Cobolt 05-01 シリーズ
高出力 | 単一周波数 | CW ダイオード励起レーザー
アプリケーション
ラマン分光
干渉計
ホログラフィー
粒子分析

原子・イオントラップ
超解像顕微鏡半導体検査

Cobolt 05-01

ブリルアン散乱
Cobolt 05-iE• 完璧なビームで3WまでのCW出力• 究極のスペクトル安定性• 広い温度範囲にわたって安定した単一周波数動作• 超低強度ノイズ, < 0.1 %• 320 nm, 355 nm, 457 nm, 473 nm, 491 nm, 515 nm, 532 nm, 561 nm, 640 nm,660 nm, 785 nm and 1064 nm• 完全に統合された電子機器オプションが利用可能• 保証期間24か月（使用時間制限なし）
Cobolt05シリーズは、CW出力のDPSSレーザーで、320～1064nmの範囲内の任意の 波長を発振します。コボルト社が特許を有するHTCure技術により製造されていますので、 衝撃や温度変化にも影響を受けない超堅牢な小型筐体内に、高精度の光学素子が、 高度な集積技術で配置されています。
05-iEシリーズは、電源とすべての電子制御機能を内蔵させた、統合レーザーデバイスです。
05-iEシリーズは外部コントローラーを必要とせず、Cobolt05-01シリーズが有する性能をコンパクトな筐体に収めた自己完結型のデバイスです。
05シリーズは、極めて高品質なビーム形状を誇り、幅広い使用環境下で安定した特性を 維持します。シングル縦モード発振により非常に狭いスペクトル幅と長いコヒーレント長を 実現しております。05シリーズは、高い信頼性に基づく| J A N U A R Y 2024

設計思想のもとに製造され、長寿命 と高安定性を実現しました。
05シリーズは、研究所での単独使用はもとより、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、DNAシーケンサー、HCA、半導体検査、ラマン分光、干渉計、ホログラフィー、粒子分析などの分野のOEM機器の光源として組み込まれ、世界各国で高い信頼性をご評価頂いております。

-Cobolt 05-01 シリーズ
性能

中心波長と精度 (nm)ZydecoTM*

ZoukTM*

TwistTM

BluesTMCalypsoTM*

Fandango TMSambaTM

319.8 ± 0.3

354.8 ± 0.3

514.8 ± 0.31020473.0 ± 0.3100200300< 2%491.5 ± 0.3

20457.0 ± 0.3100200300

200300532.1 ± 0.3
500
1000
1500

<5%

<2%

<1%

< 0.5 %

< 0.2 %

< 0.1 %

出力 (mW)
長期安定性 (±2°C, 8時間)
ノイズ, 20 Hz - 20 MHz (pk-pk)

<5%

<2%

ノイズ, 20 Hz - 20 MHz (rms)< 0.5 %

< 0.2 %

ビーム径 (µm)

700 ± 50
> 0.90:1

出射口におけるビーム対称性> 0.95:1< 0.8

ビーム拡がり角(全角, mrad)
空間モード (TEMoo)< 1.2

M2 < 1.2

M2 < 1.1

スペクトル線幅(半値全幅)< 500 kHz

波長安定性 (±2°C, 8時間)

< 1 pm> 100:1

偏光比(直線, 垂直)

12ヶ月または3000時間

保証期間(稼働時間無制限)

中心波長と精度 (nm)

出力 (mW)

12ヶ月

24ヶ月

JiveTM

BoleroTM

FlamencoTM

DiscoTM

RumbaTM

561.2 ± 0.3
200
300
500
750
1000**

639.6 ± 0.6

659.6 ± 0.3

785 ± 0.3

1064.2 ± 0.6

300
500

100
300
500

500

500
1000
2000
3000

長期安定性 (±2°C, 8時間)

12ヶ月

24ヶ月

< 2%

ノイズ, 20 Hz - 20 MHz (pk-pk)

< 1%

<7%

< 1%

ノイズ, 20 Hz - 20 MHz (rms)< 0.1%<1%< 0.1%

ビーム径 (µm)

700 ± 501000 ± 50

Cobolt 05-01 ZoukTM
M2 < 1.1> 0.95:1

出射口におけるビーム対称性< 1.2

ビーム拡がり角(全角, mrad)< 1.4

空間モード (TEMoo)

M < 1.1

スペクトル線幅(半値全幅)< 500 kHz

< 1.5

< 1.6
M2 < 1.22< 100 kHz

波長安定性 (±2°C, 8時間)

< 1 pm

偏光比(直線, 垂直)> 100:1
24ヶ月**

保証期間(稼働時間無制限)

12ヶ月

24ヶ月

n/a

< 500 kHz

24ヶ月

*Cobolt ZydecoTM 320 nm、ZoukTM 355 nm、およびCalypsoTM 491 nmレーザーの05-iEパッケージは用意されていません** Cobolt JiveTM 1000 mW の保証期間は12ヶ月です

型番

レーザー放射に注意
ビームの被爆を避けることクラス3Bレーザー製品
IEC 60825-1:2014に準拠

WWWW-05-01-PPPP-CCCC| J A N U A R Y 2024波長出力構成︓
500＝Gen 5b コントローラ, RS-232タイプ, CE/CDRH対応
600＝Gen 5b コントローラ, RS-232タイプ, OEM対応
700＝Gen 5b コントローラ, USBタイプ, CE/CDRH対応
800＝Gen 5b コントローラ, USBタイプ, OEM対応
1100＝接続した電子機器, CE/CDRH対応
1200＝接続した電子機器, OEM対応
xxx=OEMカスタマイズ

通信インターフェイス
USB or RS-232

通信標準ポートレート（通信速度）

このデバイスには、静電気放電（ESD）の影響を受けやすい部品が含まれています。
電源を適切に接地することでESD保護が可能になります。

115200中心波長 (nm) 出力(mW)

直接放射あるいは散乱放射への目や肌の被爆を避けてください。
クラス 4 レーザー製品
IEC 60825-1:2014に基づく分類
中心波長 (nm) 出力 (mW)

Cobolt 05-01 シリーズ
動作環境

光学性能の仕様は、電源タイプの選択に影響されません
しかし、Cobolt05-01と05-iEのどちらかを選択するかによって、電源要件と温度条件を考慮する必要があります

05-01
電源要件
システムの消費電力

Zydeco / Bolero
15 VDC, 6 A< 65 W, 典型値 30W

50 °C

レーザーヘッドベースプレートの最高温度

05-iE
12 VDC, 6.7 A

45 °C

45 °C

動作周囲温度

10 - 40 ºC

10 - 35 °C

10 - 35 °C

レーザーヘッドヒートシンクの熱抵抗（最大周囲温度で）< 0.2 K/W

< 0.18 K/W< 0.15 K/W< 10 µrad/°C, 典型値 5 µrad/°C

ビーム指向安定性 (動作温度範囲全体)-10 -> +60 ºC

保存周囲温度
湿度

0- 60 % RH (ただし結露なきこと）

外気圧

950 - 1050 mbar

電気的インターフェイスCobolt 05-01 - レーザーヘッド

Cobolt 05-01 - コントローラ
コントローラ電源
15V DC/6.7A

Pin 機能レーザーヘッドからコントローラへ→→

ステータスLED

Molex 6 pin - コントローラI/O→→→コントローラI/O
リモートインターロック
5V 直接オン/オフ

コントローラデータ

Cobolt 05-iE - レーザーヘッド| J A N U A R Y 2024

Cobolt 05-iE - キーボックス

Molex 14 pin - コントローラI/O

Molex 4 pin - 電源

Pin 機能Pin 機能1234567891011121314

1234

リモートインターロック

0 V – グラウンド
0 V – グラウンド
RS-232 TX
RS-232 RX
LED 1A (LASER ON)
LED 1B (LASER ON)
LED 2 (ERROR)---0 V – グラウンド
0 V – グラウンド+ 12 V - DC+ 12 V - DCキースイッチ
直接入力

0 V – グラウンド--

Sub-D 15 pin - コントローラI/O

Sub-D pin - RS-232

Pin 機能Pin 機能1234567891011121314151--

2

RS-232 TX

3

RS-232 RX

456789-0 V – グラウンド-----

LED 1A (LASER ON)
LED 2 (ERROR)-0 V – グラウンド
キースイッチ-RS-232 TX
RS-232 RX-0 V – グラウンド
リモートインターロック---0 V – グラウンド

123456

リモートインターロック

0 V – グラウンド
直接入力-LED 1 (LASER ON)
LED 2 (ERROR)

Cobolt 05-01 シリーズ
機械的仕様

Cobolt 05-01 レーザーヘッド| J A N U A R Y 2024

Cobolt 05-01 - コントローラ

Cobolt 05-01 シリーズ
機械的仕様

Cobolt 05-iE レーザーヘッド

Cobolt 05-iE - キーボックス| J A N U A R Y 2024

RS-232

Cobolt 05-01 シリーズ
オプションとアクセサリ• C-FLEX レーザーコンバイナ• 05-01レーザーヘッド用ファン内蔵ヒートシンク : HS-04• 05-iEレーザーヘッド用ファン内蔵ヒートシンク : HS-05• アクティブベースプレート温度制御用のTECプレート• 05-01レーザー用ファイバーカップリング付きヒートシンク︓FIC-04
C-FLEX レーザーコンバイナ

ファン内蔵ヒートシンク

アクティブベースプレート
温度制御用のTECプレート

ファイバーカップリング付きファン内蔵ヒートシンク︓
FIC-04

Our Locations
Cobolt AB(Sales in Norway, Sweden, Finland and Denmark)Solna, Sweden
Phone: +46 8 545 912 30
Fax: +46 8 545 912 31
E-mail: info@coboltlasers.com
HÜBNER Photonics GmbH
(Sales in Germany, Switzerland and Austria)
Kassel, Germany
Phone: +49 561 994 060-0
Fax: +49 6561 994 060-13
E-mail: info.de@hubner-photonics.com
HÜBNER Photonics Inc.
(Sales in USA, Canada and Mexico)
San Jose, California, USA
Phone: +1 (408) 708 4351
Fax: +1 (408) 490 2774
E-mail: info.usa@hubner-photonics.com| J A N U A R Y 2024HÜBNER Photonics UK(Sales in UK and Ireland)
United Kingdom
Phone: +44 7359 440 871
E-mail: info.uk@hubner-photonics.com

www.hubner-photonics.com
Find local sales representatives:
Austrailia, Benelux, Brazil, China, Estonia, Latvia, Lithuania, France,India, Israel, Italy, Japan, Poland, Russia, Belarus, Singapore,Malaysia, Thailand, South Korea, Spain and Portugal, Taiwan