IMシリーズ

耐圧防爆形赤外線水分・厚さ計（ミラー式、ファイバ式）

耐圧防爆形赤外線多成分計は、赤外線の吸収を利用した水分・有機分・フィルム厚さ・塗工厚さなどを非接触、リアルタイムで測定できる赤外線センサです。最大10波長までの測定波長を搭載し、4成分まで同時計測可能なオンライン用多成分計です。
耐圧防爆分類㈼B、温度等級T5の可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在し、爆発の危険がある場所での使用が可能です。出
力信号としてアナログ出力、通信信号はRS-485またはイーサネットを用意し、設定表示器やパソコンと組み合わせて使用できます。
設定表示器は最大9台の検出器と接続でき、検出器の各種設定を行うとともに測定値を表示します。

■構成［防爆エリア］
多成分計［非防爆エリア］

アナログ出力（4〜20mA DC）
接続ケーブルDi/o ＊1
IMseries

中継ボックス（複数台使用時）

■形式

● 検出器
：IRMD□□□□□□
機種分類●1000シリーズ（ミラー式）●2000シリーズ（ファイバ式）
11：汎用水分21：汎用水分
12：高水分
22：高水分
13：微量水分●3000シリーズ（ミラー式）●4000シリーズ（ファイバ式）31：色濃度（近赤外）
41：色濃度（近赤外）
32：色濃度（薄膜、赤外）●5000シリーズ（ミラー式）（ファイバ式）●6000シリーズ
51：多成分（近赤外）
61：多成分（近赤外）
52：多成分（薄膜、赤外）●7000シリーズ（ミラー式）（ファイバ式）●8000シリーズ
71：厚さ・塗工量（近赤外）
81：厚さ・塗工量72：薄膜厚さ・塗工量（赤外）
波長数・成分数
00：1000、2000、7000、8000シリーズの時□□：3000、4000シリーズの時
波長数 3〜0（10）
成分数 1〜4□□：5000、6000シリーズの時
波長数 2〜0（10）
成分数 1〜4
通信形態＊1
Ｓ：RS-485（標準）Ｌ：イーサネット（LAN）＊2
特殊仕様 空欄：標準
1 ：小径用（ミラー式のみ）
2 ：防錆処理3 ：ゲイン特殊4 ：P偏光

電源

ＬＡＮ（オプション）

中継端子

補正入力＊1

100〜240Ｖ AC
2芯シールドアナログ出力（4〜20mA DC）

Di/o ＊1

IMseries

電源

ＬＡＮ（オプション）
補正入力＊1

中継端子

100〜240Ｖ AC
最大９台接続可能
アナログ出力（4〜20mA DC）

Di/o ＊1

IMseries

電源
ＬＡＮ（オプション）

補正入力＊1

中継端子

100〜240Ｖ AC
接続ケーブル
ＲＳ-485（MODBUS）

設定表示器（IRGMEG3）＊最大9台までの多成分計を接続可能

アナログ出力（4〜20mA）
警報接点出力（上限、下限各1）＊2

100〜240Ｖ AC
ＲＳ-232Ｃ
ラインコンバータ（下記通信時使用）
ＲＳ-422Ａ
ＲＳ-485

ＰＣ
パッケージソフト（IR-WEF2）
ＬＡＮ（イーサネット）●設定表示器IRGMEG3□

通信形態＊3
Ｒ：RS-232C（標準）
Ａ：RS-422A
Ｓ：RS-485＊1：通信形態のオプションLを指定時はRS-485と同時に使用できません。
＊2：表記以外の特殊用途にも別途対応いたしております。
＊3： CEマーキング適合

1PP-106-5

IMシリーズ■一般仕様●検出器
測 定 方 式：赤外線吸収式
測 定 波 長 数：最大10波長
測 定 成 分 数：最大4成分：
タングステン電球
光源：ミラー式…200〜400mmにて設置可能
測 定 距 離（ただしIRMD1300は160〜300ｍｍ）
ファイバ式…ファイバ部仕様を参照ください
測定
径：ミラー式…50×50mm（測定距離300mmにて）（ただしIRMD1300は200mmにて30×30mm）
ファイバ式…ファイバ部仕様を参照ください
アナログ出力：4〜20mA DC、±0.2%FS（負荷抵抗500Ω以下）
通 信 信 号：RS-485（MODBUS）
出力更新周期：28ms
表
示：データ表示、設定時表示
演 算 機 能：2色、3色比率演算、
重回帰演算
検 量 線 本 数：99本（最大）
検量線：1〜3次式および重回帰式・検量線補正機能あり（1〜2次補正）
スムージング演算：0〜99.9秒、任意設定可
キャリブレーション：チェッカ板によりキャリブレーション可能
検出器番号設定：マルチヘッドで使用時、検出器番号設定（設定表示器にて）C H . N o . 設 定：検量線のCH . No .を設定（設定表示器にて）自己診断機能：自己診断異常時、接点および通信出力
補正入力機能：外部4〜20mA DC（1入力）にて測定データの補正実施（サンプル温度補正他）＊IRMD5000、IRMD6000の場合、1成分仕様のみ
外 部 D i / o：Di（接点入力）
プリセット、データホールド、リアル/スムーズ
切換の内選択した1機能を接点入力にて実施
Do（接点出力）自己診断（1b）または上下限警報（1a）のどちらか選択した機能を出力
使用温度範囲：0〜45℃（40℃以上は空冷用エア要、
ただし、エアは計装用ドライエアでエア温度約30℃以下）
電源：24V DC（別売の電源ユニットIR-WEPより供給、電源ユニット：100〜240VAC、47〜450Hz対応）
消 費 電 力：約30VA
接
続：端子接続（電線貫通金物）
ケー
ス：アルミ鋳物
質
量：約10kg
取 付 方 法：ボルト吊り下げ方式（M8ボルト4本）
耐圧防爆規格防爆構造の記号：ExdⅡBT5
形式検定番号：第TC16974号（機種 IRMD1100、1200、31□□、51□□、7100）
第TC16975号（機種 IRMD1300、32□□、52□□、7200）
第TC16976号（機種 IRMD2100、2200、41□□、61□□、8100）●ファイバ部仕様
測定距離・径：レンズ付き…φ25/25mm〜φ40/100mm
レンズなし…φ25/15mm〜φ50/50mm
最大5m
（反射形）
、最大10m（光量アップ反射形）
フ ァ イ バ 長 ：標準1.5m、標準2m、最大10m（透過形）
ファイバ 保 護 ：ステンレス蛇管（反射形、光量アップ反射形）、
R250mm（透過形）
最小曲げ半径 ：R100mm
使用温度範囲 ：0〜150℃
パージエア機能 ：レンズ付き…パージ機能なし
レンズなし…5〜20L/min（normal）
フランジホルダ付
属
品 ：横取付けホルダ、CEマーキング●オプション
オプション名通信信号

内特殊仕様名内容

小径用

ミラー式反射形にて測定径30×30mm仕様（ミラー式のみ）

防錆処理

内部プリント基板の防錆処理仕様

ゲイン特殊

特殊サンプル時の内部信号レベル調整仕様※サンプルテストにより判定
薄膜サンプル判定時に光干渉除去対策仕様※サンプルテストにより判定

P偏光

PP-106-5■適応ガスの種類

容

アセトン、アンモニア、一酸化炭素、エタノール、エチルメチルケトン、エチレン、塩化ビニール、オクタン、酢酸、酢酸エチル、シアン化水素、トルエン、ブタン、プ
ロパン、ヘキサン、ベンゼン、メタノール、メタン、ガソリン、テトラヒドロフラン

イーサネット（LAN）※通信信号RS-485に替えてイーサネット（LAN）を選択■特殊仕様

CEマーキング適合（通信出力RS-232C仕様のみ）
EMC指令 ：EN61326-1 Class A
低電圧指令：EN61010-1、EN61010-2-30
RoHS指令 ：EN50581〈危険特性分類〉Exd Ⅱ BT5
防爆構造のシンボルｄ ：耐圧防爆形
Ⅱ ：工場・事業場用のもの
Ｂ ：分類Bの爆発性ガスに適応可
T5：温度等級／85℃を超え100℃以下

2

■外形寸法70●検出器

4-M8、深さ12120

135146（75）

4719

φ137

121180320■アクセサリ

電源ユニット、設定表示器側：
丸形圧着端子付

ケーブル長さ多成分計側：棒状形圧着端子付
φ10●耐圧防爆用接続ケーブルIR-WERPD□□

検出器と設定表示器、電源ユニット、中継ボックスの接続に使用する専用のケーブルです。
構
造 ：4芯キャブタイヤケーブル（2重シールド付）
外径 ：φ10mm
長さ：最大200m
接続 ：多成分計側 ピン（棒状形）
設定表示器側 チップ（丸形端子）

30110

20200

長さは指定による（最長200mまで）
４芯硬質ビニルシースケーブル（２重シールド付）
Max 300±3〜Min222±3（IR-WEA）
Max 156±5（IR-WEA3）

4-M5

フード長調整金具

15.5

出力チェッカ板取付時

31（222）

パージ用エア接続口１（耐熱６０℃）

φ8

φ13φ1632

出力チェッカ
位置決め用ガイド溝Ｄ側光コネクタ

15φ10（反射形）、0〜80℃（光量アップ反射形）

パージ用エア接続口２（Ｒｃ１／８）

φ16(34)17

ファイバ先端部

φ19

パージエア入口

パージエア接続：外径φ8、内径φ6取り付け方法：検出器測定窓にネジ止め（４本附属）

出力チェッカ板●反射形ファイバ
（レンズなし）IR-WCRN□□□
光量アップ反射形
IR-WCRM□□□70
φ

φ100φ86●エアパージフード IR-WEA□
外来光の遮断と測定窓・測定光路のエアパージに使用します。
フードの先端に出力チェッカ板を装着できる構造になっています。
パ ー ジ エ ア ：流量 50〜200L/min（normal）
圧力 最大200kPa（オイル、ダストを含まぬ計装エアをご使用ください。）

Ｅ側光コネクタ

6282

40300

長さ指定による（標準1500）

測定距離を長くしたい

出力チェッカ
位置決め用
ガイド溝

（反射形）
、0〜80℃（光量アップ反射形）

82.595115

φ8φ10φ30

φ16レンズ付きファイバ先端部

φ13Ｄ側光コネクタ●反射形ファイバ
（レンズ付き）IR-WCRE□□□
光量アップ反射形
IR-WCRF□□□15Ｅ側光コネクタ
40300

長さ指定による（標準1500）●透過形ファイバIR-WCT□□

（約42）

3

φ9

φ13

φ2.5

使用温度範囲 ：0〜150℃
最小曲げ半径 ：R250mm

φ10長さ（標準２ｍ）

ファイバ長さ投光部と受光部が分離したファイバです。

耐熱：
１５０℃

光コネクタ

ＳＵＳフレキシブルチューブ（ＰＶＣシース）

金属スリーブ

袋ナット

PP-106-5

●液体用セル IR-WCC8 液体中の水分や液体濃度の測定に使用します。
測定対象液がセル中を流れるように配管して使用します。
配管
径：R1/4
測定対象液の温度：0〜100℃
材
質：SUS316
測定対象液の圧力：最大3.9MPa

4-φ8用取付穴

250●耐圧防爆形中継接続箱 IR-WEED
検出器を複数台接続するときに防爆エリアでの中継端子として使用するものです。
ケース ：アルミ
防爆構造の記号 ：d2G4
形式検定番号 ：依協第1708号同等品
質量：約4.5kg（電源ユニット除く）

130270290●中継ボックス IR-WEE2
検出器を複数台接続するときに非防爆エリアでの中継端子として使用するもので、電源ユニット（別売）を内蔵して使用します。
使用温度範囲 ：0〜50℃
ケース ：SUS304
質量 ：約4kg（電源ユニット含む）

200

2160
4-φ9（取付穴）

115150■結線図

M4ネジ（アース用ネジ）
120200230

記録計などへ

単位：mm

アナログ出力：4〜20mA DC

設定表示器
またはパソコン・接続ケーブル
PLC通信出力（IR-WERPD□□）

外部電線引込器具

接地端子（M4）

SG（茶）

SB（白）

SA（黒）

P−（青）

G（緑）

P＋（赤）

P−（青）

G （緑）

P＋（赤）

通信出力：RS-485（最大外径φ36）

接点入力
接点出力
補正入力

（別売）
1P＋ P− OUT+ OUT- SA SB SG DI COM DO COM IN＋ IN−
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24VDC 4-20mADC
RS-485
DIGITAL IN DIGITAL OUT 4-20mADC

1P+ P- OUT+ OUT- SA SB SG DI COM DO COM IN+ IN2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24VDC

4-20mADC

RS-485

DIGITAL IN DIGITAL OUT 4-20mADC

保護接地
電源
100-120V AC
200-240V AC※本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PP-106-5

営業所：

仙 台
水 戸
宇都宮
高 崎
大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山

広 島
福 岡
北九州

4

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年1月現在のものです。

発行 2024.1

PDF
初版 2005.2