LaboPol-30
Manuale d'uso

Doc. n.: 16337025-02_A_it
Data di rilascio: 2023.02.14

Copyright
I contenuti di questo manuale sono proprietà di Struers ApS. La riproduzione di qualsiasi parte di questo
manuale senza l'autorizzazione scritta di Struers ApS non è consentita.
Tutti i diritti sono riservati. © Struers ApS 2023.06.27.

2

LaboPol-30

Indice
1 Informazioni sul presente manuale

8

2 Sicurezza

8

2.1 Destinazione d’uso

8

2.2 Scheda di sicurezza LaboPol-30

92.2.1 Leggere attentamente prima dell'utilizzo
2.3 Messaggi sulla sicurezza

10

2.4 Messaggi di sicurezza contenuti in questo manuale

11

3 Introduzione

14

3.1 Descrizione del dispositivo

14

3.2 LaboPol-30 - Vista anteriore

15

3.2.1 Pannello di controllo/Maschere di trascinamento

15

3.3 LaboPol-30 - Vista posteriore

17

3.4 Competenza Struers

17

3.5 Accessori e consumabili

17

4 Trasporto e stoccaggio

18

4.1 Trasporto

18

4.2 Stoccaggio o spedizione

18

5 Installazione

19

5.1 Disimballare la macchina

19

5.2 Controllare la distinta di imballaggio

19

5.3 Sollevare la macchina

20

5.4 Ubicazione

21

5.5 Alimentazione

21

5.5.1 Alimentazione monofase

22

5.5.2 Alimentazione bifase

22

5.5.3 Collegare la macchina

22

5.6 Alimentazione e uscita dell'acqua

22

5.6.1 Collegare all'alimentazione idrica

22

5.6.2 Collegare all'uscita dell'acqua di scarico

23

5.7 Unità di ricircolo

23

5.7.1 Collegare l'unità di ricircolo all'ingresso dell'acqua

23

5.7.2 Collegare l'unità di ricircolo all'uscita dell'acqua

24

5.7.3 Collegare il cavo di comunicazione

24

5.8 Installare il disco di preparazione

LaboPol-30

9

24

3

5.8.1 Tipi di dischi di preparazione
5.9 Rumorosità

25

5.10 Vibrazioni

25

6 LaboUI
6.1 Installazione

26
26

6.1.1 Disimballare la macchina

26

6.1.2 Controllare la distinta di imballaggio

26

6.1.3 Installazione - LaboUI

26

6.2 Funzionamento del dispositivo

27

6.2.1 Funzioni del Pannello di controllo

27

6.2.2 Rubinetto dell'acqua28

6.2.3 La funzione di rotazione

28

6.2.4 Il paraspruzzi

29

6.2.5 Preparazione manuale

29

6.2.6 Avviare e arrestare la macchina

30

7 LaboForce-50
7.1 Installazione

31
32

7.1.1 Disimballare la macchina

32

7.1.2 Controllare la distinta di imballaggio

32

7.1.3 Installazione - LaboForce-50

32

7.1.4 Regolare la maschera di trascinamento

34

7.2 Funzionamento del dispositivo

36

7.2.1 Funzioni del Pannello di controllo

36

7.2.2 Rubinetto dell'acqua37

7.2.3 La funzione di rotazione

38

7.2.4 Il paraspruzzi

38

7.2.5 Inserire un campione

38

7.2.6 Regolare la forza

39

7.2.7 Preparazione manuale

39

7.2.8 Avviare e arrestare la macchina

40

7.2.9 Rimuovere i campioni

42

7.2.10 Cambiare la maschera di trascinamento

42

8 LaboForce-100
8.1 Installazione

4

24

43
43

8.1.1 Disimballare la macchina

43

8.1.2 Controllare la distinta di imballaggio

43

8.1.3 Installazione - LaboForce-100

448.1.4 Collegamento elettrico alla macchina

44

8.1.5 Collegamenti dell'aria compressa

44

LaboPol-30

8.1.6 La maschera di trascinamento

45

8.1.7 Il portacampioni flessibile

49

8.1.8 LaboDoser-100 con LaboForce-100

528.1.9 LaboDoser-10 con LaboForce-100

52

8.2 Funzionamento del dispositivo
8.2.1 Funzioni del Pannello di controllo

53

8.2.2 Rubinetto dell'acqua

55

8.2.3 La funzione di rotazione

55

8.2.4 Il paraspruzzi

56

8.2.5 Il display

56

8.2.6 Main menu (Menu Principale)56

8.2.7 Navigare sul display

57

8.2.8 Modificare le impostazioni e il testo

58

8.2.9 Impostazioni software58

8.2.10 Configuration

59

8.2.11 Menu Maintenance (Manutenzione)63

8.3 Il processo di preparazione

64

8.3.1 Modalità di preparazione

64

8.3.2 Avviare e arrestare il processo di preparazione

68

9 LaboForce-Mi
9.1 Installazione

70
71

9.1.1 Disimballare la macchina

71

9.1.2 Controllare la distinta di imballaggio

71

9.1.3 Installazione - LaboForce-Mi

71

9.1.4 La maschera di trascinamento

72

9.2 Funzionamento del dispositivo

74

9.2.1 Funzioni del Pannello di controllo

74

9.2.2 Rubinetto dell'acqua75

9.2.3 La funzione di rotazione

75

9.2.4 Il paraspruzzi

76

9.2.5 Inserire un campione

76

9.2.6 Regolare la forza76

9.2.7 Rotazione forzata dei campioni

77

9.2.8 Preparazione manuale

78

9.2.9 Avviare e arrestare la macchina

79

9.2.10 Rimuovere i campioni

80

9.2.11 Cambiare la maschera di trascinamento

80

10 LaboDoser-10
10.1 Disimballare la macchina

LaboPol-30

53

80
82

5

10.2 Controllare la distinta di imballaggio

82

10.3 Installazione

82

10.4 Funzionamento di LaboDoser-108410.5 Sostituire lubrificante/sospensione84

11 LaboDoser-100

8511.1 Installazione

85

11.1.1 Disimballare la macchina

85

11.1.2 Controllare la distinta di imballaggio

86

11.1.3 Installare LaboDoser-100

8611.2 Funzionamento di LaboDoser-100

87

11.2.1 Sostituire lubrificante/sospensione

87

11.2.2 Pulire i tubi

87

11.2.3 Cambiare i tubi

88

12 Manutenzione e assistenza
12.1 Pulizia generale90

12.2 Giornaliera

90

12.3 Settimanale

90

12.3.1 LaboForce-100 - la testa portacampioni
12.4 Mensile

91
91

12.4.1 LaboForce-50 - Piedini di pressione

91

12.4.2 LaboForce-100 - Svuotare il filtro olio/acqua9212.5 Annuale

92

12.5.1 Test dei dispositivi di sicurezza

92

12.5.2 Arresto d'emergenza

93

12.6 Ricambi

9412.7 Assistenza e riparazione

94

12.7.1 Controllo Assistenza - LaboForce-100
12.8 Smaltimento
13 Risoluzione dei problemi

94
95
96

13.1 Risoluzione dei problemi - LaboPol-30

9613.2 LaboForce-50

9713.3 LaboForce-100

9713.3.1 Messaggi ed Errori - LaboForce-100
13.4 LaboForce-Mi
14 Dati tecnici

6

90

98
102
103

14.1 Dati tecnici

10314.2 Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazione

105

14.3 Livelli di rumorosità e vibrazione

105

14.4 Dati tecnici - unità

105

LaboPol-30

14.5 Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS)

105

14.6 Diagrammi

10614.6.1 Diagrammi - LaboPol-30

10614.6.2 Diagrammi - unità

109

14.7 Sistema Giuridico e Normativo

109

15 Produttore
Dichiarazione di conformità

LaboPol-30

109
111

7

1 Informazioni sul presente manuale

1

Informazioni sul presente manuale
ATTENZIONE
L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel
Manuale d'uso in dotazione.
Nota
Leggere attentamente il Manuale d'uso prima dell'utilizzo.

Nota
Se si desidera ottenere informazioni più dettagliate, consultare la versione online diquesto manuale.

2

Sicurezza

2.1

Destinazione d’uso
La macchina dev'essere utilizzata in un ambiente di lavoro professionale (come il laboratorio di
metallografia).
L'apparecchiatura è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con consumabili Struers,
appositamente ideati a tale scopo e per questo tipo di macchina.
Il dispositivo è destinato alla preparazione materialografica professionale manuale o semiautomatica (prelevigatura o lucidatura) di materiali per ulteriori ispezioni metallografiche.
La macchina dev'essere utilizzata solo da personale qualificato/addestrato.

Preparazione manuale

LaboPol-30 dev’essere utilizzato in combinazione con:•

Preparazione semiautomatica

8

LaboUILaboPol-30 dev’essere utilizzato in combinazione con:•

LaboForce-50•

LaboForce-100 con o senza LaboDoser-100•

LaboForce-Mi

LaboPol-30

2 Sicurezza
Non utilizzare la macchina
perPreparazione (prelevigatura o lucidatura) di materiali diversi daquelli solidi adatti per studi metallografici.
La macchina non dev’essere utilizzata per nessun tipo diesplosivo e/o materiale infiammabile, o per materiali che non
siano stabili durante le fasi di lavorazione, riscaldamento opressione.

Modello

2.2

LaboPol-30

Scheda di sicurezza LaboPol-30

2.2.1

Leggere attentamente prima dell'utilizzo
In combinazione con: LaboUI, LaboForce-50, LaboForce-100, LaboForce-Mi, LaboDoser-100.
La mancata osservanza di queste informazioni e la cattiva gestione delle apparecchiature,
possono causare gravi lesioni a persone e danni materiali.

Precauzioni di sicurezza specifiche - rischi residui
1.

L'operatore ha l'obbligo di leggere il Manuale d'uso e, se necessario, la Scheda di sicurezza
dei consumabili da utilizzare.

2.

La macchina dev'essere posizionata su un tavolo sicuro e stabile ad un'altezza di lavoro
adeguata. Il tavolo dev’essere in grado di sostenere almeno il peso della macchina e degli
accessori.

3.

Collegare la macchina a un rubinetto dell'acqua fredda. Assicurarsi che non vi siano perdite
nei collegamenti dell'acqua, e che lo scarico funzioni.

4.

Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti. Quando si esegue la prelevigaturao la lucidatura manuale, fare attenzione a non toccare il disco. Non tentare di prelevare un
campione dal vassoio quando il disco è in rotazione.

5.

Per evitare che i campioni si stacchino dal portacampioni, accertarsi che il campione o icampioni siano serrati saldamente nel portacampioni.

6.

Indossare gli appositi guanti per proteggere le dita da abrasivi e campioni caldi/taglienti.

7.

Si consiglia l'uso di calzature di protezione quando si maneggiano portacampioni pesanti.

8.

Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli non
rimangano impigliati. Utilizzare un abbigliamento di sicurezza adeguato.

9.

L'esposizione prolungata a forti rumori può causare danni permanenti all'udito.
Si raccomanda l'utilizzo di protezioni per l'udito se l'esposizione al rumore supera i livelli
stabiliti dalle normative locali vigenti.

10. Rischio di vibrazioni mano-braccio durante la preparazione manuale.L'esposizione
prolungata alle vibrazioni può causare disturbi, danni alle articolazioni o addirittura danni
neurologici.

LaboPol-30

92 Sicurezza
11. Prima di effettuare qualsiasi operazione di assistenza, scollegare la macchina. Attendere 5
minuti per permettere a potenziali residui di scaricarsi.
12. La macchina non dev’essere utilizzata per nessun tipo di esplosivo e/o materiale infiammabile,o per materiali che non siano stabili durante le fasi di lavorazione, riscaldamento o pressione.

Precauzioni generali per la sicurezza
1.

La macchina dev'essere installata in conformità con le norme di sicurezza locali. Tutte lefunzioni della macchina e delle apparecchiature collegate devono essere funzionanti.

2.

L'operatore ha l'obbligo di leggere le sezioni relative alla sicurezza e il Manuale d'uso, nonché lesezioni più rilevanti relative ad apparecchiature e accessori collegati.

3.

Questa macchina dev'essere utilizzata e sottoposta a manutenzione solo da personale
qualificato/addestrato.

4.

La macchina dev'essere sempre utilizzata con il paraspruzzi in posizione.

5.

Accertarsi che la tensione dell'alimentazione elettrica corrisponda a quella indicata sullatarghetta della macchina. La macchina dev'essere collegata alla messa a terra. Attenersi
sempre alle normative locali. Togliere sempre l'elettricità e rimuovere la spina o il cavo dialimentazione prima di smontare la macchina o installare componenti aggiuntivi.

6.

Struers raccomanda di interrompere o scollegare l'alimentazione idrica generale quando lamacchina viene lasciata incustodita.

7.

Consumabili: utilizzare solo consumabili specifici per questo tipo di macchine per lametallografia. Consumabili a base di alcol: seguire le norme di sicurezza vigenti per lamanipolazione, miscelazione, riempimento, svuotamento e smaltimento dei liquidi alcolici.

8.

Tenere le mani lontane dal portacampioni (se presente) o dalla maschera di trascinamento,
quando si abbassa la testa della maschera di trascinamento, se installata.

9.

Se si osservano malfunzionamenti o rumori insoliti, spegnere la macchina e contattare il servizio
di assistenza tecnica.

10. Non accendere e spegnere la macchina più di una volta ogni cinque minuti. Potrebbero
verificarsi danni ai componenti elettrici.
11. In caso di incendio, avvisare il personale presente e i vigili del fuoco. Togliere l'elettricità.
Utilizzare un estintore a polvere.Non usare acqua.
12. L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto nel Manualed'uso in dotazione.
13. L'apparecchiatura è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con consumabili
Struers, appositamente ideati a tale scopo e per questo tipo di macchina.
14. In caso di utilizzo improprio, installazione errata, alterazioni, negligenza, incidenti o riparazioni
errate, Struers declina ogni responsabilità per danni agli utenti o al dispositivo.
15. Lo smontaggio di qualsiasi parte del dispositivo, durante la manutenzione o riparazione,
dovrebbe sempre essere realizzato da un tecnico qualificato (elettromeccanica, elettronica,
meccanica, pneumatica, etc.).

2.3

Messaggi sulla sicurezza
Struers utilizza i seguenti simboli per indicare potenziali pericoli.

10

LaboPol-30

2 Sicurezza
PERICOLO CORRENTE ELETTRICA
Indica la pericolosità di venire a contatto con la corrente elettrica. L'inosservanzadi questo avviso, è causa di lesioni gravi o di morte.
PERICOLO
Indica un pericolo con un alto livello di rischio. L'inosservanza di questo avviso, ècausa di lesioni gravi o di morte.
AVVISO
Indica un pericolo con un livello medio di rischio. L'inosservanza di questo avviso,
può provocare lesioni gravi o la morte.
ATTENZIONE
Indica un pericolo con un basso livello di rischio. L'inosservanza di questo avviso,
può causare lesioni di lieve o media entità.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Indica un pericolo di schiacciamento. L'inosservanza di questo avviso, puòprovocare lesioni lievi, moderate o gravi.
PERICOLO DI USTIONE
Indica un pericolo di calore. L'inosservanza di questo avviso, può provocare
lesioni lievi, moderate o gravi.

Messaggi di carattere generale
Nota
Questo simbolo indica un rischio di danni materiali o di procedere con particolare
attenzione.
Suggerimento
Questo simbolo indica che sono disponibili ulteriori informazioni e suggerimenti.

2.4

Messaggi di sicurezza contenuti in questo manuale
AVVISO
L'apparecchiatura Struers dev'essere utilizzata esclusivamente come descritto
nel Manuale d'uso in dotazione.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Fare attenzione alle dita quando si maneggia la macchina.
Indossare scarpe antinfortunistiche durante la movimentazione di macchinari
pesanti.

LaboPol-30

112 Sicurezza
AVVISO
Spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione elettrica e attendere 5
minuti prima di smontare la macchina o installare componenti aggiuntivi.
PERICOLO CORRENTE ELETTRICA
Togliere l'elettricità prima di installare l'apparecchiatura.
La macchina dev'essere collegata alla messa a terra.
Accertarsi che la tensione dell'alimentazione elettrica corrisponda a quella indicata
sulla targhetta della macchina.
Un voltaggio non corretto può danneggiare il circuito elettrico.
PERICOLO CORRENTE ELETTRICA
La pompa dell'unità di ricircolo dev’essere collegata alla messa a terra.
Accertarsi che la tensione dell'alimentazione elettrica corrisponda a quella indicata
sulla targhetta della pompa.
Un voltaggio non corretto può danneggiare il circuito elettrico.
ATTENZIONE
L'esposizione prolungata a forti rumori può causare danni permanenti all'udito.
Si raccomanda l'utilizzo di protezioni per l'udito se l'esposizione al rumore supera i
livelli stabiliti dalle normative locali vigenti.
ATTENZIONE
Rischio di vibrazioni mano-braccio durante la preparazione manuale.
L'esposizione prolungata alle vibrazioni può causare disturbi, danni alle articolazioni
o addirittura danni neurologici.
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli
non rimangano impigliati.
ATTENZIONEPer la preparazione manuale utilizzare l'interruttore a lato della testa portacampioni
per disabilitare la rotazione di LaboForce-50.
ATTENZIONEPer la preparazione manuale utilizzare l'interruttore a lato della testa portacampioni
per disabilitare la rotazione di LaboForce-Mi.
ATTENZIONE
Indossare gli appositi guanti per proteggere le dita da abrasivi e campioni
caldi/taglienti.

ATTENZIONE
Quando si esegue la prelevigatura o la lucidatura manuale, fare attenzione a non

12

LaboPol-30

2 Sicurezza
ATTENZIONE
Non tentare di prelevare un campione dal vassoio quando il disco è in rotazione.

ATTENZIONE
Quando il disco gira, tenere le mani lontane e fuori dalla vasca paraspruzzi.

AVVISONon utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza difettosi.
Contattare l'Assistenza Struers.
AVVISOPrima di rilasciare l'arresto d'emergenza, verificarne l'effettiva necessità diattivazione, e intraprendere le azioni correttive necessarie.
ATTENZIONEPer evitare che i campioni si stacchino dal portacampioni, accertarsi che il
campione o i campioni siano serrati saldamente nel portacampioni.
ATTENZIONE
Si consiglia l'uso di calzature di protezione quando si maneggiano portacampioni
pesanti.

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Tenere le mani lontane dal portacampioni o dalla maschera di trascinamento
quando si abbassa la maschera di trascinamento.
AVVISOI componenti critici per la sicurezza devono essere sostituiti dopo una durata
massima di 20 anni.
Contattare l'Assistenza Struers.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Fare attenzione alle dita quando si maneggia la macchina.
Indossare scarpe antinfortunistiche durante la movimentazione di macchinari
pesanti.

LaboPol-30

133 Introduzione

3

Introduzione

3.1

Descrizione del dispositivo
LaboPol-30 per la preparazione metallografica (prelevigatura/lucidatura) con dischi dipreparazione di diametro 230, 250 o 300 mm
LaboPol-30 per la preparazione manuale se utilizzato con LaboUI.
LaboPol-30 è adatto alla preparazione semi-automatica se utilizzato con LaboForce-50,
LaboForce-100 o LaboForce-Mi. La maschera di trascinamento è sempre installata sul lato sinistrodella macchina.
L'operatore seleziona la superficie di prelevigatura/lucidatura e il liquido refrigerante/sospensione
abrasiva da applicare.
L'acqua di ricircolo si attiva quando l'operatore apre il rubinetto. Gli altri fluidi vengono applicati
manualmente o tramite un'unità di dosaggio separata.
Con LaboUI l'operatore regge i campioni durante la preparazione.
Con LaboForce-50, LaboForce-100 e LaboForce-Mi l'operatore posiziona i campioni, la mascheradi trascinamento o la maschera di trascinamento nel dispositivo.
Con LaboUI, LaboForce-50 e LaboForce-Mi, l'operatore imposta la velocità di rotazione del disco dipreparazione prima di avviare il processo.
Con LaboForce-100 l'operatore può impostare i parametri di processo prima di avviarlo.
La macchina dev'essere sempre utilizzata con il paraspruzzi in posizione.
Il paraspruzzi per la preparazione manuale è in dotazione alla macchina. (Per dischi diametro 300
mm)
Il paraspruzzi per altri tipi di preparazione dev'essere ordinato separatamente.
L'operatore avvia la macchina premendo il pulsante Avvio sul pannello di controllo.
Con LaboUI, LaboForce-50 e LaboForce-Mi l'operatore arresta la macchina premendo Arresto sul
pannello di controllo.
Con LaboForce-100 la macchina si arresta automaticamente al termine del processo.
L'operatore pulisce i campioni prima della successiva fase di preparazione o ispezione.
Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione quando si utilizzano sospensioni o lubrificanti abase di alcool.
Con l'arresto d'emergenza attivato, viene interrotta l'alimentazione a tutte le parti in movimento.

14

LaboPol-30

3 Introduzione

3.2

LaboPol-30 - Vista anteriore
A Collegamento perpannello dicontrollo/maschera ditrascinamento
B Paraspruzzi perpreparazione manuale(entrambi i dischi)
C Posizione del disco dipreparazione (entrambi
i dischi)D Arresto d'emergenza
E Rubinetto dell'acqua
F Tappetino

Arresto d´emergenza
Se sulla macchina è montato LaboForce-50, LaboForce-100, LaboDoser-100 o
LaboForce-Mi, l'attivazione dell'arresto d'emergenza arresterà anche LaboForce50, LaboForce-100, LaboDoser-100 o LaboForce-Mi.
Nota
Non utilizzare l'arresto d'emergenza per fermare la macchina durante il normale
funzionamento.
Prima di rilasciare l'arresto d'emergenza, verificarne l'effettiva necessità diattivazione, e intraprendere le azioni correttive necessarie.

3.2.1

•

Per attivare l'arresto d'emergenza, premere il pulsante rosso.

•

Per rilasciare l'arresto d'emergenza, girare il pulsante rosso in senso orario.

Pannello di controllo/Maschere di trascinamento
La macchina può essere montata con una delle seguenti unità. Consultare le sezioni specifiche
per le istruzioni sull’installazione.

LaboPol-30

15

3 Introduzione
LaboUI•

Vedere Funzioni del Pannello di controllo ►27.

LaboForce-50•

Vedere Funzioni del Pannello di controllo ►36.

LaboForce-100•

Vedere Funzioni del Pannello di controllo ►53.

LaboForce-Mi•

16

Vedere Funzioni del Pannello di controllo ►74.

LaboPol-30

3 Introduzione

3.3

LaboPol-30 - Vista posteriore
A
B
C
D
E

F
G
H
I

3.4

Interruttore generale
Fusibili
Presa elettrica
Ingresso dell'acquadall'unità di ricircolo
Ingresso dell'acquadall'alimentazione
idrica generale
Uscita acque reflue
LaboForce-100 presa
Presa unità di ricircolo
Targhetta identificativa

Competenza Struers
La preparazione meccanica è il metodo più comune per la preparazione di campioni
materialografici per l'esame microscopico.
Il requisito specifico della superficie preparata è determinato dal particolare tipo di analisi oesame.
I campioni possono essere preparati per ottenere una finitura perfetta, la struttura reale oppure è
possibile arrestare la preparazione quando la superficie è accettabile per uno specifico esame.
Suggerimento
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Prelevigatura e Lucidatura sul sito
web Struers.

3.5

Accessori e consumabili
Accessori
Per informazioni sulla gamma disponibile, vedere:•La brochure LaboSystem (https://www.struers.com/Products/Grinding-andPolishing/Grinding-and-polishing-equipment/LaboSystem)

Consumabili
Si raccomanda l'utilizzo dei consumabili Struers.
Altri prodotti possono contenere solventi aggressivi in grado di sciogliere, ad esempio, leguarnizioni in gomma. La garanzia non può coprire le parti danneggiate della macchina (comeguarnizioni e tubi), dove il danno può essere direttamente correlato all'utilizzo di consumabili non
forniti da Struers.
Per informazioni sulla gamma disponibile, vedere:•

LaboPol-30

Il catalogo dei Consumabili Struers (accedere a https://www.struers.com)

17

4 Trasporto e stoccaggio4

Trasporto e stoccaggio
In qualsiasi momento dopo l'installazione, per spostare o riporre l'unità, seguire alcune linee guida.

4.1•

Imballare l'unità in modo sicuro prima del trasporto.Un imballaggio non idoneo potrebbe
causare danni alla macchina e invalidare la garanzia.Contattare l'Assistenza Struers.

•

Si consiglia di utilizzare l'imballaggio e gli accessori originali.

Trasporto•

Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.

•

Scollegare l'ingresso e l'uscita dell'acqua.

•

Scollegare il sistema di ricircolo, se installato. Vedere le istruzioni per la specifica unità.

•

Rimuovere il paraspruzzi, il disco di preparazione e il rivestimento della vasca amovibile.

•

Sollevare la macchina afferrandola dallabase, a sinistra e a destra.

•

4.2

–

In alternativa, utilizzare una gru e due
cinghie per sollevare la macchina.

–

Posizionare le cinghie sotto la
macchina, all'esterno dei piedini.

Posizionare la macchina su una superficie stabile.

Stoccaggio o spedizione
Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

18•

Pulire accuratamente la macchina e tutti gli accessori.

•

Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica.

•

Scollegare l'ingresso e l'uscita dell'acqua.

•

Scollegare il sistema di ricircolo, se installato. Vedere le istruzioni per la specifica unità.

•

Rimuovere il paraspruzzi, il disco di preparazione e il rivestimento della vasca amovibile.

LaboPol-30

5 Installazione•

Rimuovere il pannello di controllo o la maschera di trascinamento.

•

Rimuovere eventuali accessori.

•Sollevare la macchina afferrandola dalla base, a sinistra e a destra.

•

Riporre la macchina e gli accessori nella loro confezione originale.

•

Fissare le scatole su un pallet con le cinghie.

Nella nuova posizione
Nella nuova posizione, verificare che i servizi necessari siano disponibili.

5Installazione

5.1

Disimballare la macchina
Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

5.2

1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

Controllare la distinta di imballaggio
Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:
Pz.

Descrizione

1

LaboPol-30

2Cavi elettrici

1

Rivestimento vasca amovibile monouso, plastica trasparente

1

Paraspruzzi per la preparazione manuale (per disco da 300 mm)

1

Tubo di ingresso dell'acqua. Diametro: 19 mm/¾". Lunghezza: 2 m/6,6'

1

Guarnizione del filtro

1

Anello di riduzione con guarnizione, da ¾" a ½"

1

Tubo di scarico dell’acqua. Diametro: 40 mm/1,6". Lunghezza: 1,5 m/4,9'1

Raccordo a gomito per l'uscita dell'acqua

1

Fascetta stringitubo

LaboPol-30

195 Installazione

5.3

Pz.

Descrizione

1

Chiave a brugola con impugnatura a croce, 6x150 mm/0,23x6"

2

Tappi da utilizzare dopo il montaggio di LaboUI, LaboForce-50, LaboForce-100, o
LaboForce-Mi

1

Tappo giallo da utilizzare con un'unità di ricircolo

1

Set di Manuali d'uso

Sollevare la macchina
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Fare attenzione alle dita quando si maneggia la macchina.
Indossare scarpe antinfortunistiche durante la movimentazione di macchinari
pesanti.
Nota
Non sollevare la macchina dalla parte superiore grigio chiaro o dal rubinetto
dell'acqua.
Sollevare sempre la macchina da sotto.
Peso
LaboPol-30
1.

20

33 kg (73 lb)

Sollevare la macchina afferrandola dallabase, a sinistra e a destra.

–In alternativa, utilizzare una gru e due
cinghie per sollevare la macchina.

–

Posizionare le cinghie sotto la
macchina, all'esterno dei piedini.

2.

Sistemare la macchina sul tavolo.

3.

La macchina deve poggiare saldamente sultavolo con tutti e 4 i piedini.

LaboPol-30

5 Installazione

5.4

Ubicazione
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Fare attenzione alle dita quando si maneggia la macchina.
Indossare scarpe antinfortunistiche durante la movimentazione di macchinari
pesanti.

5.5•

La macchina deve essere posizionata vicino all'alimentazione elettrica e idrica generale e
allo scarico delle acque reflue.

•

Per facilitare l'accesso a operazioni di assistenza, considerare spazio sufficiente intorno allamacchina.

•

Posizionare la macchina su un banco da lavoro rigido e stabile, con una superficie
orizzontale e ad un'altezza adeguata.

•

Per spostare la macchina, sollevarla dalla parte anteriore e utilizzare le rotelle per spostarla
accuratamente in posizione.

•

La macchina deve poggiare saldamente sul tavolo con tutti e 4 i piedini.

•

Per livellare la macchina, ruotare i piedini regolabili.

Alimentazione
AVVISO
Spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione elettrica e attendere 5
minuti prima di smontare la macchina o installare componenti aggiuntivi.
PERICOLO CORRENTE ELETTRICA
Togliere l'elettricità prima di installare l'apparecchiatura.
La macchina dev'essere collegata alla messa a terra.
Accertarsi che la tensione dell'alimentazione elettrica corrisponda a quellaindicata sulla targhetta della macchina.
Un voltaggio non corretto può danneggiare il circuito elettrico.
Nota
Nei paesi che utilizzano alimentazione elettrica a 110 V è necessario un
autotrasformatore.

Presa di alimentazione
La presa dell'alimentazione elettrica deve essere facilmente accessibile. La presadell'alimentazione elettrica deve essere posizionata a un'altezza compresa tra 0,6 m e 1,9 m (da2½" a 6’) dal livello del pavimento. Si consiglia di non superare 1,7 m (5’ 6 ").
Nota
L'apparecchiatura viene spedita con 2 tipi di cavi elettrici. Se la spina in dotazione
per questi cavi non è idonea nel vostro paese, deve essere sostituita con quellaomologata.

LaboPol-30

215 Installazione

5.5.1

Alimentazione monofase
Alimentazione monofaseLa spina a 2 poli (Schuko europea) si utlizza per collegamenti
elettrici monofase.
I fili devono essere collegati come segue:

5.5.2

Giallo/VerdeTerra (messa a terra)

MarroneLinea (tensione)Blu

NeutroAlimentazione bifase
La spina a 3 poli (NEMA Nord America) si utilizza percollegamenti elettrici bifase.
I fili devono essere collegati come segue:

5.5.3

5.6

Verde

Terra (messa a terra)

NeroLinea (tensione)

BiancoLinea (tensione)

Collegare la macchina•

Collegare il cavo elettrico alla macchina (connettore C14
IEC 320).

•

Collegare il cavo all'alimentazione elettrica.

Alimentazione e uscita dell'acqua
L'acqua per la prelevigatura a umido viene fornita dall'alimentazione idrica generale o da un'unità diricircolo (opzionale).
Vedere Unità di ricircolo ►23.

5.6.1

Collegare all'alimentazione idrica
Nota
L'alimentazione dell'acqua fredda deve avere una pressione iniziale di: 1-9,9 bar(14,5-143 psi)

22

LaboPol-30

5 Installazione
Suggerimento
Nuove installazioni dei tubi dell'acqua:
Lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti per rimuovere eventuali detriti dal tubo
prima di collegare la macchina all'alimentazione idrica.
Collegare il tubo di ingresso dell'acquaCollegare l'estremità del tubo di ingresso dell'acqua con angolo a 90° all'ingresso dell'acqua sul
retro della macchina:
1. Inserire la guarnizione del filtro nel dado di accoppiamento con il lato piatto contro iltubo di ingresso dell'acqua.
2.

Stringere fermamente il dado di accoppiamento.

Collegare l'estremità diritta del tubo di ingresso dell'acqua al rubinetto dell'acqua fredda:
1. Se necessario, collegare il riduttore con guarnizione al rubinetto dell'acqua.
2.

5.6.2

Stringere fermamente il dado di accoppiamento.

Collegare all'uscita dell'acqua di scarico
1.

Collegare il raccordo a gomito al tubo di scarico delle acque reflue.

2.

Collegare il tubo di uscita dell'acqua di scarico al raccordo a gomito. Se necessario,
lubrificare con grasso o sapone per facilitare l'inserimento di un tubo nell'altro. Utilizzare una
fascetta stringitubo per fissare i tubi.

3.

Portare l'altra estremità del tubo di scarico allo scarico delle acque reflue.Se necessario,
accorciare il tubo.
Nota
Accertarsi che il tubo sia inclinato in basso verso lo scarico delle acque reflue pertutta la sua lunghezza.
Assicurarsi che non vi siano pieghe nel tubo dell'acqua di scarico.

5.7

Unità di ricircolo
Per assicurare un raffreddamento ottimale, montare un'unità di ricircolo sulla macchina.
Nota
Prima di collegare l'unità di ricircolo alla macchina, prepararla per l'utilizzo.
Consultare il Manuale d'uso di questa unità.
PERICOLO CORRENTE ELETTRICA
La pompa dell'unità di ricircolo dev’essere collegata alla messa a terra.
Accertarsi che la tensione dell'alimentazione elettrica corrisponda a quellaindicata sulla targhetta della pompa.
Un voltaggio non corretto può danneggiare il circuito elettrico.

5.7.1

Collegare l'unità di ricircolo all'ingresso dell'acqua
Per collegare l'unità di ricircolo, procedere come segue:

LaboPol-30

23

5 Installazione
1.

Montare il tappo giallo (in dotazione) all'ingressodell'alimentazione idrica generale.

2.

Rimuovere l'innesto rapido da un'estremità del tubo
in dotazione alla pompa.

3.

Far scorrere la fascetta stringitubo sul tubo ecollegarla all'ingresso dell'acqua di ricircolo sul retrodella macchina. Stringere la fascetta stringitubo.

4.

Collegare l'innesto rapido all'altra estremità del tubo
di ingresso direttamente all'uscita della pompa
dell'unità di ricircolo.
A Uscita della pompa

5.7.2

Collegare l'unità di ricircolo all'uscita dell'acqua1.

Collegare il tubo di uscita dell'acqua al tubo in uscita.
Utilizzare una fascetta stringitubo per fissare il tubo.

2.

Inserire l'altra estremità del tubo nel foro dimontaggio della staffa sopra l'unità del filtro statico.

3.

Accertarsi che il tubo sia inclinato in basso verso loscarico delle acque reflue per tutta la sua
lunghezza.Se necessario, accorciare il tubo.

A Unità filtro statico

5.7.3

Collegare il cavo di comunicazione•

5.8

Collegare il cavo di comunicazione dall'unità di controllo dell'unità di ricircolo alla presa sul retrodella macchina.

Installare il disco di preparazione
Nota
Accertarsi che la cavità sul lato inferiore del disco di preparazione e il cono sullamacchina siano puliti.
Accertarsi che il rivestimento vasca amovibile sia pulito e che lo scarico sia
posizionato correttamente.
Procedura

5.8.1

1.

Posizionare accuratamente il disco di preparazione sul perno.

2.

Ruotarlo lentamente finché non è saldamente agganciato.

Tipi di dischi di preparazione
La macchina può essere utilizzata con i seguenti tipi di dischi:

24

LaboPol-30

5 Installazione

5.9

Tipi di dischi dipreparazione

Superficie di preparazione

MD-Disc

Per consumabili MD.

Disco per prelevigatura a
umido

Per Carta SiC.

Disco in alluminio

Per consumabili retro-adesivi.

Rumorosità
Per informazioni sul livello di rumorosità, vedere questa sezione: Dati tecnici ►103
ATTENZIONE
L'esposizione prolungata a forti rumori può causare danni permanenti all'udito.
Si raccomanda l'utilizzo di protezioni per l'udito se l'esposizione al rumore supera i
livelli stabiliti dalle normative locali vigenti.
Come gestire il rumore durante il funzionamento
Materiali diversi hanno caratteristiche di rumorosità differenti.

5.10

Preparazione manuale

Per ridurre la rumorosità, provare a diminuire la forza con cui ilcampione viene premuto contro la superficie di preparazione.
La durata del processo può aumentare.

Preparazione semiautomatica

Per ridurre la rumorosità, diminuire la velocità di rotazione e/ola forza con cui i campioni vengono premuti contro la superficie
di preparazione. La durata del processo può aumentare.

Vibrazioni
Per informazioni sull'esposizione totale alle vibrazioni della mano e del braccio, consultare questa
sezione: Dati tecnici ►103.
ATTENZIONE
Rischio di vibrazioni mano-braccio durante la preparazione manuale.
L'esposizione prolungata alle vibrazioni può causare disturbi, danni alle
articolazioni o addirittura danni neurologici.
Come gestire le vibrazioni durante il funzionamento
La preparazione manuale può causare vibrazioni a mani e braccia. Per ridurre le vibrazioni,
diminuire la pressione o utilizzare un apposito guanto.

LaboPol-30

25

6 LaboUI

6

LaboUI
Vista anteriore
A Pannello di controllo
B Controllo velocità del disco
C Colonna del pannello di controllo

6.1

Installazione

6.1.1

Disimballare la macchina
Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

6.1.2

1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

Controllare la distinta di imballaggio
Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

6.1.3

Pz.

Descrizione

1

LaboUI1

Set di Manuali d'uso

Installazione - LaboUI
Nota
Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.

Procedura
Installare il pannello di controllo nel foro di collegamento della macchina.

26

LaboPol-30

6 LaboUI
1.

Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo dicomunicazione.

2.

Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla
porta di collegamento della macchina.

3.

Guidare la colonna verso il basso nel foro dicollegamento.

4.

Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a
coprire il foro di collegamento.

5.

Utilizzare la chiave a brugola per stringere le due viti difissaggio. Non stringere completamente le viti.

6.

Coprire i fori con i due tappi.
La chiave a brugola e i tappi di copertura sono indotazione a LaboPol.
A V-ring
B Viti di fissaggio

6.2

Funzionamento del dispositivo

6.2.1

Funzioni del Pannello di controllo
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/ocapelli non rimangano impigliati.
A Controllo velocità del disco

LaboPol-30

27

6 LaboUI

Pulsante

Funzione
Rotazione del disco•

Avvia la rotazione del disco (funzione Rotazione).

Acqua
Comando manuale•

Premere il pulsante per attivare l'acqua. L'acqua si attiva quando non vi sono
processi in corso.

•

Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'acqua.

Avvio
•

Avvia il processo di preparazione.

Arresto•6.2.2

Arresta il processo di preparazione.

Rubinetto dell'acqua
Attivare l'acqua automaticamente
L'acqua si attiva quando il processo è in corso.
•

Durante la prelevigatura, aprire l'ugello sul rubinetto dell'acqua per attivare l'acqua.

•

Durante la lucidatura, chiudere l'ugello sul rubinetto dell'acqua.
Nota
Chiudere il rubinetto dell'acqua prima di iniziare un processo di lucidatura.

Per ottenere risultati ottimali ed evitare schizzi, posizionare il rubinetto dell'acqua tra il centro e ilbordo sinistro del disco di lucidatura.

Azionare manualmente l'acqua

6.2.3

•

Per azionare l'acqua, premere il pulsante Acqua e aprire il rubinetto.

•

Per arrestare l'acqua, premere il pulsante Acqua o chiudere il rubinetto.

La funzione di rotazione
Utilizzare la funzione di rotazione solo per far girare ad alta velocità il disco di preparazione

28

LaboPol-30

6 LaboUI

6.2.4

6.2.5

•

per rimuovere l'acqua dalla superficie del disco.

•

per rimuovere l'acqua da un MD-Disc o SiC Foil/SiC Paper prima di rimuoverlo,•

per asciugare un MD-Disc o un panno MD-Chem•

Per avviare la funzione di rotazione, tenere premuto il pulsante Rotazione
disco.

•Per arrestare la funzione di rotazione, rilasciare il pulsante Rotazione disco.

Il paraspruzzi

Preparazione manuale•

Il paraspruzzi per la preparazione manuale è indotazione alla macchina. (Per dischi diametro 300
mm)Prelevigatura a umido (per SiC
Paper retro piatto)•

Utilizzare il paraspruzzi per Wet Grinding Disc.

Preparazione manuale
Quando si esegue la preparazione manuale, tenere il campione in mano e premerlo saldamente
sulla superficie di preparazione.
ATTENZIONE
Indossare gli appositi guanti per proteggere le dita daabrasivi e campioni caldi/taglienti.
ATTENZIONE
Quando si esegue la prelevigatura o la lucidatura
manuale, fare attenzione a non toccare il disco.
ATTENZIONE
Non tentare di prelevare un campione dal vassoio
quando il disco è in rotazione.
ATTENZIONE
Quando il disco gira, tenere le mani lontane e fuori
dalla vasca paraspruzzi.

LaboPol-30

29

6 LaboUI

6.2.6

Avviare e arrestare la macchina
Avviare la macchina
AVVISONon utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza difettosi.
Contattare l'Assistenza Struers.
ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli
non rimangano impigliati.
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

Nota
Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione quando si utilizzano sospensioni olubrificanti a base di alcool.
1.

Impostare il controllo per la velocità del disco desiderata.

2.

Premere il pulsante Avvio. La macchina inizia a funzionare.

3.

Se necessario, regolare la velocità del disco.

Arrestare la macchina•

Premere il pulsante Arresto.

Arresto d'emergenza
Nota
Attivando l'arresto d'emergenza della macchina, si arrestano tutte le parti inmovimento.

Nota
Non utilizzare l'arresto d'emergenza per fermare la macchina durante il normale
funzionamento.
1.

30

Premere il pulsante dell'arresto d'emergenza per attivarlo.

LaboPol-30

7 LaboForce-50
AVVISOPrima di rilasciare l'arresto d'emergenza, verificarne l'effettiva necessità diattivazione, e intraprendere le azioni correttive necessarie.

2.

7

Girare il pulsante dell'arresto d'emergenza per rilasciarlo.

LaboForce-50
Vista anteriore
A
B
C
D
E

Pannello di controllo
Controllo velocità del disco
Illuminazione LED (non mostrata)
Testa portacampioni
Colonna del pannello di controllo

Vista posteriore
A Interruttore di rotazione (Testa portacampioni)
B Maniglia di blocco
C Targhetta identificativa

LaboPol-30

31

7 LaboForce-50
La maschera di trascinamento
A
B
C
D
E

7.1

Installazione

7.1.1

Disimballare la macchina

Alloggiamento
Indicatori di forza
Anello di rilascio rapido
Vite di regolazione della forza
Piedini di pressione

Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

7.1.2

1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

Controllare la distinta di imballaggio
Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

7.1.3

Pz.

Descrizione

1

LaboForce-50

1Distanziale e 2 viti M4 per il montaggio su LaboPol-30 e LaboPol-60

1Disco distanziatore

1

Chiave a brugola per il montaggio della maschera di trascinamento1

Set di Manuali d'uso

Installazione - LaboForce-50
Nota
Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.

32

LaboPol-30

7 LaboForce-50
Nota
Non utilizzare la manopola di controllo della velocità del pannello di controllo per
spostare la maschera di trascinamento.

Procedura
Inserire la maschera di trascinamento nel foro di collegamento della macchina.
1.

Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo dicomunicazione.

2.

Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla
porta di collegamento della macchina.

3.

Utilizzare le viti M4 per montare il distanziale alla basedella colonna.

4.

Guidare la colonna verso il basso nel foro dicollegamento.

5.

Girare la colonna finché il distanziale non èsaldamente inserito nel foro di collegamento.

A Distanziale
B Viti M46.

Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a
coprire il foro di collegamento.

7.

Utilizzare la chiave a brugola per stringere le due viti difissaggio. Non stringere completamente le viti.

A V-ring
B Viti di fissaggio

LaboPol-30

33

7 LaboForce-50

7.1.4

Regolare la maschera di trascinamento
Inserire una maschera di trascinamento
Prima di regolare la maschera di trascinamento, inserire una maschera di trascinamento.
Per le maschere di trascinamento approvate, vedere:•La brochure LaboSystem (https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grindingand-polishing-equipment/LaboSystem)

1.

Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per
sbloccare la maschera di trascinamento e portarla inposizione verticale.

2.

Tirare l'anello di rilascio rapido e sollevarel'alloggiamento.

3.

Inserire la maschera di trascinamento e ruotarla finché idue perni non risultino allineati ai fori della maschera ditrascinamento.

4.

Spingere la maschera di trascinamento verso l'alto eusare la chiave a brugola per stringere la vite e fissarla inposizione. Vedere A.

5.

Accertarsi che la maschera di trascinamento sia fissata
saldamente.

6.

Abbassare di nuovo l'alloggiamento in posizione.

A Vite34

LaboPol-30

7 LaboForce-50

Regolare l'altezza della maschera di trascinamento
1.

Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per
sbloccare la maschera di trascinamento e portarla inposizione verticale.

2.

Selezionare la superficie di preparazione "più spessa"
da utilizzare e posizionarla sul disco di preparazione.
Di solito, sarà un SiC Foil su un disco MD-Gekko o SiC
Paper su un disco MD-Fuga o un MD-Alto.

3.

Posizionare il disco distanziatore in dotazione sulla
superficie di preparazione.

4.

Sostenere la testa portacampioni e allentare le 2 viti difissaggio che sostengono la colonna.

5.

Sollevare e sostenere la maschera di trascinamento.

6.

Premere il più possibile verso il basso la testa
portacampioni.

7.

Utilizzare la maniglia di blocco per bloccare la testa
portacampioni in posizione di funzionamento.
A Disco distanziatore

8.

Abbassare la colonna finché la maschera ditrascinamento non poggia sul disco distanziatore

9.

Regolare la posizione orizzontale della maschera ditrascinamento.

LaboPol-30

35

7 LaboForce-50

Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento
MD-Disc
1.

Sposta la testa portacampioni verso destra.

2.

Posizionare la maschera di trascinamento in una
posizione che consenta al campione di scorrere 3 4 mm sopra il bordo del disco di preparazione.

A Bordo del disco
B Maschera di trascinamento

Wet Grinding Disc1.

Sposta la testa portacampioni verso destra.

2.

Posizionare la maschera di trascinamento in
posizione 2 - 3 mm dall'anello metallico.

A Anello metallico
B Maschera di trascinamento

Completare la regolazione
1.

Stringere saldamente le 2 viti di fissaggio. La maschera di trascinamento ora rimane inposizione.

2.

Coprire i fori con i due tappi.
Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola e i tappi di copertura.

7.2

Funzionamento del dispositivo

7.2.1

Funzioni del Pannello di controllo
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

36

LaboPol-30

7 LaboForce-50
ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/ocapelli non rimangano impigliati.
A Controllo velocità del disco

Pulsante

Funzione
Rotazione del disco•

Avvia la rotazione del disco (funzione Rotazione).

Acqua
Comando manuale•

Premere il pulsante per attivare l'acqua. L'acqua si attiva quando non vi
sono processi in corso.

•

Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'acqua.

Avvio
•

Avvia il processo di preparazione.

Arresto•7.2.2

Arresta il processo di preparazione.

Rubinetto dell'acqua
Attivare l'acqua automaticamente
L'acqua si attiva quando il processo è in corso.
•

Durante la prelevigatura, aprire l'ugello sul rubinetto dell'acqua per attivare l'acqua.

•

Durante la lucidatura, chiudere l'ugello sul rubinetto dell'acqua.
Nota
Chiudere il rubinetto dell'acqua prima di iniziare un processo di lucidatura.

LaboPol-30

37

7 LaboForce-50
Per ottenere risultati ottimali ed evitare schizzi, posizionare il rubinetto dell'acqua tra il centro e ilbordo sinistro del disco di lucidatura.

Azionare manualmente l'acqua

7.2.3

•

Per azionare l'acqua, premere il pulsante Acqua e aprire il rubinetto.

•

Per arrestare l'acqua, premere il pulsante Acqua o chiudere il rubinetto.

La funzione di rotazione
Utilizzare la funzione di rotazione solo per far girare ad alta velocità il disco di preparazione

7.2.4

7.2.5

•

per rimuovere l'acqua dalla superficie del disco.

•

per rimuovere l'acqua da un MD-Disc o SiC Foil/SiC Paper prima di rimuoverlo,•

per asciugare un MD-Disc o un panno MD-Chem•

Per avviare la funzione di rotazione, tenere premuto il pulsante Rotazione
disco.

•Per arrestare la funzione di rotazione, rilasciare il pulsante Rotazione disco.

Il paraspruzzi

Preparazione manuale•

Il paraspruzzi per la preparazione manuale è indotazione alla macchina. (Per dischi diametro 300
mm)

Preparazione semi-automatica•

Utilizzare il paraspruzzi per la preparazione semiautomatica.

Prelevigatura a umido (per SiC
Paper retro piatto)•

Utilizzare il paraspruzzi per Wet Grinding Disc.

Inserire un campione
1.

Sollevare i piedini di pressione sulla vite di regolazione della forza per fare spazio al campione.

2.

Posizionare il campione in uno dei fori della maschera di trascinamento e abbassare i piedini dipressione.
Ogni posizione è contrassegnata per una facile identificazione del singolo campione.

38

LaboPol-30

7 LaboForce-50
Per campioni più alti
1.

2.
3.

Tirare l'anello di rilascio
rapido e sollevarel'alloggiamento.

A Indicatore dellaforza
B Vite diregolazione
Sollevare il più possibile idella forza
piedini di pressione.
C Piedino dipressione
Abbassare di nuovo
l'alloggiamento in
posizione.

7.2.6

Regolare la forza
Suggerimento
Non utilizzare il massimo della forza contemporaneamente alla velocità massima.

1.

Per regolare la forza,
girare la vite diregolazione della forza.
Le indicazioni
sull'alloggiamento
corrispondono alla forza
attuale in Newton.

7.2.7

A Indicatore dellaforza
B Vite diregolazionedella forza
C Piedino dipressione

Indicazione

Forza

0

0-5N

1

10 N

2

20 N

3

30 N

Preparazione manuale
Se non è possibile preparare un campione utilizzando una maschera di trascinamento standard o
un portacampioni, prepararlo manualmente.

LaboPol-30

39

7 LaboForce-50
Quando si esegue la preparazione manuale, tenere il campione in mano e premerlo saldamente
sulla superficie di preparazione.
ATTENZIONEPer la preparazione manuale utilizzare l'interruttore a latodella testa portacampioni per disabilitare la rotazione di
LaboForce-50..
ATTENZIONE
Indossare gli appositi guanti per proteggere le dita daabrasivi e campioni caldi/taglienti.
ATTENZIONE
Quando si esegue la prelevigatura o la lucidatura
manuale, fare attenzione a non toccare il disco.
ATTENZIONE
Non tentare di prelevare un campione dal vassoio
quando il disco è in rotazione.
ATTENZIONE
Quando il disco gira, tenere le mani lontane e fuori dallavasca paraspruzzi.

Rotazione della testa portacampioni•

Per la preparazione manuale, è possibile
utilizzare l'interruttore a lato della testa
portacampioni per disabilitare la rotazione di
LaboForce-50.

A Interruttore

7.2.8

Avviare e arrestare la macchina
Avviare la macchina
AVVISONon utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza difettosi.
Contattare l'Assistenza Struers.

40

LaboPol-30

7 LaboForce-50
ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/ocapelli non rimangano impigliati.
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

Nota
Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione quando si utilizzano
sospensioni o lubrificanti a base di alcool.
1.

Impostare il controllo per la velocità del disco desiderata.

2.

Premere il pulsante Avvio. La macchina inizia a funzionare.

3.

Se necessario, regolare la velocità del disco.

Arrestare la macchina•

Premere il pulsante Arresto.

Arresto d'emergenza
Nota
Attivando l'arresto d'emergenza della macchina, si arrestano tutte le parti inmovimento.

Nota
Non utilizzare l'arresto d'emergenza per fermare la macchina durante il normale
funzionamento.
1.

Premere il pulsante dell'arresto d'emergenza per attivarlo.

AVVISOPrima di rilasciare l'arresto d'emergenza, verificarne l'effettiva necessità diattivazione, e intraprendere le azioni correttive necessarie.

2.

LaboPol-30

Girare il pulsante dell'arresto d'emergenza per rilasciarlo.

41

7 LaboForce-50

7.2.9

7.2.10Rimuovere i campioni
1.

Per rilasciare i campioni, tirare l'anello di sgancio rapido.

2.

Una volta rimossi i campioni, riabbassare l'alloggiamento della molla in posizione.

Cambiare la maschera di trascinamento
Se si desidera preparare campioni di un altro diametro, utilizzare una maschera di trascinamento
diversa. I campioni devono essere inseriti nei fori della maschera di trascinamento.
1.

Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per sbloccare la maschera di trascinamento e
portarla in posizione verticale.

2.

Tirare l'anello di rilascio rapido e sollevare l'alloggiamento.

3.

Allentare la vite e rimuovere la maschera di trascinamento.

4.

Inserire la maschera di trascinamento e ruotarla finché i due perni non risultino allineati ai foridella maschera di trascinamento.

5.

Spingere la maschera di trascinamento verso l'alto eusare la chiave a brugola per stringere la vite e fissarla inposizione.

6.

Accertarsi che la maschera di trascinamento sia fissata
saldamente.

7.

Accertarsi che la maschera di trascinamento sia in
posizione orizzontale.

8.

Se necessario regolare la posizione della maschera ditrascinamento . Vedere Regolare la posizione orizzontaledella maschera di trascinamento ►36

9.

La maschera di trascinamento dev'essere posizionata inmodo da consentire al campione di scorrere 3 - 4 mm
sopra il bordo del disco di preparazione.

A Vite10. Abbassare di nuovo l'alloggiamento in posizione.

42

LaboPol-30

8 LaboForce-100

8

LaboForce-100
Vista anteriore
A
B
C
D
E

8.1

Installazione

8.1.1

Disimballare la macchina

Pannello di controllo
Manopola Manopola multifuzione
Luci LED (non mostrate)
Testa portacampioni
Colonna del pannello di controllo

Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

8.1.2

1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

Controllare la distinta di imballaggio
Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:
Pz.

Descrizione

1

LaboForce-100

1Elemento di collegamento. Diametro: da 6 a 1/8"

1Chiave a brugola con impugnatura a croce, 4 x 150

1

Disco distanziatore

1

Pezzo distanziatore, da utilizzare con il portacampioni flessibile

1

Set di Manuali d'uso

LaboPol-30

43

8 LaboForce-100

8.1.3

Installazione - LaboForce-100
Nota
Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.

Nota
Non utilizzare la manopola Manopola multifuzione per spostare LaboForce-100.

Procedura
1.

Inserire la maschera di trascinamento nel foro di supportodella macchina.

2.

Utilizzare la chiave a brugola per stringere le due viti difissaggio. Non stringere completamente le viti.

A Supporto forato
B Viti di fissaggio

8.1.4

Collegamento elettrico alla macchina
Suggerimento
Il cavo di comunicazione nel foro di supporto non viene utilizzato per LaboForce-100.

Il cavo collegato a LaboForce-100 da 24 V fornisce un bus di dati che consentono alla macchina e a
LaboForce-100 di comunicare.

8.1.5

1.

Spegnere la macchina.

2.

Collegare il cavo al connettore di LaboForce-100 sul retro della macchina.

Collegamenti dell'aria compressa
Procedura
Nota
La valvola principale dell'aria non fa parte dell'unità e dev'essere installata e
impostata prima della maschera di trascinamento.

44

1.

Montare l'innesto rapido sul tubo dell'aria compressa e fissarlo con la fascetta stringitubo.

2.

Collegare il tubo di ingresso dell'aria all'innesto rapido.

3.

Inserire l'altra estremità nell'ingresso dell'aria compressa sulla maschera di trascinamento.

LaboPol-30

8 LaboForce-100
Nota
La pressione dell'aria dev’essere compresa tra 6 bar (87 psi) e 9,9 bar (143 psi).

Suggerimento
La maschera di trascinamento richiede un flusso continuo d'aria compressa che
passa attraverso la valvola regolatrice – un lieve sibilo non significa che vi sia una
perdita d'aria.

8.1.6

La maschera di trascinamento
Il portacampioni può essere utilizzato con maschera di trascinamento per campioni singoli, o con
portacampioni per più campioni.

Inserire un portacampioni
Inserire un portacampioni
ATTENZIONEPer evitare che i campioni si stacchino dal portacampioni, accertarsi che il
campione o i campioni siano serrati saldamente nel portacampioni.
ATTENZIONE
Si consiglia l'uso di calzature di protezione quando si maneggiano portacampioni
pesanti.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Tenere le mani lontane dal portacampioni o dalla maschera di trascinamento
quando si abbassa la maschera di trascinamento.
Nota
Quando si lavora con i portacampioni, assicurarsi che le viti che serrano i
campioni, non fuoriescano dal portacampioni.
Utilizzare viti di lunghezze diverse per campioni di diversi diametri.
Suggerimento
L'altezza massima dei campioni nel portacampioni è di 32 mm.
Se i campioni superano i 32 mm, la maschera di trascinamento non può essere
posizionato nella testa portacampioni.

LaboPol-30

45

8 LaboForce-1001.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per assicurarsi che la testa
portacampioni sia completamente sollevata.

2.

Premere il pulsante nero sulla testa portacampioni.

3.

Inserire la maschera di trascinamento e ruotarlo finché i tre perni non risultino
allineati con i fori della maschera di trascinamento.

4.

Spingere il portacampioni verso l'alto finché non si blocca in posizione.

5.

Rilasciare il pulsante nero sulla testa portacampioni. Accertarsi che ilportacampioni sia fissato saldamente.
Suggerimento
Se si utilizza un portacampioni, non sarà più necessario regolare l'altezza.

Inserire una maschera di trascinamento
1.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per assicurarsi che la testa
portacampioni sia completamente sollevata.

2.

Premere il pulsante nero sulla testa portacampioni.

3.

Inserire la maschera di trascinamento e ruotarla finché i tre perni non risultino
allineati con i fori della maschera di trascinamento.

4.

Spingere la piastra della maschera di trascinamento verso l'alto finché non si
blocca in posizione.

5.

Rilasciare il pulsante nero sulla testa portacampioni.Accertarsi che la piastradella maschera di trascinamento sia fissata saldamente.

Regolare l'altezza della maschera di trascinamento
Quanto segue vale solo se si utilizzano maschere di trascinamento.

46

LaboPol-30

8 LaboForce-100
1.

Con la maschera di trascinamento montata,posizionare una superficie di preparazione sul disco.

2.

Selezionare la superficie di preparazione "più spessa"
da utilizzare e posizionarla sul disco di preparazione.
Di solito, sarà un SiC Foil su un disco MD-Gekko o SiC
Paper su un disco MD-Fuga o un MD-Alto.

3.

Posizionare il disco distanziatore in dotazione sulla
superficie di preparazione.

A Disco distanziatore

4.

Sostenere la testa della LaboForce-100 e allentare lavite dell'anello di regolazione.

A
B
C
D

5.

LaboPol-30

Scanalatura a V
Perno
Anello di regolazione
Vite di fissaggio

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per
abbassare la testa portacampioni. Se la testa
portacampioni non è a contatto con l'anello diregolazione appare un messaggio d'errore.

47

8 LaboForce-100
6.

Spostare in alto l'anello di regolazione finché il perno
non si inserisce nella scanalatura a V sul cabinet delpannello di controllo.

7.

Stringere l'anello di regolazione per fissarlo in questa
posizione.

8.

Premere la manopola Manopola multifuzione percancellare il messaggio d'errore.

9.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare persollevare la testa portacampioni.

Regolare la posizione orizzontale del portacampioni o della maschera ditrascinamento
Con un portacampioni o una maschera di trascinamento montata, procedere come segue:1.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per abbassare
la testa portacampioni.

2.

Allentare le 2 viti di fissaggio della colonna del pannello dicontrollo.

3.

Sostituire il paraspruzzi manuale con un paraspruzzi perpreparazioni semi-automatiche o per dischi diprelevigatura a umido.

4.

Sposta la testa portacampioni verso destra.

Con disco MD
1.

Posizionare la maschera di trascinamento in una
posizione che consenta al campione di scorrere 3 - 4 mm
sopra il bordo del disco di preparazione.

A Bordo del disco
B Maschera di trascinamento

48

LaboPol-30

8 LaboForce-100
Con disco per prelevigatura a umido
1.

Posizionare la maschera di trascinamento in posizione
2 - 3 mm dall'anello metallico.
NotaÈ possibile ruotare la colonna solo
leggermente.
Non forzare.

A Anello metallico
B Portacampioni

Completare la regolazione
1.

Stringere saldamente le 2 viti di fissaggio. La maschera di trascinamento ora rimane inposizione.

2.

Coprire i fori con i due tappi.
Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola e i tappi di copertura.

8.1.7

Il portacampioni flessibile
1.

Da Main menu (Menu Principale), selezionare Flexible specimen holder methods(Metodi del portacampioni flessibile).

2.

Se la voce di menu Flexible specimen holder methods (Metodi del portacampioni
flessibile) non è disponibile nel menu principale, è necessario attivarla nel software:

LaboPol-30–

Nel Menu Configuration (Configurazione), selezionare Options (Opzioni).

–

Impostare Flexible specimen holder (Portacampioni flessibile) su Yes (Si).

49

8 LaboForce-100
Inserire un portacampioni flessibile
ATTENZIONEPer evitare che i campioni si stacchino dal portacampioni, accertarsi che il campioneo i campioni rientrino completamente nel portacampioni flessibile.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Tenere le mani lontane dal portacampioni flessibile quando si abbassa la mascheradi trascinamento.

Procedura
Suggerimento
Assicurarsi di utilizzare una forza sufficiente in base alle dimensioni del campione e
alle raccomandazioni di Struers.
I metodi della Metalog Guide Struers si basano su un campione con un'area di 7 cm2.
Regolare il metodo in base all'area specifica del campione.
Suggerimento
Assicurarsi che la superficie di preparazione sia sufficientemente bagnata prima diiniziare il processo di preparazione.

50

1.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per assicurarsi che la testa
portacampioni sia completamente sollevata.

2.

Premere il pulsante nero sulla testa portacampioni.

3.

Inserire la maschera di trascinamento flessibile e ruotarlo finché i tre perni nonrisultino allineati con i fori della maschera di trascinamento.

4.

Spingere il portacampioni flessibile verso l'alto finché non si blocca in posizione.

5.

Rilasciare il pulsante nero sulla testa portacampioni. Accertarsi che ilportacampioni flessibile sia fissato saldamente.

LaboPol-30

8 LaboForce-100
Utilizzare il portacampioni flessibile
1.

Posizionare il campione o i campioni sulla superficie dipreparazione.

2.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per abbassare il
portacampioni flessibile.

3.

Assicurarsi che nessun campione sporga dal portacampioni
flessibile. In tal caso, sistemare meglio i campioni.
–

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare per sollevare il
portacampioni flessibile.

–

Sistemare i campioni.

4.

Ripetere l'operazione finché tutti i campioni risultano posizionati
correttamente.

5.

Avviare il processo di preparazione.
Il processo di preparazione si arresta automaticamente una
volta trascorsa la durata impostata.

6.

Pulire il portacampioni flessibile prima della fase dipreparazione successiva.

Regolare l'altezza del portacampioni flessibile
Procedura
1.
2.

Fissare il distanziatore come mostrato nell'illustrazione seguente.

A LaboForce-100
B Pezzo distanziatore

LaboPol-30

51

8 LaboForce-100

B Pezzo distanziatore
Nota
Assicurarsi di rimuovere il distanziatore se si intende lavorare di nuovo con mascheredi trascinamento o regolari portacampioni.

Regolare la posizione orizzontale del portacampioni flessibile
Con un portacampioni flessibile:

8.1.8

1.

Premere il pulsante Abbassare/Sollevare
per abbassare la testa portacampioni.

2.

Allentare le 2 viti di fissaggio della colonnadel pannello di controllo.

3.

Posizionare il portacampioni flessibile inmodo che il campione non superi di oltre 1
mm il bordo del disco di preparazione.

LaboDoser-100 con LaboForce-100
Per utilizzare LaboDoser-100 con LaboForce-100, consultare il manuale specifico della macchina.

8.1.9

LaboDoser-10 con LaboForce-100
Per utilizzare LaboDoser-10 con LaboForce-100, è necessario
un supporto da tavolo.

52

LaboPol-30

8 LaboForce-100

8.2

Funzionamento del dispositivo

8.2.1

Funzioni del Pannello di controllo
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/ocapelli non rimangano impigliati.
A
B
C
D

Pulsante

Pannello di controllo
Manopola Manopola multifuzione
Testa portacampioni
Colonna del pannello di controllo

Funzione
Tasto Funzione•

Premere questo pulsante per attivare i comandi. Vedere l’ultima riga delle
singole maschere.

Rotazione del disco•

Avvia la rotazione del disco (funzione Rotazione).

•

Premere di nuovo questo pulsante per arrestare la rotazione.

Abbassare/SollevarePremere questo pulsante per abbassare e sollevare la testa portacampioni
durante la preparazione di campioni singoli, o per regolare le posizioni dellamaschera di trascinamento o del portacampioni.

LaboPol-30

53

8 LaboForce-100

Pulsante

Funzione
Acqua
Comando manuale•

Premere il pulsante per attivare l'acqua. L'acqua si attiva quando non vi
sono processi in corso.

•

Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'acqua. L'acqua si arresta
automaticamente dopo 5 minuti.

Abrasivo
Questa funzione è attiva solo quando sono installate le unità di dosaggio.
•

Comando manuale: Premere questo pulsante per applicare la sospensione
diamantata dalla bottiglia dosatrice.

Lubrificante
Questa funzione è attiva solo quando sono installate le unità di dosaggio.
•

Comando manuale: Premere questo pulsante per applicare il lubrificantedalla bottiglia del dosatore.

Avvio
•

Avvia il processo di preparazione.

Arresto•Arresta il processo di preparazione.

Esc•

Premere questo pulsante per tornare alla maschera precedente o percancellare funzioni/modifiche.

La manopola Manopola multifuzione•

Girare la manopola Manopola multifuzione per la messa a
fuoco sullo schermo e modificare fasi e impostazioni. Premere
per scegliere tra 2 sole opzioni disponibili.

•

Premere la manopola Manopola multifuzione per selezionare
una funzione o salvare un'impostazione selezionata.

A Manopola Manopola
multifuzione

54

LaboPol-30

8 LaboForce-100

8.2.2

Rubinetto dell'acqua
Attivare l'acqua automaticamente
L'acqua si attiva quando il processo è in corso.
•

Durante la prelevigatura, aprire l'ugello sul rubinetto dell'acqua per attivare l'acqua.

•

Durante la lucidatura, chiudere l'ugello sul rubinetto dell'acqua.
Nota
Chiudere il rubinetto dell'acqua prima di iniziare un processo di lucidatura.

Per ottenere risultati ottimali ed evitare schizzi, posizionare il rubinetto dell'acqua tra il centro e ilbordo sinistro del disco di lucidatura.

Azionare manualmente l'acqua

8.2.3

•

Per azionare l'acqua, premere il pulsante Acqua e aprire il rubinetto.

•

Per arrestare l'acqua, premere il pulsante Acqua o chiudere il rubinetto.

La funzione di rotazione
Utilizzare la funzione di rotazione solo per far girare ad alta velocità il disco di preparazione•

per rimuovere l'acqua dalla superficie del disco.

•

per rimuovere l'acqua da un MD-Disc o SiC Foil/SiC Paper prima di rimuoverlo,•

per asciugare un MD-Disc o un panno MD-Chem

A 150 gpm•

Per avviare la funzione di rotazione, premere il pulsante Rotazione disco.

•

Per arrestare la funzione di rotazione, premere nuovamente il pulsanteRotazione disco.

A 600 gpm•

Per avviare la funzione di rotazione, tenere premuto il pulsante Rotazione
disco.

•Per arrestare la funzione di rotazione, rilasciare il pulsante Rotazione disco.

LaboPol-30

55

8 LaboForce-100

8.2.4

8.2.5

Il paraspruzzi

Preparazione manuale•

Il paraspruzzi per la preparazione manuale è indotazione alla macchina. (Per dischi diametro 300
mm)

Preparazione semi-automatica•

Utilizzare il paraspruzzi per la preparazione semiautomatica.

Prelevigatura a umido (per SiC
Paper retro piatto)•

Utilizzare il paraspruzzi per Wet Grinding Disc.

Il display

Nota
Le maschere mostrate in questo manuale possono apparire diverse da quelle
effettive del software.
Il display è l'interfaccia utente del software.
All'accensione della macchina, il display mostra la configurazione e la versione del software
installato.
Il display è suddiviso in alcune aree principali. Vedere questo
esempio.
A Barra del titolo
La barra del titolo mostra la funzione selezionata.
B Campi delle informazioni
Questi campi mostrano le informazioni sulla funzione
selezionata. In alcuni campi è possibile selezionare e
modificare il valore.
C Opzioni dei tasti funzione
Le funzioni mostrate dipendono dalla maschera visualizzata.

8.2.6

Main menu (Menu Principale)
Da Main menu (Menu Principale), scegliere tra le seguenti opzioni:

56

LaboPol-30

8 LaboForce-100•

Specimen holder methods (Metodi portacampioni)•

Single specimen methods (Metodi campione singolo)•

Manual preparation (Preparazione manuale)È possibile inoltre accedere alle maschere di manutenzione e configurazione.

8.2.7

•

Maintenance (Manutenzione)•

Configuration (Configurazione)

Navigare sul display
La manopola Manopola multifuzione
Utilizzare questa manopola sul pannello di controllo per selezionare le vocidi menu.

LaboPol-30•

Girare la manopola per selezionare un menu, un gruppo di metodi o permodificare un valore.

•

Premere la manopola per modificare un campo o attivare la selezione.

•

Girare la manopola per aumentare o ridurre il valore numerico, o per
scegliere tra due opzioni.
–

Se sono presenti solo due opzioni, premere la manopola per
scegliere.

–

Se sono presenti più di due opzioni, viene visualizzata una finestra
a comparsa.

57

8 LaboForce-100
Il pulsante Esc
Utilizzare questo pulsante del pannello di controllo per tornare alle funzioni o ai
valori precedenti.

8.2.8

•

Premere il pulsante per tornare al Menu Principale.

•

Premere il pulsante per tornare all'ultima funzione o valore.

•

Premere il pulsante per cancellare le modifiche.

Modificare le impostazioni e il testo
Modificare il testo
Per modificare un valore di testo, selezionare il campo.
1.

Premere la manopola Manopola multifuzione per attivare
l'editor di testo.

2.

Se necessario, utilizzare la freccia Upper case
(Maiuscolo)/Lower case (Minuscolo) in fondo allo schermo
per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole.

3.

Inserire il testo desiderato.

4.

Navigare per selezionare Save & Exit (Salva e Esci).

5.

Premere la manopola Manopola multifuzione per uscire
dalla schermata.

Cambiare le impostazioni
Per modificare un'impostazione, selezionare il campo.

8.2.9

1.

Girare la manopola Manopola multifuzione per andare al
campo e modificare l'impostazione.

2.

Premere la manopola Manopola multifuzione per inserire.
–Più di due opzioni:
Girare la manopola Manopola multifuzione perscorrere in alto e in basso l'elenco dei valori.

–

Due opzioni:
Premere la manopola Manopola multifuzione per
scegliere tra le opzioni.

3.

Navigare per selezionare Save & Exit (Salva e Esci).

4.

Premere la manopola Manopola multifuzione per uscire
dalla schermata.

Impostazioni software
Avvio - Prima accensione
Vedere Navigare sul display ►57 per istruzioni su come muoversi nel display.

58

LaboPol-30

8 LaboForce-100
Select language (Seleziona lingua)
1.

Selezionare la lingua che si desidera
utilizzare. Se necessario, è possibile
cambiare lingua in un secondo momento.
–

2.

Da Main menu (Menu Principale)selezionare Configuration(Configurazione) > Options (Opzioni) >Language (Lingua).

Date (Data)
Viene richiesto di impostare la data.

3.

Time (Durata)
Viene richiesto di impostare la durata.

Avvio - funzionamento quotidiano
All'accensione, sul display appare l'ultima schermata visualizzata prima di spegnere la macchina.

8.2.10Configuration
È possibile impostare una serie di impostazioni e parametri.
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Configuration(Configurazione).

2.

Dal Menu Configuration (Configurazione), selezionare:–

User surface configuration (Configurazione superficie utente) per
l'impostazione di parametri specifici.

–

Options (Opzioni) per le impostazioni generali.

User surface configuration (Configurazione superficie utente)
Nella maschera User surface configuration è possibile creare fino a 10 superfici utente. In
questa maschera inoltre è possibile rinominare ed eliminare le superfici utente.

LaboPol-30

59

8 LaboForce-100
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Configuration (Configurazione) >User surface configuration (Configurazione superficie utente).

2.

Nella maschera User surface configuration (Configurazione superficie utente),
premere F1 per visualizzare un menu dove è possibile creare, rinominare ed
eliminare le superfici utente.

3.

Selezionare Rename (Rinomina) per attivare l'editor di testo e inserire un nomea scelta.

Il Menu Options (Opzioni)
Dal Menu Options (Opzioni) è possibile accedere alle seguenti impostazioni:•

Display brightness (Luminosità display)•

Language (Lingua)•

Keyboard sound (Suono tastiera)•

Units (Unità)•Time (Durata)•

Date (Data)•

Operation mode (Modalità di funzionamento)•

Auto continue mode (Modalità automatica continua)•

Time to fill empty tube (Durata riempimento tubo vuoto)•

Pump cleaning time (Durata pulizia pompa)•

Disc diameter (Diametro disco)•

Flexible specimen holder (Portacampioni flessibile)

Modalità di funzionamento
Livelli utenteÈ possibile selezionare come modalità di funzionamento tre diversi livelli utente.
•

•

60

Production (Produzione)
MetodiÈ possibile selezionare e visualizzare i metodi.

OpzioniÈ possibile modificare alcune impostazioni.

Development (Sviluppo)
MetodiÈ possibile selezionare, visualizzare e modificare i metodi.

OpzioniÈ possibile modificare alcune impostazioni.

LaboPol-30

8 LaboForce-100•

Configuration (Configurazione)
MetodiÈ possibile selezionare, visualizzare e modificare i
metodi. È possibile configurare le bottiglie.

OpzioniÈ possibile modificare tutte le impostazioni.

Cambiare la modalità di funzionamento
Per cambiare la modalità di funzionamento, procedere come segue:
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Configuration (Configurazione) > Options(Opzioni) > Operation mode (Modalità di funzionamento).

2.

Inserire il codice di accesso.

3.

Inserire il codice di accesso. Vedere Nuovo codice di accesso ►61.

4.

Quando appare la finestra di dialogo Select operation mode (Seleziona Modalità difunzionamento), selezionare la modalità di funzionamento desiderata e confermare laselezione.

Nuovo codice di accesso
Per accedere al Menu Operation mode, viene richiesto di inserire un codice di accesso. Il codice
di accesso predefinito è ‘2750’.

Modificare il codice di accesso
È possibile modificare il codice di accesso dal Menu Operation mode (Modalità difunzionamento).
Nota
Annotare il nuovo codice di accesso.

Per modificare il codice di accesso, procedere come segue:
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Configuration(Configurazione) > Options (Opzioni).

2.

Selezionare il campo per l'inserimento del codice di accesso.

3.

Quando appare la finestra di dialogo Enter pass code (Inserire codice
di accesso), inserire il codice di accesso attuale. Il codice di accesso
predefinito è ‘2750’.

4.

Modificare il codice di accesso e confermare la selezione.

Auto continue modeÈ possibile impostare la macchina in modo che passi automaticamente alla fase successiva di un
metodo, purché i consumabili utilizzati siano gli stessi.
1.

LaboPol-30

Selezionare Configuration (Configurazione) > Options (Opzioni) > Auto continue mode
(Modalità automatica continua).

61

8 LaboForce-100
Impostazione

Definizione

Off (Spento)

La macchina esegue una pausa per ogni
fase.

Equal cons. except SiC (Cons. uguale
tranne SiC)

La macchina passa automaticamente alla
fase successiva, ma effettua una pausa
durante la prelevigatura con SiC Paper, che
dev'essere sostituita tra le fasi.

Always (Sempre)

La macchina passa automaticamente alla
fase successiva.

Time to fill empty tube
Questa funzione è valida quando LaboDoser-100 viene usata con LaboForce-100.
È possibile impostare il tempo di riempimento del tubo:•

se è stata installata una nuova bottiglia•

dopo la procedura di pulizia.

Procedura
1.

Selezionare Configuration (Configurazione) > Options (Opzioni) > Time to fill empty tube
(Durata riempimento tubo vuoto).

2.

Se necessario, impostare la durata.

3.

Confermare la selezione.

Pump cleaning time
Questa funzione è valida quando LaboDoser-100 viene usata con LaboForce-100.
È possibile impostare la durata di pompaggio dell'acqua attraverso i tubi durante la procedura dipulizia.

Procedura
1.

Selezionare Configuration (Configurazione) > Options (Opzioni) > Pump cleaning time
(Durata pulizia pompa).

2.

Se necessario, impostare la durata.

3.

Confermare la selezione.

Disc diameter (Diametro disco)
LaboForce-100 ricalcola automaticamente i parametri del processo, come la durata e i livelli didosaggio, quando si sostituisce un disco da 250 mm a 300 mm di diametro, o viceversa. Non ènecessario regolare il metodo quando si utilizza un disco di un'altra dimensione.

Procedura

62

1.

Selezionare Configuration (Configurazione) > Options (Opzioni) > Disc diameter (Diametro
disco).

2.

Selezionare la dimensione del disco che si desidera utilizzare.

LaboPol-30

8 LaboForce-1003.

Confermare la selezione.

Tornare al valore predefinito.
Suggerimento
Prendere nota dell'impostazione personalizzata prima di ripristinarla al valorepredefinito.

8.2.11

1.

Per riportare un'impostazione al valore predefinito, prima contrassegnarlo.

2.

Premere F1 sul pannello di controllo.

Menu Maintenance (Manutenzione)•

Cleaning of tubes (Pulire i tubi)
Vedere anche (Pulire i tubi ►87.

•

Cleaning of specimen mover head (Pulire la testa portacampioni)
Vedere anche ( LaboForce-100 - la testa portacampioni ►91.

•

Reset configuration (Ripristina configurazione)
Vedere anche ( Ripristinare la configurazione ►63.

•

Service information (Informazioni sull'assistenza)

Ripristinare la configurazione
Ripristinando la configurazione tutti i parametri di configurazione ritornano alle impostazioni difabbrica predefinite.
Suggerimento
Prendere nota di tutte le impostazioni personalizzate prima di ripristinare laconfigurazione.

1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Maintenance (Manutenzione) > Resetconfiguration (Ripristina configurazione).

2.

Spegnere LaboForce-100, riaccendere e riconfigurare le impostazioni.

LaboPol-30

63

8 LaboForce-100

8.3

Il processo di preparazione

8.3.1

Modalità di preparazione
Dal Main menu (Menu Principale) è possibile selezionare tre diverse modalità di preparazione:•

Specimen holder methods (Metodi portacampioni)
I campioni vengono serrati nei portacampioni e preparati.

•

Single specimen methods (Metodi campione singolo)
I campioni vengono preparati singolarmente.

•

Manual preparation (Preparazione manuale)I campioni vengono preparati manualmente.

I metodi del portacampioni e dei singoli campioni sono inizialmente gli stessi. Quando si crea un
metodo in una di queste maschere, lo stesso metodo viene automaticamente creato anche nelle
altre.
Quando si crea un metodo, ad eccezione della forza da applicare, tutti i parametri del metodo sono
inizialmente gli stessi. La relazione tra la forza del singolo campione e la forza del portacampioni è da
1 a 6. Ciò significa che 30 N in modalità campione singolo equivale a 180 N in modalità
portacampioni e viceversa.
Se successivamente si modifica un parametro del metodo, come la durata, il metodo corrispondente
non viene aggiornato con i nuovi valori. Ciò significa che è possibile impostare singoli parametri inbase alla dimensione e/o al numero di campioni.
Suggerimento
La modifica di una superficie di preparazione o di una sospensione in un metodo, si
riflette anche nel metodo corrispondente.

Selezionare un metodo di preparazione
1.

Dal Main menu (Menu Principale) selezionare un metodo di preparazione.

•

Specimen holder methods (Metodi portacampioni)
I campioni vengono serrati nei portacampioni e preparati.

oppure64

LaboPol-30

8 LaboForce-100•

Single specimen methods (Metodi campione singolo)
I campioni vengono preparati singolarmente.

2.

Aprire il metodo per visualizzare le singole fasi di preparazione. Il metodo
prevede quattro fasi:
Per ogni fase vengono visualizzati superficie, sospensione, lubrificante e durata.

Modificare un metodo di preparazione
È possibile modificare tutti i parametri per ottimizzare il metodo di preparazione.
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare e aprire un metodo di preparazione.
Le impostazioni predefinite per un normale processo di preparazione sono già configurate:

2.
3.

–

La fase 1 è una fase di spianatura.

–

La fase 2 è una fase di prelevigatura fine.

–

La fase 3 è una fase di lucidatura.

–

La fase 4 è una fase di lucidatura finale.

Aprire le singole fasi per modificare i parametri.

Selezionare il parametro che si desidera modificare.
Nell'angolo in basso a sinistra dello schermo è presente una descrizione del parametro
selezionato.

4.

Confermare il nuovo valore.

5.

Premere Esc (Esc) per tornare alla maschera precedente.

Impostare i livelli di dosaggio
Se LaboDoser-100 è installato, è possibile impostare i livelli di dosaggio.
In fase di preparazione, selezionare prima il tipo di sospensione o lubrificante, e poi il livello didosaggio.
LaboForce-100 ricalcola automaticamente i parametri del processo, come la durata e i livelli didosaggio, quando si sostituisce un disco da 250 mm a 300 mm di diametro, o viceversa. Non ènecessario regolare il metodo quando si utilizza un disco di un'altra dimensione. Se si deve
modificare il diametro del disco, vedere Disc diameter (Diametro disco) ►62.
Per Level (Livello) è possibile impostare due valori: ad es. 2/7 (predosaggio/dosaggio).
OpzionePre-dosaggio

Dosaggio

Incremento

Livello didosaggio

0 - 100 - 201

Esempio

LaboPol-30

65

8 LaboForce-100
Il livello di predosaggio [ad es. 2]
Questo valore è il livello di pre-dosaggio, la quantità di sospensione o lubrificanteche viene applicata alla superficie prima che venga avviata l'attuale fase dipreparazione.
In questo modo, la superficie viene lubrificata e si evita che i campioni vengano
utilizzati su una superficie asciutta.
I valori applicabili dipendono dalla frequenza di utilizzo e dai tipi di superficie. Per
le superfici utilizzate più frequentemente, utilizzare un valore inferiore a quellodelle superfici meno utilizzate.

Il livello di dosaggio [ad es. 7]
Questo valore è il livello di dosaggio durante tutta la preparazione. Questo livelloviene impostato in base ai tipi di superficie: panni di lucidatura morbidi e felpati
richiedono una quantità di lubrificante maggiore rispetto ai panni più ruvidi o ai
dischi per prelevigatura fine.
I dischi per la prelevigatura fine richiedono un livello di dosaggio di abrasivo
inferiore rispetto ai panni di lucidatura.

Aggiungere fasi al metodo di preparazione
È possibile aggiungere nuove fasi a un metodo di preparazione. I metodi di preparazione possono
contenere fino a 20 fasi. Le nuove fasi vengono aggiunte automaticamente alla fine dell'elenco.
Le modifiche apportate alle fasi vengono salvate automaticamente.
Per aggiungere o eliminare fasi:•

Premere F1.

Aggiungere un metodo di preparazione
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare e aprire una modalità di
preparazione.

2.

Premere F1 per aggiungere, rinominare o eliminare i metodi nell'elenco.

È possibile salvare fino a 3 metodi.

Sostituire il portacampioni o la maschera di trascinamento
Se si desidera preparare campioni di un altro diametro, utilizzare un portacampioni o una mascheradi trascinamento diversi.
VedereInserire un portacampioni ►45 eInserire una maschera di trascinamento ►46.

Linee guida per la prelevigatura di singoli campioni
Non utilizzare la spianatura con abrasivi grossolani per la preparazione di singoli campioni.
Normalmente non è necessario e l'uso di abrasivi grossolani può portare a campioni non piani.

66

LaboPol-30

8 LaboForce-100
In caso di necessità di eseguire la prelevigatura con abrasivi grossolani, è possibile migliorare laplanarità seguendo queste linee guida:•

L'altezza del campione dev'essere compresa tra 8 e 35 mm e non deve superare il diametrodel campione moltiplicato per 0,7 x.
Esempio: Un campione con un diametro di 30 mm non dev’essere superiore a 30 x 0,7 = 21mm.

•

Utilizzare la granulometria più piccola possibile. Ricordare però che questo incrementerà
complessivamente la durata della preparazione.

•

Utilizzare una resina d'inglobamento con resistenza all'usura simile a quella dei campioni.

•

Utilizzare 150 gpm sia per il disco di prelevigatura che per la maschera di trascinamento.

•

Se si utilizzano velocità più basse, ridurre la velocità sia sul disco che sulla maschera ditrascinamento.

•

Utilizzare la co-rotazione.

•

Sia il disco che la testa portacampioni girano in senso antiorario.

•

Utilizzare la forza ridotta.

•

Posizionare la testa portacampioni in modo che i campioni non oltrepassino il centro deldisco di preparazione.

•

Abbassare il più possibile la maschera di trascinamento, ma accertarsi che non entri incontatto con la superficie di preparazione.

Preparazione manuale
Se non è possibile preparare un campione utilizzando una maschera di trascinamento standard o
un portacampioni, prepararlo manualmente.
Quando si esegue la preparazione manuale, tenere il campione in mano e premerlo saldamente
sulla superficie di preparazione.
ATTENZIONE
Indossare gli appositi guanti per proteggere le dita daabrasivi e campioni caldi/taglienti.
ATTENZIONE
Quando si esegue la prelevigatura o la lucidatura
manuale, fare attenzione a non toccare il disco.
ATTENZIONE
Non tentare di prelevare un campione dal vassoio
quando il disco è in rotazione.
ATTENZIONE
Quando il disco gira, tenere le mani lontane e fuori
dalla vasca paraspruzzi.

LaboPol-30

67

8 LaboForce-100
Procedura

8.3.2

1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Manual preparation (Preparazione
manuale).

2.

Se LaboDoser-100 è installato, è possibile eseguire i seguenti quattro passaggi:

3.

Se necessario, selezionare il numero della bottiglia di sospensione.

4.

Se necessario, selezionare il livello di dosaggio.

5.

Selezionare il numero della bottiglia di lubrificante.

6.

Se necessario, selezionare i livelli di dosaggio o l'acqua.

7.

Impostare Speed (Velocità) per la velocità di rotazione del disco.

8.

Impostare Time (Durata) per la durata della preparazione.

9.

Vedere Avviare e arrestare il processo di preparazione ►68.

Avviare e arrestare il processo di preparazione
Avviare il processo di preparazione
AVVISONon utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza difettosi.

ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli
non rimangano impigliati.
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

Nota
Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione quando si utilizzano sospensioni olubrificanti a base di alcool.

68

LaboPol-30

8 LaboForce-100
1.

Selezionare il metodo di preparazione desiderato e, se necessario, anche la
fase.

2.

Premere il pulsante Avvio sul pannello di controllo per avviare la
preparazione.
Il disco inizia a girare alla velocità preimpostata e il dosaggio si attiva.
La fase in corso viene evidenziata in verde sullo schermo.

Mettere in attesa il processo di preparazione
1.

Per mettere in attesa il processo, premere il pulsante Arresto.
La fase in attesa è evidenziata in arancione sullo schermo.

2.

Il processo è in attesa. L'icona Pausa viene visualizzata sul display.

•

Per continuare la preparazione, premere il pulsante Avvio.

Arrestare il processo di preparazione
Il processo si arresta automaticamente una volta trascorsa la durata impostata.
1.

Per arrestare il processo prima della durata impostata, premere il pulsanteArresto.
La fase arrestata è evidenziata in arancione sullo schermo.

2.

Il processo è in attesa. L'icona Pausa viene visualizzata sul display.

•

Per interrompere completamente la preparazione, premere di nuovo ilpulsante Arresto.

Arresto d'emergenza
Nota
Attivando l'arresto d'emergenza della macchina, si arrestano tutte le parti inmovimento.

LaboPol-30

69

9 LaboForce-Mi
Nota
Non utilizzare l'arresto d'emergenza per fermare la macchina durante il normale
funzionamento.
1.

Premere il pulsante dell'arresto d'emergenza per attivarlo.

AVVISOPrima di rilasciare l'arresto d'emergenza, verificarne l'effettiva necessità diattivazione, e intraprendere le azioni correttive necessarie.

2.

9Girare il pulsante dell'arresto d'emergenza per rilasciarlo.

LaboForce-Mi
Vista anteriore
A
B
C
D
E

70

Pannello di controllo
Controllo velocità del disco
Illuminazione LED (non mostrata)
Colonna del pannello di controllo
Colonna regolazione forza

LaboPol-30

9 LaboForce-Mi
Vista posteriore
A
B
C
D

9.1

Installazione

9.1.1

Disimballare la macchina

Interruttore di rotazione (Testa portacampioni)
Perno in acciaio
Maniglia di blocco
Targhetta identificativa

Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

9.1.2

1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

Controllare la distinta di imballaggio
Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

9.1.3

Pz.

Descrizione

1

LaboForce-Mi

1

Disco distanziatore

1

Set di Manuali d'uso

Installazione - LaboForce-Mi
Nota
Questo dispositivo dev'essere montato in modo sicuro sulla macchina.

Nota
Non utilizzare la manopola di controllo della velocità del pannello di controllo per
spostare la maschera di trascinamento.

LaboPol-30

71

9 LaboForce-Mi
Procedura
Inserire la maschera di trascinamento nel foro di collegamento della macchina.
1.

Rimuovere il disco di plastica che protegge il cavo di comunicazione.

2.

Collegare il cavo di comunicazione sulla colonna alla
porta di collegamento della macchina.

3.

Far scorrere l'anello a V nero lungo la colonna fino a
coprire il foro di collegamento.

4.

Utilizzare la chiave a brugola per stringere le due viti difissaggio. Non stringere completamente le viti.

A V-ring
B Viti di fissaggio

9.1.4

La maschera di trascinamento
A
B
C
D
E
F

72

Croce motrice per rotazione forzata
Vite di regolazione della forza
Indicatore della forza
Pulsante di rilascio rapido
Piedini di pressione
Maschera di trascinamento

LaboPol-30

9 LaboForce-Mi

Inserire una maschera di trascinamento
1.

Inserire una maschera ditrascinamento e premere finché ilperno non si allinea nella scanalatura.

2.

Accertarsi che la maschera ditrascinamento sia fissata saldamente.

A PernoB Scanalatura

Regolare l'altezza della maschera di trascinamento
1.

Utilizzare la maniglia di blocco sul lato sinistro per
sbloccare la maschera di trascinamento e portarla inposizione verticale.

2.

Selezionare la superficie di preparazione "più spessa"
da utilizzare e posizionarla sul disco di preparazione.
Di solito, sarà un SiC Foil su un disco MD-Gekko o SiC
Paper su un disco MD-Fuga o un MD-Alto.

3.

Posizionare il disco distanziatore in dotazione sulla
superficie di preparazione.

4.

Sostenere la testa portacampioni e allentare le 2 viti difissaggio che sostengono la colonna.

5.

Sollevare e sostenere la maschera di trascinamento.

6.

Premere il più possibile verso il basso la testa
portacampioni.

7.

Utilizzare la maniglia di blocco per bloccare la testa
portacampioni in posizione di funzionamento.
A Disco distanziatore

8.

Abbassare la colonna finché la maschera ditrascinamento non poggia sul disco distanziatore

9.

Regolare la posizione orizzontale della maschera ditrascinamento.

VedereRegolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento ►74.

LaboPol-30

73

9 LaboForce-Mi

Regolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento
1.

Sposta la testa portacampioni verso destra.

•

Posizionare la maschera di trascinamento in una
posizione che consenta al campione di scorrere 3 4 mm sopra il bordo del disco di preparazione.

A Bordo del disco
B Maschera di trascinamento

Completare la regolazione
1.

Stringere saldamente le 2 viti di fissaggio. La maschera di trascinamento ora rimane inposizione.

2.

Coprire i fori con i due tappi.
Nella confezione sono inclusi una chiave a brugola e i tappi di copertura.

9.2

Funzionamento del dispositivo

9.2.1

Funzioni del Pannello di controllo
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/o capelli
non rimangano impigliati.
A Controllo velocità del disco

74

LaboPol-30

9 LaboForce-Mi

Pulsante

Funzione
Rotazione del disco•

Avvia la rotazione del disco (funzione Rotazione).

Acqua
Comando manuale•

Premere il pulsante per attivare l'acqua. L'acqua si attiva quando non vi
sono processi in corso.

•

Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'acqua.

Avvio
•

Avvia il processo di preparazione.

Arresto•9.2.2

Arresta il processo di preparazione.

Rubinetto dell'acqua
Attivare l'acqua automaticamente
L'acqua si attiva quando il processo è in corso.
•

Durante la prelevigatura, aprire l'ugello sul rubinetto dell'acqua per attivare l'acqua.

•

Durante la lucidatura, chiudere l'ugello sul rubinetto dell'acqua.
Nota
Chiudere il rubinetto dell'acqua prima di iniziare un processo di lucidatura.

Per ottenere risultati ottimali ed evitare schizzi, posizionare il rubinetto dell'acqua tra il centro e ilbordo sinistro del disco di lucidatura.

Azionare manualmente l'acqua

9.2.3

•

Per azionare l'acqua, premere il pulsante Acqua e aprire il rubinetto.

•

Per arrestare l'acqua, premere il pulsante Acqua o chiudere il rubinetto.

La funzione di rotazione
Utilizzare la funzione di rotazione solo per far girare ad alta velocità il disco di preparazione

LaboPol-30

75

9 LaboForce-Mi

9.2.4

9.2.5

9.2.6

•

per rimuovere l'acqua dalla superficie del disco.

•

per rimuovere l'acqua da un MD-Disc o SiC Foil/SiC Paper prima di rimuoverlo,•

per asciugare un MD-Disc o un panno MD-Chem•

Per avviare la funzione di rotazione, tenere premuto il pulsante Rotazione
disco.

•Per arrestare la funzione di rotazione, rilasciare il pulsante Rotazione disco.

Il paraspruzzi

Preparazione manuale•

Il paraspruzzi per la preparazione manuale è indotazione alla macchina. (Per dischi diametro 300
mm)

Preparazione semi-automatica•

Utilizzare il paraspruzzi per la preparazione semiautomatica.

Inserire un campione
1.

Premere il pulsante di rilascio rapido.

2.

Sollevare la colonna dell'indicatore di forza per fare spazio al campione.

3.

Posizionare il campione in uno dei fori della maschera di trascinamento e abbassare la colonnadell'indicatore di forza.

4.

Ogni posizione è contrassegnata per una facile identificazione del singolo campione.

Regolare la forza
Esistono due modi per regolare la forza.
Nota
Accertarsi che i piedini di pressione non in uso non tocchino la superficie dipreparazione. Se necessario, premere il pulsante di rilascio e spostare verso l'alto i
piedini di pressione non utilizzati.

76

LaboPol-30

9 LaboForce-Mi
Regolazione grossolana
A Premere il pulsante di rilascio rapido.
B Spostare la colonna verso l'alto o il basso fino ad ottenere una forza
pressoché corretta.

Regolazione fine
C Per regolare la forza, girare la vite di regolazione della forza.

D I segni sulla colonna dell'indicatore di forza a molla corrispondono
alla forza effettiva in Newton, come indicato in questa tabella:
Indicazione

Forza

0

0N
2,5 N

1
5N
2
7,5 N
3
10 N
4
12,5 N
515 N
617,5 N
7
20 N
8

9.2.7

Rotazione forzata dei campioni
Per evitare l'abrasione direzionale dei campioni durante la preparazione, LaboForce-Mi può
eseguire una rotazione forzata dei campioni.

LaboPol-30

77

9 LaboForce-Mi
Utilizzare la rotazione forzata•

Spostare il perno angolare in acciaio inox
verso il basso e premerlo nelle clip sul
lato sinistro di LaboForce-Mi.

Arrestare la rotazione forzata•

Spostare il perno angolare in acciaio inox
verso l'alto e premerlo nelle clip sul latosinistro di LaboForce-Mi.

A Perno in acciaio

9.2.8

Preparazione manuale
Se non è possibile preparare un campione utilizzando una maschera di trascinamento standard o un
portacampioni, prepararlo manualmente.
Quando si esegue la preparazione manuale, tenere il campione in mano e premerlo saldamente
sulla superficie di preparazione.
ATTENZIONEPer la preparazione manuale utilizzare l'interruttore a latodella testa portacampioni per disabilitare la rotazione di
LaboForce-Mi.
ATTENZIONE
Indossare gli appositi guanti per proteggere le dita daabrasivi e campioni caldi/taglienti.
ATTENZIONE
Quando si esegue la prelevigatura o la lucidatura
manuale, fare attenzione a non toccare il disco.
ATTENZIONE
Non tentare di prelevare un campione dal vassoio
quando il disco è in rotazione.
ATTENZIONE
Quando il disco gira, tenere le mani lontane e fuori dallavasca paraspruzzi.

78

LaboPol-30

9 LaboForce-Mi

9.2.9

Avviare e arrestare la macchina
Avviare la macchina
AVVISONon utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza difettosi.
Contattare l'Assistenza Struers.
ATTENZIONE
Quando si lavora su macchine con parti rotanti, fare attenzione che vestiti e/ocapelli non rimangano impigliati.
ATTENZIONE
Durante il funzionamento, allontanarsi dalle parti rotanti.

Nota
Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione quando si utilizzano
sospensioni o lubrificanti a base di alcool.
1.

Impostare il controllo per la velocità del disco desiderata.

2.

Premere il pulsante Avvio. La macchina inizia a funzionare.

3.

Se necessario, regolare la velocità del disco.

Arrestare la macchina•

Premere il pulsante Arresto.

Arresto d'emergenza
Nota
Attivando l'arresto d'emergenza della macchina, si arrestano tutte le parti inmovimento.

Nota
Non utilizzare l'arresto d'emergenza per fermare la macchina durante il normale
funzionamento.
1.

LaboPol-30

Premere il pulsante dell'arresto d'emergenza per attivarlo.

79

10 LaboDoser-10
AVVISOPrima di rilasciare l'arresto d'emergenza, verificarne l'effettiva necessità diattivazione, e intraprendere le azioni correttive necessarie.

2.

9.2.109.2.11

Girare il pulsante dell'arresto d'emergenza per rilasciarlo.

Rimuovere i campioni
1.

Per rilasciare i campioni, premere il pulsante di rilascio rapido.

2.

Una volta rimossi i campioni, riabbassare i piedini di pressione in posizione.

Cambiare la maschera di trascinamento
Se si desidera preparare campioni di un altro diametro, utilizzare una maschera di trascinamento
diversa. I campioni devono essere inseriti nei fori della maschera di trascinamento.
1.

Tirare verso il basso la maschera ditrascinamento e rimuoverla dall'albero.

2.

Inserire una maschera di trascinamento e
premere finché il perno non si allinea
nella scanalatura.

3.

Accertarsi che la maschera ditrascinamento sia fissata saldamente.

4.

Accertarsi che la maschera ditrascinamento sia in posizione
orizzontale.

5.

A PernoLa maschera di trascinamento dev'essere
B Scanalatura
posizionata in modo da consentire al
campione di scorrere 3 - 4 mm sopra ilbordo del disco di preparazione.

VedereRegolare la posizione orizzontale della maschera di trascinamento ►74.

10 LaboDoser-10
LaboDoser-10 è un lubrificatore a goccia per l'erogazione ininterrotta di sospensioni o lubrificanti su
un disco per la preparazione (prelevigatura o lucidatura) di materiali per ulteriori ispezioni
metallografiche.
Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con consumabili Struers appositamente ideati atale scopo e per questo tipo di dispositivo.
LaboDoser-10 può essere montato su:

80•

LaboUI•LaboForce-50

LaboPol-30

10 LaboDoser-10•

LaboForce-Mi

In alternativa, LaboDoser-10 può essere posizionato su un supporto da tavolo LaboDoser-10.

LaboDoser-10 montato su LaboPol

A
B
C
D

LaboDoser-10 bottiglia di sospensione/lubrificanteValvola regolabile
Ugello dosatore
Disco di preparazione

LaboDoser-10 montato su un supporto da tavolo LaboDoser-10

LaboPol-30

81

10 LaboDoser-10

10.1

Disimballare la macchina
Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.

10.2

1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

Controllare la distinta di imballaggio
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

10.3

Pz.

Descrizione

1

LaboDoser-10 unità con bottiglia da 1 litro

1

Chiave a brugola da 3 mm

1

Staffa per braccio dosatore

2

Viti esagonali

1

Set di Manuali d'uso

Installazione
Suggerimento
Se si prevede di non utilizzare lubrificanti o sospensioni per un lungo periodo ditempo, rimuovere la bottiglia dal supporto e conservarla in posizione verticale.
LaboDoser-10 può essere montato sulla colonna delle seguenti unità:•

LaboUI•LaboForce-50•

LaboForce-Mi

Procedura
Nota
Escluso LaboForce-100.

82

LaboPol-30

10 LaboDoser-10

A Bottiglia disospensione/lubrificante
B Braccio dosatore
C Valvola regolabile
D Ugello dosatore

1.

Utilizzare la staffa e le due viti per montare il braccio dosatore sulla colonna della macchina.

2.

Fissare il tappo della bottiglia con la valvola regolabile su una bottiglia disospensione/lubrificante Struers.

3.

Inserire la bottiglia nel braccio dosatore.

LaboPol-30

83

10 LaboDoser-10
LaboDoser-10 con LaboForce-100
Per utilizzare LaboDoser-10 con LaboForce-100 ènecessario un supporto da tavolo (opzionale).

10.4

Funzionamento di LaboDoser-10
L'operatore regola la valvola per erogare la quantità necessaria di sospensione o lubrificante sul
disco di preparazione.

10.5

1.

Posizionare l'ugello dosatore in posizione ottimale sul disco di preparazione.

2.

Aprire la valvola e regolare il livello di dosaggio della sospensione/lubrificante.

3.

Una volta completata la fase di preparazione, chiudere la valvola per interrompere il dosaggio.

Sostituire lubrificante/sospensione
Struers raccomanda di utilizzare un tappo diverso per ogni bottiglia di consumabile.
Per utilizzare il tappo della bottiglia per un altro consumabile:

84

1.

Rimuovere la bottiglia.

2.

Tenere saldamente la bottiglia e rimuovere il tappo.

3.

Svuotare la bottiglia e riempirla con una soluzione saponata delicata.

4.

Aprire la valvola e ripulire l'ugello dosatore.

5.

Sciacquare con acqua pulita e ripetere la procedura.

LaboPol-30

11 LaboDoser-100
6.

Mettere il tappo sulla bottiglia di lubrificante/sospensione Struers.

11 LaboDoser-100
Vista anteriore
A Blocco dosaggio con ugelli
B LaboDoser-100
C Arresto d'emergenza (su LaboPol)

Vista posteriore
A L’etichetta che riporta le connessioni
numerate
B Collegamenti per i tubi lunghi dellapompa
C Targhetta identificativa
D Cavo elettrico di alimentazione delle
pompe
E LaboDoser-100
F Tubi corti della pompa
G Pompe11.1

Installazione

11.1.1Disimballare la macchina
Nota
Si consiglia di conservare tutti gli imballaggi e accessori originali per un utilizzo
futuro.
1.

Tagliare il nastro d'imballaggio sulla parte superiore della scatola.

2.

Rimuovere le parti sfuse.

3.

Rimuovere l'unità dalla scatola.

LaboPol-30

85

11 LaboDoser-100

11.1.2Controllare la distinta di imballaggio
Gli accessori opzionali possono essere inclusi nella confezione.
Nella confezione sono presenti i seguenti articoli:

11.1.3Pz.

Descrizione

1

LaboDoser-100

4Connettori «Easy»1

Set di tubi•

4 tubi corti dalle bottiglie alle pompe•

4 tubi lunghi dalle pompe a LaboDoser-100

1

Avvolgimento del cavo a spirale intorno ai tubi

4

Tubi in silicone per la pompa per prodotti alcolici

1

Set di Manuali d'uso

Installare LaboDoser-100
Nota
Le pompe e i collegamenti sul retro della maschera di trascinamento sono numerati
per facilitare il collegamento dei tubi alla pompa corretta.

86

1.

Posizionare LaboDoser-100 accanto allamacchina.

2.

Montare connettori «Easy» con i tubi
sulle bottiglie di sospensione da 500 ml diStruers .

3.

Collegare i tubi corti dalle bottiglie allepompe contrassegnate con IN.

4.

Collegare un'estremità dei tubi lunghi sul
retro della maschera di trascinamento.

5.

Collegare l'altra estremità dei tubi lunghi
alle pompe contrassegnate con OUT.

6.

Accertarsi che i tubi non siano tesi, inmodo che il pannello di controllo possa
muoversi liberamente.

7.

Collegare il cavo elettrico ai connettori
sulla pompa e sulla maschera ditrascinamento.

8.

Avvolgere la sezione del cavo a spirale
intorno ai cavi elettrici e ai tubi.

A
B
C
D
E

L’etichetta che riporta le connessioni numerateCollegamenti per i tubi lunghi della pompa
Cavo elettrico di alimentazione delle pompe
Tubi corti della pompa con connettori «Easy»
Pompe

LaboPol-30

11 LaboDoser-100

11.2

Funzionamento di LaboDoser-100
LaboDoser-100 può essere azionato solo da LaboForce-100.
I seguenti pulsanti del pannello di controllo LaboForce-100 si utilizzano specificamente per ilfunzionamento di LaboDoser-100:
Pulsante

FunzioneAbrasivo
Questa funzione è attiva solo quando sono installate le unità di dosaggio.
•

Comando manuale: Premere questo pulsante per applicare la sospensione
diamantata dalla bottiglia dosatrice.

Lubrificante
Questa funzione è attiva solo quando sono installate le unità di dosaggio.
•

11.2.1

Comando manuale: Premere questo pulsante per applicare il lubrificantedalla bottiglia del dosatore.

Sostituire lubrificante/sospensione
Struers raccomanda di utilizzare un tappo diverso per ogni bottiglia di consumabile.
Per utilizzare il tappo della bottiglia per un altro consumabile:

11.2.2

1.

Rimuovere la bottiglia.

2.

Tenere saldamente la bottiglia e rimuovere il tappo.

3.

Svuotare la bottiglia e riempirla con una soluzione saponata delicata.

4.

Aprire la valvola e ripulire l'ugello dosatore.

5.

Sciacquare con acqua pulita e ripetere la procedura.

6.

Mettere il tappo sulla bottiglia di lubrificante/sospensione Struers.

Pulire i tubi
Pulire i tubi e connettori «Easy» quando si alternano diversi tipi di lubrificanti/sospensioni.
Suggerimento
Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo di tempo,
Struers consiglia di pulire i tubi.
LaboForce-100 è dotato di una funzione di pulizia automatica per il lavaggio dei tubi tra le bottiglie
e gli ugelli dosatori.

LaboPol-30

87

11 LaboDoser-100
Procedura
1.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Maintenance (Manutenzione) >Cleaning of tubes (Pulire i tubi).

2.

Selezionare i tubi che si desidera pulire.
Bottle No. (Bottiglia N.): Identificazione della bottiglia nel dosatore.
Status (Stato): Clean (Pulizia) oppure Used (Usato).
Selected (Selezionato): No (N.) oppure Yes (Si).

11.2.3

3.

Premere F1 per avviare il processo di pulizia.

4.

Seguire le istruzioni a video.

Cambiare i tubi
L’utilizzo di lubrificanti a base alcolica, nel tempo induriscono i tubi in novoprene montati sulle
pompe. Il silicone ha una migliore resistenza all'alcol.
È possibile sostituire i tubi con il set di tubi in silicone in dotazione all'unità.

Procedura
1.

Rimuovere la piastra sul retro.

2.

Rimuovere il tubo dall'unità pompa:
Il connettore bianco deve rimanere sul
tubo collegato a LaboForce-100.

3.

Premere le due linguette alla base dellapompa e rimuoverla dall'asse.

A Linguette
4.

88

Rimuovere i tre rulli.

LaboPol-30

11 LaboDoser-100
5.

Rimuovere il tubo in novoprene.

6.

Prendere nota della distanza tra le due
clip bianche sul tubo in novoprene.

7.

Spostare le clip bianche e il connettore
nel nuovo tubo in silicone.

8.

Inserire il nuovo tubo nell'alloggiamento e
premerlo saldamente in posizione.

9.

Premere i tre rulli nell'alloggiamento dellapompa.

10. Montare correttamente il tubo nella
pompa.

Corretto

Sbagliato

Il tubo della pompa è
troppo largo

Il tubo della pompa è
troppo stretto

L’eccessivo volume tra i rulli,crea "rigonfiamenti" di liquido
che tendono eccessivamente
il tubo.

Il tubo è tirato.
La durata del tubo si riduce.

La durata del tubo si riduce.
11. Rimontare il coperchio inferiore.
12. Premere di nuovo la pompa sull'asse.
13. Ricollegare i tubi.
14. Accertarsi che i tubi siano collegati correttamente in modo che il liquido venga pompato nel
LaboForce-100.

LaboPol-30

89

12 Manutenzione e assistenza

12 Manutenzione e assistenza
Una manutenzione adeguata è indispensabile per ottenere la massima operatività e durata dellamacchina.La manutenzione è importante per garantire un funzionamento continuo e sicuro dellamacchina.
Le procedure di manutenzione descritte nella presente sezione, devono essere eseguite dapersonale qualificato o addestrato.

Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS)
Per le parti specifiche relative alla sicurezza, consultare “Parti dei sistemi di comando legate alla
sicurezza (SRP/CS)” nella sezione “Dati tecnici” del presente manuale.

Domande tecniche e ricambi
In caso di domande tecniche o quando si ordinano parti di ricambio, indicare il numero di serie e ilvoltaggio/frequenza. Il numero di serie e il voltaggio sono indicati sulla targhetta della macchina.

12.1

Pulizia generale
Per garantire una maggior durata della macchina, si raccomanda vivamente di eseguire una regolare
pulizia.
Nota
Non utilizzare un panno asciutto poiché le superfici non sono antigraffio.

Nota
Non usare acetone, benzolo o solventi simili.

Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo di tempo
•

12.2

12.3

90

Pulire accuratamente la macchina e tutti gli accessori.

Giornaliera•

Pulire tutte le superfici accessibili con un panno morbido e umido.

•Controllare il rivestimento vasca amovibile e pulirlo o smaltirlo quando è saturo di detriti.

Settimanale•

Pulire tutte le superfici accessibili con un panno morbido e umido e comuni detergenti domestici.

•

Per una pulizia più profonda, utilizzare un detergente per uso intensivo come Solopol Classic.

LaboPol-30

12 Manutenzione e assistenza

12.3.1

LaboForce-100 - la testa portacampioni
Pulizia
LaboForce-100 è dotato di una funzione per la pulizia sia dei piedini che esercitano la forza sui
campioni che per il blocco che assicura la maschera di trascinamento per campioni singoli.
La forza sui piedini di pressione è generata dall'attrito dei perni tenuti in posizione dalle viti
nell'alloggiamento della molla.
Pulire i piedini di pressione e i pistoni applicando la forza sui campioni e portacampioni.

Procedura
1.

Premere il rilascio della valvola di scarico per scaricare il filtro acqua/olio.
Consultare la sezione LaboForce-100 - Svuotare il filtro olio/acqua ►92.

2.

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Maintenance (Manutenzione)> Cleaning of specimen mover head (Pulire la testa portacampioni).

3.

Premere F1 per attivare una delle funzioni mostrate.

Nota
Non forzare mai i movimenti. Se i componenti non si muovono come dovrebbero,contattare l'Assistenza Struers.
–

Abbassare i piediniÈ possibile pulire o lubrificare i pistoni.

–

Sollevare i piedini

Riporta i piedini in posizione di funzionamento.

–

Portacampioni su

Sposta la testa portacampioni verso l'alto per la pulizia.

–

Portacampioni giù

Riporta la testa portacampioni in posizione difunzionamento.

12.4

Mensile12.4.1

LaboForce-50 - Piedini di pressione
La forza sui piedini di pressione è generata dall'attrito dei perni tenuti in posizione dalle viti
nell'alloggiamento della molla.

LaboPol-30

91

12 Manutenzione e assistenza•

Utilizzare una chiave a brugola per stringere leviti.

A Viti12.4.2

LaboForce-100 - Svuotare il filtro olio/acqua
La maschera di trascinamento è dotata di un filtro olio/acqua che rimuove quantità eccessive diacqua e olio dall'alimentazione dell'aria compressa.
Il filtro dev'essere svuotato regolarmente.

Procedura
1.

Individuare la valvola di scarico nella parte inferiore di
LaboForce-100.

2.

Tenere un panno sotto la valvola di scarico e premerla per
svuotare il filtro olio/acqua.

12.5

Annuale12.5.1

Test dei dispositivi di sicurezza
I dispositivi di sicurezza devono essere testati almeno una volta all'anno.
AVVISONon utilizzare la macchina con dispositivi di sicurezza difettosi.
Contattare l'Assistenza Struers.

92

LaboPol-30

12 Manutenzione e assistenza
AVVISOI componenti critici per la sicurezza devono essere sostituiti dopo una durata
massima di 20 anni.
Contattare l'Assistenza Struers.
Nota
Il test dovrebbe sempre essere eseguito da un tecnico qualificato(elettromeccanica, elettronica, meccanica, pneumatica, etc.).

12.5.2Arresto d'emergenza
Test 11.

Premere il pulsante Avvio. La macchina inizia a funzionare.

2.

Premere l'arresto d'emergenza.

3.

Se il funzionamento non si interrompe, premere il pulsante Arresto.

4.

Contattare l'Assistenza Struers.

1.

Premere l'arresto d'emergenza.

2.

Premere il pulsante Avvio.

3.

Se la macchina si avvia, premere il pulsante Arresto.

4.

Contattare l'Assistenza Struers.

Test 2

LaboPol-30

9312 Manutenzione e assistenza

12.6

Ricambi
Domande tecniche e ricambi
In caso di domande tecniche o quando si ordinano parti di ricambio, indicare il numero di serie. Il
numero di serie è riportato sulla targhetta dell'unità.
Per ulteriori informazioni o per verificare la disponibilità delle parti di ricambio, contattare l'Assistenza
Struers. Le informazioni sui contatti sono disponibili sul sito web Struers.com.
Nota
La sostituzione di componenti critici per la sicurezza può essere eseguita solo da untecnico qualificato Struers (elettromeccanica, elettronica, meccanica, pneumatica,etc.).
Nota
I componenti critici per la sicurezza devono essere sostituiti solo con componenti
almeno di pari livello di sicurezza.

12.7

Assistenza e riparazione
Raccomandiamo di eseguire regolarmente un controllo annualmente oppure ogni 1500 ore diutilizzo.
All'avvio della macchina, il display visualizza informazioni sulla durata totale di funzionamento e sulla
manutenzione della macchina.
Dopo 1500 ore di funzionamento, il display visualizza un messaggio che ricorda all'utente diprogrammare un controllo di manutenzione.
Nota
L'assistenza dev'essere eseguita solo da un tecnico qualificato (elettromeccanica,
elettronica, meccanica, pneumatica, etc.).
Contattare l'Assistenza Struers.

12.7.1

Controllo Assistenza - LaboForce-100
Le informazioni sulla durata totale di funzionamento e manutenzione della macchina vengono
visualizzate sullo schermo all'avvio.
Dopo 1.500 ore di funzionamento, un messaggio a comparsa avvisa l'operatore che il termine
massimo per l'intervento di assistenza è stato superato.
•

Contattare l'Assistenza Struers.

Informazioni sull'assistenza
LaboForce-100 fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni dei vari componenti.

94

LaboPol-30

12 Manutenzione e assistenza
Suggerimento
I menu e le schermate sulle informazioni di Assistenza, sono solo in lingua
inglese.
Utilizzare i nomi e i termini indicati sullo schermo quando si comunica con il
tecnico dell'assistenza Struers locale.
Le informazioni sull'assistenza sono di sola lettura. Le impostazioni della macchina non possono
essere inserite o modificate.
•

Da Main menu (Menu Principale) selezionare Maintenance (Manutenzione) > Service
functions (Funzioni sull'Assistenza).

In Service functions (Funzioni sull'Assistenza) è possibile accedere a diverse maschere:•

Device information (Informazioni sul dispositivo)•

Statistics (Statistiche)•

Inputs (Inputs)•

Outputs (Uscite)•

Voltage and temperature monitor (Monitoraggio tensione e temperatura)•

Functional tests (Test funzionali)•

Adjustment and calibration (Regolazione e calibrazione)

Le informazioni sull'assistenza possono essere utilizzate in collaborazione con il Servizio di
Assistenza Struers per la diagnostica remota delle apparecchiature.

12.8

Smaltimento
Il materiale contrassegnato dal simbolo WEEE contiene componenti elettrici ed
elettronici e non deve essere smaltito come rifiuto comune.
Contattare le autorità competenti per informazioni sul corretto metodo dismaltimento in conformità con le vigenti legislazioni nazionali.
Per lo smaltimento dei consumabili e del liquido di ricircolo, attenersi alle
normative locali.

LaboPol-30

95

13 Risoluzione dei problemi

13 Risoluzione dei problemi
13.1

Risoluzione dei problemi - LaboPol-30
ErroreCausa

Soluzione

Rumore all'avvio dellamacchina, oppure la tavola
girevole non gira.

La cinghia non è
sufficientemente tesa.

La cinghia dev'essere tesa.

La macchina non funziona
premendo l'interruttore diavvio.

L'interruttore generale èspento.

Accendere l'interruttore
generale.

Il fusibile è bruciato (sul retrodella macchina).

Sostituire il fusibile.

L'acqua non viene scaricata.

Tubo di scarico schiacciato.

Raddrizzare il tubo.

Tubo di scarico ostruito.

Pulire il tubo.

Il tubo di scarico non è
inclinato verso il basso.

Sistemare il tubo su una
pendenza regolare.

Perdita nel tubo dell'acqua odifetto nell'elettrovalvola.

Spegnere l'interruttore generale.
Scollegare l'unità
dall'alimentazione elettrica.

Gocciolamento d'acqua sotto
la macchina.

Contattare l'Assistenza Struers.

Chiudere l'alimentazione
idrica.Scollegare l'unità
dall'alimentazione idrica, senecessario.
Contattare l'Assistenza Struers.
Arresto dell'acqua di ricircolo

96

Rubinetto dell’alimentazione
idrica chiuso.

Attivare l'acqua.

Rubinetto dell'acqua integratochiuso.

Attivare l'acqua.

Rubinetto dell'acqua integrato
bloccato

Pulire il rubinetto dell'acqua.

Filtro all'ingresso dell'acquabloccato

Pulire il filtro solo con aria
compressa.

LaboPol-30

13 Risoluzione dei problemi

13.2

LaboForce-50
ErroreCausa

Soluzione

La testa portacampioni nonruota.

L'interruttore è impostato su"spento".

Per ottenere la rotazione,
impostare l'interruttore su"acceso".

La piastra portacampioni
vibra.

Viti della piastra
portacampioni allentate.

Stringere le viti della piastra
portacampioni.

Piastra portacampionisbilanciata.

Sostituire la piastra
portacampioni.

Il disco di preparazione
funziona in modo irregolare osi arresta.

Forza troppo alta.

Ridurre la forza.

Il disco di preparazione si
arresta.

L’invertitore di frequenza haarrestato l'apparecchiatura.

Spegnere l'apparecchiatura.
Attendere qualche minuto, poi
riavviare.
Se l'errore persiste:
Contattare l'Assistenza
Struers.

13.3

La maschera di trascinamento Viti della colonna allentate.
inizia a girare.

Stringere immediatamente leviti.

La maschera di trascinamento Colonna non montata
inizia a girare.
saldamente.

Girare la colonna finché il
distanziale non è saldamente
inserito nel foro del supporto.

Risultati di preparazione
insoliti o insoddisfacenti
derivanti dallo stesso metodo.

Il piedino di pressione gira dasolo causando forze diverse.

Aumentare l'attrito stringendo
le viti nell'alloggiamento.

Campioni irregolari.

I campioni oltrepassano il
centro del disco.

Risistemare il pannello dicontrollo in posizione
orizzontale.

ErroreCausa

Soluzione

La piastra portacampioni
vibra.

Piastra portacampionisbilanciata.

Sostituire la piastra
portacampioni.

Viti della piastra
portacampioni allentate.

Stringere le viti della piastra
portacampioni.

Forza troppo alta.

Ridurre la forza.

Consultare la sezione"Manutenzione".

LaboForce-100

Il disco di preparazione
funziona in modo irregolare osi arresta.

LaboPol-30

97

13 Risoluzione dei problemi

ErroreCausa

Soluzione

Il disco di preparazione si
arresta.

L’invertitore di frequenza haarrestato l'apparecchiatura.

Spegnere l'apparecchiatura.
Attendere qualche minuto,
quindi riavviare.
Se l'errore persiste:
Contattare l'Assistenza
Struers.

La colonna inizia a girare.

Viti della colonna allentate.

Stringere immediatamente leviti.

Campioni irregolari.

I campioni sono più larghi delraggio del disco dipreparazione.

Utilizzare campioni più
piccoli.

I campioni oltrepassano il
centro del disco.

Risistemare il pannello dicontrollo in posizione
orizzontale.

L'accoppiamento sul
portacampioni è usurato.

Sostituire l'accoppiamento.

Usura continua e irregolare
sulla superficie diprelevigatura/lucidatura.

13.3.1

Messaggi ed Errori - LaboForce-100
I messaggi d'errore si dividono in due classi:•

Messaggi ed Errori

Messaggi
I messaggi forniscono informazioni sullo stato della macchina e su errori minori.

ErroriGli errori devono essere corretti prima di poter continuare.
Premere Invio per confermare l'errore/messaggio.

98

LaboPol-30

13 Risoluzione dei problemi#

Messaggio d'errore

3

Descrizione

Soluzione

Errore di comunicazione
interna nella fase di avvio.

Riavviare la macchina.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.
Annotare il Codicecausale.

(Errore della macchina
durante il test di autoaccensione.
Riavviare la macchina.
Se il problema persiste,contattare il Servizio di
Assistenza tecnica Struers.)(Causale: # __ - Errore
sconosciuto)
28

Accertarsi che non vi
siano ostacoli che
impediscano il movimentodel portacampioni.
Controllare l'impianto
pneumatico.
(Impossibile abbassare il
portacampioni.

Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

Il sensore di prossimità non
ha rilevato la posizione
inferiore.)
29

La pressione dell'aria
compressa è troppobassa.

Controllare
l'alimentazione dell'aria
compressa.

(Manca aria o pressionedell'aria insufficiente!)

LaboPol-30

99

13 Risoluzione dei problemi#

Messaggio d'errore

30

Descrizione

Soluzione

La pressione dell'aria
compressa è troppo
alta/bassa.

Controllare
l'alimentazione dell'aria
compressa.
Riavviare la macchina.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

(Errore di regolazione dellapressione!)
34

Accertarsi che non vi
siano ostacoli che
impediscano il movimentodella maschera ditrascinamento.
Controllare l'impianto
pneumatico.

(La maschera ditrascinamento non può
essere abbassata.

Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

Il sensore di prossimità non
ha rilevato la posizione
inferiore.)46

Il motore del disco non girao non riesce a raggiungere
i giri/min impostati.
Il processo di lucidatura è
in attesa.

Riavviare il processo.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

(Giri/min. del motore del disco
non raggiunti.)
48

Attendere che il motoredel disco si raffreddi.
Ridurre la forza econtinuare il processo di
preparazione.
(Errore invertitore difrequenza!
Il motore del disco è
sovraccarico.
Codice guasto: 0.0
Livello termico: 0%)100

LaboPol-30

13 Risoluzione dei problemi#

Messaggio d'errore

Descrizione

49

Soluzione
Attendere che il motoredel disco si raffreddi.
Ridurre la forza econtinuare il processo di
preparazione.

(Il motore del disco si èsurriscaldato!
Attendere alcuni minuti eridurre il carico.)(Codice guasto: 0.0)50

È stato rilevato un errore
nell’invertitore difrequenza.

Riavviare la macchina.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.
Annotare il codice delguasto.

(Guasto dell'invertitore difrequenza!)(Codice guasto: 0.0)
53

Riavviare la macchina.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

(Alimentazione del motoredella maschera ditrascinamento fuori range omancante!)
55

Riavviare la macchina.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

(Nessuna comunicazione con
l'invertitore di frequenza!)

LaboPol-30

101

13 Risoluzione dei problemi#

Messaggio d'errore

Descrizione

Soluzione

58

Riavviare la macchina.
Annotare il risultato.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

(È stato rilevato uncollegamento elettrico
difettoso per la seguente
uscita:)59

Ridurre la forza e/oaumentare i giri/min delcampione.
Riavviare il processo.
Se l'errore persiste,contattare l'Assistenza
Struers.

(Sovraccarico motore delportacampioni, ridurre laforza.)
26

All'avvio del processo, latesta pneumatica con lamaschera ditrascinamento non risulta
abbassata.

(Maschera di trascinamento
non abbassata!)

13.4

Riavviare il processo.

Appare se il metodo viene
avviato in modalitàcampione singolo (SS) e lamaschera ditrascinamento non è
abbassata.

LaboForce-Mi
ErroreCausa

Soluzione

La piastra portacampioni
vibra.

Viti della piastra
portacampioni allentate.

Stringere le viti della piastra
portacampioni.

Piastra portacampionisbilanciata.

Sostituire la piastra
portacampioni.

Forza troppo alta.

Ridurre la forza.

Il disco di preparazione
funziona in modo irregolare osi arresta.

102

Abbassare la testa
pneumatica.

LaboPol-30

14 Dati tecnici

ErroreCausa

Soluzione

Il disco di preparazione si
arresta.

L’invertitore di frequenza haarrestato l'apparecchiatura.

Spegnere l'apparecchiatura.
Attendere qualche minuto, poi
riavviare.
Se l'errore persiste, contattare
l'Assistenza Struers.

La colonna inizia a girare.

Viti della colonna allentate.

Stringere immediatamente le viti.

La vite di regolazione dellaforza gira da sola quando un
campione oltrepassa il centrodel disco di preparazione.

L'attrito tra la vite diregolazione della forza e il
piedino di pressione ingomma è troppo elevato.

Aggiungere una goccia di olio
sulla superficie di contatto delpiedino di pressione in gomma
per ridurre l'attrito.

Campioni irregolari.

I campioni oltrepassano il
centro del disco.

Risistemare il pannello dicontrollo in posizione orizzontale.

14 Dati tecnici
14.1

Dati tecnici
Dischi di preparazione

Diametro

230 mm (9”), 250 mm (10”), 300 mm(12”)

Velocità di rotazione

50-500 gpm, variabile

Rotazione

600 gpm

Rotazione (conLaboForce-100)

150/600 gpm

Direzione di rotazione

In senso antiorario

Potenza motore,
continuo, S1

750 W (1 hp)

Coppia motrice (300gpm)

>24 Nm(Newton per metro)

Normative sulla
sicurezza
Ambiente lavorativo

Condizioni distoccaggio e trasporto

LaboPol-30

Vedere la Dichiarazione di conformità

Temperatura ambiente

5 - 40°C (41 - 104°F)

Umidità< 85% RH senza condensa

Temperatura ambiente-20 - 60°C (-4 - 140°F)

103

14 Dati tecnici

Alimentazione

Voltaggio/frequenza

200-240 V/50-60 Hz

Ingresso
alimentazione

Monofase (N+L1+PE) oppure Bifase(L1+L2+PE)
L'impianto elettrico dev’essere
conforme alla Categoria di installazione
II.

Categorie dei circuiti disicurezza/Livello diprestazione

Alimentazione, carico
nominale

1300 W

Alimentazione,
inattività

16 W

Corrente, carico
nominale

5,7 A

Potenza, carico max

11,2 A

Potenza, carico max

5,5 A

Arresto d'emergenza

PL c, Categoria 1
Categoria arresto 0

Interruttore magnetotermico differenziale acorrente residua(RCCB)
Alimentazione idrica

104

Tipo A, 30 mA (o superiore)
raccomandato

Pressione, erogazionedell'acqua

1-9,9 bar (14,5-143 psi)

Ingresso dell'acqua

Diametro: ½" o ¾"

Uscita dell’acqua

Diametro: 40 mm (1½")

Livello di rumorosità

Livello di pressionedelle emissioni sonore
ponderato A nelle
postazioni di lavoro

LpA = 65 dB(A) (valore misurato). 4 dB

Livello di vibrazione

Emissione vibrazioni
dichiarata

L'esposizione totale alle vibrazioni nelle
parti superiori del corpo non supera 2,5
m/s2.

Dimensioni e peso

Larghezza

51 cm (15,20”)

Profondità

76,5 cm (30,1”)

Altezza

25 cm (9,8")

Peso

33 kg (73 lb)

LaboPol-30

14 Dati tecnici

14.2

Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazione
Categorie dei
circuiti disicurezza/Livello diprestazione

14.3

PL c, Categoria 1
Categoria arresto 0

Livelli di rumorosità e vibrazione
Livello di
rumorosità

Livello di vibrazione

14.4

Arresto d'emergenza

Livello di pressionedelle emissioni
sonore ponderato A
nelle postazioni dilavoro

LpA = 65 dB(A) (valore misurato)

Durante la
preparazione

L'esposizione totale alle vibrazioni nelle parti
superiori del corpo non supera 2,5 m/s2.

Incertezza K = 4 dB
Misurazioni eseguite secondo le normative
EN ISO 11202

Dati tecnici - unità
Per i dati tecnici relativi alle singole unità, consultare il manuale specifico dell'apparecchiatura.

14.5

Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza (SRP/CS)
AVVISOI componenti critici per la sicurezza devono essere sostituiti dopo una durata
massima di 20 anni.
Contattare l'Assistenza Struers.
Nota
SRP/CS (Parti dei sistemi di comando relative alla sicurezza), sono parti dalle
quali dipende il funzionamento sicuro della macchina.
Nota
La sostituzione di componenti critici per la sicurezza può essere eseguita solo da
un tecnico qualificato Struers (elettromeccanica, elettronica, meccanica,
pneumatica, etc.).
I componenti critici per la sicurezza devono essere sostituiti solo con componenti
almeno di pari livello di sicurezza.
Contattare l'Assistenza Struers.

LaboPol-30

105

14 Dati tecnici

Parti relative
alla sicurezza

Produttore/Descrizione
produttore

Catalogo delproduttore N.

Rif.
elettrico

Catalogo
Struers N.

Pulsante arrestod'emergenza

SchlegelES Ø22 tipo RV

S1

2SA10400

Contatto arrestod'emergenza

Schlegel

1 NC tipo MTO

S1

2SB10071

ModuloSchlegel

MHR-3

S1

2SA41603

Chiavistello a testa di
fungo

Contatto modulare,
temporaneo

Supporto modulo. 3 elem.
MHR-3
Invertitore difrequenza

Lenze

i550-C0.75/230-1,
Standard I/O, STO

A2

2PU51075

Relè

Schneider Electric

RPM21BD

K1

2KL02124

21A2KV20,
BDV08024CY

Y1

2YM12120

Relè 24 V DC DPDT
Valvoladell'acqua

14.6

ODE

Diagrammi
Se si desidera ottenere informazioni più dettagliate, consultare la versione online di questo manuale.

14.6.1106

Diagrammi - LaboPol-30
TitoloN.

LaboPol-30/LaboPol-60, Diagramma blocco

Diagrammi LaboPol-30

LaboPol-30, Diagramma acqua

16331001 A

LaboPol-30

A

B

C

D

3

5

Mains cables:
C13 --- Schuko (0.75mm2)
C13 --- NEMA 6-15 (AWG16) PE

200-240V, 50-60HzPE

L1 + NOR
L1 + L2

Main Supply Input

SwitchQS1
F1-F2

Fuses: 10AT

Emergency
stop

S1.1

2

2

Power Supply
Input: 85-264Vac
Output: 24Vdc, 6.5A

A1

2

4

2

2

4

4

RELAY

K1

2

Y1

X2
COOLI CON

+24V-1+24V-2

Sink driver

WATER VALVE

2

A2

Input for SPINOffCONNECTION TO
USER INTERFACELABOFORCE-50/Mi

CONNECTION TO
LABOFORCE-100

X3
Con. 6p sealedmachine backX1
Con. inside
metal tube

2

Power
outputTemperature
measurement
input

RS-4855

GND

Input for RUN

RPM 50-500

FREQUENCY
INVERTER
750W

SafetyTorque

Power
input

2

3

2

THIS DOCUMENT CONTAINS CONFIDENTAL AND PROPRIETARY INFORMATION THAT IS THE SOLE PROPERTY OF STRUERS A/S („STRUERS“) AND NO OWNERSHIP OR LICENSE RIGHTARE GARANTED BY DELIVERY OF THIS DOCUMENT TO THE RECEPIENT. THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION DISCLOSED HEREIN (A) SHALL NOT BE USED TO MANUFACTURE,
CONSTRUCT OR FABRICATE THE GOODS DISCLOSED HEREIN OR ANY DERIVATIVE WORKS OF THE SAME; (B) SHALL NOTBE EXPLOITED OR SOLD BY ANY MEANS; (C) SHALL NOT BE
COPIED OR OTHERWISE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART; (D) SHALL NOT BE REVEALED OR DISCLOSED TO ANYONE EXCEPT THOSE PERSONS EMPLOYED OR ENGANGED BY THE
RECEPIENT AND HAVING A LEGITIMATE „NEED TO KNOW“ THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, OR IN ANY MANNER MADE PUBLIC WITHOUT THE EXPRESS WRITTENPERMISSION OF STRUERS; (E) SHALL BE HELD BY RECEPIENT OF THIS DOCUMENT IN STRICT CONFIDENCE AS A FIDUCIARY; AND (F) SHALL BE PROTECTED AND KEPT SEPARE FROM
THE DOCUMENTS AND MATERIALS OF THE RECEPIENT OF THIS DOCUMENT. THIS DOCUMENT AND ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL REMAIN PROPERTY OF STRUERS AND
SHALL BE RETURNED UPON DEMAND ALL PROPRIETARY INFORMATION IS PROVIDED „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION ANY WARRANTIES REGARDING THE TIMELINESS, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE PROPRIETARY INFORMATION.

4Emergency
stop

S1.2

INPUT FILTER

Z1

3

ON/OFF logic

LaboPol-30
Data communication

5

3

M1

200V
250Hz

Thursday, June 20, 2019Rev. B (MPT 2019-03-08)
A1 output current updated to 6.5A

Belt 6 : 1

Belt 6 : 1

50-500/600
RPM CCWLABOPOL-60

Scale

A2

Size

CAGE CodeDWG NO

MPT / EGA
1

Sheet

16333051
1

DOUBLE 300mm GRINDING DISC

50-500/600
RPM CCW

300mm GRINDING DISC

50-500/600
RPM CCW

Labopol-30 / LaboPol-60, Block Diagram

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
telephone: +45 44 600 800

D 750W

PTC 140°C

Rev. A (MPT 2017-02-02)
Derived from doc. 16333050C;
relay K1 added; circuit updated

REV NOTES

2

4MAIN DISC MOTORLABOPOL-30

1

of

1

B

Rev

A

B

C

D

14 Dati tecnici

16333051 B

107

14 Dati tecnici
16331001 A
1

2

3

4

A

W ater valve

Pressure regulator

Y1

B
2

1

From water line
1
2
3

OR
From
recirculation
system

One way valve
C

T ap w at er
P o lis h in g d is c

To drain /recirculation
systemD

W et area

E

A
A
Rev

2018-04-12
Crea. date Revision description
yyyy-mm-dd

Material:

Scale:

1:1

F
Peders trupvej 84
DK-2750 Ballerup
Copenhagen
Denmark
Phone :+45 44600 800
Fax : +45 44600 804

108

TDR
Draw. Init

ID:

Description:

16331001 Water diagram, LP-30

Format:A4

Appr. dateyyyy-mm-dd

Appr. Init

Tolerance: DS/ISO 2768 Weight :gSheet 1 of 1 Rev:A

LaboPol-30

15 Produttore

14.6.2

Diagrammi - unità
Per i diagrammi relativi alle singole unità, consultare il manuale specifico dell'apparecchiatura.

14.7

Sistema Giuridico e Normativo
Avviso FCC
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi
digitali di Classe B, ai sensi delle Normative FCC, Parte 15. Questi limiti sono stati concepiti per
fornire un'adeguata protezione contro interferenze dannose che possono verificarsi in unambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia inradiofrequenza e, se non installata ed utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Nonostante ciò, non garantisce che non si
verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui il dispositivo dovesse
causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinata dall'accensione ospegnimento del dispositivo, l'utente può tentare di correggere il problema applicando una delle
seguenti misure:•Ri-orientare o riposizionare l'antenna ricevente.

•

Aumentare la distanza di separazione tra il dispositivo e il ricevitore.

•

Collegare il dispositivo a una presa o circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo
ricevente.

15 Produttore
Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danimarca
Telefono: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Responsabilità del produttore
Le seguenti regole devono sempre essere osservate, la loro violazione potrebbe causare lacancellazione degli obblighi legali da parte di Struers.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel testo e/o nelle
illustrazioni del presente manuale. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a
modifiche senza preavviso. Il manuale potrebbe menzionare accessori o parti non incluse nellapresente versione del dispositivo.
Il produttore deve essere considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità eprestazioni dell'apparecchiatura solo se questa viene utilizzata, sottoposta ad assistenza e
manutenzione in conformità alle istruzioni per l'uso.

LaboPol-30

109

Basato su: 16337901 C

Dichiarazione di conformità
Produttore

Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • Danimarca

Nome

LaboPol-30

Modello

N/A

Funzione

Macchina di Prelevigatura/Lucidatura

Tipo

633

Cat. n.

06336127
In combinazione con:
06206901 (LaboUI), 06356127 (LaboForce-50), 06366127(LaboForce-100), 06386130 (LaboForce-Mi), 06376902(LaboDoser-100)

N. di serie

UE

Modulo H, secondo l'approccio globale
Dichiariamo che il prodotto citato è conforme alle seguenti Leggi, Direttive e Norme:
2006/42/EC

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012,
EN ISO 13850:2015, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2018, EN 60204-1-2018/Corr.:2020

2011/65/EU

EN 63000:2018

2014/30/EU

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,
EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

Norme
supplementari

NFPA 79, FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B

Autorizzato a compilare il file tecnico/Firmatario autorizzato

Data: [Release date]en

For translations seebgЗа преводи вижте

csPřeklady vizda

Se oversættelser pådeÜbersetzungen finden Sie unterelΓια μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση

esPara ver las traducciones consulteetTõlked leiate aadressiltfiKatso käännökset osoitteesta

fr

Pour les traductions, voir

hr

Za prijevode idite nahu

A fordítások itt érhetők elit

Per le traduzioni consultareja

翻 訳 については、

ltVertimai patalpintilv

Tulkojumus skatītnlVoor vertalingen zie

noFor oversettelser sepl

Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź

pt

Consulte as traduções disponíveis emroPentru traduceri, consultați

seFör översättningar besökskPreklady sú dostupné na stránkesl

Za prevode si oglejtetrÇeviriler için bkz

zh

翻译见

www.struers.com/Library