ハイエンド・パワーアナライザ

N4L Newtons4th Ltd

PPA4500 Series
PPA5500 Series

Product Overview
基本確度

0.01%(PPA5500)

周波数帯域

DC, 10mHz - 2MHz(PPA5500） / DC, 10mHz - １MHz （PPA4500）

位相確度0.005°＋ 0.01°×周波数 kHz (0.003 ° - トランス Edition)

電流入力10Arms（30Apeak），30Arms（300Apeak）、50Arms（1000Apeak）

電圧入力

1kVrms（3kVpeak)

電流 ・ 電圧センサ
接続用 BNC コネクタ

BNC （絶縁 BNC 入力と 4mm コネクタ入力の併用不可）（高電圧プローブ ・ 大電流プローブ / シャント抵抗入力）

インタフェース

RS232, USB, LAN, GPIB (PPA5500 標準 )、 トルク、 スピード

PWM モータドライブ

PWM 変調から基本波抽出した信号に同期した電力測定が可能

インバータ・モータ

リアクトル

半導体，ソーラ

小電力三相モータ

キャパシタ

超音波・圧電素子

PPA5530 Precision Power Analyzer
FRONT VIEW

④

③

⑤

⑥

②

⑦

⑧

①

①

USB ポート
パネルセットアップデータ、測定結果、データログを簡単にUSBメモリに出力できます。

②

電源ボタン
セルフチェックを経て数十秒で測定が行えます。

③

表示画面
鮮明な液晶画面で選択した任意の電力パラメータを最大4つまで拡大表示できます。

④

表示形式切替ボタン
リアルタイム表示切替やデータログ一覧やトレンドグラフなど測定の目的に合わせて表示できます。

⑤

測定機能選択ボタン
下記6つの測定ファンクッションを簡単に切り替えて測定できます。（詳細は7 〜 8ページ）
・POWER ANALYZER（電力解析）
Measurement Mode Quick Access Buttons
・POWER INTEGRATOR（電力積算）
・HAMONIC ANALYZER（高調波解析）
・TRUE RMS VOLTMETER（実効値電圧計）
・IMPEDANCE METER（インピーダンスメータ）
・OSCILLOSCOPE（オシロスコープ）⑥

測定条件設定ボタン
取込設定、入力カップリング設定、測定レンジ設定、データログ設定、アプリケーション設定、
演算設定、比較結果アラーム設定、リモート設定、システム設定など、測定条件に関わる設定を行います。数値やアルファベット入力ボタンにも対応します。

⑦

選択決定ボタン
表示のページ切替、各機能の選択や変更のボタンです。

⑧

スタートストップ、ゼロクリアボタン
データログや電力積算のスタートストップや測定のトリガやゼロクリアのボタンです。

12kApeak◆ 色々な電圧・電流センサが使えます。 PPA5500 PPA4500
色々つなげる電圧センサ≦5.6kVrms
高電圧差動プローブ

色々つなげる電流センサ≦500Arms

直接入力
1kVrms≦50Arms
2kArmsシャント抵抗カレントトランデューサ≦10kA
各種高電圧プローブ
12kApeak
ノイズetc,CT

2

ロゴスキー電流プローブ

REAR VIEW

⑨

⑨
⑬

⑩

⑨
⑬

⑪

⑫

PPA45/5530 (3 相 )⑨各 Phase 入力
電圧入力： 1kVrms（3KVpk）までの入力もしくは高圧プローブ等を介しての外部入力(3Vpk)に対応します。
電流入力：	LCモデル･10Arms（30Apk）、標準モデル･30Arms(300Apk)、HCモデル･50Arms(1000Apk)の3種類に対応した内部シャント抵抗による電流測定と外部シャント抵抗や電流
プローブなどによる外部入力(3Vpk)に対応します。

⑩

同期コネクタ（マスター・スレーブ動作）
4相以上で、本体2台を完全に同期させて測定することもできます。（詳細は5、25ページ）⑪

外部センサ入出力コネクタ（トルク入力・スピード入力・アナログ出力）
モータや発電機などの機械的な電力測定に対応し、トルクやスピード入力を標準で備えています。これらの入力はアナログやデジタル（パルス入力）の両方に対応します。選択された項
目をアナログ出力(±10Ｖ範囲)でロガー等に出力することも可能です。

⑫

PC リモートインタフェース
RS232やUSBの標準インタフェースをはじめ、LANやGPIBは、PPA5500シリーズが標準装備、PPA4500シリーズがLAN、GPIBをオプションで追加することができます。従来のGPIB
による複数の測定器と連携したリモートコントロールの他、RS232、USB、LANについては、
解析用オプションソフトウェアでの利用が可能です。
⑬
低騒音の小型ファン
低騒音で小型のファンを採用しているため、無駄な騒音がありません。

3

主な機能
1 いつでも、高速サンプリングで電力計測 PPA5500 PPA4500
非常におそい変化でも、 2.2MS/s 高速サンプリングを実現しています。

可変速モータの基本周波数から、 インバータPWM波形などの高調波が含まれる波形の電力測定も可能です。
※PPA500/PPA1500シリーズは、1MS/sです。

50Hz

20ms

×100

0.5Hz

基本周波数

50Hz（20ms）

基本周波数0.5Hz（2 s）

2s

●●●●●
●

●
●●
●●
●●
●●
●●
●

●

●

●●
●●
●●
●●
●●
●
●

50Hz/60Hz

PWM インバータ出力波形

●
●●
●●
●●
●●
●●
●

●●
●●
●●
●●
●●
●
●

サンプリング速度は、いつでも 2.2MS/s

PWM 波形に
変換

●●●●●
●

基本電力波形

200kHz( スイッチング周波数が高速化した波形でも高速サンプリン
グで確実に捕獲します )インバータ波形

商用電源波形 ( 長い周期の波形でも 2.2MS/
s の高速サンプリングで取込可能 )周波数帯域の狭い
パワーアナライザ

2 2MHz までの広帯域な周波数特性 PPA5500 PPA4500

周波数帯域の広い
パワーアナライザ

測定周波数が2MHzまでの広帯域であるため、 スイッチング周波数が高速化したインバータ出力において精度の高い高調波解析や電力測定などが可能です。
※PPA5500-HC(50Arms)モデルは1MHｚまでの帯域に対応します。

3 高確度な電力測定が可能 PPA5500 PPA4500

電力

基本波の
周波数成分

キャリアの
周波数成分
PWM 波形の周波数領域

低周波帯域の基本電力はもとより高調波の測定においても、 高確度を維持しています。

電力確度

PPA5500
PPA4500

PPA5500	測定確度 : [0.03% + 0.03%/pf +(0.01% x kHz)/pf] Rdg + 0.03%VA
Rng
読み取り誤差	[0.02% + 0.03%/pf + (0.01% x kHz)/ （％）
pf] Rdg + 0.02%VA Rng (40-400Hz)
PPA4500	測定確度 :[0.04% + 0.05%/pf +(0.01% x kHz)/pf] Rdg + 0.04%VA
Rng	:[0.03% + 0.04%/pf + (0.01% x
kHz)/pf] Rdg + 0.03%VA Rng (40400Hz)
240V (300V レンジ ), 1A (3A レンジ ),力率（pf ）: 14

周波数 (Hz)

周波数

4 DFT により非周期電力においても NoGap 測定が可能 PPA5500 PPA4500

DFT(Discrate Fourier Transform)による周波数解析の採用で、2n以外での長さの周期の電力や非周期性の電力においても、測定ウインドウ
を自動的に周期に合わせてNoGapで電力測定が可能です。
専用のDSPの採用により、 常に2.2MS/sの高速サンプリング速度でもリアルタイムで電力の演算・表示が可能です。 これによりデータの取りこぼ
しがなく、誤差の少ない安定した電力解析が可能です。

取込後演算

取込後演算

取込後演算

積算

取込後演算

波形をメモリに取込毎に『演算』→『表示』を繰り返し（条件によっては次の取込までの GAP を生じる）

・周期単位で波形を取り込めない（安定した測定ができない=誤差）・次の取り込みまでのGAPが生じる（取りこぼしによる誤差）

積算

積算

積算

積算

DSP によるリアルタイム表示 & 演算

ポイント

①非周期的電力は、データのブロック間にGAPが無い状態で測定②測定ウィンドウを自動定期電流パルスの周期に同期させつつ変化させて演算5 最大 12 相まで測定に対応（4 台リモート制御）PPA5500 PPA4500
マスタ・スレーブ動作により、 2台のパワーアナライザの同期運転ができます。

※4相以上、6相以下の測定にはマスタ・スレーブ動作により対応します。さらにPCと「PPA Data Logger」ソフトウェア（オプション）を使用することで12相まで、コントロールすることができます。

Battery

Graphical display

Input signal

InverterInverter
outputsignal

Motor

Load

バッテリー（DC）を周波数変換（AC）してモータを駆動するアプリケーション
測定パラメータ例

・各種電力測定・インバータの変換効率測定
・インバータ出力電圧の高調波測定
・モータの駆動特性

5主な機能
6 トルク & スピードセンサ入力に対応 PPA5500 PPA4500

電圧電流入力以外に回転系のモータアプリケーションにも応用できるように、 モータへの入力電力に対する動力変換効率(モータの駆動特性)を評価することができます。

①

②

③

①トルク(TORQUE)入力
バイポーラ±10V
機械的出力 [W]トルク [N.m]
回転数 [rpm]
効率 [%]
解析画面 ( グラフ )リアルタイム表示②スピード(SPEED)入力
パイポーラ±10Vまたはパルス③アナログ(ANALOG)出力設
 定した測定パラメータのアナログ変換出力、バイポーラ±10V

7 内蔵高精度シャント抵抗とアンプを搭載 PPA5500 PPA4500

PPA5500は、3mApk-30Apk(10Armsシャントモデル)、30mA-300Apk(30Armsシャントモデル)、100mApk-1000Apk(50Armsシャントモデル） の範囲を、9レンジまで対応しているので、高精度で電流測定ができるため、広帯域に対しても電力確度に優れています。PPA4500は、8レンジです。
※PPA5500/4500本体入力は、電圧・電流入力は、安全バナナプラグ入力か絶縁BNCタイプのどちらか一方のみお使い頂けます。同時使用はできません。

1個のシャント抵抗で高精度に電流計測えお行っているため、
シ
ャ
ン
抵ト
抗

AMP &
Attenuator

A/D
コンバータ

電流レンジを変更しても電流が遮断されることがないため安全に測定することが可能です。

高精度外部シャントオプション（DC ～ 1MHz, 0.1%確度,インダクタンス<1nH）
型番
HF500
HF200
HF100

最大電流
連続
パルス
500Arms
5000Apk
200Arms
2000Apk
100Arms
1000Apk

帯域

型番DC ～ 1MHz

HF020
HF006
HF003

最大電流
連続
パルス
20Arms200Apk
6Arms
60Apk
3Arms
30Apk

帯域
DC ～ 1MHz
HF003

HF500

外部シャント抵抗の応用例

大電流検出用シャント抵抗

微少電流検出用シャント抵抗

シャント
抵抗出力

シャント
抵抗出力

電流検出

内部シャントでの電流容量を超える測定（EV 等のモータの駆動）

電流検出
HF500 など
HF003 など

外部入力接続例（電流入力）
外部電流BNC入力は、 全モデル電圧・電流ともに標準実装イメージは、電流入力接続例です。
（内部と外部は同時に接続できません。）

係数
シャント抵抗値

レンジメニューで外部入力を設定し、スケールファクタで係数を変更できます。シャント抵抗はお使いのシャント抵抗値に合わせるだけです。
6

測定機能紹介
1 パワーモード PPA5500 PPA4500

必要な電力パラメータを簡単に
拡大表示できます

単相のパワー計算例

有効電力[W]
皮相電力[VA]
無効電力[VAr]
電圧(実効値)[V]
電流(実効値)[A]
周波数[Hz]
基本波に対する高周波(3次)の割合*
直流成分の電力[W]位相間電圧[V]＊表示する高周波の次数は任意に選択可

3 相のパワー解析例

ポイント

大容量1GB(PPA5500シリーズ)の内蔵メモリに、 最速
10ms間隔でデータログが残せます。 保存可能なデー
タ 数 は、PPA5500シリ ーズ で10Mデ ー タ ポイント、
PPA1500シリーズで16kデータポイントとなります。 もちろん保存データは外部にUSBメモリで取り出せます。

電圧、電流、電力周波数のトレンドをグラフ表示している例

データログによる電力パラメータのトレンド解析例

7

測定機能紹介2	■パワｰインテグレータ（積算電力量）、RMS メータ、インピーダンスメータ
ド。 PPA5500 PPA4500

測定モーインテグレータ測定モード

RMS ボルトメーターモード

インピーダンスメータ・モード

積算電力量を表示します。 W,VA,Var,Ahな

RMS電圧、 AC,DC電圧・電流、 平均電圧・

AC電源ラインなどのインピーダンス測定がどのパラメータを測定します。

電流などのパラメータを測定します。

できます。

3 ハーモニックアナライザモード PPA5500 PPA4500

ハーモニックアナライザ・モード

ハーモニックアナライザ・モード

ハーモニックアナライザ・モード（バーグラフ表示）（ サマリ表示）（リスト表示）各次数の電圧・電流の高調波レベルを棒グ

トータルの歪み、特定次数の歪みを見ること

各次数の電圧・電流高調波及び割合を数値

ラフで表示します。

ができます。

表示します。

4 スコープモード PPA5500 PPA4500

スコープモード

スコープモード

スコープモード（各相の電圧波形）（ 電圧・電流波形（待機電力時））（240Vrms 7.69mArmsの電圧・電流波形）

ポイント

ハーモニックアナライザモードでは、 基本波から最大417次(PPA5500)､ 100次(PPA4500)までの高調波解析が可能です。 テーブル表示では、各次高調波のrms値と基本波に対する割合のほか、 位相差を表示することができます。
オシロスコープモードでは、 電圧または電流の一括表示や各相の電圧電流同時表示が切替により可能です。

8

個別機能説明1

オートレンジ / アップレンジ / マニュアルレンジ機能 PPA5500 PPA4500

電圧電流のレンジ設定を3種類の切替モードから選択可能です。

①オートレンジ………………… 入力電圧電流レベルに応じて上下レンジの自動切替を行います。
(常にADコンバータのダイナミックレンジを有効に使用して測定します)②アップレンジ………………… 設定レンジの120%の入力に対して上レンジに自動切替を行います。
(設定レンジに対して過大入力によるオーバーレンジを防ぎます)③マニュアルレンジ…………… ユーザが指定したレンジ設定を固定して測定を行います。(レンジ自動切替なし)(入力電圧電流範囲が既知で測定レンジを変えることなく測定したい場合)

入力部はリレー接点がありません。
測定時にレンジ変更ができます。

2

入力カップリングの独立して設定 PPA5500 PPA4500

通常は基準となる電圧（ 単相・三相）の同期関係に基づいてパワー測定を行いますが、非同期の電力を独立して個別に測りたい場合に、各相のレンジ・周波数帯域を独立して設定できます。
（ 独立した3つの電力計）

3

電力測定条件に合わせたワイヤリング接続設定 PPA5500 PPA4500①1相1電力計（Phase1）②2相2電力計③3相2電力計④3相3電力計⑤1相1電力計（Phase2）⑥1相1電力計（Phase3）⑦3相2電力計＋1相（Phase3）⑧独立（各相独立個別設定）

HI

ACH1 LO

ACH1

LO

負

HI

HI

VCH1

負 荷

L

LO

荷

LO

LO

VCH2
L

HI
HI

1 相 1 電力計

ACH2 LO2 相 2 電力計

Ph1

HI
ACH2 LO
Ph2

Ph2

HI
ACH3 LO
Ph3

荷

N

荷

VCH1

N

負

HI

負

L

HI
ACH1 LO
Ph1

or

Ph3
HI

HI

HI

VCH1

VCH2

VCH3

LO

LO

LO

or

3 相 3 電力計 ( 仮想中性線 )9個別機能説明
4

帯域設定 PPA5500 PPA4500

DC（ DC-3Hz）

DC成分（ 時間と共にベースラインが変動する成分も含む）3Hzまでの電力測定

Low（DC-30kHz） 基 本電力（ 50/60Hz） を基準とする高調波成分をターゲットとした電力測定
Wide（DC-2MHz） PWMインバータの出力を対象とした真の電力測定
Noise filterカット･オフ周波数範囲を任意に設定市デジタルノイズフィルタとして使用
できます。

基本電力
(変調周波数＋その高調波)

5＋ワイヤリング設定を independent に設定した場合のカップリング設定例

インバータのスイッチング高調波電力(キャリア周波数＋その高調波）

様々な電力変化に応じた測定・演算周期測定 PPA5500 PPA4500①表示更新速度解析する電力をどのくらいのレートで表示するかSLOW ～ FASTの5段階(12.5ms 〜 10s)に 加 え、Windowに
よる時間設定も可能です。

Window の時間設定の例（50Hz の場合 20ms 以上から、設定が可能）②測定結果のスムージング機能
スムージングフィルタによってより電力を安定的に測定することが可能です。
ス ム ー ジ ン グ 時 間 は2段 階 設 定(nomal/slow)が可能で表示更新速度の設定と合わせて、適切な電力測定が可能です。また、大きな入力があった
場合のスムージングリセットのON/
OFFにも対応しているので、早い応答が必要な測定にも対応できます。

6

電力測定基準の設定

スムージングフィルタ時間幅

スピード設定表示更新速度Very Fast

1/80s

0.05s

0.2s

fast

1/20s

0.2s

0.8s

medium

1/3s

1.5s

6s

slow

2.5s

12s

48s

very slow

10s

48s

192s

ノーマル

スロー

・スピードの設定に対応した表示更新速度・各スピートにおける Window の時間幅
（normal/slow）

PPA5500

PPA4500

電力を測定する際に、 周波数の基準と位相の基準をそれ

電力測定
周波数基準

ぞれ設定することができます。
周波数の基準については、 待機電力などで電流が断続的に流れる場合（ 50周期に1周期の間隔） は、 周波数の基準を電流におかないと、 安定した電力の測定ができませ

電圧基準
電波基準
スピード入力基準
AC ラ イ ン 基
準

電力測定
位相基準

ん。こうした場合の測定にも柔軟に対応します。また、モーターなどのスピード入力基準にも設定可能です。

電力測定の際の周波数・位相の基準をそれぞれ設定可能。待機電力などの電流が断続的に流れる電力の場合は基準を電流に設定します。

1:5 サ イ ク ル ( 待 機 電 流 周 期 10Hz) の
24mApk で 8.5m Arms の duty cycle の低
い微小待機電流波形も測定可能
1:5 サイクル待機電力測定
10

1:50 の低周期 (1Hz) の電力も良好に測定可能

7

P ＷＭインバータの評価に最適な機能 PPA5500 PPA4500

インバータの電力計測に欠かせない機能が搭載されています。

従来は、 PWMモータドライブアプリケーションでは、 歪み成分を多く含む波形であるため、 基本周波数の特定が困難でした。 同期をかけて電力計測するために、 フィルタの帯域制限機能で歪みを軽減させてから、 基本周波数を特定する方法もありますが、 本来の電力計測とは違った電力計測を強いられることになります。 PPAシリーズパワーアナライザーでは、この様な問題はありません。

トルク、加速度センサ取り付け時の結線例（PWM モータドライブ測定モード）
新しいNewtons4thのパワーアナライザ方式では、 PWM モータ･
ドライブ･モードを使い、 それらの問題をクリアにします。 歪みがある
波形そのままを電力波形として測定・演算して導き出すことが容易です。
欠かせない機能を以下に示します。

電圧波形、 電流波形、 スピード出力の何れかから、基準信号を取り出す事ができます。

デジタル ・フィルタ設定により、基準周波数を抽出しやすくします。
たとえば、1Hz ～ 60Hzまで の 広 範 囲 で
基準周波数が変動する可変速モータでは、
1kHzフィルタなどを使います。
トルク、 スピード入力は、 アナログ、 パルス入力に対応しています。

PWMモードの電圧基準で基本周波数を検出する方法
ここでは、電圧基準で基本周波数を特定し難い
電圧波形は、そのまま演算対象
電圧

電流波形は、そのまま演算対象
電圧

基準信号（周波数毎の切り出し）

電流

電流
ここでは、

電流

たとえば、電圧波形をフィルタリング

電流波形は基本周波数であるフィルタの選択(1kHz)

同期を電圧でかけて、 本来の入力デー
タで電力演算します

基準入力の選択11

APPLICATIONS
1 大電流センサインタフェースシステム PPA5500 PPA4500
PPA5500/PPA4500は、インバータ＆ドライブ回路の評価に最適です。独自のデジタル･フィルタ･アルゴリズムを利用したN4Lパワー
アナライザはトップレベルの性能を持っています。PPA5500/4500は、LEM社電流センサと組み合わせた測定も提供できます。
。
LEM-6 InterfaceCT

IT60-S

IT1000-S

IT65-S

ITN600-S

IT200-S

ITN900-S

IT205-S

ITN1000-S

IT400-S

LF510-S

IT405-S

LF1010-S

IT605-S

LF2010-S

IT700-S

LF510/1010 PSU

出力電圧（ BNC）+/- 3Vpk

出力電流（ 4mm セーフティー端子）+/- 1Apk

レンジ（センサ出力負荷抵抗値）
最大総数
確度
周波数帯域
ユニット幅
重量
電源電圧、消費電力

1Ω, 2.5Ω, 5Ω, 10Ω
6（LEM-6-1～6 相数に応じて設定）
0.1%(0.04% システム校正後)
DC~2MHz (CTに依存)
2U High
約6.5kg1 Phase 100〜240Vrms, 50~60Hz, 6~3A
(720VA max.)

動作温度範囲-5 to 40 °C

保存温度範囲-10 °C to + 70 °C

大電流用センサ

大電 流 用途に、500Armsシャント抵抗、600Arms CT、
キロアンペアクラスの電流センサを用意しております。
LEM 社 のIT 60-S / IT 200-S / IT 400-S / IT 600S / IT 700-S / ITN 900-S / IT 1000-S / SP1センサ
HF500

も専用の電源（IST ULTRASTAB（IT /ITN ULTRASTAB
transducer用）と組み合わせて電力計測にご利用頂けます。

CT 直流電流測定または校正のための電流出力。
LEM社（指定センサ）電流センサ制御線の接続ケーブル接続用
電圧変換出力 パワーアナライザに接続

ハイスピード解析

高速信号解析
PPA5500（最速2ms･PC取込み時5msデータログ･インターバル）

PPA5500シリーズは、非常に速い信号処理を特長です。 急激に可変速する電気自動車、 エレベータ、 エアコンなどのインバータシステムの運転状態を高速捕捉することができます。
N4Lは、 PC取り込み時に最速5ms間隔でDataLoggerソフトウエアを用いてデータを出力できます。 当然、 リアルタイムNo-Gap測定です。

12

三相三電力計法による測定例

三相電力の測定結果は、画面切り替えボタン（ “BACK” “NEXT”）を押すだけで、簡単に切り替えて測定することができます。パラメータ設定のわずらわしさから解放されます。

orPhase1

Hi

Phase2

Hi

Phase3

Hi

A
A
A

Lo

1

Lo

2

Lo

3

or

Phase1 Phase2 Phase3
Hi
Lo

V

Hi
Lo

V

Hi
Lo

V

三相電力計測結果

画面のページが切り替わる

各相のトータル（高調波含む） 電力測定結果

基本波成分の各相の電力測定結果

三相三電力計法によるCTを用いた測定

三相三電力計法によるインバータ、モータの効率測定例です。600ArmsのCTを使った大電流計測に対応可能なシステムです。Master-Slaveケーブルを使って、 ２台同期して測定できます。 可変速モータの試験では、 基本周波数が広範囲にわたりますので、PWM測定モードでも、 いつでも2.2MS/s, 2MHz帯域（ PPA4500/5500標準モデル及びLCモデル） で高調波を含んだ電力まで確実に捉えられる強みがあります。 図の例は、LEM社の CTをPPA本体の電流センサ入力に接続しています。
CTを活用する場合は、 LCモデル（ 10Armsモデル） をおすすめしております。
PH1

HI

LO

PH1

PH2
三相
交流電源

三相
インバータ

HI

PH2

LO

PH3

モータ

トルク
スピード
センサ

負荷

PH3
HI

HI

HI

HI

HI

HI

VC
H1

VC
H2

VC
H3

VC
H4

VC
H5

VC
H6

LO

LO

LO

LO

LO

PPA5560LC

LO

スピード
同軸ケーブルインバータ効率 入力 3,400W
出力 3,250W 効率 95.6%

トルク

モータ効率 機械
出力 2,900W 効率 89.2%

モータ ・ インバータの総合効率 85.3%
13

APPLICATIONS
2 電源トランスの効率 三相トランスのバランス

V1

235.83V

電源トランスの力率及び効率試験 PPA5500 PPA4500

電力トランスは、１次側電力送電側は、 高電圧、 2次側には巻き数比に依存した低電圧が発生し、 非
常に効率的に動いていますが、 損失分は現れます。 一般的に知られているオーム損失I2Rで考えると、損失が低減されると、 導体断面積を最小限に抑えることができます。 これは、 コスト低減にもつながφ 077.11degrees

ります。銅損を最小限に抑えることも期待できます。 たとえば、10MVA変圧器で1％の損失と仮定す
ると、100kWが失われることになります。

φ0

以下にトランスの試 験 例を 示します。 パワー・アナライザ で 観 測すると、235.83V（ 基 本 波

l =794.49mA
φ50.025Hz） と41.796W（ 基本波）、 オフロード時の位相は、 -77.11(deg,)（ V1との間の位相角）でした。ここで、50.025Hz基本波でインピーダンス計算すると235.83V/794.49mAの= 296.83
Ωとなります。 同様の結果が、 パワー・アナライザのインピーダンス測定モードで確認できます。
1kVrmsを超える高電圧測定では、 HVDP-8Kを使うと5.6kVrmsまでの電圧に対応します。

V2

無負荷時トランス出力測定例

無負荷時トランス・インピーダンス測定例

235.83V

AC Source

3Φ Transformer~

試験例

有負荷時トランス・インピーダンス測定例
HVDP-8K 8kVpeak，5.6kVrms

三相トランス、インバータドライブ、モータの位相バランス測定 PPA5500 PPA4500
三相機器トランスは、 第一相目の基本波電圧を基準0˚として、二相目120°、 三相目240°の関係があります。 各
機器の特性のばらつき、 故障などにより、 この関係が維持できないことがあります。 そこで、 不具合要因を見極めるために、 バランス測定を行います。
三相バランス測定例（ 1） は、 各相の位相を直接読んだ結果です。
三相バランス（ 2）では、 各相の基準を0˚、 120˚、 240˚
として差分を表示しています。 phase1基準にphase2

三相バランス測定（１）が120.25°であると、+0.25°のエラーが認められます。
phase3が240.16°であると0.16°のエラーが表示されました。
IWATSU-N4Lのパワーアナライザは、 非常に小さい位
相誤差を数値で大きく見ることができます。

三相バランス測定（２）14ベクトル電圧・電流関係

3 圧電素子（ハイドロホン、超音波振動子）
圧電素子の電力測定 PPA5500 PPA4500

圧電素子

信号発生器

超音波振動子の電力計測やデバイス周辺温度を同時

パワーアナライザに観測するために、 ADI-40を利用します。
大電力用タイプの素子は、 HUBERT社製
４現象パワーアンプ（ バイポーラアンプ）とデバイス間にパワーアナライザで、HUBERT
４現象パワーアンプ

電流・電圧の計測をおこないます。

4

航空機、突入電流

航空機、アビオニクス産業向け PPA5500 PPA4500
417ハーモニクス+次数間高調波測定

高速FPGAとDSPプロセッサは、 417高調波まで計算し、 またABD0100.1.8の高調波測定要件を満たすことができます。 高調波アナライザ·
モードを持つPPA5500、 PPA4500でTTVF105次数間高調波モードに対応したシンプルで正確なソリューションを提供します。

AC Source~

ABD0100.1.8 インター・ハーモ二クス測定結果150kHzまで測定

NOTE:

PPA4500 は、100 次まで

突入電流の計測 PPA5500 PPA4500

正確な突入電流の測定は、基本測定確度、 ノーギャップ測定、高速サンプリングに依存します。以下に測定器に求められる条件を示します。
1.

ギャップレス測定である。
突入波形は、 一時的に発生することがあります。 また、ギャップ･レス測定によって、
  突入波形データが失われることなく電力分析をおこないます。

2. 高サンプリングレート である。
いくつかの汎用電力計測器は、 低いサンプリング速度です。これは、FFT（高速フーリエ変換）信号処理技術に限定された               メモリに起因します。 PPA4500とPPA5500は常にDFT（離散フーリエ変換）の信号処理を利用し2.2ms/sの高周波事象を確実に               エリアシングなしに捕捉されます。

インラッシュ電流測定系

AC Source~

15

APPLICATIONSAPPLICATIONS
5 電源効率 リアクトル測定
電源効率試験 PPA5500 PPA4500

ACアダプタの電力変換効率試験の例を紹介します。 AC100V動作するAC-DC電源の入出力特性を測定するために、電子負荷装置、安定化電源、
パワーアナライザを用います。 ここでは、 AC100V入力DC16V3.5Aの電源を試験しました。

安定化電源
AC100VA2
電源AC → DCV1

電子負荷装置

A1
V2

電力（W)

電源効率(%)

入力
出力

負荷率

負荷率

測定アプリケーション（インダクタンスロス測定）PPA5500 PPA1500

ダイナミックレンジが広く位相測定確度が高いパワーアナライザでは、 動的なインダクタンスロスを高精度で測定することができます。 直流が重畳する条件などで実動作中の損失測定ができることが特徴です。
力率＝１の電力は、 電圧及び電流波形の位相は、0(deg,) であり、
W = VA
VA = 0となります。
力率が 90(deg,) の場合は、
W = 0
VA = VAr
測定結果
なぜ高精度が必要なのでしょうか？
力率＝０に近づくと、有効電力は、小さくなる傾向を示
力率＝１の有効電力＋

力率＝0の有効電力

W = VA

W=0

VA = 0

VA = VAr＋

流の 位相関係 が重要であることが分かります。つまり
高位相精度が求められます。
たとえば、昇圧器などに使われるリアクトルの計測では、
力率≦0.2です。 測定器の位相精度は明確ですか？一度

＋
V

V

A

A

＋

確認してみましょう。
位相誤差による影響を明確にし、 高位相精度のパワー
アナライザを使う事が、 インダクタ・ロスの正確な測定につながります。

−

16

します。 つまり、 有効電力を測定する際に、 電圧と電−更に高精度測定をするには、BHアナライザを用いる事をおすすめします。

APPLICATIONS
6 待機電力 IEC62301 Ed2.0、 LED ドライブ効率
待機電力（待機電力 IEC62301 Ed 2.0) PPA5500 PPA4500
PPA4520とPPA5520は、 ユーザーがIEC62301とエネルギースター・テスト
基準に対応する測定器です。 非常に幅広いダイナミックレンジ、 高速サンプリング、No-Gap測定により正確に測定します。 IEC62301では、 典型的な待機電流
波形は、 10の値を超えることがありますが。
PPA5500、 PPA4500シリーズは高いクレス
トファクタ＝２０（ CF） までの特性を持つ信号

STANDBY

処理にも対応します。

BREAKOUT BOX

AC SOURCEIWATSU-N4L のパワーアナライザは、 ISO17025 認証に対応しています。

たとえば、 電圧, 電流, 位相, 電力, ハーモニックス及びフリッカの規定があります。 待機電力測定の為に、 電力測定の正確さは、0.5Wまで理想的な測定をを提供します。

LEDドライブ効率 PPA5500 PPA4500

PPA4520とPPA5520は、 理想的なLＥＤドライバの調光技術の評価、効率試験を提供します。
効率試験は、 パワーアナライザ本体でダイレクトに

AC Source~

LED Driver

表示したり、ＰＰＡ制御用ソフトウエアDataLogger
上で、計算して導くこともできます。

7 サイクル・バイ・サイクル測定、インバータ・モータの始動特性 PPA5500 PPA4500

Newtons4thのサイクルバイ・サイクルの電力計測は、 低回転から高速回転まで可変する信号を高速取り込みすることができます。 最速で2ms（PPA5500） 間隔で測定できます。 PCの制御も最高5ms(PPA5500)間隔でPC上にパラメータ数値の転送ができます。
グラフは、 Data Loggerソフトウエアで取得したデータをExcel上でグラフ化したデータです。 写真は、 インバータ計測したモータ及びインバー
タです。

基本周波数
(Hz)
電力(w)

時間(秒)
17

PC CONTROL AND DATA ACQUISITION
1 PC制御ソフトウェア PPA5500 PPA4500

測定データも簡単にPC上で取込解析可能です。
（ USB､ RS232、LAN）①PPAcomm
リモートコントロール＋データ取込

本体の操作パネルに対応してリモートコントロールできます

リアルタイム表示、データログ表示②PPA Data Logger
 PPAシリーズ最大4台(12相)までをPCリモートによるデータの同時取得と、リモートコントロール、電力解析パラメータのカスタマイズ表示・演算、トレンドグラフ表示、 データエクスポート（ Text､ Excel、Bitmap、Clipboard）

トレンドグラフ表示

データログ表示
測定パラメータを自由に配置できます ( リアルタイム表示、データロ
グ表示 ) 測定結果は、トレンドグラフ (PPA 毎に 4 パラメータまで選択 )による表示も可能です。データログ機能では指定したインターバルで測定結果を取得し保存します。
マニュアル取得にも対応します。

③データエクスポート機能、 画面ハードコピ機能

PPA の表示画面の Bitmap によるハードコピーにも対応します
データログ機能で取得したデータは、Excel に簡単にエクスポートできます。
18

2 シングル・ショット取り込み PPA5500 PPA4500
Data Loggerはソフトウエア上のSTART/STOPボタンで 測 定
データを連続して取り込みます。
これに対して、 シングルショッ
ト取り込みは、Data Setting
設 定 をManuaｌ、 測 定 開 始後、APPENDボタンを押す毎にデータをPC上に転送します。
必要な時にワンショットだけ取りたい方におすすめしておりま

コメント入力欄

す。 データ列の右端には、 短いコメントを入れることもできます。

3 コネクタ・インタフェース PPA5500 PPA4500
RS232（ 標準）、 USB(標準)、LAN（PPA5500標準）、
GPIB（ PPA5500標準）

4 Data Logging（本体内部機能）PPA5500 PPA4500

高度な周波数検出技術を利用して、基本的なAC波形との同期は、自動的に成し遂げられます。
Datalogの最小間隔は、最小2ms 〜（ PPA5500）、
最小5ms 〜（ PPA4500)から決められます。

データログ機能とデータ取得間隔（10ms の場合）

5	5台以上（15相以上）複数接続対応のコントロールソフトウェアなどもありますので、お問い合わせください。 PPA5500 PPA4500

本体からデータをＵＳＢで保存し、PC でデータを展開

製品評価、 HEMS ／スマートグリッド電力監視などに最適です。

19

APPLICATIONS
6 高調波、フリッカ
IEC61000-3-2/3-3

フル・コンプライアンスは、PPA5531/5511をおすすめしています

ハーモニック＆フリッカアナライザ PPA5500 PPA4500

PPA5531/5511パワーアナライザは、 ISO17025認証が取れたコンプライアンス試験に最適なモデルです。 特長は、 パワーアナライザ本体でテストが実行できるだけでなく、 PC制御による測定の操作や取得したデータをレポート形式に出力したりできます。

・高調波グラフ(PPA本体の表示例)

・測定結果表示(PPA本体の表示例)

数値一覧表示で試験結果がPASSの状態です。
評価機器のクラス分けの設定もできます。

Pst,Pltなどのパラメータの表示と同時に、合否判定結果がPASS または、FAIL表示されます。PC制
御ソフトウエアでも判定結果が分かります。

・フリッカ測定例(IEC Softを活用した例)

・高調波グラフ(IEC Softを活用した例)
PPA本体で導かれた結果などをPC上で解析できます。
高調波の変化を後から戻って見返すこともできます。

インラッシュ電流試験 PPA5500 PPA4500

Pst,Pltなどのパラメータの表示と同時に、PC上でも解析することができます。また、特定のパラメータのトレンドも表示できます。
フル・コンプライアンスは、PPA5531/5511をおすすめしています

平均値、Dmax 測定

IECSoftソフトウエアでPC上にデータを読み込んだ例です。 インラッシュ電流測定は、 オプションのPCISと組み合わせて使います。 マニュアル、
自動計測の２通りを選択できます。

パワーアナライザと接続するインターフェース･ポート

ON/OFF時の位相角を設定して最大突入

電圧測定用

端子

電流測定用
端子

電流を測定します。
１回の電圧変化毎に
Dmax=

最大電圧ー最小電圧を求めます。
定格電圧

複写機、照明機器などの突入電流の変化によって変動する電圧変化を捉えます。

20

電源入出力
インラッシュ電流測定用制御ボックス
10Arms 300Apk

パワーアナライザのピーク・レンジシステム
完全な波形のデジタイズのためのピーク・レンジ・システム PPA5500 PPA4500

それは、 多くの場合、 正常に電力パラメータを計算するために、 波形全体を取り込まなければならないことを見落としています。 すべてのNewtons4thのパワーアナライザに用いられるピーク・レンジング測定システムは、 波形全体がデジタル化され、 正確な電力パラメータを計算するようにします。
例１：一般的に使用されるレンジ・システム （RMS ベースの計測器）

例２：Newtons4th パワーアナライザに搭載されている
ステム

ピークレンジ・シ

赤い斜線部分の波形は、RMS レンジ・システム
によってクリップされてしまいます。

ピーク・レンジ・システムは、クリップされていません。
入力信号のピークを自動的に検出しオートレンジで切替もできます。

ＮＯＴＥ：
RMSレンジ･システムは、 クレストファクタの予備知識を持っている技術者を必要とし、多くの場合は難しいでしょう。
ピーク・レンジ・システムは、 最も信頼性の高いアプローチであると考えます。
大木のRMSレンジシステムは、 低いクレストファクタによって保証されています。すべてのNewtons4th製品は、 少なくともクレストファ
クタ（ CF＝）20のオートレンジまで保証します。
CF＝20以上を持つ測定器は、マニュアル･レンジであった場合、理論的に＞300をサポートします。ピーク・レンジ・システムの主な利点は、測定器がオートレンジ・アップする能力をCF＝20においての能力を示す事です。
Newtons4thは、 RMS･レンジ･システムでは、 限界があると考え、ピーク・レンジ・システムを採用しました。

ハイスピード＆９レンジング・システム PPA5500 PPA4500

独自の9段階（ PPA5500） または、 8段階（ PPA4500） のレンジシステムを持ち、 各段に汲まれたアンプシステムは、 優れた直線性を持つ電圧減衰器、 アンプ、 広帯域電流シャント抵抗で校正されています。
広いダイナミックレンジ特性も持ち合わせているアンプシステムは、レンジ切り替えしても、電圧減衰器、電流シャント抵抗を切り替える必要がありません。
デザインの特長●

各電圧入力につき1減衰器

N4L

・ハイインピーダンス、 低容量●

各電流入力につき1電流シャント抵抗●

オートピーク検出●

高速レンジング●

高ノイズ除去特性●

自動DCオフセット・トリミング

・低インピーダンス、低インダクタンス

N4L Noise Cancellation
Op Amp Gain Circuit

メリット●

オーバーロード・プロテクト特性●

電圧ライン接続時の低シャント効果●

電流ライン接続時の低電圧負荷特性●

ハイスペックな位相精度●低減衰器及びシャントの動作温度範囲●

高速レンジ切り替え●

すべてのレンジで一定の周波数応答●

測定器の電源がオフの時でも同様である

N4L

To
DeviceUnder

To
DeviceUnder

21

ISO17025 UKAS 校正対応
ISO17025 UKAS Calibration Certificate PPA5500 PPA4500

Newtons4thは、 UKAS Calibration Laboratory 公認(UKAS No 7949）されています。
そして、 すべ てのPPA4500,PPA5500シリーズ・パ ワーアナ ライザ は、 標 準 としてISO17025 UKAS Calibration
Certificateの対応をしております。

クローズドループカロリーメトリー法
ISO17025 UKAS Calibration Certificate

Closed Loop Calorimetry

MethodPPA5500 PPA4500

クローズド・ループ・カロリーメータ法は、 標準的な熱量測定技術の様に長期の試験時間を必要としないで温度から派生した電力を測定する技術です。
（ Oxford Universityと共同研究した。） そして、 すべてのPPA4500,PPA5500シリーズ・パワーアナライザは、標準としてISO17025 UKAS Calibration Certificateの対応をしております。

◆ CT との組み合わせ校正
高精度 CT の使いやすさと高精度電力アナライザで CT の実力を十分に発揮

校正データ例

試験電流

PHASE １PHASE ２

CTとの組み合わせによる
誤差 仕様 不確かさ

22

◆ADI40

入力20/出力20アナログ-デジタル変換インタフェース（オプション）PPA5500 PPA4500

ADI40-xは、 最大20入力のアナログ入力（ 温度センサ入力、DC入力の合計）および 最大20出力を持つインタフェースユニットです。

インバータモータシステムの温度・電力監視、 データロガーやオシロスコープを接続して、 電力変化を時間的な変動傾向として観測することがで
きます。

仕様

ADI40

入力

No. of Inputs

入力数 (熱電対)

型番

熱電対入力

DC 出力

ADI40-4

4

16

ADI40-8

8

12

ADI40-12

12

8

ADI40-16

16

4

4x Type J or Type K (Selectable)

入力電圧レンジ (CH 1 ~ 16)

バイポーラ +/- 10V

入力電圧範囲 (熱電対)

バイポーラ +/-20mV

サンプリング速度

2ks/s

入力インピーダンス

1MΩ

入力インピーダンス（対グランド）1MΩ

更新速度

minimum 10ms

確度

0.1% FS

分解能

12 bit

最大コモンモード電圧-1V ~ +14V

最大入力電圧+/- 30V

出力
出力数 (DC)20

出力電圧範囲Bipolar +/- 10V

スルーレート

0.1V/uS

最大ソース電流50mA

出力インピーダンス10Ω

確度0.1% FS

分解能

12 bit一般仕様
23˚C±5˚C、20-90％の結露しない相対湿度。
5-18˚Cおよび28-40˚C：読み取りの１˚Cあたりの温度係数±0.01％

動作温度、湿度範囲
重量約 3.5kg

外形寸法

H: 62.37mm, W: 395mm, L: 280mm

電源電圧、消費電力

90〜265Vrms, 50〜60Hz, 40VAmax◆HUBERT

4現象パワーアンプ ＋ パワーアナライザ PPA5500 PPA4500

４現象パワーアンプとパワーアナライザの組み合わせで、デバイスの損失などが測定できます。リアクトルは高位相確度のパワーアナライザを使って、僅かに生じる有効電力を確実に捕らえます。

サイン波
リップル波形
４現象パワーアンプ【被測定物】
リアクトル
キャパシタ
抵抗

23

SPECIFICATIONPPA4500

PPA5500

周波数範囲
DC,10mHz ～ 2MHz - PPA4500-LC(10Arms), PPA4500-Std(30Arms)
DC,10mHz ～ 1MHz - PPA4500-HC(50Arms)

電圧入力 （PPA5500 9 レンジ、

内部

PPA4500

8 レンジ）

レンジ

1Vpk ～ 3000Vpk(1000Vrms)(240Vrms within 300Vpk レンジ , using 20% overange)

300mVpk ～ 3000Vpk(1000Vrms)(240Vrms within 300Vpk レンジ , using 20% overange)

確度

0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+5mV

0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+5mV

インピーダンス
外部

DC,10mHz ～ 2MHz - PPA5500-LC(10Arms), PPA5500-Std(30Arms)
DC,10mHz ～ 1MHz - PPA5500-HC(50Arms)

5pF -コモンモード容量 ～ 筐体間 90pF

1mVpk ～ 3Vpk 【BNC コネクタ 3Vpk 最大入力】

300µVpk ～ 3Vpk

3Mohm

レンジ

確度
インピーダンス
電流入力（PPA5500 9 レンジ、

内部

10Arms Low 電流(PPA5500-LC)
4mm safety

レンジ 10mApk ～ 30Apk(10Arms)

30Arms 電流(PPA5500-Std)
4mm safety

BNC Connector (Max 入
力 3Vpk)

位相確度

3mApk ～ 30Apk(10Arms)

確度

0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+ 30µA

レンジ 100mApk ～ 300Apk(30Arms)

レンジ

30mApk ～ 300Apk(30Arms)

確度

0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHzRdg)+ 300µA

確度

0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+ 300µA

レンジ

300mApk ～ 1000Apk(50Arms)
8 レンジ

レンジ

100mApk ～ 1000Apk(50Arms)

確度

0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHzRdg)+ 900µA

0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHzRdg)+ 30µA

確度

0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+ 900µA

レンジ 1mVpk ～ 3Vpk

レンジ

300µVpk ～ 3Vpk

確度

確度

0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+ 3µV

0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHzRdg)+ 3µV

0.005deg+(0.01deg × kHz)【PPA45/5500-LC(10Arms), PPA45/5500(30Arms)】
0.01deg+(0.02deg × kHz)【PPA45/5500-HC(50Arms)】

電力 確度10mHz2MHz

レンジ

確度

50Arms High 電流(PPA5500-HC) **外部 入力( 外部 シャント )【BNC コネクタ 3Vpk 最大入力】0.03%Rdg+0.04%Rng+(0.004% × kHz Rdg)+3µV
0.01%Rdg+0.038%Rng+(0.004% × kHz Rdg)+3µV
3.3Mohm parallel with 40pF - コモンモード容量 ～ 筐体間 90pF
PPA4500 8 レンジ）

LC/Std

[0.04%+0.05%/pf+(0.01% × kHz)/pf] Rdg+0.04%VA Rng

HC[0.04%+0.05%/pf+(0.01% × kHz)/pf] Rdg+0.06%VA Rng[0.03%+0.03%/pf+(0.01% × kHz)/pf] Rdg+0.03%VA Rng[0.03%+0.04%/pf+(0.01% × kHz)/pf] Rdg+0.03%VA Rng[0.02%+0.03%/pf+(0.005% × kHz)/pf] Rdg+0.01%VA Rng

40-850Hz
一般仕様
クレストファクタ
アンプリング速度[0.03%+0.03%/pf+(0.005% × kHz)/pf] Rdg+0.03%VA Rng

20( 電圧 and 電流 )2.2Ms/s on all channels, No-Gap

IEC 測定モード

IEC62301 待機電力

アプリケーションモードCMRR - 同相信号除去比

IEC61000 高調波・フリッカ（専用機あります）, IEC62301 待機電力

PWM モータドライブ , バラスト , インラッシュ , 電力トランス , 待機電力 ,PWM モータドライブ , バラスト , インラッシュ , 電力トランス , 待機電力
Fluctuating Harmonics, フリッカ , TVF105 次数間高調波
250V @ 50Hz - ≥ 1mA (150dB)
100V @ 100kHz - ≥ 3mA (130dB)

測定パラメータ

有効電力 (W)、皮相電力 (VA)、無効電力 (Var)、力率 (pf)、電圧 (V)、電流 (A)、実効値 (rms)、AC、DC､ ピーク (pk)、クレストファクタ (cf)、波形率、サージ、Y- Δ電圧
波数 (Hz)、位相 (deg)、基本調波、インピーダンス
調波測定、THD( 全高調波歪 )、TIF( 電話干渉係数 )、THF( 電話高調波係数 )､ TRD(Total Rated Distortion)、TDD(Total Demand Distortion)
積算電力、SUM、データログ
データログソフトウエアは 30 個）
No-Gap analysis, 最小ウインドウ 10ms
No-Gap , 最小ウインドウ 2ms
16,000
10M s into flash RAM (Non-Volatile)

Datalog
最大個 (PC
Datalog Window
メモリ
インタフェース
RS232
LAN
GPIB
USB
Analogue O/P
トルク / スピード
Sync
拡張 I/F
メカニカル入力、外観等
メカニカル入力
画面表示
外形寸法
重量
Safety Isolation
電源入力

動作温度範囲環境仕様

24

Baud rate 最大 38.4kbps,RTS/CTS flow control( 標準 ) 10/100 Base-T Ethernet auto sensing( 標準 ) IEEE488.2 コンパチブル
USB 2.0 and 1.1 compatible
バイポーラ ± 10V(BNC)
BNC バイポーラ± 10V またはパルスカウント 1Hz ～ 1MHz 0.01% Rdg
4 ～ 6 相入力 (Master/Slave)4 ～ 6 Phase (Master/Slave) + AUX 外部接続

(Option L) 10/100 Base-T Ethernet(Option G) IEEE488.2 コンパチブル

電圧入力 3M Ω || 5pF
外部入力 1M Ω || 40pF
コモンモード容量 ～ 筐体間 90pF
320 × 240 ドットフルカラー TFT, 白バックライト LED
130H × 400W × 315D mm（ 筐体の足を除く）
5.4kg( １相 ), 6kg(3 相 )1000Vrms または DC(CATII), 600Vrms または DC(CATIII)
90 ～ 265Vrms, 50 ～ 60Hz, 40VAmax

温度係数：5 ～ 18˚C / 28 ～ 40˚C において 1˚C につき温度係数± 0.01%
周囲温度：23˚C ± 5˚C（または、ラックマウント吸収温度）
湿度：20 ～ 90% 相対湿度

SPECIFICATIONPPA4500

PPA5500

高調波

帯域

DC,10mHz ～ 2MHz
- PPA4500-LC(10Arms), PPA4500-Std(30Arms)
DC,10mHz ～ 1MHz
- PPA4500-HC(50Arms)

高調波次数
信号処理
クレストファクタ

DC,10mHz ～ 2MHz
- PPA5500-LC(10Arms), PPA5500-Std(30Arms)
DC,10mHz ～ 1MHz
- PPA5500-HC(50Arms)

100

417
DFT ( Discreet Fourier Transform)
20

力率Harmonic 確度

電流

0～1

PPA4500-LC 0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+10uA
PPA4500-Std 0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+300uA
PPA4500-HC 0.03% Rdg+0.04% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+900uA

IEC61000 Harmonic 確度
電圧

-

電流

-

PPA5500-LC 0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+10uA
PPA5500-Std 0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+300uA
PPA5500-HC 0.01% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+900uA

0.2% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+5mV
PPA5500-LC 0.2% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+10uA
PPA5500-Std 0.2% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+300uA
PPA5500-HC 0.2% Rdg+0.038% Rng+(0.004% × kHz Rdg)+900uA

Cycle by Cycle 電力測定 ～ PC - 2Ms/s sample rate (Window setting)
最速更新時間
10ms
Cycle by Cycle 本体 ～ 内部 RAM - 2Ms/s sample rate
最速更新時間10ms
最大過電圧容量20ms
4.2kVpk (3kVrms)
5s
3.1kVpk (2.2kVrms)
Continuous
3kVpk (1.5kVrms)
最小電流感度PPA5500-LC
45uArms
PPA5500-Std
220uArms
PPA5500-HC
700uArms
電圧

電流1000Vrms

サンプリング速度

アクセサリ標準添付
1000Vrms

30Arms1000Vrms

36A Connection lead set

2.2MS/s

50Arms2ms
4.2kVpk (3kVrms)
3.1kVpk (2.2kVrms)
3kVpk (1.5kVrms)
45uArms
220uArms
700uArms

帯域
DC,
10mHz ～ 2MHz

10Arms

5ms

DC,
10mHz ～ 2MHz

PPA5500シリーズ
PPA5510LC

PPA4510LC

PPA4540LC

PPA5520LC

PPA5550LC

PPA4520LC

PPA4550LC

PPA5530LC

PPA5560LC

PPA4530LC

PPA4560LC

PPA5510

PPA5540

PPA4510

PPA4540

PPA5520

PPA5550

PPA4520

PPA4550

PPA5530

PPA5560

PPA4530

PPA4560DC,
10mHz ～ 1MHz

1.5m - 36A リードセット（両端 4mm 積み重ね形セーフティー端子付き）
ケーブル及びわに口クリップ（1x 赤、1x 黄色、2x 黒 （1 相あたり））

PPA4500シリーズ

PPA5540LC○○

PPA5510HC

PPA5540HC

PPA4510HC

PPA4540HC

PPA5520HC

PPA5550HC

PPA4520HC

PPA4550HC

PPA5530HC

PPA5560HC

PPA4530HC

PPA4560HC

—

—

—

—

○

○

RS232ケーブル

RS232 D-sub

9pin シリアルケーブル（PC-PPA間）

○

○

○

○

○

○

○

○

USBケーブルUSB 2mケーブル ［PC側(Aコネクタ) — PPA側（Bコネクタ)］

○

○

○

○

○

○

○

○

GPIBケーブル

GPIBインタフェースケーブル

○

○

○

○

—

—

—

—

マスター ･スレーブ
ケーブル(4, 5, 6相標準）

マスター ･スレーブ接続用リード
BNC-BNC同軸ケーブル

—

○

—

○

—

○

—

○

UKAS 校正証明書(標準)PPA校正データ（英国）UKAS ISO17025 Certificate ISO17025 Certificate of Calibration（英国）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

取扱説明書

和文マニュアル

○

○

○

○

○

○

○

○

CD-ROM

英文簡易説明書、PPA制御ソフト（ComView2）他

○

○

○

○

○

○

○

○

25

アクセサリー
電圧プローブ プローブ
電圧 レンジ

周波数範囲

TT-HV250

2500Vpk

300MHzTTV-HVP

1500Vpk

50MHz

ATT10

30Vpk

30MHz

ATT20

60Vpk

30MHz

ULCP

3000Vpk

2MHz

HVDP-8K

8kVpk, 5.6kVrms

100kHz

ATT20

20:1 電圧減衰器 ( HV プローブ s when
output voltage of probe is >3Vpk,
BNC 入出力 )

Model

備考

高電圧プローブ (Passive) 2.5kVpk 100:1

高電圧 プローブ (Passive) 15kVpk 1000:1

10:1 電圧減衰器 ( HV プローブ 出力電圧 >3Vpk の時に利用 , BNC 入出力 )20:1 電圧減衰器 ( HV プローブ

出力電圧 >3Vpk の時に利用 , BNC 入出力 )1000:1 低容量アクティブ プローブ , バラスト試験などに利用 (<1pF Capacitance)
3000:1
入力リード 約 1m
BNC-BNC ケーブル 2m
電源 12V 15W

ULCP

TT-HVP 15kVpk プローブ

HVDP-8K

ATT10

ULCP

外部シャント抵抗
型番

測定範囲

周波数範囲

3Arms - 30Apk

DC - 2MHz

HF006

6Arms - 60Apk

DC - 2MHz

HF020

20Arms - 200Apk

DC - 2MHz

HF100

100Arms - 1000Apk

DC - 2MHz

HF200

200Arms - 2000Apk

DC - 2MHz

HF500

500Arms - 5000Apk

DC - 2MHz

HF003

外部シャント抵抗 HF-003

位相確度

備考

0.0001˚ / kHz

100m Ω ( ± 0.1%)

0.001˚ / kHz

10m Ω ( ± 0.1%)

0.01˚ / kHz

1m Ω ( ± 0.1%)

0.05˚ / kHz

0.5m Ω ( ± 0.1%)

0.1˚ / kHz

0.2m Ω ( ± 0.1%)

0.1˚ / kHz

外部シャント抵抗 HF-100

3Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )6Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )20Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )100Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )200Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )500Arms 外部電流センサ出力（BNC)( パワーアナライザ外部電流入力 )外部シャント抵抗 HF-200

外部シャント抵抗 HF-500

プローブ / 電流プローブ Transformer: AC
型番
測定範囲
M3 UB 50A-1V
100mA ～ 50A
M3 U 100A-1V
1A ～ 100A
S UE 200A-1V
1A ～ 200A

周波数範囲
40Hz ～ 5kHz
40Hz ～ 5kHz
40Hz ～ 5kHz

確度
1%
1%
1%

備考
100mA ～ 50A AC クランプ式電流プローブ
1A ～ 100A AC クランプ式電流プローブ
1 A ～ 200A AC クランプ式電流プローブ

クランプ径15mm × 17mm
15mm × 17mm
50mm ø

カテゴリー
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII

S UE 250 500
1000-1V

1A ～ 250A/500A/1000A

40Hz ～ 5kHz

1%(250A)
00+1000A)

1 A ～ 250/500/1000A AC クランプ式
電流プローブ50mm ø

600V CATIII

US UE 1000A-1V
SM UE 1000A-1V
SM UB 1000A-1V

1A ～ 1000A
0.5A ～ 1000A(1%>100A)
0.5A ～ 1000A(0.5%>10A)

40Hz ～ 5kHz
15Hz ～ 15kHz
15Hz ～ 15kHz

1%
1%
0.5%

1A ～ 1000A AC クランプ式電流プローブ
0.5A ～ 1000A AC クランプ式電流プローブ
0.5A ～ 1000A AC クランプ式電流プローブ

600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII

P32 UE 1000A-1V

5A ～ 1000A

40Hz ～ 5kHz

1%

5 A ～ 1000A AC クランプ式電流プローブ

P32 UE 3000A-1V

5A ～ 3000A

40Hz ～ 5kHz

1%

5 A ～ 3000A AC クランプ式電流プローブ

43mm ø
54mm ø
54mm ø
83mm ø
(125mm × 47mm または100m m × 58mm)
83mm ø

電流プローブ M3-UB 50A-1V

26

基本確度

470m Ω ( ± 0.1%)

電流プローブ S-UE 200A-1V

電流プローブ SM-UB 1000A-1V

600V CATIII
600V CATIII

電流プローブ P32-UE 1000A-1V

プローブ / 電流プローブ ( ホール素子 ): AC + DC
型番
測定範囲
SC 2C 100A-1V
1A ～ 100A
SC 3C 1000A-1V
1A ～ 1000A
P20 3C 2000A-2V
40A ～ 1000/2000A
P40 3C 4000A-2V
40A ～ 2000/4000A
P50 3C 5000A-2V
50A ～ 2000/5000A

電流プローブ SC 2C 100A-1V

周波数範囲
DC ～ 5kHz
DC ～ 2kHz
DC ～ 2kHz
DC ～ 2kHz
DC ～ 2kHz

確度
2%
1%
1%
1.5%
1.5%

備考
1A ～ 100A AC+DC クランプ式電流プローブ
1A ～ 1000A AC+DC クランプ式電流プローブ
40A ～ 2000A AC+DC クランプ式電流プローブ
40A ～ 4000A AC+DC クランプ式電流プローブ
50A ～ 5000A AC+DC クランプ式電流プローブ

電流プローブ SC 3C 1000A-1V

電流プローブ P20 3C 2000A-2V

ロゴスキーカレントトランデューサ AC / ゼロフラックスカレントトランデューサ : AC+DC
型番
測定範囲
周波数範囲
確度（公称）
WR5000 ロゴスキー
1A ～ 5000A
1Hz ～ 1MHz
0.05%
WR10000 ロゴスキー
1A ～ 10000A
1Hz ～ 1MHz
0.05%

クランプ径
50mm ø
59mm ø
83mm ø
83mm ø
83mm ø

カテゴリー
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII
600V CATIII

電流プローブ P50 3C 5000A-2V

備考
1A ～ 5000A AC ロゴスキーコイル
1A ～ 10000A AC ロゴスキーコイル

センサ挿入径
600mm
600mm

カテゴリー
600V CATIII
600V CATIII

LEM IT 60-S

0A ～ 60A DC/pk (42Arms)

DC ～ 800kHz

0.01%

60A ゼロフラックスカレントトランデューサ

26mm

600V CATIII

LEM IT 65-S

0A ～ 60A DC / 85Apk (60Arms)

DC ～ 800kHz

0.01%

60A ゼロフラックスカレントトランデューサ

26mm

600V CATIII

LEM IT 200-S

0A ～ 200A DC/pk (141Arms)

DC ～ 500kHz

0.01%

200A ゼロフラックスカレントトランデューサ

26mm

600V CATIII

LEM IT 205-S

0A ～ 200A DC/ 283Apk(200Arms)

DC ～ 1MHz

0.01%

200A ゼロフラックスカレントトランデューサ

26mm

600V CATIII

LEM IT 400-S

0A ～ 400A DC/pk (282Arms)

DC ～ 500kHz

0.01%

400A ゼロフラックスカレントトランデューサ

26mm

600V CATIII

LEM IT 405-S

0A ～ 400A DC/ 566Apk(400Arms)

DC ～ 300kHz

0.01%

400A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

600V CATIII

LEM IT 700S

0A ～ 700A DC/pk (495Arms)

DC ～ 100kHz

0.01%

700A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

300V CATIII

LEM IT 1000S

0A ～ 1000A DC/pk (707Arms)

DC ～ 500kHz

0.01%

1000A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

300V CATIII

LEM IT 605S

0A ～ 600A DC/ 849Apk(600Arms)

DC ～ 300kHz

0.01%

600A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

300V CATIII

LEM IT 600S

0A ～ 600A DC/pk (425Arms)

DC ～ 300kHz

0.01%

600A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

300V CATIII

LEM ITN 900S

0A ～ 900A DC/pk (636Arms)

DC ～ 300kHz

0.01%

900A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

300V CATIII

LEM ITN 1000S

0A ～ 1000A DC/pk (707Arms)

DC ～ 300kHz

0.01%

1000A ゼロフラックスカレントトランデューサ

30mm

300V CATIII

DC ～ 440kHz

0.01%

1000A ゼロフラックスカレントトランデューサ

38.2mm

1000V CATII

DC ～ 140kHz

0.01%

2000A ゼロフラックスカレントトランデューサ

70mm

1000V CATIII

適合センサ
上記すべてのトランデューサ 除く IT 1000-S,
ITN 1000-S, IN 1000-S，IN 2000-S
上記すべてのトランデューサ

確度（公称）LEM IN 1000-S
LEM IN 2000-S

0A ～ 1000A DC/ 1500Apk(1000Arms)
0A ～ 2000A DC/ 3000Apk(2000Arms)

LEM Interfaces
型番仕様

LEM6/X Interface

センサ用電源、負荷抵抗選択可能。 最大 6 個接続可能

LEM-1 Interface

センサ用電源、負荷抵抗選択可能

WR5000 ロゴスキーコイル電流プローブ

PPA5500 3 相モデル

LEM-1 Interface

0.1%
0.1%

LEM IT 700-S

PPA5500 Master/Slave mode, 4-6 相同期モード測定27

パワーアナライザ・セレクションリスト
項目

PPA500シリーズ

PPA1500シリーズ

PPA4500シリーズ

PPA5500シリーズ

PPA5531/5511

V, A 読み誤差

0.05%

0.05%

0.03%

0.01%

0.01%

電力 読み誤差

0.10%

0.10%

0.04%

0.03%

0.03%

1～3

1～3

1～3

1～3

1～3

－

－

4～6

4～6

4～6

20 & 30Aシャント

DC ～ 500kHz

DC ～ 1MHz－－－

10 & 30A シャント－－

DC ～ 2MHz

DC ～ 2MHz－

50A シャント

－－DC ～ 1MHz

DC ～ 1MHz

DC ～ 1MHz

10Arms

－

－

○

○

－

20Arms

○

○

－

－

－

30Arms

○

○

○

○

○

50Arms

－

－

○

○

－

レンジ数

8

8

8

9

9

外部入力

○

○

○

○

○
3000Vpk

基本確度

位相
内部
マスター・スレーブ接続
帯域

最大電流入力電圧入力
最大電圧入力

2500Vpk

2500Vpk

3000Vpk

3000Vpk

レンジ数

8

8

8

9

9

外部入力

○

○

○

○

○

一般仕様
○

○

○

○

○

LANインタフェース

オプション

○

○

○

○

GPIBインタフェース

－

－

オプション

○

○

RS232インタフェース

○

○

○

○

○

トルク/スピード入力

－

－

○

○

○

アナログ出力

－

－

○

○

○

フリッカ＆高調波 フル・コンプラ
イアンス（IEC610003-2,3-3）

－

－

－

△

○

IEC610003-2,3-3 測定モード（フリッカ＆高調波）

－

－

－

○

○

IEC62301測定モード

－

○

○

○

○

PWMモータドライブモード

－

○

○

○

○

スコープモード

－

○

○

○

○

ベクトルグラフィック表示

－

○

－

－

－

位相角表示

○

○

○

○

○

トランス測定モード

－

－

○

○

○

スピード/高調波

300/s

300/s

600/s

1800/s

1800/s

4

4

16

16

16

16,00016,00016,00010,000,000

10,000,000

USBストレージメモリポート

内部データロギング
パラメータデータ・レコードイベ
ント数
ABD0100.1.8 Mode

－

－

－

○

○

内部メモリ

192kB

192kB

200MB

1GB

1GB

高調波次数

50

50

100

417

417

最小ウィンドウ幅

10ms

10ms

5ms

2ms

2ms

215 x 92 x 312

215 x 92 x 312

400 x 130 x 315

400 x 130 x 315

400 x 130 x 315

3.3 ～ 4kg

3.3 ～ 4kg

5.4 ～ 6kg

5.4 ～ 6kg

5.4 ～ 6kg

外形寸法（突起物除く）(W x H x D mm)
重さDistributed by:※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。 ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●ここに記載しました内容は、2020年3月現在のものです。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。 ●価格は変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：0120-102-389 E-mail:info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

URL: http://www.iti.iwatsu.co.jp■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■第二営業部 国際営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215●ご相談／お問い合せは