25 ページ 最終行
旧
電離箱線量計が表示する値と水吸収標準
新電離箱線量計が表示する値と水吸収線量標準

45 ページ （赤字が修正部分）
表 3.4 60Coγ線で校正された電離箱線量計による高エネルギー光子線の校正深における水吸収線量 Dw,Q 計測値の相対標準不確かさの見積もり
物理量または手順

相対標準不確かさ (%)

ステップ 1：線量標準機関
特定二次標準器の校正定数 ND,w0.40

特定二次標準器による基準g 線場の決定

0.18

二次線量標準機関におけるユーザ電離箱線量計の測定値

0.27

ステップ 1 の合成不確かさ

0.52

ステップ 2：ユーザが使用する高エネルギー光子線
ユーザ電離箱線量計の長期安定性

0.3

基準条件の設定

0.4

モニタ設定値に対する表示値 Mraw

0.6

補正係数 ki0.4

線質変換係数 kQ（計算値）

1.0

ステップ 2 の合成不確かさ

1.3Dw,Q の相対合成標準不確かさ（ステップ 1+2）

1.4

相対拡張標準不確かさ（包含係数 k = 2 ）2.8

45 ページ 表の下からの本文 （赤字が修正部分）
高エネルギー光子線の校正における不確かさの評価を表 3.4 に示す。基準電離箱線量計の校正が二次線量標準機関の 60Co で行われたとき，Dw,Q の標準不確かさは，計算による kQ の不確かさを合成して約 1.4%と評価さ見積もられる。もし，基準リファレンス電離箱線量計の校正が一次線量標準機関で行われたとしても，計算による kQ の不確かさが優位なためなので Dw,Q の全不確かさの見積は 1.4%で変わらない。の減少は期待できない。もし，ユーザビームにおけるkQ が一次線量標準機関で測定されるなら，kQ の不確かさは約 1.2%に減少できる。

62 ページ （赤字が修正部分）
表 4.4

60

Coγ線で校正された電離箱線量計による高エネルギー電子線の校正深における水吸収線量 Dw,Q 計測値の相対標準不確かさの見積もり
相対標準不確かさ (%)
物理量または手順

ファーマ形

平行平板形

R50 ³ 4gcm-2

R50 ³ 1gcm-2

ステップ 1：線量標準機関
特定二次標準器の校正定数 ND,w

0.400.40

特定二次標準器による基準g 線場の決定

0.180.18

二次線量標準機関におけるユーザ電離箱線量計の測定値

0.270.27

ステップ 1 の合成不確かさ

0.52

0.52

ユーザ電離箱線量計の長期安定性

0.30.4

基準条件の設定

0.40.6モニタ設定値に対する表示値 Mraw

0.60.6補正係数 ki0.40.5

線質変換係数 kQ（計算値）

1.01.2ステップ 2 の合成不確かさ

1.3

1.6

Dw,Q の相対合成標準不確かさ（ステップ 1+2）

1.41.7

相対拡張標準不確かさ（包含係数 k = 2 ）2.8

3.4ステップ 2：ユーザが使用する高エネルギー電子線

70 ページ 8 行目
旧Exradin P11

新IBA PPC40

77 ページ 下から 3 行目
旧前壁厚は 0.00104 g cm-2 であるため，その壁厚は無視できるものとする

新

前壁厚 0.104 g cm-2 を校正深に含め，SW ファントムの厚さを 1.24 cm とする。

79 ページ 下から 4 行目
旧Exradin A10

新

NACP-02

80 ページ 枠下 1 行目
旧

線量最大深 dmax は，PDD より 2.1 cm である。

新線量最大深 dmax は，PDD より 1.32 cm である。

80 ページ 枠下 2 行目
旧

校正深 dc=2.1 cm における

新

校正深 dc =1.32 cm における

92 ページ （赤字が修正部分）
表 5.460

Coγ線で校正された電離箱線量計による治療用陽子線の基準点水吸収線量 Dw, Q 計

測値の相対標準不確かさの見積もり
物理量または手順相対標準不確かさ (%)
ファーマ形

平行平板形

特定二次標準器の校正定数 ND,w

0.400.40

特定二次標準器による基準g 線場の決定

0.180.18

二次線量標準機関におけるユーザ電離箱線量計の測定値

0.270.27

ステップ 1 の合成不確かさ

0.520.52

ユーザ電離箱線量計の長期安定性

0.30.4

基準条件の設定

0.40.4モニタ設定値に対する表示値 Mraw

0.60.6補正係数 ki0.40.5

線質変換係数 kQ（計算値）

1.7

2.1

ステップ 2 の合成不確かさ

1.9

2.3

Dw,Q の相対合成標準不確かさ（ステップ 1+2）

2.02.4

相対拡張標準不確かさ（包含係数 k = 2 ）4.04.8ステップ 1：標準校正機関

ステップ 2：ユーザ施設の陽子線103 ページ （赤字が修正部分）
表 6.360

Coγ線で校正された電離箱線量計による治療用炭素線の校正点における水吸収線量 Dw,Q 計測値の相対標準不確かさの見積もり
物理量または手順相対標準不確かさ (%)
ファーマ形

平行平板形

特定二次標準器の校正定数 ND,w

0.400.40

特定二次標準器による基準g 線場の決定

0.180.18

二次線量標準機関におけるユーザ電離箱線量計の測定値

0.270.27

ステップ 1 の合成不確かさ

0.520.52

ユーザ電離箱線量計の長期安定性

0.30.4

基準条件の設定

0.40.6モニタ設定値に対する表示値 Mraw

0.60.6補正係数 ki0.40.5

線質変換係数 kQ（計算値）

2.83.2ステップ 2 の合成不確かさかさ

2.93.4Dw,Q の相対合成標準不確かさ（ステップ 1+2）

3.03.4

相対拡張標準不確かさ（包含係数 k = 2 ）

6.0

6.9

ステップ 1：標準校正機関

ステップ 2：ユーザ施設の炭素線

109 ページ 18 行目
旧 ・・・線質変換係数であり，表 3.3 から得られる。
新 ・・・線質変換係数であり，表 4.3 から得られる

P112 ページ 5 行目から 7 行目

「媒介変数 Qint を基準とした ・・・（続く 3 行）円筒形電離箱では同一の線質変換係数 kQ,Qintとなる。
」
を削除
115 ページ 最終行以降に追加（================ここから================）
7.3.3 相互校正されたフィールド線量計による水吸収線量計測
例 R50=2.5 cm，電位計の表示値 M が 24.85 nC である場合の校正深水吸収線量 D (dc, A0)

field
1. 相互校正の線質 Qcross に対する線質 Q での線質変換係数 kQ,Qの算出
cross

Roos 電離箱の相互校正線質（Qcross）R50=8.23 cm に対する k Qfield
は，前後の線質 R50=8.0 お
cross ,Q int
よび R50=10.0 g cm-2 に対する kQ,Qint を表 7.1 から読み取り，以下のように直線内挿により求める。

8.23 - 8.0+ kQ(8.0),Qint
10.0 - 8.0
0.23= (0.987 - 0.997) ´+ 0.997 = 0.996
2.0kQfield= (kQ(10.0),Qint - kQ(8.0),Qint ) ´cross (8.23),Qint

さらに，Roos 電離箱の R50=2.5 cm に対する kQ,Q を表 7.1 から 1.051 と読み取り，式(7.8)にintfield
よって kQ,Qを算出する。
crossfield
kQ,Q=cross

field
kQ,Q
int

kQfield
cross ,Qint=1.051= 1.055
0.996

2. フィールド線量計による水吸収線量 D (dc, A0) の算出
フィールド線量計の補正後の表示値 M Qfield が 24.85 nC であるので、相互校正で与えられた水field
吸収線量校正定数と R50=2.5 cm に対する線質変換係数 kQ,Qから，式(7.9)により校正深水吸
cross

収線量 D (dc, A0)を算出する。

D(dc , A0 )

field
field
= M Qfield N D,w,QkQ,Q
cross
cross

= 24.85´ 7.667×10-2 ´ 1.055 = 2.010（================ここまで================）
142 ページ 右コラム 3 行目
旧

線質変換係数は高エネルギー電子線での相互校正

新

水吸収線量校正定数は電子線での相互校正

188 ページ 左コラム 23 行目
旧 RTQA、EBT2 および EBT3 は
新 RTQA2、EBT2 および EBT3 は
244 ページ 左コラム 下から 10 行目
旧 有限の大きさの電離空洞内に生じた
新 水吸収線量は電離空洞内に生じた245 ページ 左コラム 14 行目
旧 しかし，小型の電離箱線量計では新 しかし，小型の電離箱線量計は

245 ページ 左コラム 16 行目
旧 照射野サイズに依存してノイズが変化するため，
新 照射野サイズに依存するノイズの影響を強く受けるため，

245 ページ 右コラム 下から 7 行目
旧 これによる電離箱の感度すなわち，線質変換係数の変化は
新 これによる電離箱の感度，つまり線質変換係数の変化は

246 ページ 左コラム 本文最後に次の文を挿入
また表 A19.1 に示されるように，半導体検出器は 1 cm×1 cm 以下の極小照射野で応答が過大となる場合があるため注意が必要である。
248 ページ 左コラム 下から、11 行目、9 行目、6 行目の文末句点「．
」を「。
」（3 か所）

249 ページ 左コラム 下から、13 行目
旧 検出器の設置位置精度に細心の注意を払う必要がある。
新 検出器の設置位置に細心の注意を払う必要がある。

250 ページ
表 A20.4 Tomotherapy の照射野 10 cm×10 cm（fref）を基準とした線質変換係数
fmsr, f ref 6)
kQf msr
msr , Q

fpcsr

10 cm × 5 cm
10 cm × 2 cm
2 cm × 2 cm

0.997
0.993
0.990

Helical, 5 cm
Helical, 2.5 cm
Helical, 1 cm

f,frefkQpcsrpcsr , Q10,1)

1.000
1.0000.997

赤線で示した縦罫線を消してください。
（赤字が修正部分）
表 A20.5 CyberKnife および Tomotherapy の fmsr での標準計測の例
CyberKnife

Tomotherapy

電離箱
電位計
ND,w
CK(HT)TPR20,10
TPR20,10k Q,Q0TM31010 (PTW)UNIDOS webline (PTW)
3.024×10-1 Gy nC-1
0.639
0.680

Exradin A1SL (Standard imaging)
Tomo Electrometer (Standard imaging)
5.740×10-1 Gy nC-1
0.614
0.631（= 1.027×HTTPR20,10）-1.001, f ref
kQ,Q0 kQf msr
msr ,Q

0.989

1.001×1.000

M Qfmsr
msr

4.855 nC

8.785 nC/min

1.452 Gy / 200MU
0.728 (TMR)
1.995 Gy / 200MU (dr=1.5 cm)

5.048 Gy/min
59.1 (PDD)
8.541 Gy/min (dr=1.2 cm)(d c = 10 cm)
TMR / PDD
f msr
Dw,Q(d r )
msr

f msr
w, Qmsr

D