FLIRT530/T540

プロフェッショナル赤外線サーモグラフィ

FLIR T530/T540 は電力、配電、製造などの各業界で熱画像サービスのコンサルタントの業務を支援する目的で設計されたサーモグラフィで、解像度、処理速度に優れており、人間工学に基づいたデザイン設計がなされています。180°回転する光学ブロック、鮮明な液晶ディスプレイなど、最新式フォームファクターをすべて備えた FLIR T530/T540 は、あらゆる環境に応じて測定者にとって欠かせない温度測定の新ツールです。

抜群の効率、安全性、パフォーマンス

あらゆるアングルから、安全かつ快適に機器を測定、熱異常を素早く発見• 頭上や低い位置にある対象物を測定する 180°回転の光学ブロックで長時間の作業負担を軽減• 最大 464×348 ピクセルの解像度で、安全な距離を保ちながら広範囲をスキャンでき、161,472 か所の非接触による温度測定ポイントを提示• AutoCal ™ により広角から望遠までの各種レンズをシリーズの全カメラで共有が可能• レーザーアシストフォーカスでシャープな熱画像分布の把握と正確な温度読み取り
最大161,472ピクセルの高解像度

重要な決定を迅速に先進的イメージングテクノロジーと卓越した精度で適切な指示が迅速に• スーパーファインコントラスト（MSX® ）、UltraMax® 、およびフリアーシステ
ム ズ の 特 許 で あ る 適 応 性 の 高 い フィ ル タリン グ を 行 う FLIR Vision
Processing ™ で業界トップの鮮明な画像を生成• 測定物との距離をレーザーアシストで自動計算• 傷が付きにくく鮮明度が 33% 向上した 4 インチの液晶ディスプレイで同種カ
メラの 4 倍の解像度業務環境を快適にする設計

AutoCal™ 光学によりシリーズの全カメラでレンズ（広角から望遠）の共有が可能

現場での調査結果の体系化に役立つ迅速なレポート機能で就業時間を最大限に活用• すばやく反応するタッチスクリーンや 2 つのプログラムボタンなどの直感的なコントロールでメニュー、フォルダー、設定を瞬時に利用可能• モバイルアプリ FLIR Tools を用いれば、W i-Fi ストリーミング経由でリアルタイム接続• 音声注釈、自動記入式テキストコメント、画像スケッチなど効率的なレポート機能でワークフローを最適化• METERLiNK ® を有効化したフリアーシステムズのクランプメーターやマルチメーターからの測定データに加え、撮影画像に GPS 位置を埋め込むなど豊富なレポート作成機能

主な特長：

レーザーアシストフォーカスと距離計測で、正確な計測をサポート

www.ﬂir.jp/T5000Series• 180°
回転する光学ブロックと鮮明な 4 インチ容量性タッチスクリーン• 最大 464×348 ピクセルの実効解像度（測定ポイント 161,472 箇所）• 高速かつ正確なレーザーアシストフォーカス• レーザー距離計算と画面上でのエリア測定• カスタマイズ可能なワークフォルダー• 交換可能でインテリジェントな AutoCal ™ 対応の各種レンズ• 業界を主導するフリアーシステムズならではの 2-5-10 年保証

製品仕様
カメラ型式

熱画像解像度UltraMax® 解像度

計測温度範囲デジタルズーム

FLIR T530

FLIR T540

307,200有効ピクセル

645,888有効ピクセル

320×240（76,800ピクセル） 464×348（161,472ピクセル）−20℃〜650℃
1−4x連続一般機能
検出器

42° 2.41 mrad

42° 1.66 mrad

14° 0.75 mrad

14° 0.52 mrad

24° 1.31 mrad
42° <0.03℃

温度分解能（NETD）
30℃のとき24° <0.04℃
14° <0.05℃

感度波長域カメラフレームレート

フォーカス

1−6x連続非冷却マイクロボロメーター

瞬時視野角（IFOV）

レンズの認識−20℃〜1500℃

高温オプション：1200℃

14° <0.05℃

バッテリー稼働時間

自動（Auto Cal™ ）24°
レンズ ‒0.15m、（オプション マクロモード使用時）

71 µm
2

液晶ディスプレイ

4インチ タッチスクリーン（640×480ピクセル）
自動回転機
能搭載LCD

デジタルカメラ

画像モード
ピクチャー・イン・ピクチャー

システム同梱品
標準パッケージ○（UVC経由）○（W i-Fi、UVC ）USB 2.0、Bluetooth、W i-Fi
USB タイプCディスプレイポート
リチウムイオン電池

約4時間（温度25℃で通常使用の場合）‒15℃〜50℃‒40℃〜70℃

25g/IEC 60068-2-27、2g/IEC 60068-2-6/IP54;
EN/UL/CSA/PSE60950-1
1.3kg、140×201×84mm
赤外線カメラ本体（レンズ付き）、バッテリー2本、充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード、各種ケーブル（USB 2.0AからUSB Type-C、USB Type-CからHDMI、USB Type-Cから
USB Type-C）

仕様は予告なしに変更される場合があります。最新の仕様はwww. ir.jpをご覧ください。

赤外線、可視、スーパーファインコントラスト（MSX® ）、ピクチャー・イン・ピクチャー
サイズ変更可能、移動可能○（FLIRToolsにて画像統合処理）精度

レーザーポインター

重量／寸法（レンズなし）○

5 MP、LEDフォト／ビデオランプ内蔵

測定と分析

測定プリセット

衝撃／振動／保護、安全基準

カメラ内SDカード温度情報付き動画録画（.csq）

アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC

UltraMax®

測定ツール（スポット、ボックス）バッテリータイプ

保管温度範囲連続、レーザー距離計（LDM）付き1ショットフォーカス、手動

103 µm

動画出力

動作保証温度範囲

プログラムボタン

カラーパレット

赤外線動画ストリーミ
ング（温度情報なし）

追加情報

14°
レンズ−1.0 m

画像表示とモード

赤外線動画ストリーミ
ング（温度情報付き）42° <0.03℃

30Hz

マクロモード（24度レンズ使用時に選択可能なオプション）赤外線動画
または可視動画録画（温度情報なし）

通信インターフェース

42°
レンズ −0.15m
最小焦点距離熱画像動画録画（温度情報付き）24° 0.90 mrad

24° <0.04℃

7.5−14.0µm

動画の録画/ストリーミング±2℃もしくは±2%
スポット、エリアボックス（max/min）。ライブモードで各3測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、
ユーザープリセット1、ユーザープリセット2

レーザー距離メーター

画像注釈
音声

テキスト

画像スケッチGPS

METERLiNK ®

画像保存

メモリーカード
画像ファイル
フォーマット

タイムラプス（プログラム保存）

www.ﬂir.jp/T5000Series

○○
○

○
○

自動画像タグ付け○

リムーバブルSDカード
標準 J PEG（温度情報付き）
10秒〜24時間

http://www.shin-ei.ne. jp

新栄電子計測器株式会社〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2636
TEL 0466-88-3030 FAX 0466-87-0627