九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号：100331AS(III)（様式第４号）

実施課題名※
ポリキャピラリー集光レンズを導入した含水試料用システムの性能評価と含水性高機能材 料 の 状 態 分 析 と そ の 応 用 (III)EnglishEvaluation of hydrated sample measurement system with polycapillary focusing lens and its
characterization and application of highly functional hydrated materials
著者氏名
栗崎 敏、三木祐典、南 慧多、横山尚平、國分伸一郎、岩瀬元希、脇田久伸

EnglishTsutomu Kurisaki, Yusuke Miki, Keita Minami, Syohei Yokoyama, Shinichiro Kokubu,
Motoki Iwase, Hisanobu Wakita
著者所属
福岡大学理学部化学科

EnglishDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Fukuoka University※ 長 期 利 用 課 題 は 、 実 施 課 題 名 の 末 尾 に 期 を 表 す （ Ⅰ ）、（ Ⅱ ）、（ Ⅲ ） を 追 記 す る こ と 。

１．概要
我 々 は こ れ ま で 生 体 試 料 用 溶 液 セ ル シ ス テ ム の 開 発 を 行 っ て き た 。そ こ で 今 回 、こ の セ ルに ポ リ キ ャ ピ ラ リ ー 集 光 レ ン ズ を 導 入 し 、塩 化 ナ ト リ ウ ム（ 5.0M ~0.5M）お よ び 塩 化 マ グ ネ
シ ウ ム（ 5.0M ~0.1M）水 溶 液 中 の Na お よ び Mg K XANES ス ペ ク ト ル の 測 定 を 行 っ た 。ま た 、生 体 試 料 と し て 固 体 状 態 の ク ロ ロ フ ィ ル 中 の Mg K XANES ス ペ ク ト ル の 測 定 を 行 っ た 。

（ English ）We have designed and developed our original biomaterial measurement system for theultra-soft X-ray spectrometer. We introduced a polycapillary focusing lens into this system. We
connected our measurement system to the beam line BL12 at Kyushu Synchrotron Light ResearchCenter established Saga Prefecture. We measured Na-K and Mg K XANES spectra of a various
standard samples in aqueous solution and in solid and Mg-K XANES spectra of a po wdered
chlorophyll.

２．背景と研究目的：
生体試料などの含水試料中の軽元素の電子構造を明らかにすることはその試料の状態や機能解明を行う上で非常に重要である。しかしながら、軽元素の XANES スペクトル測定は一般に高真空下で行うため、含水試料中の軽元素を大気圧下で測定することは非常に困難であり、報告例はほとんどない。また、含水試料の物理的化学的条件を容易に変化させるためには大気圧下で測定することが望まれている。これまで、我々は試料セル周りに 7 軸の稼働部位を有し、イメージング測定にも対応可能な新規溶液セルの開発を行い、この溶液セルを用いた実験を九州シンクロトロン研究センターBL-12において行った。
その結果 5M~1M の濃度の塩化ナトリウム水溶液と塩化マグネシウム水溶液の Na-K
および Mg-K XANES スペクトルについて測定に成功した。しかし、この装置を用いた場合の濃度下限は現状で約 1M であり、生体試料などの含水試料中の軽元素を測定するにはもう一桁以上の低い濃度の溶液測定が可能な溶液セルが必要である。本研究で用いた装置は BL-12 の XPS/XAFS チャンバーの最後部に設置するため入射 X 線が発散している。また、本装置は内径 0.8mm のコリメータを使用しているため、測定試料には発散した入射 X 線の 1 部しか照射されていないため、当初予定していた性能より低くなっていると考えられる。そこで今回コリメータ部分にポリキャピラリー集光レンズを取り付け、入射 X 線を集光することで試料に照射される X 線を増やし測定濃度下限を現在より一桁以上下げることを試みた。
本研究の目的は、既存の溶液セルにポリキャピラリー集光レンズを導入し、その性能評価を行うことである。その方法として、試料は種々の濃度の Na や Mg の水溶液について XANES スペクトル測定を行う。その後、今回測定した結果と以前の測定で得られた集光前の結果とを比較し現在の性能評価を行い、溶液セルシステムへのポリキャピラリー集光レンズの導入効果について明らかにする。
３．実験内容（試料、実験方法の説明）
本実験では、固体や水溶液中の軽元素の XANES スペクトルポリキャピラリーレンズ測定を行う。測定試料はナトリウムやマグネシウムなどの化合物の粉末および水溶液ならびにいくつかの実試料を用いる。測定に使用する設備は SAGA-LS BL-12 のビームライン後方に設置した溶液セルシステムを用いる。以前の測定で我々が設計した溶液セルシステムを用いて塩化ナトリウムと塩化マグネシウム水溶液の XANES スペクトル測定を行い、現段階での測定濃度下限が約 1M 程度であることが明らかとなっている。そこ

図１レイアウトで今回は、「より低濃度試料の測定を可能にすること」を目標として、本装置のコリメータ付近にXPS/XAFS チャンバー以降で拡散した入射 X 線を再集光し、より多くの光（より強い強度の光）とより焦点の小さな光を利用するために XOS 社製のポリキャピラリー集光レンズを購入し、本装置への組み込みを行う。
簡単な実験レイアウトを図 1 に示す。概要としては、本装置をビームラインの最後部に接続し数個の圧空ゲートバルブを伴ったステンレス管を経由しコリメータ先端に取り付けた SiN 薄膜によって真空と大気を隔てており、本装置で得られた X 線を用いて XANES 測定を行う。
この溶液セルは差動排気装置を用いてビームラインと接続されており真空度が悪くなった場合インターロックにより圧空ゲートバルブが自動的に閉じるようになっている。含水試料の測定は、溶液セルを用いて He 雰囲気下で、飽和濃度から適宜薄めた濃度で行う。測定中は試料周りをヘリウムで置換し、検出器として Si フォトダイオードを用いる。また、比較のために粉末試料の測定も行う。
粉末試料のサンプリングは、カーボンテープに塗りつけて行う。測定は蛍光 X 線収量法により NaK(1070eV)、Mg K(1303eV)吸収端について行う。
４．実験結果と考察
今回入射 X 線の強度を増加させるためにコリメータ部にポリキャピラリー集光レンズ(XOS 社製)を導入する改良を本装置に対して行った。その結果、窒化ケイ素窓から約 5mm の位置に Si フォトダイオードを置き 1000eV で電流値を測定したところ約 5 倍程度の X 線強度の増加が観測された。
そこで、0.5M から 5.0M 塩化ナトリウム水溶液の Na-K XANES スペクトル測定を行った。図 2 に測定の結果得られた実測スペクトルを示す。比較として以前ポリキャピラリー集光レンズを導入する前に測定した結果をあわせて示す。ポリキャピラリー集光レンズを導入する前(図 2(a))では 1.0M 以下の濃度ではほとんどピークが観測されなかった。一方、今回ポリキャピラリー集光レンズを導入した場合、1.0M 以下の濃度でも十分に S/N 比の良いスペクトルが得られた。今回の結果から、5.0M

から 2.0M の実測ス
(b)(a)
Normalized Intensity / a.u.

Normalized Intensity / a.u.

powder(NaCl)

5.0M

3.0M

2.5M

ペクトルはほぼ同様

powder(NaCl)のスペクトル形状を5.0M示しており、また、

4.0M

1.0M と 0.5M の実測ス ペ ク ト ル は 5.0M

3.0Mから 2.0M で測定さ2.0Mれた実測スペクトル

1.0M

1.0Mとピーク形状が異な0.5Mっていることが示された。今回ポリキャ

1070

1080
E / eV

1090

1070

10801090

ピラリー集光レンズ

E / eV

図 2 塩化ナトリウム水溶液中の Na-K XANES スペクトル (a):ポリキャピ
ラリー集光レンズ導入前,(b): ポリキャピラリー集光レンズ導入後を導入した結果、ポリキャピラリー集光レンズを使用しない場合より一桁ほど低い濃度で良好な実測スペクトルを得ることが可能であることが示された。
同様に 0.1M から 5.0M 塩化マグネシウム水溶液の Mg-K XANES スペクトル測定を行った結果、0.1M の濃度まで良好な実測スペクトルが得られ、この濃度範囲ではスペクトルの形状に変化は観測されなかった。また生体試料としてクロロフィルを用い Mg-K XANES スペクトル測定を行った。比較に示す。クロロフィル中のマグネシウムのスペクト
ルは水溶液中のマグネシウムのスペクトルとピーク位置およびその形状が異なっている。この結果から、クロロフィル中のマグネシウムイオンは水溶液中のマグネシウムと異なった配位環境や電子状態で存在していることが示された。
５．今後の課題：
ポリキャピラリー集光レンズを生体試料用溶液セルシステムに導入することで入射 X 線の強度が 5 倍程度

Normalized Intensity/a.u.

として 5.0M 塩化マグネシウム水溶液の結果を図 35.0M MgCl2solution

Chlorophyll pwd

強くなり、5M～0.1M の濃度で良好なスペクトルを得る

1290 1300 1310 1320 1330 1340
E/eVことができた。しかし、今回は測定中に検出器が故障し

図 3 クロロフィルおよび塩化マグネシウ塩化ナトリウム水溶液で 0.5M 以下の濃度で測定が行え

ム水溶液中の Mg-K XANES スペクトルなかった。そこで今後は、検出器の修理および光学調整をさらに厳密に行い入射 X 線の強度をさらに高くし、試料周りに導入するヘリウム量の最適化を行い 0.5M以下の濃度の実測スペクトルの測定にトライする予定である。６．論文発表状況・特許状況
1)軟X線分光スペクトル測定装置用生体試料測定システムの設計。開発・性能評価,
栗崎 敏、迫川泰幸、松尾修司、脇田久伸、X 線分析の進歩、41、165-170 (2010)
2)軟 X 線吸収分光法による固体および溶液中の軽元素の状態分析
栗崎 敏，三木祐典，南 慧多，横山尚平，國分伸一郎，岩瀬元希，迫川泰幸，
松尾修司*，脇田久伸
X 線分析の進歩、42、281-290 (2011)
７．参考文献1) 新しく開発した液体セルシステムによる軽金属塩水溶液の軟 X 線吸収分光測定、松尾修司、栗崎 敏、P. Nachimuthu、R.C.C. Perera、脇田久伸、X 線分析の進歩、34、115-123 (2003)
８．キーワード（試料及び実験方法を特定する用語を２～３）・XANES スペクトル
X 線吸収スペクトルの吸収端と呼ばれる急激な立ち上がり前後の部分である。このスペクトルは内殻準位から空軌道などへの遷移に対応した空状態の密度変化を反映している。