公益財団法人ひょうご環境創造協会

兵庫県環境研究センター紀要

第 14 号

2023[ノート]
パーティクルカウンターによるアスベスト漏えい監視方法の検討
前川１

真徳 １ ，兒玉

力哉 １ ，平木隆年 １ , 髙石豊１

兵庫県環境研究センター 大気環境科（〒654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-18）

Application of particle counter in leak monitoring in asbestos removal
Masanori MAEKAWA1, Rikiya KODAMA1
Takatoshi HIRAKI 1 and Yutaka TAKAISHI 1
1 Atmospheric Environmental Division, Hyogo Prefectural Institute of Environmental Sciences,3-1-18, Yukihira-cho, Suma-ku, Kobe, Hyogo 654-0037, Japan2015年8月から2023年3月にかけてアスベスト除去工事現場にて調査を行い，集じん・排気装置の排気口から排出される粒子数をパーティクルカウンターで粒径別に計測し，アスベスト濃度との関係について解析を行った．煙突断熱材除去工事を除いたすべての場合において,パーティクルカウンターの5.0 µm以上の粒子数とアスベスト濃度に有意な相関関係がみられた. 煙突断熱材除去工事を除いたすべての場
合において，パーティクルカウンターで5.0 µm以上の粒子数を測定することでアスベストの漏えい状況を把握することが可能であると推察された．

Ⅰ

はじめに排気装置の稼働確認として，開始前及び開始後はすみやかに集じん・排気装置の排気口において，1996年5月に大気汚染防止法（昭和43年法律第97

粉じんを迅速に測定できる機器を用いることによ号，以下「大防法」という．）が改正，翌年4月にり集じん・排気装置が正常に稼働していることを施行され，アスベスト除去作業に作業基準が定め確認し，異常が認められた場合は直ちに除去工事1)られた ．

を中止し，必要な措置を講ずることなどが定めら

兵 庫 県 は 環 境 の 保 全 と 創 造 に 関 す る 条 例 (平れた．

成7年7月18日条例第28号，以下 「県条 例」 とい建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石う．)を1995年に制定，翌年1月に施行し，建築物

綿飛 散漏 え い防 止対 策 徹 底マ ニュ ア ルに は集 じ等の解 体や 改修 に伴う 大 気中へ のア スベ スト 飛ん・排気装置の正常な稼働，漏えいの有無をすみ散防止規制を国に先駆けて実施してきた ．

やかに確認するための機器としてパーティクルカ

大防法及び県条例ではアスベストが使用されてウンター等が紹介されており 2) ，0.3 µmの粒子個いる建築物等の解体等工事において，作業基準の数を確認し捕集効率を計算することで，集じん・遵守が義務付けられている．

排気装置の点検方法となることが示されている 3) ．

2013年6月に大気汚染防止法の一部を改正する

一方で，平成29年7月に公表されたアスベストモ法律が公布され，アスベスト除去作業における作ニタリングマニュアル（第4.1版）には自動測定機業基準が改正された．負圧管理の徹底により作業器によるリアルタイム測定として，パーティクル場に加え，新たに前室の負圧を保つこと,集じん・カウンター等による測定が位置付けられた 4) ．
6

公益財団法人ひょうご環境創造協会

兵庫県環境研究センター紀要

第 14 号

2023

しかしながら，同マニュアルにはパーティクル解析対象期間は，新型のパーティクルカウンタカウンターの詳細な活用方法は示されていない．

ーを用いた2015年8月から2023年3月までの期間と平成29年度第2回アスベスト大気濃度調査 検討した．

会の資料では，パーティクルカウンターにて評価する粒子径は，その他の機器との相関性が見られ

2 調査地域

5)

る5.0 µmを指標とするとあるが ，アスベスト漏調査地域は，兵庫県域のうち神戸市，姫路市，えいとの相関は示されていない．

尼崎市，西宮市及び明石市を除く地域とした．

平成29年度第3回アスベスト大気濃度調査検討会の資料では，自治体立入検査における確認とし

3 調査対象て，集じん・排気装置の稼働開始前後で濃度が減大防法に基づく特定粉じん排出等作業実施届の衰し，安定した状態を示すか，濃度の上昇が示さあった工事を調査対象とした．

れないことが確認されれば使用可能な正常な状態であると判断されるとあり，除去作業開始後,10分4 粒子数の測定間継続して濃度を測定して濃度の上昇が示されな粒子数を測定するためのパーティクルカウンタ

いかを確認するとあるが，具体的な目安などは示

ーは，ベックマン・コールター社製 MET ONE モデ

されていない 6) ．

ルHHPC+を使用し，2.83L/分で吸引した．本機を用

令和4年3月に公表されたアスべストモニタリン

いて，0.3 µm以上，5.0 µm以上，10 µm以上の粒径グマニュアル（第4.2版）にはこうした内容は反映

を30秒間測定し，それぞれの粒径ごとのカウントされておらず，パーティクルカウンターの詳細な数を得た．測定は，集じん・排気装置の排気口付近

7)

活用方法は示されていない ．

でのフィルターによるアスベストサンプリングの2019年の中央環境審議会大気・騒音振動部会石間に実施し，外気の影響を小さくするため，パーテ綿飛散防止小委員会（第7回）の参考資料では，パィクルカウンターの吸引プローブを排気ダクトのーティクルカウンターによる集じん・排気装置の中に差し込み測定した(Fig.1)．

管理実践例として，整備された集じん・排気装置

測定した粒子数濃度とアスベスト濃度との関係

では，パーティクルカウンターの0.3～0.5 µmの粒性を調べるため，粒径ごとの出現頻度等を詳細に子径のカウント数が20カウント/L以下まで下がる検討した．

こと，粒子数濃度と漏えいアスベスト濃度は除去作業区域内の石綿濃度に関係するため，相関は示せないことが記載されている 8) ．
パーティクルカウンターを用いて簡便にアスベスト漏えいの可能性を判別することができれば，解体に伴うアスベストの飛散防止に寄与することができる．兵庫県では法改正前よりパーティクルカウンターを用いて排気口における粒子数の測定を行っており，2007年度から2008年度にかけてパーティクルカウンターによる粒径ごとの粒子数とアスベスト濃度について解析を行った結果を報告していた 9) ．2015年8月から，新型のパーティクルカウンターを導入し，2023年3月にかけて694件の調査を行った．その結果，既報の結果がより明確になったので報告する．

Ⅱ方Fig.1 Measuremant by particle counter

法1 調査期間7

公益財団法人ひょうご環境創造協会

5 採取及びアスベストの計数方法

兵庫県環境研究センター紀要

第 14 号

2023

は16.3%あり，10000カウント/L以上も1.3%あった．

集じん・排気装置の排気口におけるアスベスト検出される範囲が非常に広く調査によるばらつきの採取方法は，原則として環境省が定めるアスベが大きかった．5.0-10 µmについては55.3%が0カウ

ストモニタリングマニュアル（第4.2版） 6) （以下ント/Lであり，10カウント/L以上で検出された割「マニュアル」という．）に示された方法に従った．

合が5.2%，100カウント/L以上では0.29%となった．

47 mmφのセルロースエステルメンブランフィルタ

10 µmを超える粒径では，0カウントが71%，10カウー(Millipore AAWP04700)に吸引流量10L/minで現ント/L以上が1.9 %，100カウント以上は0%であっ場空気をろ過捕集した．サンプリングは除去作業た．このように粒径が大きくなるにつれ粒子数がが行われている間に行うことを原則とした．

減少する傾向が見られた．集じん・排気装置に装アスベストの計数と同定は原則としてマニュア着されるHEPAフィルターは粒径0.3 µm以上の粒子

ルに示された位相差/偏光顕微鏡法に従い，位相差を99.97%以上捕集できる仕様となっており，今回顕微鏡により繊維の形態観察を実施し，偏光顕微調査を行った粒径では通常5 µm以上の粒子径は，鏡に切り替えて光学的特性からアスベスト繊維をほとんど検出されないと推測される.

同定した．

しかしながら，5.0-10 µm，10 µmを超える粒子アスベストの計数と同定は位相差/偏光顕微鏡径においても，粒子がカウントされることがあり，(Nikon ECLIPSE LV100ND)を用いて行った．観察倍除去工事の現場では集じん機のHEPAフィルターの率は400倍(接眼10倍，対物40倍)，観察領域は視野不具合で漏えいし，検出されたと考えられた．

全体,観察視野数は50視野で行った．
得られたアスベスト濃度はパーティクルカウン
ターで測定した粒子濃度との関係を解析した。

Ⅲ1

結果および考察

粒径分布の特徴
Table 1に，集じん・排気装置の排気口で採取した694件の粒径別の粒子数(カウント/L)の平均値，最大値,最小値及び標準偏差を示す.粒径別の粒子数は，0.3-5.0 µm，5.0-10 µm，10 µm以上の3つの粒径別に示した．粒子数の平均値は0.3-5 µmの粒径が最も多く，粒径が大きくなるにつれ粒子数が減少する傾向を示した．
Table 1 Size distribution of particles（unit：count/L,n＝694）
Particle size
0.3-5.0μm 5.0-10μm≧10μm
Average1055.02.91Max
136673.5166.8
84.8
Min000Standard deviation
6276.6
11.4
4.7
Coefficient of variation
5.94.04.92 粒子数の粒径別頻度
パーティクルカウンターにより計測した粒子数の出 現頻 度 及び 累積 パ ー セン トを 粒 径別 に示 す(Fig.2)．0.3-5.0 µmの粒径では0カウントが2.9%，10カウント/L以上検出された割合が83.7%あり，Fig.2 Frequency of particle number by
3 size集じん・排気装置の排気口でのアスベスト濃度
and accumulation

100カウント/L以上は50.1%,1000カウント/L以上
8

公益財団法人ひょうご環境創造協会

調査期間中に集じん・排気装置の排気口で測定

兵庫県環境研究センター紀要

第 14 号

2023

で，煙突断熱材除去工事の検体を除いたアスベス

したアスベスト濃度の測定結果を，検出濃度別にト濃度と粒径別粒子数の相関を示す．

分けてTable 2に示す．

相関係数を見ると，0.3-5.0 µmには相関がみられなかったが，5.0-10 µm，5.0 µm以上，10 µm以上に有意な相関関係が見られた．2019年の中央環

Table 2 Number of surveys by asbestos

境審議会大気・騒音振動部会石綿飛散防止小委員

concentration at dust collector

会（第7会）の参考資料では粒子数濃度と漏えいア
スベスト濃度は相関を示せないとあるが，パーテ

Asbestos concentration C(Fiber/L)
C<11≦C<1010<C
Total
671
158694(96.7)(2.2)(1.2)( ):Percentageィクルカウンターの5.0 µm以上の粒子径を計測することでアスベストの漏えいを把握することができると推察された．
なお，本調査では，アスベスト濃度は30分のサン

全調査件数の96.7%でアスベスト濃度が1f/L以プリングに対し，パーティクルカウンターはわず下となり，アスベスト濃度が高くなるにつれて出か30秒のサンプリングであり，サンプリング時間現数が減少した．

が大きく異なっていることも評価に影響を与えてアスベストの計数については，計数対象繊維がいると考えられるが，本調査ではアスベスト濃度

長さ5.0 µm以上，幅3.0 µm未満とマニュアルに定と5.0 µm以上の粒子の間に有意な相関関係が見らめられており，HEPAフィルターを通した集じん機

れ，パーティクルカウンターで計数される5.0 µm

排気口からアスベストは検出される可能性は低い

以上の粒子は，アスベスト繊維の漏えい状況を反と考えられる．しかしながら，本調査では全調査映していると考えられた．しかしながら、漏えい件数の3.4%から1f/Lを超えるアスベストが検出さ件数が少なかったため、結果をより確実にするたれ，さらに全調査件数の1.2%から10f/L以上のアスめ、さらに調査を継続する必要がある．

ベストが検出された．集じん・排気装置の十分な

また，煙突断熱材除去工事を含んだアスベスト清掃,点検の不備により，正常に使用できていない濃度が1f/Lを超える場合について，相関が見られことが原因と考えられた．このような場合は集じなかったことについては，煙突断熱材除去工事のん・排気装置のメンテナンスを徹底することや，除去作業がウォータージェット工法によるもので正常な集じん・排気装置に入れ替えることでアスあり，誤操作などにより，突発的にアスベストがベストの漏えいを改善できた．

漏えいすることがあるため，パーティクルカウン
ターによる短時間の調査で漏えいの瞬間を捉える

4 高濃度アスベスト漏えいと粒子数の関係ことができていない可能性が考えられた．除去作

マニュアルにはパーティクルカウンターによる業中の連続した測定が望ましいと考えられる．

アスベスト漏えいの明確な関係性や評価方法は示

Table 3 Correlation coefficient ofされていない．また，平成29年度第2回アスベスト

asbestos concentration and number

大気濃度調査検討会の資料では，適正な状況にお（n＝23）

ける測定事例でパーティクルカウンターにて評価

particle size

する粒子径は5.0 µm，4000カウント/m3以下で安定

Correlation
coefficient

して推移とある 5) ．本調査において，漏えいした事

0.3-5.0μm 5.0-10μm
0.210.02≧5.0μm≧10μm0.020.03

例における5.0 µm-10 µmの粒子径のカウント数の※P<0.05

38 %は4カウント/L以下であったが，フィールドでTable 4 Correlation coefficient ofは測定誤差があるため更なる検討が必要である．

asbestos concentration and number without
when the work to remove chimney

Table 3にアスベスト濃度が1f/Lを超える場合（n＝11）

insulationについて，アスベスト濃度と粒径別粒子数の相関係数を示す．相関係数を見ると,全粒子径で相関は見られなかった．
Table 4にアスベスト濃度が1f/Lを超える場合

particle size 0.3-5.0μm 5.0-10μm≧5.0μm≧10μm

Correlation
coefficient

0.88※

0.83※

※P<0.05

90.08

0.85※

公益財団法人ひょうご環境創造協会

Ⅳ結論

兵庫県環境研究センター紀要

第 14 号20239) 中坪良平, 坂本美徳, 藤原拓洋, 平木隆年：
デジタル粉じん計によるアスベスト漏えい監視2015年度8月から2023年3月にかけてアスベスト方法の検討,環境技術,39(9),45～51(2010)

除去工事現場に立入調査を行い，集じん・排気装

Abstract

置の排気口から排出される粒子数をパーティクルカウンターで粒径別に計測し,以下の結果を得た．
集じん・排気装置の排気口の粒子数は0.3-5.0

We conducted surveys at asbestos removal sitesµmの粒径で最も高く，粒径が大きくなるにつれ減from August 2015 to March 2023, and measured the少する傾向を示した．

number of particles emitted from the exhaust

全調査の96.8%においてアスベストはほとんどvents of dust collection and exhaust ventilation

検出されなかったが，アスベスト濃度が1f/Lを超

systems using particle counters and analyzed the

え10f/Lまで検出されたものは2.0%，アスベスト濃

relationship with asbestos concentration. As a

度が10f/Lを超えて検出されたものは1.2%あり，集result, a significant correlation was found

じん・排気装置が十分な清掃，点検を行われず，

between the number of particles larger than 5.0

正常に使用できていないことが原因と考えられた．

µm and asbestos concentration, except for the

煙突断熱材除去工事を除いた場合において，粒case of the chimney insulation removal work.

径別の粒子数とアスベスト濃度の相関係数を算出

In all cases except for the chimney insulation

したところ，5.0 µm以上の粒径で有意な相関関係

removal work, it was inferred that the status ofが見られた． しかしながら、漏えい件数が少なか

asbestos leakage could be determine by measuring

ったため、結果をより確実にするため、さらに調the number of particles larger than 5.0 µm using

査を継続する必要がある。

a particle counter.

煙突断熱材除去工事を除いた場合，パーティク

Further survey is necessary to improve theルカウンターで5.0 µm以上の粒子数を正確に測定

reliability of our interpretation.

することで，アスベストの漏えい状況を把握することが可能であると推察された．

文献1) 環境省：大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(1996)2) 環境省：大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について（2016）3) 環境省：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュア
ル（2024）
4) 環境省:アス ベ スト モ ニタ リ ング マ ニュ アル(第4.1版)(2017)5) 環境省：平成29年度第2回アスベスト大気濃度調査検討会 資料2(2017)6) 環境省：平成29年度第3回アスベスト大気濃度調査検討会 資料2(2017)7) 環境省:アス ベ スト モ ニタ リ ング マ ニュ アル(第4.2版)(2022)
8) 環境省：中央環境審議会大気・騒音部会

石綿飛散防止小委員会（第7回）参考資料2-1(2019)10