PT0pt-1192

Detector de Gás Portátil

RX-8000
Manual de Instruções
(PT0-119)2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744, Japão
Telefone: +81-3-3966-1113
Fax: +81-3-3558-9110 GIII
E-mail: intdept@rikenkeiki.co.jp
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp

<Índice>
1 Esboço do produto ................................................................................................................ 2
1-1. Prefácio ............................................................................................................................. 2
1-2. Uso previsto ...................................................................................................................... 2
1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA ........................................................... 3
1-4. Padrões de verificação e especificações de proteção contra explosão ............................ 3
2 Avisos importantes sobre segurança .................................................................................... 4
2-1. Casos de perigo ................................................................................................................ 4
2-2. Casos de aviso.................................................................................................................. 6
2-3. Nome dos componentes internos do produto.................................................................... 7
2-4. Informações de segurança (Aplicáveis para a ATEX/IECEx) ............................................ 9
3 Componentes do produto ...................................................................................................... 10
3-1. Unidade principal e acessórios padrão ............................................................................. 10
3-2. Nomes e funções para cada peça..................................................................................... 12
4 Como usar ............................................................................................................................. 14
4-1. Antes de utilizar o detector de gás .................................................................................... 14
4-2. Preparação para a partida................................................................................................. 14
4-3. Procedimentos de operação básicos ................................................................................ 18
4-4. Como ligar o detector de gás ............................................................................................ 19
4-5. Como detectar................................................................................................................... 21
4-6. Modos ............................................................................................................................... 23
4-7. Modo calibração do ar ....................................................................................................... 24
4-8. Modo de definição/visor .................................................................................................... 26
4-9. Modo OFF da bomba ........................................................................................................ 29
4-10. Modo memória manual ................................................................................................... 30
4-11. Como sair ........................................................................................................................ 31
5 Operações e funções ............................................................................................................ 32
5-1. Padrão do alarme de falha ................................................................................................ 32
5-2. Outras funções .................................................................................................................. 33
6 Manutenção .......................................................................................................................... 34
6-1. Intervalos e itens de manutenção ..................................................................................... 34
6-2. Calibração do gás ............................................................................................................. 36
6-3. Como limpar ...................................................................................................................... 40
6-4. Substituição de peças ....................................................................................................... 41
7 Armazenamento e descarte .................................................................................................. 43
7-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um
período longo .................................................................................................................... 43
7-2. Procedimentos para usar o detector de gás novamente ................................................... 44
7-3. Eliminação de produtos ..................................................................................................... 44
8 Resolução de problemas ....................................................................................................... 45
9 Especificações do produto .................................................................................................... 47
9-1. Lista de especificações ..................................................................................................... 47
9-2. Lista de acessórios ........................................................................................................... 48
10 Definição de termos ............................................................................................................ 49-1-RX-8000

1 Esboço do produto

1-1. Prefácio

1

Esboço do produto
1-1. Prefácio
Obrigado por escolher o nosso detector de gás portátil RX-8000. Verifique se o número do modelo do
produto que adquiriu está incluído nas especificações deste manual.
Este manual explica como utilizar o detector de gás e suas especificações. Contém informações
necessárias para utilizar adequadamente o detector de gás. Não só os usuários iniciantes, mas também os
usuários que já usaram o produto devem ler e entender o manual de instruções para aprimorar oconhecimento e a experiência antes de usar unidade do alarme/indicador.

1-2. Uso previsto
Este é um detector de gás com proteção contra explosão que mede a concentração de gás combustível eoxigênio em vapores de óleo bruto, etc., em gases inertes ou na atmosfera.
Os resultados da detecção não se destinam a garantir a vida ou a segurança de qualquer forma.
Existem 4 tipos de alinhamento neste modo. Verifique as especificações antes do uso e realize a detecção
de gás adequadamente de acordo com as finalidades.
Além deste manual de instruções, está disponível um manual de instruções para o programa de
gerenciamento do registrador de dados (opcional) para o detector de gás. Se necessário, solicite à RIKEN
KEIKI.
Alinhamento do produto
ProdutoGás detectável
Combustível (HC)RX-8000 (HC/O2)〇
RX-8000 (CH4/O2)
RX-8000 (HC)〇RX-8000 (CH4)
HC : Calibração de isobutano (i-C4H10)

Combustível (CH 4)
〇
〇

-2-

Oxigênio (O2)〇〇-

RX-8000

1 Esboço do produto

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTA

1-3. Definição de PERIGO, AVISO, CUIDADO e NOTAPERIGO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos gravespara a vida, saúde ou propriedade.

AVISO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos gravespara a saúde ou propriedade.

CUIDADO

Esta mensagem indica que o manuseio inadequado pode causar danos
menores para a saúde ou propriedade.

NOTA

Esta mensagem indica aconselhamento sobre o manuseio.

1-4. Padrões de verificação e especificações deproteção contra explosão
As especificações do produto variam dependendo dos padrões específicos e da certificação de proteção
contra explosão.
Verifique as especificações do produto antes de usá-lo. Para modelos com marcação CE, consulte a
Declaração de Conformidade no final deste documento.

Marcação INMETRO

Placa de identificação típica para modelos
INMETRO-3-

RX-8000

2 Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo

2

Avisos importantes sobre
segurança

2-1. Casos de perigo
PERIGO<Sobre a proteção contra explosão> Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
【RX-8000】
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de uma mistura de ar e gases
combustíveis ou vapores e gases tóxicos.
 Ao usar este detector de gás em uma área perigosa, tome as contramedidas seguintes para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o detector de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Classe de proteção IP: IP20
* IP20 é uma certificação de classe de proteção contra explosão. A classe de proteção IP é
compatível com o nível IP67 por predefinição de fábrica.
 Certifique-se de que o modelo de produto na placa de identificação está correto.
Combinações de modelos inadequadas desviam-se da gama de certificação contra explosão.
A placa de identificação mostra o seguinte e também o modelo do produto.
Modelo do produto: Unidade principal: RX-8000 (TC20782)
Unidade da bateria seca: BUD-8000(R)(TC20783)
Unidade da bateria de íons de lítio:BUL-8000(R)(TC20784),BUL-8000(R1)(TC21112)
Fabricante: RIKEN KEIKI Co., Ltd.
Classe à prova de explosão : 【RX-8000】Ex ia IIC T4【BUL-8000(R), BUL-8000(R1), BUD-8000(R)】 Ex ia IIC T4
Temperatura ambiente: -20 - +50 °C
Classificação do terminal de carregamento: 【BUL-8000(R), BUL-8000(R1)】 Tensão admissível CA 250 V
50/60 Hz
Avisos: 【BUL-8000(R), BUL-8000(R1), BUD-8000(R)】 Restringir aretirada da unidade da bateria a uma área segura.
Placa de identificação localização
Placa de identificação

RX-8000-4-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-1. Casos de perigo

PERIGO<Sobre a proteção contra explosão da unidade principal>
 As unidades da bateria que podem conectar-se são a BUL-8000(R)(TC20784),
BUL-8000(R1)(TC21112) ou a BUD-8000(R)(TC20783).
 As especificações do detector de gás são as seguintes:
Circuito da bomba: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 1,12 A epotência admissível de 1138 mW
Circuito de detecção de infravermelhos: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,834 A epotência admissível de 853 mW
Circuito da buzina: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,431 A epotência admissível de 441 mW
Circuito principal: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,717 A epotência admissível de 733 mW
Circuito de reserva: 3,0 V CC, 10 µA
Temperatura ambiente : -20 °C - +50 °C<Sobre a proteção contra explosão da unidade da bateria> A unidade da bateria principal que pode ser conectada é somente a RX-8000(TC20782).
O uso de unidades principais não especificadas desvia-se da faixa da certificação de proteção
contra explosão.
 As especificações da BUL-8000(R), BUL-8000(R1) são as seguintes:
Circuito da bomba: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 1,12 A e potência
máxima de 901 mW
Circuito de detecção de infravermelhos: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,768 A e potência
máxima de 618 mW
Circuito da buzina: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,410 A e potência
máxima de 330 mW
Circuito principal: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,653 A e potência
máxima de 526 mW
Contato de carregamento da bateria: corrente admissível de 250 V CA
Temperatura ambiente : -20 °C - +50 °C* O carregamento tem de que ser feito com o adaptador de CA específico em uma áreasegura.
E a temperatura deve estar entre 0 °C - +40 °C.
 As especificações da BUD-8000(R) são as seguintes:
Circuito da bomba: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 1,12 A e potência
máxima de 1138 mW
Circuito de detecção de infravermelhos: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 0,834 A e potência
máxima de 853 mW
Circuito da buzina: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 0,431 A e potência
máxima de 441 mW
Circuito principal: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 0,717 A e potência
máxima de 733 mW
Fonte de alimentação
: 4,5 V CC, 150 mA (LR6 3 peças)
Temperatura ambiente : -20 °C - +50 °C
 Não encaixe nem remova a unidade da bateria ou as baterias na unidade da bateria seca em
um local perigoso.
 Use pilhas AA alcalinas especificadas, tipo LR6 fabricadas pela Toshiba para a unidade dabateria seca.
<Sobre o uso>
 Ao efetuar uma medição em um bueiro ou espaço confinado, não se debruce nem olhe para obueiro ou espaço fechado. Pode levar a perigos porque a falta de ar oxigênio ou outros gases
pode explodir.
 O oxigênio ou outros gases podem explodir da saída de escape de gás. Nunca inale o ar ou os
gases.
 Os gases de alta concentração (mais que LEL) podem explodir. Nunca use fogo perto do
detector de gás.

-5-

RX-8000

2 Avisos importantes sobre segurança

2-2. Casos de aviso

2-2. Casos de aviso
AVISO< Pressão do ponto de amostra > O detector de gás está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão
atmosférica. Se aplicada pressão excessiva à entrada e saída de gás (GAS IN, GAS OUT) do
detector de gás, os gases detectados podem vazar do interior e causar condições perigosas.
Certifique-se de que não aplica pressão excessiva ao detector durante o uso.
 Não conecte o tubo de amostra de gás diretamente em um local com uma pressão superior àpressão atmosférica. O sistema de tubulação interno pode ser danificado.
< Manuseio do sensor >Não desmonte o sensor do tipo de célula galvânica porque contém eletrólito. O eletrólito podecausar queimaduras da pele graves se entrar em contato com a pele, podendo causar cegueira
se entrar em contato com os olhos.
Se o eletrólito aderir a suas roupas, essa parte de suas roupas fica descolorida ou o seu
material decompõe-se. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.
< Ajuste de ar fresco na atmosfera >Quando a calibração do ar for realizada na atmosfera, verifique a atmosfera quanto à frescura
do ar antes de iniciar a calibração do ar. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser
efetuado adequadamente, conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.
< Verificação do nível da bateria > Antes do uso, verifique se a bateria tem energia suficiente. Quando se usa o detector gás pelaprimeira vez ou não é usado durante um longo período, as baterias podem estar descarregadas.
Carregue as baterias totalmente ou substitua-as por novas antes do uso.
 Se disparar um alarme de baixa tensão da bateria, a detecção de gás não poderá ser efetuada.
Se o alarme disparar durante o uso, desligue a alimentação e carregue as baterias
imediatamente em uma área segura.
< Diversos > Não jogue o detector de gás no fogo.
 Não lave o detector de gás em uma máquina de lavar ou em uma máquina de limpezaultrassônica.
 Não bloqueie o orifício do som da buzina. Não é possível ouvir nenhum som de alarme.
 Não remova a unidade da bateria enquanto a alimentação estiver LIGADA.
 Não deixe o monitor de gás cair nem o submeta a choques, por exemplo, relocalizando odetector de gás com um separador de água, um acessório opcional, encaixado. A entrada degás pode ficar danificada.

RX-8000-6-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-3. Nome dos componentes internos do produto

2-3. Nome dos componentes internos do produto
CUIDADO< Não use o detector de gás se estiver exposto a óleo, químicos, etc. Não mergulhe o detector de
gás em água propositadamente. > Não use em um local onde o detector de gás esteja exposto a líquidos, tais como óleo equímicos.
 O detector de gás em conformidade com a IP67, não é resistente à pressão da água. Não use odetector de gás onde se aplique uma pressão da água elevada (debaixo de uma torneira,ducha, etc.) nem mergulhe em água durante muito tempo. O detector de gás só é à prova deágua em água fresca e água corrente, não em água quente, água salgada, detergentes,
químicos, suor humano, etc.
 A entrada de gás e a saída de água não são à prova de água. Tenha cuidado para não deixar
entrar água como água da chuva nestas peças. Devido a isto pode causar problemas e não serpossível detectar o gás.
 Não coloque o detector de gás em locais onde se acumule água ou sujeira. O detector de gás
colocado em tal local pode funcionar mal devido à entrada de gás ou sujeira na abertura dabuzina, entrada de gás, etc.
 Tenha em atenção que arrastar água, poeira, pó metálico, etc., deteriorará significativamente as
sensibilidades dos sensores. Tenha cuidado quando o detector de gás for usado em um
ambiente onde estes elementos estejam presentes.
< Não use o detector de gás em um local onde a temperatura desça abaixo de -20 °C ou suba
acima de 50 °C. > A temperatura de operação do detector de gás é de -20 °C - +50 °C. Não use o detector de gás
a temperaturas, umidades e pressões superiores, ou a temperaturas inferiores à faixa datemperatura de operação.
 Evite o uso em longo prazo do detector de gás em um local exposto à luz solar direta.
 Não guarde o detector de gás em um automóvel aquecido pelo sol.
< Respeite as restrições de operação para evitar a condensação no interior do detector de gás ou
no tubo de amostra de gás. >A condensação formada no interior do detector de gás ou no tubo de amostra de gás causa
obstrução, o que pode perturbar a precisão de detecção do gás. Assim, deve-se evitar acondensação. Além do ambiente de operação, monitore cuidadosamente a
temperatura/umidade do ponto de amostra para evitar a condensação no interior do detector degás ou do tubo de amostra de gás. Respeite as restrições de operação.
< Não use um transceptor perto do detector de gás. > A onda de rádio de um transceptor perto do detector de gás pode perturbar as leituras. Se usar
um transceptor, este deve ser usado em um local onde não cause perturbações.
 Não use o detector de gás perto de um dispositivo que emita ondas eletromagnéticas fortes(dispositivos de alta frequência ou alta tensão).
< Verifique se o indicador de acionamento da bomba está girando antes de usar o detector de gás. >Se o indicador de acionamento da bomba não estiver girando, a detecção do gás não pode ser
efetuada corretamente. Verifique se a taxa de fluxo se perdeu.
< Efetue sempre uma manutenção regular. >Uma vez que esta é uma unidade de segurança, é necessário efetuar uma manutenção regularpara manter a segurança. Continuar a usar o detector sem efetuar uma manutenção
comprometerá a sensibilidade do sensor, resultando em detecção de gás imprecisa.

-7-RX-8000

2 Avisos importantes sobre segurança

2-3. Nome dos componentes internos do produto

CUIDADO< Diversos > Pressionar os interruptores desnecessariamente pode alterar as configurações, evitando que os
alarmes sejam ativados corretamente. Use o detector de gás usando somente os
procedimentos descritos neste manual de instruções.
 Não deixe o detector de gás cair nem o submeta a choques. As propriedades de proteção contra
explosão e à prova de água e a precisão podem deteriorar-se.
 Não use o detector de gás durante o carregamento.
 Ao medir concentrações de oxigênio em gases inertes durante um longo tempo, a concentração
de dióxido de carbono no ar tem de ser 15 % ou menos. Quando usar o detector de gás no gás
inerte com uma concentração de dióxido de carbono de 15 % ou superior, efetue a medição nomais curto espaço de tempo possível. Usar o detector de gás sob altas concentrações deoxigênio durante um longo período pode encurtar a vida útil do sensor de oxigênio.

RX-8000-8-

2 Avisos importantes sobre segurança

2-4. Informações de segurança (Aplicáveis para a ATEX/IECEx)

2-4. Informações de segurança (Aplicáveis para a
ATEX/IECEx)
Respeite o seguinte para manter um sistema de proteção contra explosão.
<Especificações para o estrangeiro>
Esboço do produto
 Este é um detector de gás com proteção contra explosão que mede a concentração de gás
combustível e oxigênio em vapores de óleo bruto, etc., em gases inertes ou na atmosfera.
 Os gases são arrastado pela bomba integrada.
 Como uma fonte de alimentação, tanto a unidade da bateria de íons de lítio (BUL-8000(R),BUL-8000(R1)) quanto a unidade de bateria seca (BUD-8000(R)) podem ser utilizadas.
 A unidade da bateria pode ser trocada pelo usuário.
Dados técnicos
Especificações
Classe à prova deEx ia IIC T4 Ga
de proteção
explosão
contra explosão
II1G Ex ia IIC T4 Ga
Temperatura-20 °C - +50 °C
ambiente
Temperatura ambiente 0 °C - 40 °C(para carregamento)
Especificações Fonte de alimentação
 Sobre a unidade da bateria de íons de lítio
elétricas(BUL-8000(R), BUL-8000(R1))
Duas células de íons de lítio da BP-8000 (Maxell
INR18650PB1. Um = 250 V) estão conectadas em
paralelo à unidade bateria de íons de lítio.
 Sobre a unidade da bateria seca (BUD-8000(R))
Podem ser usadas baterias AA alcalinas, tipo LR6
fabricadas pela Toshiba.
 A bateria CR1220 é usada como reserva.
Números de
IECEX
IECExDEK13.0091
certificados
ATEX
DEKRA13ATEX0228
Normas
IEC60079-0:2017
aplicadas
IEC60079-11:2011
EN IEC 60079-0:2018
EN60079-11:2012
Precauções Não carregue a unidade da bateria de íons de lítio
em uma área perigosa.
 Carregue a unidade da bateria de íons de lítio
usando o carregador específico.
 Não substitua a unidade da bateria em um local
perigoso.
 Não substitua as baterias secas na unidade dabateria em um área perigosa.
 Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura,etc.
 Use a unidade da bateria de íons de lítio(BUL-8000(R), BUL-8000(R1)) ou a unidade da bateria
seca (BUD-8000(R)). As baterias secas usadas para a
unidade da bateria seca (BUD-8000(R)) são baterias
AA alcalinas, tipo LR6 fabricadas pela Toshiba.
Como ler o
Nº INST0 0 000 0000 00
número da
AB C D E
instrução
A: Ano de fabricação (0-9)
B: Mês de fabricação (1-9, XYZ para Out.-Dez.)
C: Lote de fabricação
D: Número de série
E: Código de fabricação
Fabricante
RIKEN KEIKI CO., LTD.
2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tóquio, 174-8744 Japão
Website: https://www.rikenkeiki.co.jp/-9-RX-8000

3 Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrão

3

Componentes do produto
3-1. Unidade principal e acessórios padrão
Após abrir a embalagem, verifique a unidade principal e acessórios.
Se algo na lista seguinte não estiver incluído, contate a RIKEN KEIKI.
<Unidade principal>
Unidadeprincipal
RX-8000

Unidade dabateria deíons de lítio<Acessórios padrão> Carregador alimentado a CA
:1
 Sonda de amostra de gás
e tubo de amostra de gás:1 Tubo do filtro (CF-8385):1
 Tubo do relé:1
 Alça para o ombro:1 Correia de fixação do tubo do filtro : 1
 Manual de Instruções
 Garantia do produto

PERIGO< Sobre a proteção contra explosão > Não modifique nem altere o circuito nem a estrutura, etc.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de uma mistura de ar e gases
combustíveis ou vapores e gases tóxicos.
 Ao usar este detector de gás em uma área perigosa, tome as contramedidas seguintes para
prevenir perigos resultantes de cargas eletrostáticas.
(1) Use roupas antiestáticas e sapatos condutivos (sapatos de segurança antiestáticos).
(2) Para uso interno, use o detector de gás posicionando-o em um piso condutor (comresistência a vazamentos de 10 MΩ ou inferior).
 Classe de proteção IP: IP20
* IP20 é uma certificação de classe de proteção contra explosão. A classe de proteção IP é
compatível com o nível IP67 por predefinição de fábrica.
<Sobre a proteção contra explosão da unidade principal>
 As unidades da bateria que podem ser conectadas são a BUL-8000(R)(TC20784),
BUL-8000(R1)(TC21112) ou a BUD-8000(R) (TC20783).
O uso com unidades da bateria não especificadas desvia-se da faixa da certificação de proteção
contra explosão.

RX-8000- 10 -

3 Componentes do produto

3-1. Unidade principal e acessórios padrãoPERIGO As especificações do detector de gás são as seguintes:
Circuito da bomba: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 1,12 A epotência admissível de 1138 mW
Circuito do sensor de gás tóxico
: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,834 A epotência admissível de 853 mW
Circuito da buzina: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,431 A epotência admissível de 441 mW
Circuito principal: Tensão admissível de 4,95 V, corrente admissível de 0,717 A epotência admissível de 733 mW
Circuito de reserva: 3,0 V CC, 10 µA
Temperatura ambiente : -20 °C - +50 °C<Sobre a proteção contra explosão da unidade da bateria> A unidade da bateria principal que pode ser conectada é somente a RX-8000(TC20782).
O uso de unidades principais não especificadas desvia-se da faixa da certificação de proteção
contra explosão.
 As especificações da BUD-8000(R) são as seguintes:
Circuito da bomba: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 1,12 A e potência
máxima de 1138 mW
Circuito de detecção de infravermelhos: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 0,834 A e potência
máxima de 853 mW
Circuito da buzina: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 0,431 A e potência
máxima de 441 mW
Circuito principal: Tensão máxima de 4,95 V, corrente máxima de 0,717 A e potência
máxima de 733 mW
Fonte de alimentação
: 4,5 V CC, 150 mA (LR6 3 peças)
Temperatura ambiente : -20 °C - +50 °C
 As especificações da BUL-8000(R), BUL-8000(R1)(TC21112) são as seguintes:
Circuito da bomba: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 1,12 A e potência
máxima de 901 mW
Circuito de detecção de infravermelhos: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,768 A e potência
máxima de 618 mW
Circuito da buzina: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,410 A e potência
máxima de 330 mW
Circuito principal: Tensão máxima de 4,25 V, corrente máxima de 0,653 A e potência
máxima de 526 mW
Contato de carregamento da bateria: Corrente admissível de 250 V CA
Temperatura ambiente : -20 °C - +50 °C
 Não encaixe nem remova a unidade da bateria ou as baterias na unidade da bateria seca em
um local perigoso.
 Use pilhas AA alcalinas especificadas, tipo LR6 fabricadas pela Toshiba para a unidade dabateria seca.

NOTA Existem as duas combinações seguintes de unidades da bateria. As
informações seguintes estão impressas na unidade da bateria parasalvaguardar a identificação para evitar um erro nas combinações.
Unidade bateria de íons de lítio: BUL-8000(R)(TC20784)
BUL-8000(R1)(TC21112)
Unidade da bateria seca: BUD-8000(R)(TC20783)
 Adicionalmente, uma placa de identificação indicando um
modelo compatível está afixada na parte superior da unidadeda bateria.
Imprimir para
Verifique esta informação e use uma unidade correta.
identificação

- 11 -

RX-8000

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

3-2. Nomes e funções para cada peça
<Unidade principal>(1) Visor LCD(3) Dispositivos de LED do alarme(2) Abertura do som
da buzina(4) Porta de comunicação deinfravermelhos(3) Dispositivos de
LED do alarme(3) Dispositivos de
LED do alarme(7) Interruptor PEAK/ESC(5) Interruptor ▲/AIR(2) Abertura do som dabuzina(8) Interruptor POWER/ENTER(6) Interruptor ▼/PUMP(10) Saída de gás(9) Entrada de gás(11) Tampa da tomada decarregamento(12) Lâmpada indicadorade recarga(13) Parafusos da unidadeda bateriaNomeFunção(1)

Visor LCD

Exibe concentrações de gás, alarmes, etc.

(2)

Abertura do som da buzina

Emite um som da buzina e um alarme. (Não a bloqueie.)

(3)
(4)

Dispositivos de LED do
alarmePorta de comunicação deinfravermelhos

A luz pisca em resposta a um alarme.
Usada para executar comunicações de dados com um computador
pessoal no modo registrador de dados.
Mantenha este interruptor pressionado para efetuar a calibração doar fresco. Usa-se para aumentar valores numéricos.

(5)Interruptor ▲/AIR(6)

Interruptor ▼/PUMP

Liga e desliga a bomba. Usa-se para diminuir valores numéricos.

(7)Interruptor PEAK/ESC

Pressione este interruptor para alternar entre modos de exibição.

(8)

Interruptor POWER/ENTER

Liga e desliga a alimentação.

(9)

Entrada de gás(10)

Saída de gás

Conecte um tubo de amostra a esta porta.
Serve de escape do gás arrastado para o detector de gás. (Não abloqueie.)
Remova esta tampa para conectar um carregador alimentado a CA
e recarregar baterias.
Acende-se em vermelho durante a recarga e apaga-se quando a
recarga está concluída.
Gire estes parafusos para remover e substituir a unidade dabateria.

(11)
(12)
(13)

Tampa da tomada decarregamento
Lâmpada indicadora derecarregamento
Parafusos da unidade dabateria

RX-8000- 12 -

3 Componentes do produto

3-2. Nomes e funções para cada peça

CUIDADO Não tente abrir a abertura da buzina com um objeto pontiagudo. A unidade pode funcionar mal
ou ficar danificada, permitindo a entrada de água ou matérias estranhas, etc.
 Não remova a folha do painel no visor. Os desempenhos de à prova de água e à prova de pó
deteriorarão.
 Não afixe uma etiqueta na porta de infravermelhos. Não é mais possível fazer comunicações
por infravermelhos.

< Visor LCD >(4) Indicador deacionamento da
bomba(1) Indicador piloto(5) Visor de barras e
digital deconcentração deoxigênio(2) Visor de barras e
digital de concentração
de gás combustível(3) Ícone do nível da bateriaNomeFunção(1)

Indicador piloto

Exibe o estado de operação no modo de detecção. Normal: intermitente(2)

Visor de barras e digitalde concentração de gás
combustível

Exibe a concentração de gás como um valor numérico e um nível nográfico de barras.

(3)Ícone do nível da bateria

Exibe o nível da bateria Consulte a informação abaixo relativa aossignificados dos ícones do nível da bateria.

(4)
(5)

Indicador de acionamento
da bomba
Visor de barras e digitalde concentração deoxigênio

Exibe o estado de arrasto no modo de detecção. Normal: Rotativo
Exibe a concentração de gás como um valor numérico e um nível nográfico de barras.

NOTA
Os significados dos ícones do nível da bateria são os seguintes::Suficiente /:Baixo /:Necessita de carga
Se o nível da bateria for inferior ao acima, o interior do ícone da bateria começa a piscar (

).

NOTA

 A função de alarme de gás é uma definição opcional.
 Quando [NO ALARM] se acende, não é efetuado nenhum padrão do alarme de gás.
Visor [NO ALARM]- 13 -

RX-8000

4 Como usar

4-1. Antes de utilizar o detector de gás

4

Como usar
4-1. Antes de utilizar o detector de gás
Não só os usuários iniciantes, mas também os usuários que já usaram o produto devem seguir asprecauções de operação.
Ignorar as precauções pode danificar o detector de gás e resultar em detecção incorreta do gás.

4-2. Preparação para a partida
Antes de iniciar a detecção do gás, leia e entenda as seguintes precauções. Ignorar estas precauções
pode impedir a detecção do gás correta.
Verifique se a unidade principal, o tubo do relé, o tubo do filtro, a mangueira de amostra de gás e a sonda
de amostra de gás são conectados corretamente por esta ordem.
 Verifique se o nível da bateria é suficiente.
 Verifique se o filtro na sonda de amostra de gás está sem pó ou obstruções.
 Verifique se não existem dobras ou orifícios no tubo de amostra de gás e no tubo do relé.

< Recarga de baterias >(Quando se usam as unidades da bateria de íons de lítio BUL-8000(R),BUL-8000(R1))
Quando o detector de gás for usado pela primeira vez, ou quando o nível da bateria estiver baixo,
certifique-se de utilizar o carregador alimentado a CA acessório para carregar as baterias.






CUIDADOUse o carregador alimentado a CA específico.
Carregue a unidade da bateria em uma área segura.
Carregue a unidade da bateria a temperaturas ambiente entre 0 °C - 40 °C.
Não use o detector de gás durante o carregamento. Não é possível obter medições corretas.
Além disso, as baterias deterioram-se mais rapidamente e podem ter uma vida útil mais curta.
 O carregador não é à prova de água nem à prova de pó. Não recarregue as baterias enquanto o
detector de gás estiver molhado.
 O carregador alimentado a CA não é à prova de explosão.

- 14 -

RX-8000

4 Como usar

4-2. Preparação para a partida(1) Abra a tampa da tomada de carregamento do detector de gás.

CUIDADONão puxe a tampa da tomada de carregamento com
força demais. Pode ser danificada.

Insira a tomada docarregador alimentado a
CA na tomada derecarga.

(2) Coloque a tomada do carregador alimentado a CA na tomada
Toma
de recarga do detector de gás.
(3) Conecte o carregador alimentado a CA na tomada elétrica daparede.
Carregador
alimentado a CA
Quando o carregamento for iniciado, as luzes indicadoras decarga acendem-se (em vermelho).
(Tempo de carregamento: Três horas no máximo até que asbaterias estejam totalmente carregadas)(4) Quando o carregamento estiver concluído, a luz indicadora de carregamento apaga-se.
(5) Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o carregador alimentado a CA da tomada
elétrica da parede.
(6) Puxe para fora a tomada do carregador alimentado a CA da tomada de alimentação do detector de gás
e coloque novamente a tampa da tomada de carregamento. Insira a tampa da tomada de carregamento
até ao máximo.

CUIDADO Não use o detector de gás com a tampa da tomada de carregamento removida. Pode entrar póou água no detector de gás, fazendo com que funcione mal. Substitua a tampa da tomada decarregamento se estiver danificada.
 Se a tampa da tomada de carregamento não estiver completamente fechada, pode entrar águana tomada de alimentação. O mesmo ocorre se uma pequena substância estranha ficar presa
debaixo do botão.
 Desconecte o carregador alimentado a CA da tomada elétrica de parede enquanto não estiverem uso.

NOTA Durante a recarga, a bateria pode ficar quente, mas isto não é uma anomalia.
 A temperatura do detector de gás fica alta imediatamente após o carregamento estar concluído.
Aguarde no mínimo 10 minutos ou mais até que a unidade arrefeça antes de usá-la. Caso contrário,não é possível obter medições corretas.
 Quando baterias totalmente recarregadas se descarregam novamente, a luz indicadora de recarganão se acende.

<Encaixar as bateria>(quando se usa a unidade da bateria seca BUD-8000(R))
Quando se usa o detector de gás pela primeira vez, ou quando o nível da bateria está baixo, encaixe
baterias alcalinas AA novas.

CUIDADO<Substituição> Desligue a alimentação do detector de gás antes de substituir as baterias.
 Substitua as baterias em uma área segura.
 Substitua as três baterias por novas simultaneamente.
 Preste atenção às polaridades das baterias.
 Se o parafuso de retenção da bateria não estiver totalmente apertado, as baterias secas
poderão cair ou poderá entrar água através do espaço livre.
 Também pode entrar água se materiais estranhos ficarem presos debaixo da bateria.
<Baterias>
 Use baterias alcalinas AA.
 Não podem ser usadas baterias recarregáveis.
- 15 -

RX-8000

4 Como usar

4-2. Preparação para a partida(1) Usando uma chave de fenda ou uma moeda, gire oparafuso de retenção da tampa no sentido anti-horáriopara abrir a tampa da bateria.

Tampa da bateria

Parafuso de fixação
da tampa da bateria(2) Preste atenção às polaridades das baterias, substitua astrês baterias por novas.
(3) Feche a tampa da bateria e aperte o parafuso deretenção da bateria.

Indicação depolaridade dasbaterias
Baterias<Desencaixar e voltar a encaixar a unidade da bateria>(1) Afrouxe os dois parafusos da unidade da bateria.
(Não é necessário removê-los totalmente.)(2) Remova a unidade da bateria.
(3) Encaixe uma nova unidade da bateria.
Terminal deconexão

Parafuso da unidade da bateria

NOTA

Certifique-se de que a unidade da bateria está instalada na
orientação correta, verificando os locais do terminal de conexão eas porções de projeção.
(4) Aperte firmemente os dois parafusos da unidade da bateria.

CUIDADO

Fundo dodetector de gás Desligue a alimentação do detector de gás antes de substituir a unidade da bateria.
 Fixe e retire a unidade da bateria em um local seguro.
 Se o parafuso da bateria não estiver totalmente apertado, a unidade da bateria poderá cair ou
poderá entrar água através do espaço livre. Também pode entrar água se materiais estranhos
ficarem presos debaixo da bateria.
 Não danifique o vedante de borracha.
 Para manter os desempenhos de à prova de água e à prova de pó, recomenda-se substituir ovedante de borracha a cada dois anos, havendo ou não alguma anormalidade.

RX-8000- 16 -

4 Como usar

4-2. Preparação para a partida<Conexão da sonda de amostra de gás e tubos de amostra de gás>
Encaixe o tubo de amostra de gás na sonda de amostra de gás.

 Conecte firmemente o tubo do relé, o tubo do filtro, o tubo de amostra de gás e a sonda de amostra degás por esta ordem na entrada de gás (GAS IN) da unidade principal.

NOTA
Conecte cada parte, como na entrada de gás (GAS IN) até
encaixar no lugar para garantir a conexão.

CUIDADO Use apenas o tubo de amostra de gás especificado pela RIKEN KEIKI.
 Use o detector de gás com a sonda de amostra de gás de forma que nenhuma substância
estranha seja arrastada para o mesmo.
 Conecte uma sonda de amostra de gás e um tubo de amostra de gás fixando-os manualmente
sem usar qualquer ferramenta. Se forem apertados demais usando uma ferramenta, a parteplástica da sonda de amostra de gás pode se partir.

- 17 -

RX-8000

4 Como usar

4-3. Procedimentos de operação básicos

4-3. Procedimentos de operação básicos
Normalmente, o modo detecção é usado para operações normais. (O modo detecção é ativado após ligar aalimentação.)<<Modo Detecção>>LCD

AIR (pressão longa)<<Estado do alarme de falha>><<Modo Calibração do Ar>>

(Autorretentivo)▼+▲ (pressão longa)

PEAK+▲<<Modo calibração de amplitude>><<Modo memória manual>>

PEAK<<Modo de definição/visor>>

PUMP (pressão longa) : Parar a operação
PUMP (pressão curta) : Retomar a operação
<<Definição de ON/OFF da bomba>>

RX-8000- 18 -

4 Como usar

4-4. Como ligar o detector de gás

4-4. Como ligar o detector de gás
Mantenha o interruptor POWER pressionado durante três segundos ou mais para ligar a alimentação.
Depois o visor comuta automaticamente entre Data / hora, tensão da bateria e outros e o autodiagnóstico é
efetuado e o detector de gás entra no modo detecção.
<<Procedimento de partida>>
Manter o interruptor POWER
pressionado durante trêssegundos ou mais↓
Visor LCD
* Mantenha-o pressionado até que
a lâmpada do alarme se acenda
e a buzina toque uma vez (Bipe).

Todos os LCD se acendem.

↓
Visor de hora/data↓
Visor de tensão da bateria↓
Visor do nome do gás↓
Visor de escala máxima

↓Visor ID↓

- 19 -

RX-8000

4 Como usar

4-4. Como ligar o detector de gás↓
Verificar a conexão dos filtros
Após verificar a conexão dos
filtros, pressione o interruptor
ENTER.

⇔↓* Até à confirmação, as telas deconfirmação são exibidas por vez
conforme mostrado na imagem
acima.

Aquecimento
O aquecimento efetua-se
durante cerca de 30 segundos.
O número exibido no centro datela inicia a contagem
decrescente.

↓* A buzina toca duas vezes (bipe,bipe).

Modo DetecçãoCUIDADO
Após a partida, execute a calibração do ar antes de efetuar a detecção do gás (Ver ʻ4-7. Modocalibração do arʼ).

NOTA O alarme de anomalia do sensor é emitido antes de se entrar no modo detecção se houver qualquer
anomalia no sensor. Pressione o interruptor ▼. Isto redefinirá o alarme de anomalia do sensor
temporariamente, colocará o visor de concentração de gás que estava anormal no sensor em [---], einiciará a detecção de gás. No entanto, comunique imediatamente a anomalia à RIKEN KEIKI. O gáspara o qual houve uma anomalia no sensor não pode ser detectado. Todavia, o alarme não pode serredefinido se houver uma anomalia em todos os sensores.
 Se houver uma anomalia no relógio embutido, poderá ser acionado um alarme de falha [FAIL CLOCK].
Pressione o interruptor ▼. O alarme de falha de falha é redefinido temporariamente e a medição é
iniciada com a hora do relógio incorreta.

NOTA
A temperatura baixa, poderá ser necessário aquecer a bomba.
Nesse caso, a tela será como a mostrada à direita após a exibição da tensão dabateria (máx. 60 segundos).

RX-8000- 20 -

4 Como usar

4-5. Como detectar

4-5. Como detectar
No modo de detecção, coloque a sonda de amostra de gás perto da área de detecção e faça a leitura novisor.
<- Exemplo de visor
Concentração de HC: 0,0 %LEL
Concentração de O2: 20,9 %Nível da bateria: Suficiente* HC: O acrônimo de hidrocarbonetos Neste
detector de gás, a concentração do gás
combustível é exibida em conversão isobutano.

PERIGO Ao efetuar uma medição em um bueiro ou espaço confinado, não se debruce nem olhe para obueiro ou espaço fechado. Pode levar a perigos porque a falta de ar oxigênio ou outros gases
pode explodir.
 O oxigênio ou outros gases podem explodir da saída de escape de gás. Nunca inale o ar ou os
gases.
 Os gases de alta concentração (mais que LEL) podem explodir. Nunca use fogo perto do
detector de gás.
 Ao medir as concentrações de oxigênio, não meça nada além de uma mistura de ar e gases
combustíveis ou vapores e gases tóxicos.

AVISO O detector de gás está concebido para arrastar gases em torno do mesmo abaixo da pressão
atmosférica. Se aplicada pressão excessiva à entrada e saída de gás (GAS IN, GAS OUT) do
detector de gás, os gases detectados podem vazar do interior e causar condições perigosas.
Certifique-se de que não aplica pressão excessiva ao detector durante o uso.
 Não conecte o tubo de amostra diretamente em um local com uma pressão superior à pressão
atmosférica. O sistema de tubulação interno pode ser danificado.
 Quando o ajuste de ar fresco for realizado na atmosfera, verifique o frescor da atmosfera antes
de iniciar o ajuste. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuado adequadamente,
conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.
 A emissão de um alarme de gás indica que existem perigos extremos. Tome as ações
adequadas com base no seu bom senso.
 Antes do uso, verifique se a bateria tem energia suficiente. Quando se usa o detector gás pelaprimeira vez ou não é usado durante um longo período, as baterias podem estar descarregadas.
Carregue as baterias totalmente ou substitua-as por novas antes do uso.
 Se ocorrer um alarme de bateria baixa, a detecção de gás não poderá ser efetuada. Se o alarmedisparar durante o uso, desligue a alimentação e carregue as baterias imediatamente em umaárea segura.
 Não bloqueie o orifício do som da buzina. Não é possível ouvir nenhum som de alarme.

- 21 -

RX-8000

4 Como usar

4-5. Como detectar

CUIDADO Antes de efetuar a detecção de gás, ligue a sonda de gás fornecida com o detector de gás paraevitar perturbações por poeira do ar.
 Ao medir concentrações de oxigênio em gases inertes durante um longo tempo, a concentração
de dióxido de carbono no ar tem de ser 15 % ou menos. Quando usar o detector de gás no gás
inerte com uma concentração de dióxido de carbono de 15 % ou superior, efetue a medição nomais curto espaço de tempo possível. Usar o detector de gás sob altas concentrações deoxigênio durante um longo período pode encurtar a vida útil do sensor de oxigênio.

NOTA

 Em um ambiente de temperatura baixa, o tempo de operação é encurtado devido à propriedade dedesempenho da bateria.
 A baixa temperatura, a resposta do visor LCD poderá ficar lenta.
 Se um gás combustível com uma concentração superior a %LEL for retirado, algum gás podepermanecer no tubo de amostra de gás devido à adsorção no tubo, na sonda de amostra de gás, etc.
Após retirar um gás combustível de alta concentra, limpe o detector de gás para remover o gás
adsorvido (faça passar ar fresco e verifique se a leitura ficar a zero).
Efetuar a calibração do ar fresco antes de limpá-lo completamente resultará em um ajuste impreciso,
tendo uma influência adversa na medição. Nesse caso, remova o tubo de amostra de gás antes deefetuar a calibração do ar fresco para evitar um ajuste impreciso.

NOTA<Sobre o ponto de comutação de faixa>
O visor comuta automaticamente para a faixa % vol quando a concentração de um gás combustível deum gás combustível detectado ultrapassa 100 %LEL. Quando a concentração desce, o visor retorna àfaixa %LEL. O seguinte mostra um exemplo de tempo de comutação.
Exemplo de diagrama de concentrações de gás e de tempo de comutação de faixa
Concentração
de HC / CH4

100 %LEL(HC:1,8 % vol)(CH4 5,0 % vol)Faixa %LEL

Faixa % vol

Ponto de comutação

Faixa %LEL

Ponto de comutação

* HC: O acrônimo de hidrocarbonetos Devido à concentração de gás combustível ser exibida em
isobutano ou conversão de CH4 neste detector, o ponto de comutação de faixa é LEL 1,8 % vol deisobutano ou 5,0 % de metano, respetivamente.

RX-8000- 22 -

4 Como usar

4-6. Modos

4-6. Modos
Os detalhes sobre cada modo são fornecidos conforme segue.
Modo
Modo Detecção

-

Item

Visor LCD
Visor de concentração

Detalhes
Estado normal

ModoCalibração do
Ar-[AIR CAL]

Executa o ajuste zero.

Modo dedefinição e visor

Visor de Pico

[PEAK]

Exibe a concentração máxima (ou aconcentração mínima para o visor deoxigênio) detectada durante a medição
desde que se ligou até ao presente.

Teste do
[ALARM-P]
alarme/visor do
ponto de ajuste
do alarme/visorde escalamáxima[Configuração
opcional]
Visor do relógio* A função de alarme de gás é uma
configuração opcional.

Exibe a hora atual.

Visor ID

[ID]

Exibe uma ID se tiver sido definidaantecipadamente. Também se usa paraalterar ou definir uma ID.

Visor de dados
de registro[REC.DATA]

Exibe os dados registrados na memória
manual.

Modo OFF da
bomba

-

[PUMP OFF]Usa-se para ligar/desligar as operações
da bomba.

Modo memória
manual-[REC.DATA]

Quaisquer valores imediatos podem serregistrados.

- 23 -

RX-8000

4 Como usar

4-7. Modo calibração do ar

4-7. Modo calibração do arModo Detecção
Mantenha o interruptor AIR
pressionado.

Quando se mantém ointerruptor AIR pressionado,o visor muda para [AdJ
HOLD AIR].

↓↓

Quando [RELEASE] forexibido, libere o interruptor
AIR.

Modo Detecção
Quando a calibração do ar é
concluída com sucesso,
retorna ao modo detecção.

↓

↓

AVISO

Quando a calibração do ar for realizada na atmosfera, verifique a atmosfera quanto à frescura do arantes de iniciar a calibração do ar. Se existirem outros gases, o ajuste não pode ser efetuadoadequadamente, conduzindo assim a perigos quando o gás vaza.

CUIDADO Efetue sempre a calibração do ar sob condições de pressão e temperatura/umidade
semelhantes às do ambiente de operação e em ar fresco.
 Execute a calibração do ar após a leitura ter estabilizado.
 Se houver uma alteração súbita da temperatura de 15 ℃ ou mais entre os locais dearmazenamento e operação, ligue a alimentação do detector de gás, e deixe-o ficar durante
cerca de 10 minutos em um ambiente semelhante ao local de operação e executar a calibração
do ar em ar fresco antes de usá-lo.

RX-8000- 24 -

4 Como usar

4-7. Modo calibração do ar

NOTA Se a calibração do ar falhar, exibe-se [FAIL AIR CAL] juntamente com onome do sensor de gás que ficou com falha.
 Pressione o interruptor ▼ para reinicializar o alarme de falha (falha na
calibração). Nesse caso, é exibido o valor antes da calibração.
Se o sensor de HC
estiver com falha- 25 -

RX-8000

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor

4-8. Modo de definição/visor
Este modo permite-lhe alterar os vários visores e definições.
Sempre que se pressiona o interruptor PEAK, aparecem várias telas uma de cada vez.

NOTA
O detector de gás retorna automaticamente ao modo detecção em cerca de 20 segundos se o detectorde gás for deixado sem ser operado.
Visor LCD
Modo Detecção

↓↓Modo de definição/visor
Visor de Pico
Exibe a concentração máxima (ou aconcentração mínima de oxigênio)detectada durante a medição desdeque se ligou até ao presente.

↓* A função de alarmede gás é uma
configuração
opcional.

Teste do alarme / visor do ponto de
ajuste do alarme / visor de escalamáxima[Configuração opcional]↓
Visor do relógio↓→
Seleção / exibição daInterruptor ID
ENTER=> P27

Seleção / exibição da ID
Exibe uma ID se tiver sido
registrada antecipadamente.
Também se usa para selecionar
uma ID.

↓→
Visor de dados deInterruptor registro
ENTER=> P28Visor de dados de registro
Exibe os dados de concentração
registrados na memória manual.

↓Para o Modo detecção
RX-8000- 26 -

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Seleção /exibição da ID [ID SELECT]>
Exiba e selecione uma ID que tenha sido registrada antecipadamente.
(1) Pressione o interruptor PEAK e selecione a seleção/exibição da ID a partir do menu de modo dedefinição/visor.
As telas seguintes são exibidas por vez no detector de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER para definir ou selecionar uma ID.

NOTA Se não desejar definir ou selecionar uma ID, pressione o interruptor ESC para retornar ao menu demodo definição/visor.
 No detector de gás, cada uma das ID do ST-ID000 até ao ST-ID127 foram registradas, salvo
especificação em contrário.
 O programa de gerenciamento de registrador de dados (opcional) é necessário para registrar ou
alterar uma ID. Por favor, entre em contato com a RIKEN KEIKI.
(3) Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar uma ID.
Sempre que se pressiona o interruptor ▲ ou ▼, o número da ID aumenta ou diminui (000 - 127).

Exemplo de visor(4) Pressione o interruptor ENTER.
(5) Quando [END] for exibido, a definição está concluída.

O menu de modo de definição/visor é exibido novamente.
(6) Após a conclusão, pressione o interruptor PEAK várias vezes até que regresse ao modo de detecção.

- 27 -

RX-8000

4 Como usar

4-8. Modo de definição/visor<Visor de dados de registro [REC.DATA]>
Exibe os dados de concentração registrados na memória manual.
(1) Pressione o interruptor PEAK e selecione o visor de dados do registro a partir do menu de definição /visor.
As telas seguintes são exibidas por vez no detector de gás.

(2) Pressione o interruptor ENTER para exibir os dados do registro.

NOTA

Se não desejar os dados do registro, pressione o interruptor ESC para retornar ao menu de modo definição
/ visor.
(3) Sempre que se pressiona o interruptor ▲ ou ▼, os menus de dados do registro são exibidos por vez.
Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar um a definição que deseje verificar. O menu de dados
do registro exibe o ano, o mês, o dia, a hora e o número da memória.

Exemplo de visor(4) Pressione o interruptor ENTER para exibir os dados do registro selecionados.

Exemplo de visor(5) Se desejar exibir outros dados do registro, pressione o interruptor ENTER para retornar ao menu dedados do registro. Repita os passos (3) - (5).
(6) Após a conclusão, pressione o interruptor PEAK várias vezes até que regresse ao modo de detecção.

RX-8000- 28 -

4 Como usar

4-9. Modo OFF da bomba

4-9. Modo OFF da bomba
Este modo permite parar apenas a operação da bomba.
Modo Detecção
Mantenha o interruptor
PUMP pressionado durante
cerca de três segundos para
parar somente ofuncionamento da bomba.

↓↑
Modo OFF da bomba
Somente o funcionamento
da bomba é parado.
Pressione o interruptor
PUMP brevemente para
retomar o funcionamento dabomba.

AVISO

 Quando [PUMP OFF] está definido, nenhum alarme é disparado, independentemente do que
aconteça.
 O detector de gás não retorna automaticamente ao modo detecção se [PUMP OFF] estiver
definido.

NOTA

Quando o funcionamento da bomba é parado, a buzina toca duas vezes (bipe, bipe) por cerca de a cadatrês minutos.

- 29 -

RX-8000

4 Como usar

4-10. Modo memória manual

4-10. Modo memória manual
Quaisquer valores imediatos durante a medição podem ser registrados.
Podem ser registrados até 256 pontos de dados. Quando o número de pontos de dados registrados atingiro máximo, os dados registrados serão substituídos, a partir dos dados mais antigos.
(1) No modo detecção, pressione os interruptores PEAK e ▲ simultaneamente durante cerca de um
segundo para entrar no modo memória manual. As telas seguintes são exibidas por vez no detector de
gás.

NOTA

 A tela exibe por vez o número da memória, a data e o valor imediato. Vá para o passo seguinte para
efetuar o registro. Ainda não existe nenhum valor registrado neste ponto. Se não desejar registrar um
valor, pressione o interruptor ESC retornar ao modo detecção.
 Se a tela modo de definição e visor ou modo calibração do ar for exibida, devido ao tempo de pressão
dos interruptores PEAK e ▲ estar desligado, libere ambos os interruptores e, em seguida, tentenovamente.
(2) Pressione o interruptor ENTER. A data e o valor imediato no momento em que se pressiona ointerruptor ENTER são registrados.
(3) Quando [END] for exibido, o registro está concluído.

Este retorna automaticamente ao modo detecção.

RX-8000- 30 -

4 Como usar

4-11. Como sair

4-11. Como sair
Faça o monitor de gás arrastar o ar fresco. Após o visor retornar a zero (ou 20,9 % para oxigênio),
mantenha o interruptor POWER pressionado até a alimentação se desligar.

NOTA
Se a exibição não for zero quando se desliga a alimentação, pode-se efetuar
uma operação de purga durante 30 segundos no máximo para limpar o interior
do detector de gás.

- 31 -

RX-8000

5 Operações e funções

5-1. Padrão do alarme de falha

5

Operações e funções
5-1. Padrão do alarme de falha
Alarme de falha: Dispara quando é detectada uma anomalia no detector de gás. Autorretentivo
Exibição de alarme: Notifica pelo visor de mensagens de erro, som da buzina e iluminação da lâmpada.
Tipos de alarme: Taxa de vazão baixa, anomalia do sensor, voltagem da bateria baixa, anomalia do sistema
e falha de calibração.
Determine as causas e tome as ações adequadas.
Se o detector de gás tiver problemas e funcionar mal repetidamente, contate imediatamente a RIKEN
KEIKI.

<Operação do visor>
Visor LCD

Exibe uma mensagem de erro.

Luz doalarmeRepetido intermitente em intervalos de cerca deum segundo.
Toca repetidamente bipes intermitentes em
intervalos de cerca de um segundo:
Blipe, bipe, blipe, bipe

BuzinaExemplo de visor

CUIDADO Quando em [FAIL LOW FLOW], a bomba para de funcionar para proteção da bomba.
 Para reinicializar um alarme de taxa de fluxo baixo, [FAIL LOW FLOW], remova a causa da falha
de fluxo baixo e, em seguida, pressione o interruptor RESET. No caso de se pressionar o botãoRESET sem remover a causa da falha de fluxo baixo, a bomba recomeçará a trabalhar e águaou outro material poderá ser aspirado dentro do detector.

NOTA

 Para mais informações sobre anomalias (mensagens de erro), consulte ‘8. Resolução de problemas’.

RX-8000- 32 -

5 Operações e funções

5-2. Outras funções

5-2. Outras funções
<Histórico da calibração / tendência vários / funções de histórico deeventos>
O detector de gás tem funções de histórico e tendência. Para usar estas funções, contate a RIKEN KEIKI.

NOTA

O programa de gerenciamento do registrador de dados (opcional) é necessário para usar as funções dehistórico e tendência. Por favor, solicite à RIKEN KEIKI.

- 33 -

RX-8000

6 Manutenção

6-1. Intervalos e itens de manutenção

6

Manutenção
O detector de gás é um instrumento importante para fins de segurança.
Para manter o desempenho do detector de gás e melhorar a confiabilidade da segurança, execute uma
manutenção regular.

6-1. Intervalos e itens de manutenção

 Manutenção diária: Execute a manutenção antes de começar a trabalhar.
 Manutenção mensal: Execute o teste de alarme uma vez por mês.
 Manutenção regular: Execute a manutenção uma vez ou a cada seis meses para manter o desempenho
como uma unidade de segurança.
Item demanutenção
Verificação donível da bateria
Verificação dovisor deconcentração

Verificar a taxa
de fluxo
Verificação dofiltroAjuste deamplitude

Conteúdo da manutenção
Verifique se o nível da bateria é suficiente.
Faça o monitor de gás arrastar o ar fresco.
Verifique se o valor do visor de concentração é
zero (ou 20,9 % vol no medidor de deficiência
de oxigênio). Quando a leitura for incorreta,
execute a calibração do ar após garantir quenão existem outros gases ao redor do mesmo.
Veja o indicador de taxa de fluxo para verificar
se existem anomalias.
Verifique o filtro do pó relativamente a poeira
ou entupimento.
Realize o ajuste de amplitude usando o gás decalibração.

Manutenção
diáriaManutenção
mensalManutenção
regular

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

-

-

○

<Sobre os serviços de manutenção> Fornecemos serviços de manutenção regular, incluindo ajuste de amplitude, outros ajustes e
manutenção.
Para efetuar a calibração do gás, são necessárias ferramentas específicas, tais como uma botija de gásde concentração e do saco de amostragem de gás especificados.
Nossos engenheiros de serviço qualificados têm especialização e conhecimento das ferramentas
específicas usadas para serviços, juntamente com outros produtos. Para manter o funcionamento do
indicador/a unidade do alarme em segurança, use nosso serviço de manutenção.
 Os seguintes são serviços de manutenção típicos. Para mais detalhes, entre em contato com a RIKEN
KEIKI.

RX-8000- 34 -

6 Manutenção

6-1. Intervalos e itens de manutenção

Serviços principais
Verificação donível da bateria
Verificação dovisor deconcentração
Verificar a taxa
de fluxo:

Verifica o nível da bateria:

Verificação dofiltroAjuste deamplitude
Limpeza e
reparação dodispositivo(Diagnósticovisual)Verificação deoperação dodispositivo
Substituição depeças
consumíveis

:Verifica se o valor do visor de concentração é zero (ou 20,9 % vol no medidor de deficiência
de oxigênio) usando o gás zero.
Executa a calibração do ar se leitura estiver incorreta.
Verifica o indicador de taxa de fluxo para procurar anomalias.
Verifica a taxa de fluxo usando um medidor de fluxo externo para verificar a precisão doindicador de taxa de fluxo no detector de gás. Se a taxa de fluxo estiver incorreta, executa oajuste da taxa de fluxo.
Verifica o filtro do pó relativamente a poeira ou entupimento.
Substitui um filtro do sujo ou entupido.
Realiza o ajuste de amplitude usando o gás de calibração.

:::Verifique se existe poeira ou danos na superfície do detector de gás, limpe e repare peças do
detector de gás.
Substitua as peças que estejam rachadas ou danificadas.

:

Use as teclas para verificar o funcionamento de funções e parâmetros.

:

Substitua as peças consumíveis, tais como um sensor, o filtro e a bomba.

- 35 -

RX-8000

6 Manutenção

6-2. Calibração do gás

6-2. Calibração do gás
Execute o ajuste de amplitude dos sensores utilizando um gás de calibração pelo menos uma vez a cadaseis meses.
O ajuste de amplitude requer equipamento específico e um gás de calibração. Peça-os à RIKEN KEIK.

<Equipamento / materiais necessários> Gás de calibração (gás combustível de concentração baixa para %LEL e gás combustível deconcentração alta para % vol).
 Gás de calibração (gás nitrogênio para O2)
 Conjunto se sacos de amostra de gás (para %LEL e % vol)
 Conjunto se sacos de amostra de gás (para O2)<Conexão>Conecte o equipamento conforme mostrado abaixo para efetuar o ajuste de amplitude.

GAS IN

Saco deamostragemde gásUnidadeprincipal
RX-8000
GAS OUT

Colete o gás com uma cabine de exaustão ou
com um saco de amostra.

AVISO
Sobre o gás da amplitude
O gás da amplitude é um gás perigoso (combustível, toxicidade, deficiente em oxigênio, etc.).
Manuseie o gás e os gabaritos e ferramentas relacionados com o devido cuidado.
* Deve-se evitar inalar o gás, o saco de amostra não pode ter buracos, etc.
Sobre o local para o ajuste de amplitude Efetue o ajuste de amplitude em um local onde não sejam usados silicone, solventes orgânicos,
aerossóis de gases, etc.
 Efetue o ajuste de amplitude no interior a temperaturas normais sem flutuação importante(dentro de ±5 °C).
 Efetue o ajuste de amplitude em uma cabine de gás ou colete o gás de escape com um saco deamostra.

CUIDADOA saída de gás (GAS OUT) tem de ser deixada aberta sem qualquer tubo conectado para liberação
para a atmosfera.

RX-8000- 36 -

6 Manutenção

6-2. Calibração do gás<Ajuste de amplitude>
Execute o ajuste de amplitude usando o procedimento mostrado abaixo.
(1) Prepare os gases de calibração (para %LEL, % vol, e O2) e um conjunto se sacos de amostra de gás.
(2) Remova o tubo do filtro, o tubo de amostra de gás, etc. para permitir conectar diretamente o saco deamostragem de gás à entrada de gás (GAS IN).
(3) Verifique se o detector de gás está no modo detecção.

Modo Detecção
(4) Execute a calibração do ar. (Ver ʻ4-7. Modo calibração do arʼ.)(5) Colete cada gás de calibração em cada saco de amostragem de gás.
(6) Pressione os interruptores ▲ e ▼ simultaneamente durante cerca de um segundo para entrar no modode ajuste de amplitude ([ONE CAL]).

Ajuste HC %LEL

Ajuste HC % vol

Ajuste O2

ESCAPE

AVISO
Após o ajuste estar concluído, não se esqueça de retornar ao modo detecção.
(Se o monitor permanecer no modo de manutenção regular, não retorna ao modo detecção
automaticamente.)

NOTA

 Se a tela modo de calibração do ar for exibida, devido ao tempo de pressão dos interruptores ▲ e ▼estar desligado, libere ambos os interruptores e, em seguida, tente novamente.
 No modo de ajuste de amplitude, selecione o visor de concentração que pode ser ajustado com ointerruptor ▲ ou ▼.
 Pressione o interruptor ESC brevemente para cancelar o funcionamento da bomba.
 Para retornar ao modo de ajuste de amplitude no modo detecção, selecione [ESCAPE] e, em seguida,pressione o interruptor ENTER.

- 37 -

RX-8000

6 Manutenção

6-2. Calibração do gás(7) Use o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar [HC %LEL].
Pressione o interruptor ENTER para entrar no modo de ajuste de amplitude HC %LEL. * O visor deconcentração pisca.

(8) Conecte o saco de amostragem de gás no qual o gás de calibração %LEL foi coletado na entrada dagás para fornecer gás ao detector de gás. Aguarde até que o valor do visor de concentração tenhaestabilizado.
(9) Quando tiver estabilizado, ajuste o valor do visor de concentração para o valor de concentração do gásde calibração pressionando o interruptor ▲ ou ▼. Pressione o interruptor ENTER para confirmá-lo.
Quando [END] é exibido, o ajuste de amplitude HC %LEL está concluído. Remova o saco deamostragem de gás.

(10) Em seguida, use o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar [HC %vol].
Pressione o interruptor ENTER para entrar no modo de ajuste de amplitude HC % vol. * O visor deconcentração pisca.

(11) Conecte o saco de amostragem de gás no qual o gás de calibração % vol foi coletado na entrada dagás para fornecer gás ao detector de gás. Aguarde até que o valor do visor de concentração tenhaestabilizado.
(12) Quando tiver estabilizado, ajuste o valor do visor de concentração para o valor de concentração do gásde calibração pressionando o interruptor ▲ ou ▼. Pressione o interruptor ENTER para confirmá-lo.
Quando [END] é exibido, o ajuste de amplitude HC % vol está concluído. Remova o saco deamostragem de gás.

RX-8000- 38 -

6 Manutenção

6-2. Calibração do gás(13) Em seguida, use o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar O2.
Pressione o interruptor ENTER para entrar no modo de ajuste de amplitude O2 * O visor deconcentração pisca.

(14) Conecte o saco de amostragem de gás no qual o gás de calibração O2 foi coletado na entrada da gás
para fornecer gás ao detector de gás. Aguarde até que o valor do visor de concentração tenhaestabilizado.
(15) Quando tiver estabilizado, ajuste o valor do visor de concentração para o valor de concentração do gásde calibração pressionando o interruptor ▲ ou ▼. Pressione o interruptor ENTER para confirmá-lo.
Quando [END] é exibido, o ajuste de amplitude O2 está concluído. Remova o saco de amostragem degás.

(16) Use o interruptor ▲ ou ▼ para selecionar [ESCAPE].
Pressione o botão ENTER para retornar ao modo de detecção. Sair do ajuste de amplitude.

- 39 -

RX-8000

6 Manutenção

6-3. Como limpar

6-3. Como limpar
Limpe o detector de gás se ficar extremamente sujo. O detector de gás tem de estar desligado durante a
limpeza. Use um panos de desperdícios para remover a poeira. Não use água ou solventes orgânicos paraa limpeza porque podem causar anomalias.
Como uma quantidade de poeira extremamente grande dentro do tubo de amostra de gás pode perturbar adetecção de gás, é necessário limpá-lo com ar seco.

CUIDADO
Quando limpar o detector de gás, não salpique água sobre o mesmo nem use solventes orgânicos
tais como álcool ou benzina. A superfície do detector de gás pode ficar descolorida ou danificada.

NOTA
Quando o detector de gás fica molhado, pode ficar água dentro da abertura do som da buzina ou nas
folgas. Drene a água conforme segue:(1) Limpe cuidadosamente a umidade do detector de gás usando uma toalha, um pano seco, etc.
(2) Enquanto segura o detector de gás com firmeza, agite-o cerca de dez vezes com a abertura do
som da buzina virada para baixo.
(3) Limpe a umidade que sai do interior usando uma toalha, um pano, etc.
(4) Coloque o detector de gás sobre uma toalha, um pano seco, etc., e deixe-o ficar às temperaturas
normais.

RX-8000- 40 -

6 Manutenção

6-4. Substituição de peças

6-4. Substituição de peças<Substituição de consumíveis>
Substituição do Sensor
Os sensores integrados do detector de gás têm um período de validade e devem ser substituídos
regularmente (no espaço de um ano).
Se a validade do sensor tiver expirado, por exemplo, se não for possível calibrar os sensores no ajuste deamplitude, as leituras não retornam após a calibração do ar fresco, ou as leituras flutuam. Recorra à RIKEN
KEIKI para reparo. Os intervalos de substituição recomendados são cinco anos para o sensor de gás
combustível e um ano para o sensor de oxigênio.
Procedimento de Substituição do Filtro do Pó
Como o filtro do pó pode ficar sujo ou entupido gradualmente ao longo do tempo, tem de ser substituído
relativamente às condições de funcionamento. Verifique o filtro do pó e, se necessário, substitua.
Sonda de amostra de gás
Como o filtro do pó pode ficar sujo ou entupido gradualmente ao longo do tempo, tem de ser substituído
regularmente de acordo com as condições de funcionamento.
Tem de se substituído especialmente quando mostrar sinais de absorção de água, taxa de fluxo baixa ou
contaminação.
①

Gire a extremidade da sonda no sentido
anti-horário e remova-o.
Aqui está contido um filtro do pó redondo.
Verifique se existe contaminação ou entupimento.
Substitua o filtro do pó se estiver muito
contaminado ou entupido.

②

Retire o filtro e substitua-o por um novo.

③

Encaixe novamente a caixa do filtro.

NOTA
 Use somente os filtros especificados pela RIKEN KEIKI.

Algodão seco dentro do procedimento de substituição do CF-8385
Algodão

Algodão
absorvente

5 - 10 mm

1) Corte o algodão seco com o tamanho listado à esquerda(Peso aprox. 1,3 g)

70±3 mm

85 - 90 mm
Tampa (preta)

2) Afrouxe e remova a tampa3) Substitua o algodão seco por novo e enchao espaço intermediário com algodão

Tubo

Algodão
absorvente

4) Aperte a tampa novamente.

- 41 -

RX-8000

6 Manutenção

6-4. Substituição de peças

Procedimento de substituição do filtro à prova de água(1) Afrouxe a tampa (preta).

Tampa (preta)(2) Remova o filtro e substitua por um novo.

UniãoO-ring(3) Aperte a tampa novamente.

FiltroO lado da malha deve
estar no lado do O-ring.
Tampa (preta)<Substituição de peças de substituição regular>
Lista de peças de substituição regular recomendadas
Item
Intervalos de Intervalos demanutenção
substituição
Filtro interno

6 meses

Filtro do pó(para a sonda de amostrade gás)Filtro à prova de água(10 peças para o tubo dofiltro)Algodão absorvente(25 g para o tubo do filtro)
Tubos
Sensor de gás combustível(DE-3123-4 / DE-3113-13)
Sensor de oxigênio
(OS-BM1)
Unidade da bomba (RP-11)
Vedantes de borracha
Grupo da bateria de íons delítio(para BUL-8000(R),BUL-8000(R1))
Bateria seca alcalina

6 meses

6 meses 1 ano
6 meses 1 ano

Quantidade(peças por
unidade)1

Observações
*1

Número de peça
4181 9573 10

6 meses

6 meses 1 ano

1Número de peça
4777 9022 50

6 meses

1,3 g

6 meses
6 meses

6 meses 1 ano
3 - 8 anos
5 anosUm conjunto
1

Número de peça
1879 0011 10**

6 meses

1 ano

1

6 meses-1 - 2 anos
2 anos-1
Um conjunto
1

-

-

3

*
*
*
Cerca de 500 ciclos decarregamento e
descarregamento *AA* A operação deve ser verificada após substituição por um engenheiro de serviço qualificado. Para ofuncionamento e a segurança estáveis do detector de gás, peça a um engenheiro de serviço qualificado
que se encarregue da substituição de peças cujo funcionamento seja necessário verificar. Solicite à
RIKEN KEIKI verificação da operação.

NOTA
Os intervalos de substituição acima são apenas recomendações. Os intervalos podem variar dependendo
das condições de operação. Esses intervalos não significam os períodos de garantia. O resultado damanutenção regular ou diária pode determinar quando substituir as peças.

RX-8000- 42 -

7 Armazenamento e descarte

7-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás ou deixá-lo fora de serviço durante um período longo

7

Armazenamento e descarte
7-1. Procedimentos para armazenar o detector de gás
ou deixá-lo fora de serviço durante um período
longo
O detector de gás tem de ser armazenado sob as condições ambientais seguintes.
 Em um local escuro a temperatura e umidade normais, longe da luz solar direta.
 Em um local onde não estejam presentes gases, solventes ou vapores.
Armazene o detector de gás em uma caixa de embarque, se existir, no qual o produto foi entregue.
Armazene o detector de gás afastado de poeira, etc., se a caixa de embarque não estiver disponível.

AVISO

 Se o detector de gás com uma unidade da bateria seca não for usado durante muito tempo,
armazene-o após remover as baterias. Vazamentos de bateria podem resultar em incêndio ou
ferimentos. Se o detector de gás não for usado durante um curto período de tempo, armazene-o
sem remover as baterias. Enquanto alimentação do detector de gás estiver OFF, o sensor estásempre energizado. Portanto, é necessário armazenar o detector de gás sem as baterias
colocadas.

CUIDADOSe o detector de gás não for usado durante um longo período de tempo, ligue a alimentação pelo
menos uma vez a cada seis meses e verifique se a bomba arrasta ar (cerca de três minutos). O
detector de gás, quando não ativado durante muito tempo, pode deixar de trabalhar devido aendurecimento da graxa no motor da bomba.

NOTA

 Se o detector de gás com uma unidade da bateria de íons de lítio não for usado durante muito tempo,
recomenda-se armazená-lo após descarregar a bateria até que o ícone do nível da bateria exiba uma
marca da bateria. Se o detector de gás for armazenado com as baterias totalmente recarregadas, asbaterias deterioram-se mais rapidamente e podem ter uma vida útil mais curta.

- 43 -

RX-8000

7 Armazenamento e descarte

7-2. Procedimentos para usar o detector de gás novamente

7-2. Procedimentos para usar o detector de gásnovamente
CUIDADO
Quando usar novamente um detector de gás armazenado ou parado, nunca deixe de efetuar uma
calibração do gás. Para obter informações sobre reajuste, incluindo calibração do gás, entre em
contato com a RIKEN KEIKI.

7-3. Eliminação de produtos
 Para descartar o detector de gás, é necessário que seja tratado adequadamente como um resíduo
industrial de acordo com os regulamentos locais.

AVISO Não desmonte o sensor do tipo de célula galvânica porque contém eletrólito. O eletrólito podecausar queimaduras da pele graves se entrar em contato com a pele, podendo causar cegueira
se entrar em contato com os olhos.
Se o eletrólito aderir a suas roupas, essa parte de suas roupas fica descolorida ou o seu
material decompõe-se. Se ocorrer contato, lave imediatamente a área com muita água.
 Elimine as baterias de acordo com o procedimento especificado pela autoridade local.
 Ao descartar o detector de gás em Estados-Membros da UE, separe as baterias conforme especificado.
Manuseie as baterias removidas de acordo com o sistema de coleta de lixo e o sistema de reciclagem
baseados nos regulamentos dos Estados-Membros da UE.
Entre em contato com a RIKEN KEIKI para eliminação.
Remover as baterias
Veja o ‘4-2. Preparação para a partida’ e remoção das baterias.
Para o BUL-8000(R), BUL-8000(R1)ModeloBUL-8000(R)
BUL-8000(R1)

Tipo
Bateria de íons de lítio

NOTA O BUL-8000(R), BUL-8000(R1) contém baterias.
 Símbolo do contentor de lixo barrado por uma cruz

Este símbolo está indicado em produtos que contenham baterias que se enquadram na Diretiva
2006/66/CE relativa a baterias. Essas baterias precisam ser eliminadas conforme especificado pela última
Diretiva.
Este símbolo indica que as baterias precisam ser separadas do lixo comum e eliminadas adequadamente.

- 44 -

RX-8000

8 Resolução de problemas

7-3. Eliminação de produtos

8

Resolução de problemas
A resolução de problemas não explica as causas de todas as anomalias que ocorrem no detector de gás.
Simplesmente ajuda a encontrar as causas de anomalias que ocorrem frequentemente. Se o detector degás mostrar um sintoma que não esteja explicado neste manual, ou ainda tenha anomalias apesar de se
tomarem ações de correção, Entre em contato com a RIKEN KEIKI.

<Anomalias na unidade>Sintomas
A alimentação não
pode ser ligada.

Operações
anormais
As operações detecla estão
desativadas.
Anomalias dosistema[FAIL SYSTEM]
Anomalias do
sensor[FAIL SENSOR]
É disparado um
alarme de baixatensão da bateria.
[FAIL BATTERY]
É disparado um
alarme de taxa defluxo baixa.
[FAIL LOW FLOW]

CausasO nível da bateria está
muito baixo.
O interruptor dealimentação não foi
pressionado o tempo
suficiente.
Instalação incorreta da
unidade da bateria.
Perturbações por ruídode pico súbito, etc.
Perturbações por ruídode pico súbito, etc.
Ocorreu uma anomalia
no circuito.
Um sensor falhou.

O nível da bateria estábaixo.
Entrou água, óleo, etc.
O tubo de amostra de
gás está entupido.
O detector de gás foi
ligado a uma
temperatura baixa ou
não foi usado durante
um longo período detempo.
A bomba ficou
deteriorada.

AçõesUnidade da bateria de íons de lítio: Carregue a unidade dabateria em uma área segura.
Unidade da bateria seca: Substitua as três baterias secas
por novas em uma área segura.
Para ligar, mantenha o interruptor POWER pressionado até
ouvir um bipe (cerca de dois segundos).
Verifique se a unidade da bateria está encaixada
adequadamente na unidade principal.
Desligue e reinicie a unidade do alarme / indicador.
Em uma área não perigosa, remova a unidade da bateria
uma vez e reinstale a unidade da bateria e ligue aalimentação para efetuar operações.
Recorra à RIKEN KEIKI para reparo.
Peça à RIKEN KEIKI que substitua o sensor.
(Apenas ao ligar, pressione o interruptor RESET paracontinuar a operação usando os sensores de gás, exceto osensor que tenha falhado.)
Unidade da bateria de íons de lítio: Desligue a alimentação ecarregue a bateria em uma área não perigosa.
Unidade da bateria seca: Desligue a alimentação e substitua
as baterias secas por novas em uma área não perigosa.
Verifique o tubo de amostra de gás quanto a quaisquerdanos ou marcas de água ou óleo arrastados, etc.
Verifique o tubo de amostra de gás quanto a conexões,entupimento, torção, etc.
Ligue a alimentação várias vezes. A bomba pode começar afuncionar.

Peça à RIKEN KEIKI que substitua a bomba.

- 45 -

RX-8000

8 Resolução de problemas
Impossível efetuar
a calibração do ar[FAIL AIR CAL]
Anomalias do
relógio[FAIL CLOCK]O ar fresco não é
fornecido ao redor do
detector de gás.
Anomalias do relógio
internoAs baterias não
podem serrecarregadas.
(Somente unidadeda bateria de íonsde lítio)

O carregador não estáconectado
corretamente.
Ocorreu uma anomalia
do circuito decarregamento.
As baterias foram
totalmente
recarregadas.

7-3. Eliminação de produtos
Forneça ar fresco.
Efetuar uma definição de hora/data.
Se esse sintoma se observar repetidamente, o relógio
integrado também funciona mal. Assim, é necessário
substituí-lo. Recorra à RIKEN KEIKI para substituição.
Conecte o carregador alimentado a CA na tomada elétrica
da parede encaixe corretamente.
Recorra à RIKEN KEIKI para reparo.
Quando baterias totalmente carregadas são carregadas
novamente, a luz indicadora de carregamento não seacende.

<Anomalias das leituras>
Sintomas
A leitura sobe
(desce) e
permanece
inalterada.

CausasFlutuação da saída do
sensor.
Presença de gás deinterferência
Vazão lenta

Alterações ambientais

Resposta lenta

Impossível efetuar
o ajuste deamplitude

RX-8000

Filtro do pó entupido
Tubo de amostra de gás
dobrado ou entupido.
Forma-se condensação
no interior do tubo de
amostra de gás.
Sensibilidade do sensor
deteriorada
Concentração do gás decalibração inadequada
Sensibilidade do sensor
deterioradaAçõesExecute a calibração do ar.
Verifique se qualquer gás de interferência, como solvente,etc., está presente e tome uma ação adequada.
Uma quantidade muito pequena do gás a ser detectado
pode estar vazando (vazão lenta). Ignorar isto pode causar
perigos.
Execute a calibração do ar.
Em particular, o tipo de célula galvânica é afetado pelapressão do ar.
Substitua o filtro do pó.
Repare as peças com defeito.
Repare as peças com defeito.

Substitua o sensor por um novo.
Use o gás de calibração adequado.
Substitua o sensor por um novo.

- 46 -

9 Especificações do produto

9-1. Lista de especificações

9

Especificações do produto
9-1. Lista de especificações
Princípio de detecção
Gás a detectar
Faixa de detecção
<Faixa de serviço>
Resolução do visor
Precisão da leitura(Sob uma condição
idêntica)
Tempo de resposta(Sob uma condição
idêntica)
Visor deconcentração
Método de detecção
Taxa de fluxo da sucção
VisoresVolume do som dabuzinaAlarme de falha /
autodiagnóstico
Visor do alarme defalhaPadrão do alarme defalha
Especificações detransmissão
Funções
Fonte de alimentação
Tempo de operação
contínuaTemperaturas deoperação
Umidades deoperação
Estrutura
Estrutura contra explosão

Tipo de célula
galvânica (OS)Oxigênio (O2)
0 - 25 % vol<até 40 % vol>0,1 % volDentro de ± 0,7 % vol

Tipo infravermelhos não dispersivo (RI)
Gás combustível (HC ou CH4) *1*5
0 - 100 %LEL / até 100 % vol
0,5 %LEL (0 - 100 %LEL) / 0,5 % vol (até 100 % vol)Dentro de ±5 %LEL (0 - 100 %LEL)
Dentro de ±5 % vol ou ±10 % da leitura (até 100 % vol)Resposta 90 %: dentro Resposta 90%: dentro de 30 segundos *2de 20 segundos *2
Resposta 90 %: dentro Resposta 90%: dentro de 2 minutos *3
de 2 minutos *3
LCD digital (sete segmentos + Símbolo + Medidor de barras)
Tipo de sucção da bomba
0,75 L/min ou mais (taxa de fluxo aberta)Ícone do nível da bateria, indicador piloto e indicador de estado de funcionamento da bomba.
95 dB (A) ou superior (30 cm)
Anomalias do sistema, anomalias do sensor, descida de tensão da bateria, falha na
calibração e taxa de fluxo baixa
Lâmpada piscando, buzina intermitente soando, exibição de detalhes.
Autorretentivo
IrDA (para registrador de dados)
Luz de fundo LCD, registrador de dados, visor peak, visor de dados de registro e paragem dabomba
Unidade da bateria de íons de lítio específica [BUL-8000(R), BUL-8000(R1)](Unidade da bateria seca <baterias secas alcalinas AA*4  3> também se pode usar a[BUD-8000(R)].)
BUL-8000(R), BUL-8000(R1): cerca de 15 horas (25 °C, sem alarme, sem iluminação ebateria totalmente carregada)
BUD-8000(R): Cerca de 10 horas (25 °C, sem alarme e sem iluminação)-20 - +50 °C
Abaixo de 95 % UR (sem condensação)Desempenhos de à prova de pó e à prova de gotejamento (compatível com o nível IP67)
Estrutura contra explosão intrinsecamente segura- 47 -

RX-8000

9 Especificações do produto
Classe à prova deexplosão
Dimensões externas
Peso9-2. Lista de acessórios

Ex ia IIC T4 X(TIIS)II1G Ex ia IIC T4 Ga(ATEX)
Ex ia IIC T4 Ga(IECEx, INMETRO)
Aprox. 154 (L)  81 (A)  127 (O) mm (excluindo porções de projeção)Cerca de 1,1 kg (quando se usa a BUL-8000(R), BUL-8000(R1)) ou cerca de 1,0 kg (quando
se usa a BUD-8000(R))*1 HC: O acrônimo de hidrocarbonetos Neste detector de gás, a concentração do gás combustível é
exibida em conversão isobutano.
*2 Quando se introduz o gás a partida da entrada de gás na unidade principal*3 Quando se introduz o gás a partir da ponta do tubo de amostra de gás (30 m) (opção)*4 Para cumprir os requisitos sobre proteção contra explosão, use a bateria de célula seca específica
quando usar a BUD-8000.
*5 Consulte a tabela de fatores de correção para leituras para outros gases. A configuração padrão defábrica é CH4 ou HC (especificada na encomenda).

9-2. Lista de acessórios
 Unidade da bateria de íons de lítio (BUL-8000(R), BUL-8000(R1)): 1 (encaixada na
unidade principal)
 Carregador alimentado a CA: 1
 Sonda de amostra de gás e tubo de amostra de gás: 1
 Tubo do filtro: 1
Acessórios padrão
 Tubo do relé: 1
 Alça para o ombro: 1
 Correia de fixação do tubo do filtro: 1
 Manual de Instruções
 Garantia do produto
 Unidade da bateria seca (BUD-8000(R))
 Bateria alcalina tamanho AA
 Alça para a cintura Ferramenta de fixação da alça para a cintura Mala de transporte (pele) Suporte da sonda de amostra
 Caixa de alumínio
 Caixa de armazenamento de embarque (metal: Não compatível com Rohs ) Tubo de amostra de gás (com sonda flutuante, 8 m)
Acessórios
 Tubo de amostra de gás 30 m com prumo
opcionais Filtro separador de água Tubo do relé
 Filtros para CF-8385 (10 peças / 1 conjunto) Conjunto se sacos de amostra de gás (para %LEL / % vol)
 Latas de amplitudes (fornecimento somente para o mercado doméstico do Japão) Válvula de fluxo de demanda Ficha de substituição para adaptador de CA (tipo redonda Europa / tipo Reino Unido/ tipo australiana)
 Programa de gerenciamento de registrador de dados Película de proteção do LCD

AVISO
Certifique-se de que conecta o tubo do filtro (CF-8385), quando usar o tubo de amostra de gás de
30 m com prumo. Caso contrário, ao aspirar a água, esta pode entra no corpo principal da RX-8000
e causar problemas no sistema.

RX-8000- 48 -

10 Definição de termos

9-2. Lista de acessórios

10

Definição de termos
% vol
LEL

Concentração de gás indicada na unidade de um centésimo do volume
O acrônimo para Limite de Explosão Baixo
LEL refere-se à concentração mais baixa de um gás combustível no ar capaz decausar exposição quando inflamado.

- 49 -

RX-8000