絶縁抵抗計 IR4053

INSULATION TESTER IR4053

太陽光発電システム用

PV の絶縁抵抗測定を安全に、正確に、素早く■ PV の絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定■ PV 専用ファンクション搭載、測定開始から４秒で測定値を表示■ 通常の絶縁抵抗測定５レンジ (50/125/250/500/1000V) 搭載■ 1000V 対応 PV システムの開放電圧点検に電圧測定 DC1000V 搭載

2

PV 専用ファンクションで正確、安全に４秒で測定

発電中 PV の影響を受けずに測定PV 用に設計された IR4053 は、発電中 PV の影響を受けずに正確な絶縁抵抗値が測定できます。

短絡しなくても正確、安全に測定
通 常、 発 電 中 PV の 正 確 な 絶
縁抵抗値の測定には測定回路を 短 絡 さ せ る 必 要 が あ り ま す。
IR4053 ではその必要がありません。（左画像：短絡開閉器）

4 秒で測定値表示
測定開始から４秒で測定値を表示します。１回目の表示後は 1秒 ご と に 表 示 値 を 更 新 し ま す。
素早い測定で快適な使い心地です。

電圧測定レンジでSTEP 1

通常の絶縁抵抗レンジでSTEP 2

STEP 3断路器を OFF開放電圧、極性を確認

P (+) と接地間を測定

測定の前には必ず断路器、出力開閉器を OFF にします。

P (+) と N (-) にプローブをあて、開放電圧値と極性を確認します。
極性が誤っている場合、赤色点灯
で お 知 ら せ し ま す。1000V 対 応
PV システムの開放電圧点検も可能です。

極性を確認したら、※ 必ず P (+) 側と接地間から絶縁抵抗値を測定します。
測定値に異常がある場合は N (-) と接地間の測定は行わず、STEP5 に移り、接地 -P 間を再度、測定します。

※出力開閉器入力部にサージアブソーバがついている場合は取り外して下さい。

測定の流れ
まずは、測定前の確認※測定する PV に合った測定電圧を印加してください。

1 秒で異常の有無を確認

簡易点検

3

従来の絶縁抵抗計だと何が問題？
一般社団法人日本電機工業会のガイドライン JEM-TR228 によって規定されている 2 つの測定方法と従来絶縁抵抗計の問題点短絡しない測定方法
PPNN

短絡させる測定方法

接続箱
接続箱

PV PV漏電 漏電
PV 発電電流PV 発電電流絶縁抵抗計測定電流
絶縁抵抗計測定電流

PP

N

N

接続箱
接続箱

PV PV
接地 接地

接地 接地

従来の絶縁抵抗計でこの測定をした時の問題点

従来の絶縁抵抗計でこの測定をした時の問題点

正確な絶縁抵抗値が測れない

危険性が高い・手間がかかる

危険性は低いですが、回路の状態によっては発電中PV の影響を受け、実際の絶縁抵抗状態とは違った測定結果になる可能性があります。

発電中 PV を正確に測定するには測定回路を短絡させる必要があります。短絡開閉器を別途設置する必要があり、アーク発生の危険性もあります。また、危険を回避する為に夜間の測定が推奨されています。

× 正確な測定値○ 安全性

地絡があったら赤色点滅でお知らせ○ 正確な測定値

PVΩ ファンクションで× 安全性

現場で役立つ機能
比較判定機能・赤色点灯

PVΩ 測定結果
N-E 間に 0.4MΩ の地絡がある場合の測定値

STEP 4

通常絶縁抵抗レンジ測定結果

STEP 5

N (-) と接地間測定

PVΩファンクションで測定

接地と P(+) 間の測定に異常がなければ、引き続き N (-) と接地間の絶縁抵抗値を測定します。測定値に異常がある場合は STEP5 で再度、測定を行います。
電圧を検出すると赤色点滅で地絡をお知らせします。

PVΩ ファンクションで正確な絶縁
抵 抗 値 を 測 定 し ま す。PV 専 用 のファンクションなので、通常の絶縁抵抗測定では出せない正確な値を得る事ができます。

4 秒で測定完了

任意に規定した値に対し比較判定を行います。規定値に 対 し NG の 場 合、 赤 色点灯でお知らせします。

正確な値を測定

ドロッププルーフ
コンクリート上 1m から落としても壊れない頑丈設計で安心して使用出来ます。

スイッチ付きリード
手元のスイッチで測定電圧の印加、ライト点灯、コンパレータの結果をLED で表示します。

仕様 ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )絶縁抵抗測定測定電圧（DC）

50 V

125 V

250 V

500 V

1000 V

有効最大表示値

100 MΩ

250 MΩ

500 MΩ

2000 MΩ

4000 MΩ

第 1 有効測定範囲 [MΩ ]0.200 〜 10.00

0.200 〜 25.0

0.200 〜 50.0

0.200 〜 500

0.200 〜 1000

501 〜 2000

1010 〜 4000

0.5 MΩ

1 MΩ

確度±4％ rdg.

第 2 有効測定範囲 [MΩ ]10.1 〜 100.0

25.1 〜 250

50.1 〜 500

確度±8％ rdg.

その他の測定範囲 [MΩ ]0 〜 0.199

確度±2％ rdg.±6dgt.

定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値

0.05 MΩ

0.125 MΩ

電圧測定
直流電圧
交流
電圧0.25 MΩ

PVΩ 測定 （JIS に適合した測定を行う場合は絶縁抵抗レンジを使用してください。）
レンジ

4.2 V

42 V

420 V

1000 V

測定電圧 (DC)500 V1000 V

最大表示値

4.200 V

42.00 V

420.0 V

1100 V

最大表示値

2000 MΩ

4000 MΩ確度
レンジ±1.3％ rdg.±4dgt.（1000V 超の範囲は確度保証なし）
420 V
600 V

最大表示値
確度

420.0 V

750 V

測定範囲 [MΩ]

0.200 〜 500

501 〜 2000

0.200 〜 1000 1010 〜 4000

確度

±4％ rdg.

±8％ rdg.

±4％ rdg.

その他の測定範囲 [MΩ]

0 〜 0.199

確度±2％ rdg.±6dgt.

±2.3％ rdg.±8dgt.（600V 超の範囲は確度保証なし）

機能±8％ rdg.

基本仕様
使用温湿度範囲

バックライト○ドロッププルーフ

コンクリート上 1m

保存温湿度範囲
対地間最大定格電圧

0 〜 40℃ , 90％ rh 以下（結露無きこと）-10 〜 50℃ , 90％ rh 以下（結露無きこと）
AC/DC 600 V（測定カテゴリ III）予想される過渡過電圧 6000V

電池の残量表示○オートパワーセーブ

約 10 分後に OFF

IP 保護等級

IP40（EN60529）

活線警告

○

適合規格

JIS C1302：2014（絶縁抵抗測定）,EN61326（EMC）,EN61557-1/-2

自動放電

○

比較判定

○

交流 / 直流自動判別○

耐電圧

AC7060 V

50/60 Hz電源

測定端子一括 - 筐体間

1 分間

寸法 • 質量

電源種類
連続使用時間単 3 形アルカリ乾電池（LR6）×4

寸法

159W×177H×53D（mm）

約 20 時間

質量

約 600g（電池含む , テストリード含まず）

製品名：絶縁抵抗計 IR4053

製品名：絶縁抵抗計 IR4053

形 名（発注コード）（仕様）（価格）
IR4053-10 （テストリード L9787 付属）.......¥ 35,000 ( 税抜き )形 名（発注コード）（仕様）（価格）
IR4053-11 （スイッチ付きリードセット L9788-11 付属） .......¥ 39,000 ( 税抜き )テストリードL9787

スイッチ付きリードセット
L9788-11

別売価格￥2,000（税抜き）

別売価格￥6,500（税抜き）【その他付属品】首掛けストラップ ×1, 取扱説明書 ×1,単 3 アルカリ乾電池 (LR6)×4

スイッチ付リードは測定開始停止のリモート制御が可能 , 手元を照らすライト付き【その他付属品】首掛けストラップ ×1, 取扱説明書 ×1,
単 3 アルカリ乾電池 (LR6)×4

オプション
L9787 専用

L9788-11 専用ブレーカ端子チェック用
L9787 の赤プローブ先端に装着

共通

ブレーカ端子チェック用
L9788-10 の赤プローブ先端に装着
キャップ

8.0mm/φ4.0mm

22mm/φ3.7mm

EARTH 側リードの先端につけて使用 φ11mm

65mm/φ2.6mm

48mm/φ2.6mm

φ 3.2mm
35mm

ブレーカピン L9787-91

スイッチ付きリード L9788-10

ブレーカピン L9788-92

先ピン L9788-90

マグネットアダプタ 9804-02....................￥800（税抜き）.................. ￥5,000（税抜き）................ ￥1,200（税抜き）... ￥1,000（税抜き）.................... ￥3,000（税抜き）■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559〒386-1192 長野県上田市小泉 81

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは ...

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 静 岡（ 営 ）TEL 054-280-2220 FAX 054-280-2221〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒422-8041 静岡市駿河区中田 3-1-9

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

首都圏（営）TEL 03-5256-2731 FAX 03-5256-2732 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 13F〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

横浜オフィス TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-7-4〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

厚木オフィス TEL 046-223-6211 FAX 046-223-6212 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒 243-0018 神奈川県厚木市中町3-13-8〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19※このカタログの記載内容は 2017 年 1 月 17 日現在のものです。  ※ 本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※ お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター        0120-72-0560（9:00 〜 12:00,13:00 〜 17:00, 土日祝日除く）TEL 0268-28-0560  E-mail : info@hioki.co.jp まで。
※ 輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL 0268-28-0562  FAX 0268-28-0568  E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

IR4053J6-71M