監視機能付き無線ロガー

MD8000シリーズ 送信器（サーミスタ内蔵モデル）
無線ロガーMD8000シリーズは、分散配置された送信器（最大60台）
から無線で送られてくる温度、湿度、電圧信号および警報などのデータを受信器で受け、USB接続されたパソコンへデータ転送し、専用アプリケーションソフト（標準付属）でデータ収集、各種警報監視するシステム機器です。
本シートは送信器のサーミスタ内蔵モデルについて記載しています。送信器は無線通信の中継器として兼用することもできます。中継は6段まで可能です。

■形

■電式

源

①電池仕様
電源：アルカリ単3乾電池×2またはニッケル水素充電池×2
消 費 電 力：最大約0.2W
電 池 寿 命：約12ヶ月

MD8□00-N00
電源種類
0：電池＊1
1：AC電源＊2
2：専用バッテリ＊3（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）②AC電源仕様（入力：100〜240ＶＡＣ／／出力：12Ｖ
電源：専用ＡＣアダプタ
ＤＣ）およびバックアップ用内蔵二次電池（ＡＣアダプタ駆動時に充電）
消 費 電 力：最大約1.5W
により4日以上バックアップ時間：二次電池（約30時間フル充電）＊1 アルカリ単3乾電池×2個（標準付属）＊2 専用ACアダプタ：12V出力（標準付属）＊3 専用リチウム電池（標準付属）…充電タイプではありません。
専用品のため消耗した場合は、弊社より別売品（形式SPN）を購入下さい。

（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信1回、モニタリング通信なし、周囲温度25℃において）■一般仕様
AC電源仕様… −10〜50℃、本体使用環境：電池、10〜80％rh（結露なきこと）③専用バッテリ仕様
電源：専用リチウム電池×1パック
消 費 電 力：最大約0.2W
電 池 寿 命：約2年※ACアダプタ：0〜40℃

専用バッテリ仕様…

−30〜60℃、10〜90％rh（結露なきこと）
専用バッテリ仕様のみ）
保 護 構 造：IP67（電池、約150g（AC電源仕様）、
質
量：約110g（電池仕様）、約170g（専用バッテリ仕様）（ただし、収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日ごと、モニタリング通信なし、警報発生なし、周囲温度25℃において）■計測仕様（注）電池、ACアダプタ、専用バッテリ含まず

材
質：ABS樹脂
無 線 方 式：特定小電力無線ARIB STD T-67
無線周波数：429.2500〜429.7375MHz
送 信 出 力：10mW（通信距離…屋内見通し 約100m
屋外見通し 約400m。
ただし使用環境により変動）
接 点 仕 様：出力時…負荷電圧 max30V DC、負荷電流 max70mA、（AC電源仕様のみ）
ON抵抗 max35Ω
入力時…出力電圧3.0V以下、入力抵抗1kΩ以下
適用接続ケーブル… 単線AWG22〜16、
撚線AWG24〜16

電池仕様

ＡＣ電源仕様専用バッテリ仕様

測定範囲−10.0〜50.0℃−10.0〜50.0℃−30.0〜60.0℃

測定精度±0.3℃±1digit±1.5℃±1digit（本体が20〜30℃の時）±0.5℃±1digit（本体が上記以外の時）±0.3℃±1digit（本体が20〜30℃の時）±0.5℃±1digit（本体が上記以外の時）

分解能
応答性＊

0.1℃

0.1℃

0.1℃

約90分（90％）

約50分（90％）

約60分（90％）＊応答性は静止気中において測定値には±10.0℃のオフセットが可能
収録間隔：5、10、30秒、1、5、10、15、30分、1、2、3時間
収録データ数：16,000データ／チャンネル

1PX-34-2

示

■外形寸法

表 示 器：反射型LCD（温度）、時計、収録有無、収録モード（エンドレス
表 示 内 容：測定値／ワンタイム）、
電波強度（4段階）、警報（ALARM）、電池残量（4段階、電池仕様）、AC駆動（AC電源仕様）
10秒の場合は収録ごとに、30秒以上測定値表示更新：収録間隔が5、の場合は30秒ごとに更新

（44）

●電池仕様

8150

109

定：パソコンのアプリケーションソフトより設定／下限／／上上限／／下下限／／上昇変化率／／
類：上限／下降変化率／／積算●AC電源仕様10695

警報成立にて受定：データ収録タイミングごとに判定し、信器へ送信およびALARM表示、また警報解除にて受信器へ送信およびALARM表示消去
付 加 機 能：警報監視時間帯…監視する時間帯と曜日を設定
警報遅延…警報点を超えたデータが指定回数続くまで警報成立としない。解除も同様
変化率警報成立条件…収録開始から警報判定しない収録データ数を設定（0〜10回）
外部警報設定… パソコンのアプリケーションソフトに（AC電源仕様のみ） より送信器の端子台機能を「警報接点出力」と「警報外部トリガ入力」から選択設定①警報接点出力警報発生時に接点出力する機能
警報発生時、端子台接点が短絡する②警報外部トリガ入力
端子台接点が短絡時のみ警報発生を監視する機能
機器状態警報：下記発生時に受信器へ送信・電池残量低下（電池仕様の場合）
・AC電源断（AC電源仕様の場合）
・測定値アンダーレンジ／／オーバーレンジ
・バーンアウト（11） 375065109

判

81（44）（変化率は前回測定値との差。積算は収録開始および積算警報設定後からの温度積算値）●専用バッテリ仕様
（44）

10650

（11） 3765

109

8195

●取付ホルダ（別売）

0.5（両面テープ）
24

AC電源・専用バッテリ仕様用
磁石取付タイプ（MD9021）
4（磁石）

97

39.4

取付けホルダ
両面テープ貼付タイプ
・電池仕様用…形式MD9010
・AC電源、専用バッテリ仕様用…形式MD9011
磁石取付タイプ・電池仕様用…形式MD9020
・AC電源、専用バッテリ仕様用…形式MD9021

電池仕様用
磁石取付タイプ（MD9020）

24｝

97

24

本体取扱説明書
1部
検査成績書 1部
壁取付け用木ネジ 2本
アルカリ単3乾電池2本
専用ACアダプタ（ケーブル長1.5m） 電源種類
により付属
専用リチウム電池34.4■付属品

24

測定開始／停止：本器のキー操作による／無効を設定
キーロック：本器のキー操作の有効／974（磁石）34.4 0.5（両面テープ）

電池仕様用
AC電源・専用バッテリ仕様用
両面テープ貼付タイプ（MD9010） 両面テープ貼付タイプ（MD9011）■その他機能■別売アクセサリ（11） 3365

■警報仕様
設
種

106
9539.4

■表97

単位：mm

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PX-34-2

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意
福 岡
北九州

名古屋
大 津
大 阪
姫 路
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2020年9月現在のものです。

2

発行 2020.9

2,.
初版 2014.7