自動車用デジタルサーキットテスター

www.kaise.com

エンジン回転数の測定
ダイレクトイグニッション上部に付属のセンサーを当てることで測定可能。

多機能ハンディタイプ
デジタルサーキットテスター
バックライト付き大型LCD搭載。
片手で持ちやすい筐体設計。
各種電装系チェックに対応●バッテリー電圧の測定●インジェクションパルス幅の測定（PFIおよびTBI）●エンジン回転数の測定●オルタネーター充電電流の測定※ダイレクトイグニッション式、ハイテンションコード式の測定が可能。
※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、MSD・MDI搭載車、同時点火の一部車種は不可。

●エアコン吹き出し口の温度測定●ドゥエル角の測定（1〜12気筒）●各種センサーの測定※別売クランプアダプターが必要

ホルスター（本体を覆う緑色のゴム）付属で滑りにくい便利なハードキャリングケースが付属

KT-2022各種電装系チェックに対応●バッテリー電圧の測定

測定項目
直流・交流電圧直流・交流電流
抵抗
周波数
回転数
ドゥエル角

●エンジン回転数の測定

AC/DC

AC/DC

DUTY

PULSE
WIDTH

V

●オルタネーター充電電流の測定※IP-RPM：回転センサーを使用
IG-RPM：テストリードを使用※ダイレクトイグニッション式、ハイテンションコード式の測定が可能。
※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、MSD・MDI搭載車、同時点火の一部車種は不可。

●ドゥエル角の測定（1〜12気筒）●インジェクションパルス幅の測定%

デューティー比インジェクションパルス幅
温度
ダイオードテスト
導通試験
静電容量

直流電圧（V）

交流電圧（mV）
50Hz〜500Hz

交流電圧（V）
50Hz〜500Hz

抵抗

周波数

回転数
IP-RPM：回転センサーを使用
IG-RPM：テストリードを使用※注：車種により測定できない場合があります。

ダイオードテスト
表示板（LCD）
動作原理
整流方式
サンプリング速度
レンジ切換
電池消耗表示ディスプレイホールド
オートパワーオフ
過負荷保護
使用温・湿度
保存温・湿度
温度係数
安全基準

レンジ
60.00 mV
600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
1000 V
60.00 mV
600.0 mV
6.000 V
60.00 V
600.0 V
1000 V

ひとまとめに収納できます。

バックライト＆バーグラフ付きLCD
機能●誤挿入防止機能●ディスプレイホールド●レンジホールド●オートパワーオフ●エアコン吹き出し口の温度測定

直流電圧（mV）

収納・持ち運びに便利なハードキャリ
ングケースが付属。本体と付属品をDWELL
A Ω Hz RPM ANGLE※ポートフューエルインジェクション（PFI）、スロットルボディインジェクション（TBI）の測定が可能。

※別売クランプアダプターが必要。

ハードキャリングケースが付属●各種センサーの測定 など（23℃±5℃、80%RH以下、ただし結露のないこと）

測定確度±0.4％rdg±3dgt±0.3％rdg±3dgt

入力抵抗

過負荷保護

直流電流（μA）≒10MΩ,50pF 1000Vrms
直流電流（mA/A）±0.4％rdg±3dgt≒10MΩ,50pF

1050Vrms
1450Vpeak±0.7％rdg±3dgt±2.0％rdg±5dgt≒10MΩ,50pF 1000Vrms※注：10A連続測定可。
10A〜20Aは30秒以内（5分間隔休みにて）測定可。

交流電流（μA）
50Hz〜500Hz

交流電流（mA/A）±2.0％rdg±5dgt≒10MΩ,50pF

1050Vrms
1450Vpeak±2.2％rdg±5dgt

50Hz〜500Hz※注：10A連続測定可。
10A〜20Aは30秒以内（5分間隔休みにて）測定可。

レンジ
600.0μA
6000μA
60.00 mA
600.0 mA
6.000 A
10.00 A
600.0 μA
6000 μA
60.00 mA
600.0 mA
6.000 A
10.00 A

測定確度
±0.7％rdg±3dgt±0.5％rdg±3dgt±0.7％rdg±3dgt±0.5％rdg±3dgt±0.7％rdg±3dgt±0.5％rdg±3dgt±2.2％rdg±5dgt±2.0％rdg±5dgt±2.2％rdg±5dgt±2.0％rdg±5dgt±2.2％rdg±5dgt±1.2％rdg±5dgt

負荷電圧0.25mV /μA
2.5mV / mA
0.03V / A
0.25mV /μA
2.5mV / mA
0.03V / A

ドゥエル角、デューティー比
レンジ
測定確度
開放電圧
※注：規定のレンジはエンジン
600.0Ω
±0.5％rdg±6dgt
回転数、シリンダー数に6.000kΩ
よります。
±0.5％rdg±3dgt
60.00kΩ
インジェクションパルス幅、0.45V DC
600.0kΩ±0.8％rdg±4dgt
デューティー比※注：規定のレンジはトリガー
6.000MΩ±1.0％rdg±5dgt
スロープ、エンジン回転60.00MΩ
±1.5％rdg±5dgt
数によります。
ファンクション 入力感度 レンジ
測定確度
温度10Hz - 10kHz
0.5 V
6V※熱電対（Kタイプ）
10Hz - 50kHz
5V60 V
センサー精度含まず±0.1％rdg±3dgt
10Hz - 50kHz
50 V
600 V
45Hz - 1kHz
導通試験
500 V
1000 V
レンジ（IP-RPM） レンジ（IG-RPM） 測定確度
静電容量
RPM4240〜20000RPM 60〜20000RPM
RPM2120〜10000RPM 30〜10000RPM ±0.2％rdg±20dgt
RPM2-M 60〜5000RPM
15〜5000RPM
試験電流 開放電圧
レンジ
測定確度
1.000 V
±1.0％rdg±3dgt 0.50mA ＜1.6V DC

レンジ ※
測定確度
シリンダー数0.0°〜 360.0°±1.2°/krpm±1dgt 1、2、3、4、5、6、8、
10、
12
0.0%〜100.0%±0.04％/krpm/cyl±2dgt （CYLINDERキーにて選択）
レンジ ※
測定確度
マルチポイント 0.05〜99.99ms / 100.0〜250.0ms ±0.05ms±1dgt
インジェクション 0.0%〜100.0%±0.04%/krpm±2dgt
シングルポイント 0.05〜99.99ms / 100.0〜250.0ms ±0.05ms±1dgt
インジェクション 0.0%〜100.0%±0.04%/krpm/cyl±2dgt
レンジ
測定確度-50℃〜1000℃±0.5％rdg±3dgt※付属品の818-02温度プローブでの測定は100℃までしきい値
応答時間
10Ω〜200Ω
32ms
レンジ
測定確度
6.000μF±2.0％rdg±5dgt
60.00μF±3.5％rdg±5dgt
600.0μF
2000μF
±4.0％rdg±5dgt

4桁6000カウント、バーグラフ付き電源
ΣΔ変換方式
ヒューズ
平均値整流型
消費電流
5回/秒（バーグラフ：最大40回/秒）
連続使用時間オート/マニュアル（周波数、インジェクションパルス幅、静電容量はオートのみ） 寸法・重量
付属品
電源電圧約2.3V以下で点灯
HOLDキーで表示値を固定
約34分後に自動的に電源オフ（解除可能）
μA、mA：0.4A/1000V 速断型ヒューズにて
A：11A/1000V 速断型ヒューズにて V：1050Vrms 1450Vpeak
別売付属品
0〜31℃、80％RH以下 / 31〜40℃のときは、80％RH〜50％RHまで直線的に減少（ただし、結露のないこと）−20〜60℃、80%RH以下（ただし結露のないこと）
23℃±5℃のときの確度×0.15/℃
CEマーク認証（LVD：EN61010、EMC：EN61326）

1.5V R03 2本
速断型 11A/1000V（φ10×38mm）1本、0.4A/1000V（φ6×32mm）1本
約4.3mA（オートパワーオフ時：約10μA、バックライト点灯時：約27mA）
マンガン電池：約180時間、アルカリ電池：約360時間
161（H）×80（W）×50（D）mm、約340g

www.kaise.com

100-66テストリード、653回転センサー（ダイレクトイグニッション用）、654回転センサー（ハイテンションコード用）、818-02温度プローブ、
943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、ホルスター、
1.5V R03電池2本（内蔵）、F38スペアヒューズ（11A/1000V）1本、F39スペアヒューズ（0.4A/1000V）1本、取扱説明書
660AC/DCクランプアダプター、944テストピン、
100-41テストリードキット、100-62テストリードセット、
793コイル型コンタクトピン、946バッテリークリップ

販売店【お問い合わせ】
販売に関して：営業部国内販売課 ＴＥＬ０２６８−３５−１６００
製品に関して：製 造 サ ー ビ ス 課 ＴＥＬ０２６８−３５−１６０２〒３８６−０１５６ 長野県上田市林之郷４２２
ＴＥＬ０２６８−３５−１６００(代) ＦＡＸ０２６８−３５−１６０３
Ｅ−ｍａｉｌｓｅｒｖｉｃｅ＠ｋａｉｓｅ.ｃｏｍ※製品の外観および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-4035- 2 1110