製品情報

EM-FECS(B) FECS シリーズ評価用モジュール
概要 ：

特長 ：

定 電 位 電 解 式 ガ ス セ ン サ FECS シ リ ー ズ 専 用 の 評 価 モ
ジュールです。 センサ種類別の感度特性に対応した電圧出力 （VOUT) が得られるため、 FECS センサの特性を容易に評価することができます。

・FECS シリーズ全てのセンサに対応
・FECS シリーズセンサの出力電流を電圧に変換
・センサ型式毎の負荷抵抗の選択により安定した測定が可能
・回路 off 時のセンサ分極低減機能搭載

基本動作 ：
対象ガス濃度に応じて、 発生した FECS シリーズセンサ *1 の出力電流を電圧に変換します。 対象ガス濃度と出力電圧の関係は直線的です。 予め対象ガスの濃度に応じた出力電圧を求めておくことにより対象ガスの濃度を算出することが可能です。 *2＊ 1 FECS シリーズセンサの規格につきましてはそれぞれの製品情報 ( 別紙 ) をご覧下さい。
＊ 2 本モジュールは FECS センサの出力電流を電圧に変換する機能のみで、 センサ出力の温度補正機能は有しておりません。

構造及び寸法 ：DC 5.0 ± 0.2V

最大消費電流2.0mA 以下
0℃～ 60℃ , 95%RH 以下( 結露無きこと）

使用温湿度条件

センサ出力電圧（VOUT）

各センサの使用温湿度範囲につきましては、 それぞれの製品情報( 別紙） をご覧ください・ 0ppm 時 ： 1.00 ± 0.05V
FECS40-1000, FECS41-250
FECS43-20, FECS50-100
FECS44-100/200/1000/5000
・ 0ppm 時 ： 2.50 ± 0.05V
FECS42-20, FECS45-105CN111.0

1JP6C

JP516.0

JP

W

CP2432.0

JP8

VR11RCP13W R2SEN1C

3.03.0FECS-series
FECS sensorシリーズ

EM-FECS(B)3.01.6センサ

1.6

印加電圧
許容範囲 (VIN）SEN2Sensor
センサ
sockets
ソケット

3.0

対象ガス( センサ型式番号）

FECS シリーズ評価用モジュール
CO (FECS40-1000)
NO (FECS41-250)
NO2 (FECS42-20)
SO2 (FECS43-20)
NH3 (FECS44-100/200/1000/5000)
Cl2 (FECS45-10)
H2S (FECS50-100)

5Pin コネクタ
JST:MB5P-90S

45.0

12.0

16.5 max

名称

EM-FECS(B)4.9max

型式番号

JP7

規格 ：

単位： ｍｍunit:mm* センサ (FECS シリーズ ) は上記のセンサソケットに装着して使用します。
* 5Pin コネクタ (JST:MB5P-90S) に嵌合するソケット :JST:XHP-5P、 05JQ-BT

製品情報
製品情報

5v

VIN

9PVIN
1NC
4NC
7AVIN(DC5.0v)

2pin

VBASE

3pin

VOUT

261CE

GND
8C2C1111023

R11000p C3

FB 551k3CC4R2SEN113k4

XCL211B082

W

DC810k22

R111M

104

C93.94v

J-FET(P-ch)
MMBF176

GS

5pin

GND

R12R

22µ/10v

CN13.94v

R3R

3W

4C

5CP110k

SEN2

R1310JP63

R154.7k

33

JP1

R7

JP2

R833k

7

JP3

R9100kIC4(2/2)
C11 OPA2388

JP4

R106(0.691v) 567JP7

JP8

R161k

104

1k

IC2(2/2)/IC3(2/2)

C7C6 1041041R51043R6CP2

1kIC4(1/2)

1OPA2388

82200k1048210410k

C10OPA2388

C5R4IC3(1/2)

OPA23883.94v

R145104

1JP544pin

NCL2L1Lx
Lx

1µ/16v

10µ/10v

53.94v

IC11pin8

回路図 ：1VR1100k43(0.358v～3.585v)

IC2(1/2)

OPA2388

ＦＥＣＳセンサ型式ごとの設定 (I-V 変換倍率・ボリューム調整・推奨負荷抵抗の選択）*3
FECS センサ型式

検知ガス

I-V 変換倍率

FECS40-1000

CO

一酸化炭素

FECS41-250

NO一酸化窒素

FECS42-20

NO2

二酸化窒素

FECS43-20

SO2二酸化硫黄

NH3

アンモニア

JP1

1 万倍

JP310 万倍

JP420 万倍

JP310 万倍JP23.3 万倍

バイアス電圧JP6-JP5+300mV

基準電圧

ボリューム調整の必要

1.00V

なし

JP72.50V

あり *4JP833

JP710JP833

JP710

推奨負荷抵抗 ( Ω )10

FECS44-100
FECS44-200
FECS44-1000
FECS44-5000

JP61.00V-なし

FECS45-10Cl2

塩素JP420 万倍

2.50V

あり *4

FECS50-100

H2S

硫化水素

JP1

1 万倍

1.00V

なし

*3 工場出荷時、 ジャンパーピンは JP1, JP6, JP7 に接続されています。
*4 基準電圧調整方法 ： VBASE(2Pin) と GND(5Pin) 間の電圧値を測定しながら VR1 で 2.50V に調整してください。

コネクタ (CN1) のピン配置
ピンＮｏ．
１

名称VIN

機 能DC 5.0 ± 0.2V

電源入力２VBASE

基準電圧出力３VOUT

センサ出力電圧４-無接続５GND

グラウンド1.00V ± 0.05V( 工場出荷時）

センサ出力電流値 Is(μA) は CN1 の VOUT(3Pin) と GND(5Pin)間の出力電圧値より、 以下の式で算出されます。
Is = ((VOUT[Gas] - VOUT[Air]) / I-V 変換倍率） × 106
VOUT[Air] ： 検知対象ガスが存在しない時のセンサ出力
VOUT[Gas] ： 検知対象ガスが存在する時のセンサ出力計算例） センサ ： FECS50-100 [0.7μA/ppm (H2S) 典型値 ]の出力電圧値が以下の場合
VOUT[Air] = 1.00V
VOUT[Gas] = 1.7V

注意 ：本モジュールは FECS シリーズセンサの評価用です。 他の用途にご使用にならないでください。

Is = ((1.7-1.00)/10,000) × 106 ≒ 70μA
※ H2Sフィガロ技研株式会社〒 562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11
Tel: 072-728-2044
お問い合わせはホームページから

URL www.figaro.co.jp

本資料の内容や製品仕様は、 性能向上のため予告なしに変更することがあります。
REV.08/24

約 100ppm 雰囲気下での Is に相当