③整理_RunLog_2210Kr_230219.xlsx1_RunLog

2210Kr

84Kr31+ 70MeV/u AVF_18G max 1pnA

Run Summary Sheet : CAMAC & LabView
AttFnamestart

stopHeader

実験前
bef-Ender / LogNote
Elapsepg.
LogNote: E5exp(9)_無し

コメント

100 10 532Trig

Wob AuF Kap IC1 PL1 ED

PL2IC2 Air1 Air2
SSD

sA1:300u A2:700u, B1:150u, B2:1000u

実験中：Beam調整時
22/10/02
CapZnSスポット調整
123

6:02:00

p.151

Cap01_ZnS_Zsld,Qdef
Cap02_WobR36
Cap03_WobR36Au45IN

6:10:00

mpg
mpg

0 2 0 1 30 2 0 1 20 2 0 1 0
測定省略
FC5A1=MaxBeam

Gaf焼き

Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld

p.151

Att vs IC2@Air2Gaf

12plhv01-1234
5

6:23:00

Au 45.8u, R=36
Au 45.8u, R=36 出口コリ□40

PL HV： 利用「前」p.151
6:52:13 plhv01-01 700V PL1=new PL2=2209used
6:53:26 plhv01-02 800V PL2=PL1+200V
6:54:47 plhv01-03 900V
6:56:34 plhv01-04 1000V
6:58:28 plhv01-05 1100V
p.151
回路調整
7:00:00
6:51:31
6:52:41
6:54:04
6:55:17
6:57:19

scnEDic： ExpR 確認
scnEDic01_202210020717
7:17:00

30s/点 x 53点 -> 53点まで

p.152

7:48:00

50uΦ50enA

IC2[A]
今回からGaf下流側に白紙を取付
測定省略
0 4 0 0 160sec
60sec 右側に欠けあり。ビーム軸ズレている？
PL1=PL2= 2.0kcps 2 2 0 0 2 PorS(0) R36 45.8 〇0:00:42 PL1=100u#1(new) PL2=100u#2(2209used)
0:00:45
0:00:43
0:01:17（決定） HV PL1=800V, PL2=1000V（決定） Thr PL1= -50mV, PL2= -50mV, PL1low = -300mV
IC2デコボコ；Edegタイミングか？
IC1～IC2= 1.1-7A 1 1 0 0 00:31:00 (決定) ExpR= 1045um

145 200××0u

IC2@Xclmt〇

100 0uPL2@Air2IC2@Air2
PL2@IC2下流〇〇〇〇〇var〇〇〇〇〇0u〇〇〇〇〇var

scnAtt： IC1 vs PL1
scnAtt01_202210020752
7:52:00 8:20:00 Step = 1/2, /4, /6, /8, /10
scnAtt01camac無し

p.152
0:28:00

scnEDssd：newSSD calib用(1回目)
scnEDssd01_202210020836
8:36:00 9:00:00 30s/点
scnEDssd011 8:36:30 8:36:57 scanED001 0.0 um～
32 8:59:53 9:01:26 scanED032 835.1 um
22/10/02
9:00
ビーム調整終了

p.152

22/10/02
22/10/03

p.153

9:45
(P01-1)利用スタート
7:25
利用終了
8:00
片付け終了
8:15
次Grp準備開始
22/10/03
10:55(N08-1)利用スタート
22/10/04 ～ 5:30～6:15
22/10/04
8:30
利用終了
8:50
片付け終了
8:55
次Grp準備開始
22/10/04
9:40(P01-2)利用スタート
22/10/04 ～ 10:12～10:37
22/10/04
20:34
利用終了
21:00
片付け終了
利用終了後
22/10/04
scnEDic： PL100u Kr用見直しリストでscnEDic02_202210042118
20s/点 x 61点 -> 61点まで
21:18:00 21:51:00

1 0 0 0 0 ～1 3 0 0 3
(決定) PL[cps]= 3.884E+13*IC1[A], 実測/予想=0.96
PL 8K, Sor 1Kcps, Trig=AND 1 3 0 0 0 PandS

SSD@Air2

sA1:300um A2:700, B1:150, B2:1000(18-1029B)
0:24:00 HV(uA) 100(1.68) 100(1.90) 100(4.65) 200(3.49)
SA(Att) x20x5(2,4) x20x6(4) x20x8(0) x5x6(1,2,4,8)
0:00:27 TFA x6min,Int50,Dif20に変更 DblPls無し
途中 SAmp DC, PZ 調整
0:01:33

p.153
Svr止まっていた。回転メカ９０°問題でTelあり

p.153
AVF出口マグチャンThermalで停止

p.164〇 〇 〇 〇 〇 var IC2@Air2
IC1～IC2= 1.0-7A 1 1 0 0 0
PL2@IC2下流
0:33:00 まだデコボコ。Edegスピコン調整要p.164
PL1=PL2= 2.0kcps 2 2 0 0 2 PorS(0) R36 45.8 〇 〇100 0u PL2@Air2
PL HV： 利用「後」plhv021 22:23:14 22:23:47 plhv02-01 PL1_#1nomi aft scnEDic02
0:00:33 PL1=100u#1(new) PL2=HVoff
2 22:24:37 22:25:19 plhv02-02 800V
0:00:42
3 22:25:47 22:26:34 plhv02-03 900V
0:00:47
4 22:27:04 22:27:38 plhv02-04 1000V
0:00:34
2山問題： ADCgate OK, PL-Sor coinOK
scnEDssd：newSSD calib用(2回目)
scnEDssd02_202210042303
Al_t1mm Φ5mm Slit付き
p.164
PL 30K, Sor 1K, Trig=AND 1 3 0 0 2 PandS 〇 〇 〇 〇 〇 var SSD@Air2
23:03:00 23:34:00 30s/点 x 43点
0:31:00 HV定格+少し高め(uA) 150(2.12) 130(2.14) 120(4.80) 200(3.65)
scnEDssd02SA(Att) x20x5(2,4) x20x6.5(4) x20x8(0) x5x6(1,2,4,8)
1 23:03:18 23:03:46 scanED001 0.0 um
0:00:28 同上、全ch PZ,DC再確認。ほぼあっていた。BLR=Autoに変更。sB2 TFA x2->x6 他chと同じにした～
43 23:34:01 23:34:33 scanED043 1000.4 um
0:00:32
scnEDssd03_202210050009
Al_t1mm Φ5mm Slit付き
p.165
同上 1 3 0 0 2 PandS 〇 〇 〇 〇 〇 var SSD@Air222/10/05
0:09:00 1:07:00 300s/点 x タメ用 11点
0:58:00 同上、SAmp PZ再調整
scnEDssd031 0:09:46 0:14:47 scanED001 0.0 um
0:05:01～
改善無し。アキラメ
11 1:02:05 1:07:07 scanED011 748.2 um
0:05:02
22/10/05
1:15
MT終了
22/10/05
aft1 9:37:41 10:10:33 aft01 pulser CFD Thr 1V->330mV for p.166
all
0:32:52 sA1:300u A2:700u, B1:150u, B2:1000u

加速器E測定： タマキ、小山
22/10/02
以上。

0:28:00

E(Kr) = 69.44 MeV/u

p.155

利用前

1 / 1 ページ