光電式無接点メータリレー

EP シリーズ一覧

EP■ EP シリーズ一覧●●

EP-120C，100C，80C，60C のリレー箱は DM-61 を使用します。特殊仕様で指定のものは DM-63 を使用します。
EP-120NC，100NC はリレー箱一体形です。
品名動  作
原  理形

名

永久磁石
MEP-120NC,100NC,直流電流 可動
120C,100C,80C,60C
コイル形

最大目盛値・定格
100μA
1mA
5mA
20mA
30mA ～30A
30A ～10kA
50〜900mV
1〜600V
750V〜25kV
1mA
4〜20mA
1〜300V
10mA ～15A

内部抵抗，電圧降下
消費電流，消費 VA
1500Ω
90Ω
20Ω
3Ω
60mV
60mV
4.5mA
1mA
1mA
90Ω
2.1Ω
1mA
1VA 以下

付属品
結線図
トランスデューサ（81ページ）
−●C−1

備考

MEP-120NC,10 0NC は750mAを超える場 合， 分流器外付となります。

光電式無接点メータリレー

50mV, 100mV計も製作します。
分流器別売り（106ページ）
永久磁石 MEP-120NC,－直流電圧 可動 100NC,120C
C－2－
コイル形 100C,80C,60C
直列抵抗器別売り（107ページ）
永久磁石 XEP-120NC,
直流C−1
可動 100NC,120C
−
－
受信指示
C−2
コイル形 100C,80C,60C● CEP-120 NC,10 0 NC はCEP-120NC,－交 流 電 流 整 流 形 100NC,120C
C－3 350mA を 超 え る 場 合，20～100A
1VA
MR-CTN（26ページ）
100C,80C,60C
MR-CTN 外付となります。
● CEP-120C，100C，80C
CEP-120CE,100mA
〜15A
−
トランス
交流電流
100CE,80CE1VA 以下
C－3 60C は15Aを超える場合はデューサ形
MR-CTN（26ページ）
20〜100A
MR-CTN 付
60CE
CEP-120NC,
3〜600V
1mA−
交 流 電 圧 整 流 形 100NC,120C
C－4－直列抵抗器別売り（107ページ）
750V〜25kV
1mA
100C,80C,60C
CTEP-120NC,
トランス
交流電圧
100NC,120C,
50〜300V
1VA
VT-62ME
C－16
－
デューサ形
100C,80C,60C
YEP-120NC,
1mA
1300Ω
交流
C−3
整 流 形 100NC,120C
−−
受信指示
C−4
3〜300V
1mA
100C,80C,60C
WEP-120NC,100NC,
単 相110V, 5A 電圧 2VA 電流 1VA
WT-62M-12
C－8
120C,100C,80C,
2 線
220V, 5A 電圧 3.5VA 電流 1VA
60C-12● 付属トランスデューサの 外WEP-120NC,100NC,単 相
110V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA WT-83M-13
C－5 形図は41ページをご参照く
120C,100C,80C,３ 線
ださい。
交流
ト ラ ン ス 60C-13● 計 器 製 作 限 度，最 大目盛
電力
デューサ形 WEP-120NC,100NC,110V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA
三 相WT-83M-33
C－5 値は41ページをご参照くだ120C,100C,8C,220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1VA
3 線
さい。
60C-33
WEP-120NC,100NC,110/√3V, 5A 電圧各相 1.5VA
三 相〃WT-83M-34
C－6
120C,100C,80C,220/√3V, 5A 電圧各相 3VA
４ 線
60C-34WVEP-120NC,100NC,単 相
110V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA ※C－8 ● ※は 周 波 数（50または60
120C,100C,80C,60C,2 線
220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA WVT-62M-12-12Hz）をご指定ください。
● 目盛；
WVBEP-120NC,100NC,
三相3線
110V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA
WVBT-83M-33 C−5 Lead □ var〜0〜 Lag □ var
120C,100C,80C,(平衡)220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA● 付属トランスデューサの外形
無効
ト ラ ン ス 60C-33
図は41ページをご参照くだ電力
デューサ形 WVEP-120NC,100NC,
三相3線
110V, 5A※〃〃C－5 さい。
120C,100C,8C,(不平衡)
220V, 5A
WVT-83M-33● 計 器 製 作 限 度，最 大目盛
60C-33値は41ページをご参照くだ
WVEP-120NC,100NC,110V, 5A
三 相〃〃
WVT-83M-34 C－7 さい。
120C,100C,80C,
220V, 5A
４ 線
60C-34
PEP-120NC,100NC,単 相
110V, 5A 電圧 1VA 電流 1VA ※C－8120C,100C,80C,60C,2 線
220V, 5A 電圧 2VA 電流 1VA PT-62M-12-12整流形
PBEP-120NC,100NC,
三相3線
110V, 5A 電圧各相 1VA 電流各相 1VA
PBT-62M-33 C－9 ● ※は 周 波 数（50または60120C,100C,80C,60C,(平衡)220V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA-33Hz）をご指定ください。
● 目盛；
PEP-120NC,100NC,三相3線 ト ラ ン ス
110V, 5A
※力率〃〃
C－10 Lead0.5〜1〜 Lag0.5
120C,100C,80C,60C,(不平衡) デューサ形
220V, 5A
PT-63M-33● 付属トランスデューサの外形-33
図は41ページをご参照くだPBEP-120NC,100NC,三相4線
110V, 5A
整 流 形 120C,100C,80C,60C,〃〃
PBT-62M-34 C－11 さい。
(平衡)
220V, 5A
-34
PEP-120NC,100NC,
三相4線 ト ラ ン ス
110V, 5A※〃〃
C−12120C,100C,80C,60C(不平衡) デューサ形
220V, 5A
PT-64M-34-34
45〜55Hz● AEP-60C，80C，100C，120C
110V
AEP-120NC,
ト ラ ン ス AEP-120NC,100NC,
110V 用，1.7VA
55〜65Hz周 波 数
または100NCはFT-62M C−13 （DM-61 付）の起動電流保護回路
デューサ形 120C,100C,80C,60C
220V 用，2.5VA
45〜65Hz
付は FT-62M が付属となります。
220V（41ページ）
350〜450Hz● 発電機は96ページをご参照
VEP-120NC,100NC,120C,
回 転 計 整流形
500～5000rpm
1mA
交流発電機
C－14 ください。
100C,80C,60C
J150℃
ト ラ ン ス HTEP-120NC,100NC,
HT-62M
温度
K 300～1200℃
2VA
C−15 ● 99ページをご参照ください。
デューサ形 100C,80C,60C（99ページ）
B,R,S 1600℃

端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については，111ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては 114ページをご参照ください。
力率計の固有誤差は 90°電気角に対する％となります。

75

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024g (4.8) | 330e7dc

光電式無接点メータリレー

EP シリーズ仕様■共通標準仕様
項指■特殊仕様製作範囲

目示

階仕級

項

目
延 長 目 盛色
線色
帯
二 重 目 盛目盛
二 重 捺 印

EP-120C：120×120mm
EP-100C：100×100mm
EP-80C：80×80mm，EP-60C：60×60mm：82.5mm，EP-100C：70.5mm
目 盛 の 長 さ EP-120C
EP-80C：52mm，EP-60C：38mm
目盛板 白色
指針 棒形（黒色）姿
勢 鉛直（⊥）
取付パネルの材 質 鉄板及び非鉄板をご指定ください
取付パネル の厚さ 10mm以下（EP-80C, EP-60Cは6mm以下）
専用ケーブルの長さ（一体形は除く） 1m
動作
方式 指針通過形
指 針 可 動 範 囲 通過式 全スケール
設定 範 囲 全スケール
ピックアップ値の許容差 目盛長の±2.0% (EP-120は±1.0%)
デ ッ ド バ ン ド 目盛長の0.5%
最 小 設 定 幅 目盛長の3%リレー動作制御方式 H（上限），L（下限），HL（上，下限）
設
定 指標 槍形，H：赤色，L：黄色
制御電源 ( 消費 VA) AC 100V, 220V (2VA)：-15%～+10% 50 / 60Hz
DC 24V (2.5W) , 48V (5W) , 110V (12W)：±15%： 変動範囲接 点 の 種 類 HL共に各2C接点
接点 容量 AC200V,5A（抵抗負荷） DC30V,5A（抵抗負荷）：マンセルN1.5カ バー色 黒色
暗青色：マンセル7.5BG4/1.5
カバー：メタクリル酸樹脂成形品，帯電防止処理
ケ ー ス 材 質 ベース：フェノール樹脂（EP-Nは，難燃性ABS樹脂）
絶縁抵抗 電気回路と外箱間 DC500Vにて50MΩ以上
電圧試験 電気回路と外箱間 AC3320V 5秒間
規格 JIS C 1010-1
絶縁 電気回路と外箱間：基礎絶縁
安 全 に 環 境 条 件 屋内使用（キュービクル等）
関 する 高度 2000ｍ以下
要求事項 汚 染 度 汚染度２
測定カテゴリ CATⅢ
最高回路電圧 600V（電流計）使 用 温 湿 度 範 囲 −10〜55℃ 日平均温度40℃以下 25〜85%RH
保 存 温 度 範 囲 −20〜70℃

光電式無接点
メータリレー

仕様
CEP：定格の2～5倍でご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
ご指定くださいご指定ください120角=75区分，100角=60区分最大目盛区分
80角=50区分，60角=50区分
特 殊 記 号 ご指定ください
指 示 計 最 小 定 格 DC50μA，DC50mV
制御電源 DC50V以上350Vまで（変動範囲ご指定）
リレー動作制御方式 HH（上限2段），LL（下限2段）
専用ケーブルの全長 2.5m，5m，10m（中継ケーブル使用）
0〜60秒以内固定または可変起動電流保護回路
EP-□NC (一体形) は除く
0〜60秒以内固定または可変（リレー箱はDM-63）
接 点 遅 延 回 路
EP-□NC (一体形) は除く
熱帯仕様 防錆処理 貼銘板「FOR TROPICS」
表示
指針 刃形（赤色）
水平，傾斜取付姿
勢（角度指定0〜90°   0°＝水平  90°＝鉛直）
過 電 流 耐 量 ご相談ください
過 電 圧 耐 量 ご相談ください部 分 拡 大 目 盛 電圧計 ご相談ください
実 効 値 整 流 形 交流電流計・交流電圧計
S C R 制 御 用 交流電流計・交流電圧計・周波数計
試 験 成 績 表 使用周波数，部数をご指定ください
カ バ ー の 色 ご指定ください
端 子 カ バ ー 計器形名とあわせてご指定ください
その他 特殊仕様の製作についてはご相談ください様

EP-120：1.5級（温度計1.0級）
EP-100，80，60：2.5級（温度計2.0級）
ただし周波数計は1.0級，力率計は5.0級，回転数計は2.5級支持 方式 ピボット方式
指 針 の 振 れ 角 75°
計 器 正 面 寸 法

EP■制御電源付属直列抵抗器
制御電源が下表の場合 , 付属の直列抵抗を接続してご使用ください。
制御電源
DC   48V
DC 110V

直列抵抗器
CRH 30G
CRH 60G

備考
EP- □ NC のみ付属

外形図は 74 ページをご参照ください。

■標準目盛区分
最大目盛値（10の整数べき倍）
EP-120NC

EP-120C

EP-100NC EP-100C,80C,60C

11.522.534567.589203040253040253037.540452030202530202530151618●外形図 (単位: mm) (リレー箱の外形図は81ページをご参照ください)

端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 111 ページをご参照ください。
形
EP-□C

EP-□NC (一体形)

A

B

C

D1D2E

EP-120NC 100

名12327.8116

1015φ110 φ112穴 M5ネジ

EP-100NC80

100

23.8116

1015EP-120C

100

12327.859.53615φ110 φ112穴 M5ネジ

EP-100C

80

100

23.8603615φ85 φ87穴 M4ネジ φ5.5穴 1010

EP-80C6480

23.874.53610φ65 φ67穴 M3ネジφ4穴930

EP-60C48602474.53310φ52 φ54穴 M3ネジφ4穴

870

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024g (4.8) | 330e7dc

F1F2G1G2質量(g)

φ7穴

800

φ85 φ87穴 M4ネジ φ5.5穴

750

φ7穴 106076