Agilent 16900シリーズ
ロジック解析システム・メインフレーム
Data Sheet

困難なデジタル･デバッグの問題解決に

Agilent 16900シリーズ・ロジック解析
メインフレームは、困難なデジタル・
デバッグの問題を解決するための機能を提供します。今日の複雑な回路も正確に測定でき、将来の技術トレンドにも対応できる拡張性と高い性能を実現しています。さらに、直感的なユー
ザ・インタフェースにより、性能や機能を犠牲にせずに、最高の生産性を実現できます。またモジュラ構成のため、予算と用途に合わせてシステムを構築できます。

図1. Agilent 16901A/16902Bロジック解析システム

ニーズに合わせてシステムを拡張可能

拡張性は、Agilent 16900シリーズ・ロ
ジック解析システムの長期的な価値の重要な要素です。拡張性により、いま必要な性能を購入して、ニーズに合わ
せて拡張できます。また通常は個別に使用し、複雑な多チャネルのマルチバ
ス・アプリケーションが必要となった
場合に組み合わせて、ターゲット･シ
ステムを解析することもできます。このように単純なハードウェア・デバッ
グからリアルタイム解析、ハードウェ

ア／ソフトウェアの統合、信号品質解析、複雑なシステム検証まで、長期にわたって利用していただくことができます。
ツールの習得も容易

問題の解決には、デバッグ・ツールをすばやく使いこなせる必要があります。
16900シリーズ・ロジック解析メインフ
レームは、直感的なユーザ・インタフ
ェースとWindows® XP Professionalにより、測定セットアップが簡単にでき、データも即座に検索できます。

さまざまな環境で使用できる柔軟性

複数のメインフレームの組み合わせによる測定機能の拡張： 複雑なバスの解析

16900シリーズには、さまざまな動作
モードがあり、ベンチで一人で作業する場合にも、世界中のチーム・メンバ
ーと共同で作業する場合にも、それぞれのデバッグ環境に容易に組み込み、生産性を向上することができます。

が必要な場合に、個別に使用していた
メインフレームを組み合わせて使用できます。

ベ ン チ で の 作 業 ： タッチ・スクリー
ン／マウス／キーボードからアナライ
ザを操作します。

システム性能の最大化： 最新のPCやサーバ・テクノロジーにより、ロジッ
ク・アナライザの性能を拡張して、ロジック・アナライザの制御、データ解析が行えます。
情報の共有： 測定結果を共有ドライブ

複数のモニタへの表示： 複数のモニタに保存できますを使ってデータを包括的に表示できます。

測定結果の文書化： スクリーン・ショ

ロジック・アナライザのリモート制御／
モニタ機能： 内蔵のWindowsのデスクットを、ネットワーク・プリンタに印刷したり、切り取って他のソフトウェ
アに貼り付けることができます。

トップ共有機能により、ロジック・ア
ナライザにリモート・アクセスできます。またロジック・アナライザがトリガしたときに、電子メールを送信することができます。

自社のネットワーク基準に対応可能：アンチウィルス・ソフトウェアなどをWindowsベースのロジック・アナライ
ザに追加できます。

オフラインでの作業： チームの生産性が向上します。ロジック・アナライザ
が他の測定を実行している間に、データをPCで表示／解析できます。また、次に行う測定のセットアップも行えます。
自動テストの実行： ASCIIリモート・
プログラミング・インタフェースまたはMicrosoft DCOMにより、一連のテストを実行できます。
カスタム解析用のオフロード・データ：

オプションのギガビットLANでデータを外部PCに高速転送できます。

図2.データをマルチディスプレイで包括的に表示できます。

2

16900シリーズ・メインフレーム：

Agilent 16900シリーズには、いくつかのメインフレームがあり、用途に合わせて選択していただけます。モジュラ
構成により、今日の複雑な回路も正確に測定でき、将来の技術トレンドにも対応できる拡張性と高い性能を実現しています。
16900シリーズ・メインフレームを選択する際の注意事項●●

Multiframe Pro： 16900シリーズのメインフレームは、スタンドアロン
として使用できますが、1つのメイ
ンフレームではチャネル数が不足する場合もあります。このような場合に、Multiframe Proを使用すると、複数のメインフレームを1つの測定システムとして使用できます。
ディスプレイおよび解像度： フロン

ト・パネルから直接アナライザを制御する場合は、大型の内蔵タッチ・
ディスプレイ付きのメインフレームを選択してください。16900シリー
ズ・メインフレームはすべて外部モ
ニタと組み合わせて使用できます。
●

モデル番号

16901A

16902B

モジュール・
スロットの数2

6

Multiframe Proありあり

ディスプレイ
および解像度

15インチ（38.1 cm）、
1024×768の解像度のカラー・タッチ・スク
リーンを内蔵。解像度が最大1600×1200の外部モニタを最大4台サポート（PCIビデオ・カード搭載時）

15インチ（38.1 cm）、
1024×768の解像度のカラー・タッチ・スク
リーンを内蔵。解像度が最大1600×1200の外部モニタを最大4台サポート（PCIビデオ・カード搭載時）

PCI拡張
スロット数

フルサイズ1個

フルサイズ1個、モジュール・スロットの数：測定ニー

ズに必要な測定モジュールの数を決めます。また、将来の追加スロットの必要性も考慮してください。
●

16900シリーズ・メインフレームの選択

表1. 16900シリーズ・メインフレーム

16900シリーズの特長
モジュラ方式と拡張性

長期的な投資を保護します。今必要な機能から始め、ニーズに合わせて測定モジュールを追加したり、システム内のフレーム数を拡張できます。

直感的なユーザ・
インタフェース

優れたユーザビリティとWindowsにより、ロジック・
アナライザをすぐに習得できます。

ホスト・パワー・モード
およびオフライン解析

ロジック・アナライザのアプリケーション・ソフトウェアを最高速のサーバで実行して、ロジック・アナライザのリモート制御、データ解析を行うことにより、最高の性能を実現できます。

オープンなPCプラットフォーム

オプションのさまざまなソフトウェア解析ツールにより、デバッグのプロセスを加速できます。
● アンチウィルス・ソフトウェアでデータを保護することにより、ロジック・アナライザを安全にネットワークに接続できます。
● LANやUSBフラッシュ・ドライブにより、容易に作業や測定結果を共有できます。
●

PCI拡張スロット：PCIカードを追加

フル・プログラマブル

LAN経由でCOMを使用してロジック･アナライザを制御できます。

すれば、マルチ・モニタなどの特別な用途にロジック・アナライザをカ
スタマイズできます。

さまざまな利用方法

一人で使用する場合にも、広い地域に分散したチームで使用する
場合にも、生産性が向上します（2ページを参照してください）。

表2. 16900シリーズ・ロジック・アナライザの主な機能と利点

3

モジュラ方式による拡張性

Agilentのモジュールを使用して、用途に適したカスタム・ロジック・アナラ
イザ・システムを構成できます。また
メモリ長／ステート速度をアップグレ
ードすることで投資を保護できます。
測定モジュールのサポート

16900シリーズは以下の測定モジュー
ルをサポートしています。

図3. 多チャネル測定が必要な場合は、複数の捕捉モジュールを組み合わせます。

タイミング／ステート・モジュール
●
●
●
●
●
●

●
●

16951B
16950B
16950A
16910A、16911A
16760A
16753A、16754A、16755A、16756A
16750A/B、16751A/B、16752A/B
16740A、16741A、16742A

図4. モジュール方式で現在と将来の両方の測定ニーズに適した構成を柔軟に選択できます。

パターン・ジェネレータ・モジュール●

16720A図5. すべてのバスと信号のアイ・ダイアグラムを同時に表示することにより、問題のある信号を迅速に特定できます。

ハーフ・チャネル

フル・チャネル

最大クロック速度

300 MHz180 MHz

最大メモリ長16 Mベクタ

8 Mベクタモジュールあたりのチャネル数

2448

タイムベースあたりの最大チャネル数

120240

スティミュラス・コマンド

初期化、ブロック、繰り返し、ブレークの各マクロ

サポートするロジック・レベル

5 V TTL、3ステートTTL、3ステートCMOS、
3ステート3.3 V ECL、5 V PECL、3.3 V LVPECL、
3ステート2.5 V、3ステート1.8 V、LVDS

1 マスタとして使用する各モジュール毎に最低1個のクロック・ポッドを、8出力チャネル毎に最低1個のデータ・ポッドを注文してください。

表3. パターン・ジェネレータ・モジュールを追加すると、製品開発の初期段階でリスクを低減できます。

4

ニーズに合わせてモジュールを選択
Agilentモデル番号

16910A2、3/16911A2、316950B2、3/16951B2

16760A2

モジュールあたりのチャネル数

102/6868

34

単一タイムベース／トリガでの最大チャネル数

510/340

340

170

メモリ長

256 K：オプション256
1 M：オプション001
4 M：オプション004
16 M：オプション016
32 M：オプション032

16950Bのオプション：
1 M：オプション001
4 M：オプション004
16 M：オプション016
32 M：オプション032
64 M：オプション064
16951B：256 M

64 M

高速タイミング・レート1

4 GHz（250 ps）、64 K長4 GHz（250 ps）、64 K長最大メモリ長でのタイミング・
サンプリング・レート（フル／ハーフ・チャネル）

1.0 GHz（1.0 ns）/
500 MHz（2.0 ns）

1.2 GHz（833 ps）/
600 MHz（1.67 ns）

800 MHz

トランジショナル・タイミング

500 MHz（2.0 ns）

600 MHz（1.67 ns）

400 MHz（2.5 ns）

最大ステート・クロック・レート

250 MHz（オプション250）
450 MHz（オプション500）

667 MHz

800 MHz最大ステート・データ・レート

250 Mb/s（オプション250）
500 Mb/s（オプション500）

667 Mb/s（DDR）
1.5 Gb/s
1066 Mb/s（デュアル・サンプリング）

電圧しきい値範囲−5 V〜5 V（10 mVステップ）−3 V〜5 V（10 mVステップ）−3 V〜5 V（10 mVステップ）

アイ・ファインダ／
アイ・スキャンのサポート

あり

あり

あり

信号タイプ

シングルエンド

シングルエンド、差動

シングルエンド、差動

プローブとの互換性

40ピン・ケーブル・コネクタ

90ピン・ケーブル・コネクタ

90ピン・ケーブル・コネクタ

1 同じプローブによる、全チャネル、全タイミングの同時ステート／タイミング
2 プローブは個別に注文してください。ロジック・アナライザと被試験デバイスを接続するには、オーダ時にプローブを指定してください。
3 必要なメモリ長、ステート・クロック・レート、データ・レートをオプションで指定してください。また、既存のモジュールのソフトウェアをアップグレードすると、機能を使用できます。

表4. ロジック・アナライザ・モジュールの選択

5

将来のニーズにも対応できる高い性能（測定器の寿命の延長）

16900シリーズ・モジュールは、追加のメモリ長とステート速度を容易にア
ップグレードできます。今必要な性能を購入して、ニーズの進化に合わせてアップグレードできます。

16910A、16911A

メモリ長オプション：256 K/1 M/4 M/16 M/32 M
16950A

メモリ長オプション：256 K/1 M/4 M/16 M/32 M/64 M

16950B

メモリ長オプション：1 M/4 M/16 M/32 M/64 M

16951B

16950B

16950A

ステート速度

667 MHz667 MHz

600 MHz

最大データ・レート

667 Mb/s（DDR）
1066 Mb/s（デュアル・
サンプリング）

667 Mb/s（DDR） 600 Mb/s（DDR）
1066 Mb/s
800 Mb/s（デュアル・（デュアル・
サンプリング）サンプリング）

16950シリーズ・モジュールの違い

この表は、16950シリーズ・モジュールの主な違いを示しています。記載されていない仕様および特性は同じです。
16950シリーズ・モジュールの接続：●

最大5台の16951Bを1つのアナライ
ザとして使用できます。この場合のメモリ長は全チャネルで256 Mです。

●

最大5台の16950Bを1つのアナライ
ザとして使用できます。この場合のメモリ長は、最も少ない16950Bのメモリ長になります。

●

16753A、16754A、16755A、16756A、16950Aの組み合わせを1つのアナラ
イザとして使用できます。この場
合のメモリ長は、最も少ないモジ
ュールのメモリ長になります。

6

最大ステート速度を250 MHzから450 MHzに、最大データ・レートを250 Mb/sから500 Mb/sに
アップグレードできます。

メモリ長

256 M

1 M〜64 M

256 K〜64 M

被試験システムの最小アイ幅

550 ps（代表値）

550 ps（代表値）

600 ps（代表値）

アクティブ・クロック・
エッジ間の最小時間

1.50 ns（667 Mb/s
ステート・モード）

1.50 ns（667 Mb/s
ステート・モード）

1.67 ns（600 Mb/s
ステート・モード）

最小ステート・
クロック・パルス幅

1.50 ns

1.50 ns

1.67 ns

ロジック・アナライザとオシロスコープの波形を同時に表示可能
Agilentのロジック・アナライザとオシロスコープの時間相関測定が容易に行えます。ロジック・アナライザとオシロスコープの時間相関波形は、ロジッ
ク・アナライザ画面に同時に表示され、解析が容易になります。また、ロジック・アナライザからオシロスコー
プ（またはその逆）をトリガでき、2つの測定器を自動的にスキュー補正します。
以下が効率的に行えます。
●

シグナル・インテグリティの検証●

シグナル・インテグリティに起因する問題のトレース●

A/DやD/Aコンバータの動作検証●

アナログとデジタルのタイミングの検証

View Scopeの接続と互換性
接続

データ転送用のLAN、
クロス・トリガ用の2個のBNC

サンプリング・
クロックの同期

オシロスコープの10 MHz
クロックBNCから
ロジック・アナライザのクロック入力BNCへ

図6. Agilentのロジック・アナライザとオシロスコープの
時間相関測定機能

利点

自動セットアップ

オシロスコープと接続する場合にロジック・アナライザのヘルプ・ウィザードを使用して容易にセットアップでき、迅速に測定を開始
できます。

波形の統合表示アナログとデジタルのタイミング関係をすぐに検証できます。
オシロスコープとロジック・アナライザの波形が、ロジック・
アナライザ画面に統合され、表示されます。

自動スキュー補正

自動的にスキュー補正が行われ、信頼できる測定結果が得られます。

ロジック・アナライザとオシロスコープの相互トリガ

オシロスコープからロジック・アナライザ（またはその逆）へトリガでき、アナログとデジタルの相互に関連した解析が可能です。

トラッキング・マーカ

トラッキング・マーカは、オシロスコープとロジック・アナライザのポイントを正確に関連付けることができます。オシロスコープのタイム・マーカは、ロジック・アナライザのグローバル・マーカを自動的にトラッキングします。

10 MHz信号とサンプリング･クロックとの同期

長い遅延を設定した場合にも測定確度が劣化しません。ロジック・
アナライザとオシロスコープのサンプリング・クロックの同期により、緊密な時間相関のある測定が維持できます。

表5. Agilentオシロスコープとロジック・アナライザを統合した場合の主な特長と利点サポートしている 16900シリーズ、
ロジック・
16800シリーズ、
アナライザ
1690シリーズ、
1680シリーズサポートしている DSO80000シリーズ、
オシロスコープ
Infiniium 8000シリーズ、
6000シリーズ、
5000シリーズ

表6. Agilentロジック・アナライザとオシロスコープの互換性と接続

7

ロジック・アナライザ用のオプションの解析パッケージ
B4655A Xilinx用FPGAダイナミック・ Xilinx/Altera社のFPGAの内部動作を簡単に表示できます。FPGAを停止したり、デザインのタイミングを変更
プローブ、することなく、測定がリアルタイムに行えます。またデザイン環境での作業内容を活用することにより、
B4656A Altera用FPGA
ロジック・アナライザの信号バス名を迅速に設定できます。
ダイナミック・プローブ
www.agilent.co.jp/find/fpga
89601A-200および300デジタル・ベクトル信号解析

デジタル・ベースバンド/IF信号のタイム・ドメイン、スペクトラム、変調品質解析が行えます。ロジック・
アナライザ用コネクティビティを提供するために、両方のオプションが必須です。www.agilent.co.jp/find/dvsa

B4602A信号抽出ツール

ロジック・アナライザのデータから信号を抽出して処理します。新しいバス／信号の解析は、ロジック・アナライザや他のツールで行えます。
以下の作業に最適です：● シリアル・データ・ストリームからのI/Qデータの抽出。抽出されたIQデータは物理層のテスト／解析用の89601Aソフトウェアに直接ポーティングできます。
● AgilentのN5110B Baseband Studioと組み合わせて使用するためのアルゴリズムの作成。
● 高速A/Dデジタル・データをリマルチプレクサ。
● DigRFアルゴリズム・サンプルの内蔵

B4601Cシリアル・パラレル
解析パッケージ

B4601Cシリアル・パラレル解析パッケージは汎用ソフトであり、捕捉したシリアル・データをパラレルデータに変換し、容易に解析できま。www.agilent.co.jp/find/logic-sw-apps

B4606Aアドバンスド・
カスタマイズ環境：開発／ランタイム・
パッケージ

制御、解析、表示機能を使って、ロジック・アナライザのインタフェースをカスタマイズできます。ダイアログ、
グラフィック表示、解析機能を作成し、測定データを1つのフォーマットにまとめて、さらに詳しく調査／解析
することができます。www.agilent.co.jp/find/logic-customview

B4607Aアドバンスド・
カスタマイズ環境：ランタイム・
パッケージ

B4607A開発パッケージを使って作成したマクロやグラフィック表示を実行したり、Agilent／パートナーに必要とされているさまざまなツールを使用して測定環境をカスタマイズすることができます。

B4608A ASCIIリモート・
プログラミング・インタフェース

ASCIIコマンドを送って、16900、16800、1680、1690シリーズ・ロジック解析システムをリモート制御
します。このインタフェースは、16700シリーズ・ロジック解析システムのRPIとできる限り類似するように設計されているため、既存のプログラムを再利用できます。B4606A/B4607Aを使用する必要があります。
B4606AではRPIコマンドをカスタマイズ／追加することも可能です。

B4610Aデータ・インポート・
パッケージ

ロジック・アナライザのGUIを使用して、ロジック・アナライザ以外のツールで捕捉されたデータを表示できます。

B4630A MATLAB®
コネクティビティ／解析パッケージ

MATLABに接続し、ロジック・アナライザの測定データを転送して処理できます。ロジック・
アナライザのXY散布図に結果を表示します。

8プロセッサ、バス、FPGAのサポート

Agilentと私たちのパートナーは、アプ
リケーションのデバッグ・プロセスを容易にする、FPGA、バス、プロセッ
サ、解析ツールを豊富に取り揃えています。

●

解析プローブでは被試験デバイスへの接続が容易にでき、バス／プ
ロセッサ測定に要する時間が短縮

I/Oバス

メモリ・バス●プロセッサ・ニーモニック表示やバス・サイクルのデコード表示●

業界標準のプロセッサ／バスのサポート

マイクロプロセッサ／マイクロコントローラ

FPGA

シリアル・バス

AMD、Analog Devices、
ARM、AT&T、Dallas、DEC、Freescale、GTE、IBM、IDT、
Infineon、Intel、LSI Logic、
McDonnell Douglas、
MIPS Motorola、National、
NEC、PACE、
PMC Sierra/QED、
Rockwell、Siemens、
Texas Instruments、Toshiba、Zilog

Xilinx:
PCI、PCI-X®、
DDR1、DDR2、Fibre Channel、I2C、Virtex-5、Virtex 4、 PCI Express®、
PC-100/133、GDDR3、 IEEE-1394、Virtex-II Proシリーズ、Serial ATA
FB-DIMM
Serial ATA
Virtex-IIシリーズ、 （SATA 1および2）、 Rambus（SATA 1および2）、Spartan 3/3A/3E
SCSI、Serial
USB 2.0/1.1、シリーズ
Attached SCSIPCI Express、
Altera:（SAS）、
RS-232、CAN、
Stratix II GX、HyperTransport SPI、
IEEE-488、Stratix II、
SPI 4.2/PL4、Serial Rapid IO
Stratix GX、Stratix、 Parallel Rapid IO、
Cyclone II、Cyclone、Serial Rapid IO
Max II、APEX 20K、
APEX II、Excalibur

グラフィックス・バス
AGP2x、AGP4x、AGP3.0、
PCI Express

916900シリーズ・メインフレーム
の特性

データ表示
波形

外部オシロスコープからインポートしたデジタル／アナログ波形、およびバスの時系列値チャートとして、データを表示できます。

リスト

ステート・リストとしてデータを表示

パケット・ビュワー

パケット情報のサマリと詳細を同時に2つの枠内に表示します。デコードされるプロトコル用にウィンドウは自動的にカスタマイズされます。
上側のパケット・サマリ枠はデコードされたパケットとフィールドを表示します。下側の枠には、選択したパケットの詳細、ヘッダ、ペイロード、
レーン情報表示用のタブがあります。

VBAビューVBA Viewウィンドウは、内蔵のMicrosoft Visual Basic for Applications（VBA）と組み合わて動作し、カスタム・データのチャートを表示します。

比較

捕捉データを比較して、違いを強調表示します

ソース・コード

時間相関されたソース・コードと逆アセンブルを同時に分割表示します。
ソース・コード行をクリックするだけで、トリガ・イベントを定義できます。
アドレス・オフセットを使用して、ブートアップ・シーケンス中にROMからRAMに動的にロードされるソフトウェア／コードのソースコード表示が可能です。
ソース・コードを相関させるには、LANまたは測定器のハードディスク・
ドライブでソース・ファイルにアクセスする必要があります。
ソース相関では、ソース・コードの変更や再コンパイルは不要です。

アイ・スキャン

すべてのバス／信号のアイ・ダイアグラムが同時に表示され、問題の信号を迅速に特定できます。

データ表示
2進、16進、8進、10進、符号付き10進（2の補数）、ASCII、シンボル、プロセッサ・
ニーモニック

シンボル・サポート／オブジェクト・ファイル・フォーマットの互換性
シンボル数／レンジ：無制限（16900シリーズ・メインフレームの使用可能な仮想メモリ容量によってのみ制限されます）
IEEE-695、Aout、Omf86、Omf96、Omf386、Sysrof、ELF/DWARF1、* ELF/DWARF2*、
ELF/Stabs1、ELF/Stabs2、ELF/Mdebug Stabs、TICOFF/COFF、TICOFF/Stabs
GPA（General Purpose ASCII）
ユーザ定義：ラベルまたはバスのビット・パターンのニーモニックを定義できます。
* C++ネーム・デマングリングをサポートしています。

10

16900シリーズ・メインフレームの特性

使用可能な構成データ／ファイル・フォーマット
ala

ファイル作成時の表示画面、測定器の設定、トレース・データ（オプション）を復元するための情報が含まれています

xml

拡張可能マークアップ言語

使用可能なデータ・インポート／エクスポート・データ／ファイル・フォーマット
csv

データをExcelなどの他のアプリケーションに転送するためのCSV（コンマ区切りデータ）フォーマット

alb

ポスト・プロセッシング用にロジック・アナライザ・データをエクスポート。
albデータはプログラミング・ツールを使って解析できます。

標準解析ツール
フィルタ／カラー化
検索（次／前）プログラム制御

COMやASCIIコマンドを使用して、ローカル・エリア・ネットワーク上のリ
モート・コンピュータから、ロジッ
ク・アナライザのアプリケーションを制御するプログラムを作成できます。

ロジック・アナライザ（16900/16800/1680シリーズ）
またはAgilentロジック・
アナライザ・
アプリケーションが実行されているPC

Windows XP
搭載コンピュータ
LAN接続
分散COM

ロジック・アナライザのアプリケーシ
ョンには、COMオートメーション・
サーバが組み込まれています。このソ
フトウェアを使用して、ロジック・ア
ナライザを制御するプログラムを作成できます。測定機能はすべて、COM
インタフェースで制御できます。
B4608Aリモート・プログラミング・
インタフェース（RPI）で、ポート6500のTCPソケットにASCIIコマンド
を送ることにより、16900シリーズ・
ロジック・アナライザをリモート制御できます。このインタフェースは、
16700シリーズ・ロジック解析システ

測定器のCOM
オートメーション・サーバ

図7. 16900シリーズのプログラミングの概要

ムのRPIとできる限り類似するように設計され、既存のプログラムを再利用できます。B4608Aを使用するには、
アドバンスド・カスタマイズ環境（B4606A）またはランタイム（B4607A）パッケージが必要です。
このリモート・プログラミング・イン
タフェースは、ロジック・アナライザのアプリケーションを制御するための、COMオートメーション・オブジ

ェクト、メソッド、プロパティにより機能します。RPIコマンドは、COMオ
ートメーション・コマンドを実行し、実行結果を変換し、RPI用の適切な値を返すVisual Basicモジュールとして実装されています。また、B4606Aアド
バンスド・カスタマイズ環境を使用す
ると、RPIコマンドをカスタマイズ／
追加できます。

1116901A/16902Bの特性

内蔵PCの特性
オペレーティング・システム

Microsoft Windows® XP Professional

プロセッサ

Intel CeleronTM 2.93 GHz

チップセットIntel 915G

システム・メモリ

1 GB SDRAM

ハードディスク・ドライブ

80 GB以上

ハードディスク・ドライブへ
インストール済みのソフトウェア

オペレーティング・システム、最新リビジョンのロジック・アナライザ・アプリケーション・ソフトウェア、
ロジック・アナライザと同時オーダのアプリケーション・ソフトウェア（オプション）

測定器制御
LCDディスプレイ

大型の15インチ（38.1 cm）ディスプレイ

フロント・パネルのホット・キー

実行モード選択／タッチ・スクリーン・オフ用の専用のホット・キー

フロント・パネルのノブ

表示／測定パラメータを調整するための汎用ノブ

キーボードおよびマウス

PS/2キーボードおよびマウス（標準装備）

ビデオ表示モード
タッチ・スクリーン・

サイズ

15インチ（38.1 cm）

ディスプレイ

解像度

1024×768

外部ディスプレイ同時表示機能フロント・パネル・ディスプレイと外部ディスプレイを1024×768の解像度で同時に使用できます。

解像度が最大1600×1200の外部モニタを最大4台サポートします（PCIビデオ・カード搭載時）。
外部ディスプレイ・ポート

12

解像度が最大2048×1536で１台のモニタをサポートします。

16901Aインタフェース

周辺機器インタフェース
ディスプレイ

15ピン VGAコネクタ

キーボード

PS/2

マウス

PS/2

パラレル

25ピンD-sub

シリアル9ピンD-sub

PCIカード拡張スロット

フルサイズ1個USB

USB2.0対応ポート：6個（前面に2個、裏面に4個）

インタフェースLAN

10/100/1000 Base T LAN

コネクタ

RJ-45

外部測定器とのインタフェース
トリガ入力／出力により、外部デバイスのトリガ／アーミングや、ロジック・アナライザの測定ハードウェアをアーミングできます。
トリガ入力
入力
アクション
入力信号レベル
しきい値レベル
最小信号振幅
コネクタ
入力抵抗
トリガ出力
トリガ
出力信号
しきい値レベル
信号負荷
コネクタ

立ち上がりエッジ／立ち下がりエッジ
トリガ・シーケンス・ステップに記述されているアクションを実行
最大±5 V
選択可能：ECL、LVPECL、LVTTL、PECL、TTL、ユーザ定義（±5 V、50 mVステップ）
200 mVBNC
4 k Ω（公称値）

立ち上がりエッジ／立ち下がりエッジ。トリガ出力（ロジック・アナライザのトリガまたはフラグ）を発生させるために選択したイベントの論理和
VOH（Highレベル出力）：最小2.0 V、
VOL（Loレベル出力）：最大0.5 V、パルス幅約80〜160 ns
LVTTL（3.3 Vロジック）
50 Ω（最高のシグナル・インテグリティを実現するには、トリガ出力信号をグランドに対して50 Ωで終端してください。）
BNC

ターゲット制御ポート（16902Bのみ）

ターゲット制御ポートを使用してリセ
ット・ライン／インタラプト・ライン
をオンにすることにより、ターゲットを制御できます。

ターゲット制御ポート
信号の数

8

出力オフ

トライ・ステート、ハイ・インピーダンス

出力オン

TTLレベル（1：High、0：Lo）

トグル

信号設定を反転します。信号が1に設定されている場合は、トグルは信号を0に変更します。

パルス

最小16 msの1クロック周期で信号設定を反転します。
パルス幅は指定できません。

レベル

3.3 V（LVTTL）互換

コネクタ

5ピン2列、0.1インチ・センタ

1316901Aの一般仕様

外形寸法443.23

電源
115/230 V、48-66 Hz、775 W （最大）361.49

質量*

正味質量
（最大）

出荷時質量
（最大）

16901A

13.6 kg

20.4 kg*

メインフレームと同時オーダのモジュール1個あたり、0.9 kgの質量が追加されます。

28.822寸法：mm

測定器の動作環境
温度

0 ℃〜45 ℃

高度3000 mまで

湿度

8〜80％の相対湿度（40 ℃で）

図8. 16901Aの外径寸法

15インチ内蔵
カラー・タッチ・スクリーン・
ディスプレイ

汎用ノブ
実行／停止キー
電源オン／オフ・スイッチ
タッチ・スクリーンのオン／オフ
2個のUSB 2.0ポート

図9. 16901のフロント・パネル

AC電源

トリガ出力
トリガ入力

フルサイズ
PCIカード拡張スロット

マウス
クロック入力キーボード

10/100/1000 Base T LAN
シリアル・
ポート

USB2.0ポート（4）パラレル・ポート

図10. 16901Aのリア・パネル

図11. 16901Aの側面

14

外部ディスプレイ・ポート

44.113 cm

16902Bの一般仕様

外形寸法：
電源
16902B 100/240 V、47〜63 Hz、1300 W（最大）56.433 cm
質量*28.813 cm
正味質量（最大） 出荷時質量（最大）16902B*

19.6 kg

28.0 kg

メインフレームと同時オーダのモジュール1個あたり、0.9 kgの質量が追加されます。

測定器の動作環境
温度

0℃〜40℃

高度3000 mまで

湿度

8〜80％の相対湿度（40 ℃）

図12. 16902Bの外形寸法

汎用ノブ

実行／停止キー

電源オン／オフ・スイッチ
タッチスクリーンのオン／オフ
USBポート（2個）

図13. 16902Bのフロント・パネル

測定モジュール
取り出し用の
ラッチ

トリガ入力

トリガ出力

校正

内蔵リムーバブル・
ハードディスク・ドライブ

A
測定モジュール
用の6個の
スロット

AC電源

B
C
D

フルサイズPCIカード
拡張スロットE
F

クロック入力Multiframe
Pro入力

10/100/1000
Base-T LAN

Multiframe
Pro出力
ターゲット
制御ポート

マウス
キーボード

シリアル・ パラレル・ 外部ディスプレイ・
ポート
ポート
ポート

USBポート（2個）

図14. 16902Bのリア・パネル

15

1181BZテストモービル

Agilent 1181BZテストモービルは、ロジック解析システムのメインフレーム
やアクセサリの整理／移動に便利です。
テストモービルには、以下が付属しま
す。
●

●

●

頑丈なキャスタで、測定器の移動が簡単
鉄製留め具とナイロン製ストラッ
プで、測定器をカートに固定
最大積載量：226.8 kg

質量1181BZ

最大正味質量：44.5 kg

オプションのアクセサリ
35181E作業台用の静電防止マット

35181HZ

テストモービル・プリンタ／
プロッタ・スタンド

35181J

引き出し（89 mm）

35181KZ

作業台

35181M

引出し（133 mm）

図16. 1181BZテストモービル・カートの寸法

図15. 1181BZテストモービル・カート

16ラック・アクセサリ

固定シェルフスライディング・シェルフ

この固定シェルフを使用して、16900
シリーズ・ロジック・アナライザを
Agilentの標準的なラックすべてに取り付けることができます。固定シェルフ
は、付属のハードウェアを使用して所定の位置にしっかりと取り付けます。
また、このシェルフはEIA規格の最小単位に対応する設計になっています。
固定シェルフの特長を以下に示します。

スライディング・シェルフは、表面がフラットで、測定器に十分に手が届くようになっています。このシェルフは、Agilentのすべてのラックに対応し、16900シリーズ・ロジック解析システ
ムをサポートしています。シェルフとスライドは組み立て済みなので、容易にラックへ取り付けることができます。スライディング・シェルフの特長を以下に示します。

●●

はめ込み式で設置が簡単
エッジが滑らか●●

はめ込み式で設置が簡単
エッジが滑らか

スライディング・シェルフと一緒に、
スチール・バラスト（C2790AC）をご購入されることをお勧めします。バラ
ストは、シェルフを引き出した際にラックの転倒を防止するためのものです。

図17. ラックに取り付けたスライディング・
シェルフ

仕様

図18. 固定シェルフ（J1520AC）

J1520ACJ1526AC

材質

冷延鋼板

冷延鋼板

質量

8 kg

9.9 kg

色

暗灰色

暗灰色

長さ

678 mm723.9 mm

高さ

44 mm

44.5 mm

幅444 mm

482.6 mm

積載量

68 kg

68 kg

内容

固定シェルフ1枚
背面ブラケット2個取付け用ハードウェア

スライディング・シェルフ1枚
背面ブラケット2個
ケーブル・ストラップ1個
取付け用ハードウェア

図19. スライディング・シェルフ（J1526AC）

17

オーダ情報
製品番号

概要

16901A

2スロット・ロジック解析システム・メインフレーム、15インチ（38.1 cm）タッチ・ディスプレイ内蔵

16902B

6スロット・ロジック解析システム・メインフレーム、15インチ（38.1 cm）タッチ・ディスプレイ内蔵

各フレームに、PS/2キーボード（1個）、PS/2マウス（1個）が付属しています。また、16902Bには、ターゲット制御ポート用10:1コンダクタ・
フライング・リード・ケーブルが付属しています。

Agilent製品番号／
オプション番号概要

オーダ情報

E5861A

メインフレーム・ケーブル、ケーブル長

同時に接続するメインフレームの数よりも1つ少ない数をご注文ください。

関連カタログタイトル

カタログ・タイプ

カタログ番号

16900シリーズの測定モジュール

Data Sheet

5989-0422JAJP

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・
アナライザ

Brochure5989-5062JAJP

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・
アナライザ

Data Sheet

5989-5063JAJP

B4655A FPGAダイナミック・プローブ

Data Sheet

5989-0423JA

B4656A Altera用FPGAダイナミック・プローブ

Data Sheet

5989-5595JAJP

Probing Solutions for Agilent Technologies
Logic Analyzers

Catalog5968-4632E

Application Support for Agilent
Logic Analyzers

Configuration Guide

5966-4365E

Innovative Digital Debug Solutions
CD with Videos

CD-ROM

5980-0941EN

上記のカタログのご要望は、計測お客様窓口にお問合せいただくか、
www.agilent.co.jp/find/logicをご覧ください。

18

メモとしてお使いください19

アジレント・テクノロジー株式会社

電子計測UPDATE

www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メー
ルを無料でお送りします。

Agilent Direct
www.agilent.co.jp/find/agilentdirect
測定器ソリューションを迅速に選択して、使用できます。

Agilent
Openwww.agilent.co.jp/find/open
Agilentは、テスト・システムの接続とプログラミ
ングのプロセスを簡素化することにより、電子製品の設計、検証、製造に携わるエンジニアを支援します。Agilentの広範囲のシステム対応測定器、
オープン・インダストリ・ソフトウェア、PC標
準I/O、ワールドワイドのサポートは、テスト・システムの開発を加速します。

Remove all doubt
アジレント・テクノロジーでは、柔軟性の高い高品質な校正サービスと、お客様のニーズに応じた修理サービスを提供することで、お使いの測定機器を最高標準に保つお手伝いをしています。お預かりした機器をお約束どおりのパフォーマン
スにすることはもちろん、そのサービスをお約束した期日までに確実にお届けします。熟練した技術者、最新の校正試験プログラム、自動化された故障診断、純正部品によるサポートなど、アジレン
ト・テクノロジーの校正・修理サービス
は、いつも安心で信頼できる測定結果をお客様に提供します。

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00（土・日・祭日を除く）

FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL ■■ 0120-421-345(042-656-7832)
FAX ■■ 0120-421-678(042-656-7840)
Emailcontact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp● 記載事項は変更になる場合があります。

ご発注の際はご確認ください。

また、お客様それぞれの技術的なご要望やビジネスのご要望に応じて、●●●●

アプリケーション・サポート
システム・インテグレーション
導入時のスタート・アップ・サービス
教育サービス

Copyright 2007
アジレント・テクノロジー株式会社など、専門的なテストおよび測定サービスも提供しております。

www.lxistandard.org
LXIは、GPIBのLANベースの後継インタフェースで、さらに高速かつ効率的なコネクティ
ビティを提供します。Agilentは、LXIコンソーシアムの設立メンバです。

世界各地の経験豊富なアジレント・テク
ノロジーのエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、測定器のメインテナンスをサポートいた
します。詳しくは：

www.agilent.co.jp/find/removealldoubt

WindowsおよびWindowsはMicrosoft Corporationの
米国での登録商標です。
PentiumはIntel Corporationの米国での登録商標です。
MATLAB® はMathWorks, Incの米国での登録商標です。
PCI-XおよびPCI ExpressはPCI-SIGの登録商標です。

November 30, 2007

5989-0421JAJP
0000-00DEP