PT0de-1092

Tragbares Gaswarngerät

GX-8000(TYP LEL)
Bedienungsanleitung(PT0-098)

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon : +81-3-3966-1113
Fax : +81-3-3558-9110
E-Mail : intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/english/

<Inhalt>
1
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.

Beschreibung des Produkts ......................................................................... 2

2.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.

Wichtige Sicherheitshinweise .................................................................................. 4
Gefahren ................................................................................................................. 4
Warnungen .............................................................................................................. 7
Vorsichtsmaßnahmen .............................................................................................. 8
Sicherheitshinweise ................................................................................................. 10

3.
3-1.
3-2.

Einzelteile des Produkts .......................................................................................... 11
Hauptgerät und Standardzubehör ........................................................................... 11
Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile ................................................... 14

4.
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
4-6.
4-7.
4-8.
4-9.

Gebrauch des Gasmessgeräts ................................................................................ 17
Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts .................................................................. 17
Vorbereitung zum Einschalten ................................................................................. 17
Grundlegende Betriebsverfahren ............................................................................ 22
Starten des Gaswarngeräts ..................................................................................... 23
Ablauf einer Messung .............................................................................................. 25
Betriebsarten ........................................................................................................... 28
Luftkalibrierungsmodus ........................................................................................... 29
Anzeige-/Einstellungsmodus ................................................................................... 31
Beenden .................................................................................................................. 35

5.
5-1.
5-2.
5-3.

Operationen und Funktionen ................................................................................... 36
Gasalarm-Aktivierung .............................................................................................. 36
Fehleralarm-Aktivierung .......................................................................................... 38
Sonstige Funktionen ................................................................................................ 38

6.
6-1.
6-2.
6-3.
6-4.

Wartung ................................................................................................................... 39
Wartungsintervalle und zu wartende Elemente ....................................................... 39
Gaskalibrierverfahren .............................................................................................. 40
Reinigung ................................................................................................................ 41
Austausch von Teilen............................................................................................... 41

7.
7-1.
7-2.
7-3.

Aufbewahrung und Entsorgung ............................................................................... 43
Vorgehensweisen beim Aufbewahren des Gaswarngeräts oder längerem
Nichtgebrauch ......................................................................................................... 43
Vorgehensweise zur erneuten Verwendung des Gaswarngeräts ............................ 43
Entsorgung .............................................................................................................. 44

8.

Problembeseitigung ................................................................................................. 45

9.
9-1.
9-2.

Produktspezifikationen ............................................................................................ 47
Liste der Spekifikationen.......................................................................................... 47
Zubehörliste............................................................................................................. 49

10.

Begriffsdefinitionen .................................................................................................. 50

Vorwort .................................................................................................................... 2
Bestimmungsgemäßer Zweck ................................................................................. 2
Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS ........................... 2
Bestätigungsverfahren für Normen und Explosionssicherheitsspezifikation ............ 3-1-

GX-8000

1 Beschreibung des Produkts

1-1. Vorwort

1

Beschreibung des Produkts
1-1. Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für unser tragbares Gaswarngerät GX-8000 (TYP LEL) entschieden haben. Bittevergewissern Sie sich, dass die Modellbezeichnung des Produkts, das Sie erworben haben, in den
Spezifikationen in dieser Anleitung enthalten ist.
Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des Gaswarngeräts und gibt seine Spezifikationen an. Es
enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Gaswarngeräts erforderlich sind. Nicht
nur Erstbenutzer, sondern auch Benutzer, die das Produkt bereits verwendet haben, müssen die
Bedienungsanleitung durchlesen und verstehen, um Wissen und Erfahrung vor Verwendung desGaswarngeräts zu verbessern.

1-2. Bestimmungsgemäßer Zweck
Dieses Produkt ist ein Gaswarngerät, das für das Messen brennbarer Gase (%LEL) in der Luft verwendet
wird.
Die Erkennungsleistung ist nicht vorgesehen, Leben oder Sicherheit zu gewährleisten.
Sehen Sie sich vor Verwendung die Spezifikationen an und führen Sie die Gasmessung entsprechend dem
Zweck durch.
Neben dieser Bedienungsanleitung ist eine Bedienungsanleitung für das
Datenlogger-Managementprogramm (Option) für das Gaswarngerät erhältlich. Wenden Sie sich an RIKEN
KEIKI, wenn es benötigt wird.

1-3. Definition von GEFAHR, WARNUNG, VORSICHTund HINWEISGEFAHR

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften odersogar tödlichen Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.

WARNUNG

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften
Verletzungen und schweren Sachschäden führen kann.

VORSICHT

Dieser Hinweis besagt, dass unsachgemäße Handhabung zu kleineren
Verletzungen und Sachschäden führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis gibt Tipps für die Handhabung.

GX-8000-2-

1 Beschreibung des Produkts 1-4. Bestätigungsverfahren für Normen und Explosionssicherheitsspezifikation

1-4. Bestätigungsverfahren für Normen undExplosionssicherheitsspezifikation
Dieses Instrument besitzt einige Spezifikationen, die von den den Standards oder der zertifizierten
Explosionssicherheit abhängen. Bitte überprüfen Sie die Spezifikation des Messgeräts vor Gebrauch. Bei
Geräten mit CE-Kennzeichnung beachten Sie bitte die Konformitätserklärung am Ende dieser Anleitung.
Sie können die Spezifikation des Geräts wie folgt auf dem Typenschild überprüfen.
Japan Ex-Bescheinigung

Hauptgerät

Hauptgerät

Ex-Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung
Batteriesatz

Batteriesatz

Japan Ex-Typenschild

ATEX/IECEx, CE-Kennzeichnung Typenschild-3-

GX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren

2

Wichtige
Sicherheitshinweise
2-1. Gefahren
GEFAHR
Position desTypenschilds

Hauptgerät

BatteriesatzÜber den Explosionsschutz des Hauptgeräts
 Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Die Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
der Batterieeinheit, die angeschlossen
des Hauptgeräts
werden kann

GX-8000

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC21222

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224-4-

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren

GEFAHR Die Spezifikationen der Hauptgeräte lauten:
Pumpenschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige
Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A,
zulässige Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A,
zulässige Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A,
zulässige Leistung 733 mW
Backup-Schaltkreis
3,0 V DC, 10 µA
Umgebungstemperatur:-20 ºC - +50 ºC
 Explosionsschutzgrad des Hauptgeräts ist Ex ia ⅡC T4 X.
Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Das Hauptgerät, das angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
der Batterieeinheit

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
des Hauptgeräts, das angeschlossen
werden kann

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224

GX-8000 / TC21222

 Die Spezifikationen der Lithium-Ionen-Batterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 901 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A,
maximale Leistung 618 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A,
maximale Leistung 330 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A,
maximale Leistung 526 mW
Batterieladekontakt:
Zulässiger Strom von 250 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:-20 ºC - +50 ºC
 Explosionsschutzgrad der Lithium-Ionen-Batterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.

 Die Spezifikationen der Trockenbatterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:

Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A,
maximale Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A,
maximale Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A,
maximale Leistung 733 mW
Stromversorgung:
4,5 V DC, 250 mA (Typ LR6, hergestellt von Toshiba, 3 Stck.)
Umgebungstemperatur:-20 ºC - +50 ºC
 Explosionsschutzgrad der Trockenbatterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.
-5-

GX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-1. Gefahren

GEFAHRÜber die Kombination
Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild und die Kombination aus
Hauptgerät und Batterieeinheit richtig ist.
Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
 IP-Schutzart: IP20Über den Gebrauch
 Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in
das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls
setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase
ausgeblasen werden können.
 Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luftoder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.
 Hochkonzentrierte (mehr als LEL) Gase können austreten. Niemals Feuer in der Nähe desGaswarngeräts verwenden.

GX-8000-6-

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-2. Warnungen2-2. Warnungen
WARNUNG
Druck an der Messstelle Das Gaswarngerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wennder Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gaswarngeräts mit übermäßig hohem Druckbeaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungenerzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das
Gaswarngerät einwirkt.
 Schließen Sie den Gasprobenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer
Druck als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt
werden.
Frischluftjustierung in der Atmosphäre
Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierung auf
Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht ordnungsgemäß
durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
Reaktion auf Gasalarm
Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Kontrolle des Batteriestands
 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gaswarngerät
zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterienleer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie
gegen neue aus.
 Wenn ein Alarm vom Typ „Batteriespannung schwach“ ansteht, ist keine Gasmessung möglich.
Wenn der Alarm während des Gebrauchs erfolgt, schalten Sie die Stromversorgung aus undladen Sie die Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
Sonstiges
 Gaswarngerät nicht ins Feuer werfen.
 Gaswarngerät nicht in einer Waschmaschine oder einem Ultraschallreiniger waschen.
 Die Öffnung für den akustischen Signalton darf nicht blockiert werden. Andernfalls ist der
Alarmton nicht zu hören.
 Batterieeinheit nicht bei eingeschaltetem Gerät herausnehmen.

-7-GX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-3. Vorsichtsmaßnahmen

2-3. Vorsichtsmaßnahmen
VORSICHT
Gaswarngerät nicht an Orten verwenden, an denen er Öl, Chemikalien usw. ausgesetzt ist.
Gaswarngerät nicht absichtlich unter Wasser tauchen.
 Nicht an einem Ort verwenden, an dem das Gaswarngerät Flüssigkeiten wie Öl und Chemikalienausgesetzt ist.
 Das Gaswarngerät entspricht zwar IP67, ist aber nicht wasserdruckbeständig. Gaswarngerät
nicht an Orten verwenden, an denen ein hoher Wasserdruck auf es wirkt (unter einem
Wasserhahn, in der Dusche usw.), und es nicht längere Zeit unter Wasser tauchen. Das
Gaswarngerät ist nur in Frischwasser und Leitungswasser wasserdicht, nicht in heißem Wasser,
Salzwasser, Waschmittel, Chemikalien, menschlichem Schweiß usw.
 Gasein- und -austritt sind nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass kein Wasser wie z. B.
Regenwasser in diese Teile gelangt. Andernfalls kann es zu Problemen kommen und es ist
keine Gaslecksuche möglich.
 Gaswarngerät nicht an einem Ort ablegen, an dem sich Wasser oder Schmutz ansammelt.
Wenn das Gaswarngerät an einem solchen Ort abgelegt wird, kann dies Fehlfunktionen
verursachen, wenn Wasser oder Schmutz in die Öffnung, den Gaseintritt usw. gelangt.
 Beachten Sie, dass durch eindringendes Schmutzwasser, Staub, Metallstaub usw. die
Empfindlichkeit der Sensoren deutlich herabgesetzt wird. Seien Sie vorsichtig, wenn das
Gaswarngerät in Umgebungen eingesetzt wird, in denen solche Elemente vorhanden sind.
Gaswarngerät nicht an einem Ort verwenden, an dem die Temperatur unter -20 °C fällt oder über50 °C steigt.
 Der Betriebstemperaturbereich des Gaswarngeräts ist -20 bis 50 °C. Gaswarngerät nicht bei
höheren Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten und Drücken oder bei niedrigeren Temperaturen als
dem Betriebsbereich verwenden.
 Längeren Gebrauch des Gaswarngeräts an einem Ort, an dem es dem direkten Sonnenlicht
ausgesetzt ist, vermeiden.
 Gaswarngerät nicht in einem durch die Sonne erwärmten Auto aufbewahren.
Beachten Sie die Einsatzbeschränkungen, um Kondenswasserbildung im Inneren desGaswarngeräts oder des Gasprobenahmeschlauchs zu vermeiden.
Kondenswasser im Gaswarngerät oder im Gasprobenahmeschlauch führt zu Verstopfung oder
Gasadsorption und kann die genaue Gasmessung behindern. Aus diesem Grund muss die Bildung
von Kondenswasser vermieden werden. Überwachen Sie neben der Betriebsumgebung auchsorgfältig die Temperatur/Feuchtigkeit des Messpunkts, um Kondenswasserbildung im
Gaswarngerät oder Gasprobenahmeschlauch zu verhindern. Bitte beachten Sie die
Einsatzbeschränkungen.
Keinen Transceiver in der Nähe des Gaswarngeräts verwenden.
 Funkwellen eines Transceivers in der Nähe des Gaswarngeräts können die Messwertanzeige
stören. Wenn ein Transceiver verwendet wird, muss dies an einem Ort erfolgen, an dem er nicht
stört.
 Gaswarngerät nicht in der Nähe eines Geräts verwenden, das starke elektromagnetische Wellen
abgibt (Hochfrequenz- oder Hochspannungsgeräte).
Vor Verwendung des Gaswarngeräts überprüfen, dass die Pumpenantriebsanzeige rotiert.
Wenn die Pumpenantriebsanzeige nicht rotiert, kann die Gasmessung nicht richtig durchgeführt
werden. Prüfen Sie, ob Durchfluss verloren geht.
Versäumen Sie niemals die regelmäßige Wartung.
Das Gasmessgerät ist ein Sicherheitsgerät; als solches muss es regelmäßig gewartet werden, um
die Sicherheit zu gewährleisten. Der fortgesetzte Gebrauch des Gaswarngeräts ohne
vorschriftsmäßige Wartung beeinträchtigt die Empfindlichkeit des Sensors und führt zu ungenauen
Gasmessungen.

GX-8000-8-

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-3. Vorsichtsmaßnahmen

VORSICHT
Sonstiges
 Durch unnötige Betätigung der Tasten können die Einstellungen geändert werden, mit der Folge,
dass Alarme nicht korrekt aktiviert werden. Gaswarngerät nur mithilfe der in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren betreiben.
 Gaswarngerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Die Wasserdichtheit und derExplosionsschutz sowie die Genauigkeit könnten sich sonst verschlechtern.
 Gaswarngerät während des Aufladens nicht verwenden.
 Das Gaswarngerät ist für das Messen brennbarer Gase gedacht, die Messumgebung kannjedoch Gase beinhalten, die eine schädliche Auswirkung auf die Sensoren dieses Geräts haben.
Das Gaswarngerät kann bei Vorhandensein der folgenden Gase nicht verwendet werden:(1) Sulfide (wie H2S und SO2), die ständig in hohen Konzentrationen vorhanden sind(2) Halogengase (wie Chloridverbindungen und Chlorfluorkohlenwasserstoffe)(3) Silizium (Si-Verbindungen)Gaswarngerät bei Vorhandensein der obigen Gase (wie Sulfide in hoher Konzentration,
Halogengase und Silizium) nicht verwenden, da dies die Lebensdauer des Sensors erheblichverkürzen oder zu Fehlfunktionen wie ungenauen Messwertanzeigen führen kann.
Falls das Gaswarngerät bei Vorhandensein von Silizium usw. für die Detektion verwendet wird,
müssen seine Gasempfindlichkeit vor der erneuten Verwendung geprüft werden.

-9-

GX-8000

2 Wichtige Sicherheitshinweise

2-4. Sicherheitshinweise

2-4. Sicherheitshinweise
Beachten Sie Folgendes zur Aufrechterhaltung des Explosionsschutzsystems.

<ATEX/IECEx-Spezifikationen>・Das tragbare Gaswarngerät Modell GX-8000 ist ein Gaswarngerät für die Messung brennbarer Gase(%LEL) in der Luft in explosionsgefährdeten Umgebungen.
・Die Gasprobenahme erfolgt durch Ansaugen mithilfe der integrierten Mikropumpe.
・Als Batterie kann eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Alkali-Trockenbatterie gewählt werden.
Die Lithium-Ionen-Batterieeinheit hat die Bezeichnung BUL-8000 und die Alkali-Trockenbatterie hat die
Bezeichnung BUD-8000.
・Die Batterieeinheit kann auch von Endbenutzern ausgetauscht werden.

Sicherheitsspezifikation
・Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215) ・Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)
1 G Ex ia C T4 Ga (ohne NC-6215)
・
1 G Ex ia B T4 Ga (mit NC-6215)
・・Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung: -20 ºC - +50 ºC・Umgebungstemperaturbereich beim Aufladen der Batterie： 0 ºC - +40 ºC

Elektrische Daten
・Stromversorgung der Lithium-Ionen-Batterieeinheit: BUL-8000(G), BUL-8000(G1)Zwei parallel geschaltete Lithium-Ionen-Zellen im Batteriepack BP-8000,BP-8000(1) vom Typ
MaxelI INR18650PB1. Um = 250 V.
・Stromversorgung der Alkali-Batterieeinheit: BUD-8000(G), BUD-8000(G1)Drei in Reihe geschaltete Alkali-Batterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshiba.
・Backup-Batterietyp CR1220 hergestellt von Maxell.

Zertifikatnummern
・IECEx Zertifikatnummer： IECEx KEM 10.0038
・ATEX Zertifikatnummer： KEMA 10ATEX 0085

Liste der Normen
・IEC 60079-0：2017
・IEC 60079-11：2011

・EN IEC 60079-0:2018
・EN60079-11:2012

WARNUNG・Darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・Darf nur mit dem zugehörigen Ladegerät aufgeladen werden.
・Die Batterie darf nicht an einem explosionsgefährdeten Ort aufgeladen werden.
・Trockenbatterien dürfen nicht an einem explosionsgefährdeten Ort gewechselt werden.
・Nicht versuchen, das Instrument zu zerlegen oder zu ändern.
・Nur Batterietyp BUD-8000 mit drei in Reihe geschalteten AlkaliBatterien des Typs AA, LR6, hergestellt von Toshiba oder aufladbare Batterieeinheit
Typ BUL-8000(G), BUD-8000(G1) verwenden.

INST. Nr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB C
DE
A: Produktionsjahr (0-9)
B: Herstellungsmonat (1-9, XYZ für Okt.–Dez.)
C: Produktionscharge
D: Seriennummer
E: Fabrikcode

Zusätzliche Informationen
Die Leistung des tragbaren Gaswarngeräts GX-8000 als Sicherheitsvorrichtung ist von diesem
Zertifikat nicht abgedeckt.
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokio, 174-8744, Japan
Telefon: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110
E-Mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/english/
GX-8000- 10 -

3 Einzelteile des Produkts

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör

3

Einzelteile des Produkts
3-1. Hauptgerät und Standardzubehör
Nach Öffnen der Verpackung Hauptgerät und Zubehör prüfen.
Sollte etwas aus der folgenden Liste nicht enthalten sein, RIKEN KEIKI kontaktieren.
<Hauptgerät>
GX-8000
Hauptgerät<Standardzubehör>• Alkali-Batterie der Größe AA: 3• Gasprobenahmebeutel
und Gasprobenahmeschlauch: 1

Trockenbatterieeinheit•

Schulterriemen: 1••

Bedienungsanleitung
Produktgarantie

GEFAHRÜber den Explosionsschutz des Hauptgeräts
 Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Die Batterieeinheit, die angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. des Hauptgeräts.

Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
der Batterieeinheit, die angeschlossen
des Hauptgeräts
werden kann
GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC21222

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224- 11 -

GX-8000

3 Einzelteile des Produkts

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör

GEFAHR Die Spezifikationen der Hauptgeräte lauten:
Pumpenschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 1,12 A, zulässige
Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,834 A,
zulässige Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,431 A,
zulässige Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Zulässige Spannung 4,95 V, zulässiger Strom 0,717 A,
zulässige Leistung 733 mW
Backup-Schaltkreis:3,0 V DC, 10 µA
Umgebungstemperatur:-20 ºC - +50 ºC
 Explosionsschutzgrad der Hauptgeräte ist Ex ia ⅡC T4 X.
Über den Explosionsschutz der Batterieeinheit Schaltkreis oder Struktur usw. nicht modifizieren oder ändern.
 Bei Verwendung dieses Gaswarngeräts in einem explosionsgefährdeten Bereich, müssen
folgende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um Gefahren zu vermeiden, die aus
elektrostatischer Aufladung resultieren.
(1) Tragen Sie antistatische Kleidung und leitfähige Schuhe (antistatische Arbeitsschuhe).
(2) Verwenden Sie das Gaswarngerät in Innenräumen, während Sie auf einen leitfähigen
Arbeitsboden (mit einem Ableitwiderstand von 10 MΩ oder weniger) stehen.
 Das Hauptgerät, das angeschlossen werden kann, unterscheidet sich je nach
Explosionsschutz-Zulassungsnr. der Batterieeinheit.
Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
Modell/Explosionsschutz-Zulassungsnr.
des Hauptgeräts, das angeschlossen
der Batterieeinheit
werden kann

BUL-8000(G) / TC19437
BUD-8000(G) / TC19438

GX-8000 / TC19439

BUL-8000(G1) / TC21223
BUD-8000(G1) / TC21224

GX-8000 / TC21222

 Die Spezifikationen der Lithium-Ionen-Batterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 901 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,768 A,
maximale Leistung 618 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,410 A,
maximale Leistung 330 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,25 V, maximaler Strom 0,653 A,
maximale Leistung 526 mW
Batterieladekontakt:
Zulässiger Strom von 250 V AC 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:-20 ºC - +50 ºC
 Explosionsschutzgrad der Lithium-Ionen-Batterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.

 Die Spezifikationen der Trockenbatterieeinheit lauten:
Pumpenschaltkreis:

Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 1,12 A, maximale
Leistung 1138 mW
Sensorschaltkreis für brennbare Gase: Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,834 A,
maximale Leistung 853 mW
Summerschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,431 A,
maximale Leistung 441 mW
Hauptschaltkreis:
Maximale Spannung 4,95 V, maximaler Strom 0,717 A,
maximale Leistung 733 mW
Stromversorgung:
4,5 V DC, 250 mA (Typ LR6, hergestellt von Toshiba, 3 Stck.)
Umgebungstemperatur:-20 ºC - +50 ºC
 Explosionsschutzgrad der Trockenbatterieeinheiten ist Ex ia ⅡC T4.

GX-8000- 12 -

3 Einzelteile des Produkts

3-1. Hauptgerät und Standardzubehör

GEFAHRÜber die Kombination
Vergewissern Sie sich, dass das Produktmodell auf dem Typenschild und die Kombination aus
Hauptgerät und Batterieeinheit richtig sind.
Ungeeignete Modellkombinationen entsprechen nicht dem zertifizierten Explosionsschutz.
 IP-Schutzart: IP20

HINWEIS

Modell der Batterieeinheit mit dem am Gerät
angebrachten Typenschild.
Ein Typenschild, das ein kompatibles Modell angibt, ist
an der Batterieeinheit angebracht, um die Verwendungdes Gaswarngeräts in Kombination mit einer falschen
Einheit zu vermeiden.
Diese Information prüfen und korrekte Kombination
verwenden.
(Draufsicht der Batterieeinheit)

Typenschild(Seitenansicht der Batterieeinheit)- 13 -

GX-8000

3 Einzelteile des Produkts

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile<Übersichtszeichnung>(1) LCD-Display(2) Summeröffnung(3) Alarm
LED-Arrays(3) Alarm LED-Arrays(4) Infrarot-Kommunikationsanschluss(3) Alarm LED-Arrays(3) DISPLAY-Taste(8) POWER/ENTER-Taste(2) Summeröffnung(5) △/AIR-Taste(6) ▽/RESET-Taste(10) Gasaustritt(9) Gaseintritt(13) Sensorabdeckung(14) Schrauben der Batterieeinheit(12) Halteschraube der Batterieabdeckung(11) Batterieabdeckung

GX-8000- 14 -

3 Einzelteile des Produkts

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile

(1)
(2)
(3)
(4)

LCD-Display
Zeigt Gaskonzentrationen, Alarme usw. an.
Summeröffnung
Gibt bei Alarm einen Summerton ab. (Gasaustritt nicht blockieren.)
Alarm LED-Arrays
Die Lampe blinkt als Reaktion auf einen Alarm.
Infrarot-Kommunikationsanschluss Wird zur Durchführung von Datenkommunikationen mit einem PC
im Datenloggermodus verwendet.
(5) ▲/AIR-Taste
Diese Taste muss gedrückt gehalten werden, um eine
Frischluftjustierung durchzuführen.
(6) ▼/RESET-Taste
Bei Auftreten eines Alarms, diesen Schalter zum Zurücksetzen desAlarms drücken.
(7) DISPLAY-Taste
Diese Taste muss gedrückt werden, um zwischen den
Anzeigearten zu wechseln.
(8) POWER/ENTER-Taste
Schaltet das Gerät ein und aus.
(9) Gaseintritt
Zum Anschließen eines Probenahmeschlauchs.
(10) Gasaustritt
Hier wird das in das Gaswarngerät angesaugte Gas abgegeben.
(Gasaustritt nicht blockieren.)(11) Batterieabdeckung
Abdeckung zum Öffnen bzw. Schließen beim Austauschen derBatterien. Muss während der Verwendung des Gaswarngeräts
geschlossen sein.
(12) Halteschraube derBefestigen der Batteriefachabdeckung.
Batterieabdeckung(13) Sensorabdeckung
Es befindet sich ein Sensor im Inneren. Darf nur für den Austauschdes Sensors geöffnet werden.
(14) Schrauben der Batterieeinheit
Diese Schrauben zum Abnehmen und Austauschen desBatteriepacks drehen.

VORSICHT Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung des akustischen Signaltons. Die
Einheit kann fehlerhaft funktionieren oder beschädigt werden, wenn Wasser oder Fremdkörper
usw. dort eindringen.
 Entfernen Sie nicht die Verblendung vom Display. Andernfalls kann die Wasser- undStaubfestigkeit herabgesetzt werden.
 Befestigen Sie keinen Aufkleber an der Infrarotöffnung. Andernfalls wird die
Infrarotkommunikation behindert.

- 15 -

GX-8000

3 Einzelteile des Produkts

3-2. Bezeichnung und Funktionen der einzelnen Teile<LCD-Display>(4) Pumpenantriebsanzeige(1) Pilotanzeige(2) Konzentration brennbarer
Gase digitale undBalkenanzeige(3) BatteriestandSymbol

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pilotanzeige
Konzentration brennbarer
Gase digitale undBalkenanzeige
Batteriestand-Symbol
Pumpenantriebsanzeige
Uhranzeige(5) Uhranzeige

Zeigt den Betriebsstatus im Lecksuchmodus an. Normalzustand: Blinkend
Zeigt die Gaskonzentration als nummerischer Wert und als Pegel im
Balkendiagramm an.
Der Batteriestand wird angezeigt. Bedeutung der Batteriestand-Symbole
siehe Informationen unten.
Zeigt den Ansaugstatus im Messmodus an. Normalzustand: Rotierend
Zeigt die aktuelle Zeit an.

HINWEISDie Symbole für den Batteriestand haben folgende Bedeutung:: Ausreichend /: Schwach /: Muss aufgeladen werden
Wenn der Batteriestand niedriger als oben ist, beginnt die Innenseite des Batteriesymbols zu blinken().

GX-8000- 16 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-1. Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts

4

Gebrauch desGasmessgeräts
4-1. Vor dem Gebrauch des Gaswarngeräts
Nicht nur Nutzer, die zum ersten Mal mit einem solchen Produkt arbeiten, sondern auch Nutzer, die das
Produkt bereits verwendet haben, müssen die Vorsichtshinweise für den Betrieb beachten.
Eine Missachtung dieser Vorsichtshinweise kann dazu führen, dass das Gaswarngerät beschädigt wird unddie Gasmessung ungenau ist.

4-2. Vorbereitung zum Einschalten
Vor Beginn der Gasmessung müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen lesen und verstehen. Ein
Ignorieren dieser Vorsichtsmaßnahmen kann die korrekte Gasmessung verhindern.


Prüfen, ob der Batteriezustand ausreichend ist.
Prüfen, dass sich kein Knick und kein Loch im Gasprobenahmeschlauch befindet.
Prüfen, dass der Filter im Gasprobenahmebeutel frei von Staub oder Verstopfung ist.
Prüfen, ob das Gaswarngerät, der Gasprobenahmebeutel und der Gasprobenahmeschlauch richtig
angeschlossen sind.

- 17 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten<Anbringen der Batterien>
Wenn das Gaswarngerät zum ersten Mal verwendet wird oder wenn die Batterien verbraucht sind, müssen
Sie neue Alkali-Batterien der Größe AA einlegen.

VORSICHT<Austausch> Vor Austauschen der Batterien Gaswarngerät ausschalten.
 Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich austauschen.
 Ersetzen Sie alle drei Batterien gleichzeitig durch neue.
 Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität der Batterien.
 Wenn die Halteschraube der Batterieabdeckung nicht komplett festgezogen ist, können die
Trockenbatterien herausfallen oder durch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen.
Außerdem kann Wasser eindringen, wenn Fremdkörper unter der Batterieeinheit
eingeschlossen sind.
<Batterien> AA Alkali-Batterien verwenden.
Es können keine aufladbaren Batterien verwendet werden.
(1) Halteschraube der Batterieabdeckung mit einem
Flachkopf-Schraubendreher oder einer Münze
gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die
Batterieabdeckung zu öffnen.

Halteschraube derBatterieabdeckung

Batterieabdeckung(2) Polarität der Batterien beachten und alle drei
Batterien durch neue ersetzen.
(3) Batterieabdeckung schließen und Halteschrauben
der Batterieabdeckung festziehen.

GX-8000- 18 -

Trockenbatterie

BatteriePolaritätskennzeichnung

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten<Aufladen von Batterien>(bei Verwendung der optionalen Einheit BUL-8000(G), BUL-8000(G1))
Wenn das Gaswarngerät erstmals verwendet wird oder wenn die Batterie schwach ist, sollten Sie das mit
Wechselstrom betriebene Ladegerät zum Aufladen der Batterien verwenden.






VORSICHT

Dediziertes mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät verwenden.
Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Batterien bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C - 40 ° aufladen.
Gaswarngerät während des Aufladens nicht verwenden. Es sind keine korrekten Messungenmöglich. Außerdem altern die Batterien schneller und haben eine kürzere Lebensdauer.
 Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist weder wasserfest noch staubdicht. Batteriennicht aufladen, wenn das Gaswarngerät nass ist.
 Das mit Wechselstrom betriebene Ladegerät ist nicht explosionsgeschützt.
(1) Abdeckung der Aufladebuchse des Gaswarngeräts öffnen.

Trockenbatterie

VORSICHT
Nicht zu fest an der Abdeckung der Aufladebuchse
ziehen. Sie könnte beschädigt werden.

Aufladebuchse

Stecker von derWechselstromAufladebuchse an die
Strombuchse stecken

Stecker(2) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen
Ladegeräts in die Aufladebuchse desDediziertes mit
Wechselstrom
Gaswarngeräts stecken.
betriebenes(3) Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät an die
Ladegerät
Wandsteckdose anschließen.
Wenn das Aufladen beginnt, leuchtet die
Ladeanzeigelampe (rot).
(Ladedauer: Höchstens drei Stunden, bis die
Batterien vollständig geladen sind)(4) Nach Beendigung des Aufladens erlischt die Ladeanzeigelampe.
(5) Nach Beendigung des Aufladens mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät von der Wandsteckdose
trennen.
(6) Stecker des mit Wechselstrom betriebenen Ladegeräts aus der Strombuchse des Gaswarngeräts
ziehen und Abdeckung der Aufladebuchse wieder anbringen. Abdeckung der Aufladebuchse ganz
herunter drücken.

VORSICHT Gaswarngerät nicht mit abgenommener Abdeckung der Aufladebuchse verwenden. Es können
Staub oder Wasser in das Gaswarngerät gelangen und dies kann Fehlfunktionen verursachen.
Abdeckung der Aufladebuchse austauschen, wenn sie beschädigt ist.
 Wenn die Abdeckung der Aufladebuchse nicht vollständig geschlossen ist, kann Wasser in die
Strombuchse gelangen. Dasselbe passiert, wenn kleinste Fremdkörper unter die Abdeckung
gelangen.
 Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose trennen.

HINWEIS Die Batterie kann während des Ladevorgangs heiß werden, dies ist kein Fehler.
 Die Temperatur des Gaswarngeräts ist unmittelbar nach Ende des Aufladens hoch. Lassen Sie es 10
Minuten lang abkühlen, bevor Sie es verwenden. Andernfalls können keine korrekten Messungenerhalten werden.
 Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal geladen werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe
nicht auf.

- 19 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten<Abnehmen der Batterieeinheit>(1) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit lösen.
(Sie müssen nicht komplett entfernt werden.)(2) Batterieeinheit abnehmen.
(3) Neue Batterieeinheit anbringen.

Anschlussklemme

HINWEIS
Vergewissern Sie sich, dass die Batterieeinheit in der richtigen
Ausrichtung eingebaut ist, indem Sie die Orte der Anschlussklemmen
und die hervorstehenden Bereiche prüfen.
(4) Die zwei Schrauben der Batterieeinheit sicher festziehen.

Schrauben der Batterieeinheit

VORSICHT Vor Austauschen der Batterieeinheit Gaswarngerät
ausschalten.
 Batterieeinheit in einem nicht explosionsgefährdeten
Bereich anbringen oder entfernen.
 Wenn die Schraube der Batterieeinheit nicht komplettfestgezogen ist, kann die Batterieeinheit herausfallen oderdurch den Spalt kann Wasser ins Innere gelangen.
Außerdem kann Wasser eindringen, wenn Fremdkörper
unter der Batterieeinheit eingeschlossen sind.
 Gummidichtung nicht beschädigen.
 Um die Wasser- und Staubdichtheit zu erhalten, sollte die
Gummidichtung unabhängig von ihrem Zustand alle zwei
Jahre ausgetauscht werden.

GX-8000- 20 -

Unterseite desGaswarngeräts

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-2. Vorbereitung zum Einschalten<Anschluss des Gasprobenahmebeutels und desGasprobenahmeschlauchs>
 Gasprobenahmebeutel am Ende des Gasprobenahmeschlauchs befestigen.
 Probenahmeschlauch sicher am Gaseintritt (GAS IN) des Gaswarngeräts anschließen.

Probenahmeschlauch in den Gaseintritt (GAS IN) stecken, bis er
einrastet, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

VORSICHT Nur einen von RIKEN KEIKI spezifizierten Gasprobenahmeschlauch verwenden.
 Gaswarngerät mit angeschlossenem Gasprobenahmebeutel verwenden, damit keine
Fremdkörper angesaugt werden können.
 Gasprobenahmebeutel und Gasprobenahmeschlauch durch manuelles Festziehen, ohne
Werkzeuge, anschließen. Bei zu starkem Festziehen mit einem Werkzeug kann der
Kunststoffteil des Gasprobenahmebeutels brechen.

- 21 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-3. Grundlegende Betriebsverfahren

4-3. Grundlegende Betriebsverfahren
Normalerweise erfolgt die Gasmessung im Gasmessmodus. (Der Gasmessmodus ist nach dem
Einschalten aktiv.)<<Messmodus>>

RESET<<Gasalarmstatus>>

AIR (langes Drücken)(Selbsthaltend <nachWiederherstellung des normalen
Status zurücksetzen>)<<Luftkalibrierungsmodus>>DISPLAY<<Anzeige- undEinstellungsmodus>><<Fehleralarm-Status>>(selbsthaltend)

GX-8000- 22 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-4. Starten des Gaswarngeräts

4-4. Starten des Gaswarngeräts<<Vorgehensweise bei Inbetriebnahme>>(Ca. 30 Sekunden)
POWER-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.

↓
LCD
Die Alarmlampe leuchtet.
Summer ertönt einmal. (Piep)

Alle LCDs leuchten auf.

↓
Datum/Uhrzeit-Anzeige↓
Anzeige der Batteriespannung↓
Bezeichnung des Gases↓
Vollskalenanzeige↓
Anzeige Erster Alarmeinstellwert↓
Anzeige Zweiter Alarmeinstellwert- 23 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-4. Starten des Gaswarngeräts↓
ID-Anzeige↓
Summer ertönt zweimal. (Piep, Piep)

Messmodus

VORSICHT
Führen Sie nach dem Starten eine Luftkalibrierung durch, bevor Sie eine Gasmessung durchführen
(Luftkalibrierungsmodus).

HINWEIS Ein Alarm wegen Anomalie des Sensors wird vor Aufrufen des Messmodus ausgegeben, wenn eine
Anomalie des Sensors vorliegt. Bitte wenden Sie sich umgehend an RIKEN KEIKI. Es können keine
Gase erkannt werden, wenn eine Anomalie des Sensors vorliegt.
 Bei einem Fehler in der integrierten Uhr kann ein Fehleralarm [FAIL CLOCK] ausgegeben werden.
Drücken Sie die RESET-Taste. Der Fehleralarm wird vorübergehend zurückgesetzt und die Messung
wird gestartet, wobei die Zeit der Uhr falsch bleibt.

GX-8000- 24 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-5. Ablauf einer Messung

4-5. Ablauf einer Messung
Stellen Sie den Gasprobenahmebeutel im Messmodus in der Nähe des Messbereichs auf und notieren Sie
den Messwert auf der Anzeige.
Beispiel für die Anzeige<- Beispiel für die Anzeige
CH4-Konzentration: 0 %LEL
Uhrzeit:
13:58
Batteriestand:
Ausreichend

GEFAHR Bei Messungen in einem Mannloch oder einem geschlossenen Raum dürfen Sie sich nicht in
das Mannloch oder in den geschlossenen Raum hineinlehnen oder hineinblicken. Andernfalls
setzen Sie sich möglichen Gefahren aus, weil sauerstoffarme Luft oder andere Gase
ausgeblasen werden können.
 Sauerstoffarme Luft oder andere Gase können aus der Gasabluftöffnung austreten. Diese Luftoder die Gase dürfen auf keinen Fall inhaliert werden.
 Hochkonzentrierte (mehr als LEL) Gase können austreten. Niemals Feuer in der Nähe desGaswarngeräts verwenden.

WARNUNG Das Gaswarngerät ist für das Ansaugen von Gasen unter Umgebungsdruck vorgesehen. Wennder Gasein- oder -austritt (GAS IN, GAS OUT) des Gaswarngeräts mit übermäßig hohem Druckbeaufschlagt wird, können Messgase aus dem Inneren austreten und gefährliche Bedingungenerzeugen. Stellen Sie sicher, dass während des Gebrauchs kein übermäßig hoher Druck auf das
Gaswarngerät einwirkt.
 Schließen Sie den Probenahmeschlauch nicht direkt an einem Ort an, an dem ein höherer Druck
als Umgebungsdruck herrscht. Andernfalls kann die interne Verrohrung beschädigt werden.
 Bei Durchführung einer Frischluftjustierung in der Atmosphäre diese vor Beginn der Justierungauf Frische prüfen. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die Justierung nicht
ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.
 Die Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
 Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Batterieleistung ausreicht. Wenn das Gaswarngerät
zum ersten Mal verwendet wird oder längere Zeit nicht verwendet wurde, können die Batterienleer sein. Laden Sie die Batterien vor Gebrauch entweder vollständig auf oder tauschen Sie sie
gegen neue aus.
 Wenn ein Alarm vom Typ „Batterie schwach“ ansteht, ist keine Gasmessung möglich. Wenn der
Alarm während des Gebrauchs erfolgt, schalten Sie die Stromversorgung aus und laden Sie die
Batterien in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich wieder auf.
 Die Öffnung für den akustischen Signalton darf nicht blockiert werden. Andernfalls ist der
Alarmton nicht zu hören.

- 25 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-5. Ablauf einer Messung

VORSICHT Befestigen Sie vor der Gasmessung die im Lieferumfang den Gasmessgeräts enthaltenen
Gasprobenahmebeutel am Gerät, um Störungen durch Luftstaub zu vermeiden.
 Eine Sauerstoffkonzentration über einem bestimmten Niveau ist nötig, damit das Gaswarngerät
Gase korrekt misst und Konzentrationen richtig anzeigt.
 Eine längere Messung von hochkonzentrierten brennbaren Gasen kann den Sensor
beeinträchtigen.
 Verwenden Sie das Gaswarngerät mit der LCD-Display nach oben zeigend. Wenn das
Gaswarngerät mit der LCD-Display in geneigter oder flacher Ausrichtung verwendet wird,
werden möglicherweise nicht die korrekten Werte angezeigt.

HINWEIS In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen wird die Betriebsdauer verkürzt, weil die Batterien stärker
beansprucht werden.
 Bei niedriger Temperatur kann auch die LCD-Display langsamer reagieren.
 Wenn ein brennbares Gas mit einer höheren Konzentration als %LEL angesaugt wird, kann wegen
Adsorption im Schlauch, im Gasprobenahmebeutel usw. etwas Gas im Gasprobenahmeschlauch
bleiben. Reinigen Sie nach dem Ansaugen eines hochkonzentrierten brennbaren Gases das
Gaswarngerät, um das adsorbierte Gas zu entfernen (saugen Sie Frischluft an und prüfen Sie, ob der
Messwert zu null zurückkehrt).
Die Durchführung einer Frischluftjustierung vor einer vollständigen Reinigung führt zu ungenauen
Einstellungen und verfälscht die Messungen. In manchen Fällen ist das Entfernen des
Gasprobenahmeschlauchs vor Durchführung der Frischluftjustierung nötig, um ungenaue Justierung
zu vermeiden.

GX-8000- 26 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-5. Ablauf einer Messung<Manueller Speicher>
Jeder Sofortwert während einer Messung kann aufgezeichnet werden.
(insgesamt bis zu 256 Datenpunkte). Wenn die Anzahl der aufgezeichneten Datenpunkte ihren
Maximalwert erreicht, werden die Daten, beginnend mit der ältesten Aufzeichnung, überschrieben.
(1) Halten Sie zur Vorbereitung auf die Aufzeichnung im Messmodus die ▼/RESET-Taste gedrückt unddrücken Sie die ▲/AIR-Taste (etwa eine Sekunde lang). Die folgenden Bildschirme werden
nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

HINWEISAuf dem Bildschirm werden abwechselnd die Speichernummer, das Datum und der Sofortwert angezeigt.
Gehen Sie zum nächsten Schritt, um die Aufzeichnung durchzuführen. An diesem Punkt wird noch kein
Wert aufgezeichnet. Wenn Sie keinen Wert aufzeichnen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um
zum Messmodus zurückzukehren.
(2) Drücken Sie die ENTER-Taste. Das Datum und der Sofortwert zum Zeitpunkt des Drückens der
ENTER-Taste werden aufgezeichnet.
(3) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Aufzeichnung abgeschlossen.

Kehrt in den Messmodus zurück.

- 27 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-6. Betriebsarten

4-6. Betriebsarten
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten zu den verschiedenen Betriebsarten.
Betriebsart
Messmodus

Element―

LCD-Display
Konzentrationsanzeige

Details
Normalzustand

Luftkalibrierungsmodus―[Air CAL]

Nulleinstellung durchführen.

Anzeige- undEinstellungsmodus

Spitzenwertanzeige[PEAK]

Anzeige der maximalen Konzentration,
die während der Messung zwischen
dem Einschalten und dem aktuellen
Zeitpunkt gemessen wurde.

Anzeige desAlarmeinstellwerts
Alarmtest[ALARM-P]

Anzeige der Vollskalen- und die
Alarmeinstellwerte und Prüfung derAlarmvorgänge für die angezeigte
Einstellung.

Pumpe
EIN/AUS-Einstellung[PUMP OFF]Zum Ein-/Ausschalten desPumpenbetriebs.

ID-Einstellung[ID SELECT]

Anzeige einer ID, falls vorher festgelegt.
Auch zum Ändern oder Einstellen einer
ID verwendet.

Logdatenanzeige[REC.DATA]

Anzeige der im manuellen Speicher
aufgezeichneten Daten.

GX-8000- 28 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-7. Luftkalibrierungsmodus

4-7. Luftkalibrierungsmodus
Drücken Sie die AIR-Taste.

Halten Sie die AIR-Taste
gedrückt. Die Anzeige ändert
sich zu [Adj HOLD AIR].

Lassen Sie die AIR-Taste los,wenn [RELEASE] angezeigt
wird.

Wenn die Nulleinstellung
erfolgreich abgeschlossen ist,
kehrt das Gerät zum
Messmodus zurück.

WARNUNG
Wenn ein Luftabgleich in der Atmosphäre durchgeführt wird, überprüfen Sie vor Beginn der
Kalibrierung, ob die Umgebungsluft frisch ist. Falls andere Gase vorhanden sind, kann die
Justierung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, was zu Gefahren bei Gaslecks führt.

VORSICHT Wählen Sie für den Luftabgleich die Druck- und Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen, diedenen in der Betriebsumgebung bzw. in frischer Luft am nächsten kommen.
 Führen Sie den Luftabgleich erst nach Stabilisierung der Messwerte durch.
 Bei einer plötzlichen Temperaturänderung von 15 °C oder mehr zwischen dem Lager- undVerwendungsort schalten Sie das Gaswarngerät aus, lassen Sie es etwa 10 Minuten lang ineiner Umgebung, die dem Betriebsort ähnlich ist, liegen, und führen Sie vor Verwendung den
Luftabgleich in der frischen Luft durch.

- 29 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-7. Luftkalibrierungsmodus

HINWEIS Der Luftabgleich kann auch bei einem Gasalarm durchgeführt werden.
 Wenn der Luftabgleich fehlschlägt, werden [FAIL AIR CAL] und der defekte
Sensor angezeigt. Setzen Sie den Fehleralarm (Kalibrierungsfehler) mit der
RESET-Taste zurück. Wenn der Alarm zurückgesetzt ist, wird der Wert vor
der Kalibrierung angezeigt.
Bei defektem CH4-Sensor

GX-8000- 30 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus
Dieser Modus ermöglicht Ihnen das Ändern verschiedener Anzeigen und Einstellungen.
Bei jedem Drücken der DISPLAY-Taste werden nacheinander verschiedene Bildschirme angezeigt.
LCD
Messmodus

Anzeige- und Einstellungsmodus
Anzeige PEAK-Wert
Anzeige der maximalen
Konzentration, die während der
Messung zwischen dem
Einschalten und dem aktuellen
Zeitpunkt gemessen wurde.
Anzeige Vollskala/
Alarmeinstellwert/Alarmtest
Anzeige der Vollskalen- und die
Alarmeinstellwerte und Prüfung
der Alarmvorgänge für dieangezeigte Einstellung.

Anzeige Vollskala/
ENTER Alarmeinstellwert/Alarmtest P29

Pumpe EIN/AUS-Einstellung
Zum Ein-/Ausschalten desPumpenbetriebs.

Pumpe EIN/AUS-Einstellung
ENTER
 P30

ID-Anzeige/Auswahl
Anzeige einer ID, falls vorher
festgelegt. Auch zum Auswählen
einer ID verwendet.

Logdatenanzeige
Anzeige der im manuellen
Speicher aufgezeichneten
Konzentrationsdaten.

ENTER

ID-Anzeige/Auswahl
 P31

ENTER

Logdatenanzeige
 P32

Zum Messmodus- 31 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus

HINWEIS
Das Gaswarngerät kehrt nach etwa 20 Sekunden automatisch in den Messmodus zurück, wenn keine
Eingabe erfolgt.
Das Gaswarngerät kehrt jedoch nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn der Pumpenbetrieb
ausgeschaltet ist.

<Anzeige Vollskala/Alarmeinstellwert/Alarmtest [ALARM-P]>
Zeigt die Vollskalen- oder die Alarmeinstellwerte an und gestattet dem Benutzer, die Alarmaktivierung derangezeigten Einstellung zu prüfen.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie „Vollskala/Alarmeinstellwert/Alarmtest“ aus dem
Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus aus. Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf
dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Alarmeinstellwert oder eine andere Anzeige aufzurufen.

HINWEIS
Wenn Sie keine Anzeige aufrufen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Menüs für Vollskala und Alarmeinstellwert
nacheinander angezeigt, d. h. Vollskalen-Anzeige, erste Alarmeinstellwert-Anzeige und zweite
Alarmeinstellwert-Anzeige.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Einstellung auszuwählen, die Sie prüfen möchten.
Wählen Sie einen der folgenden Bildschirme aus:

Vollskalenanzeige

Erste Alarmeinstellwert-Anzeige([WARNING])

Zweite Alarmeinstellwert-Anzeige([ALARM])(4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Alarmtest durchzuführen. Die Alarmfunktion auf dem
Bildschirm kann geprüft werden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Alarmfunktion zu stoppen.
(5) Drücken Sie die DISPLAY-Taste, um die Alarmeinstellwert-Anzeige oder den Alarmtest zu beenden.
Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
(6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

GX-8000- 32 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus<Pumpe EIN/AUS-Einstellung [PUMP OFF]>Zum Ein-/Ausschalten des Pumpenbetriebs.

VORSICHT Während der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist, wird keine Gasmessung durchgeführt, da kein
Gas angesaugt wird.
 Das Gaswarngerät kehrt nicht automatisch in den Messmodus zurück, wenn der Pumpenbetrieb
ausgeschaltet ist.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie die Pumpe EIN/AUS-Einstellung aus dem Menü fürden Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Pumpenbetrieb ein- oder auszuschalten.

HINWEIS
Wenn Sie den Pumpenbetrieb nicht ein- oder ausschalten möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um
zum Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der ENTER-Taste wird der Pumpenbetrieb ein- oder ausgeschaltet.

Pumpe AUS

Pumpe EINHINWEIS
Während der Pumpenbetrieb ausgeschaltet ist, ist nur die ENTER-Taste aktiviert.
(4) Wenn Sie zum Messbetrieb zurückkehren möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um den
Pumpenbetrieb einzuschalten.
(5) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

- 33 -

GX-8000

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-8. Anzeige-/Einstellungsmodus<ID-Anzeige/Auswahl [ID SELECT]>
Anzeige einer ID, falls vorher festgelegt. Auch zum Auswählen einer ID verwendet.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie ID-Anzeige/Auswahl aus dem Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um eine ID einzustellen oder auszuwählen.

HINWEIS Wenn Sie keine ID einstellen oder auswählen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum
Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
 Am Gaswarngerät wurde eine der IDs von ST-ID000 bis ST-ID255 registriert, sofern nicht anders
angegeben.
 Für die Registrierung oder Änderung einer ID ist das Datenlogger-Managementprogramm (Option)
erforderlich. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.
(3) Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine ID auszuwählen.
Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ erhöht bzw. verringert sich die ID-Nummer (000 - 255).

(4) Drücken Sie die ENTER-Taste.
(5) Wenn [END] angezeigt wird, ist die Einstellung abgeschlossen.

Das Menü für den Anzeige-/Einstellungsmodus wird wieder angezeigt.
(6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste mehrmals, bis das Gerät zum Messmodus
zurückkehrt.

GX-8000- 34 -

4 Gebrauch des Gasmessgeräts

4-9. Beenden<Logdatenanzeige [REC.DATA]>
Anzeige der im manuellen Speicher aufgezeichneten Konzentrationsdaten.
(1) Drücken Sie die DISPLAY-Taste und wählen Sie Logdatenanzeige aus dem Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus aus.
Die folgenden Bildschirme werden nacheinander auf dem Gaswarngerät angezeigt.

(2) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Logdaten anzuzeigen.

HINWEIS
Wenn Sie keine Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die DISPLAY-Taste, um zum Menü für den
Anzeige-/Einstellungsmodus zurückzukehren.
(3) Bei jedem Drücken der Taste ▲ oder ▼ werden die Logdatenmenüs nacheinander angezeigt.
Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Logdaten auszuwählen, die Sie prüfen möchten. Das
Logdatenmenü zeigt Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit und Speichernummer an.

(4) Drücken Sie die ENTER-Taste, um die ausgewählten Logdaten anzuzeigen.

(5) Wenn Sie andere Logdaten anzeigen möchten, drücken Sie die ENTER-Taste, um zum Logdatenmenü
zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte (3) - (5).
(6) Drücken Sie nach Abschluss die DISPLAY-Taste, um zum Messmodus zurückzukehren.

4-9. Beenden
Lassen Sie das Gaswarngerät frische Luft ansaugen. Wenn das Display zu Null zurückkehrt, halten Sie die
POWER/ENTER-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

HINWEIS
Wenn die Anzeige beim Ausschalten nicht Null ist, kann maximal 30 Sekundenlang ein Spülvorgang durchgeführt werden, um das Innere des Gaswarngeräts
zu reinigen.

- 35 -

GX-8000

5 Operationen und Funktionen

5-1. Gasalarm-Aktivierung5

Operationen undFunktionen
5-1. Gasalarm-Aktivierung
Gasalarm:

Wird ausgelöst, wenn die Konzentration des erkannten Gases den Alarmeinstellwert erreichtoder überschreitet. <<Selbsthaltend>>
Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Blinken einer Gaskonzentrationswertanzeige, Ertönen desSummers oder Leuchten der Lampe.
Alarmtypen: Erster Alarm (WARNING), zweiter Alarm (ALARM) und OVER-Alarm<Liste der Gasalarme>
AlarmtypBrennbares
Gas
Signaltongeber

Alarmlampe
LCD-Display

GX-8000

Erster Alarm
10 %LEL

Zweiter Alarm
50 %LEL

OVER-Alarm
100 %LEL

Wiederholte starke undschwache Pieptöne in
1-Sekunden-Intervallen:
Piep, Piep
Wiederholtes Blinken in
1-Sekunden-Intervallen.
Gaskonzentration und[WARNING]-Anzeige
blinken.

Wiederholte starke undschwache Pieptöne in
0,5-Sekunden-Intervallen:
Blip, blip
Wiederholtes Blinken in
0,5-Sekunden-Intervallen.
Gaskonzentration und[ALARM]-Anzeige blinken.

Wiederholte starke undschwache Pieptöne in
0,5-Sekunden-Intervallen:
Blip, blip
Wiederholtes Blinken in
0,5-Sekunden-Intervallen.
Gaskonzentration und[OVER]-Anzeige blinken.

- 36 -

5 Operationen und Funktionen

5-1. Gasalarm-Aktivierung<Anzeige>
Gaskonzentrationsanzeige
Bei einem Gasalarm blinken die Gaskonzentrationsanzeige und die
Alarmtypanzeige.
Wird der Gasmessbereich überschritten (Over Scale), erscheint in der
LCD-Display [∩∩∩].
Beispiel für die Anzeige

HINWEIS
Der Alarmtyp OVER-Alarm ist selbsthaltend. Drücken Sie die RESET-Taste, um den Alarmzurückzusetzen.
Wenn die Gaskonzentration niedriger ist als die Vollskala beim Drücken der RESET-Taste ist, wird derAlarm zurückgesetzt und die Gaskonzentrationsanzeige erscheint erneut. Wenn sie über der Vollskala ist,
erfolgt erneut ein OVER-Alarm.
Alarmlampe
Der Alarm ist zweistufig. Wird jeweils ausgelöst, wenn der jeweilige Alarmeinstellwert erreicht oderüberschritten wird.
Signaltongeber
Der Alarm ist zweistufig. Ertönt jeweils, wenn der jeweilige Alarmeinstellwert erreicht oder überschritten
wird.
„Alarmmuster (H-HH)“
1-Sekunden-Intervall
RESET

0,5-Sekunden-Intervall

Konzentration

Zweiter Alarmeinstellwert
Erster Alarmeinstellwert

Uhrzeit
Alarmlampe,
SummerWARNUNGDie Aktivierung eines Gasalarms deutet auf extrem hohe Gefährdungen hin. Verwenden Sie Ihr
Urteilsvermögen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

- 37 -

GX-8000

5 Operationen und Funktionen

5-2. Fehleralarm-Aktivierung

5-2. Fehleralarm-Aktivierung
Fehleralarm: Wird ausgelöst, wenn eine Anomalie am Gaswarngerät erkannt wird. <<Selbsthaltend>>
Alarmanzeige: Benachrichtigung durch Anzeige von Fehlermeldungen, Ertönen des Summers und
Leuchten der Lampe.
Alarmtypen: Geringe Durchflussrate, Anomalie des Sensors, schwache Batteriespannung, Anomalie desSystems und Kalibrierungsfehler
Ermitteln Sie die Ursache und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.
Wenn das Gaswarngerät Probleme hat und wiederholt Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sichumgehend an RIKEN KEIKI.

<Anzeige>
LCD-Display

Zeigt eine Fehlermeldung an.

Alarmlampe

Wiederholtes Blinken in 1-Sekunden-Intervallen.

Signaltongeber

Wiederholter Piepton in etwa 1-Sekunden-Intervallen:
Blip, Piep, Blip, Piep

Beispiel für die Anzeige

HINWEIS Um den Alarm wegen geringer Durchflussrate ([FAIL LOW FLOW]) zurückzusetzen, beseitigen Sie die
Ursache der geringen Durchflussrate und drücken Sie dann die RESET-Taste.
 Informationen zu Störungen (Fehlermeldungen) finden Sie unter ʻ8. Problembeseitigungʼ.

5-3. Sonstige Funktionen<Kalibrierungsverlauf-/verschiedene Trendverlauf-/
Ereignisverlauffunktionen>Das Gaswarngerät besitzt Verlaufs- und Trendfunktionen. Für die Verwendung dieser Funktionen wenden
Sie sich an RIKEN KEIKI.

HINWEIS
Das Datenlogger-Managementprogramm (Option) wird für die Verwendung der Verlaufs- undTrendfunktionen benötigt. Bitte wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.

GX-8000- 38 -

6 Wartung

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente

6

Wartung
Dies ist ein wichtiges Gerät mit sicherheitsrelevanter Funktion.
Um die Leistung des Gaswarngeräts aufrechtzuerhalten und die Zuverlässigkeit des Schutzes
aufrechtzuerhalten, muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden.

6-1. Wartungsintervalle und zu wartende Elemente Tägliche Wartung: Führen Sie jedes Mal vor Arbeitsbeginn die Wartungsarbeiten durch.
 Monatliche Wartung: Führen Sie einmal im Monat einen Alarmtest durch.
 Regelmäßige Wartung: Führen Sie die Wartung wie erforderlich ein- oder mehrmals alle sechs Monate
durch, um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten.
Zu wartendes Element
Kontrolle desBatteriestands
Kontrolle derKonzentrationsanzeige

Kontrolle derDurchflussrate
Filterkontrolle
Alarmtest

Bereichseinstellung
Kontrolle desGasalarms

Inhalt der Wartung
Kontrollieren Sie den Batteriestand.
Stellen Sie sicher, dass das Gaswarngerät
frische Luft ansaugt und ein
Konzentrationswert von Null angezeigt wird.
Ist die Messung falsch, vergewissern Sie
sich, dass keine anderen Gase in der
Umgebungsluft vorhanden sind und führen
eine Nulljustierung (in frischer Luft) durch.
Prüfen Sie die Durchflussratenanzeige auf
Auffälligkeiten.
Überprüfen Sie den Staubfilter auf Staub
oder Verstopfung.
Prüfen Sie mithilfe der Alarmtestfunktion,
dass die Alarmlampe und der Summer
normal funktionieren.
Führen Sie mit dem Kalibriergas eine
Bereichseinstellung durch.
Überprüfen Sie mit dem Kalibriergas den
Gasalarm.

- 39 -

TäglicheWartung

Monatliche
Wartung

Regelmäßige
Wartung































GX-8000

6 Wartung

6-2. Gaskalibrierverfahren<Informationen über Wartungsleistungen> Wir bieten reguläre Wartungsleistungen an, inklusive Bereichseinstellung, sonstige Einstellungen und
Wartung.
Für die Herstellung des Kalibriergases müssen spezielle Werkzeuge wie ein Gaszylinder mit derangegebenen Konzentration und Gasmessbeutel verwendet werden.
Unsere qualifizierten Wartungstechniker sind kompetent und kennen die für Servicearbeiten
eingesetzten Spezialwerkzeuge und sonstigen Produkte. Um die Betriebssicherheit des Gaswarngeräts
nicht zu gefährden, nutzen Sie bitte unsere Wartungsleistungen.
 Folgende Leistungen sind typische Wartungsleistungen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an
RIKEN KEIKI.
Hauptservices
Kontrolle desBatteriestands
Kontrolle derKonzentrationsanzeige
Kontrolle derDurchflussrate

Filterkontrolle
Alarmtest
Bereichseinstellung
Kontrolle des Gasalarms: Der Batteriestand wird kontrolliert.
: Mit dem „Nullgas“ wird überprüft, dass der angezeigte Konzentrationswert Null ist.
Bei Messfehlern wird eine Luftkalibrierung (in frischer Luft) durchgeführt.
: Die Durchflussratenanzeige wird auf Fehler überprüft.
Mit einem externen Durchflussmessgerät wird die Durchflussrate kontrolliert, um die
Korrektheit der Durchflussratenanzeige am Gaswarngerät zu bestätigen. Wenn die
Durchflussrate fehlerhaft ist, wird eine Einstellung der Durchflussrate vorgenommen.
: Der Staubfilter wird auf Staub oder Verstopfung überprüft.
Verschmutzte oder verstopfte Staubfilter werden ersetzt.
: Prüfen Sie mithilfe der Alarmtestfunktion, dass die Alarmlampe und der Summer normal
funktionieren.
: Mit dem Kalibriergas wird eine Bereichseinstellung durchgeführt.
: Mit dem Kalibriergas wird der Gasalarm überprüft.
 Der Alarm wird überprüft. (die Auslösung des Alarms bei Erreichen desAlarmeinstellwerts wird überprüft.) Die Verzögerungszeit wird überprüft. (die Verzögerung bis zur Auslösung des Alarms
wird überprüft.) Summer, Lampe, und Konzentrationsanzeige werden überprüft. (die entsprechende
Aktivierung von ALM1 und ALM2 wird überprüft.)Reinigung und Reparatur : Staub oder Schäden auf der Oberfläche des Gaswarngeräts, werden gereinigt unddes Gaswarngerätssolche Teile des Gaswarngeräts werden repariert.
(visuelle Diagnose)
Gerissene oder beschädigte Teile werden ersetzt.
Kontrolle des Betriebs: Funktionen und Parameter usw. werden durch Betätigung der Tasten überprüft.
des Gaswarngerätes
Austausch von: Verschleißteile wie Sensor, Filter, Pumpe usw. werden ausgetauscht.
Verschleißteilen

6-2. Gaskalibrierverfahren
Führen Sie mindestens alle sechs Monate mit einem Kalibriergas eine Messspannenjustierung der
Sensoren durch.
Die Messspannenjustierung erfordert spezielle Werkzeuge und die Zubereitung eines Kalibriergases.
Fordern Sie dies von RIKEN KEIKI an.
Wenn Sie eine Messspannenjustierung selbst durchführen, bereiten Sie diese Werkzeuge im Voraus vor
und führen Sie die Justierung gemäß dem ʻWartungshandbuchʼ durch.

VORSICHT
Kein Feuerzeuggas verwenden, um die Empfindlichkeit des Gaswarngeräts zu prüfen. Bestandteile
im Feuerzeuggas können die Leistung der Sensoren verschlechtern.

GX-8000- 40 -

6 Wartung

6-3. Reinigung

6-3. Reinigung
Gaswarngerät reinigen, wenn er übermäßig schmutzig ist. Das Gaswarngerät muss zum Reinigen
ausgeschaltet werden. Verwenden Sie ein altes Tuch, um den Staub zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät
nicht mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln, andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen
Starke Verschmutzungen im Inneren des Gasprobenahmeschlauchs müssen mit Druckluft usw. entfernt
werden, um Gasmessfehler zu vermeiden.

VORSICHT
Spritzen Sie bei der Reinigung des Gaswarngeräts kein Wasser auf das Gerät und verzichten Sie
auf die Verwendung organischer Lösungsmittel wie Alkohol oder Reinigungsbenzin für die
Reinigung. Andernfalls kann die Oberfläche des Gaswarngeräts angegriffen werden.

HINWEIS

Wenn das Gaswarngerät nass geworden ist, kann Wasser in der Öffnung des akustischen Signalgebersoder in den Abständen zurückbleiben. Entfernen Sie Wasser wie folgt:(1) Wischen Sie das Gaswarngerät mit einem trockenen Tuch, Handtuch usw. gründlich trocken.
(2) Halten Sie das Gaswarngerät fest in der Hand und schütteln Sie es etwa zehn Mal (die Öffnung desakustischen Signalgebers muss dabei nach unten weisen).
(3) Wischen Sie aus dem Inneren auslaufende Feuchtigkeit mit einem Handtuch, Tuch usw. gründlich ab.
(4) Stellen Sie das Gaswarngerät auf ein trockenes Handtuch, Tuch usw. und lassen Sie es bei
Umgebungstemperaturen eine Weile stehen.

6-4. Austausch von Teilen<Austausch von Verschleißteilen>
Austausch des Sensors
Die eingebauten Sensoren des Gaswarngeräts haben ein Haltbarkeitsdatum und müssen regelmäßig(innerhalb von zwei Jahren) ersetzt werden.
Die Lebensdauer des Sensors ist abgelaufen, wenn beispielsweise die Sensoren in der
Messspannenjustierung nicht kalibriert werden können, die Messwerte nach der Frischluftjustierung nicht
zurückgehen oder schwanken. Wenden Sie sich an RIKEN KEIKI. Der Garantiezeitraum beträgt für alleSensoren ein Jahr.
Vorgehensweise beim Austauschen des Staubfilters
Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oderverschmutzen und muss deshalb ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie den Staubfilter und wechseln Sie
ihn bei Bedarf aus.
Das Gaswarngerät hat mehrere eingebaute Filter.
Gasprobenahmebeutel
Je nach Einsatzbedingungen kann der Staubfilter mehr oder weniger schnell verstopfen oder verschmutzen
und muss deshalb regelmäßig ausgetauscht werden.
Er muss insbesondere ausgewechselt werden, wenn er Anzeichen für Wasseraufnahme, eine verminderte
Durchflussrate oder Verschmutzung aufweist①

Drehen Sie das Ende des Beutels gegenden Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn
heraus.

②

Nehmen Sie den Filter heraus undersetzen Sie ihn durch einen neuen.
Bringen Sie das Filtergehäuse wieder an.

③

Es ist ein runder Staubfilter darin enthalten.
Prüfen Sie diesen auf Verunreinigung oder Verstopfen.
Tauschen Sie den Staubfilter aus, wenn er stark
verunreinigt oder verstopft ist.

HINWEIS Verwenden Sie nur die von RIKEN KEIKI angegebenen Filter.
- 41 -

GX-8000

6 Wartung

6-4. Austausch von Teilen<Austausch von regulären Ersatzteilen>
Verzeichnis der empfohlenen regulären Ersatzteile
Nr.

Element

Wartungsintervalle

Austauschintervalle

Menge(Teile pro Gerät)

2 Jahre1 Satz1

Gummidichtung

2

Schlauch

6 Monate

3 - 8 Jahre

1 Satz3

Pumpeneinheit (RP-11)

6 Monate

1 - 2 Jahre

14

Lithium-Ionen-Batteriepack(BP-8000, BP-8000(1))(nur Lithium-Ionen-Batterieeinheit)





1

Anmerkungen

Ca. 500 Lade-/
Entladezyklen

HINWEISDie obigen Austauschintervalle dienen nur als Richtschnur. Die Intervalle können sich je nach
Betriebsbedingungen unterscheiden. Diese Intervalle stellen auch keine Garantiezeiträume dar. Das
Ergebnis der regelmäßigen Wartung kann bestimmen, wann Teile ausgetauscht werden müssen.
Die Funktionsweise der meisten Ersatzteile für den regelmäßigen Austausch muss nach Austausch durcheinen qualifizierten Servicetechniker geprüft werden.
Für den stabilen Betrieb des Gaswarngeräts und die Sicherheit sollte ein qualifizierter Servicetechniker mit
dem Austausch der Teile beauftragt werden, deren Betrieb geprüft werden muss. Bitte wenden Sie sich an
RIKEN KEIKI.

GX-8000- 42 -

7 Aufbewahrung und Entsorgung 7-1. Vorgehensweisen beim Aufbewahren des Gaswarngeräts oder längerem Nichtgebrauch

7

Aufbewahrung und
Entsorgung
7-1. Vorgehensweisen beim Aufbewahren desGaswarngeräts oder längerem Nichtgebrauch
Das Gaswarngerät muss bei folgenden Umgebungsbedingungen aufbewahrt werden.
 An einem dunklen Ort bei normalen Temperaturen und normaler Feuchtigkeit und vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt
 An einem Ort, wo keine Gase, Lösungsmittel oder Dämpfe vorhanden sind
Gaswarngerät im Versandkarton (falls vorhanden) aufbewahren, in dem das Produkt geliefert wurde.
Gaswarngerät von Staub usw. entfernt aufbewahren, wenn der Versandkarton nicht verfügbar ist.

VORSICHT
Wenn das Gaswarngerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es mindestens alle sechs
Monate einmal ein und prüfen Sie, ob die Pumpe Luft ansaugt (etwa drei Minuten lang). Das
Gaswarngerät kann, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, nicht mehr funktionieren, weil das Fettim Pumpenmotor aushärtet.

HINWEIS Wenn das Gaswarngerät mit Lithium-Ionen-Batterieeinheit längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es
sich, die Batterien vor der Einlagerung des Geräts zu entladen, bis das Symbol für den
Batterieladezustand etwa ein Batteriezeichen anzeigt. Wenn das Gaswarngerät mit vollständig
geladenen Batterien eingelagert wird, altern die Batterien schneller.
 Wenn ein Gaswarngerät mit einer Trockenbatterie längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der
Aufbewahrung herausnehmen. Bei Feuer oder Verletzung kann die Batterie auslaufen. Wenn das
Gaswarngerät kurze Zeit nicht verwendet wird, Batterien vor der Aufbewahrung nicht herausnehmen.
Während das Gaswarngerät ausgeschaltet ist, wird der Sensor immer mit Strom versorgt. Daher mussdas Gaswarngerät immer mit eingelegten Batterien aufbewahrt werden.

7-2. Vorgehensweise zur erneuten Verwendung desGaswarngeräts
VORSICHT
Bei erneuter Verwendung eines stillgelegten und/oder aufbewahrten Gaswarngeräts sollten Sie
nicht vergessen, eine Gaskalibrierung durchzuführen. Für Informationen zur Neujustierung einschl.
Gaskalibrierung wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.
GX-8000-43-

7 Aufbewahrung und Entsorgung

7-3. Entsorgung

7-3. Entsorgung Bei Entsorgung muss das Gasmessgerät ordnungsgemäß als gewerblicher Abfall gemäß den örtlichen
Vorschriften behandelt werden.

WARNUNG Zerlegen Sie die elektrochemische Sensoreinheit bzw. die Sensoreinheit mit galvanischem
Element nicht, da sie Elektrolyt enthalten. Elektrolyt kann bei Kontakt mit der Haut schwere
Hautverätzungen verursachen und bei Kontakt mit den Augen zur Erblindung führen.
Wenn Elektrolyt an Ihren Kleidern haftet, verfärben sich die betroffenen Bereiche oder sie
zersetzen sich. Reinigen Sie bei Kontakt den kontaminierten Bereich sofort mit reichlich Wasser.
 Entsorgen Sie Batterien gemäß den von den lokalen Behörden vorgeschriebenen Verfahren.
 Beim Entsorgen des Gasmessgeräts in einem EU-Mitgliedsstaat müssen Sie Batterien vorschriftsgemäß
trennen. Entsorgen Sie die herausgenommenen Batterien entsprechend dem klassifizierten
Abfalltrennungs- und Wiederverwertungssystem auf Basis der Bestimmungen der EU-Mitgliedsstaaten.
Wenden Sie sich wegen der Entsorgung an RIKEN KEIKI.
Entfernen der Batterien
Siehe ʻ4-2. Vorbereitung zum Einschaltenʼ und Herausnehmen von Batterien.
Für BUL-8000(G), BUL-8000(G1)Modell
BUL-8000(G)BUL-8000(G1)TypLithium-Ionen-Batterie

HINWEIS

BUL-8000(G), BUL-8000(G1) enthält Batterien.
Symbol der durchgestrichenen Mülltonne

Dieses Symbolzeichen ist an Produkten angebracht, die Batterien enthalten und unter die EU
Batterierichtlinie 2006/66/EC fallen. Solche Batterien müssen gemäß der neusten Richtlinie entsorgt
werden.
Dieses Symbolzeichen weist darauf hin, dass Batterien vom Restmüll getrennt werden müssen undentsprechend zu entsorgen sind.

GX-8000-44-

8 Problembeseitigung

8Problembeseitigung
Die Fehlerbehebung erklärt nicht die Ursache aller Fehlfunktionen, die am Gaswarngerät auftreten können.
Der Abschnitt soll Ihnen vielmehr dabei helfen, gängige Fehler und Störungen rasch zu identifizieren und zu
beheben. Sollte das Gaswarngerät ein Symptom zeigen, das in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, oderauch nach Durchführung von Behebungsmaßnahmen noch Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich bitte
an RIKEN KEIKI.

<Fehler am Gerät>
Symptome
Das Gerät lässt sich nicht
einschalten.

Fehler im Betrieb
Tastenbetätigungen sinddeaktiviert.
Anomalien des Systems[FAIL SYSTEM]
Anomalien des Systems[FAIL SYSTEM]
Fehler Nr. 000
Fehler Nr. 010
Fehler Nr. 021
Fehler Nr. 031
Anomalien des SENSOR[FAIL SENSOR]
Ein Alarm vom Typ „Batterieschwach“ wird angezeigt.
[FAIL BATTERY]

GX-8000

UrsachenDer Batteriestand ist zu
niedrig.

Maßnahmen
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Batterien in einem nicht
explosionsgefährdeten Bereich aufladen.
Trockenbatterieeinheit: Alle drei Trockenbatterien an
einem nicht explosionsgefährdeten Ort durch neueersetzen.
POWER-Taste beim Einschalten gedrückt halten, bis
ein Piepton zu hören ist (etwa zwei Sekunden lang).
Prüfen Sie, ob die Batterieeinheit korrekt am
Hauptgerät befestigt ist.
Gaswarngerät aus- und wieder einschalten.

Die POWER-Taste wurde
nicht genug gedrückt.
Fehlerhafte Installation derBatterieeinheit
Störungen durch plötzlicheÜberspannung, Rauschen
usw.
Störungen durch plötzliche Batterieeinheit an einem nicht explosionsgefährdetenÜberspannung, Rauschen
Ort herausnehmen und wieder einsetzen und dann das
usw.
Gerät einschalten, um die Funktionen durchzuführen.
Fehler in einem Schaltkreis.
Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.

Fehler des internen ROM
Fehler des internen RAM
Fehler des internen FRAM
Anomalien des internen
FLASH-Speichers
Fehler eines Sensors.
Der Batteriestand ist
niedrig.

Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.

Austausch des Sensors von RIKEN KEIKI anfordern.
Lithium-Ionen-Batterieeinheit: Gerät ausschalten undan einem nicht explosionsgefährdeten Ort aufladen.
Trockenbatterieeinheit: Gerät ausschalten undTrockenbatterien in einem nicht explosionsgefährdeten
Bereich durch neue ersetzen.

-45-

8 Problembeseitigung
Symptome
Ein Alarm vom Typ „geringe
Durchflussrate“ wird
angezeigt.
[FAIL LOW FLOW]

Frischluftjustierung kannnicht durchgeführt werden.
[FAIL AIR CAL]
Uhrfehler[FAIL CLOCK]Die Batterien lassen sichnicht laden.
(nur
Lithium-Ionen-Batterieeinheit)

UrsachenWasser oder Öl usw. wurde
angesaugt.
Der
Gasprobenahmeschlauch
ist verstopft.
Die Pumpe ist verschlissen.
Es ist keine
Frischluftversorgung rundum das Gaswarngerät
vorhanden.
Fehler der internen Uhr

Das Ladegerät ist nicht
richtig angeschlossen.
Fehler im Ladekreis.
Die Batterien wurden
vollständig geladen.

Maßnahmen
Gasprobenahmeschlauch auf Schäden oderAnzeichen von angesaugtem Wasser oder Öl usw.
prüfen.
Gasprobenahmeschlauch auf Anschlüsse, Verstopfen,
Verdrehen usw. prüfen.
Austausch der Pumpe von RIKEN KEIKI anfordern.
Frische Luft zuführen.

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Wenn solche Fehler häufiger auftreten, ist vermutlich
die interne Uhr defekt und muss ersetzt werden. Bitte
wenden Sie sich an RIKEN KEIKI.
Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät richtig an die
Wandsteckdose und Ladebuchse anschließen.
Wenden Sie sich zwecks Reparatur an Riken Keiki.
Wenn vollständig geladene Batterien noch einmal
geladen werden, leuchtet die Ladeanzeigelampe nicht
auf.

<Ungewöhnliche Messwerte>
Symptome
Der Messwert steigt(fällt) und verbleibt
dort.

In der Folge wird ein
Gasalarm ausgelöst,
obwohl am
Messpunkt weder
Gas austritt nochandere Probleme
vorliegen.
Langsame Reaktion

Bereichseinstellung
nicht möglich

GX-8000

UrsachenDrift des Sensorausgangs
Anwesenheit vonstörendem Gas

Maßnahmen
Nulleinstellung (Frischluftjustierung) durchführen.
Störungen durch andere Gase wie Lösungsmittel können nicht
vollständig ausgeschlossen werden. Für Informationen überMaßnahmen wie z. B. den Einsatz eines Abscheidefilters,
wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.
Langsames Leck
Das zu messende Gas kann in sehr geringen Mengen austreten(langsames Leck). Dies darf nicht ignoriert werden, da es zu
gefährlichen Situationen führen kann. Ergreifen Sie geeignete
Maßnahmen, d. h. die gleichen Maßnahmen wie bei einem
Gasalarm.
Umgebungsänderungen
Nulleinstellung (Frischluftjustierung) durchführen.
Anwesenheit von
Störungen durch andere Gase wie Lösungsmittel können nicht
störendem Gas
vollständig ausgeschlossen werden. Für Informationen überMaßnahmen wie z. B. den Einsatz eines Abscheidefilters,
wenden Sie sich bitte an RIKEN KEIKI.
Störungen durch Rauschen Gaswarngerät aus- und wieder einschalten.
Treten solche Probleme gehäuft auf, ergreifen Sie Maßnahmen
zur Beseitigung der Störung.
Staubfilter verstopft
Tauschen Sie den Staubfilter aus.
Verbogene oder verstopfte Reparieren Sie die defekten Teile.
Ansaug- oder Abluftleitung
In der Ansaugleitung hat
Reparieren Sie die defekten Teile.
sich Kondenswasser
gebildet.
Herabgesetzte
Tauschen Sie die Sensoreinheit gegen eine neue aus.
Sensorempfindlichkeit
Unzureichende
Verwenden Sie das richtige Kalibriergas.
Kalibriergaskonzentration
Herabgesetzte
Tauschen Sie die Sensoreinheit gegen eine neue aus.
Sensorempfindlichkeit- 46 -

9 Produktspezifikationen

9-1. Liste der Spekifikationen

9

Produktspezifikationen
9-1. Liste der Spekifikationen<Japan Ex-Spezifikationen>
Messprinzip
Zu messendes/erkennendes
Gas
Messbereich
Anzeigeauflösung
Alarmeinstellwert

Genauigkeit des Messwerts
Reaktionszeit
Alarmgenauigkeit
Alarmverzögerungszeit
Konzentrationsanzeige
MessmethodeSaugleistung
Anzeigen
Summerlautstärke
Gasalarmanzeige
Gasalarmmuster
Fehleralarm/Selbstdiagnose
Fehleralarmanzeige
FehleralarmmusterÜbertragungsspezifikationen
Funktionen
Stromversorgung

Dauerbetrieb

Betriebstemperaturen
Betriebsfeuchtigkeit
Betriebsdruck
AufbauExplosionssichere
Konstruktion
Explosionssicherheitsklasse
Abmessungen (außen)

Neuer Keramiktyp (NC)Brennbar (HC, CH4, und H2)
0 – 100 %LEL
1 %LEL
10 %LEL (1st)
50 %LEL (2nd)
100 %LEL (OVER)
Innerhalb von ±5 %LEL
90 % Reaktion: innerhalb von 30 Sekunden
Innerhalb ±25 %höchstens 30 Sekunden
LCD digital (sieben Segmente + Symbol + Balkenanzeige)
Pumpenansaugung
0,75 l/min oder mehr (offene Durchflussrate)
Uhranzeige, Batteriestandanzeige, Pilotanzeige und Pumpenantriebsanzeige
95 dB (A) oder höher (30 cm)
Blinkende Lampe, intermittierender Summerton, blinkende Gaskonzentrationsanzeige
Selbsthaltend
Systemfehler, Sensorfehler, Abfall der Batteriespannung, Kalibrierfehler und geringe Durchflussrate
Leuchtende Lampe, kontinuierlicher Summerton und Detailanzeige
Selbsthaltend
IrDA (für Datenlogger)
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Datenlogger, Spitzenwertanzeige, Logdatenanzeige undPumpenstopp
Dedizierte Trockenbatterieeinheit <AA Alkali-Trockenbatterien  3> [BUD-8000(G),BUD-8000(G1)*1](Dedizierte Lithium-Ionen-Batterieeinheit [BUL-8000(G), BUL-8000(G1)] kann ebenfalls verwendet
werden)
BUD-8000(G), BUD-8000(G1): Ca. 6 Stunden (25 ºC, kein Alarm und keine Beleuchtung)
BUL-8000(G), BUL-8000(G1): Ca. 12 Stunden (25 ºC, kein Alarm und keine Beleuchtung, Batterievoll geladen)-20 - 50 ºC
Unter 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftdruck (80 kPa - 110 kPa)
Tropfwasserschutz und Staubdichtheit (entspricht Schutzart IP67)
Eigensichere explosionssichere Konstruktion
Ex ia ⅡC T4 X (Japan Ex)

Ca. 154 (B)  81 (H)  127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)Ca. 1.0 kg (BUD-8000(G), BUD-8000(G1) im Gebrauch)Ca. 1.1 kg (BUL-8000(G), BUL-8000(G1) im Gebrauch)*1 Um die Anforderungen zum Explosionsschutz zu erfüllen, dedizierte Trockenzellenbatterie bei Verwendung derTrockenbatterieeinheit verwenden.
Gewicht

GX-8000-47-

9 Produktspezifikationen

9-1. Liste der Spekifikationen<ATEX/IECEx-Spezifikationen>
Messprinzip
Zu messendes/erkennendes
Gas
Messbereich
Anzeigeauflösung
Alarmeinstellwert

Genauigkeit des Messwerts
Reaktionszeit
Konzentrationsanzeige
MessmethodeSaugleistung
Anzeigen
Summerlautstärke
Gasalarmanzeige
Gasalarmmuster
Fehleralarm/Selbstdiagnose
Fehleralarmanzeige
FehleralarmmusterÜbertragungsspezifikationen
Funktionen
Stromversorgung

Dauerbetrieb

Betriebstemperaturen
Betriebsfeuchtigkeit
Betriebsdruck
AufbauExplosionssichere
Konstruktion
Explosionssicherheitsklasse

Abmessungen (außen)
Gewicht

GX-8000

Neuer Keramiktyp (NC)Brennbar (HC, CH4, und H2)
0 – 100 %LEL
1 %LEL
10 %LEL (1st)
50 %LEL (2nd)
100 %LEL (OVER)
Innerhalb von ±5 %LEL
90 % Reaktion: innerhalb von 30 Sekunden
LCD digital (sieben Segmente + Symbol + Balkenanzeige)
Pumpenansaugung
0,75 l/min oder mehr (offene Durchflussrate)
Uhranzeige, Batteriestandanzeige, Pilotanzeige und Pumpenantriebsanzeige
95 dB (A) oder höher (30 cm)
Blinkende Lampe, intermittierender Summerton, blinkende Gaskonzentrationsanzeige
Selbsthaltend
Systemfehler, Sensorfehler, Abfall der Batteriespannung, Kalibrierfehler und geringe Durchflussrate
Leuchtende Lampe, kontinuierlicher Summerton und Detailanzeige
Selbsthaltend
IrDA (für Datenlogger)
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Datenlogger, Spitzenwertanzeige, Logdatenanzeige undPumpenstopp
Dedizierte Trockenbatterieeinheit <AA Alkali-Trockenbatterien  3> [BUD-8000(G), BUD-8000(G1)](Dedizierte Lithium-Ionen-Batterieeinheit [BUL-8000(G), BUL-8000(G1)] kann ebenfalls verwendet
werden)
BUD-8000(G), BUD-8000(G1): Ca. 6 Stunden (25 ºC, kein Alarm und keine Beleuchtung)
BUL-8000(G), BUL-8000(G1): Ca. 12 Stunden (25 ºC, kein Alarm und keine Beleuchtung, Batterievoll geladen)-20 - 50 ºC
Unter 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftdruck (80 kPa - 110 kPa)
Tropfwasserschutz und Staubdichtheit (entspricht Schutzart IP67)
Eigensichere explosionssichere Konstruktion
ATEX
Ⅱ 1 G Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215) / Ⅱ 1 G Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)
IECEx
Ex ia ⅡC T4 Ga (ohne NC-6215) / Ex ia ⅡB T4 Ga (mit NC-6215)
Ca. 154 (B)  81 (H)  127 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)Ca. 1.1 kg (BUL-8000(G), BUL-8000(G1) im Gebrauch)Ca. 1.0 kg (BUD-8000(G), BUD-8000(G1) im Gebrauch)- 48 -

9 Produktspezifikationen

9-2. Zubehörliste

9-2. Zubehörliste

Standardzubehör







Trockenbatterieeinheit (BUD-8000 (G), BUD-8000 (G1))
Alkali-Batterie der Größe AA  3
Schulterriemen
Gasprobenahmeschlauch (1 m Spiralschlauch)
Gasprobenahmebeutel

Optionales
Zubehör




















Lithium-Ionen-Batterieeinheit (BUL-8000 (G), BUL-8000 (G1))
Mit Wechselstrom betriebenes Ladegerät
Hüftgurt
Hüftgurt-Befestigungswerkzeug
Transportkoffer (Leder)
Aluminium-Koffer
Schiff-Aufbewahrungskasten
Probenahmebeutelhalter
Gasprobenahmeschlauch (mit Schwimmerbeutel, 8 m)
Gasprobenahmeschlauch 30 m mit Tauchkörper
Filterschlauch
Filterschlauch-Befestigungsgurt
Wasserfalle
Relaisschlauch
Satz Gasbeutel
Bereichsdosen
Bedarfsflussventil
Datenlogger-Managementprogramm- 49 -

GX-8000

10 Begriffsdefinitionen

9-2. Zubehörliste

10

Begriffsdefinitionen
UEG

GX-8000

Abkürzung für „Lower Explosion Limit“.
Die UEG bezeichnet die geringste Konzentration eines brennbaren Gases in derLuft, die gerade noch eine Explosion verursachen kann, wenn sie gezündet wird.

- 50 -

Revisions- oder Aufhebungsverlauf
AusgabeRevision

Ausgabedatum

0

Erste Ausgabe (PT0E-1097)

2020/9/1

1

Sicherheitshinweise, Explosionsschutzgrad, Konformitätserklärung

2021/10/29

2

Konformitätserklärung

2024/6/14