No.CX-142-07

電圧入力・パルス入力モデル／大容量電池仕様追加

リアルタイム無線ロガー● 機能アップデート NEW

MZ series● 無線通信システムでデータ欠損を防止● 柔軟な無線通信システムを搭載（長距離無線通信モードと高速無線通信モード）● 正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可● パソコンレスでの運用も可能

「システム構築・運用・監視」そのすべてをスマートに
リアルタイム無線ロガーMZシリーズは、温度を計測する無線データロガーとさまざまなインターフェイス通信・GPSを搭載した受信器、アプリケーションソフトで構成されています。
モバイル端末にも対応し用途に合わせた運用方法を実現します。

無線ゾーン

データロガー
小さい本体でも大きな液晶表示
温度・時間を分かりやすく管理※データ収集には受信器が必要です

温度監視

コンパクトな本体で積み荷にも！
大きな液晶で温度・時間を分かりやすく表示
計測値のメモリー容量は53,000データ

計測データを内部に保存し、受信器へ無線で送信

無線通信 （920MHz帯特定小電力無線）

用途ごとに自動切り替え可能な無線通信モード
長距離無線通信モード

1

順番に通信を行い、10秒で1周する

高速無線通信モード
通信エリア内のロガーを自動検知してデータ収集可能

設定例：通信周期10秒

23※3
長距離無線通信（見通し通信距離約1km）

LoRa®方式を利用した無線通信で、より広域な通信エリアを実現
でき、金属に囲まれた冷蔵庫や保冷箱内などへの設置でも無線通信が可能です。※4
最短10秒周期の無線通信が可能で、最大60台のロガーと同時接続できます。（10秒設定時は受信器1台に最大7台同時接続、60台
接続時は最短1分周期の通信）※5
通信エリア内のロガーは、どの受信器にも自動で接続されます。
通信に失敗した計測データは次回通信時に新しいデータと一緒に再度送信します。（通信ごとに9データ）
02

高速無線通信（見通し通信距離約100m）※3
通信エリア内にあるロガーを素早く自動検知し、順次高速な無線通信で計測データを収集できますので、操作やロガーの取り外しなくデータ収集できます。（フルデータ（53,000データ×2ch）収集
時間約5分）
ロガーは長距離無線通信中でも高速無線通信ができます※5ので、長距離無線通信で取得できなかった計測データの一括補完が可能です。
通信エリア内のロガーは台数無制限に検知可能です。※6
ただしデータ収集時間により実質的な制約があります。

既存インフラゾーン

受 信 器
無線LAN
有線LAN

パソコンレスでロガーのデータを収集
ロガーの過去データ閲覧

温度監視 ブラウザで見える化
パソコン
タブレット
スマートフォン

アラート 温度異常は受信器およびPCからメールで通知！
監視
位置監視 GPSで位置情報を取得 ※12

無線LAN
有線LAN
LTE

多数の倉庫や店舗での一括温度管理に移動する積み荷のロガーデータの収集にも別途M2Mルータ追加等の処置が必要な場合があります。

PCへ

データ
収録

LAN通信

パトライト※

遠隔のロガーデータもまとめて自動収集
収集データでレポート作成も用途に応じて最適化できるシステムモード
MZシリーズアプリモード

ローカルモード

通信可能な受信器と
無線通信

LAN通信

無線通信（高速／長距離）

LTE通信

パソコンに集約して
MZシリーズアプリで一括管理
ロガーはシステム内（MZシリーズアプリに登録された機器）で大規模なシステムの構築が可能です。（推奨スペックのパソコンでロガー
2,000台まで）
ロガーはどの受信器にも接続でき、計測データはPC等の上位サーバにデータを集約できますので、物流などのロガーが移動する用途でも自動化できます。
システム内にアクセスできるユーザは、受信器へのブラウザアク
セスも含めてPC で一括管理され、不正なアクセスを防止します。
※パトライトは㈱パトライトの登録商標です。

ブラウザアクセス

受信器単独でのシンプルな運用でパソコンレス化が可能。
ブラウザ操作により、設定／トレンドグラフ／ロガーステータス確認など主要な操作が可能で、印刷可能な端末であればグラフ印
刷などもできます。※6
ロガーの接続先受信器は制限できますので、複数の受信器がある
ような場合も、データの保存先受信器を管理できます。※703

多彩な警報判定機能
上限／下限 , 上上限／下下限警報
ロガーごとに、上限／下限警報、上上限／下下限警報を設定することができます。
ロガーの液晶画面にそれぞれの警報種に応じた表示ができます。
（例：上限「H」を表示）
また本警報前の予備警報として2段階の警報判定が可能です。
（例：上限／上上限警報の組合せ、下限／下下限警報の組合せ）

死活監視機能ロガーがMZシリーズアプリへ正常にデータ転送できているかを監視できます。
一定時間、MZシリーズアプリのデータ更新がない場合は、画面フラッシング／ブザー鳴動／メール
通知などの警報動作と連動できます。

キーロック
受信器・ロガーのキー操作をブラウザ操作でロックすることができ、第三者によるロガー操作を防止します。機能ごとに操作をロックできます。

メール通報
警報判定時にアプリケーションソフトと受信器からメール通報を行うことができ、直近10データの計測値を添付します（送信先は複数の送信先グループを最大5パターン設定可能）。無線通信に失敗している間に復帰してしまった警報も無線通信成功時点で通報できます。
警報のメール通報設定画面

メール通報のフォーマット例

警報遅延回数
警報点を超えたデータが指定回数に達した時に発報します。
例：警報遅延回数3回の場合
（温度）

発報する

警報値
発報しない
警報

警報判定する機器の選択
04

（時間）

計測結果をロガーで警報判定するかMZシリーズアプリで判定するか選択できます。
警報設定を頻繁に変更する場合はアプリでの設定が便利ですが、ロガー／受信器に警報は反映されません。

様々な端末でアクセスできる受信器ブラウザ操作
有線LAN／無線LAN経由で受信器のWebサーバへブラウザでアクセスができますので、PC／スマートフォンなどさまざまな端末を利用できます。
受信器はロガー60台（各53,000データ／ch）のデータを保存できます。
計測データのトレンドグラフ・CSV出力の他に、ロガーのステータス情報確認や受信器・ロガーの設定、動作履歴の確認など操作が可能です
ので、パソコンレスでの運用もカバーします。
受信器ブラウザ表示：ロガー一覧

受信器ブラウザ表示：トレンドグラフ

ロガー・受信器のデータを一括管理できるアプリケーションソフト
受信器をMZシリーズアプリモードにすることによりMZシリーズアプリでロガー・受信器を一括管理できます。
ロガーのステータス情報表示はもちろん、MZシリーズアプリに登録したシステム内の全受信器のステータス情報表示や計測データのトレンド
グラフ表示、テキストファイル保存（CSVファイル）、FTPによるCSVファイル転送ができます。
CSVファイルは自動的に毎日保存することもでき、FTP転送は最短1分毎に送信されるため、省力化を支援します。
動作・操作履歴や警報履歴はアプリだけでなく、受信器やロガーで記録された履歴も含めて一括で表示ができます。
パスワードによる管理が可能で、受信器へのブラウザアクセスに対しても、MZシリーズアプリで管理している統一されたパスワードでアクセス制限されます。
ロガーや受信器で発生した警報に対し、メール通報ができますので、メール受信ができればどこでも警報通知の受信が可能です。
受信器ステータス一覧

トレンドグラフロガー ステータス一覧

データベース公開によるBIツールなどの連動計測値などが保存されたSQL Serverにアクセス可能ですのでBIツールなどとリアルタイム連動が可能です。

PC内部のデータ

連動ツール例：Grafana

MZシリーズアプリ

MZ用Grafana設定ツール
提供により簡単構築

リアルタイムトレンドグラフ

位置情報の連動マップ表示

ロガー情報の一覧表示

データ転送
非公開
データベースSQL Server
公開※Grafana本体は別途インストールが必要です。

「Grafana」は、Raintank Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。

Grafana連動の場合、
他のPC／スマートフォンからもブラウジング可能05

特 長
小形・防水で視認性の良いデータロガー
計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。
筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。
ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。PPバンド等による可搬物への固定もできる構造です。
電池寿命はアルカリ単4電池利用でありながら長寿命で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温（−25℃）での長寿命動作が可能です。大容量電池仕様は更にアルカリ単4電池の5倍以上の寿命があり、設定によっては電池交換がほとんど不要です。

無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
ロガーのメモリー容量は53,000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。
ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。
電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。
ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。
受信器には電源バックアップ用の充電池（オプション）が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。

柔軟な無線通信システム
用途に応じた無線通信モード（長距離無線通信／高速無線通信）を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。
ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。
受信器には有線LANの他にも無線LANと移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。
移動通信体（LTE）をバックアップ回線として設定でき、停電など非常時のみLTE通信へ自動切り替えしメール通報することも可能です。

正確なデータの記録
国家標準トレーサビリティを確保した校正サービスを提供しており、ロガーの調整・検査もこれに準じて実施しています。必要に応じ、検査成績書や試験成績書の発行が可能です。
時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。
記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。

充実した警報監視と確実な警報ログ
警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。
警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功／失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。

セキュリティの確保
ロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。
受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。
ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。MZシリーズアプリモード
での受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ／パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。
06

医薬品製造・保管

医薬品輸送

蒸気量などの流量監視

厳格な温度管理が求められる医薬品製造・保管の計測・監視にもリアルタイム無線ロガー
は適しています。
リアルタイム無線ロガーは
通信エリア内のロガーの温度を常時モニタリングできます。警報値の設定により警報のメール通報が可能です。また、受信器にはバックアップ用の充電池が装着できますので電源瞬停時も監視可能です。

医薬品の適正流通（GDP）
ガイドラインでは、既設流量計のアナログ瞬時出力と電圧入力

温度制御付き車両は輸送中の温度モニタリ

モデルを接続することにより多点の流量瞬ングが求められていますが温度制御付き車

時値を簡単に集約管理することができます。

両でない場合の配送でも温度管理要求が高さらにパルス入力モデルとの組み合わせ

まっています。
リアルタイム無線ロガーは配送で、欠損がなく積算流量と時系列のそろったにおいて保冷箱ごとにロガーを設置し配送瞬時流量の集約も可能です。

中の温度記録、
温度監視することができます。

瞬時電力の簡易監視

クリーンルーム・試験室

研究施設

工場内の電力変動を細かく監視して無駄を削減

入退室が厳しく管理されているクリーン

研究内容の多様化精密化に伴い、研究設備

ルームでは、現場に行くための入室許可や、にもフレキシブルなレイアウト対応が求め

防護服・白衣への着替えが必要になります。

られております。
リアルタイム無線ロガーはリアルタイム無線ロガーは、データ確認を

温度を計測するデータロガーと無線LANやすることは、
脱炭素社会の実現だけでなく、電力料金を削減し経費節減に繋がります。
リアルタイム無線
ロガーは電圧入力モデルと電力クランプとの組み専用アプリケーションソフトにてパソコン上やLTEといったインターフェイス通信を搭載

受信器へのブラウザアクセスで簡単に確認

した受信器で構成され、温度監視システム

効率的な稼働などに展開することができます。

できるので、現場に行く手間暇を解消します。

構築・運用に柔軟に対応できます。

品質・製造管理

食品工場

農事

製品の品質維持のためには、
厳密な温度管理

HACCP導入には食品の適切な温度管理がリアルタイム無線ロガーはハウスの中でもだけでは無く、温度に異常があった場合に、重要になります。
リアルタイム無線ロガー

素早い対応ができるシステムが必要です。

は、多 様 なインターフェイス接 続と特 定

リアルタイム無線ロガーは、異常があった

小 電 力 無線を組 み 合わ せることにより、際に即時に警報通報します。
さらに無線通信

複数箇所の温度データの一元管理を簡単の成功／失敗に関わらず計測値に警報有無に行うことができます。

合わせで、配線なしで簡単に設置できます。欠損がなく、時系列のそろったデータ集約により、装置ののフラグを付加することができます。

事務所でも温度状況をリアルタイムで監視します。ハウスに出向かなくても温度データを自動で収集し管理することができます。異常が出た際にはメールでお知らせすることも可能です。無線LANまたはLTE通信が可能なため大掛かりな工事も必要ありません。

07システム構成例※有償でのシステム構築、設置も対応できますのでご相談ください。

複数の店舗も一括で管理！

レポート作成REPORT
管理者

@
警報通知

@

各店舗

各店舗への通知で異常情報の伝達もスピーディ

長距離通信モードでロガーと無線通信し、常時監視

MZシリーズアプリモードで各拠点の計測データをPCに一括集約
PCのMZシリーズアプリでレポート作成と警報メール通知

多彩な警報通報機能
警報発生時に、アプリ制御でパトライト社製の信号灯と遠隔連動
メール通報に加えて、受信器LED（点滅）とロガー液晶表示で警報を確認

@

受信器
無

警報通知

線

警報時LED点滅
ロガー

警報時
液晶点灯

@

ブラウジングして現場で警報確認

LAN通信

警報通知

画面フラッシングとサラウンド

MZシリーズアプリは複数受信器からの警報を一括管理
08

パトライト社製〈NHV/NHBシリーズ〉
・ランプ点灯・ブザー鳴動・接点出力（NHV-D）

電力監視で省エネ
パルス情報のみでは解析できない瞬時電力を分析して装置の稼働を最適化
受信器
無5秒周期の計測
1分周期の通信

電圧モデル

クランプ式センサ

線

例：URD社製CTT-CLS CV

制御盤の中からでも無線伝送可能（※環境により異なるが約50m程度）

時刻情報が正確なので装置の稼働状況と比較可能
パルスモデルのデータも合せ電力量も合せて監視
最大2,000点の監視が可能

省エネへの活用例
パルスのみではわからない特定時間のみのピーク電力を分析
パルス入力で測定

パルスのみではわからない
特定時間のみのピーク電力を分析

電圧入力＋クランプで測定装置A

電力量計からのパルス情報を集約し正確な電力量を一括監視

電力量

工場

装置B
意図しない
装置動作を
見える化

動作タイミングを工夫すればピーク電力低減

工場

電力量

工場合計

工場合計

09

PCが設置できず、通信インフラがない現場にも対応

位置情報（現場位置）

管理者（LTE通信）建設中の建屋などPCが設置できない現場でもブラウザを使用してデータ確認／収集操作が可能！

長距離無線通信モードでロガーと無線通信し、常時監視

受信器にブラウザアクセスし、トレンドグラフ閲覧／印刷

MZシリーズアプリモードでのLTE通信により遠隔地にデータ転送

配送車駐車時に冷蔵／冷凍品監視
宵積みなどでトラックに仮積みする際の温度監視

通信エリア内のロガーを検知し、受信器と自動接続

拠点のみの受信器設置でもM:N無線通信で駐車位置を決める必要なし

MZアプリでの警報判定機能により、アプリ操作での頻繁な警報しきい値
変更と監視ON/OFFが可能

10

医薬品センタ・倉庫
荷捌き・保管エリア

LAN経由

無線ロガー
BOX、
コンテナに設置

荷捌き・保管エリア

LAN経由

無線ロガーは
常に受信器に接続して通信受信器
拠点設置

リアルタイムでデータ監視可能
積載作業

受信器
拠点設置

お客様の

クラウド
または

サーバと連携※

警報通報等
メール通報
（LTE通信）

受信器車積

無線ロガー
BOX、
コンテナに設置

搬入作業
データ送信等
受信器車積

受信器車積
積載作業

積載作業

拠点出発

配送中

データ
閲覧

積載作業

拠点着

※通信プロトコルやデータベースの開示が可能です。
（特殊品での対応となる場合がありますのでご相談ください）

ロガーは長距離通信モード・高速通信モードどちらのモードの受信器にも接続が可能！
自動でどちらかに接続できるので、リアルタイム・一貫した温度監視を実現できます！
長距離通信モードでロガーと無線通信し、常時監視

無線通信を失敗した場合でも高速通信モードでロガーのデータを一括で読み出し補完
警報発生時に受信器からメール通報し安価な運用も可能

受信器にブラウザアクセスし、トレンドグラフ閲覧／印刷

受信器の位置情報を取得し、お客様のシステムとの運行管理と連携

停電時の回線ダウン時もメール通報
停電発生により社内LANがダウンしてもLTEに自動切替え
受信器
無

線

LTE通信に切替え

ロガー
常用はLAN通信だが停電によりダウン@

受信器は4〜10時間のバックアップ動作

LTE回線への自動切換えによりメール通報が可能※アプリケーションソフトへの通信は切り替えされません。

非常時を想定したSIM料金のみでOK

11

■仕様
データロガー
名称

サーミスタ内蔵モデル
単4電池仕様大容量電池仕様

MZ-T20

サーミスタ外付けモデル
大容量電池仕様

単4電池仕様大容量電池仕様

MZ-T01-2／MZ-T01-5

MZ-T21-2／MZ-T21-5

MZ-T02 ※別途MD9204必要

MZ-T22 ※別途MD9204必要

形式

MZ-T00

使用温度範囲−25〜50℃（単4電池仕様MZ-T0□は電池の使用温度に依存）※13

ローカル無線通信

920MHz 帯特定小電力無線（LPWA 無線（LoRa®方式）およびFSK方式）

電源

単4電池仕様 MZ-T0□：単4電池×2本（アルカリ電池、リチウム電池、ニッケル水素充電池）、大容量電池仕様 MZ-T2□：専用大容量リチウム電池

電池寿命約1年半※11

測定範囲−25.0〜50.0℃−40.0〜60.0℃−20.0〜60.0℃、0〜100％rh

計測精度±0.5℃（−10.0〜40.0℃にて）±1.0℃（上記以外）±0.5℃（−10.0〜40.0℃にて）±1.0℃（上記以外）

温度：±0.3℃（5〜45℃にて）±0.5℃（上記以外）
湿度：±2.0％rh（5〜90％rh、25℃において）
温度係数±0.1％rh／℃

応答性

約30分
（静止気中における90%応答）

約10分（静止気中における90％応答）

温度：約15分（静止気中における90％応答）
湿度：約3分（静止気中における90％応答）撹拌気中における（湿度のみ）

収録データ数53,000データ

約8年※11

約45分（静止気中における90%応答)

約1年半※11

長距離無線通信モードでの最短通信周期：10秒（〜7台）、20秒（〜15台）、1分（〜60台）

約8年※11

計測周期5秒〜60分

アラーム機能警報の液晶表示機能／遅延付き警報4段階、計測データへのフラグ記録／異常自己診断

フェイルセーフ

ログデータの二重化／記録停止機能の排除、電池交換時の電源バックアップ

動作履歴

操作動作履歴／警報履歴、イベントボタン操作時の計測データ記録

防水仕様

IP54（耐結露性あり）

センサケーブル長

センサ内蔵

受信器

約1年※11

約5年半※11

IP54（耐結露性あり）※センサ部除く

MZ-T□1-2：2m
MZ-T□1-5：5m

直付け

形式

MZ-G10

使用温度範囲−10〜50℃

ローカル無線通信（ロガー）

920MHz 帯特定小電力無線（LPWA 無線（LoRa®方式）およびFSK方式）
長距離無線通信モードでの最短通信周期：10秒（〜7台）、20秒（〜15台）、1分（〜60台）

通信手段

有線LAN／無線LAN／LTE（CAT1）NTTドコモ系（MVNO含む）

位置情報

GNSS（GPS／ QZSS／GLONASS）※12

上位通信プロトコル

HTTP／HTTPS／SNTP／SMTP／FTP

電源

DC12V／DC24V／AC100V（オプション）※9、内蔵充電池（オプション）※9

電池寿命

4時間以上（停電時バックアップ）

収録データ数

ロガー60台（各53,000データ）

計測周期

1分〜10分（位置情報※10）

アラーム機能メール通報／ブラウザアクセスによる表示／異常自己診断／LED点滅

フェイルセーフ

ログデータの二重化／生存確認通信、停電時（車載時のエンジンOFF時）の電源バックアップ

動作履歴

操作動作履歴／警報履歴、イベントボタン操作時の履歴

MZ50利用時2m
MZ51利用時5m※１：LTE通信には移動体通信事業者とSIMをご契約頂く必要があります。

※４：環境により通信できない場合もあります。

※３：通信距離は周囲の障害物や設置高により変動しますので参考値となります。

※６：受信器内へのデータ保存は60台まで（上位PCへの転送は制限なし）※２：LTE通信など、インターネットを経由する場合は社内LAN外部からパソコン側と通信可能にする処置が必要です。

12

温湿度モデル

単4電池仕様※５：受信器は長距離無線通信モード/高速無線通信モードのどちらかの設定で動作します。

測温抵抗体モデル

電圧入力モデル

パルス入力モデル

単4電池仕様大容量電池仕様

単4電池仕様大容量電池仕様

単4電池仕様大容量電池仕様

MZ-T02 ※別途MZ-S04N必要

MZ-T22 ※別途MZ-S04N必要

MZ-T02 ※別途MZ-S05V必要

MZ-T22 ※別途MZ-S05V必要

MZ-T02 ※別途MZ-S06P必要

MZ-T22 ※別途MZ-S06P必要

MZ-T02：約10か月※11
MZ-T22：約4年半※11（毎分10カウント／パルス幅0.1秒の場合）

MZ-T02：約10か月※11
MZ-T22：約4年半※11−199.9〜199.9℃＋0.000Vdc〜＋8.000Vdc±0.3℃（ユニット環境温度0.0〜30.0℃において）±0.4℃（ユニット環境温度−25.0〜−0.1℃、
30.1〜50.0℃において）0.003V±0.1%rdg プローブ温度
5.0〜35.0℃
0.005V±0.1%rdg プローブ温度−10.0〜4.9℃、35.1〜50.0℃

0〜8000カウント
無電圧a接点：ON時 抵抗 100Ω以下、OFF時 絶縁 1MΩ以上
オープンコレクタ(NPN)：ON時 残留電圧 1.5V 以下、OFF時 漏れ電流 10uA 以下（3.0V 印加時）
電圧入力：ON時 2.5V 以上、OFF時 1.0V 以下

―

―

―

※測温抵抗体は別売です

直付け

MZ50利用時2m
MZ51利用時5m■アプリケーションソフト仕様
形式

MZ-A01

対応OS

Windows 10（64bit）、Windows 11、Windows Server 2022

データベースSQL Server 2019 express（容量10GBまで）

メモリー

4GB 以上（8GB 以上推奨）

CPUIntel Core i3 シリーズ相当以上（Intel Core i5 シリーズ第10世代以上推奨）※14

ハードディスク空き容量

インストール時に6GB 必要（SSDタイプ推奨）／ ロガー100 台(計測周期1分)で3GB／年が必要（バックアップファイル除く）

周辺機器

インストール時にDVDが必要 ／ ライセンス管理用のUSB ポート1つが必要

ライセンス

USBキーによるライセンス管理

接続受信器ステータス一覧

ID／名称／日時／異常情報／ロガー通信周期／受信器通信周期（計測値・ステータス）／受信器IP アドレス(有線・無線)／ロガー接続台数／LTE 電波強度／緯度・経度／バージョン／電源状態

接続ロガーステータス一覧

ID／名称／接続受信器ID／センサ種／警報設定値／計測周期／警報監視周期／電池残量／異常情報／計測日時／計測値／警報情報／設定変更時刻／電波強度／バージョン

ロガーのグループ管理機能

ロガーへのグループ割付け(64 グループまで)

CSVファイル出力

計測データ／警報フラグ／受信器位置情報／動作履歴情報

トレンドグラフ

計測データ／最大・最小・平均値／開始・終了日時／基準線（2本まで)

警報時のメール送信

送信宛先５種類（ロガーグループごとの割付け）

自動履歴保存(監査証跡)

ユーザ操作／機器動作履歴を自動記録

バックアップ復元機能

初回起動時のみ復元可能

オンラインログイン ユーザ数

管理者1

操作権限

1種

スケーリング機能

受信した電圧／パルスデータの変換

公開用データベース出力

公開用SQL Sereverへの連動出力

警報設定機能受信した計測値の警報判定機能 しきい値4レベル／遅延設定／監視開始遅延設定／有効無効設定

パトライト社製 監視灯連動

警報発生時にパトライト社NHVシリーズを連動（ランプ／ブザー／接点出力）

FTPファイル送信機能

転送周期

FTPファイル取込み機能

取込み周期

1分〜24時間
1分〜24時間変換一次式設定／少数点位置設定／単位表記設定

CSVファイル（計測値／履歴情報）
受信器からFTPサーバーへ送信されたファイルの取込み※７：MZシリーズアプリモードでも可能※11：計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合…アルカリ電池使用時 25℃、リチウム電池使用時 −25℃

※９：オプション品。アクセサリを参照ください。

※13：付属の単4アルカリ電池の場合は−10〜50℃※８：温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合※10：GNSS用アンテナ有りの受信器のみ位置情報更新※12：捕捉衛星の数や配置、周囲環境により誤差が生じます。

※14：取扱いデータ量が毎分2,000データを超える場合は別途ご相談ください。（例：ロガー2,000台／計測周期1分など）

13

■機器ラインアップ
データロガー
サーミスタ内蔵モデル
単4電池仕様 MZ-T00

大容量電池仕様
MZ-T20

温湿度モデル
単4電池仕様／大容量電池仕様
データロガー本体 MZ-T02/T22＋ 温湿度センサ MD9204

測温抵抗体モデル
単4電池仕様／大容量電池仕様
データロガー本体 MZ-T02/T22＋ 測温抵抗体ユニット MZ-S04N（端子台一体構造）

サーミスタ外付けモデル
単4電池仕様 MZ-T01-2
MZ-T01-5

大容量電池仕様 MZ-T21-2
MZ-T21-5

電圧入力モデル
単4電池仕様／大容量電池仕様
データロガー本体 MZ-T02/T22＋MZ-S05V

パルス入力モデル
単4電池仕様／大容量電池仕様
データロガー本体 MZ-T02/T22＋MZ-S06P

データロガー用アクセサリ（オプション）
取付ホルダ
データロガー
サーミスタ内蔵／
外付けモデル用
MZ20

取付ホルダ
データロガー
温湿度モデル／
測温抵抗体モデル用
MZ21

取付ホルダ
データロガー
大容量電池仕様用
MZ22

受信器
MZ-G10端子台カバー MZ30

※ポリカーボネイト板取付部品付

温湿度センサ用
延長ケーブル2m：MZ50
5m：MZ51

大容量電池
MZ60

受信器用アクセサリ（オプション）
取付ホルダ 受信器用
MZ03

バックアップ用充電池
Ni-MH
MZ11

シガーソケット電源
DC12V/24V
MZ12

ACアダプタ 24W
MZ10※停電時のバックアップ動作用※別売の電源（シガーソケット電源もしくはACアダプタ）が必要となります。

14

GPS（GNSS）
アンテナ
MZ00

LTEアンテナ 5m
MZ01

LTEアンテナ 直付け
MZ02※GPS利用時に必要※LTE通信利用時に必要※LTE通信利用時に必要

■外形寸法単位：mm

データロガー
サーミスタ内蔵モデル

サーミスタ外付けモデル
大容量電池仕様 MZ-T20

37

48

16

16

No.MZ*******

ID：000000

製造元

LOGGERLOGGERLOGGER

15

DISP
MODE

EVENT

株式会社チノー株式会社チノーMZ series

75

75

75

No.MZ*******

R000-000000 MODEL MZ-T20
T0000000000

MZ series

DISP
MODE

EVENT

6.2

ID：000000

MZ series

15

3

16

∅4

37

48

16.4

大容量電池仕様 MZ-T21

製造元

48

単4電池仕様 MZ-T01-2／MZ-T01-5

R000-000000 MODEL MZ-T21
T0000000000

単4電池仕様 MZ-T00

ケーブル長（感温部含む）MZ-T01-2→2m／MZ-T01-5→5m

DISP
MODE

EVENT

6.2

ケーブル長
（感温部含む）MZ-T21-2：2.0m／MZ-T21-5：5.0m

温湿度モデル、測温抵抗体モデル、電圧入力モデル、パルス入力モデル
単4電池仕様 MZ-T02

大容量電池仕様 MZ-T22
ケーブル長：120（コネクタ含む）

ケーブル長：120（コネクタ含む）
39

48

16

2

MZ series

75

∅12.6

株式会社チノー

ID：000000

製造元

No.MZ*******

R000-000000 MODEL MZ-T22
T0000000000

29.8

29.8

MZ series

12.6
12.5
LOGGERLOGGER
EVENT

DISP
MODE

EVENT

DISP
MODE

12.5

電圧ユニット MZ-S05V
∅13

4.4
4.4

83.5

91.5

MODEL
MZ-S06P
No.MZ*******

∅13

MODEL
MZ-S05V
No.MZ*******

83.5

91.5

4.4

14.5

14.5

（68）

17

17

（68）

（68）

14.5

17

91.5

85.3

9

端子M3

11
42

53

9
11
42
（19）

端子M3

9

12.4

端子M3

（19）

74.5

80.7

∅13

∅12

パルスユニット MZ-S06P

Pulse

測温抵抗体ユニット MZ-S04N

Voltage

温湿度センサ MD9204

15■外形寸法単位：mm

受信器
受信器 MZ-G10

94

90

134

40

アクセサリ（オプション）
取付ホルダ データロガー MZ20（サーミスタ内蔵／外付けモデル）用

取付ホルダ MZ21

温湿度／測温抵抗体モデル用
42.3

15

15

18.3

42.3

47

46.5

取付ホルダ 受信器用 MZ03

取付ホルダ データロガー 大容量電池仕様用 MZ22
52.4

134

27

42

44
24.7

60
36.4
6.5

4

27

100
3.5

3
5

3.5

120

57

13.5

68

69.6

43.2

67

57.3

切り欠き

47

温湿度センサ用延長ケーブル
MZ50

MZ51

2020±20

5m
∅12.6

∅12.6

2m

5020±20■SIM契約
SIMカードが必要な場合 ／ SIM契約は弊社にて代行も可能です。
（届出番号 C2108264）

詳細は「SIM契約について」を参照ください。

SIM契約／SIM

SIM契約 ※1

お客様

SIM契約

チノー
SIM ※2

移動体
通信事業者

SIM

※1、お客様と弊社の契約になります。契約に関する詳細は各利用約款に準ずるものとします。 ※2、セットアップ等ご注文のサービス内容に基づいて出荷します。

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 ＊本製品は日本国外の電波法には準じておりませんので、ご使用は日本国内のみとしてください。

● 記載内容は性能改善等により、
予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2024年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

028
（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

086
（473）
7400

Cat.No. CX-142-07 Jun.-'24-01 Printed in Japan Ⓑ 000