製 品 仕 様

ＦＺ０１－３４０Ａ４VNＳ□□ＲＦ

次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム水溶液用型 式

小型電磁流量センサー

信頼 創造 奉仕

１／６VNＳ□□ＲＥ１．仕様
計測モード

モ脈ー動ド流仕計
様測型式

VNS05R□

VNS10R□

VNS20R□

口径5mm

10mm

20mm

精度保証流量範囲

0.01～1 L/min

0.1～10 L/min

0.6～60 L/min

対象ポンプ
精度

周波数パルス（流体温度25℃時）

モ 定ー 常ド 流
仕 計
様 測±5.0％RD ： 精度保証最大流量の 20～100％±1.0％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％

精度保証流量範囲

0.05～1 L/min

0.5～10 L/min

3.0～60 L/min

ローフローカットオフ（標準）0.025 L/min

0.25 L/min

1.5 L/min

精度（流体温度25℃時）

周波数パルス

±2.5％RＤ ： 精度保証最大流量の 20～100％±0.5％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％

単位パルス±2.0％RＤ ： 精度保証最大流量の 20～100％±0.4％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％

繰り返し精度±2.0％F.S. ： 下記条件での３σ（1 秒毎の出力バラツキ、応答性２sec、周波数パルス）

温度特性±2.0％RＤ ： 精度保証最大流量の 20～100％±0.4％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％

導電率特性±1.5％RD ： 精度保証最大流量の 20～100％±0.3％F.S. ： 精度保証最大流量の 5～ 20％

計測流体

各モード共通仕様

電磁式（ソレノイド式）ダイヤフラム定量ポンプのみ

VNS□□RF：次亜塩素酸ナトリウム水溶液「濃度 1～12％」
VNS□□RE：水酸化ナトリウム水溶液「濃度 10～25％」

流体導電率範囲

14mS/cm 以上

流体温度範囲0～+40℃（凍結しないこと）

使用周囲温度・湿度範囲-20～+60℃ 35～85％RH（結露しないこと）

保存周囲温度範囲-20～+70℃

最高使用圧力圧力損失(精度保証最大流量時)

1MPa

パルス出力
（出力１と出力２の指定が必要です）
出力仕様

ASSP シリアル通信（ASI-200 接続時の演算・通信方式なので出力１と出力２の指定は不要です。）

20kPa 以下
NPN オープンコレクターパルス
最大負荷 出力 1：28V DC 20mA
最大負荷 出力 2：30V DC 20mA
ON 時残留電圧：1V

ON 抵抗：200Ω以下、OFF 抵抗：100ｋΩ以上
電線長：10m 以下（AWG28）

製 品 仕 様

ＦＺ０１－３４０Ａ４２／６

VNＳ□□ＲＦ

次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム水溶液用型 式
小型電磁流量センサー

信頼 創造 奉仕型式

VNS05R□

周波数
パルス ※1
出力１VNＳ□□ＲＥ

デューティー比：50％単位パルス※3

VNS20R□

標準 200.0Hz（出荷時に 20～400Hz 間において 0.1Hz ステップで設定可能）
注：ASI-100、ASI-200 を接続する場合は、出力１は 200.0Hz を推奨します。
0.001L/P（標準）※２

警報

VNS10R□

0.01L/P（標準）

0.1L/P（標準）ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択「励磁異常／メモリー異常／電源電圧低下／乾水／過大流体ノイズ／逆流／過大流量」の各警報項目について出荷時設定可能

出力２※２スイッチ ※4

ノーマルオープン（標準）・ノーマルクローズから選択
レベル判定値：精度保証最大流量の 0～100%を 1%ステップで出荷時設定可能

単位パルス

出力１と同じ警報 ※3

出力１と同じ注：ASI-100、ASI-200 を接続する場合は、出力２は警報を推奨します。

スイッチ ※4

出力１と同じ63%応答 ダンピング時間 ： 2 秒（標準）
出荷時に 0.1～600 秒間において 0.1 秒ステップで設定可能

応答性ケーブル

配線

基本仕様

ケーブル長 ： 500mm ４芯 AWG26 外径Φ4.2 シールド付き

末端処理

被覆をむき芯線をよじる

ASI-200

赤：電源＋

ASI-100 または

青：GND

赤：電源＋

汎用受信器

白：送信ライン

青：GND

白：出力１

黄色：受信ライン
黄色：出力２センサー本体に LED 表示 1 つ ２色 LED（緑／赤）
緑色 ： 流量表示 3 段階の点滅スピードにて表示

LED 表示赤色 ： 異常時の状態を点滅回数で表示
標準取付姿勢

LED 表示面が地面に水平、または垂直（下→上方向）の姿勢(気体の混入がないこと)

流れ方向

製品に表記された矢印方向

配管接続
保護構造

屋内仕様(IP64 相当)
24V DC±10%
アイソレートされた電源にて供給し、VNS 1 台につき電源 1 台を接続することを推奨
また、脈動流モード計測時は、電源 FG 端子の接地（D 種以上）を推奨
60mA DC 以下

電源消費電流質量

主要材質

約 200ｇ

約 200ｇ

上蓋・下蓋

PPS

○

本体ケース

PEEK

○

ソケット形ユニオン継手※５（○部はソケット形
ユニオン継手 20A

ソケット形ユニオン継手 16A

詳細型式

ＰＶＣ
VNS05RF○電極

Ti（２種）○

アースリングTi（２種）

○

Ｏリング

FKM

接液します）

その他

約 300ｇ

VNS05RE
ハステロイ
C22（相当品）
ハステロイ
C22（相当品）
ＥＰＤＭ

VNS10RF
Ti（２種）
Ti（２種）FKM

VNS10RE
ハステロイ
C22（相当品）
ハステロイ
C22（相当品）
ＥＰＤＭ

VNS20RF
Ti（２種）
Ti（２種）FKM

VNS20RE
ハステロイ
C22（相当品）
ハステロイ
C22（相当品）
ＥＰＤＭ

CE マーキング、UKCA マーキング、RoHS 指令対応品、ポジティブリスト適合※６

製 品 仕 様

ＦＺ０１－３４０Ａ４３／６

VNＳ□□ＲＦ

次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム水溶液用型 式
信頼 創造 奉仕

小型電磁流量センサー

VNＳ□□ＲＥ

２．選択設定項目※手配する仕様項目にチェック（□）を入れるか、数値を記入して下さい。

□ VNS05RF□ VNS05RE

型式□ VNS10RF□ VNS10RE□ VNS20RF□ VNS20RE□脈動流計測モード：対象ポンプは電磁式（ソレノイド式）ダイヤフラム定量ポンプのみ
ストローク長 100％、ストローク数 100spm 以上でご使用下さい。
※脈動流設定時の組み合わせは、出力 1：周波数パルス、出力２：警報のみです。
計測モード□定常流計測モード：電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラム定量ポンプ以外※液中バルブレスポンプは流量が小さいため、VNS での計測は出来ません。
その他、まれに計測出来ない脈動ポンプもありますので、ポンプのメーカー・型式をご確認の上、ご相談下さい。

流れ方向

□正流

ローフローカットオフ□あり（標準）：2.5％F.S.
□なし
ありの場合：VNS05R：0.025 L/min、VNS10R：0.25 L/min、VNS20R：1.5 L/min(指定流量以下の流量の場合、ゼロと演算します)

ダンピング

0.1～600 秒から選択（標準：2 秒）

秒（秒数を記入）
出力仕様□正逆流(逆流：精度保証外)：詳しくはお問い合わせ下さい□パルス出力★0.１秒ステップで記入□ASSP シリアル通信(ASI-200 接続時の演算・通信方式です)※ASSP シリアル通信を選択した場合、出力 1 と出力 2 の指定は不要です。

出力形態□ノーマルオープン（N.O.：標準）□周波数パルス□ノーマルクローズ（N.C.）
20.0～400.0Hz（標準：200.0Hｚ）※１※ASI-100、ASI-200 使用時は周波数パルスの 200.0Hz を推奨します。

□単位パルスHz★0.1Hz ステップで記入

・VNS05R：□0.001L/P(標準)・VNS10R：□0.01L/P(標準)□0.01L/P□0.1L/P□0.1L/P□1L/P

・VNS20R：□0.1L/P(標準)□1L/P□10L/P

警報判定項目について、何も検知していない時をノーマル状態、いずれかを検知した時をアブノーマル状態とします。
出力種類
※２

出力１

□警報

※３

何れか１つ選択

警報する項目は後段 2-1．警報判定項目で選択して下さい。
※出力１で警報を選択した場合には、出力２は警報以外をして下さい。

選択してください。

※標準は周波レベル１判定値以下の時をノーマル状態、超えた時をアブノー数パルスです。

マル状態とします。
レベル判定値は後段 2-2．レベル判定値にご記入下さい。

□スイッチ・レベル判定 ※４

製 品 仕 様

ＦＺ０１－３４０Ａ４

４／６

VNＳ□□ＲＦ

次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム水溶液用型 式
信頼 創造 奉仕

小型電磁流量センサー

VNＳ□□ＲＥ

流量が上限値と下限値の間であること、または外れていることを検知します。上限値以下かつ下限値以上の時をノーマル状態、外れていることアブノーマル状態とします。上限値、下限値の設定はレベル１判定値、レベル２判定値のどちらでも構い

出力種類ません。

何れか１つ選択※２

出力１

レベル判定値は後段 2-2．レベル判定値にご記入下さい。

して下さい。
※標準は□スイッチ・ウィンドウ判定※４

周波数パルスです。

出力形態
出力種類
※２

出力２

□ノーマルオープン（N.O.：標準）□警報□ノーマルクローズ（N.C.）※３※ASI-100、ASI-200 使用時は、警報を推奨します。

出力１と同じ何れか１つ選択して下さい。

□単位パルス

出力１と同じ※４※標準は□スイッチ・レベル判定

警報です。

□スイッチ・ウィンドウ判定※４

出力１と同じ
出力１と同じ２－１．警報判定項目 ※７
励磁異常検知LED 動作・スイッチ出力は、ともに「出力する」のみ

メモリー異常検知

LED 動作・スイッチ出力は、ともに「出力する」のみ

電源電圧低下検知

LED 動作・スイッチ出力は、ともに「出力する」のみ

乾水検知
過大流体ノイズ検知
逆流検知
過大流量検知LED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しないLED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しないLED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しないLED 動作□出力する（標準）□出力しないスイッチ出力□出力する（標準）□出力しない

２－２．レベル判定値 ※８０～１００％（標準：５０％）

レベル１判定値％

レベル２判定値％

０～１００％（標準：３０％）★１％ステップで記入

ヒステリシス％

０～９％（標準：３％）★１％ステップで記入★１％ステップで記入

製 品 仕 様

ＦＺ０１－３４０Ａ４

５／６

VNＳ□□ＲＦ

次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム水溶液用型 式
信頼 創造 奉仕

小型電磁流量センサー

VNＳ□□ＲＥ※１：精度保証最大流量時の周波数を示します。
※２：出力１・２の設定値や選択項目は、すべて出荷時の設定となりますので、設置後の設定変更は出来ません。
※３：警報は、出力１または出力２のどちらかでしか選択出来ません。
※４：ウィンドウ判定は、出力１と出力２の設定値を使用して演算し、出力します。
※５：材質記号説明
PPS
ポリフェニレンサルファイド(Polyphenylene Sulfide)
PEEK
ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether Ketone)
ＰＶＣ
ポリ塩化ビニル（Poly vinyl chloride）
Ti
チタン(Titanium)
FKM
フッ素ゴム(Fluoro Rubber)
EPDM
エチレンプロピレンゴム(Ethylene propylene Rubber)※６：2020 年 6 月施行の食品衛生法ポジティブリストに適合しています。
使用可能食品
最高温度
接液部
Ⅰ.～70℃
油性
乳・
樹脂部品
酸性及び
酒類
その他 Ⅱ.～100℃
乳製品
Ⅲ.101℃～
脂肪性ケース○○○○○Ⅲ（材質：PEEK）※７：警報項目の説明
励磁異常検知・・・・・・励磁コイルに電流が正常に流れなくなった場合
メモリー異常検知・・・・メモリーデータに異常が発生した場合
電源電圧低下検知・・・・電源電圧が低下した場合
乾水検知・・・・・・・・流量センサー内から計測流体が抜けて、非満水状態になった場合
過大流体ノイズ検知・・・計測流体に異常電流が流れていたり、流体内に空気が混入していたりなど、過大流体ノイズ検知・・・正常な流量計測が出来ない場合
逆流検知・・・・・・・・計測流体が本体矢印方向と逆に流れている場合
過大流量検知・・・・・・精度保証流量範囲の上限値に対し１２５％を超える流量が流れている場合※８：精度保証流量範囲の最大流量時を１００％とします。

製 品 仕 様

ＦＺ０１－３４０Ａ４６／６

VNＳ□□ＲＦ

次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム水溶液用型 式
信頼 創造 奉仕

小型電磁流量センサー

VNＳ□□ＲＥ

３．配線方法

流量センサー
赤：電源＋センサー電源＋ (24V DC)

白：出力 1←
Ｉｓ

Ｒ
オープンコレクタ入力＋

黄：出力 2←Ｉｓ(パルス検出用電圧：30V DC 以下)
Ｒ

青：GND

センサー電源－およびオープンコレクタ入力－

出力 1 および出力 2 の NPN オープンコレクタ出力の吸込電流 Is は 20mA 以下になるようお願いします。
(推奨抵抗値は 10～20kΩです)Is(出力吸込電流：mA)＝V(パルス検出用電圧：V)
R(電流制限抵抗：kΩ)≦20mA

４．取扱上の注意
安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。
４－１．使用環境・対象流体(1)接液部材質が流体に対して耐食性のあることをご確認下さい。
(2)純水や油などの非導電性流体には使用できません。
(3)流体に電流が流れていると誤動作する場合があります。
(4)強力な磁場やノイズ源の近くに取り付けないで下さい。
(5)防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
(6)直射日光や雨が当たる場所への取り付けは避けて下さい(屋内仕様)。
４－２．配管について(1)本機を複数台並列設置する場合には、電磁干渉による流量検出のふらつきを軽減するため、20cm 以上の隙間を設けて下さい。
(2)流体にエアーを混入させないで下さい。精度に影響を及ぼします。
エアー溜まりとなりやすい箇所(配管立ち下がりの上流側など)には設置しないで下さい。
また、計測を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
(3)取付姿勢は、気泡の影響やゴミ・汚れなどの影響を避けるため、流れ方向が下から上になる方向を推奨します。
(4)流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
(5)ウォーターハンマーなど過大圧のかからない位置へ取り付けて下さい。
(6)配管内に異物・油などがある場合は洗浄後にセンサーを取り付けて下さい。
(7)流体の流れ方向が、本体に表示してある流れ方向の矢印と合うように取り付けて下さい。
(8)センサーの上流側に 5D 以上、下流側に 3D 以上の直管部を設けて下さい。(D は口径)(9)取付位置にはメンテナンススペースを設けて下さい。
４－３．配線について(1)電源や受信計器は、他から電気的にアイソレートすることを推奨します。