7178-505

4 スイッチ入出力回路＜NPN トランジスタ出力＞

取扱説明書
静電容量式電磁流量モニタ
CX シリーズ＜製品側＞＜PNP トランジスタ出力＞＜ユーザ側＞
V＜製品側＞＜ユーザ側＞＜製品側＞＜ユーザ側＞

VV

R

図1

Q

4(黒)

本製品をご使用に当たり、下記注意事項に十分留意しご使用ください。
ご使用の方法を誤りますと、機能を損ない事故を招くおそれがあります。
この取扱説明書は必要な時にすぐに取り出して読めるように大切に保管してください。

＜スイッチ入力＞

メイン画面設定が瞬時値の場合

2(白)

R

3(青)

3(青)

3(青)

※! 注意
△

5 出力モードと出力動作*本製品は接液部材質を腐食させない流体用です。
*絶対精度を保証する製品ではありません。
*導電率（5μS/cm 以下）の低い流体は正常に検出できません。
*電気配線接続部に触れると感電するおそれがあります。
配線には必ず電源を切ってから作業をしてください。
また、濡れた手で充電部を触れないで下さい。
*プラス接地で使用しないで下さい。

＜OUT1 出力＞
①レベル判定モード
ONOFFOFFP1【ノーマルオープン】コネクタ

ヒス hy1

ヒス hy1

Hi1

Lo1

瞬時流量

【ノーマルオープン】
出力表示

メイン画面

単位表示

積算
流量

積算
流
量

INC

時間

ONON

ONON

OFFOFF

OFF【ノーマルクローズ】【ノーマルオープン】

異常なし

ON
【ノーマルオープン】

製品に配管や継手を取り付ける際は、必ず取付側の口金部分を工具で掴んで取り付けて下さい。

異常あり

異常あり

15A

28～30Nm

20A

34～36Nm

5.4
521.6
20
調整可能

[V]

電流
出力

＜OUT2：アナログ出力 FS モード＞
△ or ▽△ or ▽

で F.S.を設定し、□ で確定します。

□△ or ▽

で流れ方向を設定し、□ で確定します。

□※流れ方向を変更したら、都度 F40<ゼロ調整>を実施してください。

＜総積算値リセット＞③F4 で流れ方向を選択した場合□ + ▽④F4 で任意文字を選択した場合⑤F4 でサブ画面表示なしを選択した場合□ でリセットします。
△ or ▽ でキャンセル＜キーロック設定・解除＞

通常表示＜通常表示：総積算値表示＞
メイン画面に積算値を、サブ画面に積算単位を表示します。
△ ▽ ボタンで積算単位を「L」→「kL」→「ML」に切り替えることができます。

41.5

異常解除

通常表示

瞬時流量[L/min]

エラーコード名称

6 モードの構成

E002

メモリー異常計測モードの状態でショートカットモード操作により設定することができます。
計測モードからファンクションモードⅠ、ファンクションモードⅡに遷移します。

E003

励磁異常

E004

過電流異常

E005

計測流体異常2秒
ファンクションモードⅠ9

ショート□

2 秒またはノータッチ 20 秒
□カットモード 84秒
ファンクションモードⅡ10□

2 秒またはノータッチ 20 秒

7 通常動作(計測モード)＜全般＞
計測モードは、電源投入すると起動表示の後に計測を行い、出力や表示を行う
通常の動作モードです。
計測モードからショートカットモードやファンクションモードに移ることで必要に応じた設定変更を行うことができます。

E006

逆流検知

E007

過大流量

内容
内部データに異常が発生した場合。
内部回路に異常が発生した場合。
スイッチ出力に過電流が流れた場合。
計測流体に異常電流が流れていたり、流体内に空気 が混入 していた りなど正常な流量計測ができない場合。
設定された流れ方向と逆に流れている場合。
最 大流量に 対し、 120%を超える流量が流れている場合(2 秒以上の長押し)△ or ▽

で設定し、□ で確定します。

確定後 1 秒

※キーロック中はキーロック設定・解除以外のすべての操作ができません。
ロック解除時も同様の方法で行います。
キーロック中にボタンを操作すると、2 秒間サブ画面に LOCK と表示されます。

9 基本設定(ファンクションモードⅠ)

15 16.5□

ケーブル側コネクタ ピン配置

□ で積算値をリセッ
トします。

□

②F4 で OUT2 を選択した場合
ファンクションモード F2：OUT2 の設定により、以下のいずれかを表示します。
デジタル入力：デジタル入力：アナログ出力リモートゼロ調整
積算出力リセット＜警報表示＞
異常を検知するとメイン画面にエラーコードを表示して、異常内容をお知らせします。エラーコード表示は異常が解除されるまで継続します。

[mA]
1

計測モード 7
本体側コネクタ ピン配置

E007（過大流量異常）【ノーマルクローズ】

15[L/min](電圧･電流出力)

3 配線

□ + ▽

△ + ▽

＜OUT2 出力＞22～24Nm＜OUT1：トリップ積算出力モード＞

瞬時値表示
点灯表示
点滅表示

ONOFF
【ノーマルクローズ】

10A□【ノーマルクローズ】※パルスレートが 0.01L/Pulse のときは 10msec になります。

締付けトルク△ or ▽

で判定値を設定し、□ で確定します。

することができます。
異常なし

ONOFF口径△ or ▽通常表示：総積算値表示へ【ノーマルオープン】

50msec

電圧
出力

通常表示：瞬時値表示へ

ON
OFF

OFF

反対側の口金または本体ボディを保持すると、破損する恐れがあります。

＜OUT1：レベル判定モード＞⑤警報出力モード

50msec2 配管□△ or ▽

時間

OFF④積算パルス出力モード△ or ▽
で「瞬時値表示」、「総積算値表示」を選択し、□ で確定します。

□(現在画面が点滅)＜流れ方向＞
積算 DEC
流量

時間【ノーマルオープン】
並列モード表示

瞬時流量

積算 DEC
流量

INC

使用頻度の高い設定は、通常表示からショートカット操作により設定可能状態へ移り、設定することができます。
＜メイン画面選択＞

通常表示

デクリメントモード

時間

サブ画面

Hi1

【ノーマルクローズ】③トリップ積算出力モード
インクリメントモード

表示
NPN-V
NPN-A
PNP-V
PNP-A

8 かんたん設定(ショートカットモード)①F4 で OUT1 を選択した場合
ファンクションモード F1：OUT1 の設定により、以下のいずれかを表示します。
レベル判定
ウィンドウ判定 トリップ積算出力 積算パルス出力 警報出力モード
モード
モード
モード
モード

OFF
Lo1

出力仕様
NPN，1-5V
NPN，4-20mA
PNP，1-5V
PNP，4-20mA

メイン画面が瞬時値の場合、サブ画面にはファンクションモード（F4：サブ画面）の設定に応じて、「OUT1」「OUT2」などを表示します。

ヒス hy1

ON

OFF表示

表示
1560
60

ウォームアップ終了後

最大流量 120%を超える流量【ノーマルクローズ】

ON口金

瞬時流量

②ウィンドウ判定モード
ヒス hy1

設定ボタン

P1

瞬時流量

型式
CX10A
CX15A
CX20A

メイン画面設定が総積算値の場合＜通常表示：瞬時値表示＞
メイン画面に瞬時値を表示します。
流量0.0L/min～最大流量 110%以下
最大流量 110%を超え～120%以下

ヒス hy1ON*設置時にゼロ調整(F40)を実施して下さい。

１各部の名称全体図

F2 でスイッチ入力（リモートゼロ調整、積算出力リセット）に設定する。

ヒス hy1

1 秒後

1 秒後

4(黒)

Q

*その他の注意事項は、本書末の「12 注意事項」をご参照下さい。

＜起動表示＞
電源を投入すると以下の起動表示を行います。
2 秒後【電源 ON】 → 図 1 参照

対処方法
電源を OFF し、再投入して下さい。
電源を OFF し、負荷を確認して下さい。
電源を OFF し、計測流体に異常がないことを確認して下さい。
流れ方向の設定を確認して下さい。
流量を確認し、左記の場合は流量を下げて下さい。

＜全般＞①ファンクションモードⅠの一覧
ファンクションモードⅠでは以下の設定項目があります。
表示
設定項目
内容
F1
OUT1
OUT1 の出力方法を設定します。
F2
OUT2
アナログ出力/スイッチ入力を設定します。
F3
応答時間応答時間を設定します。
F4
サブ画面サブ画面に表示する内容を設定します。
F5
流れ方向
計測流体の流れ方向を設定します。
F6
総積算単位総積算値表示の単位を設定します。
②ファンクションモードⅠへの移り方□

通常表示(2 秒の長押し)

左記ファンクション表示となったら□を離してください。
ファンクション表示は △ or ▽ で切り替えることができます。
③通常表示への戻り方
・ファンクション表示（F*）で □ を 2 秒の長押しすることで通常表示へ戻ります。
・20 秒以上キー操作を行わない場合も自動的に通常表示へ戻ります。
尚、設定変更が未確定の状態で 20 秒以上キー操作を行わず自動的に通常表示に戻った場合、設定値は変更されません。

F1＜OUT1 の設定＞ ※初期設定：レベル判定モード、ノーマルオープン
出力モードと接点論理の選択

F3＜応答時間の設定＞

F30＜ECO モードの設定＞□□

出力モードの選択
ウィンドウ判定 トリップ積算出力
モード②モード③

レベル判定
モード①

積算パルス
モード④

警報出力
モード⑤

△△△△

▽

▽

▽

▽

△
▽

接点論理の選択□ノーマルクローズ

ノーマルオープン□□

ファンクション表示(F3)画面へ戻る(確定)
サブ画面に応答時間(単位：秒)が表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。
応答時間は(0.25 秒、0.5 秒、1 秒、2 秒、5 秒)のいずれかを選択します。
F4＜サブ画面の設定＞※条件として満水かつ止水時で 1 分ほどお待ちいただき、流れがないことを確認の上で実施してください。
□

サブ画面の選択

流れ方向

OUT1

任意文字

OUT2

出力モードに応じた設定画面に移る

△△△

▽

▽

▽

▽

▽

△
▽

ファンクション表示(F40)画面へ戻る

スイッチ出力最大負荷電流
最大印加電圧
内部降下電圧
出力保護

F50＜強制出力の設定＞②出力モード：ウィンドウ判定モード
サブ画面に設定値が表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。
レベル判定値
レベル判定値
ヒステリシス幅
（上限）
（下限）
□

流れ方向の選択

デクリメントモード

ファンクション表示(F1)画面へ戻る

インクリメントモード/△

デクリメントモードの選択▽

積算レベルの設定□□□□□

サブ画面に設定値が表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。

□□ (1 秒以上の長押し)□ファンクション表示(F1)画面へ戻る(確定)
サブ画面が点灯④出力モード：積算パルス出力
サブ画面にパルスレートが表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。
パルスレート□ファンクション表示(F1)画面へ戻る(確定)
パルスレートは流量範囲により、以下の設定が可能です。
流量範囲
パルスレート0.5～15L/min
2.0～60L/min[L/Pulse]
0.01
〇
×0.1〇
〇
0.2×〇
1〇
〇
10×〇
F2＜OUT2 の設定＞ ※初期設定：アナログ出力モード

入力モードの選択

出力/入力モードの選択
スイッチ入力リモートゼロ調整□▽□ (確定)

ファンクション表示(F2)画面へ戻る□

逆流検知の有無選択□△OUT1
スイッチ出力 ON を出力します。出力表示 1 が点灯。
OUT2
アナログ出力の場合は 5V または 20mA を出力します。
出力表示 2 が点灯。
デジタル入力の場合は入力 ON に同期して、出力表示 2 が点灯。

△▽▽

□ (確定)

ファンクション表示(F5)画面へ戻る(確定)③出力モード：トリップ積算出力モード(インクリメント/デクリメント)
インクリメントモード▽

強制出力中は 20 秒以上キー操作をしなくても、通常表示には戻りません。

F6＜総積算値単位の設定＞□□△

積算出力リセット▽□ (確定)□△□

F5＜流れ方向の設定＞①出力モード：レベル判定モード
サブ画面に設定値が表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。
レベル判定値
ヒステリシス幅□□
ファンクション表示(F1)
画面へ戻る
(確定)

△

△

サブ画面 OFF△ファンクション表示(F4)画面へ戻る

アナログ出力□□□ファンクション表示(F6)画面へ戻る(確定)
サブ画面に単位が表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。
単位は(L、kL、ML)のいずれかを選択します。

出力モードアナログ出力スイッチ
入力

電圧出力
電流出力
入力時間
短絡電流

表示方式

F60＜並列モードの設定＞
本機器を隣接して配置する場合は通常モードと並列モードに設定します。
通常モードと並列モード選択
通常モード

並列モード

□△

10 詳細設定(ファンクションモードⅡ)▽＜全般＞①ファンクションモードⅡの一覧
ファンクションモードⅡでは以下の設定項目があります。
表示設定項目内容
F10
アナログ出力 FS
アナログ出力のフルスケール機能の設定
F20
表示色
メイン画面の表示色を設定
F30
ECO モード
ECO モードの使用有無を選択
F40
ゼロ調整
ゼロ調整の実行を選択
F50
強制出力
出力機能を強制的に実行する機能の選択
F60
並列モード
並列モードの選択
F70
任意文字
サブ画面に表示する任意文字の設定
F80
表示反転
表示方向の上下を反転する設定
F90
設定リセット
出荷時の設定に戻す設定②ファンクションモードⅡへの移り方

ローフローカットオフ流量

流体温度範囲ゼロ調整が始まるとサブ画面のインジケータが 5 秒 表示単位
□ + ▽繰返し精度※
間隔で表示します。
(4 秒以上の温度周囲温度長押し)
特性
流体温度
使用圧力範囲約 20 秒後
耐圧力応答時間(63％応答)
調整成功 調整失敗□積算流量範囲□ (確定)□□

ファンクション表示(F30)画面へ戻る(確定)
サブ画面に ON/OFF が表示され、 △ と ▽ で変更します。ON を選択すると、ECO モード ON となり約 1 分間キー操作が無いと画面が全消灯となります。
F40＜ゼロ調整の操作＞

△▽

□

<仕様表>
口径
計測流体
流体導電率範囲
検出方式
精度保証流量範囲

F70＜任意文字の設定＞□

電源電圧消費電流
保護構造
耐環境
使用温度範囲ファンクション表示(F60)
使用湿度範囲
画面へ戻る
接液部材質
質量（本体）
こ※繰返し精度とは、同一条件で 240 秒間計測した時の平均値のバラツキになります。
任意文字の□□

101520
水・接液部材質を腐食させない流体
5μS/cm～3mS/cm
静電容量式電磁0.5～15 L/min2.0～60 L/min
測定範囲最大流量の 3%
0～85℃(凍結しないこと)
瞬時流量 L/min 積算流量 L,kL,ML±2.0%F.S.
±5.0%F.S.(25℃基準)±5.0%F.S.(25℃基準)
0～1.0MPa（0～85℃）、0～2.0MPa（0～50℃）
3.0MPa0.25s/0.5s/1s/2s/5s （初期値：1s）0.0～99999999.9L
0.1L 刻み
NPN または PNP トランジスタ出力
50mA
30V DC
NPN：2.0V 以下 PNP：2.4V 以下
過電流異常警報、過電流保護
レベル判定モード、ウィンドウ判定モード、トリップ積算出力モード、積算パルス出力モード、警報出力モードより選択
電圧出力：1～5V 負荷インピーダンス：50kΩ以上
電流出力：4～20mA
負荷インピーダンス：500Ω以下
20ms 以上
約 2mA
2 画面表示(メイン画面 緑/赤の 2 色表示、サブ画面 白）
表示更新周期 5 回/s
24V DC±10% 、リップル P-P±10％以下
65mA 以下
IP65 相当（ケーブルオプションを取り付けた場合）
0～50℃(結露無きこと)
35～85%RH(結露無きこと)
PPS、FKM、CAC804
約 460ｇ
約 490ｇ
約 520ｇ12 注意事項

・製品の仕様範囲外では使用しないでください。
・飲料・食品・医療用薬液などに直接触れる用途には使用しないでください。
・可燃性のガス雰囲気では使用しないでください。
点滅桁は △ と ▽ で文字を変えます。
・周囲温度より低い温度の流体を流した場合、製品内部に結露が発生し、性能に悪影響を及ぼす恐れがありますので、結露させないように使用してください。
□ (1 秒以上の長押し)・使用流体温度を守って使用し、低温で使用する場合は不凍液を入れる等の凍□結防止措置をしてください。
ファンクション表示(F70)・使用圧力範囲を守って使用してください。
画面へ戻る(確定)・定格流量範囲を守って使用してください。
・配管には気体が混入しないようにしてください。
サブ画面が点灯
・設定を変更する場合は、装置を停止してから行ってください。
・電源投入後 10 秒間はウォームアップ期間のため、表示・出力は使用しないでく
F80＜表示上下反転の設定＞□ださい。
左記表示となったら(4 秒の長押し)・設定ボタンは尖ったもので押さないようにしてください。
□□
通常表示□ を離してください。
ファンクション表示(F80)画面へ戻る
・直射日光などの強い光の当たる場所、熱源からの輻射を受ける場所に設置しないようにしてください。
(確定)
2 秒後にファンクションモードⅠの画面が表示されますが □ を離さないでください。
・取り付け姿勢は自由ですが、気泡の影響を受けにくくするため、横引き配管でサブ画面に ON/OFF が表示され、 △ と ▽ で変更します。
は、表示面が地面と水平になる姿勢を推奨の取り付け姿勢となります。
OFF は通常表示、ON は反転表示となります。
ファンクション表示は △ or ▽ で切り替えることができます。
・配管上の流れ方向と本機器の流れ方向を正しく設定してください。
・落としたり、打ち当てたり、過大な衝撃を加えないようにしてください。また、取り③通常表示への戻り方
F90＜設定リセットの設定＞□ + ▽扱いの際はボディを持って取り扱うようにしてください。（ケーブルを持たないよ・ファンクション表示（F*）で □ を 2 秒の長押しすることで通常表示へ戻ります。
(1 秒の長押し)
うにしてください。）
・20 秒以上キー操作を行わない場合も自動的に通常表示へ戻ります。
サブ画面の□尚、設定変更が未確定の状態で 20 秒以上キー操作を行わず自動的に通常表△
ON が点滅する ・設置後強い圧縮力・引っ張り力・荷重・振動がかかる場所には設置しないでください。
示に戻った場合、設定値は変更されません。
のでそのまま▽・製品を足場になる箇所に取り付けたり、重量物をのせないでください。
ボタンを離す押し続ける。
・シールテープや接着剤が配管ねじ部からはみ出ないようにしてください。
F10＜アナログ出力 FS の設定＞
・本機器の直前配管はできる限り直管とし、パッキンのはみ出し等の流れを乱す部分が無いようにしてください。
□□
ファンクション表示(F90)画面へ戻る
・流量調整バルブ等は本機器の下流側に設けるようにしてください。
ファンクション表示(F10)画面へ戻る
2 秒経過
・配管内に異物・油などがある場合は洗浄後に本機器を取り付けるように□ + ▽(確定)
してください。
(点滅後、3 秒の長押し)サブ画面に設定値が表示され、 △ と ▽ で数値を変更します。
・誤配線をしますと、故障の原因となります。
最大流量の 10～100%の範囲でアナログ出力のフルスケール値を設定できます。 11 仕様
・配線時には線の色をご確認ください。
入力する単位は L/min となります。
<型式名>
・電源や受信計器は、他から電気的にアイソレートすることを推奨します。
F20＜表示色の設定＞
CX □ □ □ - □ □・ケーブルに無理な引っ張り力を加えないようにしてください。
① ②③・電源線・動力線などと一緒に配線しないようにしてください。
①：口径
②：口金
③：出力
・本製品に強力な磁石や磁場を近付けないでください。
10 (3/8)
A (管用テーパねじ Rc)
NV (NPN、電圧出力)
・液封回路となると温度変化により圧力が上昇し、製品が破損することがありま
15(1/2)NA(NPN、電流出力)
表示色の選択す。システム上に逃がし弁を設け、液封回路にならないようにしてください。
□20 (3/4)
PV (PNP、電圧出力)
・本機器を並列に配置した際、表示やアナログ出力が安定しない場合は応答時
ON 時： 緑 ON 時： 赤
間を長くすることや並列モードに設定することで、安定させることができます。
常時： 緑
常時： 赤
PA (PNP、電流出力)
OFF 時： 赤 OFF 時： 緑・流量式充填装置に本製品を複数並べて配置することを検討頂く場合は、特許
ファンクション
□第 3916032 号をご確認の上、使用をご判断願います。
△△△
表示(F20)画面へ戻る(確定)
▽▽

▽

△
▽

.........

選択

愛知時計電機株式会社〒456-8691
愛知県名古屋市熱田区千年一丁目 2 番 70 号
https://www.aichitokei.co.jp

第６版
202211