高い臨床効果と信頼性を誇るNd:YAGレーザー

レーザー・光治療器

Nd:YAGとは、イットリウム・アルミニウム・ガーネットを含む結晶にネオジミウムを添加して作られたレーザー媒質で、これを用いたNd:YAGレーザーは、医療以外にも工業を始め、多くの実用分野で広く導入されており、技術的にも安定した信頼性の高いレーザーとして知られています。
長年の経験で培ったNd:YAGレーザーの技術を結集し開発された、高い臨床効果と信頼性を兼ね備えた
レーザーシステムとして、世界の臨床現場で愛用されています。

QスイッチNd:YAGレーザー

仕 様［ スターウォーカー ］

近年では 1064nm による低フルエンス照射が行われ、色素斑を徐々に改善させる治療法として、高く評価されています。ダウンタイムや痛みがほ
とんどないのが特長です。

振

波

長

532 nm 及び 1064 nm

パ

ル

ス

幅

5 nsec（最高出力時）

最

大

出

力

返

し

照

射

ス ポ ッ ト サ

数

イ ズ

500

600

700

800

900

1000

1500

wavelength(nm)Lim HW, Soter NA, et al. Clinical Photomedicine. New Tork: CRC Press; 1993

式

水冷方式

外

形

寸

法

290(W) X 550(D) X 820(H) mm 多関節アーム含まず

量

68 kg

格

電

源

100〜240 V、1.9 kVA（最大）、50 / 60 Hz

医療機器製造販売承認番号

23100BZX00076000

ク

クラスⅢ
高度管理医療機器･特定保守管理医療機器･設置管理医療機器

ラ

ス

分

類

クラス4
体表面の刺青の除去と色素性病変の治療

使 用 目 的 、効 能 又 は 効 果

Q スイッチとは、ポッケルスセルという超高速な電気的シャッター機構を装備することにより、ナノセカンド
単位の超短パルスで瞬時に、非常に高いピークパワーのレーザー光を発振させる技術です。高いピーク
パワーとナノセカンド単位の超短パルスを実現し、高い臨床効果と副作用の少ない治療を実現します。
Q スイッチを採用することにより、瞬時に極めて高いエネルギーのジャイアント･パルスと呼ばれるレーザー
光を放出し、吸収ターゲットであるメラニン顆粒が瞬間的に加熱されます。その際の急速な加熱で生じる
光音響効果 (Photo Accoustic Effect) により、メラニン顆粒が粉砕され、貪食細胞によって除去されます。

製
製

造
造

販

販

元
売

売

1064nmは、太田母斑、異所性又は持続性蒙古斑、外傷性色素沈着症等の深在性色素性病変の治療及び黒青系の色の刺青の除去に使用する
532nmは、扁平母斑、雀卵斑、老人性色素斑等の表在性色素性病変の治療及び赤系の色の刺青の除去に使用する

Fotona d. o. o.

元株式会社ジェイメック

名

スターウォーカー＊公称値

ハーバード大学の R. Rox Anderson が提唱した選択的光熱融解理論は、波長･パルス幅、およびエネルギー密度を適正化することにより、周囲組織を温存しつつ、病変を選択的に治療する方法論として、
皮膚レーザーでは広く確立されています。
Q スイッチを搭載した超短パルスとメラニン色素への吸収特性の異なる 2 波長を用いることにより、表在性から深在性まで幅広い色素疾患に対し、選択的光熱融解理論に合致した、効果的な治療が可能となります。
レー ザ ー 照 射 時（イメージ図 ）レーザーにより、メラニン
顆粒のみが選択的に破壊532 nm：円形 φ2〜10 mm
1064 nm：円形 φ2〜10 mm

方

レーザー製品のクラス分け

パワーと使いやすさを集結したハイパフォーマンスな
色素性皮膚疾患治療用レーザー

15 Hz（最大）

却

定
400

532 nm： 5.6 J/cm2
1064 nm：12.7 J/cm2

冷重超短パルスを実現するQスイッチモード

真皮層にメラニンが異常に分布

Nd:YAGレーザー

発繰1064nm(Nd:YAG)

694nm(ruby)absorption

1064nm は、メラニン色素に穏やかに吸収され、高い深達度が得られます。
532nm は、メラニン色素への吸収が非常に高く、浅いターゲットに対して効率よく作用します。

532nm(KTP)

1064nm と 532nm の 2 つの波長を搭載し、症状に応じて使い分けることにより、幅広い適応に対応します。

755nm(alexandrite)

吸収スペクトラム

585nm(pulsed dye)

2つの波長で幅広い適応をカバー

レ ー ザ ー の 種 類壊れたメラニンはマクロファージにより貪食される

東

京標準セット内容

オプション

本体

1台

R29ハンドピース

R28ハンドピース

1本

フットスイッチ

1個

保護メガネ

4個

セフティアイガード

1個

本

社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル

札 幌 営 業 所
名古屋営業所
大 阪 営 業 所
九 州 営 業 所
九 州 製 造 所

PROM-00228-02

TEL.03-5688-1803
TEL.011-748-4311
TEL.052-979-5661
TEL.06-6388-1866
TEL.0957-35-8300
TEL.0957-35-8300

https://www.jmec.co.jp

FAX.03-5688-1805
FAX.011-748-4312
FAX.052-979-5662
FAX.06-6388-1151
FAX.0957-35-8301
FAX.0957-35-8301

高い臨床効果と信頼性を誇るNd:YAGレーザー

レーザー・光治療器

Nd:YAGとは、イットリウム・アルミニウム・ガーネットを含む結晶にネオジミウムを添加して作られたレーザー媒質で、これを用いたNd:YAGレーザーは、医療以外にも工業を始め、多くの実用分野で広く導入されており、技術的にも安定した信頼性の高いレーザーとして知られています。
長年の経験で培ったNd:YAGレーザーの技術を結集し開発された、高い臨床効果と信頼性を兼ね備えた
レーザーシステムとして、世界の臨床現場で愛用されています。

QスイッチNd:YAGレーザー

仕 様［ スターウォーカー ］

近年では 1064nm による低フルエンス照射が行われ、色素斑を徐々に改善させる治療法として、高く評価されています。ダウンタイムや痛みがほ
とんどないのが特長です。

振

波

長

532 nm 及び 1064 nm

パ

ル

ス

幅

5 nsec（最高出力時）

最

大

出

力

返

し

照

射

ス ポ ッ ト サ

数

イ ズ

500

600

700

800

900

1000

1500

wavelength(nm)Lim HW, Soter NA, et al. Clinical Photomedicine. New Tork: CRC Press; 1993

式

水冷方式

外

形

寸

法

290(W) X 550(D) X 820(H) mm 多関節アーム含まず

量

68 kg

格

電

源

100〜240 V、1.9 kVA（最大）、50 / 60 Hz

医療機器製造販売承認番号

23100BZX00076000

ク

クラスⅢ
高度管理医療機器･特定保守管理医療機器･設置管理医療機器

ラ

ス

分

類

クラス4
体表面の刺青の除去と色素性病変の治療

使 用 目 的 、効 能 又 は 効 果

Q スイッチとは、ポッケルスセルという超高速な電気的シャッター機構を装備することにより、ナノセカンド
単位の超短パルスで瞬時に、非常に高いピークパワーのレーザー光を発振させる技術です。高いピーク
パワーとナノセカンド単位の超短パルスを実現し、高い臨床効果と副作用の少ない治療を実現します。
Q スイッチを採用することにより、瞬時に極めて高いエネルギーのジャイアント･パルスと呼ばれるレーザー
光を放出し、吸収ターゲットであるメラニン顆粒が瞬間的に加熱されます。その際の急速な加熱で生じる
光音響効果 (Photo Accoustic Effect) により、メラニン顆粒が粉砕され、貪食細胞によって除去されます。

製
製

造
造

販

販

元
売

売

1064nmは、太田母斑、異所性又は持続性蒙古斑、外傷性色素沈着症等の深在性色素性病変の治療及び黒青系の色の刺青の除去に使用する
532nmは、扁平母斑、雀卵斑、老人性色素斑等の表在性色素性病変の治療及び赤系の色の刺青の除去に使用する

Fotona d. o. o.

元株式会社ジェイメック

名

スターウォーカー＊公称値

ハーバード大学の R. Rox Anderson が提唱した選択的光熱融解理論は、波長･パルス幅、およびエネルギー密度を適正化することにより、周囲組織を温存しつつ、病変を選択的に治療する方法論として、
皮膚レーザーでは広く確立されています。
Q スイッチを搭載した超短パルスとメラニン色素への吸収特性の異なる 2 波長を用いることにより、表在性から深在性まで幅広い色素疾患に対し、選択的光熱融解理論に合致した、効果的な治療が可能となります。
レー ザ ー 照 射 時（イメージ図 ）レーザーにより、メラニン
顆粒のみが選択的に破壊532 nm：円形 φ2〜10 mm
1064 nm：円形 φ2〜10 mm

方

レーザー製品のクラス分け

パワーと使いやすさを集結したハイパフォーマンスな
色素性皮膚疾患治療用レーザー

15 Hz（最大）

却

定
400

532 nm： 5.6 J/cm2
1064 nm：12.7 J/cm2

冷重超短パルスを実現するQスイッチモード

真皮層にメラニンが異常に分布

Nd:YAGレーザー

発繰1064nm(Nd:YAG)

694nm(ruby)absorption

1064nm は、メラニン色素に穏やかに吸収され、高い深達度が得られます。
532nm は、メラニン色素への吸収が非常に高く、浅いターゲットに対して効率よく作用します。

532nm(KTP)

1064nm と 532nm の 2 つの波長を搭載し、症状に応じて使い分けることにより、幅広い適応に対応します。

755nm(alexandrite)

吸収スペクトラム

585nm(pulsed dye)

2つの波長で幅広い適応をカバー

レ ー ザ ー の 種 類壊れたメラニンはマクロファージにより貪食される

東

京標準セット内容

オプション

本体

1台

R29ハンドピース

R28ハンドピース

1本

フットスイッチ

1個

保護メガネ

4個

セフティアイガード

1個

本

社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル

札 幌 営 業 所
名古屋営業所
大 阪 営 業 所
九 州 営 業 所
九 州 製 造 所

PROM-00228-02

TEL.03-5688-1803
TEL.011-748-4311
TEL.052-979-5661
TEL.06-6388-1866
TEL.0957-35-8300
TEL.0957-35-8300

https://www.jmec.co.jp

FAX.03-5688-1805
FAX.011-748-4312
FAX.052-979-5662
FAX.06-6388-1151
FAX.0957-35-8301
FAX.0957-35-8301

StarWalker Ⓡ スターウォーカー［］

スターウォーカー の特長

医療用レーザーのパイオニア
50 年以上続く､ヨーロッパ屈指のレーザーメーカー
1960 年、米国のセオドア･ H ･メイマンは、ルビー結晶を用いた世界初の高い操作性
1. スポット径を自動認識

レーザー発振に成功しました。

高い治療効率ズームハンドピースは、手元でスポット径を設定でき、本体と連動して自動認識されます。

疾患や疾患の大きさなど、目的や用途に合わせて細かく設定することができ、使い勝手を向上します。

スターウォーカーは、非 常に高 いピークパワーを安 定して照 射できるように設 計されており、強 力なエネルギーは皮膚の深部へ到達し、深在性色素疾患に高い反応を示します。さらに、独自技術による
理想的なビームプロファイルにより、治療効率を高め、トラブルの少ない治療を実現します。

3. 最大 15Hz の繰返し照射数

4. 患部がよく見えるガイド光

1. ハイパワー

そのわずか 4 年後の 1964 年に設立された Fotona 社は、50 年以上も続く

従 来 の 高 出 力 Q スイッチ Nd:YAG レー ザ ー で は､高い出力を確保するため、ダブルパルスを採用していますが、スターウォーカーは、シング ルパ ルスで
最 大 出 力 1600mJ を 実 現し、高 ピ ー ク パ ワ ー や
大 スポットサ イズ のメリットを生 み だして います 。

ヨーロッパ屈指の老舗レーザーメーカーです。
ヨーロッパで培われた高い技術力を集結したレーザー装置は､ 世界 60 ヶ国
以上 2 万 5 千台もの導入実績を誇り、世界中の医師に愛用され、高く評価されています。

2. 高ピークパワー

色素性皮膚疾患治療･刺青除去のゴールドスタンダード※1

1 パルスでエネルギーが発振されるシングルパルスは、
ダブルパルスよりも高いピークパワーを得ることができます。また、ダブルパルスの場合、1 パルス目の直後に発生するガスや水蒸気が、2 パルス目の到達を妨げるという報告もあります。ピークパワーとエネル
ギー効率に差が生じるため、シングルパルスの方が真皮病変治療に有利であると考えられています。
引用 CENCIC, Boris, et al. High fluence, high beam quality Q-switched Nd: YAG laser with
optoflex delivery system for treating benign pigmented lesions and tattoos.
J. Laser Health Academy, 2010, 1: 9-18.

深在性色素疾患
深在性色素疾患のレーザー治療では、真皮の病変部に光を到達させるために輝度の高い光を用いる必要があります。スターウォーカーは、深達度の高い 1064nm の 波長･ Q スイッチモードに加え、高エネルギーをシングルパルスで照射することにより、極めて高いピークパワーを得ることができ、真皮病変部にも十分に必要なエネルギーを与えることができます。

レーザートーニング＜ハイパワーのメリット＞
最高レベルの
ピークパワー

最大出力
シングルパルスで

による

高い深達度

エネルギー

3. 大きなスポットサイズ

治療にかかる時間を少しでも短縮することは、術者と患者の負担の軽減につながり、治療をする上で重要です。ハイパワーによって得られる十分なエネルギー密度により、最大φ10mm の大きなスポット径を実現し、よりスピーディな治療を可能にします。

特殊形状のガイド光を搭載。
スポット径と連動しており、ガイド光と一致したサイズの治療光を照射することができます。

ガイド光5. 動かしやすい OPTOflexⓇアーム

6. 便利なショットカウンター

人間工学に基づいて設計されたアーム（特許取得）
は､ウエイトがなく、動きが非常にスムーズです。
術者の負担を軽くすると同時に､ 安全性と作業効率を高めます。

治療にかかるショット数を患者様ごとに把握することができる、便利な自動ショットカウンター機能付きです。
リセットも簡単にできます。

7. 簡単操作のタッチパネル

8. スピーディな起動時間

大きな画面は、角度調整ができ、誰でも簡単に操作ができます。

1064nm、532nm ともに立 ち 上がりがスピー
ディで、起動時の煩わしさを解消します。

9. ワイヤレス･フットスイッチ（標準装備）

10. 最小クラス※のコンパクト設計

見た目がすっきりとしてケーブルが邪魔にならない､ワイヤレス･フット
スイッチを標準装備しています。
ケーブル接続も可能です。

コンパクトかつ軽量で、設置場所をとらず、移動も簡単にできます。

＜パルスによるピークパワーと深達度の違い＞
シングルパルス（ スターウォーカー ）従来のダブルパルス

ピークパワーが高い
ピークパワーが低い

深達度が低い※ Q スイッチ Nd:YAG レーザー＜スポット径の比較＞

低ランニングコスト
ランプの消耗が少なく、高いコストパフォーマンスを実現しました。
φ10mm

φ6mm

4. 理想的なビームプロファイル

独自技術により、より精度の高いトップハット･ビーム（エネルギー密度の均等化）を実現しました。
これにより、照射ムラの少ない効率的な治療を可能にします。さらに、フラットな創面の形成、良好な創傷治癒、色素沈着や色素脱失、瘢痕などのトラブルの軽減が期待されます。
ビームプロファイラにて＜照射エネルギーのイメージ＞
均等な照射

ムラのある照射トップハットガウシアンビーム1064nm の波長・トップハットビームでの低フルエンス照射は、衝撃波による空砲化現象を引き起こす
ことなく、メラニン色素を非侵襲的に変性・代謝させ、炎症による増悪や色素沈着を抑えながら、症状を改善していくことができます。全顔照射など、広範囲の治療もスピーディに行えます。

※1 : Q スイッチ Nd:YAG レーザー

十分な1600 mJ治療の用途や部位によって、繰返し照射数を0.5 〜 15Hz の間で細かく設定することができます。
※照射条件によります

大スポットでも深達度が高い表在性色素疾患
表在性色素疾患のレーザー治療では、メラニンへの吸収が高く、表皮の色素を効率よく加熱･破壊させることができる 532nm の波長を用います。
より精度の高いビームプロファイルのトップハット･ビームを有するスターウォーカーは､ ホットスポットのない均一なエネルギー分布により、スムーズな術後治癒と色素沈着などのトラブルの少ない治療を実現します。

2. φ2 〜 10mm のスポットサイズ

万全のサポート体制
装置を熟知した技術者によるメンテナンス体制は、日本全国を網羅。
パーツ等の供給も迅速に対応いたします。
さらに、長年皮膚形成市場で培った臨床ノウハウを活かした実際の診療に役立つ情報の提供等、臨床サポート体制も充実しています。

StarWalker Ⓡ スターウォーカー［］

スターウォーカー の特長

医療用レーザーのパイオニア
50 年以上続く､ヨーロッパ屈指のレーザーメーカー
1960 年、米国のセオドア･ H ･メイマンは、ルビー結晶を用いた世界初の高い操作性
1. スポット径を自動認識

レーザー発振に成功しました。

高い治療効率ズームハンドピースは、手元でスポット径を設定でき、本体と連動して自動認識されます。

疾患や疾患の大きさなど、目的や用途に合わせて細かく設定することができ、使い勝手を向上します。

スターウォーカーは、非 常に高 いピークパワーを安 定して照 射できるように設 計されており、強 力なエネルギーは皮膚の深部へ到達し、深在性色素疾患に高い反応を示します。さらに、独自技術による
理想的なビームプロファイルにより、治療効率を高め、トラブルの少ない治療を実現します。

3. 最大 15Hz の繰返し照射数

4. 患部がよく見えるガイド光

1. ハイパワー

そのわずか 4 年後の 1964 年に設立された Fotona 社は、50 年以上も続く

従 来 の 高 出 力 Q スイッチ Nd:YAG レー ザ ー で は､高い出力を確保するため、ダブルパルスを採用していますが、スターウォーカーは、シング ルパ ルスで
最 大 出 力 1600mJ を 実 現し、高 ピ ー ク パ ワ ー や
大 スポットサ イズ のメリットを生 み だして います 。

ヨーロッパ屈指の老舗レーザーメーカーです。
ヨーロッパで培われた高い技術力を集結したレーザー装置は､ 世界 60 ヶ国
以上 2 万 5 千台もの導入実績を誇り、世界中の医師に愛用され、高く評価されています。

2. 高ピークパワー

色素性皮膚疾患治療･刺青除去のゴールドスタンダード※1

1 パルスでエネルギーが発振されるシングルパルスは、
ダブルパルスよりも高いピークパワーを得ることができます。また、ダブルパルスの場合、1 パルス目の直後に発生するガスや水蒸気が、2 パルス目の到達を妨げるという報告もあります。ピークパワーとエネル
ギー効率に差が生じるため、シングルパルスの方が真皮病変治療に有利であると考えられています。
引用 CENCIC, Boris, et al. High fluence, high beam quality Q-switched Nd: YAG laser with
optoflex delivery system for treating benign pigmented lesions and tattoos.
J. Laser Health Academy, 2010, 1: 9-18.

深在性色素疾患
深在性色素疾患のレーザー治療では、真皮の病変部に光を到達させるために輝度の高い光を用いる必要があります。スターウォーカーは、深達度の高い 1064nm の 波長･ Q スイッチモードに加え、高エネルギーをシングルパルスで照射することにより、極めて高いピークパワーを得ることができ、真皮病変部にも十分に必要なエネルギーを与えることができます。

レーザートーニング＜ハイパワーのメリット＞
最高レベルの
ピークパワー

最大出力
シングルパルスで

による

高い深達度

エネルギー

3. 大きなスポットサイズ

治療にかかる時間を少しでも短縮することは、術者と患者の負担の軽減につながり、治療をする上で重要です。ハイパワーによって得られる十分なエネルギー密度により、最大φ10mm の大きなスポット径を実現し、よりスピーディな治療を可能にします。

特殊形状のガイド光を搭載。
スポット径と連動しており、ガイド光と一致したサイズの治療光を照射することができます。

ガイド光5. 動かしやすい OPTOflexⓇアーム

6. 便利なショットカウンター

人間工学に基づいて設計されたアーム（特許取得）
は､ウエイトがなく、動きが非常にスムーズです。
術者の負担を軽くすると同時に､ 安全性と作業効率を高めます。

治療にかかるショット数を患者様ごとに把握することができる、便利な自動ショットカウンター機能付きです。
リセットも簡単にできます。

7. 簡単操作のタッチパネル

8. スピーディな起動時間

大きな画面は、角度調整ができ、誰でも簡単に操作ができます。

1064nm、532nm ともに立 ち 上がりがスピー
ディで、起動時の煩わしさを解消します。

9. ワイヤレス･フットスイッチ（標準装備）

10. 最小クラス※のコンパクト設計

見た目がすっきりとしてケーブルが邪魔にならない､ワイヤレス･フット
スイッチを標準装備しています。
ケーブル接続も可能です。

コンパクトかつ軽量で、設置場所をとらず、移動も簡単にできます。

＜パルスによるピークパワーと深達度の違い＞
シングルパルス（ スターウォーカー ）従来のダブルパルス

ピークパワーが高い
ピークパワーが低い

深達度が低い※ Q スイッチ Nd:YAG レーザー＜スポット径の比較＞

低ランニングコスト
ランプの消耗が少なく、高いコストパフォーマンスを実現しました。
φ10mm

φ6mm

4. 理想的なビームプロファイル

独自技術により、より精度の高いトップハット･ビーム（エネルギー密度の均等化）を実現しました。
これにより、照射ムラの少ない効率的な治療を可能にします。さらに、フラットな創面の形成、良好な創傷治癒、色素沈着や色素脱失、瘢痕などのトラブルの軽減が期待されます。
ビームプロファイラにて＜照射エネルギーのイメージ＞
均等な照射

ムラのある照射トップハットガウシアンビーム1064nm の波長・トップハットビームでの低フルエンス照射は、衝撃波による空砲化現象を引き起こす
ことなく、メラニン色素を非侵襲的に変性・代謝させ、炎症による増悪や色素沈着を抑えながら、症状を改善していくことができます。全顔照射など、広範囲の治療もスピーディに行えます。

※1 : Q スイッチ Nd:YAG レーザー

十分な1600 mJ治療の用途や部位によって、繰返し照射数を0.5 〜 15Hz の間で細かく設定することができます。
※照射条件によります

大スポットでも深達度が高い表在性色素疾患
表在性色素疾患のレーザー治療では、メラニンへの吸収が高く、表皮の色素を効率よく加熱･破壊させることができる 532nm の波長を用います。
より精度の高いビームプロファイルのトップハット･ビームを有するスターウォーカーは､ ホットスポットのない均一なエネルギー分布により、スムーズな術後治癒と色素沈着などのトラブルの少ない治療を実現します。

2. φ2 〜 10mm のスポットサイズ

万全のサポート体制
装置を熟知した技術者によるメンテナンス体制は、日本全国を網羅。
パーツ等の供給も迅速に対応いたします。
さらに、長年皮膚形成市場で培った臨床ノウハウを活かした実際の診療に役立つ情報の提供等、臨床サポート体制も充実しています。

StarWalker Ⓡ スターウォーカー［］

スターウォーカー の特長

医療用レーザーのパイオニア
50 年以上続く､ヨーロッパ屈指のレーザーメーカー
1960 年、米国のセオドア･ H ･メイマンは、ルビー結晶を用いた世界初の高い操作性
1. スポット径を自動認識

レーザー発振に成功しました。

高い治療効率ズームハンドピースは、手元でスポット径を設定でき、本体と連動して自動認識されます。

疾患や疾患の大きさなど、目的や用途に合わせて細かく設定することができ、使い勝手を向上します。

スターウォーカーは、非 常に高 いピークパワーを安 定して照 射できるように設 計されており、強 力なエネルギーは皮膚の深部へ到達し、深在性色素疾患に高い反応を示します。さらに、独自技術による
理想的なビームプロファイルにより、治療効率を高め、トラブルの少ない治療を実現します。

3. 最大 15Hz の繰返し照射数

4. 患部がよく見えるガイド光

1. ハイパワー

そのわずか 4 年後の 1964 年に設立された Fotona 社は、50 年以上も続く

従 来 の 高 出 力 Q スイッチ Nd:YAG レー ザ ー で は､高い出力を確保するため、ダブルパルスを採用していますが、スターウォーカーは、シング ルパ ルスで
最 大 出 力 1600mJ を 実 現し、高 ピ ー ク パ ワ ー や
大 スポットサ イズ のメリットを生 み だして います 。

ヨーロッパ屈指の老舗レーザーメーカーです。
ヨーロッパで培われた高い技術力を集結したレーザー装置は､ 世界 60 ヶ国
以上 2 万 5 千台もの導入実績を誇り、世界中の医師に愛用され、高く評価されています。

2. 高ピークパワー

色素性皮膚疾患治療･刺青除去のゴールドスタンダード※1

1 パルスでエネルギーが発振されるシングルパルスは、
ダブルパルスよりも高いピークパワーを得ることができます。また、ダブルパルスの場合、1 パルス目の直後に発生するガスや水蒸気が、2 パルス目の到達を妨げるという報告もあります。ピークパワーとエネル
ギー効率に差が生じるため、シングルパルスの方が真皮病変治療に有利であると考えられています。
引用 CENCIC, Boris, et al. High fluence, high beam quality Q-switched Nd: YAG laser with
optoflex delivery system for treating benign pigmented lesions and tattoos.
J. Laser Health Academy, 2010, 1: 9-18.

深在性色素疾患
深在性色素疾患のレーザー治療では、真皮の病変部に光を到達させるために輝度の高い光を用いる必要があります。スターウォーカーは、深達度の高い 1064nm の 波長･ Q スイッチモードに加え、高エネルギーをシングルパルスで照射することにより、極めて高いピークパワーを得ることができ、真皮病変部にも十分に必要なエネルギーを与えることができます。

レーザートーニング＜ハイパワーのメリット＞
最高レベルの
ピークパワー

最大出力
シングルパルスで

による

高い深達度

エネルギー

3. 大きなスポットサイズ

治療にかかる時間を少しでも短縮することは、術者と患者の負担の軽減につながり、治療をする上で重要です。ハイパワーによって得られる十分なエネルギー密度により、最大φ10mm の大きなスポット径を実現し、よりスピーディな治療を可能にします。

特殊形状のガイド光を搭載。
スポット径と連動しており、ガイド光と一致したサイズの治療光を照射することができます。

ガイド光5. 動かしやすい OPTOflexⓇアーム

6. 便利なショットカウンター

人間工学に基づいて設計されたアーム（特許取得）
は､ウエイトがなく、動きが非常にスムーズです。
術者の負担を軽くすると同時に､ 安全性と作業効率を高めます。

治療にかかるショット数を患者様ごとに把握することができる、便利な自動ショットカウンター機能付きです。
リセットも簡単にできます。

7. 簡単操作のタッチパネル

8. スピーディな起動時間

大きな画面は、角度調整ができ、誰でも簡単に操作ができます。

1064nm、532nm ともに立 ち 上がりがスピー
ディで、起動時の煩わしさを解消します。

9. ワイヤレス･フットスイッチ（標準装備）

10. 最小クラス※のコンパクト設計

見た目がすっきりとしてケーブルが邪魔にならない､ワイヤレス･フット
スイッチを標準装備しています。
ケーブル接続も可能です。

コンパクトかつ軽量で、設置場所をとらず、移動も簡単にできます。

＜パルスによるピークパワーと深達度の違い＞
シングルパルス（ スターウォーカー ）従来のダブルパルス

ピークパワーが高い
ピークパワーが低い

深達度が低い※ Q スイッチ Nd:YAG レーザー＜スポット径の比較＞

低ランニングコスト
ランプの消耗が少なく、高いコストパフォーマンスを実現しました。
φ10mm

φ6mm

4. 理想的なビームプロファイル

独自技術により、より精度の高いトップハット･ビーム（エネルギー密度の均等化）を実現しました。
これにより、照射ムラの少ない効率的な治療を可能にします。さらに、フラットな創面の形成、良好な創傷治癒、色素沈着や色素脱失、瘢痕などのトラブルの軽減が期待されます。
ビームプロファイラにて＜照射エネルギーのイメージ＞
均等な照射

ムラのある照射トップハットガウシアンビーム1064nm の波長・トップハットビームでの低フルエンス照射は、衝撃波による空砲化現象を引き起こす
ことなく、メラニン色素を非侵襲的に変性・代謝させ、炎症による増悪や色素沈着を抑えながら、症状を改善していくことができます。全顔照射など、広範囲の治療もスピーディに行えます。

※1 : Q スイッチ Nd:YAG レーザー

十分な1600 mJ治療の用途や部位によって、繰返し照射数を0.5 〜 15Hz の間で細かく設定することができます。
※照射条件によります

大スポットでも深達度が高い表在性色素疾患
表在性色素疾患のレーザー治療では、メラニンへの吸収が高く、表皮の色素を効率よく加熱･破壊させることができる 532nm の波長を用います。
より精度の高いビームプロファイルのトップハット･ビームを有するスターウォーカーは､ ホットスポットのない均一なエネルギー分布により、スムーズな術後治癒と色素沈着などのトラブルの少ない治療を実現します。

2. φ2 〜 10mm のスポットサイズ

万全のサポート体制
装置を熟知した技術者によるメンテナンス体制は、日本全国を網羅。
パーツ等の供給も迅速に対応いたします。
さらに、長年皮膚形成市場で培った臨床ノウハウを活かした実際の診療に役立つ情報の提供等、臨床サポート体制も充実しています。

高い臨床効果と信頼性を誇るNd:YAGレーザー

レーザー・光治療器

Nd:YAGとは、イットリウム・アルミニウム・ガーネットを含む結晶にネオジミウムを添加して作られたレーザー媒質で、これを用いたNd:YAGレーザーは、医療以外にも工業を始め、多くの実用分野で広く導入されており、技術的にも安定した信頼性の高いレーザーとして知られています。
長年の経験で培ったNd:YAGレーザーの技術を結集し開発された、高い臨床効果と信頼性を兼ね備えた
レーザーシステムとして、世界の臨床現場で愛用されています。

QスイッチNd:YAGレーザー

仕 様［ スターウォーカー ］

近年では 1064nm による低フルエンス照射が行われ、色素斑を徐々に改善させる治療法として、高く評価されています。ダウンタイムや痛みがほ
とんどないのが特長です。

振

波

長

532 nm 及び 1064 nm

パ

ル

ス

幅

5 nsec（最高出力時）

最

大

出

力

返

し

照

射

ス ポ ッ ト サ

数

イ ズ

冷

却

方

外

形

寸

重
定
400

500

600

700

800

900

1000

1500

wavelength(nm)Lim HW, Soter NA, et al. Clinical Photomedicine. New Tork: CRC Press; 1993

電

15 Hz（最大）532 nm：円形 φ2〜10 mm
1064 nm：円形 φ2〜10 mm
水冷方式

法

290(W) X 550(D) X 820(H) mm 多関節アーム含まず

量

68 kg

源

100〜240 V、1.9 kVA（最大）、50 / 60 Hz

医療機器製造販売承認番号

23100BZX00076000

ク

クラスⅢ
高度管理医療機器･特定保守管理医療機器･設置管理医療機器

ラ

ス

分

類

クラス4
体表面の刺青の除去と色素性病変の治療

使 用 目 的 、効 能 又 は 効 果

Q スイッチとは、ポッケルスセルという超高速な電気的シャッター機構を装備することにより、ナノセカンド
単位の超短パルスで瞬時に、非常に高いピークパワーのレーザー光を発振させる技術です。高いピーク
パワーとナノセカンド単位の超短パルスを実現し、高い臨床効果と副作用の少ない治療を実現します。
Q スイッチを採用することにより、瞬時に極めて高いエネルギーのジャイアント･パルスと呼ばれるレーザー
光を放出し、吸収ターゲットであるメラニン顆粒が瞬間的に加熱されます。その際の急速な加熱で生じる
光音響効果 (Photo Accoustic Effect) により、メラニン顆粒が粉砕され、貪食細胞によって除去されます。

製
製

造
造

販

販

元
売

売

1064nmは、太田母斑、異所性又は持続性蒙古斑、外傷性色素沈着症等の深在性色素性病変の治療及び黒青系の色の刺青の除去に使用する
532nmは、扁平母斑、雀卵斑、老人性色素斑等の表在性色素性病変の治療及び赤系の色の刺青の除去に使用する

Fotona d. o. o.

元株式会社ジェイメック

名

スターウォーカー＊公称値

ハーバード大学の R. Rox Anderson が提唱した選択的光熱融解理論は、波長･パルス幅、およびエネルギー密度を適正化することにより、周囲組織を温存しつつ、病変を選択的に治療する方法論として、
皮膚レーザーでは広く確立されています。
Q スイッチを搭載した超短パルスとメラニン色素への吸収特性の異なる 2 波長を用いることにより、表在性から深在性まで幅広い色素疾患に対し、選択的光熱融解理論に合致した、効果的な治療が可能となります。
レー ザ ー 照 射 時（イメージ図 ）レーザーにより、メラニン
顆粒のみが選択的に破壊格

532 nm： 5.6 J/cm2
1064 nm：12.7 J/cm2式

レーザー製品のクラス分け

パワーと使いやすさを集結したハイパフォーマンスな
色素性皮膚疾患治療用レーザー

超短パルスを実現するQスイッチモード

真皮層にメラニンが異常に分布

Nd:YAGレーザー

発繰1064nm(Nd:YAG)

694nm(ruby)absorption

1064nm は、メラニン色素に穏やかに吸収され、高い深達度が得られます。
532nm は、メラニン色素への吸収が非常に高く、浅いターゲットに対して効率よく作用します。

532nm(KTP)

1064nm と 532nm の 2 つの波長を搭載し、症状に応じて使い分けることにより、幅広い適応に対応します。

755nm(alexandrite)

吸収スペクトラム

585nm(pulsed dye)

2つの波長で幅広い適応をカバー

レ ー ザ ー の 種 類壊れたメラニンはマクロファージにより貪食される

東

京標準セット内容

オプション

本体

1台

R29ハンドピース

R28ハンドピース

1本

フットスイッチ

1個

保護メガネ

4個

セフティアイガード

1個

本

社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-31-3 湯島東宝ビル

札 幌 営 業 所
名古屋営業所
大 阪 営 業 所
九 州 営 業 所
九 州 製 造 所

PROM-00228-02

TEL.03-5688-1803
TEL.011-748-4311
TEL.052-979-5661
TEL.06-6388-1866
TEL.0957-35-8300
TEL.0957-35-8300

https://www.jmec.co.jp

FAX.03-5688-1805
FAX.011-748-4312
FAX.052-979-5662
FAX.06-6388-1151
FAX.0957-35-8301
FAX.0957-35-8301