光電式無接点
メータリレー

EF シリーズ一覧

EF■ EF シリーズ一覧
品

名動 作
原 理

形

名永久磁石
MEF-17直流電流 可動
MEF-15コイル形

指示
最大目盛値・定格
階級

1.0

永久磁石
MEF-17直流電圧 可動
MEF-15
コイル形

1.0

永久磁石
直流
XEF-17
可動
受信指示
XEF-15コイル形

1.0交流電流 整流形

CEF-17
CEF-151.5交流電圧 整流形

CEF-17
CEF-15

1.5

交流
YEF-17整流形
受信指示
YEF-151.5

内部抵抗，電圧降下
消費電流，消費 VA

付属品
結線図
トランスデューサ（81ページ）

100μA
200μA
1mA
5mA
10mA
20mA
30～500mA

4500Ω
1400Ω
130Ω
9.1Ω
6.8Ω
6Ω
60mV

−

1A ～10kA

60mV

分流器別売り（106ページ）

3mA1mA－

750V〜25kV

1mA

直列抵抗器別売り（107ページ）

1mA
4〜20mA

130Ω
6.3Ω

−

1〜300V

1mA

10～300mA

0.5VA－

0.35～100A

1VA

MR-CTN（26ページ）

3〜600V

1mA－

750V〜25kV

1mA

直列抵抗器別売り（107ページ）

1mA

1350Ω

3〜300V

1mA−

WEF-17-12
WEF-15-12

1.5110V, 5A 電圧 2VA 電流
220V, 5A 電圧 3.5VA 電流

相WEF-17-13
線 ト ラ ン ス WEF-15-13

1.5110V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA WT-83M-13

電力 三 相 デューサ形 WEF-17-33
3 線
WEF-15-33

1.5110V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA
WT-83M-33
220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1VA

単 相2 線光電式無接点メータリレー

単交流 ３三４

WEF-17-34
WEF-15-34

1.5

単 相2 線WVEF-17-12
WVEF-15-12

1.5110/√3V, 5A 電圧各相 1.5VA
220/√3V, 5A 電圧各相 3VA

相線

単 相
2 線
三相3線
(平衡)

WVEF-17-34
WVEF-15-34
整流形〃

WT-83M-34

110V, 5A 電圧 3.5VA 電流各相 1.5VA ※220V, 5A 電圧 3.5VA 電流各相 1.5VA WVT-62M-12

WVBEF-17-33
三相3線
1.5
無効 (平衡) ト ラ ン ス WVBEF-15-33

三４C－2－

C−1
C−2－C－3－C－4－C−3C−4−C－8
付属トランスデューサの 外
形図は41ページをご参照ください。
● 計 器 製 作 限 度，最 大目盛
C－5 値は41ページをご参照ください。

C－5C－6C－8 ●1.5110V, 5A
220V, 5A〃〃※
WVT-83M-33

C－5

1.5110V, 5A
220V, 5A〃

〃WVT-83M-34

C－7110V, 5A 電圧
220V, 5A 電圧

1VA 電流2VA 電流

1VA ※1VA PT-62M-12

PBEF-17-33
PBEF-15-33

110V, 5A 電圧各相 1VA 電流各相 1VA
PBT-62M-33
220V, 5A 電圧各相 2VA 電流各相 1VA※は 周 波 数（50または60Hz）をご指定ください。
● 目盛：
C－10 Lead0.5～1～ Lag0.5● 付属トランスデューサの外形
図は41ページをご参照くだC－11 さい。

C－9〃〃

※
PT-63M-33

三相4線
PBEF-17-34
整流形（平衡）PBEF-15-34

110V, 5A
220V, 5A〃〃

PBT-62M-34

三相4線 ト ラ ン ス PEF-17-34（不平衡）デューサ形 PEF-15-34

110V, 5A
220V, 5A〃〃※
PT-64M-34

C−125.0

付属トランスデューサの外形図は41ページをご参照ください。
● 計器製作限度，最大目盛値は41ページをご参照ください。
●C－8110V, 5A
220V, 5A

力率※は 周 波 数（50または60Hz）をご指定ください。

110V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA
WVBT-83M-33 C−5 ● 目盛：
220V, 5A 電圧各相 3.5VA 電流各相 1.5VA
Lead □ var～0～ Lag □ var

PEF-17-12
PEF-15-12三相3線 ト ラ ン ス PEF-17-33(不平衡) デューサ形 PEF-15-33

50mV, 100mV計も製作します。

●相線

電力 三相3線 デューサ形 WVEF-17-33(不平衡)
WVEF-15-33

1VA
WT-62M-12
1VA

考－

C−1

50〜900mV
1〜600V備●ト ラ ン ス AEF-17
周 波 数
デューサ形 AEF-15

45〜55Hz110V
55〜65Hz
1.0 または45〜65Hz
220V
350〜450Hz

110V 用，1.7VA
220V 用，2.5VA

FT-62M（41ページ）

C−13

回 転 数 整 流 形 VEF-17,15

2.5 500～5000rpm

1mA

交流発電機

C－14

2VA

HT-62M（99ページ）

C−15 ● 99ページをご参照ください。

温度

ト ラ ン ス HTEF-17
デューサ形 HTEF-15

1.0

J150℃

K

300～1200℃

B,R,S1600℃●

発電機は96ページをご参照ください。

端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 112 ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては 114 ページをご参照ください。
力率計の固有誤差は 90°電気角に対する％となります。

79

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024g (4.8) | 330e7dc

光電式無接点メータリレー

EF シリーズ仕様■共通標準仕様
項目
指示 階級
支持
方式
指 針 の 振 れ 角
計 器 正 面 寸 法
目 盛 の 長 さ目盛板
指針姿
勢取付パネルの材質
取付パネルの厚さ
動作方式指 針 可 動 範 囲
設定範囲
ピックアップ値の許容差
デ ッ ド バ ン ド
最 小 設 定 幅
リレー動作制御方式
設定指標
制御電源 ( 消費 VA)： 変動範囲接 点 の 種 類
接点 容量
つば

枠の色

■特殊仕様製作範囲
仕様
79ページ「EFシリーズ一覧」参照
ピボット方式49°
EF-17：170×40mm EF-15：150×40mm
EF-17，15：86mm
白色
三角形（赤色）
鉛直 1T：縦長取付，1Y：横長取付
鉄板及び非鉄板共用
7mm以下
指針通過形
通過式 全スケール
全スケール
目盛長の±1.0%
目盛長の0.5%
目盛長の3%
H（上限），L（下限），HL（上，下限）
三角形，H：橙，L：緑
AC 100V, 220V (2VA)：-15%～+10% 50 / 60Hz
DC 24V (2.5W) ,48V (5W) , 110V (12W)：±15%
HL共に各1C接点
AC200V,0.25A（抵抗負荷） DC30V,0.8A（抵抗負荷）
黒色：マンセルN1.5
EF-17,15
暗青色：マンセル7.5BG
アルミダイカスト
DC500Vにて50MΩ以上
AC3320V 5秒間
JIS C 1010-1
電気回路と外箱間：基礎絶縁
屋内使用（キュービクル等）
2000ｍ以下
汚染度２
CATⅢ
600V（電流計）−10～55℃ 日平均温度40℃以下 25～85%RH−20～70℃

項目計 測 周 波 数
延 長 目 盛色
線色
帯
目盛二 重 捺 印

仕様
ご指定ください定格の2～5倍でご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
ご指定ください 単目盛二重捺印となる
場合のみ製作可最大目盛区分 EF-17,15=80区分
特 殊 記 号 ご指定ください
指 示 計 最 小 定 格 DC50μA，DC50mV制御電
源 DC50V以上350Vまで（変動範囲ご指定）
リレー動作制御方式 HH（上限2段），LL（下限2段）
熱帯仕様 防錆処理 貼銘板「FOR TROPICS」
表示
水平，傾斜取付姿
勢（角度指定0〜90° 0°＝水平 90°＝鉛直）
過 電 圧 耐 量 ご相談ください
過 電 流 耐 量 ご相談ください部 分 拡 大 目 盛 電圧計 ご相談ください
実 効 値 整 流 形 交流電流･交流電圧
S C R 制御波形用 交流電流・電圧，電力計，無効電力，周波数
試 験 成 績 表 使用周波数，部数をご指定ください
端 子 カ バ ー 計器形名とあわせてご指定ください
その他 特殊仕様の製作についてはご相談ください■制御電源付属直列抵抗器
制御電源が下表の場合 , 付属の直列抵抗を接続してご使用ください。
制御電源
DC 48VDC 110V

直列抵抗器
CRH 30G
CRH 60G

備考

光電式無接点メータリレー

取 付 枠 の 材 質
絶縁抵抗 電気回路と外箱間電圧試験 電気回路と外箱間
規格
環境条件用
安 全 に 使度関 する 高要求事項 汚 染 度
測定カテゴリ
最高回路電圧
使用温湿度範囲
保 存 温 度 範 囲

EF

●外形図
ＣＲＨ６０Ｇ（ＤＣ１１０Ｖ用）

ＣＲＨ３０Ｇ（ＤＣ４８Ｖ用）■標準目盛区分
最大目盛値（10の整数べき倍）

1

1.5

22.5

345

67.5

8

9EF-17,155075

405060405060754045

名AB

C

D

EF-17
EF-15

170
150

168
148

40163145●外形図 (単位: mm)

EF-15-1T形

EF-15-1YE

単体
164±0.5 41 ＋1−0146±0.5 41 ＋1−0F
２個以上（41×n）＋1−0（41×n）＋1−0● 10 台以上を連装する場合左右片側に寄せて取付けますと反対側に隙間が空く （n：計器個数）場合があります。その場合はパネルカットの中心に合わせてメータを取付けてください。
● パネルカットの隙間が大きい場合は , 幅の広い連装用エスカッション ( オプション ) をご使用ください。

端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 112 ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては 113 ページをご参照ください。
株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024g (4.8) | 330e7dc

80