有効数[1Byte] = 1～4
デバイス 1 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 1 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 1 送信データ[16Byte]
デバイス 1 受信データサイズ[1Byte] = 0～16
デバイス 2 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 2 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 2 送信データ[16Byte]
デバイス 2 受信データサイズ[1Byte] = 0～16
デバイス 3 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 3 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 3 送信データ[16Byte]
デバイス 3 受信データサイズ[1Byte] = 0～16
デバイス 4 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 4 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 4 送信データ[16Byte]
デバイス 4 受信データサイズ[1Byte] = 0～16
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
71

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)72

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.57 外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得 2
コマンド名称外部拡張 I2C 通信デバイス設定取得 2
機能説明
外部拡張 I2C 通信デバイスに関する設定を取得する。

Command Code
0x58
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2 応答

レスポンス名称
外部拡張 I2C 通信デバイス設定 2 応答
機能説明
外部拡張 I2C 通信デバイスに関する設定を応答する。
Command Code
0xD8
Parameter Size78
Parameter
通信速度[1Byte] = 0～30
通信速度(0:100kbps,1:400kbps,2:20kbps,5:50kbps,20:200kbps,30:300kbps)
デバイス設定有効数[1Byte] = 1～4
デバイス 1 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 1 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 1 送信データ[16Byte]
デバイス 1 受信データサイズ[1Byte] = 0～16
デバイス 2 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 2 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 2 送信データ[16Byte]
デバイス 2 受信データサイズ[1Byte] = 0～16
デバイス 3 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 3 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 3 送信データ[16Byte]
デバイス 3 受信データサイズ[1Byte] = 0～1673

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

デバイス 4 スレーブアドレス[1Byte] = 0x01～0x7F
デバイス 4 送信データサイズ[1Byte] = 0～16
送信データのサイズを指定(0:送信データ無し,1:1Byte～16:16Byte)
デバイス 4 送信データ[16Byte]
デバイス 4 受信データサイズ[1Byte] = 0～1674

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.58 拡張 16bitAD 計測設定
コマンド名称拡張 16bitAD 計測設定
機能説明
拡張 16bitAD 計測に関する設定を行う。

Command Code
0x59
Parameter Size
7
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、1:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
拡張 16bitAD1ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD2ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD3ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD4ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)75

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.59 拡張 16bitAD 計測設定取得
コマンド名称拡張 16bitAD 計測設定取得
機能説明
拡張 16bitAD 計測に関する設定を取得する。

Command Code
0x5A
Parameter Size
7
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
拡張 16bitAD 計測設定応答

レスポンス名称
拡張 16bitAD 計測設定応答
機能説明
拡張 16bitAD 計測に関する設定を応答する。
Command Code0xDA
Parameter Size
７
Parameter
計測 OFF or 計測周期[1Byte] = 0～255
計測の実施有無及び計測周期を設定(0:計測 OFF、1:計測周期 1ms～255:計測周期 255ms(1ms 単位指定))
計測データ送信設定[1Byte] = 0～255
計測データ送信の実施有無及び送信時の平均回数を設定(0:送信しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
計測データ記録設定[1Byte] = 0～255
計測データ記録の実施有無及び記録時の平均回数を設定(0:記録しない、1:平均回数 1 回～255:平均回数 255 回)
拡張 16bitAD1ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD2ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD3ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD4ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)76小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.60 外部拡張端子 DA 出力レベル設定
コマンド名称外部拡張端子 DA 出力レベル設定
機能説明
外部拡張端子の DA 出力レベルの設定を行う。
計測モード中でも使用可能。
Command Code
0x5B
Parameter Size
2
Parameter
外部拡張端子 1DA 出力レベル[2Byte] = 0～1023
Response
コマンドレスポンス
異常なパラメータが設定された場合は異常を応答する。

レスポンス名称
コマンドレスポンス
機能説明
コマンド受付結果を応答する。
Command Code
0x8F
Parameter Size
1
Parameter
コマンド受付結果[1Byte] = 0～1
コマンドの受付結果(0:正常,1:異常)77

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.61 計測データ記録エントリ取得 2
コマンド名称
計測データ記録エントリ取得 2
機能説明指定されたエントリ番号の計測データ記録エントリを取得する。
Command Code
0x5C
Parameter Size
1
Parameter
エントリ番号[1Byte] = 1～80
エントリデータを取得するエントリ番号(1:1～80:80)※エントリ番号は古い順で、エントリ番号が大きいものが新しい。
Response
計測データ記録エントリ 2 応答

レスポンス名称
計測データ記録エントリ 2 応答
機能説明
指定されたエントリ番号の計測データ記録エントリを応答する。
Command Code
0xDC
Parameter Size
28
Parameter
計測開始年[1Byte] = 0～90(2000 年からの経過年数)
計測開始月[1Byte] = 1～12
計測開始日[1Byte] = 1～31
計測開始時[1Byte] = 0～23
計測開始分[1Byte] = 0～59
計測開始秒[1Byte] = 0～59
計測開始ミリ秒[2Byte] = 0～999
有効レコード数[4Byte] = 1～16777216(注 1)
加速度角速度センサ計測周期[1Byte] = 0～255 (0:計測 OFF.1～255:計測周期 1～255ms)
地磁気センサ計測周期[1Byte] = 0,10～255 (0:計測 OFF.10～255:計測周期 10～255ms)
気圧センサ計測周期[1Byte] = 0,4～255 (0:計測 OFF.4～255:計測周期 40～2550ms)
外部拡張端子取得周期設定[1Byte] = 0～255 (0:計測 OFF.1～255:計測周期 1～255ms)
外部拡張 I2C 通信周期設定[1Byte] = 0～255 (0:計測 OFF.1～255:計測周期 1～255ms)
クオータニオン計測周期[1Byte] = 0,5～255 (0:計測 OFF.5～255:計測周期 5～255ms)
拡張 16bitAD 計測周期[1Byte] = 0～255 (0:計測 OFF、1～255:計測周期 1～255ms)
78

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

加速度角速度センサ計測記録設定[1Byte] = 0～255 (0:記録しない.1～255:平均回数 1～
255 回)
地磁気センサ計測記録設定[1Byte] = 0～255 (0:記録しない.1～255:平均回数 1～255 回)
気圧センサ計測記録設定[1Byte] = 0～255 (0:記録しない.1～255:平均回数 1～255 回)
バッテリー電圧計測記録設定[1Byte] = 0～1(0:記録しない,1:記録する)
外部拡張端子記録設定[1Byte] = 0～255 (0:記録しない.1～255:平均回数 1～255 回)
外部拡張 I2C 通信記録設定[1Byte] = 0～1(0:記録しない,1:記録する)
エッジイベント記録設定[1Byte] = 0～1(0:記録しない,1:記録する)
クオータニオン計測記録設定[1Byte] = 0～255 (0:記録しない.1～255:平均回数 1～255 回)
拡張 16bitAD 計測記録設定[1Byte] = 0～255 (0:記録しない.1～255:平均回数 1～255 回)
拡張 16bitAD1ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD2ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD3ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
拡張 16bitAD4ch モード[1Byte] = 0,1,2,3,4,6,8,12(0:未使用,1～12:ゲイン 1～12)
注 1:加速度角速度計測データ、クオータニオン計測データ、外部拡張 I2C 受信データ 2 は 1
計測データ当たり 2 レコードとなる。その他は 1 レコード。

79

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

4.62 計測記録可否チェック
コマンド名称
計測記録可否チェック
機能説明
計測記録設定に同時記録数の上限を超えた設定が行われていないか判定する。

Command Code
0x5D
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定
Response
計測記録可否チェック応答

レスポンス名称
計測記録可否チェック応答機能説明
計測記録可否を応答する。
Command Code
0xDD
Parameter Size
1
Parameter
計測記録可否[1Byte] = 0～1(0:計測記録不可, 1:計測記録可能)

80

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5

イベントコマンド仕様詳細
5.1 加速度角速度計測データ通知
コマンド名称
加速度角速度計測データ通知
機能説明
加速度角速度の計測データを通知する。

Command Code
0x80
Parameter Size
22
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
加速度データ X [3Byte] = -160000～160000(0.1mg 単位)
加速度データ Y [3Byte] = -160000～160000(0.1mg 単位)
加速度データ Z [3Byte] = -160000～160000(0.1mg 単位)
角速度データ X [3Byte] = -200000～200000(0.01dps 単位)
角速度データ Y [3Byte] = -200000～200000(0.01dps 単位)
角速度データ Z [3Byte] = -200000～200000(0.01dps 単位)

5.2 地磁気計測データ通知
コマンド名称
地磁気計測データ通知
機能説明
地磁気の計測データを通知する。

Command Code
0x81
Parameter Size
13
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
地磁気データ X [3Byte] = -12000～12000(0.1uT 単位)
地磁気データ Y [3Byte] = -12000～12000(0.1uT 単位)
地磁気データ Z [3Byte] = -12000～12000(0.1uT 単位)

81小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.3 気圧計測データ通知
コマンド名称
気圧計測データ通知
機能説明
気圧の計測データを通知する。
Command Code
0x82
Parameter Size
9
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
気圧データ [3Byte] = 50000～110000(1Pa 単位)
気温データ [2Byte] = -100～500(0.1℃単位)

5.4 バッテリ電圧データ通知
コマンド名称
バッテリ電圧計測データ通知
機能説明
バッテリ電圧の計測データを通知する。
Command Code
0x83
Parameter Size
7
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
バッテリ電圧データ [2Byte] = (0.01V 単位)
バッテリ残量 [1Byte] = (1%単位)

82小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.5 外部拡張端子データ通知
コマンド名称外部拡張端子データ通知
機能説明
外部拡張端子データを通知する。
Command Code
0x84
Parameter Size
9
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
外部拡張入出力レベル [1Byte]
Bit0 = 外部拡張端子 1 入出力レベル(0:Low,1:High)(注 1)
Bit1 = 外部拡張端子 2 入出力レベル(0:Low,1:High) (注 1)
Bit2 = 外部拡張端子 3 入出力レベル(0:Low,1:High) (注 1)
Bit3 = 外部拡張端子 4 入出力レベル(0:Low,1:High) (注 1)
注 1:
外部拡張端子のモードに、1:入力～9:High 出力が設定されている時のみ有効。
外部拡張端子 3AD 値[2Byte] = 0～4095(注 2)
外部拡張端子 4AD 値[2Byte] = 0～4095(注 2)
注 2:
外部拡張端子のモードに、10:AD 入力が設定されている時のみ有効。

83

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.6 エッジ検出通知
コマンド名称
エッジ検出通知
機能説明
オプションボタン及び外部拡張端子入力でのエッジ検出を通知する。
Command Code
0x85
Parameter Size
6
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
外部拡張端子エッジ検出有無状態 [1Byte]
Bit0 = 外部拡張端子 1 エッジ検出有無(0:エッジ無し,1:エッジ有り)(注 1)
Bit1 = 外部拡張端子 2 エッジ検出有無(0:エッジ無し,1:エッジ有り) (注 1)
Bit2 = 外部拡張端子 3 エッジ検出有無(0:エッジ無し,1:エッジ有り) (注 1)
Bit3 = 外部拡張端子 4 エッジ検出有無(0:エッジ無し,1:エッジ有り) (注 1)
オプションボタンエッジ検出有無状態 [1Byte]
エッジ検出ステータス（0:エッジ無し,1:押下状態突入,2:押下状態解除）(注 2)
注 1:
外部拡張端子モードが、”1:入力”～”7:両エッジ検出＋チャタリング除去機能付き入力端子”と設定されている時のみ有効。
注 2:
オプションボタン操作モードが、”3:計測中イベント通知”または”4:計測中イベント通知＋ブザー”と設定されている時のみ有効。

84

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.7 外部拡張 I2C 受信データ通知
コマンド名称外部拡張 I2C 受信データ通知
機能説明
外部拡張 I2C 通信で受信したデータを通知する
Command Code
0x86
Parameter Size
13
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
外部拡張 I2C 受信ステータス[1Byte] = 0x00 or 0xFF
受信ステータス(0x00:正常完了,0xFF:受信エラー)
外部拡張 I2C 受信データ[8Byte] (注 1)
注 1:
外部拡張 I2C 通信デバイス設定にて設定された、受信データサイズ分のデータが格納される。
受信エラー時または設定された受信サイズを超える領域には不定値がセットされます。

5.8 計測エラー通知
コマンド名称
計測エラー通知
機能説明
計測中にエラーが発生したことを通知する。
Command Code
0x87
Parameter Size
5
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(ms 単位)
エラー要因[1Byte] = 0x80 or 0x81 or 0x82 or 0x86 or 0x8A or 0x8B or 0x8C
0x80:加速度角速度センサ計測異常発生
0x81:地磁気センサ計測異常発生
0x82:気圧センサ計測異常発生
0x86:外部拡張 I2C 計測異常発生
0x8A:クオータニオン計測異常発生
0x8B:外部拡張 I2C 計測 2 異常発生
0x8C：拡張 16bitAD 計測異常発生

85

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.9 計測開始通知
コマンド名称計測開始通知機能説明
計測開始を通知する。
本通知は計測記録メモリの対象としない。
Command Code
0x88
Parameter Size
1
Parameter
Option[1Byte] = 0x00
0x00 固定

5.10 計測終了通知
コマンド名称計測終了通知機能説明
計測が終了したことを通知する。
本通知は計測記録メモリの対象としない。
Command Code
0x89
Parameter Size
1
Parameter
計測終了ステータス[1byte] = 0～3,100,101(0:計測停止コマンド及び終了時刻による終了,1:OptionSW 操作による終了
2:計測記録メモリフル終了,3:バッテリ残量低下による終了,
100:開始エラー(同時計測記録可能量オーバー、計測対象無し)
101:開始エラー(拡張 I2C 異常)

86

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.11 クオータニオン計測データ通知
コマンド名称
クオータニオン計測データ通知
機能説明
クオータニオン計測データを通知する。
Command Code
0x8A
Parameter Size30
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(1ms 単位)
クオータニオンデータ W [2Byte] = -10000～10000(0.0001 単位)
クオータニオンデータ X [2Byte] = -10000～10000(0.0001 単位)
クオータニオンデータ Y [2Byte] = -10000～10000(0.0001 単位)
クオータニオンデータ Z [2Byte] = -10000～10000(0.0001 単位)
加速度データ X [3Byte] = -160000～160000(0.1mg 単位)
加速度データ Y [3Byte] = -160000～160000(0.1mg 単位)
加速度データ Z [3Byte] = -160000～160000(0.1mg 単位)
角速度データ X [3Byte] = -200000～200000(0.01dps 単位)
角速度データ Y [3Byte] = -200000～200000(0.01dps 単位)
角速度データ Z [3Byte] = -200000～200000(0.01dps 単位)

5.12 外部拡張 I2C 受信データ通知 2
コマンド名称外部拡張 I2C 受信データ通知 2
機能説明
外部拡張 I2C 受信データを通知する。
Command Code
0x8B
Parameter Size
22
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(1ms 単位)
デバイス番号[1Byte] = 1～4
受信ステータス[1Byte] = 0x00 or 0xFF 受信ステータス(0x00:正常完了,0xFF:受信エラー)
受信データ[16Byte] (注 1)
注 1:正常完了時は受信データに外部拡張 I2C デバイスで設定されている受信データサイズ
分のデータが格納されます。受信エラー時または設定された受信サイズを超える領域には不定値がセットされます。

87

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

5.13 拡張 16bitAD 計測データ通知
コマンド名称拡張 16bitAD 計測データ通知
機能説明
拡張 16bitAD 計測データを通知する。
Command Code
0x8C
Parameter Size
12
Parameter
TickTime[4Byte] = 計測年月日の 00:00:00:000 からの経過時間(1ms 単位)
拡張 16bitAD1chAD 値[2Byte] =−32768-32767(注 1)
拡張 16bitAD2chAD 値[2Byte] =−32768-32767(注 1)
拡張 16bitAD3chAD 値[2Byte] =−32768-32767(注 1)
拡張 16bitAD4chAD 値[2Byte] =−32768-32767(注 1)
注 1:
拡張 16bitAD モードに未使用が設定されているチャンネルの値は 0 となります。

88

小型無線多機能センサ（TSND151） コマンドインタフェース仕様書

6

お問合せ
お問合せは下記にご連絡下さい。
弊社ホームページ（http://www.atr-p.com）のお問合せフォームよりご連絡をお願いします。

〒619-0288 京都府相楽郡精華町光台 2 丁目 2 番地 2（株）ATR-Promotions
TEL：0774-95-1300
FAX：0774-95-1191

89