流量センサーＭＮＤは水道の給水管直圧箇所へ取付けできる、耐久性に優れた流量センサーです。

流量センサー MND● 優れた再現性● 90℃の温水計測に対応

JWWA 認証
外形寸法

仕様
式

MND10－TCU

径10mm

20mm

1.5～20L/min

3～50L/min

日 水 協 型 式 登 録 番 号
精Ｅ－25

度

計

測

流

±5％RD（配管取付条件参照）

体

冷温水
0.5～1.5 mPa･s(水相当)

流体

粘度

範

囲

流体

温度

範

囲

0～＋90℃（凍結しないこと）

使 用 周 囲 温 度･湿 度 範 囲－10～＋60℃ 35～85%RH（結露しないこと）

保 存 周 囲 温 度 範 囲－20～＋60℃

最高

使用圧力

圧力損失（精度保証最大流量時）
出楕円ギヤ式

パ力ル

仕ス

様定数7.69mL／P

ル

ケーブル長：約1500mm 3芯 AWG23 外径φ4取付姿

勢JWWAシールが床面に対して水平、且つ上向きの姿勢（気体の混入がないこと）

配管

接

続R 1/2保護構

造

電質
上軸流タービン式

接 液 部材質ーR 3/4
屋内仕様(IPX4相当)
4～30V DC

流20mA DC以下
約320g
変性PPO

上 ケ ー ス 下SUS316

ケ

羽ー根ス

鉛レス青銅鋳物車

CF－POM

O リン

クFKM

ピット

SUS304

マ グ ネ ッ ト

Ba－Feボ●材質記号の詳細については裏表紙参照。
●必ずお使いになる前に製品仕様書をご確認下さい。

配管取付条件

配線方法

赤（+Vcc）
磁気センサー
アンプ200Ω

白（出力）

取付姿勢
JWWAシールが床面に対し、水平且つ上向きの姿勢（気体の混入がないこと）

指示計※JWWAシールが上向き以外の（GND）
黒※オープンコレクターとして使用できない場合は、〈赤〉〈白〉間に抵抗(50kΩ以上)を取付け、電圧パルス出力としてご使用ください。

15約360g

ス

下ケ

18.6mL／P

源量(1500)

NPNオープンコレクターパルス
最小パルスON時間：4.4ms 最大負荷：30V DC 15ｍA DC
ON時抵抗：230Ω以下（保護抵抗：200Ωを含む）
デューティー比 2：8＜ON：OFF＜8：2

ブ

費

C
B

30kPa以下ー消C

1MPa（流体温度20℃のとき）
20kPa以下ケ

電A

精 度 保 証 流 量 範 囲

MND20－TCU

F  口

D

接線流羽根車式型

E

電磁式

特長

取付姿勢では使用できません。

直管部
上流５Ｄ、下流３Ｄ（Ｄ：口径）

単位：mm
型式

MND10A47

MND2047

B

8090
16C

13.5

D119E
F

17.436.518.435.5

主な製品の配管取付条件
流量センサーの配管取付条件で特に注意するべき事項をまとめました。
配管取付時には十分注意していただき、ご使用戴きますようお願いいたします。

１．常に満水状態になるように設置してください
１）流量センサーの下流側が大気解放の場合は、吐出口を流量センサーより高くしてください。

h>0２）流量センサーは、エア溜まりの無い場所へ設置してください。
エア溜まり

エア溜まり

2．バルブ等流れを乱すものは流量センサーの下流側へ設置してください
各種制御用弁は、下流側へ設置してください。

3．各種流量センサーの必要直管部について
直管部とは、流れの状態を安定させるために流量センサーの上流側（流入側）と下流側（吐出側）に確保するストレート配管の長さを示しています。

L=5D
以上

L=3D
以上

L : 直管部
D: 口径

製品
FMO
VN
OF-Z
OF-W
VNS
ND
NW
MND
NDV

掲載ページ
P  3P  5P11P14P  7P  9P13P15P16

上流側

下流側
不要

5Ｄ以上

３Ｄ以上

22主な製品の取り扱い注意
製品をご使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

１．使用環境・対象流体①接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
②強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
③防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
④直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。

2．配管について①流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
②エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
③流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
④ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
⑤配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
⑥流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
⑦取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。

記号説明PPFK

M：フッ素ゴム（Fluoro Rubber）

CAC804：青銅鋳物（Bronze casting）

N

B

R：ニトリルゴム（Acrylonitrile-Butadiene Rubber）

P E E K：ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether ketone)

E P D M：エチレンプロピレンゴム（Ethylene propylene Rubber）

P

C：ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）

G F - A B S：ガラス繊維入りABS（Glass-Fiber-filled Acrylonitrile Butadiene Styrene）

i：チタン（Titanium）

S a - C o：サマリウムコバルト（Samarium-Cobalt）

VT

S：ポリフェニレンサルファイド（Polyphenylene Sulfide）

変 性PPO：ガラス繊維入ノリル（Polyphenylene oxide）

B a - F e：バリウムフェライト（Barium-Ferrite）

P

SUS303：ステンレス（Stainless）

P：ポリプロピレン（Polypropylene）

E T F E：フッ素樹脂（Ethylene-tetrafｌuoro ethylene）

SUS304：ステンレス（Stainless）

CF-POM：炭素繊維入りポリアセタール(Carbon-Fiber-filled Polyacetal or Polyoxymethylene) SUS316：ステンレス（Stainless）
PSi

A：ポリアミド（Polyamide）

SUS316L：ステンレス（Stainless）

C：炭化ケイ素セラミック（Silicon Carbide Ceramics）

S C S 1 6：ステンレス（Stainless）

粘性単位について33
粘［ｍpa・S］＝1［cP］［cSt］＝1［mm /s］/ｓ］ 動粘度［cSt］［cSt］＝粘度［mPa・S］/密度［g/ｃｍ※水の密度1［ｇ/ｃｍ33］］ 4℃の時4℃の時
粘 度度：：11［mPa・S］=1［cP］ 動粘度：1=1［mm＝粘度［mPa・Ｓ］/密度［g/cm］］ ※水の密度：１［g/cm22

当カタログの仕様は、2022年10月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： https://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL（011）642 ｰ 9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154）23 ｰ 7859
仙 台 支 店 TEL（022）258 ｰ 1181
青 森 営 業 所 TEL（017）742 ｰ 6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019）646 ｰ 8836
東 京 支 店 TEL（03）5323 ｰ 5352
千 葉 営 業 所 TEL（03）5658 ｰ 1320
大 宮 営 業 所 TEL（048）668 ｰ 0131
新 潟 出 張 所 TEL（025）282 ｰ 5591

名 古 屋 支 店 TEL（052）661 ｰ 5852
金 沢 営 業 所 TEL（076）252 ｰ 1942
静 岡 営 業 所 TEL（054）237 ｰ 7168
松 本 出 張 所 TEL(0263) 87-5730
大 阪 支 店 TEL（06）6305 ｰ 9052
広 島 営 業 所 TEL（082）292 ｰ 8289
高 松 営 業 所 TEL（087）851 ｰ 6664
岡 山 営 業 所 TEL（086）207 ｰ 6828
福 岡 支 店 TEL（092）534 ｰ 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099）254 ｰ 7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985）24 ｰ 2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098）860 ｰ 9792
国 際 営 業 部 TEL（052）661 ｰ 5150

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
更新No.
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。
このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新No.

4.4

MK-SENSOR-030H