Tokyo
Technical

TTi-450R
TTi-600R

CNC Gear Measuring System
製品カタログTokyo Technical Instruments Inc.

Concept

製品の特徴

T Ti-450R / TTi-600R は、従来機にて培われた技術に基づいて、新しく開発された歯車試験機です。

T Ti-450R / TTi-600R には新しい測定方式 “NDG” を導入、そして回転軸にはダイレクトドライブモーターを採用し、高精度で高速な測定ができるようになりました。

T Ti- 450R / TTi- 600R は、省スペースで環境に配慮されたデザインになっています。

T Ti- 450R は、最大 m12・歯車外径 Ø500mm まで、T Ti- 600R は、最大 m20・歯車外径 Ø650mm までの測定ニーズにお応えいたします。

NC 環境■ 自社開発 NC 装置 (BB-4) を採用し、将来の拡張性を考慮した構成を実現しました。

PC 環境■ Windows 対応プログラムによる操作性の向上・測定結果の容易な解析が可能です。
■ 他メディアとの容易なコミュニケーションが可能です (LAN 対応、TRS 対応等 ) 。

世界最速レベルの測定速度■ 新測定方式 “NDG” により、世界最速レベルの測定が可能です。

通信環境

プログラム

■ PC と機械との通信には、従来 RS-232C を用いて交互通信を行っておりましたが、新たに USB を用いることによって、高速通信環境を確立しております。測定中においても、試験機動作状況をリアルタイムで確認することができます。

■ お客様のご意見・ご要望を取り入れて、使いやすさに重点を置いたプログラム製作をしております。

鏡面処理による耐摩耗対策

シンメトリー構造■ 全軸スライド部に耐摩耗性に優れた鏡面処理をしております。

■ 本体ベッド部中心に対し、各軸の中心を同一化（左右対称）することにより、測定時の安定性が向上しました。

クランプの容易化■ 新クランプ機構により、自動で上部センターを昇降させることが可能です。
■ センター部を上下するだけで、容易にワークをセ2

Contents of measurement

測定内容
ソフトウェア環境

平・はすば・内歯車の歯形・歯すじ・ピッチ測定■ 測定データの PDF 化■ ワーク測定姿勢写真の画面表示及び出力■ 測定条件や加工条件などのコメント入力■ 測定データの拡大表示【測定モード】
標 準 測 定全 歯 測 定ピ ッ チ 測 定

：1 〜 4 分 割 測 定：1 〜 全 歯 測 定：指 定 歯 数 〜 全 歯：1 〜 全 歯 測 定：1 〜 全 歯 測 定
3 分 割 測 定
バ イ ア ス 測 定 ：1 〜 4 分 割 測 定
内 歯 測 定【判定項目】

標準ソフトにて各種規格に対応しております。
■ JIS 規格■ ISO 規格■ 新 JIS 規格■ AGMA 規格■ DIN 規格■ GB/T 規格＜全歯測定＞＜標準測定＞
3Contents of measurement

測定内容
多段ギヤ測定測定歯設定画面クラスターギヤ等の多段ギヤを、最大 10 段まで全自動測定することが可能です。

■ 測定歯を自由に設定できます。
■ セクターギヤ等の間欠歯では、測定歯の設定が容易です。

自己診断機能【自己診断】

標準ソフトとして自己診断機能を備えております。
各項目に対し全自動診断を実施いたします。
診断結果は、PC に保存して再出力できます。
■ 各軸の静的精度チェック■ 光学スケールカウントチェック■ 各軸バックラッシュチェック
■ 各リミット SW チェック

＜比較出力＞■ 測定したデータを PC に保存することで、以前測定したデータとの比較出力を行います。
■ 熱処理前後などの変化量を、容易に比較解析することができます。

＜自己診断＞＜比較出力＞
4

Option program & Specifications

OPTION プログラム＜シェービングカッター測定＞＜ウォーム測定＞■ 特殊歯車測定・歯車加工工具等の測定■ ホブカッターの向芯度、リード、ピッチの測定■ シェービングカッターのセレーションを自動的 に検出し、1 〜 9 分割までを測定■ 各種専用プログラムの開発も承ります＜ホブカッター測定＞

5Accessories

仕様＆付属品
TTi-450R

平・はすば歯車・内歯車の歯形・歯すじ・ピッチ

測定項目

TTi-600R

平・はすば歯車・内歯車の歯形・歯すじ・ピッチ

測定方式“NDG” 測定方式

“NDG” 測定方式

基礎円直径

ф450mm（Outer diameter ф500）

ф600mm（Outer diameter ф650）

測定モジュール
ねじれ角

歯車軸長

最大歯車重量駆動方式
電m1.0〜20±65（°90°）±65（°90°）600mm Max

測定歯幅

重m0.5〜12量
源

最小測定値

600mm Max

30〜800mm

30〜800mm

500kg Max

1000kg Max

定電流駆動

定電流駆動

1,500 kg

1,800 kg

AC 100V 50/60Hz 15A

AC 100V 50/60Hz 15A

0.1μm0.1μm●標準付属品

電装ハード（ＢＢ−４システム）
測定子（ф 0.5, ф 0.7, ф 1.0, ф 1.25, ф 1.5, ф 2.0, ф 3.0 )テストギヤ
ケレー＆ホーク
工具
取扱説明書
検査成績表

●特別付属品

１set
１set
１set
1 pc
１set
１set
１set
１set

■ 3R 検出器■ ロング支柱■ フローティングテーブル ■ インタ−ナルホルダー■ 特殊センター■ 特殊測定子■ 周辺機器■ 拡張アーム■ スペシャルテ-ルストック

内歯測定

周辺機器

寸法図

ZQ

Y
Q

ZXX
Y

CRT

PC

LPLP

Tokyo
Technical()：600R 寸法

TTi-450R
6TTi-600R

TokyoTechnical

本社 ： 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル10F
TEL:(045)319-4192
H e a d o f f i c e : 10F Industry & Trade Center, 2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama City 〒231-0023, Kanagawa-Pref., Japan足 利 工 場 ： 〒326-0327 栃木県足利市羽刈町字西原461-9番地
Ashikaga Plant : 461-9, Nishihara, Hakari-cho, Ashikaga-shi, Tochigi-ken, 〒326-0327

TEL:(0284)73-1733
FA X : ( 0 2 8 4 ) 7 3 - 4 5 4 1

名 古 屋 営 業 所 ： 〒465-0061 愛知県名古屋市名東区高針2丁目2417番地 TENビル305
Nagoya Office : 305 TEN Building 2-2417, Takabari, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 〒465-0061

TEL:(052)703-6403
FA X : ( 0 5 2 ) 7 0 3 - 6 4 0 4

台 湾 事 務 所 ： 〒23556 新北市中和区板南路498號2樓
Taiwan Office : 2F., No,498, Bannan Rd, Zhonghe Dist., New Taipei city 23556, Taiwan (R.O.C)

TEL:(02)8221-5101
FA X : ( 0 2 ) 8 2 2 1 - 5 7 5 5

上 海 営 業 所 ： 〒200331 上海市普陀区绥德路555号D栋512室
TEL/FAX : 0 2 1 - 6 2 4 9 - 6 2 5 3Shanghai Office : Room 512, building D, No. 555, Suide Road, Putuo District, Shanghai 200331, China20220523