No.CD-47-01a

自動車産業の熱処理システム評価を支援

ISO / IEC 17025

JCSS認定事業者
CQI-9
特設Webサイト

CQI-9の概要
CQIとは、自動車部品に対する高度な規格で、IATF16949（自動車産業に特化した品質マネジメントシステムに関する国際規格）における自動車産業プロセスアプローチを支援するものとして国際的に用いられています。その内CQI-9は「熱処理｣に使用する設備の高温計測に関する規格書になります。対象範囲は温度センサ、計装システム、熱加工設備、システム精度試験（SAT）、温度均一性検査（TUS）および品質管理です。2020年6月末に3rdから4thへ改訂され、2023年6月までに機器のデジタル化が要求されています。移行に伴って温度計測に関わるセンサや機器など計測制御監視システムの見直しが必要です。
チノーはこれまでお客様と協働でCQI-9 3rdに準拠するシステム構築に携わって参りました。
中でも当社のPDFチャートグラフィックレコーダKR3D00や温度センサ、校正はCQI-9 4thの要求仕様 に対し自信をもっておすすめできるモデルとなっております。是非ご検討ください。

CQI-9SAT

TUS(特殊工程：熱処理システム評価)とは(システム精度試験)とは(温度均一性検査)とは熱処理工程の適切性及び有効性を評価（監査）する方法をまとめたもので、全米自動車産業協会（AIAG）で策定したものです。各社は、熱処
理 工程の監 査に CQI-9 を利用することを、「顧客固有要求事項」の中で、該当するサプライヤー企業に要求しています。
なお、「顧客固有要求事項」はIATF16949の審査の対象になることがあります。

熱処理炉において温度センサ・補償導線・コネクタおよび計器を統合した誤差または補正の合計を評価するもの。

炉内温度の均一性と許容熱処理ゾーンの温度が認定熱処理温度範囲であることを検査するもの。
校正済みの独立したTUSセンサとTUS用計器を使用して実施します。

CQI-9 4thでの改訂ポイント
1．デジタル機器の要求
2023年6月以降、計測および制御に使用する機器は「デジタル｣（＝数値PDFチャートグラフィックレコーダ KR3D00の計測データ例

デジタル印字表現）であることが要求されます。
チャート紙を使用する場合には、2分間隔以内の数値印字が必要です。
2．温度センサ校正精度に測温抵抗体の規定追加
監視制御（製造用）の用途において、測温抵抗体が追加され校正精度が規定デジタル印字されました。
チノーはすべてに対応可能です。

用

2途

校正精度（「* . *％」は読み値に対して）
3rd /4th

一次標準

R、S熱電対 …………………………… ±0.6℃または±0.1%

二次標準R、S熱電対 …………………………… ±0.6℃または±0.1%
B熱電対 ……………………………… ±0.6℃または±0.25%
卑金属熱電対 ………………………… ±1.1℃または±0.4%

SAT/ TUS

B、R、S熱電対 ………………………… ±1.1℃または±0.4%
卑金属熱電対 ………………………… ±1.1℃または±0.4%

監視制御
（製造用）

B、R、S熱電対、測温抵抗体 ………… ±1.1℃または±0.4%
卑金属熱電対 ………………………… ±1.1℃または±0.4%〈温度センサの変更点〉①使い捨て型卑金属熱電対は、初回使用日から1年を超えて使用しない。
※使い捨て型熱電対とはセラミック被覆、ガラス被覆、ビニル被覆で絶縁された熱電対②非使い捨て型卑金属熱電対は、初回使用日から2年を超えて使用しない。
※非使い捨て型熱電対とは熱電対素線をセラミック被覆で覆った熱電対。または、酸化マグネシウム絶縁体を充填した金属保護管に収められた熱電対③常駐熱電対をプローブ法Aおよびプローブ法Bに使用する場
合、3か月（980℃より高温で使用時）または6ヵ月（980℃以下で使用時）で交換する。

熱処理支援機能付きレコーダ

KR series

高利便性! 高セキュリティ! を実現。デジタル化をサポート。
ISO/IEC17025適合（JCSS）校正証明書を発行可能。

CQI-9への対応
カタログ

Point 1

PDF

PDF

高利便性

PDFチャート機能

PDFチャート自動印刷

チャート紙と同じように管理できます。

データ集録後は、FTP転送機能とパソコン用ソフトウェア(無償)カスタムチャート（温度＋真空目盛）も対応。

によりPDFチャートをPCに接続したプリンタから自動印刷可能。

PDFリスト印字機能で各チャンネルのレンジやスケールを一覧表示。

Ethernet

熱電対入力確度±0.6℃

計測異常判定機器入力補正、温度センサ入力補正を各チャンネル16折れ線設

データの乱れや無変動が続いた場合、センサ断線や計測機器異常定可能。簡易目盛校正機能による作業時間短縮を実現。とみなしてそのチャンネルの集録を中止することが可能。

異常と判定

4

温度センサ管理 (交換時期連絡、劣化判定)

温度センサ簡単登録

温度センサの交換周期を管理します。累積時間、温度サイクル

温度センサ成績書にQRコードを付加し、QRコードリーダより数、使用期間より選択。個別・併用設定可能。

記録計へ簡単に登録可能。手打ちの手間を削減。

Point 2

高セキュリティ

パスワードによるアクセス制限

記録データの暗号化

管理ユーザ：5名、一般ユーザ：100名(権限設定：10段階)

データ改ざん防止。専用ソフトのみ表示。

専用ソフト以外での表示例

電子署名（作成者、検印者）
PDF チャートにも反映

電子データにレビュー記録

手書きでの署名も可能

10:000

熱処理支援用

150

225

300

375

450

525

600

675

750

825

900

1000

調節計ラインナップ

プログラム調節計

DP-Gシリーズ

75

当社Webサイト

定値式調節計

KPシリーズDBシリーズ
シリーズ

DB650

DB630

Point 1

入力補正折れ線16点機能搭載！ CQI-9に準拠した入力指示の総合精度を実現

Point 2

ISO/IEC17025に適合したJCSS校正証明書を発行可能※DB650、DB630はオンオフパルス出力形のみ対応

5

温度センサソリューション
CQI-9が要求する高精度な温度センサを提供いたします。
お客様のご要望をヒアリングし、最適なセンサを選定・ご提案

温度センサ
総合カタログ

します。また、センサのカスタマイズ・加工も承ります。

Point 1温度センサはASTM-SP級を準備

当社では、ASTM-SP級のセンサをご用意しお客様のご要求にお応えします。
Ｒ、Ｓ熱電対…±0.6℃または±0.1％
Ｂ熱電対………±0.6℃または±0.25％
卑金属熱電対…±1.1℃または±0.4％
測温抵抗体……JISクラスＡPoint 2

CQI-9認定手法のワイヤーロール校正に対応

ワイヤーロール校正とは
ワイヤーロール校正とは、長尺巻きの熱電対の両端を切り出し、各要求温度で校正することでロール全体の校正結果とする方法です。
CQI-9では、ワイヤーロール校正が認められております。
注） 用途や種類に応じて使用できるワイヤーの最大長は定義されています。

Ｒ熱電対、K・Nシース熱電対、K・N（被覆）熱電対を在庫しています。
卑金属シース熱電対用シースワイヤの使用例
φ1.0mm〜φ8.0mm
100〜300m/ロット±1.1℃または±0.4％
0℃〜1250℃（100℃ピッチ＋1250℃）

保護管径
基本在庫
許 容 差
校正範囲

※保護管径により上限温度は変わります。

Point 3

一次標準熱電対
上記以外の貴金属熱電対
卑金属熱電対耐熱金属の熱電対

60m
610m
1525m
610m

提出書類の充実①CQI-9専用フォーマットの成績書（お客様社名記入可能）②ISO/IEC17025（JCSS）校正証明書③温度標準トレーサビリティ体系図④標準器一覧
⑤国家標準に連なる産業技術総合研究所、日本電気計器検定所から供給を受けた参照標準器の成績書⑥校正に使用した標準器の成績書※ワイヤーロール校正の場合上記書類を準備。
※ヘッドレスタイプに使用する補償導線については、②〜⑥を準備。

6

ワイヤーの最大長温度センサ打ち合わせシートを準備

PDF

専用フォーマット試験成績書について温度センサ機器

特殊成績対応も承ります。
最寄りの営業所へ相談ください。

JCSS校正証明書例
当社は校正証明書と温度を表記した専用成績書を合わせ、温度表記いたします。

標準トレーサビリティ体系図

JCSS校正証明書

標準器一覧表7

TUSレポート作成支援ソフトウェア（TUSレポート出力機能付きTRAMS）
CQI-9の要求事項に対応するための検査とレポート作成を支援します。
カタログ

温度の自動判別機能付き

PDF

試験結果はレポートを簡単に作成

温度データ安定の判別は「自動」「半自動」「手動」の3種

レポートはExcelを使用して任意のフォーマットを作成できから選択可能。設定した温度から集録を開始、自動で終ます。サンプルフォーマットもご用意しております。

了します。

出張校正サービス

ISO/IEC17025（JCSS）校正に対応

チノーでは、お客様がお使いの各種センサや計測機器が常に精度管理され適切な状態で稼働できるよう出張での点検・JCSS校

カタログ

PDF

正サービスをご提供しております。
温度
校正対象機器・指示計単体・ループ校正校正範囲−270℃ 〜 1760℃−40℃ 〜 250℃

(恒温槽の温度センサと指示計器の組合せ)

株式会社チノー標準技術部は、認定基準としてISO/IEC17025を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSS（計量法校正事業者登録制度）の下で認定されています。JCSS の認定機関である IAJapan は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。0024は当社標準技術部の登録番号です。

電気（電圧・電流）New
校正対象機器
・直流電圧測定装置
・直流電流測定装置

校正範囲
0.1V 〜

10V

0.001mV 〜 100mV
0.001mA 〜 20mA

＊Excelは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。
＊QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容は2022年10月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

https://www.chino.co.jp/028（612）8963

神 奈 川086
（473）
7400

Cat.No. CD-47-01a Oct.-'22.02 Printed in Japan Ⓑ132