2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications

遠隔運用管理ソリューション
風速・風向・雨量・温度・湿度

SRPC-WJ-WS
SRPC-WJ-WS
Wind Speed
SRPC-WJ-WS
429MHzWind Speed
Wind Vane
Rain
Rain
429MHzTemperature &Humidity
TS02EJ mdm4LDM
SerialBD NALM

SRPC-Mobile[Desktop]
Ethernet

LTE
Docomo / Softbank[Internet]

RS-232C /RS-485 /USB[Server][Client]

野村エンジニアリング
Nomura Engineering Co., Ltd.
Since 1997

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
1/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications

Table of contents
コ ン セ プ ト ............................................................................................................................................. 3
概 要 ............................................................................................................................................................. 3
特 徴 ............................................................................................................................................................. 4製 品 構 成 .................................................................................................................................................. 5
関連製品 .................................................................................................................................................... 6
電 気 的 仕 様 ............................................................................................................................................. 7
入 出 力 端 子 の 名 称 及 び 機 能....................................................................................................... 8電 源 の 操 作 ............................................................................................................................................. 8
通 信 時 間 .................................................................................................................................................. 9タ イ ム ア ウ ト 時 間 ............................................................................................................................ 9
設 定 項 目 ................................................................................................................................................ 10
チャネルグループ ................................................................................................................................... 10
センサの有無 ........................................................................................................................................... 10
風向計の分解能 ....................................................................................................................................... 10
風向計の出力電圧範囲 ............................................................................................................................ 10
センサデータの有効期間..........................................................................................................................11
通信距離検査モードの ON/OFF .................................................................................................................11
メ ン テ ナ ン ス ソ フ ト ..................................................................................................................... 12
動作環境 .................................................................................................................................................. 12
ライセンス .............................................................................................................................................. 12
制 御 方 法 ................................................................................................................................................ 13
SRPC 制御端末が使用するコマンド ...................................................................................................... 13
エラーメッセージ ................................................................................................................................... 15
SRPC の制御コマンド ............................................................................................................................... 15
SRPC のデータ回収コマンド ................................................................................................................. 26
外 形 寸 法 図 ........................................................................................................................................... 36
電 波 法 に 関 す る 注 意 事 項 .......................................................................................................... 37
取 扱 に 関 す る 注 意 事 項 ............................................................................................................... 37
変 更 履 歴 ................................................................................................................................................ 38

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
2/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
コ ン セ プ ト
自然エネルギーを電源とした従来製品は設置場所や天候に大きく左右されるため、必要以上なマージンを確保した大型製品がほとんどでした。当社はマージンを出来るだけ切り捨て、コンパ
クトにまとめ、取付けを容易にすることに主眼を置きました。
電源が足りなくても、パラレル接続で容量をアップするなどの対応が可能です

概 要
SRPC-WJ-WS は、風速・風向・雨量・温度・湿度の５種類のセンサデータを送信します。５種類の組み合わせは自由なので、必要なセンサだけを取り付けることができます。

風速は、250ms 間隔で逐次更新され、SRPC-WJ-WS は、10 分間の平均風速(m/s)と直近 10 分間内の最大瞬間風速(m/s)を送信します。
風向も、風速と同じく 250ms 間隔で逐次更新され、SRPC-WJ-WS は、２分間の平均風向と現時点での風向（瞬間風向）を送信します。風向は、8･16･32 方位のいずれかを選ぶことができます（工場出荷時は 16 方位になっています）。
雨量は、1～20000 までを繰り返すカウント値で送信され、1 カウントあたり 0.5mm になります。
カウント値の差分から、積算雨量(mm)や雨量強度(mm/h)を求めることができます。また、SRPC-WJ-WS
本体でも１時間積算雨量(mm)と１０分間雨量強度(mm/h)については計測しているため、受信側で差分を計算しなくても左記の２点はそのまま読み取ることができます。
温度(℃)と湿度(％)は、1/100 の分解能で送信されます。

SRPC-WJ-WS は互いに関係性を持ち、子の関係にある SRPC-WJ-WS から計測データを受け取り、親の関係にある SRPC-WJ-WS に自分と子の両方の計測データを送信します。この関係性により、枝状に広がる SRPC-WJ-WS の計測データを１カ所に集約することが可能になります。
遠隔運用管理ソリューション用のSRPCは、全て組み合わせることができます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
3/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
太陽電池システムは、常に最大効率で太陽光発電を行うためにMPPT制御を行っています。バッテ
リーは、リン酸鉄リチウムイオンを採用することで、大容量の10000mAh。無充電下に置かれても10日半の連続稼働（*1）
、電源をOFFにすれば２年以上保管できます。また、ソーラー電圧・バッテリ
ー電圧・充電電流・消費電流をモニタリングできます。
無線通信は、429MHz 特定小電力モジュール（TS02EJ-S mdm4LDM）を使用。TS02EJ-S mdm4LDM の通信距離は見通しで 2～3km ですが、間に SRPC-WJ-WS を１台追加すれば通信距離を倍にできます。
また、枝状に分岐することもできます。

*1）消費電流平均40mAの場合

特 徴
大容量 10000mAh のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
太陽電池システムのソーラー電圧・バッテリー電圧・充電電流・消費電流・温度・湿度を監視可能（温度、湿度はオプション）
無充電下に置かれても 10 日半の連続稼働が可能（平均消費電流を 40mA として）
MPPT 制御による太陽光発電
消費電流は平均 40mA
マグネットスイッチによる電源の ON/OFF。電源を OFF にすれば２年以上保管可能。
３チャネルのマルチチャネル通信を採用
通信距離は見通し 2～3km。１台追加するごとに通信距離が倍になります。
パワーサプライ機能
10 分間平均の風速値と 10 分内の最大瞬間風速値を送信できます。
2 分間平均の風向値と瞬間風向を送信できます。
積算雨量と雨量強度を送信できます。
温度と湿度を送信できます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
4/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
製 品 構 成SRPC-WJ-WS

風速・風向・雨量・温度・湿度

マグネット

ウオールマウントブラケット（壁取付け用）
ポールマウントブラケット（ポール、電信柱などにくくりつける）がケース背面に実装されます。
付属品：マグネットスイッチ用のマグネット設置工事およびメンテナンス費用は含まず
故障時の出張修理無し、センドバックにより修理
予備の保持を推奨
別途、有償対応取り付けベルト、大口径結束バンド、ポール、ステー、木ネジ、防水コネクタなど製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
5/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
関連製品⚫

TS02EJ mdm4LDM Serial-NALM
RS-232C/RS-485/USB でパソコンに接続し、SRPC を制御します。
弊社のメンテナンスソフト（無償）を利用すれば、直ぐにデータを確認できます。
（スタンドアローン・ディスクトップタイプ）⚫

[Standalone]
RS-232C /RS-485 /USB

SRPC-Gateway
弊社のメンテナンスソフト（無償）で初期設定を行った後は、電源を入れているだけで SRPC からセンサ情報を回収し、Ethernet を介して設定されたサーバーへ[Server]

Ethernet

TCP/IP プロトコルで送信します。（サーバータイプ）[Internet]⚫

SRPC-Mobile
弊社のメンテナンスソフト（無償）で初期設定を起こった後は、電源を入れているだけで SRPC からセンサ情報を回収し、LTE 回線を介して設定されてサーバーへ[Server]

LTE / 3G

TCP/IP プロトコルで送信します。（サーバータイプ）[Internet]※ 別途 SIM カードが必要になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
6/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
電 気 的 仕 様
無線モジュール

当社 TS02EJ-S mdm4LDM（429MHz 帯 特定小電力無線）

通信距離

見通し２～３km（TS02EJ-S mdm4LDM の仕様書参照）

温度範囲-10～60℃

消費電流

電源 ON 時：平均 40mA（外部消費電流を除く）

電源 OFF 時：

約 250μA

30～90%RH

結露無きこと重量

約 1kg（ソーラーパネル、充電池含む）

出力電圧

5V、12V、他応相談

太陽電池システム
太陽パネル

8.5W

充電池

リン酸鉄リチウムイオン（並列２本、10Ah）

最大充電電圧

3.6V

最大充電電流2A

過充電保護

電圧・電流・タイマー方式

過放電保護

2.5V 以下でカットオフ

連続稼働時間（無充電）

250 時間（外部電源出力無し）

保管日数

２年以上（電源 OFF の場合）製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
7/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
入 出 力 端 子 の 名 称 及 び 機 能ステータス LED（緑）未使用
ステータス LED（赤）動作中は、５秒間に１回点灯します。

電 源 の 操 作
赤枠の位置にマグネットスイッチがあります。
マグネットを近づけるとスイッチが反応します。

スイッチが入るとステータス LED（赤）が点灯します。
点灯したままを５秒間維持すると、LED が５回点滅し、電源の ON/OFF が切り替わります。
５回点滅後、LED 点灯：電源 ON
５回点滅後、LED 消灯：電源 OFF（工場出荷時）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
8/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
通 信 時 間TS02EJ-x mdm4LDM(マルチチャネル通信)
ボーレートが19.2kbps、送信データ長が100byteの場合
スタートビットとストップビットを含めて1byteあたり10bitになるのでRS-232C通信時間 ＝ 1/19200 x 10 x 送信データ長(byte)
無線区間の通信時間 ＝ 793ms + (230ms x マルチチャネル数) + (41ms x 送信データ長(byte))

相手先のTS02EJにデータが出力されるまでの通信時間は、
伝送時間 ＝ RS-232C通信時間 ＋ 無線区間の送信時間 ＋ RS-232C通信時間例）SRPCはマルチチャネル数が３なので、100byteを送る場合の伝送時間はRS-232C通信時間 ＝ 1/19200 x 10 x 100 ≒52ms

無線区間の送信時間 ＝ 793 + (230 x 3) + (41 x 100) = 5583ms
伝送時間 ＝ 52 + 5583 + 52 ＝ 5687ms

タ イ ム ア ウ ト 時 間
データ回収コマンドでは、SRPC は子の関係性にある SRPC に送信した後、返信がくるまで待機しています。返信が来なかった場合、返信が無いことを親の SRPC へ伝えます。
最大待機時間 ＝ 子の連結数 × １５秒 になります。

子の連結数 = 3子の連結数 = 0子の連結数 = 2子の連結数 =1

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
9/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
設 定 項 目弊社のメンテナンスソフト（無償）を使用すれば、Windows 画面上で設定を行えます。

チャネルグループ
利用可能な４０チャネルは混変調特性などを考慮して４つのグループ、３チャネルずつに分割されています。同一エリア内で複数セットを使用される場合はできるだけ異なったチャネルグループを使用して下さい。工場出荷時のチャネルグループは１に設定されています。

センサの有無風速・風向・雨量・温度・湿度の接続の有無を設定します。この５種類のセンサは、自由に組み合わせることができます。全て接続しなければ中継機としても使用できます。工場出荷時に設定を済ませてあります。

風向計の分解能
風向を 8・16・32 方位の内から１つ設定します。16 方位に設定した場合、北、北北東、北東…になり、
32 方位にした場合、北、北微東、北北東…になります。工場出荷時の設定は、16 方位になっています。

風向計の出力電圧範囲
風向計は、オプションで高精度のホール IC 型の風向センサを選ぶことができます。
高精度の風向計を使用する場合にかぎり、出力電圧範囲を 10～90%に設定します。それ以外の場合には、0～100%に設定します。工場出荷時に設定を済ませてあります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
10/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
センサデータの有効期間
センサデータは、制御端末に回収されるまで本体に保存しています。また、子 SRPC から受け取った
センサデータも本体に保存しています。通信障害等で送受信出来なくても、保存してあるデータを再送信
しています。
あまりにも古いデータを再送信することが無いように、センサデータには有効期間を設けています。
この有効期間が経過したセンサデータは、破棄されます。工場出荷時には、15 分になっています。

通信距離検査モードの ON/OFF
通信距離検査モードを有効にすると、データ回収コマンドを受信した際、ステータス LED（赤）が点灯／点滅／消灯します。工場出荷時には、有効になっています。
５秒間点灯：通信距離は良好
５秒間点滅：通信距離は良好（市街地では注意）
５秒間消灯：通信距離は注意

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
11/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
メ ン テ ナ ン ス ソ フ ト
基本の使用方法は、メンテナンスソフトのマニュアルを参照して下さい。

動作環境.Net Framework 4.0以上がインストールされているWindowsパソコン。.Net Frameworkのバージョンの確認方法、アップデート方法等は、Microsoftのホームページを参照して下さい。

ライセンス
ライセンスフリーのオープンソースのソフトになります。再配布・改変等が可能です。

注意！
メンテナンスソフトを使用して、SRPC を制御するには、別途 TS02EJ mdm4LDM Serial-NALM またはSRPC-Gateway 等の SRPC 制御端末が必要になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
12/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
制 御 方 法SRPC-WJ-WS を制御するには、制御コマンドを送信する必要があります。メンテナンスソフトもSRPC-Monitor も TS02EJ-x mdm4LDM モジュールを使用して、制御コマンドを送信しています。
メンテナンスソフトや SRPC-Monitor を用意しなくても、TS02EJ-x mdm4LDM モジュールさえあれば、すべての制御を行うことができます。

SRPC 制御端末が使用するコマンド※ <CR>はキャリッジリターンを表しています。
※ ^は、以降に続く２文字が 16 進数を表しています。
※ 斜体文字は、モジュールから出力されるメッセージまたは受信データを表しています。
※ その他のコマンドについては、モジュールの仕様書を参照して下さい。
制御対象の SRPC-WJ-WS の ID を設定：#IDmmmm<CR>
mmmm : SRPC-WJ-WS の ID
例）#ID1F3F<CR>
中継しなければ届かない距離に設置されている SRPC-WJ-WS の ID も指定できます。

中継の起点となる SRPC-WJ-WS の ID を設定：#DR0000:mmmm<CR>
mmmm：SRPC-WJ-WS の ID
例）#DR0000:1F2A<CR>通信が届く距離に設置されている SRPC-WJ-WS の ID を指定します。

通信チャネルグループの設定：#CGnn<CR>
nn：01～04
例）#CG01<CR>：通信チャネルグループを 1 に設定します。

SRPC-WJ-WS と同じ通信チャネルグループに設定しないと、SRPC-WJ-WS の設定を変更できません。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
13/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
送信データ長の設定：#LNnnn<CR>
nnn：001～255

固定長指定

送信データのバイト数を１～255 バイトで設定します。
例）#LN010<CR>
nnn ：000：送信データ長に 10 バイトを設定します。

可変長指定（デフォルト）

送信データ入力後、10ms 以上経過すると送信を開始します。
SRPC-WJ-WS への制御コマンドは、それぞれ送信データ長が違います。固定長指定を使用する
場合には、制御コマンドを送信する前に送信データ長の設定を行う必要があります。

制御コマンドの送信準備：#TX<CR>#IDnnnn<CR>で指定した SRPC-WJ-WS に制御コマンドを送信します。制御コマンドはこのステートメントの後に続けて入力します。送信データ長が固定長指定の場合には、指定された送信データ長に達すると送信が開始され、可変長指定の場合には、送信データ入力後、10ms 以上経過すると送信が開始されます。
無線送信が開始される直前に$ok<CR>と出力されます。$ok<CR>以外のメッセージが出力された場合には無線送信に失敗したことになります。
例）#TX<CR>xxxx：送信データ$ok<CR>：無線送信が開始された製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
14/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
エラーメッセージ
メッセージ出力の設定を有効に設定していると、モジュールからは以下のエラーメッセージがあります。

$cb<CR>：無線送信しようとするチャネルがビジー（チャネルビジーについては、モジュールの仕様書を参照）$Err0<CR>：コマンドエラー$Err1<CR>：バッファオーバーフロー$Err8<CR>：タイムアウトエラー
各コマンドの文字間、送信データの各バイト間が180ms 以上経過している$Err9<CR>：その他のエラー

SRPC の制御コマンド※ バッテリーがカットオフ電圧以下まで無くなっていると、SRPC は無線機能をＯＦＦにしているので制御コマンドを送信しても返信がありません。

充電バッテリーの状態を取得：&B1&<CR>
返信データ：%Bn%<CR>n

充電バッテリーの状態

0

空（充電中ではない）1

通常（充電中ではない）2

満タン（充電中ではない）

3

充電中

4

満タン（トリクル充電中）

9

ビジー（別の処理で忙しいため、制御コマンドを無視したことを表します）

例）#TX<CR>※

充電池がエネループの場合のみ：制御コマンドの送信準備&B1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%B3%<CR>：充電バッテリーは“充電中”製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
15/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
充電バッテリーの電圧を取得：&V1&<CR>
返信データ：%Vn%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：充電バッテリーの電圧（mV）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&V1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%V1%<CR>3712<CR>：充電バッテリーの電圧は“3712mV”

ソーラーの電圧を取得：&L1&<CR>
返信データ：%Ln%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：ソーラーの電圧（mV）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&L1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%L1%<CR>4933<CR>：ソーラーの電圧は“4933mV”

充電電流を取得：&I1&<CR>
返信データ：%In%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：充電電流（mA）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&I1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%I1%<CR>0782<CR>：充電電流は“782mA”

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
16/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
消費電流を取得：&U1&<CR>
返信データ：%Un%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：消費電流（mA）、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&U1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%U1%<CR>0042<CR>：消費電流は“42mA”

ケース内の温度を取得：&O1&<CR>
返信データ：%On%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm

温度（℃）

０℃以上

小数点以下２桁まで（例：2342 → 23.42℃）

０℃未満

先頭に-が付加され、小数点以下１桁まで（例：-024 → -2.4℃）

ビジー

0000

例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&O1&<CR>：制御コマンドの送信$ok<CR>：無線送信の開始%O1%<CR>0932<CR>：ケース内の温度は“9.32℃”

ケース内の湿度を取得：&H1&<CR>
返信データ：%Hn%<CR>mmmm<CR>
n：1 なら成功、9 ならビジー（制御コマンドを無視したことを表します）
mmmm：湿度（％）小数点以下２桁まで、ビジーの場合は 0000
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&H1&<CR>：制御コマンドの送信$ok<CR>：無線送信の開始%H1%<CR>3282<CR>：ケース内の湿度は“32.82%”

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
17/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
カレンダーの設定：&W1&<CR>0000YYYYMMDDhhmmss<CR>
返信データ：%W1%<CR>
YYYY：2000～2099

西暦MM：01～12

月

DD：01～31日

hh：00～23

時間（24h 表記）

mm：00～59分

ss：00～59

秒例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&W1&<CR>000020130822145200<CR>：制御コマンドを送信：2013/08/22 14:52:00$ok<CR>：無線送信の開始%W1%<CR>：カレンダーの設定成功

カレンダーの取得：&R1&<CR>
返信データ：%R1%<CR>YYYYMMDDhhmmss<CR>
YYYY：2000～2099

西暦MM：01～12

月

DD：01～31日

hh：00～23

時間（24h 表記）

mm：00～59分

ss：00～59

秒例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&R1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%R1%<CR>20130822145200<CR>：カレンダーの日付は、：2013/08/22 14:52:00

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
18/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
通信チャネルグループの変更：&Gx&<CR>
返信データ：%G1%<CR>
x：１～４例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&G2&<CR>：制御コマンドを送信（チャネルグループを２に変更）$ok<CR>：無線送信の開始%G1%<CR>：通信チャネルグループの変更に成功：変更前の通信チャネルグループで返ってきます#CG02<CR>：成功したら、自分の通信チャネルグループも変更します

信号強度履歴の取得：&Ax&<CR>
返信データ：%A1%<CR>[mmmmpp<CR>]…
x：1 バイトのバイナリー、0xFF の場合は返信データを送信後、履歴をクリアします
mmmm： SRPC の ID
pp：信号強度（RSSI）の hex 表記（対比表はモジュールの仕様書を参照）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&A1&<CR>：制御コマンドを送信（履歴クリア無し）$ok<CR>：無線送信の開始%A1%<CR>00105C<CR>00116F<CR>：ID0010h からの送信信号の強度は 0x5C（-95dBm）：ID0011h からの送信信号の強度は 0x6F（-85dBm）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
19/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
子の関係にある SRPC を登録：&M1&<CR>mmmm<CR>
返信データ：%M1%<CR>
mmmm：SRPC の ID
例）#TX<CR>&M1&<CR>100A<CR>：制御コマンドの送信準備：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%M1%<CR>：登録成功子の関係にある SRPC を取得：&M2&<CR>
返信データ：%M2%<CR>[mmmm<CR>]…
mmmm：SRPC の ID
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&M2&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%M2%<CR>100A<CR>100B<CR>：登録されている ID は、100Ah と 100Bh子の関係にある SRPC の登録を全てクリア：&M0&<CR>
返信データ：%M0%<CR>
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&M0<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%M0%<CR>：クリア成功製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
20/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
子の連結数を SRPC に設定：&N1&<CR>nn<CR>
返信データ：%N1%<CR>
nn：子の連結数（00～99）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&N1&<CR>03<CR>：制御コマンドを送信（子の連結数は３）$ok<CR>：無線送信の開始%N1%<CR>：成功

SRPC から子の連結数を取得：&N2&<CR>
返信データ：%N2%<CR>nn<CR>
nn：子の連結数（00～99）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&N2&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%N2%<CR>03<CR>：成功（子の連結数は３）SRPC の通信距離検査モードの設定：&K1&<CR>n<CR>
返信データ：%K1%<CR>
n：１ならＯＮ（工場出荷時デフォルト）、０ならＯＦＦ
通信距離検査モードをＯＮにすると、ＬＥＤの点灯パターンで設置箇所が適切か判断できるようになります。
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&K1&<CR>1<CR>：制御コマンドを送信（通信距離検査モードを有効に）$ok<CR>：無線送信の開始%K1%<CR>：成功

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
21/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
SRPC の通信距離検査モードを取得：&K2&<CR>
返信データ：%K2%<CR>n<CR>
n：１ならＯＮ、０ならＯＦＦ
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&K2&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%K2%<CR>1<CR>：成功（通信距離検査モードは有効）

SRPC-WJ-WS の計測器の設定：&P0&<CR>n<CR>
返信データ：%P0%<CR>
n：SRPC-WJ-WS に取り付けられている計測器
7bit

6bit

5bit

4bit

3bit

2bit

1bit

0bit

0

0

0

TH

rain_m

rain

vane

spd

spd：

風速計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

vane：

風向計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

rain：

雨量計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

rain_m：

1 時間雨量(mm)と 10 分間雨量強度(mm/h)も送信する（=1）
送信しない（=0）

TH：

温湿度計が接続されている（=1）

例）#TX<CR>

接続されていない（=0）：制御コマンドの送信準備&P0&<CR>^03<CR>：制御コマンドを送信（風速・風向が接続されている）$ok<CR>：無線送信の開始%P0%<CR>：設定成功

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
22/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
SRPC-WJ-WS の計測器を取得：&P1&<CR>
返信データ：%P1%<CR>n<CR>
n：SRPC-WJ-WS に取り付けられている測定器（詳細は上の項目を参照）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&P1&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%P1%<CR>^03<CR>：成功（風速計・風向計が接続されている）

SRPC-WJ-WS の風向計の分解能を設定：&P2&<CR>n<CR>
返信データ：%P2%<CR>
n：分解能（例：16 の場合、16 方位になります） ※例）#TX<CR>

奇数は不可：制御コマンドの送信準備&P2&<CR>^10<CR>：制御コマンドを送信（１６方位）$ok<CR>：無線送信の開始%P2%<CR>：設定成功

SRPC-WJ-WS の風向計の分解能を取得：&P3&<CR>
返信データ：%P3%<CR>n<CR>
n：分解能（例：16 の場合、16 方位になります）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&P3&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%P3%<CR>^10<CR>：成功（１６方位）製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
23/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
SRPC-WJ-WS の風向計の出力電圧範囲を設定：&P4&<CR>nm<CR>
返信データ：%P4%<CR>
n：最小出力電圧の割合（％）
m：最大出力電圧の割合（％）
SRPC-WJ-WS がホール IC に出力している電圧に対し、
ホール IC が n%～m%の範囲でセンサ出力するという意味になります。
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&P4&<CR>^0A^5A<CR>：制御コマンドを送信（10%～90%）$ok<CR>：無線送信の開始%P4%<CR>：設定成功

SRPC-WJ-WS の風向計の出力電圧範囲を取得：&P5&<CR>
返信データ：%P5%<CR>nm<CR>
n：最小出力電圧の割合（％）
m：最大出力電圧の割合（％）
例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&P5&<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%P5%<CR>^0A^5A<CR>：成功（10%～90%）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
24/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
SRPC-WJ-WS へコマンドの実行要求：&Q0&<CR>[command]
返信データ：%Q1%<CR>[response]
command：TS02EJ-x mdm4LDM のコマンド
response：TS02EJ-x mdm4LDM のコマンドを実行した後のメッセージ

注意！！
#?M<CR>コマンドは使用しないでください。#?M<CR>コマンドを実行した後のメッセージが無線区間で送信できる最大バイト数を超えているため、途中で切れた response になってしまいます。

例１）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&Q0&<CR>#FR1002:0000<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%Q1%<CR>：コマンドの実行成功

例２）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&Q0&<CR>aaaa<CR>：制御コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%Q1%<CR>$Err0<CR>：コマンドの実行成功：結果はコマンドエラー

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
25/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
SRPC のデータ回収コマンド
データ回収コマンドは、子の関係性にある SRPC に次々に伝わっていき、全ての SRPC からデータを回収します（枝状構成の場合は分割されます）。遠隔運用管理ソリューションの全ての SRPC シリーズと親子関係を結ぶことができます。つまり、水位雨量センサ用 SRPC とこの SRPC-WJ-WS を混在させることができます。
制御端末から一番近い SRPC の ID だけ指定すれば、それ以降の全ての SRPC のセンサデータを回収できます。
SRPC は、途中で通信障害が発生しても、それぞれが持つタイムアウト時間が経過すると、子からの返信
待ちをキャンセルして以降の処理を続行します。回収したデータからどの SRPC から返信がないかを判断できます。

センサデータ回収コマンド：&D(seq)&<CR>
返信データ：

センサデータ STN

センサデータ 1

センサデータ 2･･･

センサデータ N

チェックサムセンサデータ STN：%D(seq)%<CR>
seq：

１バイト

シーケンシャル番号（0x01～0xFF）

シーケンシャル番号について
シーケンシャル番号１でコマンドを送ると、返信データのシーケンシャル番号も同じく番号１で返ってきます。入力したコマンドと同じシーケンシャル番号が返ってきたら、パケットロスが無かったことになるので、次回は１加算したシーケンシャル番号でコマンドを入力してください。
もし、何らかの通信障害によって、返信データが返ってこなければ、同じシーケンシャル番号でコ
マンドを送ります。
SRPC-WJ-WS は、再送信機能が無い（常に現在の状況を送信）ため、シーケンシャル番号の処理は必要ありません。ただし、再送信機能がある他の SRPC と組み合わせて運用する場合、シーケンシャル
番号の処理が必要になります。

温湿度センサが接続されている場合には、返信データは下図のようになります
返信データ：

センサデータ STN センサデータ

温度データ

湿度データ

･･･ センサデータ N チェックサム

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
26/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
センサデータ：(format)(srpc_id)[(length)](type)…
SRPC データのデータバイト数は、SRPC の種類ごとに違います。
フォーマットコードが 21 の場合は、SRPC-WJ-WS データになります。
format：１バイト

フォーマットコード（SRPC-WJ-WS のデータは 15 または 16）

srpc_id：

２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

length：１バイト

length 以下のデータバイト数
フォーマットコードが 16 の場合、length が付加されています。

type：

１バイト

センサの有無

7bit

6bit

5bit

4bit

3bit

2bit

1bit

0bit

0

0

0

TH

rain_m

rain

vane

spd

spd：

風速計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

vane：

風向計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

rain：

雨量計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

rain_m：

1 時間雨量(mm)と 10 分間雨量強度(mm/h)も送信する（=1）
送信しない（=0）

TH：

温湿度計が接続されている（=1）

接続されていない（=0）

以降のデータは、温度・湿度データを除き、センサが接続されていれば type の後ろに付加されていきます。温度（湿度）データについては、温度（湿度）データの回収コマンドを参照してください。

■ 風速データ：(max_s)(ave_s)
max_s：

２バイト

10 分間の最大瞬間風速（1/30［m/s］単位）（上位 8bit、下位 8bit の順）

ave_s：

２バイト

10 分間平均風速（1/600［m/s］単位）（上位 8bit、下位 8bit の順）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
27/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications■ 風向データ：(ave_v)(just_v)(range_v)
ave_v：

１バイト

2 分間平均風向（0～分解能-1）または、0xFF

just_v：

１バイト

瞬間風向（0～分解能-1）

range_v：

１バイト

分解能

※ 北が 0 になります。北東南西の順番で数字が大きくなります。
電源が投入されてから、2 分間以上経過していないと 2 分間平均風向は、0xFF を返します。

■ 雨量データ：(pulse_r)
pulse_r：

２バイト

雨量計の転倒カウント（1～20000 を繰り返す）
電源投入後の最初だけ 0 を返します。
（上位 8bit、下位 8bit の順）※ １カウント = 0.5mm■ 雨量データ２：(ten_r)(hour_r)
ten_r

２バイト

10 分間雨量強度のカウント数（上位 8bit、下位 8bit の順）

hour_r２バイト

1 時間雨量のカウント数（上位 8bit、下位 8bit の順）※ 1 カウントが 0.5mm なので、
10 分間雨量強度(mm/h)は、（ten_r × 6 × 0.5）
1 時間雨量(mm)は、（hour_r × 0.5）で算出できます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
28/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
チェックサム：(SS)
SS：

２バイト

チェックサム（上位 8bit、下位 8bit の順）

チェックサムについて
チェックサムを除く返信データ（%D(seq)%<CR>[(format)(srpc_id)…]…）を１バイト単位で加算し、17bit 以降は切り捨てした値（16bit のバイナリー）を論理反転した値例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&D^01&<CR>：センサデータ回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%D^01%<CR>^15^09^A1^03^00^76^06^96^07^07^10^FD^71

瞬間風向

風向の方位

２分間平均の風向
風速データと風向データ両方有り
SRPC-WJ-WS の ID

１分間平均風速
2.8m/s = 1686 / 600
瞬間最大風速
3.9m/s = 118 / 30

15 なので、SRPC-WJ-WS データ

チェックサムの検証%D^01%<CR>^15^09^A1^03^00^76^06^96^07^07^10 を全てバイナリー表記すると^25^44^01^25^0D^15^09^A1^03^00^76^06^96^07^07^10 になります。
全て加算した結果（0x028E）を論理反転した 0xFD71 と、最後に付加されている２バイトのチェック
サムが同じ値かどうかで検証できます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
29/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
バッテリー状態の回収コマンド：&BB&<CR>
返信データ： バッテリー状態 STN バッテリー状態 1 バッテリー状態 2 ･･･ バッテリー状態 N

チェックサムバッテリー状態 STN：%BB%<CR>

バッテリー状態：(format)(srpc_id)(busy)^00(state)
format：１バイト

フォーマットコード（バッテリー状態のデータは、1）

srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー
state：

１バイト

0x00：空（充電中ではない）
0x01：通常（充電中ではない）
0x02：満タン（充電中ではない）
0x03：充電中
0x04：満タン（トリクル充電中）※ 充電池がエネループの場合のみ例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&BB&<CR>：バッテリー状態の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%BB%<CR>^ 0 1 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 0 ^ 0 1 ^ F E ^ 5 6
SRPC の ID

バッテリーの状態

1 なので、バッテリーの状態のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
30/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
バッテリー電圧の回収コマンド：&VV&<CR>
返信データ： バッテリー電圧 STN バッテリー電圧 1 バッテリー電圧 2 ･･･ バッテリー電圧 N

チェックサムバッテリー電圧 STN：%VV%<CR>

バッテリー電圧：(format)(srpc_id)(busy)(volt)
format：１バイト

フォーマットコード（バッテリー電圧のデータは、2）srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー
volt：

２バイト

充電バッテリーの電圧[mV]（上位 8bit、下位 8bit の順）

例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&VV&<CR>：バッテリー電圧の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%VV%<CR>^ 0 2 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 D ^ 2 6 ^ F D ^ F B
SRPC の ID

バッテリーの電圧（3366mV）

2 なので、バッテリー電圧のデータ

充電電流の回収コマンド：&II&<CR>
返信データ： 充電電流 STN

充電電流 1充電電流 2･･･

充電電流 N

チェックサム

充電電流 STN：%II%<CR>

充電電流：(format)(srpc_id)(busy)(curr)
format：１バイト

フォーマットコード（充電電流のデータは、3）srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
31/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
curr：

２バイト

例）#TX<CR>

充電電流[mA]（上位 8bit、下位 8bit の順）：制御コマンドの送信準備&II&<CR>：充電電流の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%II%<CR>^ 0 3 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 5 ^ F 8 ^ F D ^ 4 A
SRPC の ID

充電電流（1528mA）

3 なので、充電電流のデータ

ソーラー電圧の回収コマンド：&LL&<CR>
返信データ： ソーラー電圧 STN ソーラー電圧 1 ソーラー電圧 2 ･･･ ソーラー電圧 N

チェックサム

ソーラー電圧 STN：%LL%<CR>

ソーラー電圧：(format)(srpc_id)(busy)(volt)
format：１バイト

フォーマットコード（ソーラー電圧のデータは、4）srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー
volt：

２バイト

例）#TX<CR>

ソーラーの電圧[mV]（上位 8bit、下位 8bit の順）：制御コマンドの送信準備&LL&<CR>：ソーラー電圧の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%LL%<CR>^ 0 4 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 1 3 ^ 6 1 ^ F D ^ C C
SRPC の ID

ソーラー電圧（4961mV）

4 なので、ソーラー電圧のデータ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
32/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
消費電流の回収コマンド：&UU&<CR>
返信データ： 消費電流 STN

消費電流 1消費電流 2･･･

消費電流 N

チェックサム

消費電流 STN：%UU%<CR>

消費電流：(format)(srpc_id)(busy)(curr)
format：１バイト

フォーマットコード（消費電流のデータは、5）srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー
curr：

２バイト

例）#TX<CR>

消費電流[mA]（上位 8bit、下位 8bit の順）：制御コマンドの送信準備&UU&<CR>：消費電流の回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%UU%<CR>^ 0 5 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 0 ^ 3 1 ^ F D ^ F C
SRPC の ID

消費電流（49mA）

5 なので、消費電流のデータ

温度データの回収コマンド：&OO&<CR>
返信データ： 温度データ STN 温度データ 1

温度データ 2･･･

温度データ N

チェックサム

温度データ STN：%OO%<CR>

温度データ：(format)(srpc_id)(busy)(temp)
format：１バイト

フォーマットコード（温度データは、6）

srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
33/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
temp：

２バイト

温度[℃]×100（上位 8bit、下位 8bit の順）
負の値は、２の補数

例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&OO&<CR>：温度データの回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%OO%<CR>^0 6 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 B ^ 0 6 ^ F E ^ 2 7
SRPC の ID

温度（28.22℃）

6 なので、温度データ

湿度データの回収コマンド：&HH&<CR>
返信データ： 湿度データ STN 湿度データ 1

湿度データ 2･･･

湿度データ N

チェックサム

湿度データ STN：%HH%<CR>

湿度データ：(format)(srpc_id)(busy)(hygr)
format：１バイト

フォーマットコード（湿度データは、7）

srpc_id： ２バイト

SRPC の ID（上位 8bit、下位 8bit の順）

busy：

0x00：成功

１バイト

0x0F：ビジー
hygr：

２バイト

例）#TX<CR>

湿度[%]×100（上位 8bit、下位 8bit の順）：制御コマンドの送信準備&HH&<CR>：湿度データの回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%HH%<CR>^ 0 7 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 1 2 ^ 9 5 ^ F D ^ 9 E
SRPC の ID

湿度（47.57%）

7 なので、湿度データ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
34/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
太陽電池システム（バッテリー電圧・充電電流・ソーラー電圧）の回収コマンド：&FF&<CR>
返信データ：

太陽電池システム STN

太陽電池
システム 1

太陽電池システム 2･･･

太陽電池システム N

チェックサム太陽電池システム STN：%FF%<CR>

太陽電池システム： バッテリー電圧

充電電流

ソーラー電圧バッテリー電圧と充電電流とソーラー電圧を１回のコマンドで回収できます。

例）#TX<CR>：制御コマンドの送信準備&FF&<CR>：太陽電池システムの回収コマンドを送信$ok<CR>：無線送信の開始%FF%<CR>^0 2 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 C ^ 2 8 ^ 0 3 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 0 5 ^ 6 0 ^ 0 4 ^ 0 8 ^ C 4 ^ 0 0 ^ 1 3 ^ 8 2 ^ F B ^ 8 1

バッテリー電圧

充電電流

ソーラー電圧＊「SRPC Protocol Manual」も併せてご覧ください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
35/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
外 形 寸 法 図製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
36/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
電 波 法 に 関 す る 注 意 事 項
アンテナは取り外したり、ケースを開けて改造することは法律で禁止されていますので、絶対に行わないでください。
技術基準適合証明ラベルは剥がさないでください。ラベルの無いものは使用が禁止されています。
日本国外での電波法には準じておりませんので日本国内でご使用ください。

取 扱 に 関 す る 注 意 事 項
高速ロジック回路やブラシモータから放射される高周波ノイズで受信の感度抑制が発生して通信距離が極端に短くなることがあります。その場合はノイズ源から受信部を遠ざけるなどの工夫をして下さい。
電波伝搬においてマルチパスで電波の強弱が発生しデッドポイント（ヌルポイント）が発生し、送信機を傾けただけで受信できなくなることがあります。
製品の故障や誤作動が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。
電源の逆接は機器の故障になりますので、絶対行わないで下さい。
強い衝撃を与えたり、水やその他の溶液に浸したりすると故障の原因となるので、絶対行わないで下さい。
分解して改造したりしないで下さい。
アンテナを強く引っ張らないで下さい。
基板両面に小型チップ部品を多用しています。落としたりぶつけたりすると部品が剥がれたり、基板のパターンがはがれたりして製品故障の原因となりますのでご注意ください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
37/38

2021.7.13 Rev. 1.8

SRPC-WJ-WS Firmware Specifications
変 更 履 歴2014/02/20
2014/02/24
2014/05/12
2014/06/18
2014/06/23
2014/11/26

Rev1.0Rev1.1
Rev1.2
Rev1.3
Rev1.4
Rev1.5

2016/01/21 Rev1.6
2016/06/21 Rev1.7
2021/07/13 Rev1.8

センサデータの回収遷移を改良
方位データの仕様を変更
チェックサムの計算の例題を微調整
データフォーマット変更
センサデータの有効期間を追記
雨量計を追記移転に伴い、住所を変更
仕様変更に伴い追記
シャットダウン時の消費電流が変更
製品写真変更、製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
38/38