Sensistor ISH2000 HySpeed, detector de fugas dehidrógenoEl detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 HySpeed
representa un método rápido y fiable para la comprobación de fugas
en línea que se adapta a las velocidades de llenado de las
empaquetadoras modernas. Está diseñado para eliminar la necesidad
de tomar muestras en intervalos regulares, realizar comprobaciones
de fugas fuera de la línea y confiar la integridad de sus productos a lainseguridad estadística. El detector está integrado en empaquetadoras
o llenadoras y se puede utilizar para la comprobación de fugas en
cada máquina y cada paquete.
El detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 HySpeed es una
versión del detector para el montaje en panel ISH2000P. Diseñado
para la comprobación de alta velocidad de paquetes en línea despuésde su llenado y sellado, el ISH2000 HySpeed permite realizar varias
pruebas por segundo.

BENEFICIOSElimina la laboriosa comprobación manual, el rechazode lotes de producción y el costoso seguimiento dereclamaciones por productos defectuosos

Mejora considerablemente el aseguramiento de lacalidad

La detección inmediata de desviaciones en el proceso
reduce el riesgo de tener que rechazar lotes deproducción completos

1Sensistor ISH2000 HySpeed, detector de fugas de hidrógeno



La alta sensibilidad junto con las excelentes
prestaciones con concentraciones elevadas facilitan ladetección de fugas

CARACTERÍSTICAS

Hasta 4 ciclos de medición por segundoMétodo de medición único con uso de la tecnología
Sensitor con hidrógeno diluido como gas de traza (5% H2,95% N2)

Comprueba cada paquete después del llenado y sellado

Se adapta a las velocidades de llenado de lasempaquetadoras modernas

Gas de traza económico y renovable – con el mismo nivelde precio que N2 y CO2

Aprobado como aditivo alimentario (E949, E941)

Equipo compacto, fácil de integrar en la línea de producción



Configuración rápida del procedimiento de prueba

INFORMACIÓN DEL PEDIDO
TipoSensistor ISH2000 HySpeed, Hydrogen Leak Detector

ISH2000 HySpeed

2Sensistor ISH2000 HySpeed, detector de fugas de hidrógeno

590-870

ESPECIFICACIONES
Tipo

Sensistor ISH2000 HySpeed, Hydrogen Leak
Detector

Tasa mínima detectable
Modo de medición

[೜೘mbarl/s or cc/s with 5% Hೣ

Modo de localización

20 ppm Hೣ

Hora de inicio

1 min

Calibración

External reference leak or calibration gas

Entradas / salidas<p>25 pin, D-Sub with status signals 24VDC /0.5A<br />9 pin, D-Sub with RS232<br />Probeconnector</p>Mantenimiento

Maintenance-free

Alimentación eléctrica
Dimensiones (An x Al x P)
Peso

24 VDC, 3 A
275 x 140 x 75 mm (11 x 6 x 3 in.)
1.8 kg (4.0 lb.)

PIEZAS DE REPUESTO
Sensistor ISH2000 HySpeed, Hydrogen Leak Detector
C21 6m

590-175

C21S 3m

590-161

C21S 9m

590-165

Sensor Key

598-147

3Sensistor ISH2000 HySpeed, detector de fugas de hidrógeno

ACCESORIOS
Sensistor ISH2000 HySpeed, Hydrogen Leak Detector
AP29ECO, Sampling Probe, 1cc/s

590-036

AP29ECO, Sampling Probe, 3cc/s

590-035

Combox590-820

Insertion Sensor H65 A590-250

Reference Leak Type A, 5x10-2 ml/s

590-420

Reference Leak Type B, 5x10-3 ml/s

590-421

Reference Leak Type C, 5x10-4 ml/s

590-422

Reference Leak Type E, 10g/a

590-427

Reference Leak Type G, 3g/a

590-429

Robot Probe

590-920

Robot Probe basic

590-925

Sensistor ILS500 F

590-596

Sensistor ILS500 FHP

590-598

Tracer Gas Filler TGF10590-557

CONSUMIBLES
Sensistor ISH2000 HySpeed, Hydrogen Leak Detector
Insertion Sensor H65 A

590-250

Probe Tip Filters, 50 pcs

591-234

PROTECTION CAPS, 50 PCS

591-273

Protection Caps, 500pcs

590-625

REPLACEMENT HYDROGEN SENSOR FOR P50 / PK

590-292

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2013-05)© 2013 INFICON