IR-FA シリーズ

ファイバ式放射温度計（2 色形）
・IR-FAQPERFORMANCE SPECIFICATION

2 色形の放射温度計 IR-FAQ は、InGaAs 素子を使用し、300℃から測定できる IR-FAQI、シリコン素子を使用し、800℃から測定できる IR-FAQS と、ハイブリッド素子を使用した中高温用の IR-FAQH があります。
2 色形は、単色形にくらべ煙、蒸気、塵などの外乱や視野欠けの影響を受けにくいことが特長です。

■特長●高精度、高速応答、高信頼性。
●小形、軽量、DIN レール取付、 温度表示、 操作キー付。
●耐熱ファイバの使用で 150℃の環境下でも水冷不要。
●多彩な信号変調機能により安定した温度測定ができる。
●アナログ入力による放射率比設定と自動放射率比演算機能を選択可能（オプション）。
●通信インターフェイス・RS-485（チノーバス）を用意（オプション）。
● CE マーキング適合。

■本体部形式※ 2IＲ-FAQ □□□■測定範囲（標準目盛） ■測定距離と測定径の関係● IR-FAQI用

検出素子
Ｉ：InGaAs
Ｓ：Si ※ 1
Ｈ：ハイブリッド素子
外部入出力（オプション）
Ｎ：なし
Ｓ：通信インターフェイス RS-485
５：アナログ入力 4 〜 20mA DC
レーザ投光機能（オプション）
Ｎ：なし
Ｌ：内蔵※ 3
※ 1 CE マーキング非適合※ 2 CE マーキング適合のケーブル長は、 屋内で 30m 以下※ 3 ファインダ付集光・ファイバ部を使用する場合はレーザ投光機能を付与できません■集光部形式

測定範囲
300〜1200℃
400〜1500℃
400〜1500℃

450〜1500℃● IR-FAQS用
測定範囲
800〜1600℃
1000〜2000℃

IＲ-FL □□□□□
測定距離と測定径の関係
0：100mm でφ 1mm
1：1000mm でφ 12mm
2：500mm でφ 5mm
3：200mm でφ 2mm
4：200mm でφ 4mm
5：150mm でφ 5mm
6：600mm でφ 20mm
8：1000mm でφ 8mm（測定距離と測定径の関係図参照）

エアパージケース
Ｎ：なし
Ａ：あり
ファイバ外装Ｈ：金属保護管なし（コア径 400μm用）
Ｎ：金属保護管あり（コア径 400μm用）
ファイバ長：長さをｍ単位でご指定
標準 2m、4m、5m、10m、15m、20m●コア径 400μm 集光部
集光部形式
IR-FL5IR-FL6IR-FL0IR-FL1IR-FL2IR-FL3IR-FL4IR-FL8850〜1600℃
1000〜2000℃

集光部形式
IR-FL0IR-FL1IR-FL2IR-FL3IR-FL4IR-FL5IR-FL6IR-FL8形式

φ7100

0200
φ21IR-FL1□HIR-FL1□N
1500
φ11IR-FL2□H
IR-FL2□N

800

φ12φ51000

0φ5φ5500

0φ14IR-FL3□H
IR-FL3□N

φ2φ52000φ4φ52000500φ18IR-FL4□H
IR-FL4□N
500
φ29IR-FL5□H
IR-FL5□N500φ37

集光部形式
IR-FL0IR-FL1IR-FL2IR-FL3IR-FL4IR-FL5IR-FL6IR-FL8φ5φ1IR-FL0□H
IR-FL0□N● IR-FAQH用
測定範囲
600〜1500℃
700〜2000℃
800〜2400℃
1000〜3000℃

測定距離と測定径（mm）

IR-FL6□H
IR-FL6□N
1000
φ15IR-FL8□H
IR-FL8□N

1500

φ20600φ81000φ5φ5150

0φ50φ50●コア径 200 μ m ファイバ部と組合せて、測定径を 1/2 にすることも可能です。
詳細はお問合せ下さい。

●集光部形式と測定範囲をご指定ください。

1PP-102-3

本体部■一般仕様■オプション

測 定 方 式：2 色形
検 出 素 子：InGaAs ／ InGaAs（IR-FAQI）
Si ／ Si（IR-FAQS）
Si ／ InGaAs（IR-FAQH）
測 定 波 長：1.35 ／ 1.55 μ m（IR-FAQI）
0.85 ／ 1.00 μ m（IR-FAQS）
0.9 ／ 1.55 μ m（IR-FAQH）
測 定 範 囲：測定範囲表参照
精 度 定 格：1000℃未満…± 5℃
1000℃以上 1500℃未満…測定値の± 0.5％
1500℃以上 2000℃未満…測定値の± 1.0％
2000℃以上…測定値の± 2％（ただし、ε≒ 1.0 基準動作条件において）アナログ入力

入力信号4〜20mA DC
放射率の遠隔設定または自動放射率演算の基準温度入力設定を選択

通信インターフェイス

RS-485
測定データ（小数点以下1桁）の送信、各設定のパラメータの送信および受信

DINレール
取付

6090
IR-FA SERIES90

単位：mm

光コネクタ

入出力端子10P■端子板図
光ファイバコネクタ
24V DC

OUT

（※）

P＋ P−

S＋ S− DODI COM＋−キー溝

結線部
開口部
接地＋ − 接点信号

外部入出力
端子 ※電光ファイバ
源 4〜20mA DC
24V DC ※アナログ入力付の場合のみ＋、−が表記されます。

（通信付の場合）
光ファイバコネクタ
24V DC

OUT

P＋ P−

S＋ S− DODI COM SA

SB

キー溝

結線部
開口部

RS-485＋ − 接点信号 通信端子
接 電光ファイバ
地 源 4〜20mA DC
24V DC）■構成
LCD 温度表示
本体部
温度出力
4 〜 20mA DC
接点出力

IR-FA SERIES

接点入力
電源 24V DC

操作キー

RS-485（オプション）

集光部＊基準動作条件は、23℃± 5℃

アナログ入力4 〜 20mA DC（オプション）

端子光ファイバ■標準付属品レーザ投光（オプション）

マイナスドライバ、取扱説明書
PP-102-3

半導体レーザ投光器内蔵、レーザ光1mW以下（645nm）
クラス2

■外形寸法

再現性：0.2℃以内
温度ドリフト：0.2℃／℃または測定値の 0.02％／℃のどちらか大きい値
EMC 指令要求のテスト環境において
IR-FAQH の場合…± 10℃または測定範囲の± 1％のど
ちらか大きい方IR-FAQI の場合…± 30℃または測定範囲の± 5％のどちらか大きい方分
解能：1.0℃
応答時間（95％）：40ms
放射率比補正：設定値 1.999 〜 0.050
信 号 変 調：DELAY…平均値のトレース（スムージング）
変調度 0.0 〜 99.9s、0.1s ステップ任意設定
変調度 0 ＝ REALPEAK…最高値のトレース、変調度 0、2、5、10℃／s
選択設定、変調度 0 ＝ピークホールド
表
示：LCD4 桁（温度およびパラメータ表示部）。
表示単位…℃／ F（操作キーで切換）
アナログ出力：4 〜 20mA DC（負荷抵抗 500 Ω以下、アイソレート出力）・精度定格…出力範囲の± 0.2％・出力分解能…出力範囲の 0.01％
・出力スケーリング…測定温度範囲内で任意設定
・模擬出力…アナログ出力の 0 〜 100％任意設定
接 点 出 力：1 点、上限（下限）警報またはエラー信号、オープンコレクタ出力 30V DC、最大 50mA
接 点 入 力：1 点、ピークホールドリセット、またはサンプルホールド、ドライ接点、またはオープンコレクタ
設定キーによる：オペレータモード…放射率比、信号変調、警報などの設定
設定パラメータ エンジニアリングモード…出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放射率比演算の有無、出力補正などの設定、オプション機能の設定
演 算 機 能：ゼロ・スパン調整、自動放射率比演算、出力補正
自動放射率比演算：キー設定またはオプションのアナログ入力で基準入力温度をインプットすることにより自動的に放射率比を演算します。
自 己 診 断：機器温度異常、パラメータエラー
使用温度範囲：0 〜 50℃
定 格 電 源：24V DC（許容電圧変動範囲…22 〜 28V DC）
消 費 電 力：最大 3VA
接 続 方 法：ケージクランプ式ネジなし端子接続
適用電線範囲 0.14 〜 2.5mm2
取 付 方 法：DIN レール取付または壁取付ケ ー ス 材 質：樹脂製
質
量：約 250g（本体部のみ）
CE マーキング：適合、EMC 指令 EN55011 Group1 ClassA、EN50082-2（レーザ投光機能2

PERFORMANCE SPECIFICATION

集光部・ファイバ部

電源ユニット■一般仕様■形

フ ァ イ バ：単芯石英ファイバ

IR-ZFEPコ■仕ア

径：400μm

外式様装：金属保護管なし…耐熱被覆・ガラスウール編組

金属保護管あり…耐熱被覆・ガラスウール編組＋ SUS フレキシブルチューブ
使 用 温 度 範 囲：0 〜 150℃
長さ：標準 2m、4m、5m、10m、15m、20m

許 容 曲 げ 半 径：R100mm

出力電圧：24V DC

電源：100 − 240V AC

出力電流：650mA

外形寸法：W45 × H75 × D96mm

フリー電源

50 ／ 60Hz■外形寸法

接 続 方 法：コネクタ接続・材

質：アルミ製

・エア流量：1 〜 5Nr/min（クリーンエア）

■外形寸法

単位：mm

●汎用集光部（単品形式：IR-ZFL □）

φDL

5 7.5

80、 1、 2、 3456L

35151010.57.58IR-FA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

45■形7.5式

IＲ-VXF1 □言語判別
J：日本語版
E：英語版●エアパージケース（単品形式：IR-ZFX02）■仕様

82413 6φ12L

エアパージ用継手
501596.4

データ収録ソフト

集光部タイプ
φD4M8 P：0.75
φ10M9 P：1

22.585

ア ク セ サ リ：専用エアパージケース

35.24.8（10MAX.） 4.8（10MAX.）

取 付 方 法：ネジ取付

取付穴2-φ4.525

動作環境
12100

集光部タイプ0、 1、 2、 34568

L

10303534.50

OS

Windows7、Windows10

ハードディスク

空き容量：約20MB以上

メモリ

256MB以上

ドライブ

CD-ROMドライブ

インターフェイス

RS-232Cポート1基

測定データのデジタル表示およびトレンド表示機

能

データ保存・再生（CSV形式）
および印刷
接続台数：最大3台■ファイバ長
■機器構成●金属保護管なしファイバ部（単品形式：IR-ZFH □□、IR-ZFJ02）

IR-FAQ □ S

約42IR-FA SERIES

φ4φ10φ2.5

長さ：L

データ収録ソフト
IR−VXF1

光ファイバ（耐熱被覆）

ラインコンバータ
IR-FA SERIES

RS−485●金属保護管ありファイバ部（単品形式：IR-ZFN □□、IR-ZFK02）

RS−232C

約47

φ10φ13

φ10φ2.5

長さ：L

IR-FA SERIESSUSフレキシブルチューブ

3PP-102-3

PERFORMANCE SPECIFICATION

アクセサリ
112
冷却水出口（ R／）2
パージエア入口（ R／）

IR-ZFX08

2−15幅×100長穴

IR-FTC2

φ46

φ8

タイプ3（φ10 at 1000）
測定距離
測定径
L1： 800 D1：φ11
L2：1000 D2：φ10
L3：1200 D3：φ15〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8☎ 03-3956-2111

札 幌
仙 台
新 潟
宇都宮
水 戸
高 崎

１５０35

φ２６

単位：mm５８●レーザー投光器

営業所：

PP-102-3

１５ファイバコネクタ

測定距離と測定径の関係
タイプ2（φ4 at 370）
測定距離
測定径
L1：270D1：φ7L2：370
D2：φ4
L3：470
D3：φ9

φ１２２.

φ１０２０９０

タイプ1（φ5 at 500）
測定距離
測定径
L1：400
D1：φ7
L2：500D2：φ5L3：600
D3：φ9φ58.7
φ70

ファインダ

光コネクタ
（レセプタクル）

IR-ZFX16（電池駆動）
電源ケースキャップ

電源スイッチ（押しボタン式）
φ14３０

φ１０

L１１５φ2０

L３４ １
13.5

エアパージケース固定用ネジ穴（3−M3）
φ２７

D１L２4019.786.7□●ミラーアダプタ IR-ZFX04
φ１３D２42

炉外側

炉内側

IR-FF □

φ２５D３φ32●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX1313.5

１２石英ガラス（３０） 4−φ710100

2−φ9IR-ZFX12

集光部

801002504
冷却水出口（ R／）

φ30０φ１φ25０φ２●真空フランジ集光部●ファインダ付集光部

集光部
14パージエア入口（ R／）

30 25

360

14冷却水入口（ R／）35 35
1IR-ZFX11750

14パージエア入口（ R／）

９０集光部

IR-ZFX10

10 32

４９４０８５１６ ５５パージエア
流出口●連鋳用保護ケース

φ１２φ５０φ６４１５20 44
100

IR-ZFX09

０５０●真空炉用測定窓

φ３２０１００80600max

集光部

３１ 石英ガラス集光部（IR-FL8）

５００５００４００

IR-FTCH1JIS10K40A

18
冷却水入出口（ ／×6.5）●電縫管用保護ケース

１５０

12冷却水入口（ R／）●オプトカップル形保護管（真空炉用）

φ32φ702−φ4.5６５１００φ32１０φ25２０５０１５０2−φ19

保護管（グラッシーカーボン）

保護管（高純度アルミナ）

５８０１５０φ２０

集光部

φ２３１５０φ６２

パージエア吹込口（ホース口外径φ8）２０

φ１２２５１５０●オプトカップル形保護管

18
パージエア入口（ ／×6.5）

集光部

集光部

φ１０５φ１４０

１９０

１９０

１００
１５０

１５０

2−15幅×100長穴

４０

φ３２０

φ２０１５０●水冷ケース

4エアパージ入口（R／）

（３０）

１００
１５０

1

φ２８

１５０
φ２５φ２０１５０

４０ １８０14
エアパージ入口（R／）

集光部●水冷ラジエーションシール付ハードケース
IR-ZFX07１５０１５０
φ１２５●ラジエーションシール付ハードケース
IR-ZFX06

φ２５●エアパージハードケース
IR-ZFX05

140

安全に関するご注意
大 宮千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

名古屋
富 山
大 津
大 阪岡 山
広 島

福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本 PS シートの記載内容は 2022年7月現在のものです。

4

発行 2022.7

PDF
初版 2003.8