BOXTRANSDUCER
ボックストランスデューサ
小形ACトランスデューサ ……………… P10
信号トランスデューサ ………………… P36
センサトランスデューサ ……………… P41
DC電力トランスデューサ ……………… P46
電力監視ユニット ……………………… P47
省電力監視トランスデューサ ………… P52

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ボックストランスデューサ

HSQT2-93A

高速マルチACトランスデューサ■概要
本製品は、電力制御に適した高速応答用のマルチACトランスデューサです。
電力系統の1回路と接続することで、電流（各相電流の平均値）・電圧（三相3線：各線間電圧の平均値、三相4線：各相電圧の平均値）・電力・無効電力・周波数計測のアナログ出力が可能です。

■特長● 120×120×130mm、約800gで小形軽量

トボ
ラッンクススデューサ● DINレール取付対応● 電力、無効電力、周波数の計測レンジ選択切替付き● 応答時間が高速（電流、電圧、電力、無効電力：入力1周期＋10ms以内/99％、周波数：1秒

HSQT2-93A以下/99％）（120×120×130mm）/800g● 電圧計測は基本波実効値演算方式● オプションで、硫化水素（H2S）
ガス対策品が製作可能● 補助電源DC24V品はCEマーキング適合品（補助電源AC85〜253V、DC80〜143V品はCEマーキングに適合していません）● RoHS指令適合品■形名・HSQT2-93A-5-33-1（三相3線用）・HSQT2-93A-5-34-1（三相4線用）■仕様コード入力仕様

記①電流入力号
1 0〜5A（50/60Hz）
2 0〜1A（50/60Hz）

出力要素仕様出力仕様 補助電源仕様

AV①② 0 − 11110100 −記号
１②電圧入力（ ）内は三相4線時
0〜150V（0〜150/√3V）（50/60Hz）（１）

記号34589B③−④③A、V、W、var、Hz
出力信号
0〜5V （600Ω以上）
0〜10V （2kΩ以上）
1〜5V （600Ω以上）±5V（600Ω以上）±10V （2kΩ以上）
4〜20mA（550Ω以下）

記号

④補助電源

AC85〜253V（50/60Hz）（定格電圧 100/110V、200/220V）
1
DC80〜143V（定格電圧 100/110V）
交流直流両用2DC24V ±15％ CEマーキング適合品

■定格項

定目
電入力

圧

格

三相3線：AC100V、110V、115V、120V ご指定 50/60Hz
三相4線：AC100/√3V、110/√3V、115/√3V、120/√3V ご指定 50/60Hz
AC 5A または 1A ご指定 50/60Hz

電 流
AC100/110V、200/220V（AC85〜253V）50/60Hz 13VA
DC100/110V（DC80〜143V）10W以下 交流直流両用、または DC24V（±15％）10W以下 ご指定
アナログ出力5点（電流、電圧、電力、無効電力、周波数）出力相互間は非絶縁

補助電源
出力

入力消費VA：0.25VA以下
入力消費VA：0.1VA以下■仕様・性能項

目

準拠規格
CE適合指令

安全許容差
温度の影響
測定値更新時間

応答時間

出力信号のリプル
電源瞬断許容時間

電源突入電流出力信号の外部調整
移動平均回数設定

仕様
交流入力トランスデューサ JIS C 1111：2006［ IEC 60688：1992、Amendment 1（1997）、Amendment 2（2001）］
電磁両立性指令（EMC指令）2004/108/EC（補助電源DC24V仕様のみ適合）
低電圧指令 73/23/EEC（補助電源DC24V仕様のみ適合）
JIS C 1010-1：2005（IEC 61010-1：2001）
測定カテゴリⅢ（建造物設備で行われる測定に対するカテゴリ）最大使用電圧300V
汚染度 2（通常、非導電性の汚染だけが発生する程度。ただし、場合によっては結露に起因する一時的な導電性が発生する）±0.5％（出力スパンに対する百分率誤差）
使用グループⅠ（屋内用で、研究室、工場などで一般にみられる条件下で、その装置が注意して取り扱われる場所で使用）
10〜35℃で階級指数内、0〜45℃で階級指数の2倍以内、−10〜+55℃で階級指数の3倍以内
5ms
ステップ入力を加えた時、出力信号が最終の静止値の±1％に納まる時間：［A, V, W, var］移動平均なし：入力1周期＋10ms以内
［Hz］
1秒以下
移動平均 2回：入力1周期＋15ms以内
移動平均 3回：入力1周期＋20ms以内
出力スパンに対し1％ p-p以下
20ms
AC110V：05.5A以下（時定数：10ms以下）
AC220V：11.0A以下（時定数：10ms以下）
DC110V：04.0A以下（時定数：10ms以下）
DC24VV：06.5A以下（時定数：10ms以下）
前面スイッチによるBIAS、MAX調整。調整範囲：出力スパンに対して±5％
A、V、W、varの移動平均回数を1（平均なし）〜3回に変更できます
前面ディップスイッチS10、S11にて変更可能

26
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ボックス
トランスデューサ

HSQT2-93A

高速マルチACトランスデューサ■仕様・性能項目

仕様
電気回路一括と外箱（アース）
間
50MΩ以上 / DC500V
入力、出力、補助電源相互間
アナログ出力相互間は非絶縁（マイナスコモン）
電気回路一括と外箱（アース）
間
AC2210V（50/60Hz）5秒間
入力、出力、補助電源相互間
アナログ出力相互間は非絶縁（マイナスコモン）
電気回路一括（アナログ出力は除く）と外箱（アース）
間
5kV 1.2/50μs 正負極性 各3回
入力、補助電源間（出力はアース接続）
JIS C 60068-2-6：1999（IEC 60068-2-6：1995）
による
振動数範囲：10〜55Hz、振動振幅：0.15mm（片振幅）、掃引サイクル数：10回
JIS C 60068-2-27：1995（IEC 60688-2-27：1972）
によるピーク加速度：500m/s2
定格電圧の2倍10秒間、1.2倍連続定格電流の40倍1秒間、20倍4秒間、10倍16秒間、1.2倍連続定格電圧の1.5倍10秒間、1.2倍連続（AC100/110V、AC200/220V、DC24V）
定格電圧の1.5倍10秒間、1.3倍連続（DC110V）
電圧出力：短絡1秒を10秒間隔で10回、5秒間1回、定格出力負荷の70％連続
電流出力：開放連続、定格出力負荷の130％連続
1250A 8/20μs 正負極性
（1）
振動性サージ電圧
1〜1.5MHz、ピーク電圧：2.5〜3kVの減衰性振動波形を30秒間繰り返し加えた時、誤差±10％以内（電源回路、電圧回路、電流回路）（2）方形波インパルス性ノイズ
1μs、100ns幅のノイズを繰り返し5分間加えた時、誤差±10％以内
電源、電圧回路（ノーマル/コモン） 1.5kV以上
電流回路
（コモン）
1.5kV以上
アナログ出力（誘導）
1.0kV以上（3）
電波ノイズ
150MHz、430MHz、900MHz帯の電波を5W、1m及び、携帯電話2GHzの電波を0.5mで断続照射誤差±10％以内（4）
静電ノイズ
通電時8kVで誤差±10％以内。無通電時10kVで損傷のないこと。コンデンサチャージ方式
外形：120×120×130mm［横×縦×奥行］
材質：ケース 難燃性ABS（V-0）
、端子カバー ポリカーボネート
外観色 ：黒色（マンセルN1.5）
端子ねじ：入力、補助電源、アース端子 M4ねじ、出力端子 M3ねじ
質量：約800g−10 〜＋55℃、20 〜 95％ RH 結露しないこと−25 〜＋70℃

絶縁抵抗
電圧試験
（商用周波耐電圧）
インパルス電圧試験（雷インパルス耐電圧）
振動衝撃
入力
過負荷
耐量

補助電源
出力

出力線間サージ

ノイズ耐量
ANSI C37.90a
電力用規格B-402
IEC801-2構造

使用温湿度範囲
保存温度範囲トボ
ラッンクススデューサ■CEマーキング品（補助電源DC24V仕様のみ適合）
適合規格
・EMC適合規格
EMI（エミッション）EN61000-6-4
EMS（イミュニティ）EN61000-6-2
・安全規格
EN61010-1 CATⅢ（最大回路電圧300V）、汚染度2■計測レンジ設定
前面のディップスイッチにて電力、無効電力、周波数の計測レンジを変更することができます。

スケーリング機能（ディップスイッチ）

POWER LINE TRANSDUCER

HIGH SPEEDMU LT ITYPE HSQT2-93A

出力調整用MAX./OFF/BIAS切替（スライドスイッチ）S1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ S8

ADJUST

S9 ・ ・ S12

OFF

MAX.

BIAS

5 6 7
4893ON
UP

OFF

DOWN

2 1 10出力調整用要素No.設定（ロータリースイッチ）

OUTPUT NO.

FUNCTION SW［S1〜S9］110V,5A（1A）S1 S2 S30

ディッ プスイッチ S1S2S3S4S5S6S7S8S9 S10 S11 S12OF F（0）0W SCALINGS4 S5var SCALINGS8 S900〜1kW（0〜200W）

0045〜55Hz00

10〜833.3W（0〜166.7W）

01

LAG/LEAD 833.3var(LAG/LEAD 166.7var)

0155〜65Hz

0100〜750W（0〜150W）

10LAG/LEAD 750var (LAG/LEAD 150var)

1045〜65Hz

11LAG/LEAD 500var (LAG/LEAD 100var)

01

10〜500W（0〜100W）

100±1kW（±200W）

101±833.3W（±166.7W）

110±750W（±150W）

111±500W（±100W）

0LAG/LEAD 1kvar (LAG/LEAD 200var)

0Hz SCALING

出力調整用DOWN設定（プッシュスイッチ）

ON （1）

出力調整用UP設定（プッシュスイッチ）

電力レンジ設定
S1S2S3000000011

入力 110V 5A

S8S9

周波数（ ）内は1A定格時

0045〜55Hz

01

LAG/LEAD 833.3var（LAG/LEAD 166.7var）

10

LAG/LEAD 750var（LAG/LEAD 150var）

11

LAG/LEAD 500var（LAG/LEAD 100var）

S4

S50〜1kW （0〜200W）

00

LAG/LEAD 1kvar（LAG/LEAD 200var）

10〜833.3W（0〜166.7W）

01100〜750W （0〜150W）

1110〜500W （0〜100W）

100±1kW01

周波数レンジ設定

無効電力計測レンジ設定

入力 110V 5A（ ）内は1A定格時（±200W）±833.3W（±166.7W）

110±750W （±150W）

111±500W （±100W）

移動平均回数設定
S10

S11

移動平均回数55〜65Hz

00

平均なし

045〜65Hz

0

12回

1−

103回

11−

● 移動平均回数設定
前面のディップスイッチ（S10、S11）にて電流、電圧、電力、無効電力の移動平均回数を変更することができます。
＜注意＞ディップスイッチの設定変更は、補助電源再投入により有効となります。

27
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

ボックス
トランスデューサ

HSQT2-93A

高速マルチACトランスデューサ■出荷時の設定（標準品でご指定が無い場合）
ディップスイッチOFF（0）ON （1）S12S1（2）（0）（0）（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）
（0）（−）

トボラッンクススデューサ

入力定格 110V、5Aの場合
W計測レンジ
0〜1kW
var計測レンジLEAD 1〜0〜LAG 1kvar
Hz計測レンジ
45〜55Hz
移動平均回数平均なし■外形図

12013-M4ネジ

65

R3

注
（2）ディップスイッチS12は出荷時の状態にてご使用ください。

(４)19(12.5)

130

6(３)

7

■結線図

注（3）DINレール（高さ15mm）取付の場合です。
（レールはDIN標準35mmをご使用下さい。）（4）スイッチカバーを開けた時の寸法です。

31K

123CT

LKUVU

1209222-M3ネジ

110

( ３)

LLOAD

VVTK

1230CTL
K

L
KU

VU VU

V

E

P2P3P0S1(+)

S2(−)

LVT
P1AUX.
SUPPLY

P2E

P3S1(+)

1S 1L

3S 3L

121（＋） 2（−）7（＋） 8（−）

A

V

P1AUX.
SUPPLY

S2(−)

34

51315（＋）14 （＋）16（−） （−）19（＋） 20（−）

W var

Hz

OUTPUT

121（＋） 2（−）7（＋） 8（−）

A

V

1S 1L

32S 2L41315（＋）14 （＋）16（−） （−）

W var
OUTPUT

3S 3L

519（＋） 20（−）

Hz＜注意＞低圧回路の場合、VT、CTの2次側接地は不要です。また、110Vダイレクトでご使用になる場合、VTは不要です。

28
製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
http://www.daiichi-ele.co.jp/

トランスデューサ カタログ

98-099c

LOAD