Working With Spectrum Analyzers

スペクトラムアナライザの使用
チャプタ:
Spectrum XT 統合の概要

250

スペクトラムアナライザを有効にする

250

スペクトルデータの収集

250

スペクトラムデータの表示

251

スペクトラムヒートマップの表示

252

スペクトラム干渉

253

スペクトラムアナライザ リポートの生成

255

スペクトラムデータ収集ポイントにマークする

255

AirMagnet RF Spectrum Reportの表示257- 249 -

Working With Spectrum Analyzers

Spectrum XT 統合の概要
このセクションでは、サポートされているスペクトラムアナライザと AirMagnet Survey PROを統合する機能について説明します。この統合により、無線スペクトル全体の RFトラフィックを表示できるようになり、AirMagnetSurvey PROは新しいレベルに到達します。スペクトラムアナライザは、サーベイ中に検出された無線干渉の潜在的な原因を表示します。これにより、無線環境における RF の危険性が検出されるとすぐに特定し、排除することができます。

Notes:
lll

この機能は AirMagnet Survey PRO でのみ利用可能です。
AirMagnet SurveyPROは、AirMagnet Spectrum XT、 AirMagnet Spectrum Analyzer、および Cisco SpectrumExpert との統合をサポートしています。
この機能を使用するには、サポートされているスペクトラムアナライザである AirMagnet Survey PRO がインストールされており、関連するスペクトラム・アナライザ・アダプタがラップトップで有効になっている必要があります。
6GHz帯には対応していません。

スペクトラムアナライザを有効にする
スペクトラムアナライザを有効するには：
1. [Survey]ビューから、[File] > [Configure…]をクリックします。 [Survey Configuration] ビューが表示されます。
をクリックすると、Spectrum Analyzer ダイアログボックスが表示されます。

2.

3. [Enable Spectrum Integration]をチェックし、[Max Hold Reset]オプションのいずれかを選択します。
オプション

説明

Never Reset 選択した場合、Max Hold値はリセットされません。
選択した場合、最大ホールド値は、サーベイ経路に沿って移動する際にサイトマップをクリックするたびにManuallyリセットされます。
Reset
選択した場合、MaxHold値は、データが収集または記録されるたびに、または各ポイントで自動的にAutomaticallyリセットされます。
Reset

4. OKをクリックして終了します。 新しい設定を有効にするには、アプリケーションを再起動する必要があります。

スペクトルデータの収集サポートされているスペクトラム・アナライザ・アダプタがインストールされており（挿入されており）、AirMagnet
Survey PROでこのオプションが有効になっている場合、統合されたスペクトラム・アナライザ・ウィンドウが、サーベイ表示のマップ・ウィンドウの下に表示されます。 以下、スペクトラム・アナライザ・ウィンドウのクローズアップした表示になります。

- 250 -

Working With Spectrum Analyzers

スペクトラム・アナライザ・ウィンドウには、FFT（高速フーリエ変換）プロットが表示され、3種類のデータが3色の折れ線グラフで表示されます。以下の表では、これらの各データについて簡単に説明しています。AirMagnet
Spectrum XT の詳細については、『AirMagnet Spectrum XT ユーザーガイド』 または AirMagnet Spectrum XT
ソフトウェアアプリケーションのヘルプファイルを参照してください。
色
黄色
赤色
緑色

データタイプ

説明プロットの開始以降に検出された最大電力値。 Max Holdは、プロットが現在までの最大電力値を保持するこMaxとを意味します。
Hold
最新の測定間隔中に検出された最大電力値。
Max
Average 最新の測定間隔中に検出された平均電力値。

スペクトラムデータの表示
スペクトラム・アナライザの統合により、この機能が有効になっている場合は、統合されたスペクトラム・アナライザ・ウィンドウをDisplayビューに表示できます。また、サーベイ経路上の任意のデータポイントにマウスを置くことで、スペクトラムデータを表示および解析することができます。

Note: サーベイ経路上のポイントにマウスを置くと、その場所で収集されたWi-Fiデータを示すtip・ビューが表示されるだけでなく、下のスペクトラム・アナライザ・ウィンドウで表示されるものに関連するプッシュ・ピンも表示されます。
スペクトラムデータが表示されている状態で、スペクトラム・アナライザ・ウィンドウのFFTプロット上の任意のスポットにマウスを置くと、tip・ビューがポップアップ表示されます。
- 251 -

Working With Spectrum Analyzers

このtip・ビューには、そのスポットに関する詳細なスペクトラムデータが表示されます。

スペクトラム統合により、Wi-Fiに干渉を引き起こす非802.11のデバイス（以後「干渉源」と呼びます）を特定できます。詳細はこちらをクリックしてください。 スペクトラム干渉
また、Spectrum XTを使用してスペクトラムヒートマップを表示し、スペクトラムトラフィックの主要な場所を特定することもできます。

スペクトラムヒートマップの表示
スペクトラムデータをより包括的かつユーザーがアクセスしやすい方法で表示するために、Surveyでは、スペクトルアナライザの統合を有効にすると、スペクトル・ヒートマップ・オプションを実装します。
これにより、Wi-Fi（AP、ステーションなど）と非 Wi-Fi（Bluetooth デバイス、マイクロ波など）の両方のソースを含む、スペクトラム全体のすべての RF トラフィックを表示できます。スペクトラムヒートマップは、マップ上の任意のポイントにおける各チャネルの平均スペクトラムレベルを表示します。色分けされた表示により、異常なスペクトラムトラフィックのエリアを簡単に特定できるため、問題箇所を素早くトラブルシューティングできます。

スペクトラムのヒートマップを表示するには:
1. Displayページから、スペクトラム・データ・ファイルをロードします。
2. マップ・ウィンドウ右上ののデータ・タイプ・ドロップダウンリストをクリックし、「Spectrum」を選択します。ヒート

マップが更新され、スペクトラムデータが表示されます。

- 252 -

Working With Spectrum Analyzers

表示されたスペクトラムを特定のチャネルに絞り込むことができ、関心のある特定の周波数での異常なトラフィックを特定することができます。サーベイ時に使用するカードによっては、802.11aと802.11b/gの両方のチャネルが含まれます。
Note: ヒートマップはスペクトラム情報の概要を表示します。サーベイ経路上のポイントにマウスを置くと、その場所の特定のスペクトラムデータを表示することができます。
スペクトラムヒートマップは、新しいAPに最適なチャネルを決定する場合に特に役立ちます。希望するチャネルのヒートマップを表示することで、その場所に過度なスペクトラムトラフィックがあるかどうかを確認できます。スペク
トル・トラフィック・レベルが高い場合は、環境を変更して干渉を排除するか、新しい場所を選択する必要があります。

スペクトラム干渉
干渉源は、Displayビューに表示されるスペクトラムヒートマップを使用することで、一覧で表示したり、展開内で検出されたものを表示したりすることができます。Interferer Power ヒートマップは、サーベイプロセス中に検出されたデバイスのパワーレベルを表示し、検出されたデバイスの一覧も提供します。これは、標準的な802.11/WiFi 4サーベイでは検出されない可能性のある干渉源を特定するのに役立ちます。

- 253 -

Working With Spectrum Analyzers

干渉データを収集した後、ビューの左側にあるカテゴリーツリーで検出された干渉を表示できます。

太字のカテゴリは、その特定のカテゴリに一致するデバイスがサーベイ中に検出されたことを示します。(例えば、上の最初の図では、システムはサーベイ中にBluetoothデバイス、デジタルコードレス電話、デジタルビデオコントローラーからの干渉を検出しました)。ヒートマップは、そのデバイスが検出された場所のみをハイライトするように更新されます。
サーベイパス全体で検出されたすべての干渉は、ウィンドウの下部ペイン、スペクトルグラフの下に表示されます。この表には、タイプ、名前、簡易説明、中心周波数（既知の場合）など、検出された干渉源に関するさまざまなデータが表示されます。

- 254 -

Working With Spectrum Analyzers

スペクトラムアナライザ リポートの生成
AirMagnet Survey PROを使用すると、WLANサイト上の電波の膨大な量のスペクトラムデータを収集および解析できるだけでなく、これらの貴重なデータをレポートに変換できるため、データの共有、アーカイブ、およびさらなる解析が容易になります。
ただし、スペクトラム・アナライザ・レポートを作成して表示するには、まず、サイトサーベイ中にスペクトラムデータが収集されていることを確認する必要があります。そのためには、サーベイ時に以下の要件が満たされていることを確認する必要があります：
1. ノートパソコンに AirMagnet Survey PRO がインストールされている。
2. 関連するスペクトラム・アナライザ・アダプタがシステムに挿入されている。
3. AirMagnet Survey PROで「Spectrum Integration」が有効になっている場合。

手順： [File] > [Configure…] > [Spectrum Integration] > [Enable Spectrum Integration]を選択します。
これら3つの条件が満たされていれば、サーベイを行う際に、Surveyビューの下部にスペクトラムデータが表示されたスペクトラム・アナライザ・ウィンドウが表示されます。
スペクトラムデータが収集されたら、次の重要ステップとして、Displayビューでデータファイルを開き、サーベイ経路上にスペクトラムデータ収集ポイントをマークします。スペクトラムデータが収集されても、サーベイ経路上にスペクトラムデータ収集ポイントがマークされるまでは、Reportsビューにスペクトラム・アナライザ・レポートが表示されません。マークをしないと、Reportsビューで Spectrum Analyzer Report を開こうとしたときにエラーメッセージが表示されます。Displayビューでサーベイ経路に沿ってスペクトラムデータ収集ポイントをマークする方法については、次項「スペクトラムデータ収集ポイントにマークする」を参照してください。
Displayビューですべてのスペクトラムデータ収集ポイントをマークすると、AirMagnet Survey PROは自動的にスペクトラム・アナライザ・レポートを生成します。

スペクトラムデータ収集ポイントにマークする
スペクトルデータ収集ポイントにマークするには：
1. Displayビューから、スペクトラムデータを含むデータファイルをクリックして開きます。
2. マップウィンドウ内を右クリックします。右クリックのポップアップメニューが表示されます。

- 255 -

Working With Spectrum Analyzers

3. 右クリックメニューから、「Mark Spectrum Data Mode」を選択。
Note: この機能を有効にすると、Mark Spectrum Data Modeの前にチェックマークが表示されます。
4. マップウィンドウで、サーベイ経路に沿ってスペクトラムデータ収集ポイントをクリックして選択します。

- 256 -

Working With Spectrum Analyzers

Note: ピンのアイコンはクリックした場所に表示されます。ピンは、表示された順番に自動的に番号が付けられます。クリックすると、スペクトラム・アナライザ・ウィンドウにもスペクトラム・データが表示されます。必ずサーベイ経路に沿ってクリックしてください。そうしないと、アイコンは表示されず、スペクトラム・データ・ポイントもマークされません。

AirMagnet RF Spectrum Reportの表示
AirMagnet RF Spectrum Reportを表示するには:
1. ナビゲーションバーのをクリックして、Reportsビューに切り替えます。

2. レポート一覧ウィンドウから、「RF Spectrum Report」を選択します。
3. ビュー上部のツールを使ってレポート内のページの遷移ができます。
Note: 通常、レポートに含まれるページ数は、選択したデータファイルのデータ量に依存します。
しかし、RF Spectrum Reportの場合、レポートの長さはデータ収集ポイント（マークした）の数によって決まり、それによってレポートに含まれるデータ量が決まります。

- 257 -