測定範囲

確度

第1有効測定範囲

0.200 〜 10MΩ
0 〜 0.199MΩ
10.01 〜 200.0MΩ
0.200 〜 100MΩ
0 〜 0.199MΩ
100.1 〜 2000MΩ

±3％rdg±4dgt

第2有効測定範囲
第1有効測定範囲

250V / 500V
/ 1000V

第2有効測定範囲

定格測定電圧50V
125V
定格測定電圧の250V
1 〜 1.2倍
500V
1000V
短絡電流 : 2mA以下

この表示は、その内容を守らずに誤った取り扱いをすると、
『人が負傷
1200

製品包装の中には、次のものが入っています。万一欠品がありましたら、販売店からお受け取り下さい。
1台
1個
1. デジタル絶縁抵抗計
4. キャリングケース (1016)
1組
8本
2. テストリード (100-61)
5. 電池 (1.5V R6P, 単3)
1個
1枚
3. ワニグチクリップ (黒)6. 取扱説明書

1 〜 1.2mA

700

500Vレンジ

500
300

250Vレンジ

100

125V
50V
0.25

0.1
0.125

0.5

1

10

100

確度 (ゼロ調整後)

測定電流200mA 以上
約10mA

分解能

確度

0V 〜 600V±3％rdg±5dgt
1V
10V 〜 600V
AUTO
最大許容入力：600V rms
過負荷保護 : 900V rms 1分間
DCV/ACV 固定

入力抵抗4.000MΩ
40.00MΩ
200.0MΩ
400.0MΩ
2000MΩ

0.001MΩ
0.01MΩ
0.1MΩ
0.1MΩ
1MΩ

−1−

4-14. 入力端子・テストリード

アーステストリード(黒)は図-4のように組み立てて使用します。EARTH端子にアーステ
ストリード(黒)、LINE端子にラインテストリード(赤)を差し込みます。

5. 測定方法
5-1. 測定準備

1. 取扱説明書の精読
本器の測定仕様と機能を充分理解し、「3. 安全測定と使用上の注意」
を良く読んで安全な測定をしてください。

4. 各部の名称と機能

2. 電池の設置「7. 電池及びヒューズの交換」を参照して電池を入れて下さい。"BAT"が点灯した時も同様の手順で交換して下さい。

高電圧発生ランプ

High
Voltage

3. ヒューズ
ヒューズ定格は0.5A/600V(φ6.3×32mm)です。電池カバー内にスペアヒューズ1本を内蔵しています。
ヒューズの確認：テストリードプラグを入力端子に差し込んでファンクションスイッチを"LOW
Ω"に合わせます。テストリードを短絡させて測定しても"OL"を表示する場合は、ヒューズが切れているかテストリードの断線が考えられます。
（測定方法は「5-3. 低抵抗測定（Ω）」を参照）

TIMER キー
SELECT キー )TIMER ON

SELECT

1000V
1000V

2000M Ω
2000MΩ

LIGHT

HIGH
LOW

MEASURE

測定キー

ON

COMP キー

5 SEC

セーフティーロックキー

PRESS

1000V & 500V

500V

MEMO
OFF

2000MΩ

250V

ファンクションスイッチ

2000MΩ

125V

200MΩ

COMP

AC/DC V

600V MAX

OFF
OFF

DH

LOW
Ω
Low Ω

0Ω ADJ キー

0Ω ADJ

4. 内蔵時計の設定
本器には時計機能があります。設定すると、データ記憶機能使用時に測定日時を記憶させることができます。(機能説明は「6-2. データ記憶機能」を参照)

MEMO キー・HIGH / LOW キー●設定方法①2個のアップダウンキーを同時に押しながらファンクションス
イッチを"OFF"から"LOW Ω"に合わせます。LCDに年、月、日、時：分を表示するまでアップダウンキーを押し続けて下さい。
注：①の動作をした後0Ω ADJキーを押す事により設定を初期状態（2008 01.01 00:00)に出来ます。
②MEMOキーを押すと西暦の下2桁が点滅します。
アップダウ
ンキーで設定します。
③再度MEMOキーを押すと月が点滅します。
アップダウンキーで設定します。
④②〜③と同じ手順で分設定までを行います。COMPキーを押すと前の設定位置に戻れます。
⑤設定が完了したら測定キーを押します。LCDに設定内容を表示します。
⑥ファンクションスイッチを"OFF"にすると時計設定が終了します。
注：時計機能は内蔵のリチウム電池で動作しています。電源ON時に時刻が狂う
場合はこの電池の消耗が考えられます。交換については弊社にご連絡下さい。

●黒のアーステストリードの組み立て方

アーステストリード（黒）CHI SHING

3. 安全測定と使用上の注意

ワニグチクリップ

3-1. 電気事故の防止

人体への感電事故防止と本器の焼損防止のため、
以下の事項を良く理解し厳守して安全な測定をして下さい。
1. 絶縁抵抗計とテストリードのチェック
警告：絶縁抵抗計は、測定前にケースの割れや濡れがないか点検のうえ、常にきれいにして乾いた状態でご使用下さい。
テストリードに断線や絶縁不良がないか常に確認して下さい。
2. 強電回路測定についての警告
警告：強電回路(大型モーター、配電用トランス、
ブスバー等への電気容量の大きい工場内外の動力線等)の測定は危険です。
定格の10倍以上の高サージ電圧が重畳している可能性があり、
測定の瞬間に本器が暴発的に短絡焼損し、使用者に重大な感電事故をもたらす危険性があります。
サージ電圧が混在する回路では電圧測定は行わないで下さい。
3. 弱電の高電圧回路測定についての警告
警告：弱電回路(家電製品や電子機器の回路で電気容量の小さい回路)でも、高電圧回路（100V以上）は危険です。感電の恐れがあるため、活線部分には触れないようご注意下さい。
4. 強電回路及び弱電の高電圧回路測定時の警告
警告：感電防止のため、危険性の高い回路の電圧測定時には以下の注意事項を厳守して下さい。
（図-1参照）●絶縁抵抗計本体は手に持たない。測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう
充分距離をとる。
●赤・黒テストリードの先端にワニグチクリップを付ける。
●測定回路にテストリードを接続する時は、必ず回路の電源を切る。
●測定終了後は必ず回路の電源を切り、絶縁抵抗計の表示がゼロになってからワニグチ
クリップ(テストリード)を外す。

ラインテストリード（赤）
図-3

図-4

5-1. 表示板（LCD）

5. シンボルマーク
製品本体及び取扱説明書に表示されている次のシンボルは、国際規格のIEC-61010-1
及びISO3864に規定されている記号です。

V

High
Voltage

ワニグチ
クリップ

TIMER ON

1000V
1000V
2000MΩ
2000MΩ

LIGHT
MEMO
OFF

PRESS

1000V & 500V

テスト
リード

500V

DH

HIGH
LOW

2000MΩ

250V

2000MΩ

125V

200MΩ

COMP

AC/DC V

5 SEC

OFF
OFF
LOW
Ω
Low Ω

電源及び測定項目選択用のロータリースイッチです。OFFから各測定ファンクションに合わせると電源が入ります。測定終了後は必ずスイッチをOFFにして電源を切って下さい。

4-4. TIMERキー：タイマー機能（連続測定）
図-1

0Ω ADJ

絶縁抵抗測定、低抵抗測定で使います。
このキーを押すと3分間の連続測定ができます。
解除：連続測定中に測定キーを押します。

4-5. SELECTキー（TIMERキーと共通）：記憶データの日時情報切り替え

欧州共同体規格準拠

品質保証書

4-2. ファンクションスイッチ

絶縁抵抗測定、低抵抗測定 ： このキーを押している間だけ測定できます。指を離すと測定を終了し、自動的に表示を5秒間固定します("DH"点灯)。
電圧測定 ： 測定中にこのキーを押すと"DH"が点灯し、表示を固定します(ディスプレイホールド)。再度押すと表示固定を解除します。

二重絶縁

この端子には危険な電圧がかかることを示します。

□SK-3500□SK-3502

品質保証期間

購入日

Serial No.
年

月

日から１カ年

販売代理店および所在地

4-3. 測定キー
SK-3502 DIGITAL INSULATION TESTER～ 交流（AC）

警告または注意記号で「説明書を良く読んで下さい」ということを表しています。

MΩ：絶縁抵抗測定時に点灯
0Ω ADJ：ゼロオーム調整時に点灯
Ω ：低抵抗測定時に点灯
MEMO ：データ記憶機能使用時に点灯
V ：電圧測定時に点灯
COMP ：コンパレータ機能使用時に点灯〜 ：交流電圧測定時に点灯：測定値がコンパレータ基準値より：高電圧入出力時に点灯・点滅
高い時に点灯BAT ：電池消耗時に点灯：測定値がコンパレータ基準値より
DH ：ディスプレイホールド（表示固定）
低い時に点灯時に点灯

キリトリ

50V / 125V / 250V
500V / 1000V
50V / 125V

絶縁抵抗及び低抵抗測定時に点灯して高電圧が発生していることを知らせます。

約660kΩ

600V MAX

分解能

4-13. 高電圧警告ランプ：

警告1：電気測定の知識と経験のない人及び子供には使用させないで下さい。
警告2：裸足や上半身裸での電気測定は危険です。感電事故の危険があります。
目などに刺さらないようご注意下さい。
警告3：テストリードの先端は尖っており大変危険です。
注意1：絶縁抵抗計の構造は精密です。強い振動や衝撃を与えず、高温多湿な場所での使用及び保管は避けて下さい。
注意2：本体をこすったり、ベンジン、アルコール等溶剤で拭かないで下さい。
電池を取り外して下さい。
消耗した電池を注意3：本器を長期間使用しない場合には、内蔵したまま放置すると、電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

)アップダウン キー

測定範囲

ON

表示レンジ（オートレンジ）

4-12. アップダウンキー：

コンパレータ基準値設定やデータ記憶時のメモリーナンバー設定等で使用します。

LIGHT キー0.01Ω±3％rdg±5dgt
0.1Ω
過負荷保護 : 0.5A / 600V ヒューズ保護

MEASURE

定格測定電圧

4-11. HIGH / LOW キー(MEMOキーと共通）：

3. テストリードを回路から事前に外すこと
警告： 測定中にファンクションスイッチを回す時や電池及びヒューズ交換時に電池カバーを外す時は、必ず事前にテストリードを測定回路から外して下さい。

3. 直流・交流電圧計
3-1. 表示レンジ構成・確度

SELECT

1-2. 表示レンジ構成

コンパレータ機能でブザーが鳴る条件を設定する時に使います。

CE

5MΩ
50MΩ
5MΩ
50MΩ

2. 最大許容入力値の厳守
警告： 測定仕様に記載の最大許容入力値を超えた測定をしないで下さい。

Kaise

中央表示値

200MΩ
2000MΩ
200MΩ
2000MΩ

絶縁抵抗測定、低抵抗測定で、測定データを記憶・読み出しする時に使います。詳細は「6-2. データ記憶機能」をご参照ください。

SK-3502 DIGITAL INSULATION TESTER

CE

有効最大表示値

50V / 125V
250V / 500V
125V
250V / 500V / 1000V

4-10. MEMOキー：データ記憶機能

1. ファンクションスイッチ誤設定の防止
警告： 測定時にはファンクションスイッチが正しい位置に設定されているか確認して下さい。特に AC/DC V 以外の位置で誤って電圧を測定しないで下さい。

表示板(LCD）

Kaise

定格測定電圧（直流）

図-2

CE

1. 絶縁抵抗計 ※50VレンジはSK-3500、1000VレンジはSK-3502のみ
1-1. 定格測定電圧・有効最大表示値

開放電圧 : 6V以上

0Ω ADJ

ise2-2. 測定仕様（確度保証温湿度範囲：23℃±5℃、75%RH以下、但し結露のないこと)

20.00Ω
400.0Ω

LOW
Ω
Low Ω

入力端子

絶縁抵抗値 (MΩ)

分解能

表示レンジ(オートレンジ)

絶縁抵抗測定、低抵抗測定でコンパレータ測定をする時に使います。詳細は「6-1. コン
パレータ機能」をご参照ください。

OFF
OFF

DH

Ka

a. 数字表示：4000カウント、最大4000、バーグラフ対数表示
b. 単位及びサイン：〜、V、Ω、MΩ、BAT、DH、0ΩADJ、MEMO、COMP、、、 、バーグラフ、及び小数点2. サンプリング速度：2回/秒
3. 応答時間：絶縁抵抗(∞→0、∞→中央表示値)、低抵抗5秒以下、電圧2秒以下
4. 使用温・湿度：0℃〜40℃、90%RH以下(結露のないこと)
5. 保存温・湿度：-20℃〜50℃、75%RH以下(結露のないこと)
6. 使用場所：屋内、高度2000m以下
7. 温度特性：0〜18℃、28〜40℃；測定確度に±5%rdg±5dgt加算
8. IP保護等級：IP40
9. 電源：1.5V R6PまたはLR6(単3)電池 8本
10. 最大定格電力：4.5VA(パワーセーブ時：定格電力1mVA MAX)
11. 動作電源電圧範囲：8.8V〜14.4V (8.8V以下で"BAT"点灯)
12. 連続使用時間(マンガン電池)：絶縁抵抗−∞測定 [50V 約14時間、125V 約14時間、250V 約14時間、500V 約12時間、1000V 約10時間(50V : SK-3500、1000V : SK-3502)]、AC V：約30時間、低抵抗−∞：約13時間
13. 測定可能回数：
1) 絶縁抵抗−∞（5秒ON25秒OFF)
50V：マンガン電池1800回以上 アルカリ電池5000回以上 (0.05MΩ測定)※SK-3500
125V：マンガン電池1600回以上 アルカリ電池4500回以上 (0.125MΩ測定)
250V：マンガン電池1500回以上 アルカリ電池4000回以上 (0.25MΩ測定)
500V：マンガン電池1400回以上 アルカリ電池3500回以上 (0.5MΩ測定)
1000V：マンガン電池900回以上 アルカリ電池2500回以上 (1MΩ測定) ※SK-3502
2) 低抵抗−1Ω（5秒ON25秒OFF)：マンガン電池700回以上アルカリ電池2500回以上
14. ヒューズ：速断型 0.5A/600V (Φ6.3×32mm) 1本
タイマー、活線警告、電圧発生警告表示、高電圧誤発
15. 付属機能 ： コンパレータ、データ記憶、生防止、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
16. 耐電圧：6.88kV 50Hz正弦波 1分間（電気回路と筐体間）
17. 準拠規格：JIS C 1302:2002 (絶縁抵抗計)
18. 安全基準：CEマーク認証。IEC-61010-1、CAT.Ⅳ600V CLASSⅡ、及びEMCテスト合格
19. 寸法・重量：120(H) x 130(W) x 70(D)mm、約600g(電池含む)
20. 付属品：100-61テストリード 1組、945ワニグチクリップ(黒) 1個、1016キャリングケース、
1.5V R6P(単3)電池 8本、ヒューズ（0.5A/600V）×1（内蔵）、取扱説明書
21. 別売付属品：766B黒色テスト棒(767Bテストピン付き)、940R赤色ワニグチクリップ
1. 表示板(LCD)

AC/DC V

5 SEC

CE

2-1. 一般仕様

4-9. COMPキー：コンパレータ機能

125V1000 ∞

2. 低抵抗計2-1. 表示レンジ構成・確度

2. 仕様

250V / 500V / 1000V

定格測定電流1000Vレンジ

0.01 0.05

COMP

3-2. 絶縁抵抗計の故障防止

900

0

LCDのバックライトを点灯/消灯します。点灯後約30秒で自動消灯します。

250V

2000MΩ
200MΩ

ON

CHI SHING

1. 包装内容の確認

測定端子電圧

警告

HIGH
LOW

OFF

MEASURE

4-8. LIGHTキー：バックライト

ワニグチ
クリップ

4-3. 取り扱い上の注意

1100

強電回路の測定は非常に危険です。強電回路には、
しばしば高いサージ電圧が重畳しており、これが爆発的短絡の誘因となります。危険な回路の電圧測定では、絶縁抵抗計は手に持って測定しないで下さい。また、身体のいかなる部分も回路に接触しないようにご注意下さい。

SELECT

PRESS

1000V & 500V

2000MΩ

600V MAX±5％rdg±5dgt

SK-3500/3502 測定端子電圧特性(V)

2000MΩ
2000MΩ

500V

MEMO

G

注意 したり、物的損害を発生させる可能性があること』を示しています。

定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値
0.05MΩ
0.125MΩ
0.25MΩ
0.5MΩ
1MΩ

1000V
1000V

TIMER ON

HIN

この表示は、その内容を守らずに誤った取り扱いをすると、『人が死亡警告 又は重傷を負う可能性があること』を示しています。

SK-3502±3％rdg±4dgt

低抵抗測定で使います。テストリードを短絡させながらこのキーを押すと表示値がゼ
ロになります。("0Ω ADJ"点灯)High
VoltageIS

この記号は、IEC規格及びISO規格に定められている記号で、『説明書をよく読んでから絶縁抵抗計を使って下さい。
』ということを表しています。

測定回路端子電圧の許容範囲

SK-3502 DIGITAL INSULATION TESTER

LIGHT

1-4. 測定端子電圧特性

感電事故を防止して安全な測定をするために、説明書をよく読んでから絶縁抵抗計を使ってください。特に絶縁抵抗計本体及び説明書の記号の部分は重要です。

SK-3500±5％rdg±5dgt

4-7. 0ΩADJキー：ゼロオーム調整

赤色
テストリードCH

安全な測定をするために!!

50V / 125V

測定範囲の名称

CE

取扱説明書（保証書付）

定格測定電圧Kaise

SK-3500 / SK-3502

1-3. 定格測定範囲・確度

Kaise

デジタル絶縁抵抗計

印※品質保証期間中に正常な使用状態で、万一故障などが生じた場合は、裏面記載の品質保証規定により無償で修理します。
製品にこの品質保証書を添えて、上記販売代理店、または直接カイセ株式会社
製造サービス課へご送付ください。
※購入年月日は販売代理店が記入します。販売代理店名およびその押印なき品質
保証書は無効となりますので、購入時に確認してください。

警告： やむを得ず活線(電圧のかかっている回路)を測定する場合は、以下の注意事
項を厳守して下さい。
（図-2参照）●絶縁抵抗計本体は手に持たない。測定回路に手や身体が触れないよう充分距離をとる。
●黒色テストリード：ワニグチクリップを付けて測定回路の−（アース）側に接続。
●赤色テストリード：片手に持ち、測定回路の＋（高電位）側に当てる。

500V及び1000Vレンジを選択する時は、このキーを押しながらファンクションスイッチを回します。高電圧の誤発生を防止する安全機能です。

〒386-0156 長野県上田市林之郷422 電話 0268-35-1600（代表）

−2−

−3−

−4−

記憶データの表示中にこのキーを押すと、年、月日、時刻を順次表示します。

4-6. セーフティロックキー：高電圧誤発生防止機能

2000MΩ
2000MΩ

LIGHT

ON

警告

PRESS

1000V & 500V

500V

2000MΩ

MEMO●低抵抗ファンクションに電圧を入力しないで下さい。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●感電事故防止のため、必ず測定回路の電源を切り、内部のコンデンサーを放電してから測定して下さい。
●感電事故及び本器の焼損防止のため「3.安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定して下さい。

250V

HIGH
LOW

2000MΩ

125V

200MΩ

COMP

AC/DC V

600V MAX

OFF
OFF

DH

5 SEC

LOW
Ω
Low Ω

図-5

0Ω ADJ③LCDに選択ファンクションの定格電圧、"- - - - MΩ"及び現在時刻が表示されます。
この時にダウンキー（▽）を押すと現在時刻の表示が年→月日→時刻と切り替わります。
④アーステストリード(黒)のワニグチクリップを被測定物の接地側に接続します。被測定物が接地されていない場合は任意の箇所へ接続します。
⑤ラインテストリード(赤)を被測定物に接続します。
警告：被測定物が活線状態の場合は、 とバーグラフが点滅します（10V以上の電圧検出時）。
この表示中は測定できません。必ず被測定物の電源を切ってください（活線警告機能）。

①アーステストリード（黒）のプラグをEARTH端子に、ラインテストリード（赤）のプラグをLINE端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを"LOW Ω"に合わせます。LCDに"- - - - Ω"と現在時刻が表示されます。
この時にダウンキー（▽）を押すと現在時刻の表示が年→月日→時刻と切り替わります。
③アップキー（△）を押して、"AUTO"、"20.00Ωレンジ固定"、"400.0Ωレンジ固定"のいず
れかの低抵抗測定レンジを選択します。初期設定は"AUTO"です。
AUTO："- - - - Ω"または"Auto Ω"表示20.00Ωレンジ固定：" - -.- - Ω"表示 (小数点の位置でレンジを確認)
400.0Ωレンジ固定：" - - -.- Ω"表示 (小数点の位置でレンジを確認)

CHI SHING

Kaise CE

接地端子に接続
電源側

SK-3502 DIGITAL INSULATION TESTERHigh
Voltage

OFF

1000V
1000V

TIMER ON

2000MΩ
2000MΩ

LIGHT

SELECT

OFF

HIGH
LOW

MEASURE

ON

PRESS

1000V & 500V

500V

MEMO

2000MΩ

250V

2000MΩ

125V

負荷側

200MΩ

COMP

AC/DC V

600V MAX

DH
5 SEC

OFF
OFF
LOW
Ω
Low Ω

④「ゼロオーム調整機能」の説明に従ってゼロ調整を行います。
⑤テストリードを被測定物に接続します。
警告：被測定物が活線状態の場合は、 とバーグラフが点滅します（10V以上の電圧検出時）。この表示中は測定できません。必ず被測定物の電源を切ってください（活線警告機能）。

警告：被 測 定 回 路 の遮断器は必ず
OFFにして下さい。

●キーを押して測定する方法①測定キーを押します。高電圧警告ランプが点灯します。測定中は測定キーを押し続けて下さい。
②LCDの測定値を読み取ります。10Ω以下の時はブザーが鳴ります（コンパレータ機能未使用時）。
③測定キーから指を離すと測定を終了します。LCD表示は自動的に5秒間固定されます("DH"点灯)。
④テストリードを被測定物から外し、
ファンクションスイッチを"OFF"にします。
測定サポート機能：コンパレータ機能、データ記憶機能、バックライト、オートパワー
セーブ（4-8及び6-1〜6-3参照）

図-60Ω ADJ●キーを押して測定する方法①測定キーを押します。高電圧警告ランプとLCDのが点灯します。
測定中は測定キーを押し続けて下さい。
②LCDの測定値を読み取ります。
③測定キーから指を離すと測定を終了します。LCD表示は自動的に5秒間固定されます("DH"点灯)。
④「自動放電機能」の説明に従い、被測定物に充電された電荷を放電します。
ファンクションスイッチを"OFF"にします。
（活線警告機能）。
⑤テストリードを被測定物から外し、
測定サポート機能：コンパレータ機能、データ記憶機能、バックライト、オートパワー
セーブ（4-8及び6-1〜6-3参照）●連続して測定する方法①TIMERキーを押します。高電圧警告ランプが点灯します。3分間連続して測定できます。
10Ω以下の時はブザーが鳴ります（コンパレータ機能未使用時）。
②LCDの測定値を読み取ります。
③測定キーを押すと連続測定を終了します。LCD表示は自動的に5秒間固定されます("DH"点灯)。
④テストリードを被測定物から外し、
ファンクションスイッチを"OFF"にします。
測定サポート機能：コンパレータ機能、データ記憶機能、バックライト、オートパワー
セーブ（4-8及び6-1〜6-3参照）●連続して測定する方法①TIMERキーを押します。高電圧警告ランプとLCDの が点灯します。3分間連続して測定できます。
警告：テストリードの先端に連続して高電圧が発生します。感電しないよう充分
注意して下さい。
②LCDの測定値を読み取ります。
③測定キーを押すと連続測定を終了します。LCD表示は自動的に5秒間固定されます("DH"点灯)。
④「自動放電機能」の説明に従い、被測定物に充電された電荷を放電します。
⑤テストリードを被測定物から外し、
ファンクションスイッチを"OFF"にします。
測定サポート機能：コンパレータ機能、データ記憶機能、バックライト、オートパワー
セーブ（4-8及び6-1〜6-3参照）●ゼロオーム調整機能
ゼロオーム調整はテストリードやヒューズの抵抗をキャンセルし、被測定物の抵抗のみを表示する機能です。
ファンクションスイッチを"LOW Ω"に合わせます。
①赤・黒テストリードを入力端子に差し込み、②テストリードの先端（金属部分）を短絡させ、測定キーを押します。
③表示が安定したら0Ω ADJキーを押します。LCD表示が"0.000Ω"になります（"0Ω ADJ"点灯)。
注記●ゼロオーム調整は表示値が10Ω以下の時に可能です。表示値が10Ωを超えた状態
で0ΩADJキーを押すと"Err"を表示します。
●テストリードを短絡させて測定しても"OL"を表示する場合は、ヒューズが切れているかテストリードの断線が考えられます。
●連続測定で20Ω以下を測定すると、30秒後に自動的に測定を終了します。

注記●被測定物によっては絶縁抵抗値が不安定なことがあり、測定値が安定しない場合があります。
●被測定物が接地されている場合は、EARTH端子(＋極側)を接地側に接続します。
この方法だと通常測定値が小さく出るため、特に電路の測定に適しています。
この時、LINE
端子(−極側)に接続したリード線が大地や他の物体に触れないようご注意下さい。
●250V/500V/1000Vレンジで2000MΩ以上、50V/125Vレンジで200MΩ以上を測定した場
合、LCDには2500MΩ、250MΩまで表示されますが、データ記憶時の値は"OL"となります。

5-4. 直流・交流電圧測定（V）

警告●感電事故及び本器の焼損防止の為、最大許容値（AC/DC 600V）以上の測定はしないで下さい。
●テストリードは必ずブレーカの二次側に接続して測定して下さい。一次側への接続は感電事故の危険があります。
●感電事故防止のため、テストリードの先端で電圧のかかったラインを短絡しない
よう充分注意して下さい。
●「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定して下さい。

品質保証規定品質保証期間中に説明書に則った正しい使用状態において、万一故障が生じた場合は無償で修理します。ただし、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。

記

修理依頼

年

故障の症状・原因（わかったら）
−5−

月

日

キリトリ

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障。
2. カイセ特約サービス代理店、
または当社サービス部門以外でなされた修理または改造に起因する故障。
3. お買い上げ後の輸送または落下などによって生じた故障。
4. 火災、水害、地震など天災地変によって生じた故障・破損。
5. 消耗部品（内蔵電池など）の補充または取り換え。
6. 品質保証書の提出がない場合。
7. その他、当社の責任とみなされない故障。
8. 本証明書は日本国内においてのみ有効です。

①アーステストリード（黒）のプラグをEARTH端子に、ラインテストリード（赤）のプラグをLINE端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを"AC/DC V"に合わせます。LCDに"Auto V"と現在時刻が表示されます。
この時にダウンキー（▽）を押すと現在時刻の表示が年→月日→時刻と切り替わります。
③アップキー（△）を押して、"AUTO"、"DCV固定"、"ACV固定"のいずれかの電圧測定レン
ジを選択します。初期設定は"AUTO"です。
AUTO（" AUTO V " 表示）：測定範囲はAC/DC10V〜600Vです。直流・交流を自動的に判別して測定、表示します。 注：直流サイン()は表示しません。
DCV 固定（" V "点灯）
：測定範囲はDC 0V〜600Vです。
注：直流サイン()は表示しません。
～
ACV 固定（" V "点灯）
：測定範囲はAC 0V〜600Vです。

●絶縁抵抗測定での設定方法①ファンクションスイッチを絶縁抵抗測定ファンクションに合わせます。
②COMPキーを押します（"COMP"点灯）。LCDの右側に基準値とまたはが点滅して設定モードになります。
③基準値を設定します。
アップダウンキーを押して下の表の中から基準値を選択します。
測定ファンクション選択できる基準値

50V / 125V

0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1/2/3/5/10/20/30/50/100/200MΩ

250V /500V / 1000V 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1/2/3/5/10/20/30/50/100/200/500/1000/2000MΩ
※50VレンジはSK-3500、1000VレンジはSK-3502のみ④ブザーが鳴る条件を設定します。HIGH/LOWキーを押してか：測定値が基準値以上のときブザーが鳴ります(
基準値以下の時は点灯。
：測定値が基準値以下のときブザーが鳴ります(
基準値以上の時は点灯。

のいずれかを選択します。
点滅)。
点滅)。

●感電事故防止のため、測定を終了し、テストリードを測定回路から外してから電池・ヒューズを交換して下さい。
ファンクションスイッチは必ず"OFF"にして下さい。
●交換後は必ず電池カバーをネジ留めしてから使用して下さい。
●ヒューズは必ず指定のものを使用して下さい。ヒューズホルダーを短絡して使用することは絶対にしないで下さい。 ヒューズ定格：速断型 0.5A/600V (Φ6.3x32mm)
電池が消耗してLCDに"BAT"が点灯した時やヒューズが切れた時は、次の手順で交換して下さい。
①テストリードを測定回路から外し、電源を"OFF"にします。
②キャリングケースから本器を出します。入力端子後部のテストプラグ差し込み穴に指を入れて底面から製品を持ち上げると出しやすくなります。
③ネジを外して電池カバーを外し、使用済み電池を取り外します。
④電池の極性に注意して新しい1.5V R6P（単3）電池8本を入れます。
⑤ヒューズを交換するときは切れたヒューズを外し、指定定格のヒューズを入れます。
（スペアヒューズを1本内蔵しています。）⑥電池カバーを取り付け、しっかりとネジを締めます。
注：本器を長期間使用しない場合は電池を取り外して下さい。消耗した電池を内蔵したまま放置すると電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

が点滅し、ブザーが鳴る

測定値が●設定例：図-8参照
基準値10MΩ以下 4MΩ
①基準値10MΩ以下でブザー
でブザーが鳴る
ように設定が鳴るように設定。
②測定値が4MΩのとき。
が点滅してブザーが鳴る。
③測定値が40MΩのとき。
V
点灯(ブザーなし）。

図-8

LOW Ω

0.5/1/2/3/4/5/10/20/30/50/100/200Ω

×

×

×

F0.5A
600V

− 1.5V R6P(AA) ＋− 1.5V R6P(AA) ＋

1.5V R6P(AA)

1.5V R6P(AA)− 1.5V R6P(AA) ＋− 1.5V R6P(AA) ＋

1.5V R6P(AA)

1.5V R6P(AA)

×

図-10

8. キャリングケースの使用方法①ケース上蓋は測定時には裏側に収納できます。
②ショルダーベルトを首にかけて測定することが出来ます。ホックを外すとキャリング
ケースが安定します。両手が自由に使用でき、安全かつ簡単な測定が可能です。

取説

説明ラベル

注：20Ωレンジに固定している時には30Ω以上の基準値は設定できません。
④ブザーが鳴る条件を設定します。HIGH/LOWキーを押してかのいずれかを選択します。
ブザーの鳴り方と表示方法は絶縁抵抗測定の時と同じです。
⑤設定が完了したらCOMPキーを押します。
⑥測定キーかTIMERキーを押して測定するとコンパレータ測定となり、設定した条件でブザーが鳴ります。
●コンパレータ機能の解除：COMPキーを長押し（1秒以上）
します。
（"COMP"消灯）

ホックをとめて固定

このホックを外すと首にかけての測定が可能

6-2. データ記憶機能（絶縁抵抗測定、低抵抗測定で有効）

図-11

測定データを最大100個まで内部メモリに保存することができます。
●データ記憶方法①絶縁抵抗または低抵抗測定後の"DH"点灯中（5秒間）にMEMOキーを押します。
（"MEMO"点灯）②その時のLCD表示とLCD右側のメモリーナンバー
が点滅します。
③必要に応じてアップダウンキーでメモリーナンバーを変更できます。選択したナンバーに既にデータが記憶されている場合は、そのデータ情報を表示します。
④MEMOキーを長押し（1秒以上）すると選択したメ
モリーナンバーにデータを記憶します。記憶する項
目は、抵抗値、定格電圧、日時情報です。

メモリー
ナンバー

メモリー
ナンバー1

アップキーを押す
メモリー
ナンバー2

注記
●データ記憶済みのメモリーナンバーに新しいデータを上書き保存すると、前のデー
タは消去されますので注意してください。
●絶縁抵抗測定で、250V/500V/1000Vレンジで2000MΩ以上、50V/125Vレンジで200MΩ以上を測定した場合、LCDには2500MΩ、250MΩまで表示されますが、データ記憶時の値は"OL"となります。
●記憶データの読み出し①ファンクションスイッチを絶縁抵抗測定ファンクションまたは"LOW Ω"に合わせて
MEMOキーを押します。("MEMO"点灯)②アップダウンキーでメモリーナンバーを切り替えると、そのナンバーに記憶したデータ情報を表示します。
③データ表示中にSELECTキーを押すと、定格電圧の表示部分が日時情報の表示に切り替わります。
このキーを押すごとに、時刻 → 月日 → 年を順次表示します。
測定時間

予備ヒューズ×××点灯●低抵抗測定での設定方法①ファンクションスイッチを"LOW Ω"に合わせます。
またはが点滅して設定モードになります。
②COMPキーを押します("COMP"点灯)。LCD右側に基準値と③基準値を設定します。
アップダウンキーを押して下表の中から基準値を選択します。

選択できる基準値

×

×

測定値が
40MΩ

測定ファンクション

1.5V R6P (AA)電池

0.5A / 600V
ヒューズ

⑤設定が完了したらCOMPキーを押します。
⑥測定キーかTIMERキーを押して測定するとコンパレータ測定となり、設定した条件
でブザーが鳴ります。

＋

SELECT

MEASURE

図-75-3. 低抵抗測定（Ω）

セーフティーロックキー
1000V
1000V

放電終了

警告
を表示してブ−TIMER ON

放電中

または

＋

High
Voltage●500V、1000Vを選択する時（高電圧誤発生防止機能）：
セーフティロックキーを押しながらファンクションスイッチを合わせます。
セー
フティロックキーを押さずに選択するとLCDに"Err"が表示され測定できません。

6-1. コンパレータ機能（絶縁抵抗測定、低抵抗測定で有効）−①アーステストリード(黒)のプラグをEARTH端子に、ラインテストリード(赤)のプラグをLINE端子に差し込みます。
②ファンクションスイッチを次のいずれかの絶縁抵抗測定ファンクションに合わせます。
SK-3500 : 50V / 125V / 250V / 500V
SK-3502 : 125V / 250V / 500V / 1000V

7. 電池及びヒューズの交換

6. 機能の説明
測定値が設定した基準値以上または以下になるとザーを鳴らす機能です。

電源ONまたは最終スイッチ操作後約15分で自動的に表示が消えてパワーセーブ状態に
なります。
（ただし、
オートパワーセーブ中でもわずかに電流を消費しますので、測定終了後は必ず電源を"OFF"にして下さい。
）＋●活線状態で絶縁抵抗測定を測定しないで下さい。感電事故の危険があります。
必ず測定回路や被測定物の電源を切ってから測定して下さい。
●絶縁抵抗の測定中は測定端子に高電圧が発生しています。感電防止のため、テストリードの先端など金属部分や被測定物には手を触れないでください。
●測定後は被測定物に触らないでください。充電された電荷で感電事故を起こす可能性があります。本器の自動放電機能で被測定物の電荷を放電させて下さい。
●感電事故及び本器の焼損防止のため「3.安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定して下さい。

注記●測定電圧値が601V以上になると警告ブザーが鳴ります。
●測定電圧値が1000V以上の時は"OL"を表示します。

6-3. オートパワーセーブ（全測定ファンクションで有効）−

警告⑥測定終了後は、
ファンクションスイッチを"OFF"にします。
測定サポート機能：ディスプレイホールド、バックライト、オートパワーセーブ（4-3、4-8及び6-3参照）＋●自動放電機能測定後の被測定物には電荷が充電されており、感電事故の可能性があります。測定後は次の手順で電荷を放電させて下さい。
①赤・黒両方のテストリードを被測定物に接続したまま測定を終了します。
②自動的に電荷の放電を開始します。終了するまでそのまま待ちます。
③放電中はLCDの とバーグラフが点滅します。放電が進むにつれてバーグラフ表示が減っていきます。
④点滅が止まってバーグラフ表示が消えたらテストリードを被測定物から外します。

−

5-2. 絶縁抵抗測定（MΩ）

測定月日

測定年月

9. 保守管理9-1. 定期点検・校正

安全で正確な測定を維持するためには定期的な点検・校正が必要です。
この絶縁抵抗計は、通常の使用で1年以上許容誤差内の精度を維持できるよう製造されていますが、少なくとも1年に1回は定期的に点検・校正して下さい。点検・校正は製造元へ依頼されるのが確実な方法です。

9-2. 修理

本器が正常な動作をせず修理を依頼される場合には、事前に次の点検をして故障を確認して下さい。
①電池が接触不良となっていないかどうか。電池の極性が間違って設置されていないかどうか。
②電池が消耗していないかどうか。
③測定する場合、各スイッチの設定が正しく行われているかどうか。
④測定入力が本器の規定レンジ以内であるかどうか。
⑤絶縁抵抗計本体及びテストリードにひび、割れ、断線など損傷がないかどうか。
⑥測定しようとしている電気、
電子機器から、又は本器の使われている環境に強いノイズが発生していないかどうか。
以上の点検を通して故障であることが確認できましたら、修理を依頼して下さい。修理を依頼される場合には、販売店へ依頼されても結構ですが、弊社の製造サービス課宛へ直送されま
すと、修理期間も短縮されます。直送される場合、品質保証書に購入年月日、販売代理店名及び所在地が記入されているか確認し、又は購入時のレシートを添え、裏面の「修理依頼」に故障の症状と原因を記入し、切り離して修理品と一緒に送って下さい。
この品質保証書の添付がな
いと、修理はお請けできませんので、ご了承下さい。
返送小包には、「修理品在中」
と記し、
住所、
氏名、
電話番号も忘れずに明記して下さい。
修理完了後に代金引換小包便にて返送致します。
■製品の使い方や修理に関するお問い合わせ、修理品の送付先
製造サービス課〒386-0156 長野県上田市林之郷422

TEL 0268-35-1602 / FAX 0268-35-5515④測定する回路の−(アース)側に黒色ワニグチクリップを、＋(高電位)側に赤色テストリードを接続します。
注：電圧測定では、本器を回路(電源)と並列に接続します。
⑤LCDの測定値を読み取ります。

図-9●記憶データの全消去①2個のアップダウンキーを同時に押しながらファンクションスイッチを"OFF"から"AC/DC V"に合わせます。
②自動的に全ての記憶データの消去を開始します。
③データの消去が終わるとブザーが鳴ります。
④測定を開始するには一度電源を"OFF"にします。

−6−

−7−

−8−

Email : service@kaise.com〒386−0156 長野県上田市林之郷422
TEL 0268−35−1600（代） FAX 0268−35−1603

70-1101-3502-1 2111