AirCheck G2 を使った
Site Survey （AirMapper）と Link-Live の手引き

東洋計測器株式会社
2021. APR v1.0

もくじPage
１． はじめての Link-Live（アカウント登録から利用まで）

31-1)アカウント作成方法と機器の要求（機器の登録）31-2) 装置の要求

51-3) ソフトウェアのアップデート （AirCheck G2）

6

２．AirCheck G2 (v5.1)で AirMapper を用いたサイト・サーベイ

82-1)フロアプランの取り込み

82-2) パッシブ・サーベイ

102-3)アクティブ・サーベイ

112-4)サーベイ・データのローカル保存

112-5) Link-Live にアップロード

12３．Link-Live でのヒートマップ表示、解析、レポート作成

133-1)アップロードしたデータ

133-2)サーベイ・データのヒートマップ表示

143-3)サーベイ・データの解析

153-4)サーベイ・データの CSV 出力、レポート出力

153-5) サーベイ・データを AirMagnet Survey Pro にエキスポートする

163-6) サーベイ用フロアプランを作成

163-7) .amp ファイルをインポートする

173-8) AllyCare サポートがあれば

18４．Link-Live でできること

184-1)セッション・ファイル.acsx の表示と解析・レポート

184-2)スクリーン・ショットの取り方と保存

194-3)スクリーン・ショット画像を見る

194-4)Link-Live が使える機器

19５．その他 留意事項

205-1)PC アプリケーションソフトウェアについて（AirCheck G2 Manager/LinkRunner AT Manager）
5-2) キャプチャー・ファイル.pcap

20
20202

１． はじめての Link-Live
NetAlly 社のクラウド・サービス Link-Live にアカウント登録するところから、ログインして装置（ハンドヘルド・テスター）の要求、取消、ソフトウェアのアップデートまでの説明です。
1-1)
アカウント作成方法と機器の要求（テスターの登録）
はじめに、右の URL にアクセスしてください。https://www.netally.com/
出てきた画面の右上の “ SIGN IN ”をクリックし、“Link-Live”を選択します。

次に、Create account をクリック します。

次の画面で所定の項目を英語表記で入力して、Create account をクリックします。

3

すると、入力したメールアドレスに案内が送信されます。
受信したメールの “今すぐ有効化” をクリックするか、をクリックしてアクティベーション・コード を入力します。

4アカウントが有効化されるとログイン画面に移行します。
メールアドレスとパスワードを入力し SIGN IN をクリックします。

入力したメールアドレスが表示されます。

次に、組織の作成画面が表示されます。
任意の組織名を入力し、 “組織を作成” をクリックします。

1-2)装置の要求（装置の要求とは、テスターの登録をすることです）
装置の要求が必要な場合は該当製品をクリックし、表示される手順に従い登録をします。
不要な場合は右上のをクリックして閉じます。（装置の要求は後からでも可能です。）

5

装置の要求はログイン後の画面にて、すると行うことができます。
複数の装置を登録することができます。

1-3)装置を要求 の順にクリック

ソフトウェアのアップデート （AirCheck G2）

本体のイーサネット・ポートを使用してアクティブなネットワークに接続します。
本体の Link-Live 設定の画面で ソフトウェア・アップデートをチェックしてください を選択します。
※アップデートには装置の要求が必要となります。

6

利用可能なバージョンがある場合には以下のようなメッセージが表示されます。
（最新のバージョンが出ます）
はい を選択するとアップデートが開始されます。
アップデートが終了すると本体が再起動します。

上記方法でのアップデートはソフトウェアバージョン 3.0 以上の場合のみ可能になります。
ソフトウェアバージョンが 3.0 でない場合は弊社までご連絡ください。
※最新バージョンへのアップデートにはサポートサービスのご契約が必要となります。
※本紙に記載のない製品のアップデートについはお問合せください。
＊通常は必要がありませんが、装置の要求取消（機器の登録解除）を行う場合には以下の手順になります。

（方法 1）
ログイン後をクリックし装置の画面に移動します。

（方法 2）AirCheckG2 本体の Link-Live 設定から装置の要求取消を選択します。

7をクリックし要求取消をクリックします。

２．AirCheck G2 (v5.1)で AirMapper を用いたサイト・サーベイ(バージョンはアップデートされることがあります)
2-1)フロアプランの取り込みはじめに、フロアプラン（サーベイする建物のフロア図面：JPEG または PNG 形式）を、あらかじめ USB メモリのルートに保存し、AirCheck G2 の USB ポートに接続しておきます。
図１ AirCheck G2 のホーム画面に表示されている AirMapper をタッチします。

図1

図2

図3

図２ 最初はフロアプランがありませんので、OK をタッチします。
（図３ 次回からは、前回のフロアマップが表示されます）
図４ 必要に応じ、各欄をタッチして、サーベイの名前、説明を入力します。そして信号伝播の欄に入力します。6m は通常のオフィスで目安の値になっています。障害物があれば短く、障害物がないところでは長く設定しますが、サーベイしたときの円の大きさになります。そして“フロアプラン”をタッチします。
図５ “フロアプランを追加”をタッチします。
図 6 USB メモリのルートに保存されているフロアプランが表示されます。
（プルダウン矢印により、あれば複数表示されますので、その中から選択します）

図4
図5
図68

図 7 選択されたフロアプランが出ます。“寸法“をタッチします。
図 8 フロアマップの特定の２つのマーカ（赤枠の●を移動する）の場所を決め、その間の距離を、”マーカの距離“にて入力します。
図 8 の画面で上部の＜で前画面（図 7）に戻り、良ければ“適用”をタッチします。
図 9 最初は、追加されたフロアプランのみが表示されますが、追加したフロアプランも出ますので、必要なフロアプランを選択します。筆記具のマークをタッチするとフロアプランや寸法が変更できます。X でフロアプランの削除ができます。
図 10 サーベイのタイプを選択します。WiFi の AP からのビーコン信号からデータを取得する“パッシブサーベイ”であれば、“パッシブ“ を選択します。特定の AP に接続（アソシエート）して速度の実測をするのであれば、”アクティブ“を選択します。”アクティブ“を選択した場合には、接続した AP のみが測定対象になります。

図7

図8
図9

図 1092-2)パッシブ・サーベイ
図 10 でパッシブを選択すると、
図 11 のような測定するフロアの図面が表示されます。
画面右下のをタッチするとフロア図面が 90 度回転して、サーベイ時に見やすいようにします。またフロア図面は指で拡大・縮小できます。
次に画面左下の“開始”をタッチすると、サーベイを開始します。
画面右上のが測定する Wi-Fi チャンネルを一巡してから、フロアマップで現在いる場所をタッチします
図 12 タッチしたところに、緑の円ができます。
この大きさ（半径）は“信号伝播”で設定した距離になります。
次に場所を移動して次の測定を行いますが、“信号伝播”で設定した距離を越えないところ行うと、図 13 のように緑の円が重なって表示され、途切れ目なく測定することができます。

図 11

図 12

図 13

図 14 サーベイしたいエリアのデータ取得が終了しましたら、画面下の“停止”をタッチします。
図 15 同じフロアでサーベイ測定を追加する場合には、“再開”をタッチして、サーベイを再度行います。
図 14102-3)アクティブ・サーベイ
図 10 でアクティブ・サーベイを選択して、“開始“すると、現在地のネットワーク一覧が表示されます。(図 15)
図 15 アクティブ・サーベイを行う SSID を選択すると、その SSID の構成が出てきます（図 16）
図 16 セキュリティ認証などの項目を確認し、“パスワード”をタッチしてパスワードを入力して、“適用“をタッチします。その後、選択された SSID に接続を試み、接続ができたら
図 17 のようになり、画面下の AirMapper マークをタッチするとサーベイの画面になり、以下パッシブ・サーベイと同様です。

図 15

図 16

図 172-4)サーベイ・データのローカル保存
データの保存には、AirCheck G2 本体にローカル保存する方法と、Link-Live にアップロードする方法と方法があります。Link-Live にアップロードする方法は 5-2)に説明しますが、AirCheckz G2 の有線 LAN（本体左側 RJ45）または無線 LAN での Link-Live 接続が不安定な場合は、Link-Live にアップロードする前に AirCheck G2 本体にローカル保存をお勧めします。
サーベイを終了した画面は、図 18 のようになりますので、画面下にあるをタッチします。すると、図 19 のように保存先をローカルまたは Link-Live のどちらかを選択します。
11

（AirCheck G2 本体にローカル保存する方法）
図 19 で、ローカルを選択して、必要に応じファイル名を変更し、“保存”をタッチします。
ファイルは、.amp という拡張子がつく AirMapperファイルになります。
この状態では、データは AirCheck G2 本体の内部メモリに保存されていますので、本体ホーム画面の設定（歯車マーク）にある“ファイルの管理”で、AirCheck G2 本体につけた USB メモリに保存する
図 18ことができます。

図 20 のファイルの管理画面で、４つのファイル形式の中から.amp

図 19

ファイルを選択すると、下にサーベイデータが出ますので、USB メモリに保存するファイルに☑を入れて“USB メモリに保存“をタッチします。
（ここで”アップロード”を選べば後述の Link-Live に保存もできます）.amp 形式で USB メモリに保存されたサーベイデータは、Link-Live 上で読み込むことや、AirMagnet で読むことができます。
2-5) Link-Live にアップロード
図 19 で、Link-Live を選択して、必要に応じファイル名を変更し、“保存”をタッチします。
この際には、安定した有線あるいは無線ネットワークをお使い下さい。
ネットワークが不安定な場合はローカル保存し、USB メモリに保存することをお勧めします。有線あるいは無線ネットワークに接続できない

図 20

時には、AirCheck G2 内部にキューとして残り、インターネット接続ができる有線 LANのケーブルが接続された時、または AirCheck G2 の無線 LAN で選択した AP の SSID に接続した時に、.amp データは Link-Live にアップロードされます。

12

3. Link-Live でのヒートマップ表示・解析・レポート作成
Link-Live 画面で、左側のナビゲーション

をクリックすると、下記のようにそれぞれの項目の説明になります。

AirMapper の結果表示・解析
結果

アップロードされた結果を表示装置登録された装置（テスター）を表示

アップロードされたフ
アップロードされたファイルを表示ァイル
アプリ

アプリの要求（特に使いません）

Analysis(解析）セッション・ファイルを表示

AirMapper

AirMapper 測定結果を表示

設定

各種設定

サポート

ダウンロード、ドキュメントなど

3-1) アップロードしたデータ
ナビゲーションで AirMapper をクリックすると、アップロードされたデータ一覧が LinkLive 画面上で下記の左側のように表示されます。
それらのファイルから表示や解析したいファイルを選択し、View Survey（表示）あるい
は View Analysis（解析）、Export for Survey PRO（エキスポート）に進みます。

133-2) サーベイデータのヒートマップ作成
前項で説明のように、右上の”View Survey”をクリックすると、下記のようなヒートマップが表示されます。測定ポイントクリックすると、下記のようにその場所が赤いAirMapper マークが表示され、その場所において検出された SSID の一覧が表示されます。

以下が表示される項目です。

またヒートマップの項目は、Signal(dBm), 1st AP, Filters などから、下記のプルダウンメニ
ューにて選択することができます。Filters はさらに絞り込むことができます。

143-3) サーベイ・データの解析同様に、”View Analysis”をクリックすると、解析結果としてサーベイの際に収集された情報が一覧で表示されます。

チャンネルでソートされます
SSID でソートされます
AP でソートされます
MAC アドレスでソートされます
干渉項目でソートされます
3-4)サーベイ・データの CSV 出力、レポート出力
右下のをクリックするとCSV を生成する
レポートのテンプレートを追加する
テンプレートを見る
PDF レポートを生成する
終了（戻る）

15

生成された CSV ファイルや、PDF レポートは、Link-Live の通知機能知されます。古い通知もにより通をクリックすると確認できます。

3-5) サーベイデータを AirMagnet Survey Pro にエキスポートする“Export for Survey PRO”をクリックすると、左下に.amp ファイルが生成します。

このフォルダを開いて.amp ファイルを別なフォルダに保存したり、AirMagnet の環境がある PC であれば、そのまま開くことができます。
（重要）AirMapper でとったサーベイ・データ.amp を、AirMagnet Survey Pro にエキスポートすることによって、測定ポイント以外の任意の場所の測定値を表示した
り、Survey Pro の豊富な解析を使うことができるようになります。
3-6) サーベイ用フロアプランを作成
画面右下のをクリックすると右図のようになります。
サーベイ用フロアプランを作成.amp ファイルをインポート
終了

一番上の“Manage floor plans”を選択して、新規の場合は右下のをクリック。

すると下記の画面になり、上部でフロアプラン画像(JPG, PNG)を選択し、サーベイ名、ラベル、寸法、信号の電波距離、単位などを入力し、”PUBLISH”で作成します。
必要に応じて、寸法の調整(Caliblate)を行います。Calibrate は、フロア上で２点を選び、その距離を入力し、Set calibrate を実行することで行われます。
16

生成されたフロアプランは、下記のように登録済の装置（テスター）すべてに送る、又は特定の装置に送る、を選択すると、それらにフロアマップを適用することができます。

3-7) .amp ファイルをインポートする
下記のようにポップアップが出ますので、“ファイルを選択”をクリックしてPC のローカルディスクや USB メモリなどに保存された .amp ファイルを選択します。
（重要）“タイトル”は必ず入力して下さい。
サーベイ用フロアプランを作成.amp ファイルをインポート終了

必要があれば、“ラベル”を入力して、“アップロード”します。
173-8)AllyCare サポート契約による機能拡張
AllyCare サポートの契約があれば、Link-Live での解析や表示、レポート等の拡張機能の全てを使うことができます。ヒートマップの項目やフィルタの種類がすべて使えたり、スレッショルドレベルを可変したりできます。
（下図の緑の部分）

４．Link-Live で他にできること
4-1) AirCheck G2 セッション・ファイル.acsx の表示と解析・レポート
アップロードされた.acsx ファイルを選択すると18

“View Analysis”をクリックすると、以下のように詳細画面が表示されます。

4-2) AirCheck G2 スクリーン・ショットの取り方と保存スクリーン・ショットをとりたい画面において、上部のを長押しします。

その後、Link-Live またはローカルを選び保存します。
この保存の方法は、前述したサーベイデータの保存と同じです。
Link-Live に保存、ローカル保存してファイル管理を使い USB メモリに保存や Link-Live に保存、キューの動作なども同様です。

4-3)スクリーン・ショット画像を見る
Link-Live の以下の画面より該当のスクリーンショットを見ることができます。

4-4)Link-Live が使える機器Wi-Fi テスター

AirCheck G2

ポータブル・ネットワーク・エキスパート

EXG-200

リンクランナーLRAT-1000/LRAT-2000

リンクランナーG2

LR-G2

リンクスプリンター

LSPRNTR-300

19５．その他 留意事項
5-1)PC アプリケーション・ソフトウェアについて （AirCheck G2 Manager）
NetAlly

AirCheck G2 Manager を使うことで、以下のことができます。

・セッションデータの表示・レポート
・スクリーンショットの表示・保存・AirCheck G2 のファームウェア・アップデート
AirCheck G2 Manager は以下のところからダウンロードすることができます。
https://www.netally.com/support/user-guides/5-2) キャプチャー・ファイル.pcap.pcap パケット・キャプチャー・ファイルは、Link-Live で解析はできません。
AirMagnet Wi-Fi Analyzer Pro、又は別なアプリケーション・ソフトウェアをお使い下さい。

お問合せ先
東洋計測器株式会社〒101-0021

東京都千代田区外神田 1-3-12 計測器ランドビル

URL : https://www.keisokuki-land.co.jp/support/netally/
電話 : 03-3255-8026
e-mail : netally@keisokuki-land.co.jp

20