の高性能温水メーター
信頼 創造 奉仕センサー システム アンド サービス

High performance hot water meter

PHシリーズ高性能温水メーター HIGH PERFORMANCE HOT WATER METER PHシリーズ JIS適合
商品 R80PHシリーズ

幅広い計量範囲と多様なシステムへの対応を可能にしたアイチの温水メーター
様々なシーンで幅広いニーズにお応えします

LINEUP

検定対象外

PHシリーズFPHシリーズ（パルス出力式）
DPHシリーズ（電文出力式）（口径：13〜25mm）

PHDYシリーズ
FPHDYシリーズ（パルス出力式）
DPHDYシリーズ（電文出力式）（口径：30〜40mm）

PHTWシリーズ
FPHTWシリーズ（パルス出力式）（口径：50〜200mm）

シンプルで機能的な表示機構部
表示機構部が45度傾斜した構造であり、見やすく計量値の読み取りも容易です。

小型タイプ
表示機構部の向きを90度毎（４方向）からお好みの向きで組立可能ですので、あらかじめ、ご注文の際に表示方向のご指定をいただけましたら、対応させていただきます。

大型タイプ
メーター本体取付後でも、表示機構部の向きを90度毎（４方向）からお好みの向きに変更することで、配管時やメンテナンス時など、より見やすい表示機構部の向きにすることができます。

小型タイプ：表示機構部向きは発注時、90度毎の４方向、いずれかを選択可能
大型タイプ：表示機構部向きは納品後、90度毎の４方向変更可能

遠隔式
目的と予算に応じて選べる３タイプのシステム構成！！
ビル・工場・商業施設などで利用される温水メーターを給湯管理・集中管理できるシステムを構築することができます。

タイプ１

個別検針

個別受信器
RM09−93−A

電源供給不要で積算値を遠隔表示します。

小型タイプ（新基準適合品）の出力は豊富なパルス単位をご用意しており、幅広いニーズにお応えできます。
●受信器の表示説明については次頁参照●発信器・受信器・パルス変換器の仕様については 5 参照

FPH シリーズ

タイプ２

自動検針
様々な通信インフラを利用した双方向通信による自動検針システム。

自動検針システム

タイプ３

集中検針
ビル・マンション等にて多数設置されたメーターを一ヶ所で集中検針可能。
FPH シリーズDPH シリーズ

2DPH シリーズ

集中検針盤
アメリスDM

PHシリーズ JIS適合
商品 R80高性能温水メーター

HIGH PERFORMANCE HOT WATER METER

PH・PHDYシリーズ ビル・マンション・ホテル・工場等で使用される温水を幅広い計量範囲で確実に計量できる温水メーター
接線流羽根車式(単箱型)

接線流羽根車式(複箱型)

たて形軸流羽根車式

PHS13Ⅴ

PHD20ⅤPHDY40Ⅴ

LINEUP

LINEUP

13mm

L13mm

20mm

LINEUP

25mm

30mm

40mm

※L13mmは全長L＝165mmのタイプとなります。

性能曲線図
PHS13Ⅴ

PHB13Ⅴ

PHD20Ⅴ

PHD25V

共通仕様

PHDY30Ⅴ

最 高 許 容 使 用 温 度《 M A T 》
最 大 許 容 使 用 圧 力《 M A P 》
圧 力 損 失《定 格 最 大 流 量 Q3時》
取付姿
勢塗装色ケース
材質

PHDY40Ⅴ100.1

圧器0-200.08

差-300.06-40

力 損 失-1090 ℃
1 MPa
0.063 MPa以下H（水平）
無塗装
ビスマス青銅鋳物

型式承認番号【％】-500.04-60【ＭPa】(F/D)PHS13Ⅴ(F/D)PHSB13Ⅴ(F/D)PHD20Ⅴ(F/D)PHD25Ⅴ

-70
0.02

-80
-90

0100,000-100
1101001,000

10,000(F/D)PHDY30Ⅴ(F/D)PHDY40Ⅴ

M113

M115

M114

流量【 L／ｈ】

仕型

流量範囲（流量値【m3/h】）《器差±5％》《器差±3％》

口径《参考》 定格最大流量《Q3》 計量範囲
【m3/h】【mm】《Q3/Q1（R）》

式(F/D)PHS13Ⅴ(F/D)PHB13Ⅴ(F/D)PHD20Ⅴ(F/D)PHD25Ⅴ(F/D)PHDY30Ⅴ(F/D)PHDY40Ⅴ

様容量《参考》 1日当たりの使用量【m3/日】
適正使用
表示機構
流量範囲 《0.1MPa時》【m3/h】 10時間使用のとき 24時間使用のとき 最小目盛【L】 最大表示量【m3】【m3/h】
注）赤文字は小数点以下

132.5

20
2530404
6.3
10168080800.031〜0.05未満

0.05〜3.125

0.1〜0.8

3.2

5

10

0.05〜0.08未満
0.079〜0.126未満
0.12〜0.2未満
0.2〜0.32未満

0.08〜50.126〜7.875
0.2〜12.5
0.32〜20

0.15〜1.2
0.2〜2
0.48〜3.6
0.8〜5.8

6.78
14.4
23.9

914273916224572

外観

接線流羽根車式（複箱型）

たて形軸流羽根車式

13・L13mm

20・25mm30・40mm

WWW

T30 / 90型

H型式

(F/D)PHS13Ⅴ(F/D)PHB13Ⅴ(F/D)PHD20Ⅴ(F/D)PHD25Ⅴ(F/D)PHDY30Ⅴ(F/D)PHDY40Ⅴ

口径《参考》【mm】
13L1320253040

約H

ＰＨＤ２０Ⅴ

製 造 年

2015

型承M114号 ２70 9.

hh※「27」は製造した年号ℓ

鋳造年（西暦下2桁）L
100
165190225230245

式

型式承認番号

取付ねじ寸法
HHHhℓ
材料記号99,999.99

口径表示

取付ねじ寸法

鋳造年（西暦下2桁） L

0.1

０．0８〜５
流量範囲 ±３％3(m/h)±５％ ０．０５〜０．０８
許容使用温度(℃)
３０〜９０
出力( L / P ).5ℓ99,999.99

乾式デジタル表示

注 意

取付ねじ寸法0.1

表示機構部 例：PHD20Ⅴ

温水メータ本体は高温のため触ると火傷をする恐れがあります。

口径表示99,999.99

図

接線流羽根車式（単箱型）

口径表示0.1

鋳造年（西暦下2桁）材料記号
L

外形寸法【mm】
Wh14091

23157

10435166186

1041254245ℓ1113151720

材料記号L

取付ねじφd−山／ in 質 量【kg】（約）《標準》上水ねじ
1.3
φ26.44山141.4
φ33.25山112.4
φ41.91山112.6
φ47.81山112.9
φ59.62山114.13

PHシリーズ

検定対象外

HIGH PERFORMANCE HOT WATER METER

高性能温水メーター

PHTWシリーズ ビル・マンション・ホテル・工場等で使用される温水を幅広い計量範囲で確実に計量できる温水メーター
たて形軸流羽根車式
この流量計は、乾式たて型軸流羽根車
メ ー タ ー で、 本 体 材 質 は 口 径 ５ ０ 〜
１００ｍｍについてはビスマス青銅鋳物製、口径１２５〜２００ｍｍにおいてはダクタイル鋳鉄製（耐熱オキツモ塗装）とし、小型・軽量のメーターです。

PHTW50Ⅲ
LINEUP

50mm
100mm
200mm

性能曲線図
PHTW50Ⅲ

PHTW65Ⅲ

PHTW80Ⅲ

PHTW100Ⅲ

80mm
150mm

共通仕様
PHTW125Ⅱ

PHTW150Ⅱ

PHTW200Ⅱ

100.110.09-200.08

圧0.1

器

0-100.07-400.06【％】-500.05-600.04

-70

0.03

-80

0.02

-900.01

力 損 失差-30

最 高 許 容 使 用 温 度《 M A T 》
最 大 許 容 使 用 圧 力《 M A P 》
取付姿勢塗
装色（５ ０ 〜 １ ０ ０）
ケ ー ス 材 質
（１ ２ ５ 〜 ２ ０ ０）

100 ℃
1 MPa
H（水平）
銀色
ビスマス青銅鋳物
ダクタイル鋳鉄（耐熱オキツモ塗装）【ＭPa】-1000.01
流量【 m3／ｈ】

0.1

1100
1,000

100

仕型

65mm
125mm

口径《参考》【mm】

式(F)PHTW50Ⅲ(F)PHTW65Ⅲ(F)PHTW80Ⅲ(F)PHTW100Ⅲ(F)PHTW125Ⅱ(F)PHTW150Ⅱ(F)PHTW200Ⅱ

506580100125150
200

流量範囲（流量値【m3/h】）《器差±5％》《器差±3％》
0.6〜4未満
4〜40
0.9〜6未満
6〜60
1.2〜8未満
8〜80
1.8〜12未満
12〜1202.4〜16未満
16〜1603.6〜24未満
24〜2406.0〜40未満40〜400

様

容量《参考》 1日当たりの使用量【m3/日】
適正使用
表示機構
流量範囲 《0.1MPa時》【m3/h】 10時間使用のとき 24時間使用のとき 最小目盛【L】 最大表示量【m3】【m3/h】

0.6〜120.9〜18
1.2〜24
1.8〜36
2.4〜48
3.6〜72６〜1204080100150180350
640

外観72
108
144
216288432
720

1151722303454606911,152注）赤文字は小数点以下

199,999.9

10999,999

図
表示機構部

たて形軸流羽根車式

50〜200mm

例：PHTW50Ⅲ

D3W

乾式デジタル表示

φD2φH型

注 意
温水メータ本体は高温のため触ると火傷をする恐れがあります。

式

ＰＨＴＷ５０Ⅲ

流量範囲 ±３％3(m/h)±５％

４〜４００．６〜４許容使用温度(℃)
出力( L / P )

０〜１００

製 造 年

2015h

φD1.5n−φd

口径表示

型

式

(F)PHTW50Ⅲ(F)PHTW65Ⅲ(F)PHTW80Ⅲ(F)PHTW100Ⅲ(F)PHTW125Ⅱ(F)PHTW150Ⅱ(F)PHTW200Ⅱ

口径《参考》【mm】
506580100125150200

設置上のご注意

0 9.

鋳造年（西暦下2桁）
LL
245
270
300
350
380520620

外形寸法【mm】
約HW
226
185h
80303

256

100

328
350
469
566

266
242
340
380

120
125
165
215

φD1155175
185210250
280
330

フランジ寸法【mm】
質 量（約）
φD2
φD3n−φd 【kg】
12096
154−1914011632150
126338−19175
15138210182568−2324021210029026212−23190※設置環境（配管）で錆を問題視される場合は、ステンレス製の電磁式水道メーター「TAVシリーズ【口径《参考》125〜200mm】」をお薦めいたします。

4

PHシリーズ JIS適合
商品 R80高性能温水メーター

HIGH PERFORMANCE HOT WATER METER

遠隔式

ビル・マンション・ホテル・工場等、温水をご利用される場所でのメーター個別の給湯管理に最適です。FPHシリーズメーター本体から出る出力線を個別受信器に接続し、個別受信器を壁面などの見やすい位置に設置すれば、容易に検針可能な個別検針が実現できます。

タイプ１

個別検針
FPH シリーズ

接点パルス出力式温水メーター FPH シリーズ 発信器
接点パルス出力メーターFPHシリーズは、温水メーターと発信装置で構成され、温水メーター表示機構部に回転磁石が取付けられています。この回転磁石により発信装置内のリードスイッチをON・OFFし、所定計測流量毎にパルスを出力する構造です。

個別受信器
表示
積算流量 表示

FPHシリーズ 小型タイプ（13〜40mm）

パイロット 表示m3 ：6桁《標準》

電池電圧低下 警告型

メーターからのパルス信号を受ける毎に点灯と消灯を繰り返します。

※L桁は入力パルス単位まで表示

エラー表示
パルス入力端子3 線ショート 時
エラー警告表示受信器の電池電圧が低下すると表示します

パルス出力仕様 一覧

RM09−93−A

説明図

口径《参考》 製作可能なパルス単位【mm】 10L 50L 100L 1m3式

FPHS13Ⅴ

13○○○◎

FPHシリーズ 大型タイプ（50〜200mm）型式

口径《参考》【mm】

FPHTW50Ⅴ

50

FPHB13Ⅴ

L13○○○◎FPHTW65Ⅴ

65

FPHD20Ⅴ

20○○○◎

FPHTW80Ⅴ

80

FPHD25Ⅴ

25○○○◎

FPHTW100Ⅴ 100

FPHDY30Ⅴ

30○○○◎

FPHTW125Ⅴ 125

FPHDY40Ⅴ

40○○○◎

FPHTW150Ⅴ 150※◎：標準仕様、○：特殊仕様（受注生産）

パルス単位

FPHTW200Ⅴ 200

1m3

10m3

※大型タイプは1種類のパルス単位のみの対応となります。

※個別受信器の仕様については

6 参照

3線リードスイッチ発信器：MG700M A

この受信器を壁面等、見やすい位置に設置するだけで安全で簡単な個別検 針が実現できます。

この発信器は、一極のリードスイッチ2本がプラスチック製ボックスへ組み込まれており、水道メーター内に設けたマグネットの回転により、所定積算量毎に接点開閉を行います。

複数の受信器を1 ヶ所に集めて設置することで安価に集中検針が可能になります。

出※集中検針システムの概要は下記タイプ３参照※

力

ビル・マンション・ホテル・工場等

接パ ル ス 型 式

永久磁石駆動リードスイッチによる接点パルス

最大スイッチ容量

10VA

最大使用電圧

DC100V

最大使用電流3A

バウンス時間0.5ms以下

続線数

3線式
3芯 キャプタイヤコード
導体断面積：0.5mm2 仕上り外径：6.5mm

伝送線
標準長さ

ねじ接続方式（口径13〜40mm）用

1.5m

フランジ接続方式（口径50〜200mm）用

10m※2線式ご使用される場合は赤・白を結線してご使用してください。
※耐久性を考慮し、最大スイッチ容量の1／10（1VA）程度でご使用ください。

【注意1】発信器のパルス幅は、流量によって大きく変化します。特に水の流れが止まった時には、発信器のリードスイッチがONのままになり、ON時間が非常に長くなる場合があります。従って、コンピューター等に接続する場合で、ワンショットパルスへの変換が必要な場合には、パルス変換器（TA6-2HG）をご利用ください。
【注意2】接点パルス出力式水道メーターは、積算値とパルス出力単位が一致した時にパルス出力されるわけ

温水メーター《FPHシリーズ》

DPH シリーズ

タイプ２

自動検針

一般加入回線を利用した自動検針が可能です。点在する検針盤の一括検針で業務の大幅な効率化が図れます。

13 〜 40mm

出力電文通信仕様

発信器型式

MG5000

信速度

300ビット／秒

通信

方式

半二重

同期

方式

調歩同期

通信符号

データ 7ビット＋パリティー 1ビット

誤り制

御水平・垂直パリティー（偶数パリティー）

積算値

13〜40mmm3単位6桁、L単位4桁

各種機能

憶

積算値、定時検針、ロードサーベイ

メーターのパルス単位未満は0（ゼロ）固定となります。
警告検知機能使用伝送線
電源

動作温度（周囲温度）色

DPH シリーズ

LANポート接続でブラウザー上でのデータ閲覧可能
最大2年間分のデータを保管

8bit通信アイチ専用電文（JIS X 5001に準拠）

通能

FPH シリーズ

エネルギーコスト管理は 使用量の見える化 から

DPHDY40 Ⅴ
外観写真機

集中検針
なら これ 1 台で見える使用量！ All in One

DPH シリーズ記

ネットワーク対応集中検針システム

タイプ３

電文出力式温水メーター DPH シリーズ 発信器

インターフェース

ではありません。パルス出力のタイミングは発信器とメーター内に設けたマグネットの位置関係によるため、メーター個々により異なります。
但し、パルス出力間隔は単位毎、ほぼ一定に出力されます。

最大900台のメーターを管理（バス方式）
水道・電気・ガス・温水・熱量などの各種メーターに接続（8ビット通信機能付メーターも接続できます）

漏水警告、電池電圧低下警告
2芯丸型ビニールコード（外径φ6.0mm、0.75mm2） 標準コード長さ：1.5m
黒線：A1、白線：A2
リチウム電池消耗部品の交換目安を表示

3V内蔵（電池寿命約8年、電池交換不可）−10〜＋60℃
茶色5

FPH シリーズ専用 パルス変換器・受信器
・接点パルス出力式温水メーターＦＰＨシリーズには専用受信器の他に以下のパルス変換器・受信器があります。
用途に合わせてご使用ください。

■ パルス変換器 ： ＴＡ６−２ＨＧ

積算流量･パイロット･電池電圧低下警告･エラーを表示■ 受信器：ＲＭ０９−９３−A ≪３線入力方式≫
接点パルス出力式温水メーターＦＰＨ
シリーズの専用受信器となります。
ＦPH シリーズ

メーターからのパルス信号を受け、２系統のリレーａ接点を出力することができ、接点ＯＮ時間を０.２〜２秒に可変設定が可能です。

液晶デジタル表示

ＦPH シリーズ
入無電圧信号力パルス間隔

出最大伝送距離接点
Ｏ Ｎ 時 間力
最大接点容量外 部 電 源消 費 電 力
外部環境温度範囲
主 要 材 質寸法
質量

リードスイッチ(MG400TX､MG700M型用発信器FTU専用発信器)

リードスイッチ等の無電圧a接点
オープンドレイン
オープンコレクター
0N時間：10ms以上
0ＦＦ時間：50ms以上
メーターとパルス変換器間 ３０ｍ
リレーa接点 ２回路
0.2秒(VR1右全回転)〜2秒(VR1左全回転)ON時間可変可能交流の場合：AC100V，1A
直流の場合：DC30V，2A
AC100V 50/60Hz
1VA以下
0〜+50℃
本体･端子台：ＡＢＳ樹脂
H50×W81×D112(単位：mm)
約250g

ＤＣ２４Ｖ

出 力 電 文 仕 様 8ビット電文出力（東京都水道局 自動検針メータ通信機能仕様書(V2.6A)に準拠）
L桁：入力パルス単位まで表示

エ ラ ー 内 容

受信器電池電圧低下警告

防滴構造（ JIS C 0920 保護等級IPX3 防雨型）
・蓋

必ずお読みください【温水メーターの定期的な更新のお願い】
水道メーターの検定有効期間は法定で8年と定められております。有効期間を過ぎたメーターをご使用になられた場合の1例
として「計量法第172条（罰則）違反するものは6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処し、またこれを併科する」と定められております。

「温水メーター検定有効期間」の調べ方（いずれも 検定有効期間 平成35年4月を示しています。）
有効期間シールと封印はセットで取付けられ基準適合証印シールは単体で貼り付けられます。
有効期間シールの場合

例1354

基準適合証印シールの場合

鉛またはプラスチック封印の場合

裏

表354

例23５.４

温水メーター【13 〜 40mm対象】

今一度、検定有効期間のご確認を行っていただき、有効期限が間近でしたら、お取替え準備をお願いいたします。

6

設置上のご注意※設置環境（配管）で錆を問題視される場合は、ステンレス製の電磁式水道メーター「ＴＡＶシリーズ【口径《参考》125〜200mm】」をお薦めいたします。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
当カタログの仕様は、2015年7月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL：http://www.aichitokei.co.jp

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ
札 幌 支 店 TEL(011）642 9500
釧 路 営 業 所 TEL(0154）23 7859
仙 台 支 店 TEL(022）258 1181
青 森 営 業 所 TEL(017）738 7531
盛 岡 営 業 所 TEL(019）646 8836
東 京 支 店 TEL(03）3209 0631
横 浜 営 業 所 TEL(045）661 1491
千 葉 営 業 所 TEL(043）278 9191
大 宮 営 業 所 TEL(048）668 0131
新 潟 出 張 所 TEL(025）282 5591

名 古 屋 支 店 TEL(052）661 5843
金 沢 営 業 所 TEL(076）252 1942
静 岡 営 業 所 TEL(054）237 7168
長 野 出 張 所 TEL(026）254 5677
大 阪 支 店 TEL(06）6305 9052
広 島 営 業 所 TEL(082）292 8289
高 松 営 業 所 TEL(087）851 6664
岡 山 営 業 所 TEL(086）207 6828
福 岡 支 店 TEL(092）534 2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL(099）254 7877
宮 崎 出 張 所 TEL(0985）24 2279
沖 縄 出 張 所 TEL(098）860 9792
国 際 営 業 部 TEL(052）661 5150

指定製造事業者
水道メーター（自主検査）

このカタログは植物油インキ・再生紙を使用しています。

お願い

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがあります
のでご了承ください。なお古くナったカタログ・資料などは新版をご請求いただくか、当社までお問い合わせください。

更新 No.

1.2

WKJ-PH-030U