D01361410LZ

LXK Navi
Instructions for Use

Contents
END USER LICENSE AGREEMENT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3Introduction.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Disclaimers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Operating environment .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Requirement for .NET Framework.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5Installation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6Installing over existing versions.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7Notice about security software .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7Setting the IP address .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7Setting the IP address of the LX-1000.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71.	 Basic operation. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91-1.	Device selection screen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91-2.	Home screen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
1-2-1.	Settings by view. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
1-2-1-1.	 Cursor properties.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
1-2-1-2.	 Channel Property List. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
1-3.	Settings Screen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
1-4.	Status changes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
1-4-1.	Explanation of status change diagram entry.  15
1-4-2.	Status change diagram.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
1-5.	Recording and playing data .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
1-5-1.	ID explanation. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
1-5-2.	Waveform overview .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Selecting waveforms to show.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Resetting the waveform display.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Changing the waveform display order. .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Overlaying display of waveforms.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
1-6.	Synchronization function.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
1-6-1.	Synchronized recording settings. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
1-6-2.	Synchronized playback settings. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
1-6-3.	Limitations when using LXK Navi .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
1-6-4.	VR-24 sync .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
2.	Recording.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-1.	Order of procedures.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-2.	Setting recording conditions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-3.	Setting recording destination. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-4.	Calibration.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-4-1.	Equivalent input calibration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-4-2.	Adjusting zero balance .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-4-3.	TEDS calibration.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
2-5.	Auto range.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
2-6.	Setting triggers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Trigger recording. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Recording starting conditions.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Pre-trigger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Recording stopping conditions. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Post-trigger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Number of repetitions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Interval recording .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Start time.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Recording time .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

2Interval time.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Number of repetitions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
2-7.	Starting recording.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
2-7-1.	Event mark.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
2-8.	Stop recording .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
2-9.	Recording format. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
2-9-1.	Media folder structures.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Folder structure example. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
3.	Playback .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
3-1.	Playback .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
3-1-1.	Searching operation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
4.	Settings.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
4-1.	Basic operation. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Menu structure. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
4-2.	System settings .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
4-2-1.	General .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
4-2-2.	GPS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
4-2-3.	Pulse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
4-2-4.	Time .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
4-2-5.	Monitoring.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
4-2-6.	Sync. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
4-3.	File.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
4-4.	Modules .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
4-5.	Channels.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
4-5-1.	Simultaneous editing. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
4-5-2.	Input/output amplifier module setting
screens.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
4-5-2-1.	 AR-LXPA1000 analog input amplifier(PA amplifier).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
4-5-2-2.	 AR-LXST1000 Strain amplifier(ST amplifier) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
4-5-2-3.	 AR-LXAO1000 analog output amplifier(AO amplifier) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
4-6.	CAN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
4-6-1.	Port settings screen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
4-6-1-1.	 Recording mode .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
4-6-1-2.	 ID filter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
4-6-1-3.	Signals .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
4-7.	Trigger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
4-8.	Load/Save. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
4-9.	Misc. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
4-9-1.	Misc. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
4-9-2.	Version.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
4-9-3.	Environment .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
5.	 File transfer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
6.	Reference .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
CAN signal start bit explanation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
7.	 Important Notice Regarding Software.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Notice Regarding Third-party Software .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

END USER LICENSE AGREEMENTNOTICE:
This SOFTWARE is protected by applicable copyrightacts and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this SOFTWARE, or any portionof it, may constitute infringement of any rights underapplicable copyright acts, civil codes and other relevantlaws and regulations, and further may result in criminal
penalties or damages claimed.
This SOFTWARE is offered only on the condition that
YOU agree to all terms and condition of the following
End User License Agreement.

End User License Agreement
This End User License Agreement is an agreement
between YOU and TEAC Corporation (hereinafter referred
to as “TEAC”) on the software, including computer programs, online or electronic documents, and if provided,
any related record media, printed materials, and any
software TEAC may provide as the updates, additions or
customizations for specific individual customers (hereinafter collectively referred to as “SOFTWARE”). By installing
the SOFTWARE, it is deemed that YOU have agreed to bebound by the terms of this Agreement. In case YOU will
not agree to the terms of this Agreement, YOU may not
be allowed to use the SOFTWARE.
1. GRANT OF LICENSETEAC grants YOU the right to use the SOFTWARE forusing or processing the data recorded by qualified
products that TEAC designates (hereinafter referred toas “PRODUCT”).
2. RESTRICTIONS
oo YOU may not delete the copyright notices or any
other proprietary legends on the SOFTWARE;
oo YOU may not copy or distribute the SOFTWARE to
any third party without the permission of TEAC;
oo YOU may not modify, reverse engineer, decompile, ordisassemble the SOFTWARE;

transferee agrees to comply with the terms and conditions of this Agreement.
3. TERMINATION
Without prejudice to any rights or claims to YOU, TEAC
may revoke YOUR rights under this Agreement if YOU
breach this Agreement. In such event, YOU must immediately cease using the SOFTWARE, and must completely
delete them.
4. COPYRIGHT
Any and all titles and copyrights in and to the SOFTWARE
are reserved to TEAC or the third parties who granted
license to TEAC (hereinafter referred to as “SUPPLIER”).
5. NO WARRANTYYO U AC K N O W L E D G E A N D AG R E E T H AT A L L
INFORMATION SUPPLIED BY TEAC UNDER THISAGREEMENT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE
SOFTWARE, IS PROVIDED BY TEAC “AS IS” AND WITHOUTWARRANTY OF ANY KIND. TEAC HEREBY DISCLAIMSALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT
TO THE SOFTWARE AND ANY MODIFICATION THEREOF
BY YOU, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANYWARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR
WARRANTIES ARISING FROM A COURSE OF DEALING,
USAGE, OR TRADE PRACTICE. TEAC DOES NOT WARRANTTHAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE SOFTWAREWILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION
OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERRORFREE, OR THAT DEFECTS IN THE SOFTWARE WILL BE
CORRECTED, OR THAT YOU WILL HAVE OUR SUPPORTFOR YOUR USE OF THE SOFTOWARE. TEAC SHALL HAVENO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ERRORS OR
PRODUCT MALFUNCTION RESULTING FROM YOUR USE,
MODIFICATION, COPYING, OR DISTRIBUTION OF THE
SOFTWARE. YOU assume complete responsibility fordecisions made or actions taken based on information
obtained using the Software. Any statements concerning the utility of the Software are not to be construed as
expressed or implied warranties.

oo YOU may not rent or lease the SOFTWARE to any third
party; andoo Only in case YOU transfer the SOFTWARE together
with PRODUCT to the transferee perpetually, YOU
may transfer YOUR rights under this Agreement to
the transferee of the SOFTWARE, provided that theContinued on the next page e

3

END USER LICENSE AGREEMENT
6. NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGESTO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW, IN NO EVENT SHALL TEAC AND THE SUPPLIER BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL INCIDENTAL, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING,WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF
BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, DAMAGESFROM LOSS OF OR NON-OBTAINING OF BUSINESSINFORMATION OR DATA, OR ANY OTHER PECUNIARY
LOSS) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO
USE THE SOFTWARE, EVEN IF TEAC HAS BEEN ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN CASE
ANY LAWS OR REGULATIONS IN SOME JURISDICTIONSDO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION
OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTALDAMAGES, THE LIMITATION WILL NOT APPLY TO YOU.
7. MISCELLANEOUS
This Agreement shall be construed in accordance withthe laws of Japan.
All disputes arising in connection with this Agreement
shall be submitted to the exclusive jurisdiction of theTokyo District Court of Japan.
Should you have any questions concerning thisAgreement, or if you desire to contact TEAC for any reason, please write to the address or visit our website set
forth below:
TEAC CORPORATION
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, JapanTEAC Data Recorder site (Inquiry Form)
https://datarecorder.jp/en/inquiry/
Microsoft and Windows are either registered trademarks
or trademarks of Microsoft Corporation in the UnitedStates and/or other countries.
Intel Core is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
TEAC and TAFFmat are trademarks of TEAC CORPORATION,
registered in the U.S. and other countries.
Other company names and product names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Information about copyrights and licensing related toopen-source software is provided in the “Important
Notice Regarding Software” at the end of this document.

4

Introduction
Disclaimers

Operating environment

Information is given about products in this manual
only for the purpose of example and does not indicate
any guarantees against infringements of third-party
intellectual property rights and other rights related
to them. TEAC Corporation will bear no responsibility
for infringements on third-party intellectual property
rights or their occurrence because of the use of theseproducts.

Supported operating systems
Windows 8.1 (32/64-bit editions)Windows 10 (32/64-bit editions)Windows 11
As of September, 2022

oo In order to improve products, specifications andappearance could be changed at any time without
warning.
oo Illustrations in this document might differ in part from
actual products.

Recommended hardware
oo CPU: 3.0GHz Intel® Core™ i5* or faster with 4 or morecores
*6th generation (Skylake) or newer
oo Screen resolution: 1280x1024, 1440x900 or higher
oo Memory: 4 GB or more
oo Storage (HDD/SSD): 1 GB or more open spaceoo 1000Base-T Gigabit Ethernet port
oo .NET Framework 4.7.2 or later(4.8 or later recommended)
Supported product
LX-1000
ATTENTION
oo Operation with all computers that meet the above
requirements is not guaranteed. Moreover, maintenance of continuous recording at high sampling
speeds might not be possible depending on the
combination of the activity of background applications, services and other driver applications, as wellas the speed of the hard disk and other factors.
oo Do not change computer settings, including thetime, while using this application.

Requirement for .NET Framework
If LXK Navi is installed on a computer that does not havethe above version of .NET framework installed and is notconnected to the Internet, manual installation of .NET
framework will be necessary.
Execute NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe,
which is in the .NET Framework folder on the included
CD-ROM, and follow the instructions on screen to install.NET Framework.
If using a Japanese version of Windows, also executendp472-kb4054530-x86-x64-allos-jpn.exe.
NOTE
The above version of .NET Framework is installed bydefault for Windows 10 1803 (April 2018 Update) andlater versions or Windows 11.

5

Installation
Follow these procedures to first install the LXK Naviapplication. Installation must be conducted by a person with administrative privileges for the computer onwhich the application is being installed.

3 Select the installation folder, and click “Next”.

ATTENTION
oo Restarting the operating system could be necessaryduring installation. Quit other applications before
beginning installation.
oo If a User Account Control window appears during
installation, click “Yes” to proceed with the installation.
NOTE
The screens used in this example are from Windows 10.

4 Click “Next”.
1 Double-click the LxkNaviSetup.exe file to open
the installation wizard.
NOTE
If necessary, VC Runtime (Microsoft Visual C++
2015-2019 Redistributable (x86)) will be installed.

2 Click “Next”.

5 When the installation completion screen
appears, click “Close” to finish the installation.

6

Installation

Installing over existing versions

Setting the IP address

The following message will appear if LxkNaviSetup.
exe is used to install LXK Navi when another version isalready installed on the computer. Click “OK” to proceedwith the installation.

For connecting the LX-1000 and the computer, we recommend setting the same subnet mask for both, andsetting the same IP address group as the computer.
Set the IP address, for example, on the LX-1000 or thecomputer as necessary. Use IPv4 to make the setting.
When using an LX-1000 connected to a network, makesettings in consultation with the network administrator.

Setting the IP address of the LX-1000

Notice about security software
Connection might not be possible if the computer being
used has a firewall, antivirus software or other security
software installed. Permit transmission on the following
ports.
50176 (TCP), 49920 (UDP)

The settings are as follows when shipped new from thefactory.
IP address: 192.168.0.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
DHCP: disabled
Follow these procedures to first set the IP address.

1 Turn the LX-1000 that is connected to a network on.
When connecting multiple LX-1000 units to a network, connect them and set their IP addresses one
at a time.

2 Click the Start button and select the TEAC LXKNavi app.
When using Windows 7, select TEAC - LX-1000 - LXKNavi.

3 On the Device selection screen, click the Edit
button for the LX-1000 to be set.

Continued on the next page e7

Installation

4 Set the IP address and click the Apply button.
Change the name of the device if necessary.

To use DHCP, click the DHCP slide button to enable it.

8

1. Basic operation
1-1. Device selection screen
After launching LXK Navi, a selection screen for connected LX-1000 units will open.

LX-1000 units that are on the same subnet mask as thecomputer will be shown.
Select the LX-1000 unit to connect and click the OK
button.

Not reachable
Connection is not possible because of a problem
with the IP address of the LX-1000 or the computer.
Confirm that the IP addresses are set correctly.

NOTE
oo If the LX-1000 that was connected at the last time ofoperation is detected, it will be selected automatically. Click the OK button to continue.
oo To directly specify the IP address of an LX-1000 toconnect, put a check next to “Manual”, input the IP
address of the LX-1000, and click the OK button.

StatusNo indication
Connection is possible.

Sync modeThis sets the synchronized operation mode of the
LX-1000 (page 33).

Identification
Devices selected on the Device selection screen can be
identified.
Select one LX-1000 from the list on the Device selection
screen, and click the Identify button to make all LEDs on
its front panel blink, showing that it is the one selected.

In useConnection is not possible because it is connected withanother computer or a remote control is connected.
End the connection with the other computer or disconnect the remote control to enable connection.

9

1. Basic operation

1-2. Home screen

A Information
The following information is shown in order fromthe top.
Status icon
8: Stopped
p9: Record ready
p: Recordingt: Playing backt9: Playback ready
Recording/playback information
ID – event mark (pages 16 and 23)
Recording/playback time

B Measurement conditions
Content related to measurements set on the Settings
Screen is shown here.
LX-1000 clock time
The display format can be set using the Time setting Date format (page 31).

10

CAN port display
The CAN ports that can be used are shown as“CAN1” and “CAN2”, for example. If CAN data isreceived during recording, the background will
become green (when “Full” is selected).
When set to “Signal recording”, it will always be blue.
Comment
This shows the comment entered on the File
Settings Screen (page 34).
Monitor
The signal of the specified channel is converted
from digital to analog and output from the LX-1000
MONITOR OUT connector (page 32).
oo Pulse input cannot be selected.
VolumeThis adjusts the volume of the built-in speaker on
the side of the LX-1000 and the earphone. Selectthe signal output with “Speaker source” in the
General Settings (page 28).

1. Basic operation
oo When an earphone is connected to the EARPHONE
jack, sound will be output from it instead of the
speaker built into the side of the LX-1000.
Mute
This mutes the volume of the LX-1000 built-in
speaker and the earphone.

C ll / ;; buttons
The ll button closes the information and measurement condition display area on the left side of thewindow.
The ;; button opens the information and measurement condition display area on the left side of thewindow when it has been closed.

D View settingThis sets the data display.
Wave: waveform display
Bar: bar meter display
Digit: digital value display
CAN: CAN signal display (only for Full)
GPS: GPS information display

E Recording/playback control
Click the icons to conduct the following operations.
: Select file
8: Stopp: Click to ready recording, then click t to start
recordingt: Start playback
9: Pause

I GPS information
This shows GPS information. Click this to hide it.

J Battery unit status
When a BU-LX1000 battery unit is connected, thisshows its status.
Battery charge highBattery charge low
Battery voltage low
Using external power supply
External power supply voltage abnormal
NOTE
Battery charge indications are estimates.

K Recording media information
This shows the amount of free space on the data
recording destination.
The display format is days hours: minutes: seconds.
Input the recording data destination on the File
Settings Screen (page 34).

L Data display
This shows measurement waveforms and measurement values.

The following button is only enabled during recording.
b: Add event markoo A maximum of 200 event marks can be added
to a single data file.
The following buttons are only enabled during
playback.
.: Skip to previous recording data/: Skip to next recording data

F Window layout: Maximize window View 1: Split into left and right windows: Split into top and bottom windowsGbuttonThis opens a menu (page 20).

H

buttonClick to open the Settings Screen.

111. Basic operation

1-2-1. Settings by view1-2-1-1. Cursor properties

The following items are shown according to the display view.
Wave
Hold
When this is turned on, the waveform display will stop and cursors will be shown.
Time scale This adjusts the horizontal display range.
Channels This sets the number of channels shown.
Display
Set which channels to show.
This shows basic channel properties.

When Hold at the top left of the screen is turned on, thewaveform display will stop and cursors will be shown.
Drag a cursor to move it.

These open the Channel Property List.

ATTENTION
oo Pausing during playback will automatically turn on
the Hold function. Resuming playback will turn it off
automatically.
oo When stopped, the Hold function turns off automatically and the Hold button becomes disabled.

oo The channel names are the names set on the Input/
output amplifier module editing screen (page 37).
Digit
RMS
Check this to show root mean square values.
Columns Set the number of columns shown.
Auto
The number of columns shown is adjusted
according to the number of channels.
Display Set which channels to show.
Bar
%/dB
Clear
Peak hold
Columns
Auto

CAN
Port
Columns
Auto

Display

Change the unit shown.
Clear peak values.
Check this to hold peak values.
Set the number of columns shown.
The number of columns shown is adjusted
automatically according to the number ofchannels.
Check the port shown..
Set the number of columns shown.
The number of columns shown is adjusted
automatically according to the number ofchannels.
Set which channels to show.

C1 and C2 at the bottom left of the window show thehorizontal positions of each cursor.
C1C2 shows the distance between the two cursors.

1-2-1-2. Channel Property List
Clickorto open the channel property list at thebottom of the window.

NumberChannel number
Edit
Use this to edit channel properties.

121. Basic operation
ChannelChannel nameOffsetOffset used for Physical Quantity Conversion
Zoom
Display magnification rate

Physical Quantity Conversion
The Physical Quantity Conversion setting can bechanged without opening the System Screen.
oo CAN signal and pulse values cannot be edited.
Display range

Position
Offset of graph display position

Display Zoom
This adjusts the amount displayed on the vertical
axis.

C1
Measured value of Cursor 1 position on the horizontal
axis

Display Position
This changes the vertical range shown in thegraph.

C2
Measured value of Cursor 2 position on the horizontal
axis

Display range
This shows the vertical display range.

Abs (C1-C2)
Absolute difference in measured values of Cursor 1
and Cursor 2
Min (C1-C2)
Minimum measured value between Cursor 1 andCursor 2

Display color
This sets the color of the line in the graph.
1-2-1-2-2. Basic Channel Properties Screen
Clickon a channel to open this Basic Channel
Properties Screen.

Max (C1-C2)
Maximum measured value between Cursor 1 andCursor 2
1-2-1-2-1. Editing channel properties
Click the Edit button for channel properties to open an
editing screen.

Reset
This sets Zoom to 1 and Position to 0%.
Details
This opens the Channel Properties Screen.


Use these to change the channel being edited.

13

1. Basic operation

1-3. Settings Screen

Click the button on the Home Screen to open the Settings Screen.
See page 27 for details.

M Back button
Return to the Home Screen.

N Settings menu level
This shows the the current Settings menu level.

O Settings sub menus
Sub menus appear here when they are available.
These are the second level of the Settings menu.

P Settings menu
Click a Settings menu item to open it.
These are the first level of the Settings menu.

Q Settings page14

1. Basic operation

1-4. Status changes
1-4-1. Explanation of status change diagram entry
Entries appear on the status change diagram in the following manner.

Stopped

StatusSetting change

Possible operations[0REC]

Status change (by button or menu)

1-4-2. Status change diagram
This application has the following states.
[Turn power on]

StoppedSetting change[8STOP][0REC][7FWD][9PAUSE]

Record ready

Playback ready

Waveform display, digital value
display and bar meter display

Searching operation[9PAUSE][7FWD][9PAUSE][/][.][7FWD]

RecordingPlaying

Recording, waveform display, digitalvalue display and bar meter display

Playback, waveform display, digitalvalue display and bar meter display[8STOP][8STOP][Stop playback][8STOP]

15

1. Basic operation

1-5. Recording and playing data
Recording data can be saved to an LX-1000 SD card
and/or a computer.
Install AR-LXAO1000 analog output amplifiers into the
LX-1000 as necessary.
ATTENTION
Data saved to an LX-1000 SD card can be played back.
Data saved to a computer cannot be played back.

1 Turn an LX-1000 that is connected to the network on.

2 Click the Start button and select the TEAC LXKATTENTION
Be careful of the following during recording and playback. Recording and playback could be interrupted.
oo Do not allow the computer to go to sleep or suspend operation.
oo Do not allow background tasks that put heavyloads on the system.

Navi app.

1-5-1. ID explanation

When using Windows 7, select TEAC - LX-1000 - LXKNavi.

IDs are consecutive file numbers inside playback andrecording folders. These do not always match the filename suffixes (3 digits for SD and 3–5 digits for PC).

3 Select the LX-1000 to operate.
NOTE
When connecting to an LX-1000 that is not on thesame subnet mask as the computer, check “Manual”
on the Device selection screen and enter the IP
address of that LX-1000.

4 Set the measurement conditions or load them.
Click the button to open the Settings Screen(page 27).
To load measurement conditions that are savedon an SD card or a computer, click “Load/Save” on
the Settings Screen, and click the Load g button(page 48).
ATTENTION
If an input/output amplifier module is changed, themeasurement conditions will be reset.

5 Record or play data.
RecordingPress the p button to make the system ready torecord.
If a start trigger has been set, recording will startwhen a trigger condition is met.
If no start trigger has been set, click the t button
to start recording.

16

Playback
Click the t button to start playback. This will start
playback of the most recently recorded data. To
play a specific file, click the button and select thatfile (page 25).

oo During SD & PC recording, media settings show consecutive file numbers in SD playback or recording
folders.

1-5-2. Waveform overview
By default, waveforms are shown in channel number
order.
NOTE
The vertical axis scales use the input range values ofeach channel.

Selecting waveforms to show
Click “Display” at the top right of the screen to open the“Display channels” list. All channels are shown by default.
Remove checks next to the channels that do not need
to be shown.
NOTE
Click “All” to check/uncheck all the channels at once.

Resetting the waveform display
Click “Display” at the top right of the screen and thenclick “Reset” at the bottom left to clear the customized
waveform display and show all channels in numericalorder.

1. Basic operation
Changing the waveform display order

Overlaying display of waveforms

Waveform windows can be dragged and dropped tochange the order that they are displayed.

Waveform windows can be dragged and dropped on
top of each other to overlay their display.

Operation example

NOTE

Moving Ch1 to between Ch2 and Ch3.
Click the Ch1 waveform window and, without releasingit, drag it to between Ch2 and Ch3, causing a red line toappear between these channels.

oo The waveform that is dragged and dropped willappear on top.
oo The name of that channel waveform will be shown.
oo g, t and buttons appear at the top left of thechannel display window during overlay display.
oo Waveforms are drawn in order from the bottom
channel. If waveforms are the same, only the top
waveform will be shown.

Operation example
Overlaying Ch1 and Ch2 waveforms
Click the Ch1 waveform window and, without releasingit, drag it on to the Ch2 waveform window, causing a
red box to appear around it.
Release the left mouse button, dropping the Ch1 waveform window between the Ch2 and Ch3 waveform
windows.

Release the left mouse button, dropping the waveform
for overlay display.

Changing the overlay order
Click the g and t buttons to change the overlay order.
Ending overlay display
Click the button to remove the top waveform andshow it in the next separate window.

17

1. Basic operation

1-6. Synchronization function
For details about master and slave unit connections,refer to “Synchronization function” in the LX-1000
Instructions for Use.
See “Sync” on page 33 for information about masterand slave device settings.

1-6-1. Synchronized recording settings
If you set Sampling frequency, AD bits and Media(recording destination) for the master unit, they will also
be set for slave units automatically. These settings cannot be changed on the slave units.
The number of recording channels can be set separately
for the master and slave units. An error will occur if recording is conducted at a transmission rate higher than theslave units can record.
Confirm that the numbers of recording channels on theslave units are suitable before starting recording.
oo Setting triggers on the slave units is not possible.
oo The following amount of time is necessary to startsynchronized recording from a stopped state.
Sampling frequency
96 kHz – 12 kHz
6 kHz
3 kHz
1.5 kHz

Starting delay
About 2 seconds
About 3 seconds
About 4 seconds
About 5 seconds

oo Level triggers and external triggers become effective
ten seconds after the unit becomes record ready.
oo If recording cannot be continued with the master
unit because, for example, it does not have enoughrecording media capacity, recording will stop at thatmoment.
If recording cannot be continued with a slave unit
because, for example, it does not have enoughrecording media capacity, recording will stop only
for that unit. Other units will continue recording, butpausing will stop recording.

18

1-6-2. Synchronized playback settings
After selecting files to play on the slave units, select thefile to play on the master unit.
oo If the file to play is selected on the master unit without selecting files to play on the slave units, the lastrecorded/played files will be played.

1-6-3. Limitations when using LXK Navi
Synchronized operation when using LXK Navi has thefollowing limitations.
oo Do not connect LX-1000 units other than themaster and slave units being used for synchronized operation to the same subnet
Operation on the same subnet is only supported forthe master and slave units being used for synchronized operation. Operation of other LX-1000 units
connected to the same subnet is not supported.
oo One computer is necessary for each LX-1000
unit when connecting LXK Navi to both masterand slave units
Only one unit can be controlled from a single computer using LXK Navi. Running multiple instances of
LXK Navi on a single computer and connecting themto multiple master and slave units for control is notsupported.

1. Basic operation

1-6-4. VR-24 sync
Preparation

1 Use a synchronization cable to connect the
SYNC OUT connector of the LX-1000 to theVR-24/WX SYNC connector of the VR-24.
The VR-24 will operate as the slave unit.

2 Turn the VR-24 on.
3 Set the VR-24 Synchronization type to “WXsync”.

4 Turn the LX-1000 on.
5 Use the LX-1000 Sync settings to set “Mode” to“Master” and “Number of synchronized units”
to “2”. Then, conduct “Connection check”.
If there are no connection problems, the “Sync status” will be “OK”.

Recording
When recording operations are conducted with the
LX-1000, the same operations will automatically be conducted with the VR-24.
ATTENTION
oo Synchronization of one LX-1000 and one VR-24 ispossible.
oo When the following settings are made on the LX-1000,
they will also be made on the VR-24 automatically.
oo Sampling series
oo Sampling frequency
oo AD bits
oo Set to a sampling frequency supported by the VR-24.
oo Event marks can only be set on the LX-1000.
oo Synchronized playback operations are not possible.
Set synchronization type to OFF in order to play backrecordings.

6 Execute “Adjust time” to set the time used by
the VR-24 to that used by the LX-1000.
The error is ±1 second.

19

2. Recording
2-1. Order of procedures
Set recording conditionsc
Set recording destinationc
Calibrationc
Set triggerscMake other settingscStart recordingc
Stop recording

2-4-2. Adjusting zero balance
Zero balance can be adjusted for channels with strain
amplifiers that have the amplifier mode set to ST.
Click the button at the top right of the Home Screen
and select “Zero balancing”.

Put checks into the Selection boxes to select channels
for zero balancing. Then, click the Execute button.

2-4-3. TEDS calibration

2-2. Setting recording conditions
On the Settings Screen, make settings for the sampling
frequency, analog-digital conversion bit depth, number of recording channels, voice memo activation andamplifiers (page 27).

Click the TEDS Read button on the settings screen for anindividual amplifier module that supports TEDS to set its
physical quantity conversion value (page 37).
To set TEDS data for multiple channels at the same time,click the button at the top right of the Home Screen
and select “TEDS”.

2-3. Setting recording destination
Set the media and file name for recording.
Set the recording destination on the File Settings Screen(page 34).
oo When SD is selected for Media, a “Format media” item
is shown. Click the
button to format the SD cardloaded in the LX-1000.

2-4. Calibration
Set the value used to convert sensor output to physicalquantities.

2-4-1. Equivalent input calibration
In the Physical quantity conversion field, set the rated
output and rated capacity indicated in the sensor test
report (page 37).

20

TEDS data for connected sensors will be shown in a list.
Put checks into the Selection boxes for channels to set
their TEDS data as physical quantity conversion values.
Then, click the Apply button.

2. Recording

2-5. Auto range
Amp input ranges can be set automatically by inputting
a temporary signal before recording.

4 Click the Stop button.
From the input signal level, suitable ranges will beshown in the Result column, and ranges will bechanged.

NOTE
The auto range function can only be used with
AR-LXPA1000 analog input amps.

1 Click the

button at the top right of the Home
Screen and select “Auto range”.

5 Click the

button to return to the Home Screen.

ATTENTION

2 Put checks into the Selection boxes to selectchannels for the auto range function. Then,click the Start button.

oo Limitations on synchronization function use
Execution of the auto range function is conductedfrom the master unit.
All AR-LXPA1000 analog input amp channels for master and slave units are subject to auto range. Specificchannels cannot be selected.
oo If there are channels that have been AC coupled,measurement will not start for 10 seconds after
starting the auto range function. Input signals after
10 seconds have elapsed.

3 Input a signal.
21

2. Recording
Pre-trigger

2-6. Setting triggers
In addition to manually starting and stopping recording,
you can also set the system to start and stop recording
using triggers and intervals. Make these settings on the
Trigger Settings Screen (page 47).
The trigger recording operations are explained below.
ATTENTION
When using triggers and intervals to start recording
automatically, put the system into a record ready state.
The system will not detect triggers if just in a stopped
state.

Trigger recording
Example of one trigger recording repetition
Pre-trigger

Recording time Post-trigger

By default, the system saves data from the time
between when a recording starting condition occurs
and when a recording stopping condition occurs.
When a pre-trigger interval is set, data is recorded
before a recording starting condition occurs, but only
after the system is made record ready.
oo During this interval, audio memos and CAN data
will not be recorded.

Recording stopping conditions
Level trigger
Use a level change for the set channel as a trigger.
External trigger
Recording stops when the input through the external
trigger signal input (TRIG IN) connector becomes the
H level (open or 2 V or more).
Recording time
Recording continues only for the set amount of time.
Recording will not stop if 0 is specified.

Post-trigger
Record readystartsRecording start
condition met
u Level trigger
u External trigger
u Timeout

Recordingstops
Recording stop
condition met
u Level trigger
u External trigger
u Recording time

For trigger recording, you can set a combination ofrecording starting conditions (level trigger, external
trigger or timeout) and recording stopping conditions(level trigger, external trigger or recording time).

Recording starting conditions
Level trigger
Use a level change for the set channel as a trigger.
External trigger
Recording starts when the input through the external
trigger signal input (TRIG IN) connector becomes the
L level (0.4 V or less).
Timeout
If the conditions set to start recording are not met
within the set time, recording will be forced to start
automatically.

22

Even after recording stop conditions are met, recording will continue for the set amount of time.
oo When recording is stopped manually, however,post-trigger recording will not occur.

Number of repetitions
Sets the number of repetitions. If the number of repetitions is 2 or more, the system will become record
ready after recording stops the first time. When therecording starting condition is realized, recording will
start again. This will repeat for the number of repetitions. Then, recording will stop.
If “Endless” is checked, recording and pausing will
repeat until the recording media is full or recording is
stopped manually.
oo If “Endless” is checked and recording is conducteduntil the recording media becomes full, the data
for the last recording might not be as long as the
Recording time setting
ATTENTION
Triggers cannot be monitored for about two seconds
after becoming record ready, or after recording startingor stopping conditions occur (about 10 seconds withsynchronized recording).
During this time, nothing will happen even if trigger
conditions occur.

2. Recording

Interval recording

Recording time
Recording continues for the set amount of time.
Recording will not stop if 0 is specified.

Example of one interval recording repetition
Recording time

Interval time
If the Number of repetitions is set to 2 or more recordings, this is the amount of time that the system stays ina record ready state from the time one recording ends
until the next recording starts.
Start time
Recording starts

ATTENTION

RecordingstopsWith interval recording, when the Number of repetitions
is set to 1, recording will start at the Start time and stop
after the set Recording time has elapsed.
Example of three interval recording repetitions
IntervalIntervaltime
Recording
Recording time Recording
time

time

time

Start time
RecordingstartsRecordingstartsRecordingstartsRecord readyoo Set the Interval time to at least 6 seconds.
oo Even if the system has manually been put in arecord ready state during the recording time, thenext recording will start after the originally set
recording time and interval time have elapsed.

Number of repetitions
Sets the number of repetitions. If “Endless” is checked,
recording and pausing will repeat until the recording
media is full, the file name suffix exceeds the numberof digits (3 for SD, 3–5 for PC), or recording is stopped
manually.
If “Endless” is checked and recording is conducteduntil the recording media becomes full, the data
for the last recording might not be as long as the
Recording time setting.

2-7. Starting recording
Record ready

Recordingstops

When the Number of repetitions is set to 2 or more,recording will start at the Start time and pause after the
set Recording time has elapsed. After the Interval time
has elapsed, recording will start again, repeating for the
set number of repetitions. Then, recording will stop.
If the Number of repetitions is set to “Endless”, interval
recording will repeat until the recording media is full orrecording is stopped manually.

Start time

Press the 0 button to make the system ready to record.
If a start trigger has been set, recording will start when atrigger condition is met.
If no start trigger has been set, click the 7 button tostart recording.

2-7-1. Event markThe b button can be clicked during recording to set an
event mark.
oo A maximum of 200 event marks can be added to asingle data file.

Recording starts at the set time.
ATTENTION
If the set time has already passed when the system ismade record ready, recording will not start.
The system might take some time to become record
ready if, for example, there are already many recorded
files. Considering this, set the start time with sufficientspare time.

2-8. Stop recording
If a stop trigger has been set, recording will stop when atrigger condition is met.
If no stop trigger has been set, click the 8 button to stop
recording.

23

2. Recording

2-9. Recording format
The format used for recording data is TAFFmat.
See the LX-1000 Instructions for Use for details about the TAFFmat format.

2-9-1. Media folder structures
Folder type

Name

Details
This is created in the root folder.
Data is managed inside it.
The name is fixed.

Master folder

LXDAT

Project folders

Characters as set(Example: LX1000-DIR1)

These are created in the master folder.
Their names can be set as desired.

Recording folders

Characters as set(Example: LX1000_)

These are created in project folders.
Their names can be set as desired.
Each time recording starts, a folder is created with a suffix added
automatically (3 digits for SD or 3–5 for PC).

Recording data

Same as recording folder

When a recording is divided at 4 GB, a - followed by a three-digit
suffix will be added to the name.

Folder structure example
roots Root folder
LXDAT
s Master folder
LX1000-DIR1
s Project folder
LX1000_001
s Recording folder
LX1000_001.HDXs Index file
LX1000_001.DAT
LX1000_001.HDR
LX1000_001.GPS
Recording data
LX1000_001.WAV
LX1000_001.CAN
LX1000_001.CNX
LX1000_001-002.DAT
LX1000_001-002.HDR
LX1000_001-002.WAV
Divided data
LX1000_001-003.DAT
LX1000_001-003.HDR
LX1000_001-003.WAV
LX1000_002
s Recording folder
LX1000_002.HDX
s Index file
LX1000_002.DAT
LX1000_002.HDR
LX1000_002.GPS
Recording data
LX1000_002.WAV
LX1000_002.CAN
LX1000_002.CNX...
LX1000-DIR2
s Project folder...
When saving recording data on a computer, the end of the full path of the folder the data is saved in will be theselected “Base folder” followed by the “Folder”.

24

3. Playback
3-1. Playback
Install AR-LXAO1000 analog output amplifiers into the
LX-1000 as necessary.
ATTENTION
oo Data saved to an LX-1000 SD card can be played
back. Data saved to a computer cannot be playedback.
oo Set media to SD or SD & PC.

3-1-1. Searching operation
Searching is possible when in a playback ready state.
ATTENTION
Searching is not possible if no SD card is loaded in the
LX-1000 or if the loaded SD card does not contain measurement data.
When searching is possible, the information display areaat the top left of the window will change as follows.

1 Click to open the Select playback file window.

When the information and measurement condition
display area is not being shown on the left side of thewindow, it will change as follows.

A list of folders will appear on the left side.
A list of the files in a folder appears on the right side.

2 Select a folder, select the playback file, andclick the Start button to start playback.

The following items can be searched. The current playback position is shown for each item.

Playback will start and playback data will be shownon the Home Screen.
During playback, the following buttons are enabled.
.: Skip to previous recording data/: Skip to next recording data

a ID

NOTE

d Playback time (count)

oo Clicking the 7 button on the Home Screen
without selecting a file will play the most recently
recorded or played data.

e Recording dateb Playback search bar
c Event markoo If Behavior after searching is set to Pause, theunit will pause when playing files from a file list
(page 49).

3 Click the 8 button to stop playback.

25

3. Playback
Searching

1 Click the item to search.
The search position input window will appear.
The example below shows the window when ID
has been clicked.

2 Input the search position.
To input the search position, click 5 or b, or click
the number area and input the number directly.
Click “Cancel” to close the window.
Click “Reset” to return ID to the current position.

3 Click “OK”.
Playback will start from the search position.
If ID search is conducted during synchronized playback, the system will enter a playback ready state at
the search position.
NOTE
If Behavior after searching is set to Pause, the unit willpause after using a search function (page 49).

26

4. Settings
4-1. Basic operation
1 Click the button on the Home Screen to open
the Settings Screen.

2 Select a setting menu item on the left side of
the screen, and change settings.
Select a sub menu item if necessary.
When Mode is set to Trigger on the Trigger Settings
Screen, for example, and a lower level of Settings
Screen is available, click the
button to open it.
Click thebutton as necessary to make settings.

To go back from a lower level of Settings Screen,click the button above the setting items.

Review the following settings.
oo Sampling frequency (bandwidth)*oo AD bits
oo Number of channels*This cannot be changed for slave units in synchronized operation mode.
To change this, change the setting of the master unit.

NOTE
oo See the “Number of channels that can be recorded
simultaneously” in the Specifications of the LX-1000
Instructions for Use.
oo Settings can be saved on the Load/Save Settings
Screen.
oo Data cannot be loaded if the saved settings are for an
input/output amplifier module structure that is different from the current one.

Menu structure
SystemGeneral
GPS
Pulse
Time
Monitoring
Sync
File
Format media
Modules
Channels
CAN
Trigger
Load/Save
Misc
Misc
VersionEnvironment

3 Clickat the top left of the window to returnto the Home Screen.

ATTENTION
oo If an input/output amplifier module is changed, themeasurement conditions will be reset.
oo The Settings screen cannot be closed if the set
measurement conditions exceed a maximum limit
for the number of channels that can be recorded
simultaneously.

27

4. Settings

4-2. System settings
4-2-1. General

AD bits
Sets the analog-digital resolution (quantization bit
depth).
Sampling series
Sets the sampling frequency series.
Sampling frequency
Set the sampling frequency.
Decimation filter
This setting item appears when the sampling frequency
series is set to “Low speed series”.
When using a low-speed sampling frequency series,
set whether or not to use a decimation filter to prevent
aliasing.
ON: Use.
OFF: Do not use. Aliasing will occur, but delay will not.
Voice memo
Set voice memo recording. The recording level isadjusted automatically.
Off: Not recorded
On: Recorded
oo Voice memos are not recorded during the pre-trigger
interval.
oo When playing data recorded using the pre-trigger
function, the beginning of the voice memo will
be lined up with the recording data, so the voice28

memo and recording data playback positions will
be shifted by the amount of pre-trigger data.
ATTENTION
The maximum file size of voice memo data is 4 GB.
Voice memo data in excess of 4 GB will not berecorded, but normal recording will not be interrupted.
(For voice memo data to exceed 4 GB, it would takeabout 6 days.)
Speaker source
Voice memo
MonitorSpeaker volume
This adjusts the volume of the LX-1000 speaker andthe earphone.
The minimum is 0, and the maximum is 100.
Mute speaker
This temporarily minimizes the volume.

4. Settings

4-2-2. GPS

Use
On: Use
Off: Do not use
Baud rate
4800 baud
9600 baud
19200 baud
38400 baud
oo Set this to 38400 baud usually.
Data recording
Off: Not recorded
On: Recorded
Time differenceEnter the time difference from UTC.
oo Click the Auto button to load the operating systemsetting.
oo For example, input +9:00 for Japan.
GPS status
This shows the status of the GPS receiver.

29

4. Settings

4-2-3. Pulse

Use
Select the pulse input (PULSE IN) connector to use.
Mode
Select the pulse mode.
Count (total)
The total pulse count is recorded from the record
ready state.
Count (gate)
The pulse count is recorded during the gate time.
PeriodThe pulse period is recorded.
Frequency
The pulse frequency is recorded.
rpm
The number of revolutions per minute is recorded.
Edge
This sets the timing for counting pulses.
ThresholdThis sets the voltage level for counting.
Division ratio
This sets the division ratio when dividing before
counting pulses. Set to 1 to not divide.

30

Moving average numberThis sets the number of data to use for the moving
average. Set to 1 to not use a moving average.
Range
Select the measurement range.
oo The units shown depend on the mode selected.
PPR (pulses per revolution)
This is shown when the mode is set to rpm.
Set the number of pulses per revolution.

4. Settings

4-2-4. Time

Date format
One of the following three date formats can be selected.
(YYYY: year, MM: month, DD: day)YYYYMMDDMMDDYYYY
DDMMYYYYTime adjustment
Set the date and time of the LX-1000 clock.
Set to the above time
Input the date and time and click this button.
Set to PC time
Click to set it to the computer time at that instant.
Set to GPS time
Click to set it to the GPS time at that instant.

31

4. Settings

4-2-5. Monitoring

Measured values of the specified channel are converted
from digital to analog and output from the MONITOROUT connector.
oo Only channels that have been assigned to input
amplifier modules can be selected.
Target channel
Select the channel output from the MONITOR OUT
connector.
oo Set this to Off when you do not want to output
signals from the MONITOR OUT connector.
oo Nothing will be output when an unrecorded channel is selected.
oo Pulse input cannot be selected.
Output voltage range
This sets the voltage output when the input of theselected channel is 100% of the input range.

32

4. Settings

4-2-6. Sync

Mode
This sets the synchronized operation mode of theunit.
Number of synchronized units*
This sets the number of units operating withsynchronization.
Connection check*Use to check connections between master and slave
units.

Mode settings
Assign the number of units that will be synchronized,
starting with the master, followed by the slave units inorder from number 1.
For example, when synchronizing three units, set one as
Master and the other two as Slave 1 and Slave 2.
Synchronized operation is not possible if a unit is set as
Slave 2 but no unit is set as Slave 1 or if two units areboth set as Slave 1.

Adjust time*
This sets the time used by slave units to that used by
the master unit.
* This is shown when the mode is set to Master.

NOTE
For information about synchronized operation, see“Synchronization function” on page 18.

33

4. Settings

4-3. FileMedia
This sets the media where recordings are saved.
SD: LX-1000 SD card
PC: computer
SD & PC: LX-1000 SD card and computer
Remain (Open capacity)
This shows the amount of free space on the saving
location.
Number of digits (PC only)This sets the number of digits in the suffix (page 24).
Format media
This appears when Media is set to SD.
To format the LX-1000 SD card, click the
button.
NOTE
Putting a check next to “Erase format” and executing it could improve writing performance that has
decreased due to repeated use.
Base folder
Set when saving to a computer.
Select the folder name from the list or select “Custom”
and enter the name as desired to set another folder.
oo We do not recommend saving to removable
media or network drives because stable recording
might not be possible.
FolderUse these to set the name of the folder where recording data is saved.

34

File
Set the beginning of the names given to recording
data files.
Comment
Input a comment for recording data.

Folders where recording data is saved
When Media is set to SD
Data will be saved in the folder set with “Folder name” inthe root directory of the SD card.
With the settings in the screen shown above, data will
be saved in ¥LXK_DATA.
When Media is set to PC
When saving recording data, the folder the data is saved
in will be the set “Folder” inside the “Base folder”.
With the settings in the screen shown above, data will
be saved in
C:¥Users¥(user name)¥Documents¥TEAC¥LX-1000¥DATA¥LXK_DATA.
When Media is set to SD & PC
Data will be saved to both the SD card and computer as
explained above.
NOTE
oo If a folder that does not exist is set, it will be created.
oo Recording folder and file name suffixes are 3 digits(fixed) for SD cards and 3–5 digits (settable) for computers (page 24).
oo Quit this application before deleting recorded dataon a computer.

4. Settings

4-4. Modules

Set whether input/output amplifier modules are used ornot. In addition, if an input/output amplifier module has
its own settings, the Edit button will be enabled. Use
Channels to make individual channel settings.
Slot
LX-1000 slot number
Use
Put a check next to an input/output amplifier module
to use it for measurements. Putting a check next to theslot number of the last input amp module used willautomatically add checks to the lower slots startingwith slot 1.
oo The LX-1000 design requires that input amplifier
modules used for measurement must be installed
consecutively from slot 1. Disabling only an input
amplifier module between the first and last slot is
not possible.

Name
Type
This shows information about the input/output
amplifier modules.
Edit
This is enabled when input/output amplifier modules
have settings.
Available channels
This shows the number of channels each input/output
amplifier module has.
ATTENTION
When the Back button is pressed, if “CAN signal recording channels are not consecutive.” appears, confirm that
“Conditions for when signal recording is selected” onpage 42 have been met.

oo Whether individual output amplifier modules areused or not can be set.
oo CAN modules are always checked, and this cannot
be changed. Use the settings explained in “4-6.
CAN” on page 40 to set whether each port isused or not.

35

4. Settings

4-5. Channels

Make settings for the individual channels of the input/
output amplifier modules that have been checked in
the Modules settings.
FilterInput/output amplifier modules can be shown bytype.
Select the type to show.

4-5-1. Simultaneous editing
Settings can be simultaneously made for input/output
amplifier modules of the same type.

1 Set Filter to a type other than All to show
input/output amplifier modules of the same
type.

2 Check the Select column for channels to be set
the same way.

3 Click the “Edit all selected” button.
4 Make the necessary settings, and close the settings window.
oo When making settings, items that have different
values set will appear blank. Change settings to
make them the same for all the selected channels
at once. If nothing is done, individual setting values will not be changed.
oo Channel names cannot be changed simultaneously.

36

4. Settings

4-5-2. Input/output amplifier module setting screens
On the Channels Settings Screen, click the Edit button for the input/output amplifier module that you want to set toopen its editing screen.

4-5-2-1. AR-LXPA1000 analog input amplifier (PA amplifier)Name
Set the input channel signal name.
Input voltage range
Select a range that covers the input signal changes.
Coupling
oo When using an IEPE sensor current, set Coupling to
AC.
IEPE current
Set the IEPE sensor current.

TEDS
Click the Read button to load TEDS data from theconnected sensor and set the Physical quantity conversion values.
Physical quantity conversion
Set the parameters used to convert signals to physical quantities.
This is a physical quantity conversion unit. These characters can be set as desired.

WeightingSelect the weighting filter.
oo When using HPF, set Weighting to Flat.
HPF
Set the high pass filter.

37

4. Settings
4-5-2-2. AR-LXST1000 Strain amplifier (ST amplifier)Name
Set the input channel signal name.
Amplifier mode
ST: Function as a strain amplifier.
DC: Function as a DC amplifier.
Input range
Select a range that covers the input signal changes.
Bridge voltage
Set the bridge voltage.
oo This appears only when the amplifier mode is ST.
LPF
Set the low pass filter.
Physical quantity conversion
Set the parameters used to convert signals to physical quantities.
This is a physical quantity conversion unit. These characters can be set as desired.

38

4. Settings
4-5-2-3. AR-LXAO1000 analog output amplifier (AO amplifier)Name
Set the input channel signal name.
Target channel
The measured values of the set channel will be converted from digital to analog and output.
Output voltage range
This sets the voltage output when the input of theselected channel is 100% of the input range.

39

4. Settings

4-6. CAN

SelectPut checks next to multiple items and click the “Editall selected” button to edit them simultaneously. See“Simultaneous editing” on page 36.
Use
Put a check next to a CAN port to use it formeasurements.
NOTE
Regardless of other settings, terminators will be off forports that do not have checks in the Use column.

40

4. Settings

4-6-1. Port settings screen

Mode
CAN/CAN FD
Record CAN and CAN FD.
CAN only
Record CAN only. Do not record CAN FD.
Baud rate
Set the transmission speed.
Sampling point
Set the sampling timing.
SJW (reSynchronization Jump Width)
Set the resynchronization jump width.
Terminator
Set the terminator to On/Off for the CAN bus built
into the CAN module.

Listen only mode
Off: Return ACK when data frame received.
On: Do not return ACK when data frame received.
Recording mode
Set the recording mode. See “Recording mode” onpage 42 for details.
NOTE
When “Recording mode” is set to “Signal”, “ID filter”,“Thinning out” and “Maximum recording rate” setting
items will not be shown.
ID filter
Receive only specified ID data frames. Up to 32 IDs
can be added for each port.
Thinning out
Limit to 1 received data frame during the set time
window for each ID.

41

4. Settings
Maximum recording rate
Set the maximum recording rate for each CAN port separately.
Data that exceeds the set rate will be discarded.
Set to 100% for no maximum limit.
Signals
Make settings related to monitor signals.

4-6-1-1. Recording mode
Recording mode
Recorded content

Full
SignalAll CAN data is recorded without specifying Only necessary CAN data is recorded by
CAN signals.
specifying CAN signals in advance.
Saved in files with “CAN” extension
Saved in files with “DAT” extension
Not possible
Possible
Not possible
Possible

Saved data
Analog monitoring
Monitoring during
playback
CAN indicator
Green (when receiving data)
Recording ports
All ports of CAN module
Recording signal setting 32 signals maximum
quantity (per port)
Setting items
ID filter, Thinning out, Maximum recording
rate, Signals

Blue (always)
Port 1 of CAN module
4 signals maximum
Signals

ATTENTION
When the Back button is pressed, if “CAN signal recording channels are not in consecutive order.” appears, confirm thatthe following conditions for when signal recording is seldected have been met.
Conditions for when signal recording is selected
oo Enable all amplifier modules in the slots numbered lower than the CAN modules that are set for signal recording.
oo To use “Recording mode” set to “Signal” recording, use CAN modules that are installed in consecutive order after the
analog channels.
ExampleAnalog amplifier modules e CAN modules (signal recording) e CAN modules (full recording)
CAN modules cannot be set for signal recording if they are installed after CAN modules that are set for fullrecording.
NOTE
oo Signal recording will record up to 4 signals that have been set in the same way as other analog channels. Signalsthat have not been set will not be recorded.
oo Signal recording is conducted in the same manner as with analog channels, so level triggers, analog outputs andmonitor outputs can be used.
oo Even if Port 1 on a CAN module is set to signal recording, Port 2 can be used for full recording. By splitting the CAN
bus and using Ports 1 and 2 as inputs, Port 1 can be used for signal recording of 4 signals, while Port 2 is used forfull recording as a backup.

42

4. Settings
4-6-1-2. ID filter

SelectTo delete an ID filter setting, put a check in the Selectcolumn box, and click the Delete button.

Add button
Add a filter.
Delete button
Delete selected filters.

Editing ID filters

ID typeSet the ID type.
ID
Set the ID (hexadecimal).

43

4. Settings
4-6-1-3. Signals

CANdb button
Load saved CANdb files, and select CAN signals.
Add button
Set the monitoring signal items manually.
Delete button
Delete selected signals.

44

4. Settings
Loading CANdb files

1 Click the CANdb button to open the Open dialog. Select a CANdb file and open it.
A list of CANdb signals in the file is shown.

2 Put checks in the boxes next to the names of signals to be loaded and click the OK button.

Filter by Signal Name
This will show a list of signals with names that partially match the value set in the “Filter by Signal
Name” field.
Details
Click this to show details about the signal.

45

4. Settings
Adding signals

Set the monitoring signal items.
NOTE
For different bit arrangements due to the byte order, see“CAN signal start bit explanation” on page 53.

46

4. Settings

4-7. Trigger

When the mode is Trigger or Interval, setting items forthe mode are shown.
See “Setting triggers” on page 22 for details about
Trigger settings.

47

4. Settings

4-8. Load/Saveoo This affects settings related to the unit.
Media
Location for saving Settings data
SD: LX-1000 SD card
PC: computer
Load
Load Settings.
Save
Save the current settings.
Initialize
Restore settings to their default values.
oo Network settings are not initialized.

48

4. Settings

4-9. Misc
4-9-1. Misc

Display language
Auto: Japanese will be used if the operating systemlanguage setting is Japanese. Otherwise, English will
be used.
Japanese: Japanese will be used.
English: English will be used.
oo This setting is applied the next time the application is launched.
Sampling notation
Set the sampling notation used by this application.
Strain unit notation
This affects channels with strain amplifiers that havethe amplifier mode set to ST.
The strain unit can be switched between μST and
mV/V. When changed, unit conversion of the setting
value will occur.
ATTENTION
Channel units will not be changed if they have beenchanged with physical quantity conversion settings
in the channel settings.

Behavior after searching
Select whether playback starts or pauses after using
a search function (ID, count, event mark, date) as wellas when playing files from a file list.
NOTE
During synchronized playback, the unit will pause
regardless of this setting.
Remember window placement
When this is On, window placement will be remembered and restored the next time the application islaunched.
Remember window layout
When this is On, the Home Screen window layout will
be remembered and restored the next time the application is launched.
Prevent OS shutdown
Turning this on will prevent the OS from shutting
down while this application is running.
Turn this off if shutting down the OS is necessary
when a signal is received during a power outage, forexample.

49

4. Settings

4-9-2. Version

Application version
This is the LXK Navi version.
ModelThis is the model communicating with the application.
“LX-1000” will usually be shown.
SerialThis is the LX-1000 serial number.
Firmware version
This is the LX-1000 firmware version.
FPGA version
This is the LX-1000 FPGA version.
Update firmware
Use this to update the firmware of the LX-1000 andamplifier modules.
To update the firmware, follow the documentation
included with the new firmware.
ModulesThis shows information about the amplifier modules
installed in the LX-1000.

50

4. Settings

4-9-3. Environment

OS version
This shows information about the operating systemof the computer that LXK Navi is running on.
.NET Framework version
This shows the .NET Framework version installed in
the computer operating system.

51

5. File transfer
The data on the SD card inserted in the LX-1000 can betransferred to a computer.

4 Click the Download button.
The following screen appears during transfer.

1 Click the

button at the top right of the Home
Screen and select “File transfer”.

2 Put check marks next to files in the SD card

When all files have been transferred, the following
screen will appear.

data list to select them for transfer.

NOTE
The copy destination file name can be changed.
After selecting a file, edit the file name in the Copy
name column.

3 Click the

button, and set the transfer destination folder on the computer.
The default folder is the Documents folder on thecomputer.
NOTE
The last selected folder will be used as the default
folder when transferring files the next time.

52

NOTE
If a file or folder with the same name already exists atthe copy destination, “(1)” will be added to the end of
the file name when saving.
If the same name with “(1)” added already exists, thenumber will be increased to, for example, “(2)” to prevent
duplicate names.
Example
LX1K_0001 w LX1K_001(1) w LX1K_001(2) w
LX1K_001(3) …

6. Reference
CAN signal start bit explanation
The counting method for the bit arrangement differs according to whether the byte order is Intel or Motorola.
The start bit setting value of the LX-1000 is compatible with CANdb++ Editor made by Vector Informatik GmbH.
ExampleWhen setting the start bit of a 9-bit CAN signal (DLC = 3)
Intel
(LSB first)
Motorola(MSB first)

Byte
bit
Total bits
bitTotal bits

0
0
0
7
7

1
1
6
6

2
2
5
5

3
3
4
4

4
4
3
3

5
5
2
2

6
6
1
1

1
2
7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
0 15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16
9-bit length

Start bit setting valueIntel
Motorola

LX-1000/CANdb++Editor
LX-1000/CANdb++Editor

bit13
bit18

oo If the byte order is Motorola, when creating CANdb (when using the CANdb++ Editor), DLC is not determined, so
an irregular order as shown above is used.

53

7. Important Notice Regarding Software
Notice Regarding Third-party SoftwareThis product includes the following software that TEAC
Corporation has received permission to use from third
parties either directly or indirectly.
Dragablz
The MIT License (MIT)Copyright (c) James Willock, Mulholland Software and Contributors
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MaterialDesignColors
MaterialDesignThemes
The MIT License (MIT)Copyright (c) James Willock, Mulholland Software and Contributors
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CommunityToolkit.Mvvm
Windows Community Toolkit
Copyright © .NET Foundation and Contributors
All rights reserved.
MIT License (MIT)Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.

54

THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ReactiveProperty
ReactiveProperty.CoreThe MIT License (MIT)Copyright (c) 2018 neuecc, xin9le, okazuki
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

SkiaSharp
SkiaSharp.NativeAssets.Win32
SkiarSharp.Views.Desktop.Common
SkiaSharp.Views.Wpf
Copyright (c) 2015-2016 Xamarin, Inc.
Copyright (c) 2017-2018 Microsoft Corporation.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MathNet.Numerics
Math.NET Numerics License (MIT/X11)
Copyright (c) 2002-2018 Math.NET
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.

7. Important Notice Regarding Software
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

System.Reactive
System.Reactive.Core
System.Reactive.Interfaces
System.Reactive.Linq
System.Reactive.PlatformServices
System.Reactive.Windows.Threading
Apache License

Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whoma Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within
the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, eachContributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Worksof, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, eachContributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make,have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, wheresuch license applies only to those patent claims licensable by such Contributor thatare necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim
in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such
litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object
form, provided that You meet the following conditions:"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as
defined by Sections 1 through 9 of this document.

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of thisLicense; and"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright ownerthat is granting the License.

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that Youchanged the files; and"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control,
are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes ofthis definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction
or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership offifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership ofsuch entity.

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, allcopyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of theWork, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works;
and"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions grantedby this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but
not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation ortranslation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, madeavailable under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or
attached to the work (an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is basedon (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations,elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work ofauthorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, theWork and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of theWork and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, thatis intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyrightowner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including
but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control
systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor
for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communicationthat is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyrightowner as "Not a Contribution."(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative
Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices
contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain toany part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a
NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source formor documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normallyappear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works
that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work,provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying
the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or
distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole,provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under
the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms ofany separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks,
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable andcustomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of
the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You aresolely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing theWork and assume any risks associated with Your exercise of permissions under thisLicense.

55

7. Important Notice Regarding Software
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as
deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor
be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this License or out of
the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for lossof goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all othercommercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of thepossibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with thisLicense. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf
and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if
You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting
any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONSAPPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, withthe fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't
include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax forthe file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be
included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within
third-party archives.
Copyright _____
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions andlimitations under the License.

System.Buffers
System.Collections.Immutable
System.ComponentModel.Annotations
System.Drawing.Common, System.Memory
System.Numerics.Vec tors, System.Runtime.
CompilerServices.Unsafe
System.Threading.Tasks.Extensions
The MIT License (MIT)Copyright (c) .NET Foundation and Contributors
All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.

56

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

robotoApache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as
defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright ownerthat is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control,
are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes ofthis definition,"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or managementof such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%)
or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions grantedby this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but
not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation ortranslation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, madeavailable under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or
attached to the work (an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is basedon (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations,elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work ofauthorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, theWork and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of theWork and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, thatis intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyrightowner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including
but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control
systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor
for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communicationthat is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyrightowner as "Not a Contribution.""Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whoma Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within
the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, eachContributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Worksof, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, eachContributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make,have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, wheresuch license applies only to those patent claims licensable by such Contributor thatare necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim
in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such
litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object
form, provided that You meet the following conditions:(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of thisLicense; and7. Important Notice Regarding Software(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that Youchanged the files; and(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute,all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of theWork, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works;
and(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any
Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution
notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain
to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a
NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source formor documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normallyappear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works
that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work,provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying
the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may
provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction,or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole,provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies
with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under
the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms ofany separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks,
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable andcustomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of
the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You aresolely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing theWork and assume any risks associated with Your exercise of permissions under thisLicense.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as
deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor
be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or
consequential damages of any character arising as a result of this License or out of
the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for lossof goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all othercommercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of thepossibility of such damages.

Nito.AsyncEx
The MIT License (MIT)Copyright (c) 2014 StephenCleary
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nito.Cancellation
The MIT License (MIT)Copyright (c) 2015 Stephen Cleary
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this softwareand associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom theSoftware is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies orsubstantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORSOR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support,
warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with thisLicense. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf
and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if
You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting
any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONSAPPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, withthe fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information.
(Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class nameand description of purpose be included on the same "printed page" as the copyrightnotice for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the
License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OFANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.

57

58

59

Z

TEAC CORPORATION

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan				Phone: +81-42-356-9154

TEAC AMERICA, INC.

10410 Pioneer Blvd. Unit #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.		

Phone: +1-323-726-0303

TEAC EUROPE GmbH.
(EU Importer)

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany			

Phone: +49-(0)611-7158-349		

TEAC UK Limited(UK Importer)

Luminous House, 300 South Row, Milton Keynes,				
Buckinghamshire, MK9 2FR, UK

Phone: +44-1923-797205		

TEAC SALES & TRADING
Room 817, Xinian Center A, Tairan Nine Road West, Shennan Road,		(ShenZhen) CO., LTD.		Futian District, Shenzhen, Guangdong Province 518040, China			Phone: +86-755-88311561-2		

1222.MA-2977L