TASKGenuine Orthodontic Instruments for Dentists,
Hygienists and Technicianswww.task-ortho-inc.net

13

vol.

1

インスツルメントのお取り扱いについてインスツルメントのご使用後のお手入れは、大きく分けて以下の４つの手順に分類されます。それぞれの工程の意味を正しくご理解いただき、安全で、かつインスツルメントへの負担が少ないお手入れを心がけてください。
Cleaning

Disinfection

STEP1 洗 浄STEP2 消 毒

目視できる範囲の汚染を洗い流します。
●物理的洗浄：用手洗洗浄、超音波洗浄●化学的洗浄：洗浄剤洗浄、超音波洗浄（洗浄剤使用）

人体に有害な微生物の感染レベルを落とす、もしくは死滅させます。
●物理的消毒：煮沸消毒、濾過●化学的消毒：消毒剤（薬液）①洗浄前に、製品に異常がないかを確認してください。異常がある場合は使用を中止してください｡①薬液はインスツルメントの材質に影響を与えにくく、腐食性の低いグルタラール製剤をお奨めします。

②洗浄は付着物が乾く前に行ってください。（乾いた後では十分な洗浄・消毒効果が得られません。）②消毒後は流水下で水洗を行い薬液を除去してください。また、水洗後は速やかに乾燥させ、水分を完全に除去してください。プライヤーやハサミなど、ジョイント構造を有する製品には定期的な注油をお奨めします。

③流水下で洗浄をしてください。水洗が不十分ですと消毒薬のもつ蛋白質凝固作用により、付着した血液などが取れにくくなります。また、滅菌が不完全になる場合があります。
④家庭用中性洗剤は使用しないでください。腐食の原因となることがあります。
⑤汚染度が高い場合は、水洗後グルタラール製剤に浸漬（予浸）
してください。浸漬後は、流水下でよく洗い流してください。
※汚れが落ちない場合は、流水下でブラッシングを行い汚れを完全に除去してください。ブラッシングの際は表面を傷つける金属ブラシ、スチールウール、クレンザー（磨き粉）は使用しないでください。

禁忌薬剤成分
次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼ
トニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコ
ン酸クロルヘキシジン、機能水（超酸性水、酸化水）、家庭用洗剤※インスツルメントに材質の変化を誘発しうる成分を含有する薬剤のご使用はお避けください。 や孔食など様々なトラブルの原因となります。

浸漬洗浄●洗剤の濃度及び浸漬時間は洗剤メーカーの取り扱い説明書にしたがってください。高濃度、長時間の浸漬は製品の劣化の原因となります。
●洗剤は防 洗浄効果のある洗浄剤をお奨めします。
※洗浄剤には「タスクリーン」をおすすめします。

超音波洗浄●超音波洗浄は４０℃～６０℃の水温で行うと効果的です｡また、インスツルメントの詰め過ぎは十分な洗浄効果が得られませんので、お避けください。
※超音波洗浄は超音波振動により製品が動くことで汚れを落とします。キャビテーションの効果はバスケット内に製品を詰め込みすぎると低減します。

また、超音波を吸収するゴム、布、スポンジなどは洗浄には適しません。
●キャビテーションにより、刃物、メッキ加工製品、アルミ製品などはすれて傷になったり、侵食が発生する場合があります。
●ハサミなど先が開けるものは開放し、分解できるものは分
解し、洗浄してください。ペリオプローブやミラーの超音
波洗浄はお避けください。
●洗浄水は頻繁に取替え、器具の二次汚染の防止を心がけてください。洗浄後は十分にすすぎ、乾燥させてください。
※洗浄剤には「タスクリーン」をおすすめします。

タスクリーン（CODE NO.19200）
歯科用タンパク分解防 洗浄剤●器具洗浄（浸漬洗浄・超音波洗浄）●バキュームや排唾管の洗浄●スプレー使用
容量：500g／生産国：日本

2

注油の効果
鉗子、プライヤー、ハサミ、持針器などのようにジョイントを有する製品は回転軸となるジョイントに定期 的に注 油を行ってください。注
油により、ジョイントの動きがス
ムースになるだけでなく、最もサビが生じやすいジョイント部分からのサビの 抑 制 効 果 が 期 待できます。注油は防 潤滑シャープニン
グオイル「ス ムーサー」（ C O D E
NO.19100）をお奨めします。

ステンレスとサビの関係
ステンレス鋼は「 びない」鋼材と思われがちですが、
実は「 びにくい」鋼材でしかありません。ステンレス
鋼にも様々な種類がありますが、ＴＡＳＫの製品は、そのほとんどがマルテンサイト系ステンレス鋼で製造されています。
マルテンサイト系ステンレス鋼は、熱処理（焼入れ、焼戻し）を施すことで一定の硬度と強度、靭性を得る
ことができる鋼材です。歯科の用途を満たす数少ない
材質のひとつです。しかし、ステンレス鋼の中でも他の種類に比べてカーボン含有率が高いためにサビが生じやすいという問題もあります。歯科用インスツルメ
ントにとってサビは回避したい問題です。サビの発生を防ぐためには、材質の特性を周知いただいた上で、日頃のお手入れを適正な方法で行っていただくことが大切です。

Sterilization

DryingStorage

STEP3 滅 菌

STEP4 乾 燥・保 管

すべての微生物を死滅させ、無菌状態をつくります。
●物理的滅菌：高圧蒸気（オートクレーブ）滅菌●化学的滅菌：エチレンオキサイドガス（ＥＯＧ）滅菌①消毒、滅菌後はインスツルメントを完全に乾燥させてください。滅菌パックなどを使用される場合も、乾燥後にパッ
ク内に水分が残っていると十分な滅菌効果が得られない場
合があります。また、水分が残ったままでの保管はインス
ツルメントの腐食や劣化の原因となります。

①滅菌はＥＯＧ滅菌、及びオートクレーブ滅菌をお奨めします。
②オートクレーブ滅菌はできる限り精製水を使用してください。滅菌は１１５～１１８℃で３０分、１２１～１２４℃
で１５分、１２６～１３２℃で１０分のいずれかの条件で行ってください。
③オートクレーブ滅菌は滅菌温度及び乾燥温度がメーカー推
奨温度を超えないように設定してください。推奨温度を超える機器をお使いの方は、乾燥工程を行わずに、自然乾燥させてください｡高温の乾燥はインスツルメントの性能を低下させる恐れがあります。個々の製品により耐熱温度が異なりますので、製品情報（添付文書、またはカタログの温度表記）をご確認の上、滅菌を行ってください。

②インスツルメントはサビが発生しにくいよう、湿気の少ない場所で保管してください｡③サビのある製品と一緒に保管するとサビが移り、腐食する
場合があります。
④化学薬品と一緒に収納保管を行わないでください。
⑤紫外線殺菌灯付きキャビネットは製品に紫外線が行き届くように配置してください｡照射が行き届いていない箇所は殺菌効果が期待されません｡また、樹脂製品、ゴム製品は変質や劣化を招きますので､紫外線殺菌灯はお避けください｡⑥インスツルメントの保管は歯科医療従事者以外の方の手の触れない安全な場所にしてください。

温度表記

推奨されない滅菌と乾燥
アルコール製剤による高圧蒸気滅菌
インスツルメントの腐食や劣化を招きますので、ご使用はお避けください。

乾熱滅菌
高温の滅菌により、製品によっては劣化の原因となることがあります。

水道水を使用した高圧蒸気滅菌
水道水には不純物が多く含有していることが多いため、インスツルメントのシミやサビの原因となる場合があります。できる限り精製水をご使用ください。

3

INSTRUMENT CARE
CHARACTERISTIC OF STAINLESS STEELSTASK instruments are basically made from the martensitic
stainless steel. It is the most suitable material known now for

the dental instruments because the proper hardness, strength,
and toughness can be realized by heat treatment. The

stainless steel is a kind of metal alloy that forms on surface
stable film effective to rustproofing but rust spreads quickly
once the surface is damaged. Please care the instruments asfollowing procedures to use for a long term.

Disinfection : Making power of harmful microorganism
lower to the human body

Concise processing – Boiling disinfection / Filtration

Chemical processing – Disinfectant (chemical solution)① Dry the instruments completely after sterilization. Oiling at
the joint is recommended for the instruments with moving
parts such as forceps, pliers, and needle-holders.

※ Glutaral is recommended to use. Do not use the following
solution:Sodium hypochlorite, Benzalkonium chloride,

USUAL CARE
● Lubricate periodically on all instruments with hinges, locks

and the other moving parts such as forceps, pliers, scissors
and needle-holders.

● Sharpness of blades decreases by wear-out or damage.

When the blades becomes dull, ask us for resharpening or
reconditioning without delay.

Benzathonium chloride, Povidone-Iodine, Phenol,

Formaldehyde, Chlorhexidine Gluconate, Functional Water(super-acid water, oxidation water), Household detergent
Sterilization : Removal of microorganism for asepsis

Concise processing – Autoclave
Chemical processing – EOG (ethylene oxide gas)
① Recommended the sterilization by autoclave or by EOG.

Dry Heat Sterilization, Chemiclave and Cold Sterization are

CARE AFTER USE
Washing : Flush visible stains and tissue
Concise processing – washing by hand / ultrasonic cleaner

Chemical processing – cleaning agent / ultrasonic cleaner
with cleaning agent① Check if the instrument is in good condition to use it again.
② Flush blood, fat or protein from the surface before it dries.
Washer disinfectors are not recommended to use.

③ Cleaning agent in which rust prevention is effective isrecommended. Use it according to directions of the manufacturer.

④ Water temperature from 40°C to 60°C (104° F to 140° F) isthe most effective in the ultrasonic cleaner. Place instru-

ments in open position in a way that they do not touch eachother on a tray in order to avoid insufficient cleaning.

⑤ Rince the instruments thoroushly with water.

⑥ Inspect the instruments have been properly cleaned.

★The priceson this catalogue are eﬀective only in Japan.

4

not recommended.

② Use the autoclave below temperature of 132°C (269.6 ° F) in
dry room.

③ Do not use the high pressure steam sterilization with the
medicine made of alcoholic content.

④ Dry instruments completely against the risk of corrosion. The
inner parts of hinges need more time to dry.

⑤ Store instruments in dry and dust-free places, and keep awayfrom chemical products.

ストリッピング インスツルメント
コントラ アングル …………………………………………………………………………………… 6
オート ストリッピング バー ………………………………………………………………………… 7
ストリッピング ツール ……………………………………………………………………………… 8
アライナー プライヤー
クリア アライナー プライヤー ……………………………………………………………………… 9
カッティング プライヤー
ピン＆リガチャー カッター ………………………………………………………………………… 10
ハード ワイヤー カッター …………………………………………………………………………… 11
リガチャー カッター ………………………………………………………………………………… 12目

ディスタル エンド カッター ………………………………………………………………………… 14
ワイヤー カッター …………………………………………………………………………………… 18

次

ユーティリティー プライヤー
ホウ プライヤー ……………………………………………………………………………………… 19
ウインガート ユーティリティー プライヤー ……………………………………………………… 20
ベンディング プライヤー
トルキング プライヤー ……………………………………………………………………………… 22
ループ フォーミング プライヤー …………………………………………………………………… 23
バード ビーク プライヤー …………………………………………………………………………… 24
ライト ワイヤー プライヤー ………………………………………………………………………… 25
ワイヤー ベンディング プライヤー ………………………………………………………………… 26
クワド ヘリックス ベンディング プライヤー……………………………………………………… 28
フェースボー アジャスティング プライヤー ……………………………………………………… 28
シンチバック プライヤー …………………………………………………………………………… 28
コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー
コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー……………………………………………… 29
バンディング インスツルメント
エラスティック セパレーティング プライヤー …………………………………………………… 30
バンドシーター……………………………………………………………………………………… 30

バンド プッシャー …………………………………………………………………………………… 31
バンディング プライヤー
バンド リムービング プライヤー …………………………………………………………………… 32
バンド コンタリング プライヤー …………………………………………………………………… 33
アーチフォーミング インスツルメント
アーチフォーミング プライヤー …………………………………………………………………… 34
アーチターレット（アーチフォーマー）…………………………………………………………… 35
ディボンディング プライヤー
ブラケット リムービング プライヤー ……………………………………………………………… 36
ボンド リムービング プライヤー …………………………………………………………………… 38
クリンピング プライヤー
フック クリンピング プライヤー …………………………………………………………………… 40チューブ クリンピング プライヤー ………………………………………………………………… 40
ボンディングインスツルメント
ブラケット ポジショニング ゲージ ………………………………………………………………… 41
ブラケット プレーサー（ピンセット）……………………………………………………………… 41
リガッティング インスツルメント
リガッティング インスツルメント ………………………………………………………………… 43
口角鈎（リトラクター）
リップワイダー…………………………………………………………………………………… 48

片頭リトラクター…………………………………………………………………………………… 49

口腔内撮影用ミラー
口腔内撮影用ミラー………………………………………………………………………………… 50

金冠バサミ
金冠バサミ

…………………………………………………………………………………………… 52

測定用インスツルメント
ノギス………………………………………………………………………………………………… 53

石膏鉗子
カラス型石膏鉗子…………………………………………………………………………………… 54

石膏トリム鉗子

……………………………………………………………………………………… 55

メンテナンス用品
プライヤーケース…………………………………………………………………………………… 56

プライヤー スタンド ………………………………………………………………………………… 57
スムーサー（防錆・潤滑・シャープニングオイル）……………………………………………… 57
ビニール ハンドル カバー …………………………………………………………………………… 57
タスクリーン（タンパク分解・防洗浄剤）……………………………………………………… 58

ナノクイック（弱酸性次亜塩素酸クリーナー）…………………………………………………… 59
交換部品……………………………………………………………………………………………… 60

5ストリッピング インスツルメント

STRIPPING INSTRUMENTS

コントラ アングル
1/1

CONTRA ANGLES＜使用例＞

ストリッピング インスツルメント●IPR（InterProximal Reduction : 隣接面削合）専用コントラアングル●上下運動タイプ(減速比 4:1) ※等倍速ではございません。
●ストローク幅：1.3mm●毎分回転数限度：6,000rpm以下●各メーカーEVAシステムにも対応しております。
●JIS T 5904:1933（ISO3964:1982）形式モーターに接続対応しております。
●注水およびライト付きタイプではございません。
チップ接続口φ2.35

mm▲ストリッピング コントラアングル
STRIPPING CONTRA ANGLES

シース部

ナッ
ト部

9.0

TASK STR-50VT￥42,000

CODE NO.74920
医療機器認証番号 225ALBZX00008000
特定保守管理医療機器 ストレート・ギアードアングルハンドピース

先端部直径 8.0 mm

ヘッ
ド部

3 6m

m

96mm

〈使用上の注意〉＊ご使用前には、ナット部がきちんと締め付けられていることをご確認ください。
＊本品は、ヘッド部とシース部に分解ができる構造です。
＊組み立て方法 ①ヘッド部の内部ギアの先端をチップ接続口に嚙み合わせる。
②ヘッド部とシース部の凹凸面を噛み合わせて ( 図１を参照 )、ナット部を締め付ける。
＊落下等の強い衝撃は、ヘッド内部の部品破損を起こし、故障の原因となります。
＊ご使用後ごと（患者様ごと）に必ず、洗浄・注油・滅菌を行ってください。
＊注油 ①市販のハンドピーススプレーをモーター接続口から約2秒間スプレー。
②ヘッド部の先端から汚れがオイルと一緒に出てくるようであれば、汚れが出なくなるまでスプレー注油(約２秒間)を繰り返す。
③注油後は暫くの間、垂直に立て、内部の余分なオイルを抜く。
※購入時付属のオイルをご使用になる場合は、ヘッド部を取り外し、内部ギアの汚れを拭き取ってから部品に直接注油してください。
＊推奨滅菌：オートクレーブ （132°
～135°
／20分）

0

6

5

＜図1＞

＜分解図＞
（A）
（A）

（B）
（B）

（D）
（D）

（C）
（C）

(A) チップ接続口(B) ヘッド部の内部ギア(C) ヘッド部およびナット部(D) シース部

1015

オート ストリッピング バー
AUTO STRIPPING BUR

医療機器届出番号 09B2X00010000365

1/1

一般医療機器・歯科研削用ストリップ

ストリッピング インスツルメント●ブレードには、
ダイヤモンド粒子がコーティングしてあります。
●両面コーティングタイプに付与されたホイールは、目詰まりや発熱の抑制に効果があります。
●ブレード部分が脱落しないように、フレームとの留め金は堅牢設計になっております。

▲スターターセット（両面 各サイズ1枚入・計5枚入）￥15,000 〈使用上の注意〉（片面L 各サイズ1枚入・計5枚入）￥15,000 ＊両面・片面ともに鋸歯状ではない為、歯間部にブレード部分が挿入で▲片面Lセット
きる隙間（両面 15µm は厚さ 0.08mm）がある場合にご使用ください。
（片面R
各サイズ1枚入・計5枚入）￥15,000▲片面Rセット
隙間が無い場合のご使用は、ブレード部分の湾曲や破損及びコントラ▲補充用 単品（３枚入）各￥9,000
アングルの空回りを起こし、故障の原因となります。
＊片面コーティングタイプには、ホイールは付与されておりません。
＊ブレード部分の厚さが削合量（幅）ではございません。
＊コントラアングルへの差し込み部分の径には、製造ロット毎に若干の誤差（寸法公差）があります。予めご了承ください。
＊ IPR 後のスペースの計測には『オートストリッピングゲージ』（CODE NO.74911）のご使用をおすすめします。
フレーム両面にダイヤモンド粒子サイズをマーキング。

m

3.9m

14.8mm

▲両面 15μm（3枚入） ▲両面 25μm（3枚入） ▲両面 40μm（3枚入） ▲両面 60μm（3枚入） ▲両面 90μm（3枚入）
ダイヤモンド粒子サイズ
片面タイプには、LまたはRが表記してあります。

▲片面 L15μm（3枚入） ▲片面 L25μm（3枚入） ▲片面 L40μm（3枚入） ▲片面 L60μm（3枚入） ▲片面 L90μm（3枚入）▲片面 R15μm（3枚入） ▲片面 R25μm（3枚入） ▲片面 R40μm（3枚入） ▲片面 R60μm（3枚入） ▲片面 R90μm（3枚入）
規格
ブレード厚

スターターセット

片面Lセット

片面Rセット

両面

―

―

―

0.08mm0.12mm

0.15mm0.19mm0.29mm

片面

―

―

―

0.06mm

0.08mm0.10mm0.14mm0.17mm

ダイヤモンド粒子サイズ
CODE NO

015μm（3枚入） 25μm（3枚入） 40μm（3枚入） 60μm（3枚入） 90μm（3枚入）

―

―

―

15μm

25μm

40μm

60μm

90μm

両面

74930

―

―

74931

74932

74933

74934

74935

片面Ｌ

―

74981

―

74961

74962

74963

74964

74965

片面Ｒ

―

―

74982

74971

74972

74973

74974

74975

5

10

15

7

ストリッピング インスツルメント

STRIPPING INSTRUMENTS

ストリッピング ツール
STRIPPING TOOLS
ストリッピング インスツルメント▲

オート ストリッピング ゲージ

AUTO STRIPPING GAUGE

29

m

12

m

m

m

￥9,500

CODE NO.74911●IPRの専用ゲージです。
●歯間部の幅を計測することができます。
●厚さ：6種類
0.1mm／0.2mm／0.25mm
0.3mm／0.4mm／0.5mm▲

オート ストリッピング プッシュボタン＜収納例＞

AUTO STRIPPING PUSH BUTTON

21mm￥2,000

CODE NO.74913●オートストリッピングバーをコントラアングルから取り外す（押し出す）
ツール。

▲オート ストリッピング バースタンド（15本立）
AUTO STRIPPING BUR STAND (15 HOLES)￥7,00015mm

CODE NO.74912●オートストリッピングバーを15本収納できます。
●サイズ（蓋を閉じた状態）：D50mm×W50mm×H45mm

0

8

5

10

15

アライナー プライヤー

ALIGNER PLIERS

クリア アライナー プライヤー
1/1

CLEAR ALIGNER PLIERS
5mm
1.4mm

アライナー プライヤー

5.5mm

4.1mm

●アライナーの辺縁に半月状●アライナー歯頚部辺縁にエラスのスペースを作り、リンガ

ティックを取付ける際の涙滴状

ルボタンやブラケットなど▲ 60-731

を併用する際の装着位置をアライナー プライヤー

確保します。

ALIGNER PLIER●アライナーのトリミングに￥17,500

アライナー プライヤー
ALIGNER PLIERも使用することができます。

CODE NO.67310
全長：約 125mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362￥17,500

CODE NO.67340
全長：約 118mm
医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

3.0mm

1.2mm
1.0mm

▲ 60-732

3.6mm▲ 60-733▲ 60-735

アライナー プライヤー

アライナー プライヤー

アライナー プライヤー￥17,500￥17,500￥17,500

ALIGNER PLIERALIGNER PLIER

CODE NO.67320
全長：約 118mm

0の穴を開けることができます。

▲ 60-734

ALIGNER PLIER

CODE NO.67330
全長：約 118mm

CODE NO.67350
全長：約 132mm

医療機器届出番号 09B2X00010000362

医療機器届出番号 09B2X00010000362

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●頬側、舌側に水平的なくぼみを付与します。

●頬側、舌側の近遠心に垂直的なくぼみを付与します。

5

医療機器届出番号 09B2X00010000362
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

10●頬側、舌側の近遠心に 1mm 径の円形のくぼみを付与します。

15

9

カッティング プライヤー

CUTTING PLIERS

ピン ＆ リガチャー カッター
1/1

PIN & LIGATURE CUTTERS
11mm

9mm

12mm

カッティング プライヤー

22.5mm

20mm

mm

11mm

12mm

23.5mm
22.5mm ▲ 30-604WK

12mm12mm

11mm11mm

12mm12mm￥13,500

医療機器届出番号 09B2X00010000543

医療機器届出番号 09B2X00010000543

医療機器届出番号 09B2X00010000543

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ハンドルにバネが付いています。

●30-604WKのスリムタイプ。
●ハンドルにバネが付いています。

22.5mm21mm

21mm
20mm20mm▲ 60-607

9mm 9mm

21.7mm
22.5mm
22.5mm21mm21mm￥18,500

5

21.7mm
21.7mm21mm21mm▲ 60-606S

PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM
CODE NO.66061
全長：約 120mm

超硬付き

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ヘッドサイズが最も小さいタイプ。
●小さなヘッドでも操作しやすいよう、
ハンドルはしっかり握れる細長い形状です。

●60-605Sの刃部に角度がついたタイプ。
●刃部角度 15°の設計により広い視野の確保ができます。
●ハンドルにバネが付いています。

10mm10mm
10°￥18,500

医療機器届出番号 09B2X00010000543

超硬付き

9mm 9mm15°￥18,500

Ligature Wires up to.015"

Ligature Wires up to.015"

60-606S

ピン＆リガチャー カッター - スリム

CODE NO.66053
全長：約 126mm

CODE NO.66070
全長：約 126mm

22.5mmピン＆リガチャー カッター - スリム
PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM

PIN & LIGATURE CUTTER-SLIM 15°ANGLE

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

60-607▲ 60-605S

ピン＆リガチャー カッター（スリム）
15°
アングル

医療機器届出番号 09B2X00010000543

10mm
12mm12mm

9mm

20mm

60-606S
10°

10

23.5m

超硬付き

CODE NO.60015
全長：約 118mm

11mm
12mm
Ligature
Wires up to.016"
Elastic Ligature

9mm
11mm11mm

21mm

PIN & LIGATURE CUTTER

超硬付き

CODE NO.66058
全長：約 116mm

15°

11mm

ピン＆リガチャー カッター

Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligatures

9mm

22.5mm21mm

Ligature Wires up to.016"
Elastic Ligatures

2mm

9mm

〈TASK
SPECIAL〉
23.5mm
23.5mm ▲ TS-1523.5mm
23.5mm￥21,000

超硬付き

60-6070

21.7mm
22.5mm

PIN & LIGATURE CUTTER-MINIATURE

CODE NO.66048
全長：約 119mm

10

21mm
20mm

ピン＆リガチャー カッター - ミニチュア

PIN & LIGATURE CUTTER￥21,000

21mm▲ 30-605WK
23.5mm
22.5mm
22.5mmピン＆リガチャー カッター

9mm 12mm

10mm
12mm

9mm
11mm

Ligature Wires up to.015"
医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き●ハンドルに板状バネが付いています。
●刃部に 10°の角度が付いています。

15

21mm

1/1

12mm

12mm

23.5mm

22.5mm

23.5mm▲ 60-604

12mm

23.5mm

22.5mm▲ 60-605

ピン＆リガチャー カッター

アンギュラー リガチャー カッター -45°
アングル

PIN & LIGATURE CUTTER-MINIATURE￥18,500￥18,500

超硬付き

CODE NO.66040
全長：約 120mm

ANGULAR LIGATURE CUTTER-45°
ANGLE

超硬付き

CODE NO.66050
全長：約 120mm

Ligature Wires up to.015"

9mm

医療機器届出番号 09B2X00010000543

Ligature Wires up to.015"
10mm
9mm

医療機器届出番号 09B2X00010000543

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ￥18,500

CODE NO.66200
全長：約 122mm

10mm Ligature
9mm
12mm Wires up to.015"

11mm

23.5mm▲ 60-620

ピン＆リガチャー カッター - ミニチュア

PIN & LIGATURE CUTTER

9mm

11mm

カッティング プライヤー

11mm

医療機器届出番号 09B2X00010000807

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●60-604のスリムタイプ。
22.5mm

21mm

21mm

20mm

21.7mm

22.5mm

21mm

21.7mm21mm

ハード ワイヤー カッター
1/1

HARD WIRE CUTTER▲ 60-604H

ハード ワイヤー カッター

HARD WIRE CUTTER￥18,500

CODE NO.66042
全長：約 119mm

超硬付き

Hard Wires up to.020" Round.
医療機器届出番号 09B2X00010000110
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

5

10

15

11

カッティング プライヤー

CUTTING PLIERS

リガチャー カッター
LIGATURE CUTTERS

1/1

カッティング プライヤー▲ P-410

リバースド リガチャー カッター -40°
アングル
REVERSED LIGATURE CUTTER-40°
ANGLE￥22,000

CODE NO.60410
全長：約 134mm
Ligature Wires up to .010"
医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き●刃の向きが違う２種（正：P-400／逆：P-410）の使い分けで、常に刃の平らな面と対峙したカッティングができます。
●刃部角度40°の設計と全体のスリム化により、広い視野の確保ができます。
●ハンドルは長めで、ふくらみを下方に移したことで操作性が向上しました。

▲ P-400

リガチャー カッター -40°
アングル
LIGATURE CUTTER-40°
ANGLE￥22,000

CODE NO.60400
全長：約 134mm

超硬付き

Ligature Wires up to .010"

ご注意：危険防止のため、.010" 以上のリガチャー ワイヤーには使用しないでください。

医療機器届出番号 09B2X00010000807
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

012●The Smallest possible edges with the angle of 40 degrees allow aneasy access to the lingual area and offer a wide view into the mouth.
●Two models are available according to the operative area ; regular orreversed edges. It assumes the proper operation in a wide view.
●The curves of the handle are conventionally located below with thestronger curving line. It gives stable feeling of a grip while operating in
the hard to reach area.

5

10

15

1/1

▲ P-42060°

リバースド リガチャー カッター -60°
アングル

LIGATURE CUTTER-50°
ANGLE
CODE NO.60420
全長：約 160mm

60°▲ P-430

リガチャー カッター -50°
アングル
￥22,000

50°

カッティング プライヤー

50°

REVERSED LIGATURE CUTTER-60°
ANGLE

超硬付き

￥22,000

CODE NO.60430
全長：約 160mm

Ligature Wires up to .012"

Ligature Wires up to .012"

医療機器届出番号 09B2X00010000807

医療機器届出番号 09B2X00010000807

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き●刃の向きが違うため、両方の使い分けにより常に刃の平らな面と対峙したカッティングができます。
●刃部角度が50°、60°に設計されており、より広い視野の確保ができます。
●ハンドル内側にはワイヤー切断許容範囲がマーキングしてあります。

0

5

10

15

13

カッティング プライヤー

CUTTING PLIERS

ディスタル エンド カッター
DISTAL END CUTTERS
12mm

30-550SL30-550SL30-550FL

30-550SLS

30-550SLS

9.5mm

12mm
10mm

カッティング プライヤー

21mm

18mm

▲ 30-550K

30-55410mm10mm

21mm
21mm

ディスタル エンド セーフティー カッター - スリム

DISTAL END SAFETY CUTTERDISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM￥21,000￥21,000

超硬付き

CODE NO.65508
全長：約 115mm

超硬付き

CODE NO.65501
全長：約 120mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to.012"〜.020"■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to.012"〜.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094

医療機器届出番号 09B2X00010000094

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

30-550SL

9.5mm

30-554

10mm

9.5mm

10mm

21mm

21mm

21mm

21mm

▲

18mm

30-550FL●30-550Kのスリムタイプ。

30-550SLS

12mm

21mm21mm▲ 30-550S

ディスタル エンド セーフティー カッター

30-550S▲

30-551US

30-551US

30-550S▲●下顎へアクセスしやすいように、先端部をスリムにしました。
●ハンドルは通常より長くして、最大開口幅も狭くしました。
手が小さい方でも扱いやすくなっています。

30-551US

ディスタル エンド セーフティー カッター - スリム
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM￥21,000

CODE NO.65507
全長：約 130mm

超硬付き■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to.012"〜.020"
医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

14

5

10

30-554

1/1

9.5mm
9.5mm

21mm
18mm

30-550FL

15

9.5mm

10mm

21mm

30-550SL

30-550FL

30-550SL30-55430-550SLS

12mm

9.5mm

10mm

21mm

21mm

9.5mm

10mm

18mm

10mm

21mm

21mm

9

21mm

10°

▲ 30-550SL▲ 30-550SLS

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム〈ロング ハンドル〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM〈LONG HANDLE〉

超硬付き￥21,000

DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM〈LONG HANDLE STRAIGHT〉

超硬付き￥21,000

CODE NO.65502
全長：約 147mm

0

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム〈ロング ハンドル ストレート〉

CODE NO.65506
全長：約 147mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to.012"〜.020"■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to.012"〜.020"

医療機器届出番号 09B2X00010000094

医療機器届出番号 09B2X00010000094

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●30-550Sのロングハンドルタイプ。
●ハンドルに 10°の角度が付いています。

●30-550Sのロングハンドルタイプ。

5

10

15

15

カッティング プライヤー

21mm

18mm

12mm

9.5mm

30-

1/1

30-550SLS

CUTTING PLIERS
30-550SL30-550FL
ディスタル エンド カッター

30-550SL30-55430-550SLSDISTAL END CUTTERS

9.5mm

カッティング プライヤー

8mm

カッティング プライヤー

12mm

9.5mm

9.5mm

10mm

30-554

9.5mm

10mm

10mm

1/1

10mm

21mm

18mm
21mm

30-550FL

30-550SLS

21mm

21mm

21mm

21mm

21mm

21mm

30-950
交換用ホールドリング（10個入）

30-950
交換用ホールドリング（10個入）

Replacement Hold-Ring（10/pk.）Replacement Hold-Ring（10/pk.）CODE NO.69500

CODE NO.69500￥2,500￥2,500※ホールドリングは消耗品です。
使用頻度にもよりますが、1 ヶ月に一度は新品と交換してください。
※ Recommended to be
replaced every four weeks.

※ホールドリングは消耗品です。
使用頻度にもよりますが、1 ヶ月に一度は新品と交換してください。
※ Recommended to be
replaced every four weeks.

▲ 30-550SF

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム〈フラッシュカットタイプ〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM〈FLUSH CUT TYPE〉

超硬付き￥23,000

CODE NO.65503
全長：約 121mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to.012"〜.020"〈包装内容〉
・プライヤー本体（ホールドリング付）
・交換用ホールドリング 2個

医療機器届出番号 09B2X00010000094▲ 30-550FL

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム〈フラッシュカットタイプ - ロングハンドル〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM〈FLUSH CUT TYPE - LONG HANDLE〉￥23,000

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●フラッシュカット：バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。
●耐熱性特殊ゴムを使用したホールドリングの採用により、ステンレス製、Ni-Ti 合金製など、ワイヤーの種類を問わず使用できます。
● Flush cut : Permits to cut wires flush to buccal tube.
● Holds any wire made of stainless steel or Ni-Ti alloyat the hold ring in heat-proof rubber.

▲

CODE NO.65505
全長：約 147mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"

0● Round Wires up to.012"〜.020"

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●30-550SFのロングハンドルタイプ。
●ハンドルに 10°の角度がついています。
●フラッシュカット：バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。
●耐熱性特殊ゴムを使用したホールドリングの採用により、ステンレス製、Ni-Ti 合金製など、ワイヤーの種類を問わず使用できます。

By distal end safety
cutter flush cut type

5

〈包装内容〉
・プライヤー本体（ホールドリング付）
・交換用ホールドリング 2個

医療機器届出番号 09B2X00010000331

By regular distal end
safety cutter

16

超硬付き

▲

By regular distal end
safety cutter

10°

10

By distal end safety
cutter flush cut type

15

0SL

30-550FL

30-5540SLS30-550SL30-550FL

30-554

9.5mm

10mm

30-550SLS

mm

10mm

21mm

21mm

10mm

18mm

9.5mm

21mm

10mm

21mm

21mm

▲ 30-553

21mm

10°

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム〈ノーリング＿フラッシュカットタイプ〉
DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM〈FLUSH CUT TYPE〉

21mm

1/1

カッティング プライヤー

21mm

12mm

9.5mm

超硬付き

▲ 30-554￥28,000

ディスタル エンド セーフティーカッター - スリム〈ノーリング＿フラッシュカットタイプ - ロングハンドル〉

CODE NO.65510
全長：約 128mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to .012"〜.020"

DISTAL END SAFETY CUTTER-SLIM〈FLUSH CUT TYPE - LONG HANDLE〉

超硬付き￥28,000

医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ホールドリング不要のフラッシュカットタイプ。
●ハンドルの形状は 30-551US と同じです。
手が小さな方でも扱いやすくなっています。
●フラッシュカット：バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。
● Flush cut : Permits to cut wires flush to buccal tube.

CODE NO.65511
全長：約 147mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"● Round Wires up to .012"〜.020"
医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●30-553のロングハンドルタイプ。
●ハンドルに 10°の角度が付いています。
●フラッシュカット：バッカルチューブのエンドと同一面でカッティングが行なえます。

▲▲

By regular distal end
safety cutter

By distal end safety
cutter flush cut type
By regular distal end
safety cutter

0

5

10

By distal end safety
cutter flush cut type15

17

カッティング プライヤー

CUTTING PLIERS

ワイヤー カッター

オートクレーブ

滅菌不可

WIRE CUTTER▲

カッティング プライヤー

フラットカッターによるカッティング

切断面の比較

フラットカッター▲フラットカッター

FLAT CUTTER￥12,000

CODE NO.45020
全長：約 130mm
Hard Wires Only
先端部：φ 0.6 〜 1.0mm
側面部：φ 1.0 〜 1.2mm
Cut of top : φ 0.6 〜 1.0mm
Cut of side : φ 1.0 〜 1.2mm
医療機器届出番号 09B2X00010000102
一般医療機器・歯科技工用鉗子

0

18

1/1

ワイヤーニッパー●バリがなく、平ら（フラット）な断面が得られますから、研磨処理を軽減でき、寸法調整を手早く終えることができます。
●２箇所の切り口（側面・先端）を使い分けることで、φ 1.2mm とφ 1.0mm のフラットカットができます。
●手が小さな方でも扱いやすいよう、ハンドル最大開口幅を狭めに設計しています。
● Flat Cut End——The flat cut edge diminishes theadjusting process. It is enough to polish the edge slightly.
It prevents a wire from making shorter than expected.
● Compact & Powerful——Good manupilation even forwhose hands are small.
● Safety Design——Safe because the blades areuntouchable by fingers.

5

10▲ 60-004

パワー カッター

POWER CUTTER￥9,000

CODE NO.60040
全長：約 168mm
Hard Wires & Soft Wires up to 1.5mm
医療機器届出番号 09B2X00010000100
一般医療機器・歯科技工用鉗子

15

ユーティリティー プライヤー

UTILITY PLIERS

ホウ プライヤー
1/1

HOW PLIERS
3.2mm

3.2mm

2.4mm

ユーティリティー プライヤー▲ 60-306T▲ 60-306

ホウ プライヤー▲ 60-307

ホウ プライヤー

HOW PLIER

ホウ プライヤー - スモール

HOW PLIER

HOW PLIER-SMALL

CODE NO.63061
全長：約 138mm
Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.

CODE NO.63060
全長：約 138mm
Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.

CODE NO.63070
全長：約 138mm
Tips are 3/32"(2.4mm) diameter.

医療機器届出番号 09B2X00010000112

医療機器届出番号 09B2X00010000112

医療機器届出番号 09B2X00010000112

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ￥17,000￥13,500

超硬付き￥13,500

3.2mm

4.0mm

▲

約41mm

▲ 60-308▲▲ 60-309

ホウ プライヤー - スリムハンドル

ホウ プライヤー - オフセット

ハンドル幅が通常より約1cm狭く、

HOW PLIER-SLIM HANDLE

HOW PLIER-OFFSET

回転させやすくなっています。

￥14,000￥13,500

The width between two handles

CODE NO.63090
全長：約 147mm
Tips are 5/32"(4.0mm) diameter.

CODE NO.63080
全長：約 136mm
Tips are 1/8"(3.2mm) diameter.

measures about 1cm less than
the regular How plier and it

医療機器届出番号 09B2X00010000112

医療機器届出番号 09B2X00010000112

allows rotating of the plier easily.

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ハンドルの長さが通常よりも長めに設計されています。
●先端部が通常よりも大きいためワイヤーをより把持しやすくなっています。

0

5

10

15

19

ユーティリティー プライヤー

UTILITY PLIERS

ウインガート ユーティリティー プライヤー
1/1

WEINGART UTILITY PLIERS
ユーティリティー プライヤー

超硬付き▲ 60-501T▲ 60-501

ウインガート ユーティリティー プライヤー

ウインガート ユーティリティー プライヤー￥17,000￥13,500

WEINGART UTILITY PLIER
CODE NO.65011
全長：約 136mm

WEINGART UTILITY PLIER
CODE NO.65010
全長：約 136mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

超硬付き

▲ P-300

リンガル ユーティリティー プライヤー〈ロング ハンドル〉▲ 30-502T

ウインガート ユーティリティー プライヤー

ウインガート ユーティリティー プライヤー￥17,500￥13,500

WEINGART UTILITY PLIER
CODE NO.65021
全長：約 127mm

LINGUAL UTILITY PLIER〈LONG HANDLE〉￥16,000

CODE NO.60300
全長：約 175mm
医療機器届出番号 09B2X00010000323
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

WEINGART UTILITY PLIER
CODE NO.60020
全長：約 128mm

医療機器届出番号 09B2X00010000544

20▲ TS-20〈TASK SPECIAL〉

5

10

15

1/1

ユーティリティー プライヤー

先端に溶射加工（滑り止め）を施しました。
結紮線のエンド処理にもお使い頂けます。
先端内側はギザ目加工で滑りにくい設計です。

ハンドル幅が通常より約1cm狭く、回転させやすくなっています。
The width between two handles
measures about 1cm less than
the regular How plier and it
allows rotating of the plier easily.

▲

約41mm

▲

▲ 60-504

ウインガート ユーティリティー プライヤー - スモール
WEINGART UTILITY PLIER -SMALL￥13,500

CODE NO.65040
全長：約 147mm●ハンドルの長さが通常のユーティリティープライヤーより長めに設計されています。
●シンチバックや結紮線のエンド処理などに使いやすい小さめのヘッドサイズです。
医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

5

10

15

21

ベンディング プライヤー

BENDING PLIERS

トルキング プライヤー
1/1

TORQUING PLIERS

ベンディング プライヤー

Φ1.0

1.5mm
1.5mm

1.0mm

Φ1.0

1.0mm
0.5mm

1.5mm

1.0mm
1.0mm

1.0mm
0.5mm

3.4mm
4.4mm
5.4mm
6.4mm
▲
60-303T

3.4mm
4.4mm
5.4mm
6.4mm ▲ 60-303

ツイード アーチ ベンディング プライヤー

ツイード アーチ ベンディング プライヤー

TWEED ARCH BENDING PLIER￥17,000

TWEED ARCH BENDING PLIER

超硬付きCODE NO.63031
全長：約 117mm￥13,500

CODE NO.63030
全長：約 116mm

Beaks are .060" wide, parallel at .020" opening■ Rectangular Wires up to.022" × .028"

Beaks are .043" wide, parallel at .020" opening■ Rectangular Wires up to.022" × .028"

医療機器届出番号 09B2X00010000121

医療機器届出番号 09B2X00010000121

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに先端部が平行になる設計です。

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに先端部が平行になる設計です。

〈60-227 #F〉〈60-226 #M〉〈使用方法〉
60-226 #Mと60-227 #Fのペアで使います。
①60-226 #Mでワイヤーを把持②更にその上から60-227 #Fでワイヤーを把持③60-227 #Fは固定したままで、
60-226 #Mを捻る④把持していた部分（6.0mm）
のみにトルクが付与される

6.0mm▲ 60-227 #F▲ 60-226 #M

トルキング プライヤー

トルキング プライヤー￥13,500￥13,500

TORQUING PLIERTORQUING PLIER

CODE NO.62270
全長：約 121mm

0

22

6.0mm

CODE NO.62260
全長：約 121mm■ Rectangular Wires up to.022" × .028"■ Rectangular Wires up to.022" × .028"

医療機器届出番号 09B2X00010000354

医療機器届出番号 09B2X00010000354

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

10

15

ループ フォーミング プライヤー
1/1

LOOP FORMING PLIERS

2.4

3
φ1.2
φ1.7
φ2.2

60-305▲ 60-074▲ 60-213

ヤング プライヤー

ジャラバック プライヤー￥13,500￥13,500

YOUNG PLIER

CODE NO.60740
全長：約 120mm

LOOP FORMING PLIER

CODE NO.62130
全長：約 127mm

CODE NO.63050
全長：約 125mm￥14,000

Wires up to.020"（0.5mm）

Wires up to.022"（0.55mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000114

医療機器届出番号 09B2X00010000115

医療機器届出番号 09B2X00010000116

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

2.4

3

3 2.5

2.8

2.5

φ1.2

φ1.2

φ1.0

φ1.0φ1.0

φ1.0

φ1.2

φ1.7

φ1.7

φ2.0

φ2.0φ2.0

φ2.0

φ1.8

φ2.2

φ2.2

φ2.5

φ2.5φ2.5

φ2.5

φ2.3

60-30560-30560-30460-30460-304S▲ 60-304▲ 60-304S

オメガ ループ フォーミング プライヤー￥13,500￥13,500

CODE NO.63040
全長：約 131mm

60-42160-304S

ツイード ループ フォーミング プライヤー
TWEED LOOP FORMING PLIER

0▲ 60-305

Wires up to.028"〜.040"（0.7〜1.0mm）

2.4▲ 60-421

ループ フォーミング プライヤー 鶴見大型

OMEGA LOOP FORMING PLIER

LOOP FORMING PLIER TSURUMI UNIV TYPE

CODE NO.63041
全長：約 132mm

CODE NO.64210
全長：約 125mm￥16,000

Wires up to.022"（0.55mm）

Wires up to.022"（0.55mm）

Wires up to.025"（0.6mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000117

医療機器届出番号 09B2X00010000118

医療機器届出番号 09B2X00010000116

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

60-30

ループ フォーミング プライヤー

JARABAK PLIER

10

ベンディング プライヤー

Wires up to.028"（0.7mm）

1523ベンディング プライヤー

BENDING PLIERS

ループ フォーミング プライヤー
1/1

LOOP FORMING PLIERS

ベンディング プライヤー

1.9

1.0mm
1.0mm
0.5mm
0.5mm

φ1.3

3.4mm
3.4mm
4.4mm
4.4mm
5.4mm
5.4mm
6.4mm
6.4mm

φ1.8
φ2.2

▲ 60-430CK▲ 60-302

キム プライヤー - カッター付き

ナンス クロージング ループプライヤー

KIM PLIER-WITH CUTTER￥23,000

NANCE CLOSING LOOP PLIER￥13,500

超硬付き

CODE NO.64303
全長：約 121mm

CODE NO.63020
全長：約 117mm

For bending of multiple edgewise arch wires.
■ Rectangular Wires up to.016" × .022"

Beaks are parallel at .020" opening
Wires up to.022"（0.55mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000119

医療機器届出番号 09B2X00010000120

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに先端部が平行になる設計です。

バード ビーク プライヤー
1/1

BIRD BEAK PLIERS.040".040".035".035".040".040"▲ 30-314T▲ 60-314

バード ビーク プライヤー

バード ビーク プライヤー

BIRD BEAK PLIER￥17,500

BIRD BEAK PLIER￥13,500

超硬付き

CODE NO.63141
全長：約 117mm

024.035".035"

CODE NO.63140
全長：約 117mm

Wires up to.032"（0.8mm）

Wires up to.030"（0.75mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000122

医療機器届出番号 09B2X00010000122

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

10

15

ライト ワイヤー プライヤー
1/1

LIGHT WIRE PLIERS.028".028".028".028"

超硬付き

超硬付き

▲ 30-315C▲ 30-315T▲ 60-315

ライト ワイヤー プライヤー カッター付き- 角ビーク部ミゾ付き

ライト ワイヤー プライヤー- 角ビーク部ミゾ付き

ライト ワイヤー プライヤー- 角ビーク部ミゾ付き

LIGHT WIRE PLIER WITH CUTTER-GROOVED SQUARE TIP

LIGHT WIRE PLIER-GROOVED SQUARE TIP

LIGHT WIRE PLIER-GROOVED SQUARE TIP

CODE NO.63152
全長：約 120mm

CODE NO.63151
全長：約 120mm

CODE NO.63150
全長：約 124mm￥18,500￥17,500￥13,500

Wires up to.020"（0.5mm）

Wires up to.020"（0.5mm）

Wires up to.018"（0.45mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000123

医療機器届出番号 09B2X00010000123

医療機器届出番号 09B2X00010000123

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ.028".028".028".028"

超硬付き.028".028"

超硬付き▲ 30-316C▲ 30-316T▲ 60-316

ライト ワイヤー プライヤー - カッター付き

ライト ワイヤー プライヤー

ライト ワイヤー プライヤー￥18,500￥17,500￥13,500

LIGHT WIRE PLIER WITH CUTTER
CODE NO.63162
全長：約 120mm

0

ベンディング プライヤー.028".028"

LIGHT WIRE PLIER

LIGHT WIRE PLIER

CODE NO.63161
全長：約 120mm

CODE NO.63160
全長：約 124mm

Wires up to.020"（0.5mm）

Wires up to.020"（0.5mm）

Wires up to.018"（0.45mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000123

医療機器届出番号 09B2X00010000123

医療機器届出番号 09B2X00010000123

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

10

15

25

ベンディング プライヤー

BENDING PLIERS

ワイヤー ベンディング プライヤー
1/1

WIRE BENDING PLIERS

ベンディング プライヤー

63132
63130

63132

▲ 60-313T

6310163130▲ 60-313

スリー ジョー プライヤー

ヘビー スリー ジョー プライヤー

THREE JAW PLIERHEAVY THREE JAW PLIER

CODE NO.63130
全長：約 125mm

CODE NO.63131
全長：約 122mm￥13,500

超硬付き

CODE NO.63132
全長：約 120mm

63101▲ 60-313L

スリー ジョー プライヤー

THREE JAW PLIER￥17,500

63130
63132
63101

￥13,500

Wires up to.028"（0.7mm）

Wires up to.028"（0.7mm）

Wires up to.036"（0.9mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000126

医療機器届出番号 09B2X00010000126

医療機器届出番号 09B2X00010000126

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

1mm

1mm

1mm

1mm

▲ 60-224T▲ 60-228

ストップ プライヤー（Vべンド）

ステップ プライヤー

STOP PLIER (V-BEND)￥17,500

STEP PLIER

超硬付きCODE NO.62241
全長：約 121mm￥17,500

超硬付き

CODE NO.62280
全長：約 118mm

Wires up to.025"（0.6mm）

Wires up to.022" × .028"

医療機器届出番号 09B2X00010000128

医療機器届出番号 09B2X00010000361

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ハンマーヘッドタイプ●ステップ幅は 1.0mm

0

26

5

10

15

1/1
＊クラスプ形成鉗子 超硬付（CODE NO.74314）のみ.040".040".035".035".050".050".047".040"

超硬付き.035".035".040".040".047".040"

超硬付き

超硬付き

▲ 60-214TR▲ 60-214T

アダムス プライヤー（ユニバーサル）

アダムス スプリング フォーミングプライヤー￥16,000￥16,000

ADAMS PLIER (UNIVERSAL)

ベンディング プライヤー

オートクレーブ滅菌不可▲ 60-314TL

ヘビー ワイヤー ベンディング プライヤー

ADAMS SPRING FORMING PLIERHEAVY WIRE BENDING PLIER

CODE NO.62141
全長：約 132mm

CODE NO.62142
全長：約 132mm

CODE NO.63144
全長：約 140mm

Wires up to.040"（1.0mm）

Wires up to.040"（1.0mm）

Wires up to.047"（1.2mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000129

医療機器届出番号 09B2X00010000565

医療機器届出番号 09B2X00010000127

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ￥21,000●リムーバブルアプライアンススプリングの製作、調整に使用します。
● For the construction and adjustmentof removable application spring.

.035".035"

φ 0.9.040".040"

φ 0.9

φ 1.8
φ 1.8

超硬付き

超硬付き

オートクレーブ

滅菌不可▲ 60-321▲ 60-314TS

WIRE BENDING PLIER

リンガルアーチ
シース ベンディング プライヤー

CODE NO.63143
全長：約 120mm￥14,000

ワイヤー ベンディング プライヤー￥18,500

Wires up to.028"（0.7mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000127▲ クラスプ形成鉗子 超硬付

CLASP FORMING PLIER
Type III Inserted

LINGUAL ARCH
SHEATH BENDING PLIER￥17,500

CODE NO.63210
全長：約 115mm

Wires up to.036"（0.9mm）

CODE NO.74314
全長：約 117mm
医療機器届出番号 09B2X00010000573
一般医療機器・歯科技工用鉗子Wires up to.036"（0.9mm）

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号 09B2X00010000347
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

5

10

15

27

ベンディング プライヤー

BENDING PLIERS

クワド ヘリックス ベンディング プライヤー
1/1

QUAD HELIX BENDING PLIERS

ベンディング プライヤー

60-970
交換用チップ（1個入）（60-202T用）

超硬付き

超硬付き

REPLACEMENT TIP（1/pk.）
Round Size：.063"（1.6mm）￥2,000

CODE NO.69700

60-971
チップ交換用六角レンチ（1個入）HEX WRENCH（1/pk.）￥500

CODE NO.69710▲ 60-201L▲ 60-202T

クワド ヘリックス ベンディングプライヤー￥21,000

アングルド スリージョー プライヤー−右￥19,500￥19,500

ANGLED THREE JAW PLIER-LEFT

QUAD HELIX BENDING PLIER

超硬付きCODE NO.62011
全長：約 130mm

CODE NO.62021
全長：約 125mm
Wires up to.036"（0.9mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000130
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

ANGLED THREE JAW PLIER-RIGHTCODE NO.62012
全長：約 130mm

Wires up to.036"（0.9mm）

Wires up to.036"（0.9mm）

医療機器届出番号 09B2X00010000131

医療機器届出番号 09B2X00010000131

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●クワドヘリックスやリンガルアーチ等の微調整に使用します。下顎にも使用しやすい
よう、細めに設計されています。

●クワドヘリックスやリンガルアーチ等の微調整に使用します。下顎にも使用しやすい
よう、細めに設計されています。

● Used for a small adjustment of quad
helix or lingual arch.Narrow beaks
allow an easy access to lower jaw.

● Used for a small adjustment of quad
helix or lingual arch.Narrow beaks
allow an easy access to lower jaw.

フェース ボー アジャスティング プライヤー
FACE BOW ADJUSTING PLIER
φ1.0▲ 60-201R

アングルド スリージョー プライヤー−左シンチバック プライヤー

1.5mm
1.0mm
CINCH
BACK PLIER

1/1

1/1

●左右のヘッドとハンドルの握り方を変えれば、上下顎、左右側でも歯頚、舌側方向にシンチバックできます。

▲ 60-009

ヘッド ギアー プライヤー

1.0mm

HEAD-GEAR PLIER

0.5mm￥14,000

3.4mm
4.4mm
5.4mm
6.4mm

CODE NO.60090
全長：約 140mm
Wires up to.051"（1.3mm）
医療機器届出番号 09B2X00010000125

0

TIE-BACK PLIER￥18,500

CODE NO.69000
全長：約 135mm●スリップしにくいように、ワイヤー
屈曲部位の左右のヘッドに滑り止めの加工を加えました。

Wires up to.025"（0.6mm）Ni-Ti Only
医療機器届出番号 09B2X00010000096

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

28▲ 60-900

タイバック プライヤー

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

10

15

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー

CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー
1/1▲

CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER

60-105

CONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER￥24,000

CODE NO.61050
全長：約 123mm
医療機器届出番号 09B2X00010000363
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●刃先をバッカルチューブ近心のスロットに挿入

60-960
交換用チップ（5個入）（60-105用）
REPLACEMENT TIP（5/pk.）￥6,000〈包装内容〉
・プライヤー本体
・交換用チップ 1個・チップ交換用六角レンチ 1.3mm

コンバーチブル キャップ
リムービング プライヤー

コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー●そのままの状態でハンドルをゆっくりと握ると刃先がスロット方向にスライドしてキャップが容易に剥がれて撤去できます。

60-961
チップ交換用六角レンチ 1.3mm（1個入）
HEX WRENCH（1/pk.）￥500

CODE NO.69610

CODE NO.69600

0

5

10

15

29

バンディング インスツルメント

BANDING INSTRUMENTS

エラスティック セパレーティング プライヤー
1/1

ELASTIC SEPARATING PLIER
バンディング インスツルメント▲ 60-701

エラスティック セパレーティング プライヤー
ELASTIC SEPARATING PLIER￥16,000

CODE NO.67010
全長：約 163mm
医療機器届出番号 09B2X00010000139
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

バンド シーター
1/1

BAND SEATER

5mm

5mm

5.9mm

7mm

▲ 60-800

バンド シーター

BAND SEATER￥5,500

CODE NO.68001
全長：約 129mm
医療機器届出番号 09B2X00010Y00058
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ

0

30

5

10

15

バンド プッシャー
1/1

BAND PUSHERS

バンディング インスツルメント●先端部の形状は、3種（60-810／60-810A／60-811）とも同じです。

▲ 60-810

バンド プッシャー

BAND PUSHER￥9,500

CODE NO.68100
全長：約 133mm
医療機器届出番号 09B2X00010000211
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ▲ 60-810A

バンド プッシャー - シリコン ハンドル

＊シリコンの特性上、長時間の使用により退色する場合があります。

BAND PUSHER-SILICONE HANDLE￥9,800

CODE NO.68101
全長：約 133mm
医療機器届出番号 09B2X00010000788
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ▲ 60-811

トライアングルハンドル

バンド プッシャー - 三角ハンドル

BAND PUSHER-TRIHEDRAL HANDLE￥9,500

CODE NO.68110
全長：約 142mm
医療機器届出番号 09B2X00010000211
一般医療機器・歯科矯正用バンドプッシャ

0

5

10

15

31

バンディング プライヤー

BANDING PLIERS

バンド リムービング プライヤー
1/1

BAND REMOVING PLIERS

バンディング プライヤー

超硬付き

超硬付き

60-983
交換用ピークチップ（3個入）60-983
交換用ピークチップ（3個入）REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)

REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)

CODE NO.69830

CODE NO.69830￥2,000▲ 60-104T￥2,000▲ 60-104TL

臼歯用 バンド リムービング プライヤー

臼歯用 バンド リムービング プライヤー - ロング￥18,000￥18,000

POSTERIOR BAND REMOVING PLIERPOSTERIOR BAND REMOVING PLIER-LONG

CODE NO.61041
全長：約 131mm

CODE NO.61042
全長：約 131mm

医療機器届出番号 09B2X00010000135

医療機器届出番号 09B2X00010000135

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

60-986
交換用アルミチップ（3個入）TS-986
交換用アルミチップ（3個入）REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)

REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)

CODE NO.69860

CODE NO.69861￥2,000▲ 60-104

臼歯用 バンド リムービング プライヤー▲ TS-30〈TASK SPECIAL〉
臼歯用 バンド リムービング プライヤー - ロング￥13,500￥13,500

POSTERIOR BAND REMOVING PLIERPOSTERIOR BAND REMOVING PLIER-LONG

CODE NO.61040
全長：約 131mm

032￥2,000

CODE NO.60030
全長：約 131mm

医療機器届出番号 09B2X00010000135

医療機器届出番号 09B2X00010000135

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

10

15

バンド コンタリング プライヤー
1/1

BAND CONTOURING PLIERS

バンディング プライヤー▲ 60-208▲ 60-212

バンド コンタリング プライヤー

クラウン コンタリング プライヤー￥13,500￥13,500

BAND CONTOURING PLIERCROWN CONTOURING PLIER

CODE NO.62080
全長：約 124mm

CODE NO.62120
全長：約 123mm

医療機器届出番号 09B2X00010000136

医療機器届出番号 09B2X00010000137

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ▲ 60-317▲ 60-317S

クラウン クリンピング プライヤー

クラウン クリンピング プライヤー - スリム￥13,500￥13,500

CROWN CRIMPING PLIERCROWN CRIMPING PLIER-SLIM

CODE NO.63170
全長：約 117mm

CODE NO.63171
全長：約 119mm

医療機器届出番号 09B2X00010000138

医療機器届出番号 09B2X00010000138

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ハンドルに板状バネが付いています。

0

5

10

15

33

アーチフォーミング インスツルメント

ARCH FORMING INSTRUMENTS

アーチフォーミング プライヤー
1/1

ARCH FORMING PLIERS
アーチフォーミング インスツルメント

1.5mm
1.5mm

Φ1.0

1.0mm

1.5mm

Φ1.0

1.0mm
0.5mm

1.0mm
1.0mm

1.0mm
0.5mm

3.4mm
4.4mm
5.4mm
6.4mm
▲
60-303T

3.4mm
4.4mm
5.4mm
6.4mm ▲ 60-303

ツイード アーチ ベンディング プライヤー

ツイード アーチ ベンディング プライヤー

TWEED ARCH BENDING PLIER￥17,000

TWEED ARCH BENDING PLIER

超硬付きCODE NO.63031
全長：約 117mm￥13,500

CODE NO.63030
全長：約 116mm

Beaks are .060" wide, parallel at .020" opening■ Rectangular Wires up to.022" × .028"

Beaks are .043" wide, parallel at .020" opening■ Rectangular Wires up to.022" × .028"

医療機器届出番号 09B2X00010000121

医療機器届出番号 09B2X00010000121

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに先端部が平行になる設計です。

●ワイヤーサイズ.020"を掴んだときに先端部が平行になる設計です。

7.0mm

8.0mm

▲ 60-006

8.0mm▲ 60-223TG▲ 60-223T

ホロー チョップ プライヤー

アーチ フォーミング プライヤー - ミゾ付き

アーチ フォーミング プライヤー - ミゾ無し

￥13,500￥18,500￥17,500

HOLLOW CHOP PLIER

ARCH FORMING PLIER-GROOVEDCODE NO.60060
全長：約 125mm

CODE NO.62232
全長：約 116mm

ARCH FORMING PLIER-NON GROOVEDCODE NO.62231
全長：約 116mm

Wires up to.022"（0.55mm）

Grooves of .016", .018" and .022"

医療機器届出番号 09B2X00010000133

医療機器届出番号 09B2X00010000134

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号 09B2X00010000134
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ハンドルにバネが付いています。

●ハンドルにバネが付いています。

0

34

5

10

15

アーチターレット（アーチフォーマー）オートクレーブ

滅菌不可

ARCH TURRET (ARCH FORMER)

1/1
アーチフォーミング インスツルメント▲ 60-841

アーチターレット
ARCH TURRET￥21,000●芯棒にもワイヤーサイズとトルクが刻印されています。

CODE NO.68410
全長：約 104mm

AVAILABILITY OF
SLOT SIZE & TORQUE（○:YES ×:NO）
SLOT
SIZE

.016"

.017"

.018"

.019"

.021"

.022"

0°

○

○

○

○

○

○

7°

×

×

○

×

×

×

12°

×

×

○

×

×

×

TORQUEWIRESAVAILABILITYOF
Stainless Steel
SLOT
SIZE
&
TORQUE（○:YES
×:NO）
SLOT SIZE.016"×.016" SLOT 犬歯の部分的遠心移動.016" .017" ラボ）.018".018"×.018" SIZE アイデアル（上下顎TORQUEβ- チタン

屈曲不可.019".021" .022"
トルク調整、ボウイング調整、ディテイリング（※1）.016"×.022"

スライディング（下顎）トルク調整、ボウイング調整、ディテイリング.018"×.025"

アイデアル（上下顎×× ラボ）○

アイデアル（上下顎チェアサイド）×××

0°.017"×.025"
7°○○○ チェアサイド）○○○
アイデアル（上下顎アイデアル（上下顎チェアサイド）、トルク調整等.016"×.022"（10°） スライディング（上顎）×12°.017"×.025"（15°） 適応なし▲ 60-850

×○

スライディング（上下顎）、トルク調整、ディテイリング等

××
ループメカニクス

リンガルアーチターレット

×（※1）屈曲が困難なケースあり
TMA Wire .017"×.025"

LINGUAL ARCH TURRET￥23,000

CODE NO.68500
全長：約 104mm
WIRES
SLOT SIZE

Stainless Steel.016"×.016"

犬歯の部分的遠心移動

屈曲不可.018"×.018"

アイデアル（上下顎 ラボ）

トルク調整、ボウイング調整、ディテイリング（※1）.016"×.022"

スライディング（下顎）トルク調整、ボウイング調整、ディテイリング.017"×.025"

アイデアル（上下顎 チェアサイド） アイデアル（上下顎 チェアサイド）、トルク調整等.018"×.025"

アイデアル（上下顎 ラボ）

アイデアル（上下顎 チェアサイド）.016"×.022"（10°） スライディング（上顎）スライディング（上下顎）、トルク調整、ディテイリング等.017"×.025"（15°） 適応なしループメカニクス●幅径が狭小なワイヤーの屈曲に有効です。
●β-チタンワイヤーに対応しています。
●考案・写真提供 佐奈正敏先生（名古屋矯正歯科診療所）

0

β- チタン5（※1）屈曲が困難なケースあり

10

15

35

ディボンディング プライヤー

DEBONDING PLIERS

ブラケット リムービング プライヤー
1/1

BRACKET REMOVING PLIERS
ディボンディング プライヤー

▲

超硬付き

P-200

超硬付き

ブラケット リムービング プライヤー
BRACKET REMOVING PLIER￥20,000

CODE NO.60200
全長：約 122mm
医療機器届出番号 09B2X00010000149
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ▲ 60-334T●刃先がブラケットベース下部と接着歯面の間に入り込む設計です。刃先は、ブラケット側面への接触ではなく、ブラケッ
トの角２点への接触ですから、抵抗が少なく容易にコントロールできます。
● The blades can catch the bracket'sedge by sliding on the surface ofthe teeth and come beneath theattachment without efforts. The
blade edge comes to touch atpoint, not a line contact, it reduces
resistance for easy control.

超硬付きダイレクト ボンド アタッチメント リムービング
プライヤー - アングル
DIRECT BOND ATTACHMENT REMOVINGPLIER-ANGLED￥18,000

CODE NO.63341
全長：約 126mm
医療機器届出番号 09B2X00010000150
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

超硬付き

ダイレクト ボンド ブラケット リムービング
プライヤー - ストレート▲ 60-335T▲ TS-25〈TASK SPECIAL〉
ダイレクト ボンド ブラケット リムービング
プライヤー - ストレート▲ TS-26〈TASK SPECIAL〉
ダイレクト ボンド アタッチメント リムービング
プライヤー - アングル

￥18,000￥13,500￥13,500

DIRECT BOND BRACKET REMOVINGPLIER-STRAIGHTCODE NO.63351
全長：約 127mm

036

DIRECT BOND BRACKET REMOVINGPLIER-STRAIGHTCODE NO.60025
全長：約 121mm

DIRECT BOND ATTACHMENT REMOVINGPLIER-ANGLED
CODE NO.60026
全長：約 123mm

医療機器届出番号 09B2X00010000151

医療機器届出番号 09B2X00010000151

医療機器届出番号 09B2X00010000150

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

5

10

15

1/1

ディボンディング プライヤー

超硬付き

超硬付き

刃先内側の滑らかな R が舌側面の多様な膨隆にしっかりフィッ
トします。

▲ P-500▲ P-510

リンガル ブラケット リムービング プライヤー

リンガル ブラケット リムービング プライヤー￥22,000￥22,000

LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER
CODE NO.60500
全長：約 153mm

LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER
CODE NO.60510
全長：約 162mm

医療機器届出番号 09B2X00010000097
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

医療機器届出番号 09B2X00010000364
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●ブラケットベース側面を左右から挟み込み、歪みを加えることで除去する機構ですから、患者様への負担が軽減されます。

0

5

10

15

37

ディボンディング プライヤー

DEBONDING PLIERS

ボンド リムービング プライヤー
1/1

BOND REMOVING PLIERS
ディボンディング プライヤー

超硬付き

超硬付き

60-983
交換用ピークチップ（3個入）REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)￥2,000

CODE NO.69830▲ 60-332T

P-211
交換用超硬チップ（1個入）（P-210用）

ボンド リムービング プライヤー

BOND REMOVING PLIERREPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)￥4,800

CODE NO.60211

BOND REMOVING PLIER￥20,000

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm（1個入）60-9871
交換用メタルチップ（1個入）（60-332T用）

HEX WRENCH(1/pk.)

REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)

CODE NO.69710

CODE NO.69871￥500▲ P-210CODE NO.63321
全長：約 135mm
医療機器届出番号 09B2X00010000153※両端共ボンドリムービングできます。
※both ends can be useful

ボンド リムービング プライヤー￥18,500￥3,000〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ

60-9872
交換用シリコンチューブ（15cm1本入）（60-332T用）

CODE NO.60210
全長：約 137mm

REPLACEMENT TUBE(15cm 1/pk.)

医療機器届出番号 09B2X00010000153
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ￥1,500

CODE NO.69872

0

38

5

10

15

1/1

ディボンディング プライヤー

超硬付き

超硬付き

60-983
交換用ピークチップ（3個入）REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)￥2,000

CODE NO.69830▲ P-710 (KommonBase™) 前歯用

P-701(KommonBase™) 臼歯用
交換用チップ（1個入）（P-700用）

リンガル ボンド リムービング プライヤー
LINGUAL BOND REMOVING PLIER￥25,000

REPLACEMENT TIP(1/pk.)

CODE NO.60710
全長：約 137mm￥6,800

CODE NO.60701

医療機器届出番号 09B2X00010000337
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

60-971
チップ交換用六角レンチ 1.5mm（1個入）〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ 0.9mm

HEX WRENCH(1/pk.)￥500

CODE NO.69710▲ P-700 (KommonBase™) 臼歯用

リンガル ボンド リムービング プライヤー
LINGUAL BOND REMOVING PLIER￥20,000〈包装内容〉
・プライヤー本体
・チップ交換用六角レンチ

60-983
交換用ピークチップ（3個入）CODE NO.60700
全長：約 137mm

REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)

医療機器届出番号 09B2X00010000337

CODE NO.69830￥2,000一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

P-711(KommonBase™) 前歯用
交換用チップ（1個入）（P-710用）
REPLACEMENT TIP(1/pk.)￥3,800

隣接面のレジンを取り除くことができます。

CODE NO.60711＊先端チップは非常に細くなっておりますので、無理に力を加えると歯牙やチップの破損に繋がりますのでご注意ください。
＊ワッテ等をご使用いただき、レジンを誤飲させないようご注意ください。

P-712
チップ交換用レンチ 0.9mm（1個入）（P-710用）
WRENCH(0.9mm)(1/pk.)￥500

CODE NO.60712

0

5

10

15

39

クリンピング プライヤー

CRIMPING PLIERS

フック クリンピング プライヤー
1/1

HOOK CRIMPING PLIERS

クリンピング プライヤー

超硬付き

圧接機構（正面）
Pressing mechanism（front view）▲ 60-446

フック クリンピング プライヤー
HOOK CRIMPING PLIER￥17,000

CODE NO.64460
全長：約 116mm▲

フックの装着Installing the hook

医療機器届出番号 09B2X00010000154
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

P-220

フック クリンピング プライヤー●クリンパブルフックやサージカルフック等をアーチ
ワイヤー上に固定するときに使用します。

￥20,000● For quick and precise installation of hook on
the archwire.

HOOK CRIMPING PLIER
CODE NO.60220
全長：約 119mm

医療機器届出番号 09B2X00010000154
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●フックに力が加わる構造ですから、しっかりとワイヤーに固定されます。
ハンドルも圧接時に手のひらに負担がかかりにくい、幅広の形状です。
● The beak that has unique grip form pressures a hookfirmly on the wire to lock securely.
The flat handle of PRORTHO lightens stress on the palm.

チューブ クリンピング プライヤー
1/1

TUBE CRIMPING PLIER▲ 60-319●クリンパブルストップ等をアーチワイヤー上に固定するときに使用します。
●先端部には溝が付いていて、把持面は鋭角になっています。

TUBE CRIMPING PLIER● For quick and precise installation of Crimpable stop on the archwire.

チューブ クリンピング プライヤー￥13,500

CODE NO.63190
全長：約 119mm
医療機器届出番号 09B2X00010000155
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

40

5

10

15

ボンディング インスツルメント

BONDING INSTRUMENTS

ブラケット ポジショニング ゲージ
1/1

BRACKET POSITIONING GAUGE

ボンディング インスツルメント▲

60-830

ブーン ブラケット ポジショニング ゲージ

BOON BRACKET POSITIONING GAUGE￥8,000

CODE NO.68300
全長：約 64mm
positioning height：3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm
医療機器届出番号 09B2X00010000141
一般医療機器・歯列矯正用位置測定器具

ブラケット プレーサー
1/1

BRACKET PLACERS▲ 60-815

ブラケット プレーシング ツイザー

BRACKET PLACING TWEEZERS￥7,500

CODE NO.68150
全長：約 140mm
医療機器届出番号 09B2X00010000140
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●手を離すと先端部が閉じる、リバースアクションのピンセット。
●ハンドル部の後端は、ブラケットの圧接やポジショニングの微調整に有効です。
また、１～５ｍｍのメモリがあり、ブラケットの装着位置の測定にも使用できます。

▲ 60-824

ブラケット プレーシング ツイザー

BRACKET PLACING TWEEZERS￥9,000●手を離すと先端部が閉じる、リバースアクションのピンセット。
●先端部は非常に細く、ブラケットウイングに収まる設計です。
●先端部の片側は、バッカルチューブ（.021”
× .025”）のスロットにも挿入できます。
●ハンドル部の後端は、ブラケットの圧接やポジショニングの微調整に有効です。

CODE NO.68240
全長：約 130mm
医療機器届出番号 09B2X00010000140
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ▲ 60-890

ブラケット セッティング ツイザー

BRACKET SETTING TWEEZERS￥7,500

CODE NO.68900
全長：約 175mm
医療機器届出番号 09B2X00010000075
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●視認性と操作性を確保できるように、シャンクはトリプルベンドの形状となっています。
●先端は非常に細く、ウィングに収まる設計です。
また、ブラケットとの接触面は、滑りにくいよう
平滑な仕上げになっています。

0

5

10

15

41

ボンディング インスツルメント

BONDING INSTRUMENTS

ブラケット プレーサー
1/1

BRACKET PLACERS
ボンディング インスツルメント▲ダイヤモンド ピンセット●ダイヤモンド粒子を先端部の内側に電着してありますから、滑りにくく、しっかりと細かな作業を行えます。
ブラケットやワイヤーなどの取扱時に有効です。

￥8,000● The diamonds are electrodeposited inside the point of the tweezers. Being not to slide,ligatgure wires or brackets can be carried into a mouth properly.

DIAMOND TWEEZERS
CODE NO.08275
全長：約 160mm

医療機器届出番号 09B2X00010000005
一般医療機器・歯科治療用ピンセット▲治療ピンセット コーク型（上顎用）＃ SP セレーション付き

CAULK TYPE TWEEZERS # SP SERRATION￥4,500

CODE NO.08262
全長：約 160mm
医療機器届出番号 09B2X00010Y00071
一般医療機器・歯科治療用ピンセット

0

42

5

10

15

リガッティング インスツルメント

LIGATING INSTRUMENTS

リガッティング インスツルメント
1/1

LIGATING INSTRUMENTS

リガッティング インスツルメント

先端部側面

先端部側面

▲ 60-101C▲ 60-102

リガチャー タイニング プライヤー- クーンタイプ〈セーフティーチップ〉▲ 60-225T

リガチャー タイニング プライヤー

リガチャー フォーミング プライヤー

LIGATURE TYING PLIER-COON TYPE〈SAFETY TIPS〉￥17,000￥17,500

CODE NO.61011
全長：約 165mm

医療機器届出番号 09B2X00010000142

医療機器届出番号 09B2X00010000143

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

一般医療機器・歯科矯正用プライヤ●バネは取り外しができます。

●リガチャーワイヤーをプリフォーム成形するときに使用します。

LIGATURE TYING PLIER

LIGATURE FORMING PLIER

CODE NO.61020
全長：約 165mm￥18,500

医療機器届出番号 09B2X00010000142
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

超硬付き

CODE NO.62251
全長：約 121mm●バネは取り外しができます。

①リガチャーワイヤー
を把持

0

5

10

②リガチャーワイヤー
を軽く押さえながらハンドルをゆっくりと握り込む③プリフォームの完成

1543

リガッティング インスツルメント

LIGATING INSTRUMENTS

リガッティング インスツルメント
1/1

LIGATING INSTRUMENTS
リガッティング インスツルメント

60-817▲ 60-817

リガッティング＆ディレクター

LIGATING & DIRECTOR（with Pin）

￥6,50060-818CODE NO.68170
全長：約 170mm
医療機器届出番号 09B2X00010000148

60-816

一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

60-817▲ 60-817N

リガッティング＆ディレクター（ピン無し）

LIGATING & DIRECTOR（without Pin）

￥6,50060-81860-817CODE NO.68171
全長：約 170mm

医療機器届出番号 09B2X00010000148

60-816

一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

60-818▲ 60-818
60-816両頭リガチャー ディレクター

LIGATURE DIRECTOR-DOUBLE END￥6,000

CODE NO.68180
全長：約 164mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

60-817▲ 60-819

片頭リガチャーディレクター

LIGATURE DIRECTOR-SINGLE END￥5,00060-818CODE NO.68190
全長：約 147mm

60-81760-816

医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

60-81860-816▲ 60-816

リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR￥4,500

CODE NO.68160
全長：約 175mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器

0

44

5

10

15

1/1

60-823リガッティング インスツルメント

60-823▲ 60-823

リガチャー ディレクター
LIGATURE DIRECTOR￥4,800

CODE NO.68230
全長：約 157mm
医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器▲ 60-827

ブラケット オープナー●両先端部には滑り止め加工を施しており、リガチャーワイヤーをしっかりと押し込むことができます。
●探針形状の先端は、セルフライゲーションブラケットの開閉にもお使いいただけます。

BRACKET OPENER￥7,000

CODE NO.68270
全長：約 160mm
医療機器届出番号 09B2X00010000375
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器▲ SH ダイヤモンド リガチャー ディレクターSH DIAMOND LIGATURE DIRECTOR●ダイヤモンド粒子を先端に電着してありますから、滑りにくく、しっかりリガチャーワイヤーを押し込めます。
粒子は全面に電着してありますから、アクセス方向を問いません。

￥6,000

CODE NO.74822
全長：約 152mm● The diamonds are electrodeposited in the point. Being not to slide, Wire can be placed properly.

医療機器届出番号 09B2X00010000212
一般医療機器・歯科矯正用結さつ器▲片頭エキスプローラー（丸柄）#1P パナタイプ

EXPLORER-SINGLE END￥1,400●堅牢設計のエキスプローラーです。
●先端部がハンドル中心軸の延長線上に設定されています。
●余剰セメントやインレー除去にも適しています。

CODE NO.00031
全長：約 153mm
医療機器届出番号 09B2X00010000001
一般医療機器・歯科用探針▲両頭エキスカベーター（角柄）#63-64

EXCAVATOR-DOUBLE END（OCTAGONAL HANDLE）￥3,600

CODE NO.00463
全長：約 170mm
医療機器届出番号 09B2X00010000006
一般医療機器・歯科用エキスカベータ

0

5

10

15

45

リガッティング インスツルメント

LIGATING INSTRUMENTS

リガッティング インスツルメント
1/1

LIGATING INSTRUMENTS
リガッティング インスツルメント▲ N-215

マチュー タイプ

MATHIEU TYPE

￥15,000

CODE NO.23215
全長：約 155mm
医療機器届出番号 09B2X00010000073
一般医療機器・持針器▲ 60-217

リガッティング プライヤー
LIGATING PLIER￥15,000

CODE NO.62170
全長：約 155mm
医療機器届出番号 09B2X00010000145
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

0

46

5

10

15

1/1
リガッティング インスツルメント▲ 60-216

エラスティック プレーシング プライヤー- フック付き
ELASTIC PLACING PLIER-HOOK TIP￥15,000

CODE NO.62160
全長：約 142mm
医療機器届出番号 09B2X00010000144
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

1.1mm▲ 60-218

エラスティック プレーシング プライヤー
ELASTIC PLACING PLIER￥8,800

CODE NO.62180
全長：約 122mm
医療機器届出番号 09B2X00010000144
一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

1.3mm

1.3mm

▲ N-801▲ N-802

MOSQUITO FORCEPS-STRAIGHTMOSQUITO FORCEPS-CURVED

CODE NO.23801
全長：約 122mm

CODE NO.23802
全長：約 122mm

モスキート 直モスキート 曲

￥8,0000￥8,000

医療機器届出番号 09B2X00010000070

医療機器届出番号 09B2X00010000070

一般医療機器・鉗子

一般医療機器・鉗子

5

10

15

47

口角鈎（リトラクター） RETRACTORS
リップワイダー
LIP WIDERS 各￥7,700

医療機器届出番号 27B2X00268000008

1/1

一般医療機器・歯科用開口器

口角鈎（リトラクター）

40mm

25mm

20mm

43mm

93mm

▲ #M-2（2個入）CODE NO.10116

30mm

18mm

15mm

31mm

71mm

▲ #S-2（2個入）CODE NO.10117＊超音波洗浄、乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。
＊製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。

0

48

5

10

15

片頭リトラクター
RETRACTORS-SINGLE END 各￥3,900

1/1

一般医療機器・歯科用開口器

口角鈎（リトラクター）

25mm

医療機器届出番号 27B2X00268000008

10mm

43mm

121mm

▲ #M（2個入）CODE NO.10123

15mm

9mm

31mm

112mm

▲ #S（2個入）CODE NO.10124＊超音波洗浄、乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。
＊製品のサイズは、上記寸法と若干異なる場合があります。

0

5

10

15

49

口腔内撮影用ミラー

DENTAL PHOTO MIRRORS

口腔内撮影用ミラー（ステンレス製）
DENTAL PHOTO MIRRORS 各￥10,000

医療機器届出番号 09B2X00010000334

1/1

一般医療機器・歯鏡●旧モデル（生産終了品）との比較●滅菌対応の布ケース付きです。
●表面反射式旧モデル

口腔内撮影用ミラー●ミラー面：片面●反射率：約65％●厚さ：1.2mm

現行モデル

CODE NO.

商品名

先端サイズ

CODE NO.

商品名

先端サイズ

74900

Mi-0（大）

75mm

74904

Mi-4（大）

75mm

74901

Mi-1（中）

70mm

74905

Mi-5（中）

70mm

-----

-----

-----

74906

Mi-6（小）

65mm

74902

Mi-2（小児）

60mm

74907

Mi-7（小児）

60mm

74903

Mi-3（側方）

30mm

74908

Mi-8（側方）

30mm

180mm

▲ #Mi-4（大）80mm

CODE NO.74904▲ 滅菌用布ケース（単品） ￥1,200
CODE NO.74999▲ #Mi-5（中）CODE NO.74905〈使用上の注意〉＊超音波洗浄、ケミクレーブのご使用はお避けください。
＊薬液消毒後は、温かくしたマイクロファイバーなどの柔らかい布で薬液を十分に洗い落としてください。
＊オートクレーブ内の残留水がミラー表面を変質させる恐れがありますので、定期的な水の交換をお勧めします。
＊曇るときは、お湯の中に入れるなどし、体温程度に温めてからご使用ください。
＊保管は付属の布もしくは滅菌パックに入れて行ってください。
＊本品に破損等を認めたときは、ご使用をお避けください。
0

50

5

10

15

1/1

口腔内撮影用ミラー▲ #Mi-6（小）CODE NO.74906▲ #Mi-7（小児）CODE NO.74907▲ #Mi-8（側方）
CODE NO.74908＜使用例＞

Mi-4（大）Mi-5（中）Mi-6（小）Mi-7（小児）

Mi-8（側方）

写真提供：藤澤將人先生（目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科）

0

5

10

15

51

金冠バサミCROWN SCISSORS

金冠バサミ

オートクレーブ

滅菌不可

CROWN SCISSORS 各￥7,800
医療機器届出番号 09B2X00010000025

1/1

一般医療機器・歯科用金冠はさみ

金冠バサミ▲ #S-210 直CODE NO.43210

全長：110mm▲ #S-211 曲
CODE NO.43211▲ #S-611 曲
CODE NO.43611

全長：90mm

金冠バサミ（ステンレス製）
1/1

CROWN SCISSORS 各￥7,800
医療機器届出番号 09B2X00010000025

一般医療機器・歯科用金冠はさみ▲ #S-510（直）SSCODE NO.43512

全長：105mm▲ #S-511（曲）SSCODE NO.43513

0

52

5

10

15

測定用インスツルメント

MEASURING INSTRUMENTS

ノギス

オートクレーブ

滅菌不可

CALIPER ￥18,500
CODE NO.74852

測定用インスツルメント

全長：234mm

0

5

10

15

53

石膏鉗子

PLASTER NIPPERS

カラス型石膏鉗子

オートクレーブ

PLASTER NIPPERS“JAWS” 各￥13,000

滅菌不可
医療機器届出番号 09B2X00010000105

一般医療機器・歯科技工用鉗子

●バネがジョイントに内蔵されているため、バネで手を挟むことがありません。
●刃先が35度曲がっていますから、肘を上げず楽に分割作業が行えます。
●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

石膏鉗子

＊ハンドルを必要以上に広げることや落下などの強い衝撃を与えると、内蔵式バネに無理な負荷が掛かり、バネが破損する原因となります。

ジョイント部にバネが内蔵されています▲大CODE NO.46121▲小

全長：195mm

CODE NO.46122

全長：165mm

0

54

5

10

15

1/1

石膏トリム鉗子

オートクレーブ

PLASTER TRIMMING NIPPERS

各￥13,000

滅菌不可
医療機器届出番号 09B2X00010000106

一般医療機器・歯科技工用鉗子

1/1●バネがジョイントに内蔵されているため、バネで手を挟むことがありません。
●ソフトカバーがハンドルについていますから、握りやすく、疲労が軽減されます。

石膏鉗子

＊ハンドルを必要以上に広げることや落下などの強い衝撃を与えると、内蔵式バネに無理な負荷が掛かり、バネが破損する原因となります。

ジョイント部にバネが内蔵されています▲直CODE NO.46141●義歯重合後の石膏模型内の義歯割り出しから義歯内面の石膏除去まで、幅広く活用できます。

義歯歯槽堤の石膏除去に有効です。

全長：170mm▲曲

CODE NO.46142

全長：170mm

0カット方向が一定なので、対合チェック

刃先形状は、下顎石膏模型の舌側除去に時の余分な石膏除去などに有効です。

有効です。

5

10

15

55

メンテナンス用品

MAINTENANCE PRODUCTS

プライヤー ケース（布製）PLIER CASE
●器材の収納に、また勤務先への携帯などにご利用ください。プライヤーが10本収納できます。

メンテナンス用品

ケースの内側には、プライヤーが飛び出さないよう、透明のビニールカバーが付いています。
●Convenient to carrying the instruments to workplace. Inside, the transparent vinyl
sheet covers the pockets in order to prevent the pliers from coming off.
＊保管、持ち運び用です。オートクレーブなどの滅菌はできません。
＊This product cannot be sterilized.
＊Pliers are not attached

開いた状態

プライヤーを収納した状態

閉じた状態（二つ折り）

when it opened

with pliers in each pocket

when it closed（two-fold）
Size：195×370mm

Size：390×370mm▲ #M￥9,000

CODE NO.79909

開いた状態

プライヤーを収納した状態

閉じた状態（三つ折り）

when it opened

with pliers in each pocket

when it closed（three-fold）
Size：195×370mm

Size：390×500mm▲ #L￥12,000

CODE NO.79908●ノギスやディレクターを収納できるポケットが付いています。

0

56

5

10

15

プライヤー スタンド
PLIER STAND ￥4,000
CODE NO.19741●プライヤーを7本程度まで掛けることができます。

メンテナンス用品

サイズ：H128×D80×W80mm※プライヤーのサイズにより、掛けられる本数は異なります。

スムーサー（防･ 潤滑 ･ シャープニングオイル）“SMOOTHER”SHARPENING OIL ￥2,000
CODE NO.19100●シャープニングやインスツルメントの防、潤滑にご使用いただけます。

●ジョイント部を有するプライヤー（鉗子）、持針器、ハサミなどにはオートクレーブ滅菌
前に少量塗布してください。サビの発生を抑制するだけでなく、動きも軽くなり、器具の寿命が向上します。
●内容量：40cc●Good protective lubrication, also useful as anticorrosive.
●Before autoclaving, drop oil in the joint. It prolongs a life of instruments.

ビニール ハンドル カバー

オートクレーブ

滅菌不可

VINYL COLOR SLEEVES 各￥400（2本組）
耐熱温度：80℃

60-990 白・WHITECODE NO.69900

1set（2pcs.）

60-991 橙・ORANGECODE NO.69910

1set（2pcs.）

60-992 青・BLUE
CODE NO.69920

1set（2pcs.）

60-993 緑・GREEN
CODE NO.69930

1set（2pcs.）

60-994 黄・YELLOWCODE NO.69940

1set（2pcs.）

60-995 黒・BLACK
全長：約73mm

0510CODE NO.69950

1set（2pcs.）

15

57

メンテナンス用品

MAINTENANCE PRODUCTS

タスクリーン（タンパク分解・防洗浄剤）

TASKLEAN（CLEANING AGENT） ￥6,500

CODE NO.19200●インスツルメント類を浸漬洗浄や超音波洗浄する際の洗浄剤（顆粒タイプ）です。
●オキシドール成分と酵素の特性により、血液などのタンパク質の分解・洗浄に優れた効果を発揮します。

メンテナンス用品●ステンレスはもとより、スチールバー・合成樹脂・ゴム・バキュームチップなど幅広い材質にも対応します。
●高希釈（200倍及び400倍希釈）で使用することが出来るため、経済的です。
■内容量：顆粒 500g
（200 倍希釈で 100L 分、400 倍希釈で 200L 分の洗浄液が作れます）■付属品：5g 計量スプーン■主成分：オキシドール成分、酵素、非イオン界面活性剤、カルボン酸、金属封鎖剤

他●使用方法（洗浄・滅菌の流れ）【浸漬洗浄】【超音波洗浄】

浸漬10分～

浸漬10分～

水１ℓにタスクリーンを

水２ℓにタスクリーンを200倍 希釈

400倍 希釈

付属スプーン１杯（５g）

付属スプーン１杯（５g）【流水すすぎ／水分除去】＊すすぎと水分除去は十分に行ってください。
水分が残留したままだと
錆等の原因となります。

【滅菌／消毒】オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など【乾燥／保管】＊器具・器材はご使用後に直ちに洗浄することをおすすめします。
＊器具・器材の汚れ具合によって洗浄時間を調整してください。
＊洗浄液は１日に１回の頻度で交換をしてください。

汚染血液による除タンパク効果試験結果

24 時間浸漬 腐食試験結果（北里環境科学センターにて）（神奈川県産業技術センターにて）
スチールバー、ミラー、ステンレス
バキューム、合成樹脂、シリコン、プラスチック■血液塗布状態

058■浸漬洗浄10分

5

10

15

ナノクイック（弱酸性次亜塩素酸ナノ洗浄液）
NANO QUICK（WEAKLY ACIDIC HYPOCHLOROUS ACID CLEANING SOLUTION）●浸漬洗浄や滅菌ができない器具（マイクロレンズ、ルーペなど）を除菌・洗浄・消臭することができます。
●希釈せずに、原液のまま使用します。

メンテナンス用品●血液負荷条件におけるウイルス除去試験実施済み（北里環境科学センターにて）●陶材・プラスチック・ガラスと材質を問わずご使用いただけます。
●参照資料
（Q＆A）
をご用意しております。別途お申し出ください。

▲ 400cc

▲ 1L

▲ 4L

▲ 5L

（スプレータイプ）（詰め替え用）（詰め替え用）（詰め替え用）CODE NO.19301

CODE NO.19302

CODE NO.19303

CODE NO.19304￥3,500

＜使用例

①＞

②＞

￥20,000￥25,000

ナノクイックを満遍なくスプレー噴霧し、１分後に水洗。

■印象物の除菌、洗浄＜使用例￥5,500■マウスガードの除菌、洗浄■ ゴーグル・眼鏡の除菌、洗浄■ スピットンの除菌、洗浄、消臭■血液が付着した白衣の部分洗浄、除菌

マイクロファイバーなどの柔らかい布にナノクイックをスプレー噴霧して、清拭。

■双眼ルーペの清拭■訪問診療時の器具の清拭■ 無影灯・ユニットの清拭〈ATP測定結果〉

試料名

初期値

タスク『ナノクイック』※弱酸性・次亜塩素酸“ナノ洗浄液”

噛座印象後の模型

RLU

8.3×109

生菌数

芽胞（枯草菌）菌数10ml ／8.300万個

10 秒

5.8×101

除去率 99.99％

30 秒

2.3×101

1分

1

噛座印象後の表面のATP測定
（洗浄前）

洗浄前

洗浄後

3723

393

除去率 99.99％
1 は菌が検出されなかったことを示す

水道水にて洗浄後のATP測定

印象材にナノクイックを噴射して60秒放置後のATP測定

ナノクイック噴霧後
4

ナノクイックスプレー 60 秒後：除去率

0

放置時間

5

99.99％

1015

59

メンテナンス用品

MAINTENANCE PRODUCTS

交換部品
REPLACEMENTS
P-211
交換用超硬チップ（1個入）P-701(KommonBase™) 臼歯用
交換用チップ（1個入）P-711(KommonBase™) 前歯用
交換用チップ（1個入）￥4,800￥6,800￥3,800

メンテナンス用品

REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)

REPLACEMENT TIP(1/pk.)

CODE NO.60211

CODE NO.60701※両端とも、ボンドリムービングできます。
※both ends can be useful●使用できる製品／FIT FOR
P-210（P.38）

30-950
交換用ホールドリング（10個入）CODE NO.60711●使用できる製品／FIT FOR
P-700（P.39）●使用できる製品／FIT FOR
P-710（P.39）

60-960
交換用チップ（5個入）60-970
交換用チップ（1個入）Replacement Hold-Ring（10/pk.）

REPLACEMENT TIP（5/pk.）

CODE NO.69500

CODE NO.69600●使用できる製品／FIT FOR
30-550SF（P.16）
30-550FL（P.16）●使用できる製品／FIT FOR
60-105（P.29）

60-980
交換用チップ（1個入）60-986
交換用アルミチップ（3個入）REPLACEMENT TIP (1/pk.)
Two Rounds Size：.043", .063"

REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)￥6,000￥2,500

REPLACEMENT TIP(1/pk.)

REPLACEMENT TIP（1/pk.）
Round Size：.063"（1.6mm）￥2,000

CODE NO.69700●使用できる製品／FIT FOR
60-202T（P.28）￥2,000￥2,000

CODE NO.69860

CODE NO.69800●使用できる製品／FIT FOR
60-104（P.32）●使用できる製品／FIT FOR
60-304TR（カタログ非掲載）

60-983
交換用ピークチップ（3個入）TS-986
交換用アルミチップ（3個入）REPLACEMENT PEEK TIP(3/pk.)

REPLACEMENT ALMINUM TIP(3/pk.)

CODE NO.69830

CODE NO.69861￥2,000￥2,000●使用できる製品／FIT FOR
60-104T（P.32）／60-104TL（P.32）
TS-30（P.32）／P-210（P.38）
P-700（P.39）／P-710（P.39）●使用できる製品／FIT FOR
60-104T（P.32）／60-104TL（P.32）
TS-30（P.32）／P-210（P.38）
P-700（P.39）／P-710（P.39）

60-9871
交換用メタルチップ（1個入）60-9872
交換用シリコンチューブ（15cm1本入）￥3,000￥1,500

REPLACEMENT METAL TIP(1/pk.)

REPLACEMENT TUBE(15cm 1/pk.)

CODE NO.69871

CODE NO.69872●使用できる製品／FIT FOR
60-332T（P.38）●使用できる製品／FIT FOR
60-332T（P.38）

オートクレーブ

滅菌不可

60-961
チップ交換用六角レンチ 1.3mm（1個入）60-971
チップ交換用六角レンチ（1個入）HEX WRENCH（1/pk.）

HEX WRENCH（1/pk.）

WRENCH(0.9mm)(1/pk.)

CODE NO.69610

CODE NO.69710

CODE NO.60712●使用できる製品／FIT FOR
60-202T（P.28）／P-210（P.38）
P-700（P.39）●使用できる製品／FIT FOR
P-710（P.39）

￥500

￥500

￥500

●使用できる製品／FIT FOR
60-105（P.29）

P-712
チップ交換用レンチ 0.9mm（1個入）目的、用途によって使用するチップが違います。お間違いのないようご注意ください。
The tips look similar but are not interchangeable.
0

60

5

10

15

0

5

10

15

61

索

引

ア
アーチターレット
アーチフォーミングプライヤー
アダムスプライヤー
アライナープライヤー
アングルドスリージョープライヤー
ウウインガートユーティリティープライヤー
エ
エキスカベーター
エキスプローラー
エラスティックセパレーティングプライヤー
エラスティックプレーシングプライヤー
エラスティックプレーシングプライヤー - フック付
エンドカッターSH ダイヤモンドリガチャーディレクター
オ
オートストリッピングゲージ
オートストリッピングバー
オートストリッピングバースタンド
オートストリッピングプッシュボタン
オメガループフォーミングプライヤー
カ
カラス型石膏鉗子キ
キムプライヤー
金冠バサミ
ク
クラウンクリンピングプライヤー
クラウンコンタリングプライヤー
クラスプ形成鉗子
クワドヘリックスベンディングプライヤー
コ
交換部品
口角鈎（リトラクター）
口腔内撮影用ミラー
コンバーチブルキャップリムービングプライヤー
コントラアングル
シ
ジャラバックプライヤー
シンチバックプライヤー
ス
ステッププライヤー
ストッププライヤー
ストリッピングコントラアングル
ストリッピングバー
スムーサー（防 ・潤滑・シャープニングオイル）
スリージョープライヤー
セ
石膏トリム鉗子
洗浄剤
ソ
測定用インスツルメント
タタイバックプライヤー
ダイヤモンドピンセット
タスクリーン（洗浄剤）
探針チ
チューブクリンピングプライヤー
治療用ピンセットツ
ツイードアーチベンディングプライヤー
ツイードループフォーミングプライヤー
テ
ディスタルエンドセーフティーカッター
トトルキングプライヤーナ
ナノクイック（除菌・洗浄・消臭クリーナー）
ナンスクロージングループプライヤー
ノノギス
ハバードビークプライヤー
ハードワイヤーカッター
パワーカッター
バンドコンタリングプライヤー

62

35
34
27
9
28
20
45
45
30
47
47
14
45
8
7
8
8
23
54
24
52
33
33
27
28
60
48
50
29
6
23
28
26
26
6
7
57
26
55
58
53
28
42
58
45
40
42
22 ／ 34
23
14
22
59
24
53
24
11
18
33

バンドシーター
バンドプッシャーバンドリムービングプライヤー
ハンドルカバーヒ
ピン＆リガチャーカッター
ピンセット
フ
ブーンブラケットポジショニングゲージ
フェースボー アジャスティングプライヤー
フッククリンピングプライヤー
プライヤーケース（布製）プライヤースタンド
ブラケットオープナー
ブラケットセッティングツイザー
ブラケットプレーシングツイザー
ブラケットリムービングプライヤー
フラットカッター
V ベンドプライヤー
へ
ヘッドギアープライヤー
ヘビーワイヤーベンディングプライヤー
ホ
ホウプライヤーホローチョッププライヤー
ボンドリムービングプライヤー
ママチュータイプミ
三又プライヤーメ
メンテナンス用品
モ
モスキート
ヤ
ヤングプライヤー
ユユーティリティプライヤー
ラ
ライトワイヤープライヤー
リ
リガチャータイニングプライヤー
リガチャーフォーミングプライヤー
リガッティング＆ディレクター
リガッティングプライヤー
リップワイダー
片頭リトラクター
リンガルアーチシースベンディングプライヤー
リンガルアーチターレット
リンガルブラケットリムービングプライヤー
リンガルボンドリムービングプライヤー
リンガルユーティリティープライヤー
リンガルリガチャーカッター
ル
ループフォーミングプライヤー
ワ
ワイヤーカッター
ワイヤーベンディングプライヤー

30
31
32
57
10
41 ／ 42
41
28
40
56
57
45
41
41
36
18
26
28
27
19
34
38
46
26
56
47
23
20
25
43
43
44
46
48
49
27
35
37
39
20
12
23
18
27

INDEXAADAMS PLIER (UNIVERSAL)ALIGNER PLIERS
ANGLED THREE JAW PLIERANGULAR LIGATURE CUTTER - 45°ANGLE
ARCH FORMING PLIERS
ARCH TURRET (ARCH FORMER)
AUTO STRIPPING BUR
AUTO STRIPPING BUR STAND
AUTO STRIPPING GAUGEAUTO STRIPPING PUSH BUTTON
B
BAND CONTOURING PLIERS
BAND PUSHERSBAND REMOVING PLIERS
BAND SEATER
BIRD BEAK PLIERS
BOND REMOVING PLIERS
BOON BRACKET POSITIONING GAUGE
BRACKET OPENER
BRACKET PLACING TWEEZERS
BRACKET REMOVING PLIERS
BRACKET SETTING TWEEZERSCCALIPER
CINCH BACK PLIER
CLASP FORMING PLIER
CLEANING AGENTCOLOR SLEEVESCONTRA ANGLESCONVERTIBLE CAP REMOVING PLIER
COTTON AND DRESSING TWEEZERSCROWN CONTOURING PLIERCROWN CRIMPING PLIERCROWN SCISSORSD
DENTAL PHOTO MIRRORSDIAMOND TWEEZERSDISTAL END SAFETY CUTTERSE
ELASTIC PLACING PLIER
ELASTIC PLACING PLIER - HOOK TIP
ELASTIC SEPARATING PLIER
EXCAVATOREXPLORERF
FACE BOW ADJUSTING PLIERFLAT CUTTER
H
HARD WIRE CUTTERHEAD - GEAR PLIERHOLLOW CHOP PLIER
HOOK CRIMPING PLIERS
HOW PLIERSJJARABAK PLIERK
KIM PLIER - WITH CUTTERL
LIGATING & DIRECTOR
LIGATING PLIER
LIGATURE FORMING PLIER
LIGATURE TYING PLIER- COON TYPE
LIGHT WIRE PLIERS
LINGUAL ARCH SHEATH BENDING PLIER
LINGUAL ARCH TURRET
LINGUAL BOND REMOVING PLIER
LINGUAL BRACKET REMOVING PLIER
LINGUAL LIGATURE CUTTERS
LINGUAL UTILITY PLIER
LIP WIDERS
LOOP FORMING PLIERS

27
9
28
11
34
35
7
8
8
8
33
31
32
30
24
38
41
45
41
36
41
53
28
27
58
57
6
29
42
33
33
52
50
42
14
47
47
30
45
45
28
18
11
28
34
40
19

M
MAINTENANCE PRODUCTS
MATHIEU TYPE
MEASURING INSTRUMENTS
MOSQUITO FORCEPSN
NANCE CLOSING LOOP PLIER
NANO QUICK（ANTIVIRAL CLEANING SOLUTION）
O
OMEGA LOOP FORMING PLIERP
PIN & LIGATURE CUTTERS
PLASTER NIPPERS "JAWS"
PLASTER TRIMMING NIPPERSPLIER CASE
PLIER STAND
POWER CUTTERQ
QUAD HELIX BENDING PLIERSR
REPLACEMENTSRETRACTORS-SINGLE END
S
S.H. DIAMOND LIGATURE DIRECTOR“SMOOTHER”SHARPENING OIL
STEP PLIER
STOP PLIERSTRIPPING BUR
STRIPPING CONTRA ANGLESSTRIPPING TOOLSTTASKLEAN (CLEANING AGENT)
THREE JAW PLIERS
TIE - BACK PLIERTORQUING PLIERS
TUBE CRIMPING PLIERTWEED ARCH BENDING PLIERTWEED LOOP FORMING PLIERTWEEZERSU
UTILITY PLIERS
V
V - BEND PLIERVINYL COLOR SLEEVESW
WEINGART UTILITY PLIERSWIRE BENDING PLIERSWIRE CUTTERSY
YOUNG PLIERS

56
46
53
47
24
59
23
10
54
55
56
57
18
28
60
49
45
57
26
26
7
6
8
58
26
28
22
40
22／34
23
41／42
20
26
57
20
27
18
23

23
24
44
46
43
43
25
27
35
39
37
12
20
48
23

63

64

65

www.task-ortho-inc.net

TEL 03-5615-8827
FAX 03-5615-8837

www.task-ortho-inc.net〒112-0001 東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
HAKUSAN CT BLDG. 5F.,
2-38-14, HAKUSAN,
BUNKYO-KU, TOKYO 112-0001, JAPANTEL +81-3-5615-8827
FAX +81-3-5615-8837
E-mail:oﬃce@task-inc.net

株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原53
中村デンタル株式会社

東京都板橋区南町59-2

プレミアムプラスジャパン株式会社

大阪府池田市城南1-4-2●表示価格は2023年1月現在のものです。●消費税は含まれておりません。
●デザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
For improving, a design and speciﬁcation are subjected to modify without notice.
TASK-Ortho13-① 2301-8300

HEARTS AND ARTSTASK INC.
株式
会社

タスク

www.task-ortho-inc.net〒112-0001 東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F

HAKUSAN CT BLDG. 5F., 2-38-14, HAKUSAN,

TEL（03）5615-8827 FAX（03）5615-8837

BUNKYO-KU, TOKYO 112-0001, JAPANE-mail : oﬃce@task-inc.net

TEL +81-3-5615-8827 FAX +81-3-5615-8837
E-mail : oﬃce@task-inc.net