CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF-IZ

AF

AF-IZ

オートフォーカス顕微鏡（AF- IZ タイプ）／ Autofocus Microscope (AF-IZ type)F e a t u r e s

特長型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 (AF-IZ タイプ ) ／ Autofocus Microscope (AF-IZ type)

AF - I Z S 2 - N 6 0 WP

❶ 従来の駆動部と異なり対物レンズのみ上下動させ、駆動部と鏡筒を一体化することで省スペースを実現しました。
❷ オンラインの加工・測定機に組み込み可能なコンパクトサイズです。
❸ ( 株 ) ニコン製対物レンズ CF/IC シリーズ、CFI60 シリーズ、オリンパス ( 株 ) 製

AF-IZ

対物レンズ UIS2 シリーズ、および（株）ミツトヨ製対物レンズに対応します。

型式記号

S2

N60

P

センサ部

対物レンズ

照明

パターン部

❹ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。

無印：1 ラインセンサ

N：ニコン CF/IC

無印：1 光源❺ 窪みや穴のある表面にも対応します。

S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

W：2 光源無印：パターン
移動装置無❻ マクロからミクロまで幅の広い倍率に対応可能です。
❼ センサ部 (1ライン、2 ライン )、パターン移動装置の有無等、用途により選択可能です。

移動装置有

M: ミツトヨAF- IZ

S2

N60

W

P

Model

Sensor unit

Objective lenses

Illuminator

Pattern unit

Blank：1 light source

Blank：Without a pattern
travel device

W：2 light sources

P：With a pattern
travel device

Blank：1 line sensor

N：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60
L：Olympus
M：Mitutoyo

50

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

56.5

106.5

❶ :?&BSbl]^lb`g^]mhfho^hgerh[c^\mbo^e^glngbm_hkZnmh_h\nlpbmangbÛ^]]kbo^ngbm
and microscope tube, to deliver the space saving.
❷ A compact microscope that can be built into an online machining/measuringapparatus.
❸ This microscope is designed to comply with Nikon Corporation CF/IC Series,
and CFI60 Series, Olympus Corporation UIS2 Series, and Mitutoyo Corporation
objective lenses.
❹ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❺ Applicable also to surfaces containing potholes or holes.
❻ LniihkmlZ[khZ]kZg`^h_fZ`gbÛ\Zmbhgl_khffZ\khmhfb\kh'❼ The sensor unit (1-sensor or 2-sensor), AF pattern unit (travel device or without travel
device) and illumination unit that can be chosen according to application.
❽ The AF light source (visible or infrared) and the AF pattern unit that can be chosen
depending on observation method.

P：パターン

L ：オリンパス❽ 観察方法に合わせ、可視タイプ、赤外 (IR) タイプと AF パターンが選択可能です。

AF-IZ S2-N60WP

W

137.5

114.9
252.4

物

レ

ン

様
ズ

ニコン、オリンパス、ミツトヨ

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ（素子サイズ 2/3 インチ以下）
AF- 361ZA
0.078 μｍ
標準 4mm（10mm まで設定可能）

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

カ

メ
型

駆

動

移

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

A

F

式
動

サーチタイム精度C mount

Image plane

AF Sensor unit

+0.2
φ12+0.1

AF Drive uint

Epi-illumination

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））

4-φ4.5 THRU φ7.5 C'BORE

焦点深度の 1/4

0.078 μm

65

AF - 361ZA
3.5

Standard 4 mm (changeable up to 10 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)
60Line sensor method±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec
Depth of Focus x 1/4※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your objective lenses and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

6

10

C mount camera (Device size 2/3 inch or less)

Model
Limiting resolution
TravelCable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Accuracy

Auto
Focus

AF Pattern unit

Nikon, Olympus, Mitutoyo

CameraDrive unit

80
100

※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※対物レンズ、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

Objective lenses

17.526

対

仕

305.9

Specifications

Sample side
8

42

160

50

180

AF-IZ S2-N60WP

7

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF-WF

AF

AF-WF

オートフォーカス顕微鏡（広視野タイプ）／ Autofocus Microscope (Wide field type)F e a t u r e s

特型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( 広視野タイプ ) ／ Autofocus Microscope (Wide field type)長

AF - WF S 2 - N 6 0 WP

❶ 最大φ 28mm、1.1 型相当のカメラ撮像面まで対応可能な広視野対応のオートフォ
ーカス顕微鏡です。
❷ ( 株 ) ニコン製対物レンズ CF/IC シリーズ、CFI60 シリーズ、オリンパス ( 株 ) 製
対物レンズ UIS2 シリーズ、および（株）
ミツトヨ製対物レンズに対応します。

AF-WF❸ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。

S2

型式記号

❹ 窪みや穴のある表面にも対応します。
❺ マクロからミクロまで幅の広い倍率に対応可能です。
❻ カメラマウントを変更することで C マウント、F マウントに対応可能です。
❼ 多様な観察が可能 ( 明視野、偏光、微分干渉観察 )N60

AF-WF S2- N60WP
ラインセンサカメラ
Line sensor camera

P

センサ部

対物レンズ

投光部

パターン部

無印：1 ラインセンサ

N：ニコン CF/IC

L ：投光管S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

W ： 2 光源

無印：パターン
移動装置無

P：パターン

L ：オリンパス

移動装置有

M : ミツトヨ※撮像範囲は、対物レンズや試料の条件により異なります。

❶ AF-WF is designed to comply with up to φ28 mm or 1.1 inches sensor size, such as C
mount area camera and F mount area camera.
❷ This microscope is designed to comply with Nikon Corporation CF/IC Series, and
CFI60 Series, Olympus Corporation UIS2 Series, and Mitutoyo Corporation objective
lenses.
❸ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❹ Applicable also to surfaces containing potholes or holes.
❺ LniihkmlZ[khZ]kZg`^h_fZ`gbÛ\Zmbhgl_khffZ\khmhfb\kh'❻ C mount camera or F mount camera can be used with the dedicated camera mount.
❼ Observation methods (Brightfield, Polarizing and Differential Interference Contrast)that can be chosen depending on the sample.
*The imaging area vary depending on objective lens and the sample conditions.

W

AF-WF

S2

N60

W

P

Model

Sensor unit

Objective lenses

Illumination unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N ：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60

L：With an
illumination tube

Blank：Without a pattern
travel device

L ：Olympus

W：2 light sources

P：With a pattern
travel device

M：Mitutoyo

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

227.16レン

ズ

ニコン、オリンパス、ミツトヨ

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ（1 インチ以下）、F マウントカメラ（φ 28mm、1.1 インチ相当）
AF-61ZA
0.078μm
標準 4mm（10mm まで設定可能）

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

カ

メ
型

駆

動

移

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

A

F

式
動

サーチタイム

51.4

物

様

162

ラインセンサ方式

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））

Image plane
F mount

精度

焦点深度の 1/4

Drive unit installation drawing

AF Sensor unit

AF Drive unit

※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※対物レンズ、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

197.85

AF Pattern unit

4-M6 depth 88Standard 4 mm (changeable up to 10 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)

0.3 sec
Depth of Focus x 1/4

327.85

Epi-illumination

1

45
82

60

Line sensor method±250 μm (objective lens 20×)

70

122

64

0.078 μm

※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your objective lenses and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

Auto
Focus

+0.018
φ6 0.000（Oval shape) depth 5

AF-61ZA

28.3 15

Cable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Accuracy

272

C mount camera (Device size 1 inch or less), F mount camera ( φ 28 mm, equivalent to 1.1 inches)

Model
Limiting resolution
Travel+0.018
φ6 0.000 depth 5

44
2

Drive unit

Nikon, Olympus, Mitutoyo

3

Objective lenses
Camera

228.2
390.2

φ12 +0.2
+0.1

対

仕

46.5

Specifications

165.5
216.9

照明範囲φ28
Lighting area φ28

Sample side
165.5

AF-WF S2-N60WP

9

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF-WM

AF-WM

AF

オートフォーカス顕微鏡（微分干渉対応）／ Autofocus Microscope (for Differential Interference Contrast)

F e a t u r e s

特長型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( 微分干渉対応 ) ／ Autofocus Microscope (for Differential Interfference Contrast)

AF - WM S 2 - N 6 0 WP

❶ 最大φ 28mm、1.1 型相当のカメラ撮像面まで対応可能な広視野対応のオートフォ
ーカス顕微鏡です。
❷ ( 株 ) ニコン製対物レンズ CF/IC シリーズ、CFI60 シリーズ、オリンパス ( 株 ) 製
対物レンズ UIS2 シリーズ、および（株）
ミツトヨ製対物レンズに対応します。

AF-WM❸ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。

S2

型式記号

❹ 窪みや穴のある表面にも対応します。
❺ マクロからミクロまで幅の広い倍率に対応可能です。
❻ カメラマウントを変更することで C マウント、F マウントに対応可能です。

N60

センサ部

対物レンズ

投光部

パターン部

N：ニコン CF/IC

L ：投光管S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

W ： 2 光源

無印：パターン
移動装置無ラインセンサカメラ
Line sensor camera

P：パターン

L ：オリンパス

移動装置有

M: ミツトヨ※撮像範囲は、対物レンズや試料の条件により異なります。

AF-WM S2-N60WP

P

無印：1 ラインセンサ➐ 振動にも強く装置組込みに最適。

❶ AF-WM is designed to comply with up to φ28 mm or 1.1 inches sensor size, such as C
mount area camera and F mount area camera.
❷ This microscope is designed to comply with Nikon Corporation CF/IC Series, and
CFI60 Series, Olympus Corporation UIS2 Series, and Mitutoyo Corporation objective
lenses.
❸ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❹ Applicable also to surfaces containing potholes or holes.
❺ LniihkmlZ[khZ]kZg`^h_fZ`gbÛ\Zmbhgl_khffZ\khmhfb\kh'❻ C mount camera or F mount camera can be used with the dedicated camera mount.
❼ A high-rigidity microscope that is suitable for building into an online machining/measuring apparatus.
*The imaging area vary depending on objective lens and the sample conditions.

W

AF-WM

S2

N60

W

P

Model

Sensor unit

Objective lensIllumination unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N ：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60

L：With an
illumination tube

Blank：Without a pattern
travel device

W：2 light sources

L ：Olympus

P：With a pattern
travel device

M：Mitutoyo

外形寸法図 ／ Dimensions Drawingズ

ニコン、オリンパス、ミツトヨ

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ（1 インチ以下）、F マウントカメラ（φ 28mm、1.1 インチ相当）
AF-461ZA
0.078 μm
標準 4mm（20mm まで設定可能）

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

F

精度

Drive unit

焦点深度の 1/4

C mount camera (Device size 1 inch or less), F mount camera ( φ 28 mm, equivalent to 1.1 inches)

Model
Limiting resolution
Travel4-φ7 THRU φ11 C'BORE

AF Pattern unit

Epi-illumination
AF Sensor unit

AF-461ZA
0.078 μm
Standard 4 mm (changeable up to 20 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method

5.5
12±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec
Depth of Focus x 1/4※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your objective lenses and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

10

AF Drive unit
+0.018
φ6 0.000（Oval shep) depth 5

Nikon, Olympus, Mitutoyo

Cable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Accuracy

Auto
Focus

F mount

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※対物レンズ、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

Objective lenses
CameraImage plane2

A

サーチタイムInstallation drawing

130.9

100

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

動

254

移

式

+0.2
φ12-0.1

動

100

型
駆

34

ン

メ

+0.018
φ6 0.000 depth 5

86

レ

カ

46.5

物

様

60

対

仕

455
348.5

Specifications

266.5

照明範囲φ28
Lighting area φ28

Sample side
131.9

176.9
308.8

144

160
180

AF-WM S2-N60WP

11

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF-77VB

AF-77VB

AF

オートフォーカス顕微鏡（レボルバ対応タイプ）／ Autofocus Microscope (for Revolver type)F e a t u r e s

特型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( レボルバ対応タイプ ) ／ Autofocus Microscope (for Revolver type)長

AF - 77VB S 2 - N 6 0 W P❶ レ ボ ル バ（ 電 動 も 可 能 ）を 利 用 す る こ と で、2 ポ ー ト 以 上 の 対 物 レ ン ズ でオートフォーカスが可能です。
❷ オンラインの加工・測定機に組み込み可能なコンパクトサイズです。
❸（株）ニコン製対物レンズ CF/IC シリーズ、CFI60 シリーズ、オリンパス（株）製

AF-77VB

対物レンズ UIS2 シリーズ、および（株）
ミツトヨ製対物レンズに対応します。

型式記号

S2

❹ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。
❺ 窪みや穴のある表面にも対応します。

N60

W

センサ部

対物レンズ

投光部

パターン部

無印：1 ラインセンサ

N：ニコン CF/IC

無印：投光管無S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

無印：パターン
移動装置無

L ：投光管有L ：オリンパス❶ Use of a revolver (or motorized revolver) enables autofocus with objective lens with 2
or more ports.
❷ A compact microscope that can be built into an online machining/measuringapparatus.
❸ This microscope is designed to comply with Nikon Corporation CF/IC Series, and
CFI60 Series, Olympus Corporation UIS2 Series, and Mitutoyo Corporation objective
lenses.
❹ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❺ Applicable also to surfaces containing potholes or holes.

P：パターン

W ： 2 光源

移動装置有

M: ミツトヨAF-77VB

S2

N60

W

P

Model

Sensor unit

Objective lenses

Objective lenses

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N ：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60

B l a n k ：Without anillumination tube

Blank：Without a pattern
travel device

L ：Olympus

L：With an
illumination tube

M：Mitutoyo

W：2 light sources

P：With a pattern
travel device

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

93.7

AF-77VB S2-N60WP

P

レ

ン

ズ

ニコン、オリンパス、ミツトヨ

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ（素子サイズ 2/3 インチ以下）
AF-61ZA
0.078 ㎛
標準 4mm（10mm まで設定可能）

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m（標準）

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

カ

メ
型

駆

動

移

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

A

F

式
動

サーチタイムC mount

AF Sensor unit

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））+0.2
φ8+0.1

Drive unit installation drawing

精度

Image plane17.526

物様

AF Drive unit

焦点深度の 1/4

257.1

※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※対物レンズ、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

Epi-illumination

AF Pattern unit

4-M6 depth 8
387.1

対

仕

137.5

Specifications

12

70Standard 4 mm (changeable up to 10 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method±250 μm (objective lens 20×)Sample side

0.3 sec45

Depth of Focus x 1/4

80※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your objective lenses and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

Auto
Focus

122

0.078 μm

60

Cable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Precision

AF-61ZA

35 15

Model
Limiting resolution
Travel+0.018
φ6 0.000（Oval shape）depth 5
64

C mount camera (Device size 2/3 inch or less)2

Drive unit

Nikon, Olympus, Mitutoyo

44

Objective lenses
Camera247+0.018
φ6 0.000 depth 5

158.5

114.9

AF-77VB S2-N60WP

13

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF-UNB

AF-UNBAF

オートフォーカス顕微鏡（ボックスタイプ）／ Autofocus Microscope (Box type)F e a t u r e s

特型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( ボックスタイプ ) ／ Autofocus Microscope (Box type)長❶ 投光管を組み合わせレボルバ（電動も可能）を利用することで、2 ポート以上の対物レンズでオートフォーカスが可能です。
❷ オンラインの加工・測定機に組み込み可能なコンパクトサイズです。
❸ ( 株 ) ニコン製対物レンズ CF/IC シリーズ、CFI60 シリーズ、オリンパス ( 株 ) 製

AF-UNB

対物レンズ UIS2 シリーズ、および ( 株 ) ミツトヨ製対物レンズに対応します。

型式記号

S2

❹ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。
❺ 窪みや穴のある表面にも対応します。
❻ 市販の顕微鏡に簡単に組み込み、オートフォーカス化できます。

L

L

P

センサ部

対物レンズ

投光部

パターン部

無印：1 ラインセンサ

N：ニコン CF/IC

L ：投光管S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

無印：パターン
移動装置無※ S2 使用の場合は三眼鏡筒は使用不可❼ 明暗視野、微分干渉観察等のすべての観察に対応可能です。

P：パターン

L ：オリンパス

移動装置有

M: ミツトヨAF-UNB❶ Use of an illumination tube and a revolver (or motorized revolver) enables autofocus
with objective lens with 2 or more ports.
❷ A compact microscope that can be built into an online machining/measuring apparatus.
❸ This microscope is designed to comply with Nikon Corporation CF/IC Series, and
CFI60 Series, Olympus Corporation UIS2 Series, and Mitutoyo Corporation objective
lenses.
❹ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❺ Applicable also to surfaces containing dents or holes.
❻ Easy to install on a commercial microscope and can be used as an autofocus microscope.
❼ H[l^koZmbhgf^mah]l%;?!;kb`amÛ^e]"%=?!=ZkdÛ^e]"%IheZkbsbg`%Zg]=B<!=b__^k^gmbZe
Interference Contrast) can be chosen depending on the sample.

AF-UNB

S2

L

L

P

Model

Sensor unit

Objective lensIllumination unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N ：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60

L：With an
illumination tube

Blank：Without a pattern
travel device* If using S2, a trinocular lens barrel
cannot be used.

P：With a pattern
travel device

L ：Olympus
M：Mitutoyo

組込み使用例 ／ Dimensions Drawing

AF-UNBレンズ

ニコン、オリンパス、ミツトヨ

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ（素子サイズ 2/3 インチ以下）
AF-61ZA
0.078 ㎛
標準 4mm（10mm まで設定可能）

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3 ｍ（標準）

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

メ型
移

焦点深度の 1/4

Nikon, Olympus, Mitutoyo
C mount camera (Device size 2/3 inch or less)

Model
Limiting resolution
TravelCable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Precision

AF - 61ZA

14

Standard 4 mm (changeable up to 10 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec
Depth of Focus x 1/4

332.1+0.018
φ6 0.000（Oval shape）depth 5

0.078 μm

※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your objective lenses and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

Auto
Focus

AF Pattern unit
+0.018
φ6 0.000 depth 5
377.1

Objective lenses
CameraAF Sensor unit

4-M6 depth 8

45
1.5

82

45

度

AF Drive unit

122

精

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※対物レンズ、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

Drive unit

C mount

15

F

Image plane

Drive unit installation drawing

サーチタイム

48.5

A

動

2

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

式

44

動

228

駆

64

カ

44

物

様

3

対

仕

17.526

Specifications

Sample side
58.5

1.5

69

127.5

132.2
119.2

206
338.2

246.7

AF-UNB S2-LLP

15

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS >>> AF - UN

AF

AF-UN

オートフォーカス顕微鏡（AF-UN タイプ）／ Autofocus Microscope (AF-UN type)F e a t u r e s

特型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 (AF-UN タイプ ) ／ Autofocus Microscope (AF-UN type)長

AF - UN S 2 - N 6 0 L P❶ 投光管を組み合わせレボルバ ( 電動も可能 ) を利用することで、2 ポート以上の対物レンズでオートフォーカスが可能です。
❷ オンラインの加工・測定機に組み込み可能なコンパクトサイズです。
❸（株）ニコン製対物レンズ CF/IC シリーズ、CFI60 シリーズ、オリンパス（株）製

AF-UN

対物レンズ UIS2 シリーズ、および（株）
ミツトヨ製対物レンズに対応します。

型式記号

S2

❹ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。
❺ 窪みや穴のある表面にも対応します。
❻ 市販の顕微鏡に簡単に組み込み、オートフォーカス化できます。

N60

L

P

センサ部

対物レンズ

投光部

パターン部

無印：1 ラインセンサ

N：ニコン CF/IC

L ：投光管S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

無印：パターン
移動装置無

P：パターン

L ：オリンパス❼ 明暗視野、微分干渉観察等のすべての観察に対応可能です。

移動装置有

M: ミツトヨAF-UN❶ A compact microscope that can be built into an online machining/measuringapparatus.
❷ Use of an illumination tube and a revolver (or motorized revolver) enables autofocus
with objective lens with 2 or more ports.
❸ This microscope is designed to comply with Nikon Corporation CF/IC Series, and
CFI60 Series, Olympus Corporation UIS2 Series, and Mitutoyo Corporation objective
lenses.
❹ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❺ Applicable also to surfaces containing dents or holes.
❻ Easy to install on a commercial microscope and can be used as an autofocus microscope.
❼ H[l^koZmbhgf^mah]l%;?!;kb`amÛ^e]"%=?!=ZkdÛ^e]"%IheZkbsbg`%Zg]=B<!=b__^k^gmbZe
Interference Contrast) can be chosen depending on the sample.

AF-UN

S2

N60

L

P

Model

Sensor unit

Objective lensIllumination unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N ：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60

L：With an
illumination tube

Blank：Without a pattern
travel device
P：With a pattern
travel device

L ：Olympus
M：Mitutoyo

組込み使用例 ／ Dimensions Drawing

60

AF Pattern unit
AF Sensor unit

物

レ

ン

様
ズ

ニコン、オリンパス、ミツトヨ

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ ( 素子サイズ 2/3 インチ以下 )AF-61ZA
0.078μm
標準 4mm(10mm まで設定可能 )

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

カ

メ
型

駆

動

移

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

A

F

式
動

サーチタイムC mount

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））
AF Drive unit

精度

Image plane

Drive unit installation drawing

175.7

対

仕

17.526

Specifications60

焦点深度の 1/4

Optical axis（of microscope）※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※対物レンズ、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

AF-UNStandard 4 mm (changeable up to 10 mm)±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec

45
82

61
60

42.5 15

Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method

73

122

0.078 μm

Sample side
165

60

343.5

Depth of Focus x 1/4※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your objective lenses and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

1664AF-61ZA

44
2

Model
Limiting resolution
TravelCable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Accuracy

Auto
Focus

+0.018
φ6 0.000（Oval shape) depth 5

C mount camera (Device size 2/3 inch or less)3

Drive unit

Nikon, Olympus, Mitutoyo+0.018
φ6 0.000 depth 5

272

Objective lenses
Camera68

4-M6 depth 8

AF-UN S2-N60LP

17

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF- RF

AF

AF-RF

オートフォーカス顕微鏡（顕微鏡組込みタイプ）／ Autofocus Microscope (AF drive insertion type)F e a t u r e s

特型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( 顕微鏡組込みタイプ ) ／ Autofocus Microscope (AF drive insertion type)長❶ 市販の顕微鏡をオートフォーカス化できます。
❷ 中央精機独自の薄型差込式駆動部により微動輪部分を改造せずに高速追従駆動が可能です。
❸ 当社自動 XY ステージ (MSS シリーズ ) と AF 駆動部 (Z 軸 ) との組み合わせにより XYZ オートシステムの構築が可能です。
❹ ガラスやプラスチックなどの透明体表面へもオートフォーカス可能です。

AF-RF

S2

型式記号

❶ Easy to install on a commercial microscope and can be used as an autofocus
microscope.

N

L

P

センサ部

対物レンズ

投光部

パターン部

無印：1 ラインセンサ

N：ニコン CF/IC

L ：投光管S 2 ：2 ラインセンサ

N60：ニコン CFI60

無印：パターン
移動装置無※ S2 使用の場合は三眼鏡
筒は使用不可L ：オリンパス❷ Attaching AF-261ZA to the microscope allows for high speed tracking.
❸ Combining a our automatic XY stage (MSS series) and AF Z drive gives you theP：パターン
移動装置有

M: ミツトヨautomatic XYZ system.
❹ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.

AF-RF

S2

N

L

P

Model

Sensor unit

Objective lensIllumination unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N ：Nikon CF/ICS2 ：2 line sensors

N60：Nikon CFI60

L：With an
illumination tube

Blank：Without a pattern
travel device* If using S2, a trinocular lens barrel
cannot be used.

L ：Olympus● 取付例／ Installation example ●P：With a pattern
travel device

M：Mitutoyo

AF-UNB

組込み使用例 ／ Dimensions Drawing

AF-RF-N60LP

MSS series

AF-UNB

AF-261ZA

Specifications

様

対

象

顕

微

鏡

ニコン、オリンパス

式

部

最小分解能
量

AF-261ZA
0.039μm
2mm

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

型
駆

動

移

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）AF

動

サーチタイム
精

度

5

2

1

MSS-150C

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））
焦点深度の 1/4

Drive unit

AF-261ZA

Limiting resolution
Travel

0.039 μm
2 mm
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec

250
327

110

341
455
565

Depth of Focus x 1/4※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your microscope and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

18

AF-261ZA

Nikon, Olympus

Model

Cable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Precision

Auto
Focus

228

※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※顕微鏡、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。

Microscopes

602

374

仕

AF-RF-N60LP

19

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF- VW

AF-VW

AF

オートフォーカス顕微鏡（レーザリペア対応）／ Autofocus Microscope (for Laser Repair)F e a t u r e s

特長型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( レーザリペア対応 ) ／ Autofocus Microscope (for Laser Repair)

AF - VW S 2 - S W P - 2 P S❶ レーザー 3 波長 (355/532/1064nm) に対応したレーザリペア対応オートフォー
カス顕微鏡です。
❷ 対物スライダを搭載することにより 2 ポート以上の対物レンズが使用可能でレーザーによる微細加工やカメラ観察が可能です。
❸ 窪みや穴のある表面にも対応します。

AF-VW
型式記号

❹ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。

❶ AF-VW is a laser repair system microscope designed for Triple wavelengths(355/532/1064 nm).
❷ Can use more than 2 objective lenses with objective slider. Used for such as
microfabrication by laser or camera observations.
❸ Applicable also to surfaces containing dents or holes.
❹ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.

S2

S

W

P

2PS

センサ部

対物レンズ

照明

パターン部

スライダ部

無印：1 ラインセンサ

M：ミツトヨ

無印：1 光源

2PS：2 ポートスライダ付

S2：2 ラインセンサ

S：渋谷光学

W：2 光源無印：パターン
移動装置無4PS：4 ポートスライダ付

P：パターン
移動装置有6PS：6 ポートスライダ付

AF-VW

S2

S

W

P

2PS

Model

Sensor unit

Objective lensIlluminator

Pattern unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

M：Mitutoyo

Blank：1 light sourceS2 ：2 line sensors

Blank：Without a pattern
travel device

2PS：With 2 ports slider

S：Shibuya
Optical

W：2 light sources
P：With a pattern
travel device

6PS：With 6 ports slider* If using S2, a trinocular lensbarrel cannot be used.

4PS：With 4 ports slider

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

AF-VW S2-MWP-2PS
430.1
270.6

ン

ズ

ミツトヨ、渋谷光学

ラ

部

最小分解能
量

C マウントカメラ ( 素子サイズ 2/3 インチ以下 )AF-61ZA
0.078μm
標準 4mm(10mm まで設定可能 )

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

メ型
動

移合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

A
対

ス

動

サーチタイム

F
物

式

精
ラ

イ

ダ

焦点深度の 1/4部

2 ポートタイプ、4 ポートタイプ、6 ポートタイプ 選択※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※顕微鏡、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。
※対物スライダの詳細は、対物スライダ掲載ページ 25 を参照ください。

Drive unit

AF-61ZA

Limiting resolution
Travel

0.078 μm

20

Image plane+0.2
φ12 +0.1

C mount

Epi-illumination

AF Pattern unit

Objective Slider

Standard 4 mm (changeable up to 10 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec
Depth of Focus x 1/4
Selectable 2 ports type, 4 ports type or 6 ports type

※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your microscope and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.
※ See page 25 for details on AF-OLS Objective Slider.

Auto
Focus

AF Sensor unit

C mount camera (Device size 2/3 inch or less)Model

Laser mount

AF Drive unit

Mitutoyo, Shibuya Optical

Cable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF PrecisionObjective Slider

64
175

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））

度

Objective lensCamera

111

220
250

駆

71

レ

カ

17.526
79.6

物

様

95

対

仕

233
279.4

Specifications

159.5

4-φ7 THRU φ7.5 C'BORE
5.5
12

Sample side
58.5
54.5
125
211

86

220
250

AF-VW S2-MWP-2PS

21

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ AF- BD

AF

AF-BD

オートフォーカス顕微鏡（明・暗視野対応）／ Autofocus Microscope (for Brightfield and Darkfield)

F e a t u r e s

特型式表示／Product Number● オートフォーカス顕微鏡 ( 明・暗視野対応 ) ／ Autofocus Microscope (for Brightfield and Darkfield)

長AF - 77VB S 2 - N 6 0 B D W P❶ 投光菅使用時のように明視野観察、暗視野観察の切替え不要。明・暗視野用
照明同時点灯可能❷ 暗視野用リング照明内蔵のため、投光菅を使用せずコンパクト❸ ガラスやプラスチックなどの透明体表明へもオートフォーカス可能です。

AF-77VB❹ 窪みや穴のある表面にも対応します。
❺ AF-77VB 鏡筒部を AF-WF 鏡筒 ( 広視野タイプ ) に変更することにより最大

型式記号

S2

N60

センサ部

対物レンズ

無印：1 ラインセンサ

φ 28mm、1.1 型相当のカメラ撮像面まで対応可能

BDW
投光部

パターン部

BDW：明暗視野対応 2 光源

無印：パターン
移動装置無

BD： 暗視野対応のみ

P：パターン

N60：ニコン CFI60（BD シリーズ）

S 2 ：2 ラインセンサ

P

移動装置有

❶ AF-BD is designed to observe simultaneously with Brightfield and Darkfield. Nog^^] mh \aZg`^ beenfbgZmbhg Zl pa^g nlbg` Zg beenfbgZmbhg mn[^' ;kb`amÛ^e](=ZkdÛ^e]
illumination (simultaneous).
❷ <hfiZ\mfb\khl\hi^pbma[nbem&bgkbg`beenfbgZmhk_hk=ZkdÛ^e]beenfbgZmbhg'Ghg^^]mh
use an illumination tube.
❸ Enables to autofocus on transparent surfaces such as glass and plastics.
❹ Applicable also to surfaces containing potholes or holes.
❺ Capable up to φ28 mm or 1.1 inches image size as when using AF-WF tube system!Pb]^Û^e]mri^"'

AF-77VB

S2

N60

BDW

P

Model

Sensor unit

Objective lensIllumination unit

Pattern unit

Blank：1 line sensor

N60：Nikon CFI60(BD series)

BDW： Double lightsources for
Brightﬁeld andDarkﬁeld

Blank：Without a pattern
travel device

S2 ：2 line sensors* If using S2, a trinocular lens barrel
cannot be used.

BD：Darkﬁeld only

P：With a pattern
travel device

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

AF-77VBS2-N60BDWP

様

93.7

最小分解能
量

ケ

ー

ブ

ル

センサ用ロボットケーブル、パターン用ロボットケーブル、モータ用ロボットケーブル 各 3m 標準

合

焦

方

式

ラインセンサ方式

物

レ

ン

ズ

メ

ラ
型

駆

動

移

合 焦 条 件（ 参 考 値 ）

A

F

式
動

C mount

サーチタイム精度

暗 視 野 用 リ ン グ 照 明

0.3 秒（サーチ範囲± 250 μｍ（対物レンズ 20 ×））

Image plane

焦点深度の 1/4
ライトガイド長さ 1m、2m、3m、4m から選択

AF Sensor unit
Drive unit installation drawing+0.2
φ8 +0.1

AF Drive unit

※ケーブル長 15m まで実績あり。
※特別仕様もご相談ください。
※顕微鏡、カメラはご支給ください。
※ AF 精度、サーチタイムは試料の条件等によって異なります。
※対物スライダの詳細は、対物スライダ掲載ページ 25 を参照ください。

±250 μm (objective lens 20×)
0.3 sec
Depth of Focus x 1/4

22

4

387.1

30 (20)45
82

Sample side
165.5

114.9

Selectable light guide length 1 m, 2 m, 3 m, or 4 m※ Maximum cable length 15 m.
※ Inquire for custom speciﬁcations.
※ For custom speciﬁcations, provide us with your microscope and camera.
※ The autofocus accuracy and search time vary depending on the sample conditions, etc.

Auto
Focus

257.1

Standard 4 mm (changeable up to 10 mm)
Robot cable for sensor, Robot cable for pattern, Robot cable for motor 3 m each (standard)Line sensor method

44
2

Cable
Focusing
Focusing conditions Search range(reference value) Search time
AF Precision
Kbg`beenfbgZmhk_hk=ZkdÛ^e]

φ25

0.078 μm

70

Limiting resolution
TravelTube mount（with ring illuminator for darkﬁeld）
Fiber Length：4m

122

AF-61ZA

28.3 15

Model

64

C mount camera (Device size 2/3 inch or less)

272

Nikon objective lenses for Brightﬁeld/Darkﬁeld (BD series)

3

Drive unit

AF Pattern unit
4-M6 depth 8+0.018
φ6 0.000 depth 5+0.018
φ6 0.000（Oval shape) depth5

60

Objective lensCameraEpi-illumination

φ15

部

ニコン明暗視野用 (BD シリーズ )C マウントカメラ ( 素子サイズ 2/3 インチ以下 )AF-61ZA
0.078μm
標準 4mm(10mm まで設定可能 )対カ

17.526

仕

137.5

Specifications

AF-77VBS2-N60BDWP

23

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ Drive unit

AF

駆動部 Drive unit

AF-OLS

オートフォーカス駆動部 ／ Autofocus Drive Unit

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

対物スライダ ／ Objective Slider

F e a t u r e s

特

長

73

49

対物レンズを必要な倍率に切替え可能な高再現性を実現した 1 方向スライド式対物
スライダです。
49

65.2

44

+0.018

φ6 0❷ 対物レンズの切替えをスライド式にすることで高い位置再現性を実現

4-M6 depth 8+0.018(Oval shape)depth 5

φ6 0

47

4-M6 depth 12❶ 対物スライダは、対物レンズを 2 本〜 6 本搭載可能な 3 機種を準備

21+0.018
φ6 0depth 5depth 5

❸ レーザリペア装置、自動検査装置などに搭載が可能

228

φ6 0

37
58.5

4-M4 depth 8.5

122

64

89

2
1.5

45
82

One direction objective slider which enables to switch the objective lens to

50
40

32
50
60

15

44
3

21.5

40
52
62
85

(Oval shape)depth 54-M4 depth 102
10.5

33.5 416+0.018

64

85
75

6

275

4-M4 depth 10

proper broad range.

1.5

32
50
60
73

AF-61ZA
外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

4-M3 depth 8254-φ4.5 THRU 7.5 C BORE
2
4.5

40
50

AF-361ZA❶ AF-OLS, Objective slider has 3 types - 2 ports type (2 objective lenses), 4 ports type (4objective lenses) and 6 ports type (6 objective lenses).
❷ Can achieve high positioning repeatability with sliding type objective lenses.
❸ Can be built into a laser repair system and an automatic inspection system, etc.

AF-OLS-02-MS

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

58.5

51

45

4-M6 depth 10+0.018depth 559

φ6 0

6-M6 depth 7+0.018φ6 0+0.018(Oval shape)depth 5φ6 0depth 5
φ6+0.018
0.000 depth 5

4-M6 depth 10

4-M4 depth 10

80
80

20

80

80

2

20

1.2

φ6+0.018
0.000 (Oval shape)depth 5

φ6+0.018
0.000 (Oval shape)depth 5

60

45
80

20

1.2

10

30
51.5

30
5

21.5

AF-OLS-02-MS

5

52
62
82.4

15

44

2

21

227

5

277

122

233

188
64

4-M5 depth 10

22(Oval shape)depth 5

100
90
60

247

+0.018

φ6 0

64

15
95
65
23 15

φ6+0.018
0.000 depth 5

50
70
80

20.5 29.5
50

70
100

AF-161ZA

Specifications

160
140
134
110
90

仕

11

型

44

送

4-M3 depth 7

ポ

272
180
160
140
134
130
90
34
47

移

分

解

動

量

送 り ね じ リ ー ド
材
質
質
量

Model
Limiting resolution
TravelFeed screw lead
Material
Weight
Auto
Focus

24

ガ
ね

イ

じ

リ

ー
ー

ト
ト

間

返

し

動

AF-261ZA

仕様AF-61ZA

AF-161ZA

AF-261ZA
0.039μm

0.078μm
標準 4mm（10mm まで設定可能）

2mm

1mm

5mm

鋼材

5.1kg
AF-61ZA

アルミ合金

2.0kg

2.1kg

AF-161ZA

0.078 μm
Standard 4 mm(changeable up to 10 mm)
1 mm
Steel material
5.1 kg
2.0 kgりドー距

AF-261ZA
0.039 μm
2 mm
5 mm
Aluminum alloy
2.1 kg

AF-361ZAAF-OLS-04-MS
1 方向
V 溝とクロスローラ

2mm（ボールねじ）
2

ド
数

速

AF-OLS-06-MS

4mm（ボールねじ）
4
42mm

離

6

38mm/s度

40mm/s±1μm

精PK523HPB 相当

Model
Direction of travel
Guiding method
Feed screw lead
Numbers of port
Port to port distance
Speed
Repeatability
Motor (5 phase stepper motor)

204

47.5
22

小

式
能

AF-OLS-02-MS

向度
使用モータ (5 相ステッピングモータ )

25.5

型
最

方

動
り

移
繰

Specifications

動移4-M4 depth 4

様
式

移

ポ

80

AF-OLS-06-MS

AF-461ZA

外形寸法図 ／ Dimensions Drawing

4-φ4.5 THRU 7.5 C'BORE
4-M6 depth 7.5
3.5

AF-OLS-04-MS

AF-OLS-02-MS

PK543NBW 相当
AF-OLS-04-MS

AF-OLS-06-MS

One direction
V-groove and Cross roller
2 mm (Ball screw)

4 mm (Ball screw)

2

4

6

42 mm
38 mm/s

40 mm/s±1 μm

Equivalent to PK523HPB

Equivalent to PK543NBW

AF-461ZA
0.078μm

標準 4mm（10mm まで設定可能

標準 4mm（20mm まで設定可能）

1mm
アルミ合金

鋼材

0.5kg

5.5kg

AF -361ZA

AF-461ZA

0.078 μm
Standard 4 mm
Standard 4 mm(changeable up to 10 mm)(changeable up to 20 mm)
1 mm
Aluminium alloy
Steel material
0.5 kg
5.5 kg

AF-OLS 用コントローラドライバ
Controller diver for AF-OLS
型

式

入 力 電 源（AC ア ダ プ タ ）
外

形

寸

法

制

御

軸

数

制

御

機

能

通

信

機

能

質

量

QT-ADL1(K)-AC
AC90~240V 50/60Hz
W165mm x D140mm x H60mm（突起部含まず）

1.6kg
1 軸（ドライバ内蔵）によるリモート
通信（RS-232C）
RS-232C

Model
Input power

QT-ADL1(K)-AC

Dimensions

W 165 mm x D 140 mm x H 60 mm(not including projections)

WeightControl axis
ControlCommunication function

1.6 kg

AC 90 to 240 V, 50/60 Hz

1 axis (with motor driver)
Remote operation (RS-232C)
RS-232C

25

Auto
Focus

CONTACT ●TEL：［東京／Tokyo ］03(3257)1919・FAX：03(3257)1915 e-mail：chuo-sales@chuo.co.jp URL：www.chuo.co.jp

Auto Focus

AUTO FOCUS MICROSCOPE SYSTEM

AUTO FOCUS ＞＞＞ Controller

AFC-5BAF

オートフォーカス専用コントローラ／ Autofocus Controller

F e a t u r e s

特

AFC-6

オートフォーカス専用コントローラ ／ Autofocus Controller

F e a t u r e s

長

特

長

❶ オートフォーカス専用のコントローラです。

❶ オートフォーカス専用のコントローラです。

❷ 手動操作、PC によるリモート制御が可能です。

❷ 操作ボックス（オプション）により制御、または PC によるリモート制御が可能です。

❸ 各種設定や制御を専用のソフトで行うことが可能です。

❸ 各種設定や制御を専用のソフトで行うことが可能です。

❶ Controller exclusively for Autofocus.
❷ Manual operation and remote operation with a PC are possible.
❸ Li^\bZelh_mpZk^Zeehplrhnmh\hgÛ`nk^oZkbhnll^mmbg`lZg]\hgmkhel'❶ Controller exclusively for Autofocus.
❷ Manual operation by Operation box (option) and remote operation with PC are
possible.
❸ Li^\bZelh_mpZk^Zeehplrhnmh\hgÛ`nk^oZkbhnll^mmbg`lZg]\hgmkhel'

AFC-6

AFC-5B
AF パターン移動装置用ドライブ

AF パターン移動装置用ドライブ

AF Pattern drive

AF Pattern drive

AF センサ

RS-232C

AF sensor

I／O

I／O

AF drive

様

費

電

ョ

ン

ー

タ
能

ステップ移動、原点復帰、ポート操作、リモート運転（オプション）制数

最大 20kHz駆帰機械原点、オフセット原点

ン

リミットスイッチオ

能RS-232C、I/O

通流

周 囲 温 度 ／ 湿 度
形

寸

法

質

量

オ

プ

シ

対

象

モ

制
性能仕様

駆

通

Performanceli^\bÛ\Zmbhgl

Auto
Focus

26

動

原
オ

Generalli^\bÛ\Zmbhgl

御
点
ー

機
周

バ
信

コネクタ配置 ( 背面 ) ／ Connector layout (rear)

AC100 〜 240V、50/60Hz
1A
10 〜 40℃ / 20 〜 80％（非結露）W254mm × D332mm × H75mm（ただし突起物含まず）
3.3kg
外部操作ボックス（I/O ポート）2 相ステッピングモータ 1A/ 相以下（使用条件による）源

外AF drive

Specifications

仕電
消AFC 調整ソフト／ Adjustment software for AFC

AC 入力
AC Input

ドライブ

I/O

コネクタ配置 ( 背面 ) ／ Connector layout (rear)

Specifications

RS-232C

AF sensor

ドライブ

I/O

一般仕様

AF センサAC 入力
AC Input

波
復
ー
機

ラ

Power
Current consumption
Ambient temperature/Humidity
Dimensions
WeightOptionTarget motor
Control
Drive frequency
Return to origin
Over runCommunication function

仕

様

費

電

ョ

ン

ー

タ

AC100 〜 240V、50/60Hz
1A
10 〜 40℃ / 20 〜 80％（非結露）W250mm × D280mm × H90mm（ただし、突起物含まず）
3.3kg
操作ボックス（AFC-K）
2 相ステッピングモータ 1A/ 相以下（使用条件による）能ステップ移動、原点復帰、ポート操作、リモート運転（オプション）

電

源

消
一般仕様

流

周 囲 温 度 ／ 湿 度
外

形

寸

法

質

性能仕様

量

オ

プ

シ

対

象

モ

御
動

原

点
ー

機
周

バ
信

AFC 調整ソフト／ Adjustment software for AFC

波
復
ー
機

ラ

数

最大 20kHz帰機械原点、オフセット原点

ン

リミットスイッチ

能RS-232C、I/O

AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

Power

AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

1A

Current consumption
Ambient temperature/Humidity
Dimensions
WeightOptionTarget motor
Control
Drive frequency
Return to origin
Over runCommunication function

1A

10 to 40°C/20 to 80% (noncondensing)W 254 mm × D 332 mm × H 75 mm (not including projections)

Generalli^\bÛ\Zmbhgl

3.3 kgExternal operating box (I/O port)
2 phase stepper motor, 1 A/phase or less (depending on the conditions)
Stepped shift, return to origin, port operations, remote operations (option)
Max. 20 kHz
Machine zero, offset zero
Limit switch
RS -232C, I/O

Performanceli^\bÛ\Zmbhgl

10 to 40℃ /20 to 80％ (noncondensing)W 250 mm × D 280 mm × H 90 mm (not including projections)
3.3 kgOperation box (AFC-K)
2 phase stepper motor, 1 A/phase or less (depending on the conditions)
Stepped shift, return to origin, port oprerations, remote operations (option)
Max. 20 kHz
Machine zero, offset zero
Limit switch
RS-232C, I/O

27

Auto
Focus