県央技術支援センターの設備紹介
新潟県工業技術総合研究所
県央技術支援センター

試験機〒955-0092 三条市須頃1-17（燕三条地場産業振興センター３F）
TEL (0256) 32-5271
FAX (0256) 35-7228

材料や製品のテストができます

万能材料試験機（株）島津製作所 製
オートグラフAG100kNI
ｲﾝｽﾄﾛﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ製

５５８２型

令和４年4月1日現在○特徴
100kN（約10t）までの強度試験（引張、圧縮、曲げ）を行うことができます。
引張試験は厚さ20mmまでの平板、あるいは直径19mmまでの丸棒に対応しています。
定盤の寸法：500×500mm(AG100kNI)
定盤の寸法：550×500mm（5582）○主な利用方法
依頼試験：１試料 4,090円
機器貸付：１時間 1,490円

材料の機械的性質（耐力、引張強さなど）の評価や製品の強度試験に使用します。

硬さ試験機
ロックウェル（写真左）（株）ミツトヨ 製 HR-521
マイクロビッカース（写真右）（株）明石製作所 製 MVK-G1
ビッカース（写真は省略）（株）ミツトヨ 製 HV-115
依頼試験：１試料１断面３箇所まで研磨必要 3,570円
研磨不要 2,640円
機器貸付：１時間 1,350円

塩水噴霧試験機
スガ試験機（株）製CASS-90

AG100kNI○特徴
圧子（ダイヤモンドや鋼球、超硬合金球）を所定の荷重で試料に押し付け、そのときの変形量や変位量をもとに、硬さを求めます。
ロックウェル硬さ（HRB、HRCなど）、ビッカース硬さ（HV）の試験が可能です。

○主な利用方法
材質の違いや熱処理による硬さの比較ができます。

HR-521○特徴
霧状の塩水を噴霧して、槽内の試験品がさびやすい環境をつくります。塩水は、中性に調整した５％塩化ナトリウム水溶液を使用します。

○主な利用方法
表面処理（めっき、無機皮膜、塗装など）した製品等の塩水に対する耐食性評価に使用します。

依頼試験：１試料１時間 290円

フェライトスコープ
ヘルムト・フィッシャー製
MP3C

○特徴
オーステナイト系ステンレス等の材料について、フェライトまたはマルテンサイトの含有率（ﾒｰｶｰ独自の換算値）を、磁気的な方法により非破壊で簡便に評価できます。

○主な利用方法

機器貸付：１時間 1,370円

溶接や加工硬化による影響の評価に利用します。

デジタルトルクレンチ○特徴（株）中村製作所 製
DTC-N50EXL
DTC-N300EXL
機器貸付：１時間 1,340円

5582型

締付時のトルクを測定し、数値で表示します （ピークホールドも可能）。
測定範囲： 5～300N・m（51～3060kgf・cm） 双方向○主な利用方法
必要な締付トルクを調べることができます。
※ソケットやビットのサイズはお問い合わせ下さい。

MVK-G1

測定機

寸法測定や形状測定等ができます

三次元座標測定機○特徴（株）ミツトヨ 製
FALCIO-Apex707

部品や製品にプローブを接触させて、寸法や形状の測定を行います。最大範囲：700×700×600mm。
また断面形状をCADデータ（DXF、IGES）として出力することもできます。

依頼試験：
寸法（１試料１固定５箇所） 4,030円
形状（１固定30分まで）
4,090円
機器貸付：１時間 1,490円○主な利用方法
設計寸法と製品寸法の照合や、製品(現物）を測定して図面を作製する場合などに利用します。

超精密表面粗さ測定装置
アメテック（株） 製
フォームタリサーフ PGI 430○特徴
ダイヤモンド触針（ R2μm）により接触式の粗さ測定を行います。

○主な利用方法
依頼試験：１試料５箇所 3,010円
機器貸付：１時間 1,550円

小型表面粗さ測定機（株）ミツトヨ 製
サーフテスト SJ-210

依頼試験：１試料５箇所 3,010円
機器貸付：１時間 1,340円

輪郭形状測定機（株）ミツトヨ 製
コントレーサエクストリーム

CV-4000H CNC
依頼試験：
寸法（１試料１固定５箇所） 4,030円
形状（１固定30分まで）
4,090円
機器貸付：１時間 1,550円

金属加工面などについて、JIS規格等による表面粗さ（面粗度）やうねりなどを測定できます。

○特徴
ダイヤモンド触針（ R2μm）により接触式の粗さ測定を行います。

○主な利用方法
金属加工面などについて、JIS規格等による表面粗さ（面粗度）やうねりなどを測定できます。
ハイトゲージに検出部を取り付けることにより、大型構造物の表面を測定できます。

○特徴
触針によって製品の断面形状を測定します。
測定範囲：X200×Y200×Z50（追従測定時約400）○主な利用方法
断面形状の計測や設計値との照合、2次元CADデータ（DXF、IGES）の出力などができます。
ティーチング機能を使って複数ワークの測定を効率的に行えます。

ＣＮＣ画像測定機○特徴（株）ミツトヨ 製
QV404-PRO

CNCで位置制御されたCCDカメラにより、対象物の寸法・形状を測定します。対象物に応じて照明方法を選択できます。測定範囲：W４００×D４００×H250mm、可載重量：20kgまで、視野：6.27×4.7～ 0.41×0.31mm

依頼試験：
寸法（１試料１固定５箇所） 4,030円
形状（１固定30分まで）
4,090円
機器貸付：１時間 1,360円

騒音計
リオン（株）製
NL-32
依頼試験：１測定１時間 3,950円
機器貸付：１時間 1,350円○主な利用方法
投影機や測定顕微鏡と同様な用途（機械部品やプリント基板などの寸法・形状測定）に利用します。

○特徴
計量法、JIS、IECに基づいた騒音測定（騒音レベル、等価騒音レベル、単発騒音暴露レベル、騒音レベルの最大・最小値、時間率騒音レベル）が可能です。 付加機能：1/1・1/3オクターブ実時間分析、ＦＦＴ分析○主な利用方法
工場や機械の騒音測定に使用します。

顕微鏡

製品の拡大観察等ができます

レーザー顕微鏡
オリンパス（株）製OLS4100○特徴
凹凸のある試料表面を立体的に観察・測定できます。
表面粗さや形状が非接触で測定可能です。

○主な仕様

倍率： 108倍～17,280倍（表示画面上）
光源： 405nm半導体レーザー（クラス2）、白色LED
視野： 2.56mm～16μm（25×25視野まで連結可能）
試料： 重量3kgまで、高さ100mmまで、100×100mmまで
依頼試験：１試料３視野 3,980円 線粗さ： JIS B0601-2001、JIS B0601-1994
面粗さ： ISO25178
機器貸付：１時間 1,380円

デジタルマイクロスコープ（株）キーエンス製
VHX-200○特徴
拡大観察、撮影、簡易寸法測定ができ、画像は電子データで保存できます。

○主な利用方法
欠陥やキズを拡大観察する。細かな部品を拡大して形状や表面性状の観察を行うことができます。
依頼試験：１試料３視野 2,690円
機器貸付：１時間 1,430円

金属顕微鏡（株）ニコンインステック製
TME300U-NR○特徴
倒立形のため試料の扱いが楽です。また、観察画像を電子データで保存できます。

○主な利用方法
熱処理状況の確認など金属の組織観察に用います。

○主な仕様
依頼試験：１試料３視野 6,910円
機器貸付：１時間 1,370円

倍率 50～1000倍
暗視野、明視野、ノマルスキー観察可分析機器 材料や異物の成分分析等ができます
蛍光Ｘ線分析装置

○特徴（株）日立ハイテクサイエンス製

試料の元素分析（定性）ができるほか、めっきの膜厚が非破壊で測定できます。

SEA6000VX○主な仕様

依頼試験：定性分析（１試料１測定） 6,070円
膜厚測定（１箇所１成分） 4,480円
機器貸付：１時間 1,520円

測定元素： 11(Na）～92(U)
試料形態： 固体・粉体
X線管球 ： 空冷式、W
最大試料寸法：200×250×H150 ｍｍ
可載重量： 5ｋｇまで

走査型電子顕微鏡○特徴（株）日立ハイテク製
SU3800○主な利用方法

依頼試験：１試料３視野
分析装置不使用 6,350円
分析装置使用不 9,290円
機器貸付：１時間 1,680円

φ130mmまでの試料を高倍率で観察できます。
また、微細部の元素分析を行うこともできます。
金属破断面の観察、微細異物の元素分析など。

○主な仕様
倍率：×5～×300,000
最大試料寸法：φ200, H80mm
分解能：２次電子像3.0nm、反射電子像4.0nm
検出可能元素：Be～Cf試料調製 組織観察等の試料調製に用います
試料研磨機
ＰＲＥＳＩ社 製

メカテック334○特徴
樹脂埋めした試料を鏡面に仕上げます。
最大６個まで同時に研磨可能です。
（１個単独の研磨も可能です。）○主な利用法
顕微鏡観察用試料を調製します。
機器貸付：１時間 1,460円

精密自動切断機
平和テクニカ（株）製

ファインカット HS-100G2型○特徴
試料の必要部位を正確に切り出せます。

○主な利用法
顕微鏡観察や分析等を行う試料の切断に使用します。

機器貸付：１時間 1,550円