７１７８－５８９－０

小型電磁流量センサー ＶＮ
取扱説明書

配管について

注意

危険警告

注意

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。
この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。
この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害（製品の故障等）が想定される内容を示しています。

警告

ご使用上の注意

危険１．原子力・鉄道・航空・車両・娯楽遊具など安全性が要求される用途では使用しないで下さい。
２．製品を改造しないで下さい。
３．サニタリー使用ではないため、食品・飲料・医療用薬液などには使用しないで下さい。
４．防爆仕様ではないため、可燃性のガス等の雰囲気では使用しないで下さい。
５．腐食性の流体に使用しないで下さい。

配線について危険

使用環境・対象流体

注意

１．計測対象流体は、導電率 50μS/cm 以上の均一な水です。
導電率を守って下さい。特に純水や油など導電率の低い流体には使用できませんので注意して下さい。
２．流体が凍結する恐れがある箇所や、逆に水温が６０℃を超える恐れのある場所には、絶対に設置しないで下さい。
３．流体に電流が流れていると誤動作する場合があります。
４．最高使用圧力（１ＭＰａ）を守って下さい。
５．本製品は、完全防水構造ではありません。
（ＩＰ６４相当）
屋外や水没する恐れのある場所に設置しないで下さい。
６．本製品に強力な磁石や磁場を近付けないで下さい。

運用上のご注意

注意１．本製品は、取引・証明の用途には使用できません。
２．電源投入後、２０秒間は安定待ち期間のため、表示・出力は使用しないで下さい。

１．エアーの混入する場所では、使用しないで下さい。エアー溜まりとなりやすい箇所（配管立ち下がりの上流側など）には設置しないで下さい。また、設置後運用を開始する前には十分にエアー抜きを行って下さい。
２．センサーの取付姿勢は、気泡の影響やゴミ・汚れなどの影響を避けるため、センサーのＬＥＤシール面が地面と平行になる方向および流れが下から上になる方向を推奨します。
３．流量調整バルブなど流れを乱すものは、センサーの下流側に取り付けて下さい。
４．ウォーターハンマーなど衝撃圧を受ける配管系には、設置しないで下さい。
５．新しい配管の場合は、十分に洗管をした後に設置して下さい。
６．設置後、強い圧縮力・引っ張り力・加重が掛かる場所には設置しないで下さい。
７．ボディーに指示されている流れ方向に設置し、配管して下さい。
８．センサー取り付け時にはシールテープが配管内にはみ出さないようにして下さい。
９．前後接続配管は、端面にネジ加工時のバリ等がないようにして下さい。
10．落としたり、打ち当てたり、過大な衝撃を加えないで下さい。また、取り扱いの際はケーブルを持たず、ボディーを持って取り扱って下さい。
１．配管への締め付けトルクは型式毎に次の値を参考とし、過大なトルクを掛けないで下さい。センサー袖ねじ部が破損し、流体が漏れることがあります。
ＶＮ０５Ｒ：３．０±０．５Ｎｍ
ＶＮ１０Ｒ：５．０±０．５Ｎｍ
ＶＮ２０Ｒ：１ ２ ± １ Ｎｍ
上記締め付けトルクで配管しても漏れる場合は、そのまま増し締めを行わないで、ねじの状態やシールテープなどに異常がないか確認して下さい。
２．本製品を足場となる場所に取り付けないで下さい。

注意

１．本機の動作電源は１２～２４Ｖ ＤＣです。１００Ｖ ＡＣを接続しますと、発火する場合があります。
２．配線時には、この取扱説明書の指示に従って配線を行って下さい。
３．定格範囲内で使用して下さい。許容負荷を超える負荷では使用しないで下さい。
１．電源線・動力線などと一緒に配線しないで下さい。
２．極力ノイズ源から離して設置して下さい。
３．電源や受信計器は、他から電気的にアイソレートすることを推奨します。
４．ケーブルには無理な引っ張り力をかけないで下さい。
５．配線工事途中などにケーブル先端が水に浸からないようにして下さい。
６．ケーブルを延長する場合は、最大１０ｍとしてください。
推奨ケーブル：ＡＷＧ２８

仕様の確認・梱包箱上部およびセンサー裏側にあるシールの記載内容とご注文頂きました仕様が同一であるか、ご確認下さい。
・なお、出力は２ｃｈありますので１ｃｈ・２ｃｈそれぞれの仕様に間違いがないか、ご確認下さい。

結線

・異常検知項目と表示パターン

・以下の結線図にしたがって、結線を行って下さい。
電優先順位

電源電圧低下検知

１

緑・赤ともに消灯

励磁異常検知 またはメモリー異常検知

２点灯

乾水検知

３

過大流体ノイズ検知

４

逆流検知

５

過大流量検知６源

供給電圧(ＤＣ１２～２４V)
ＧＮＤ

流量センサー

異常検知項目赤(電源＋)
受信器
Ｖ

白(出力１)

Ｒ

オープン
コレクタ入力黄(出 力２)IS
青(電源－)

ＧＮＤ

表示パターン

点灯０.３秒、消灯０.３秒を１回＋消灯１.７秒の繰り返し
点灯０.３秒、消灯０.３秒を３回＋消灯１.７秒の繰り返し
点灯０.３秒、消灯０.３秒を２回＋消灯１.７秒の繰り返し
点灯０.３秒、消灯０.３秒を４回＋消灯１.７秒の繰り返し

乾水検知

パルス検出用電圧は３０Ｖ以下、出力吸込電流は各２０ｍＡ以下として下さい。

・緑／赤の２色ＬＥＤにより、流量または警報のどちらか一方の内容を表示します。異常検知による警報を優先し、優先順位の一番高い項目のみ表示します。
緑：流量を３段階の点滅及び点灯の４パターンで示します。
赤：警報（異常検知）の内容を、４段階の点滅・点灯・消灯の６パターンで示します。

表示パターン

ローフローカット流量未満

点灯

ローフローカット流量～
精度保証流量上限値の１／３
精度保証流量上限値の１／３～２／３
精度保証流量上限値の２／３以上

点滅２秒周期
点灯１秒、消灯１秒の繰り返し
点滅１秒周期
点灯０.５秒、消灯０.５秒の繰り返し
点滅０.４秒周期
点灯０.２秒、消灯０.２秒の繰り返し（ローフローカット流量～精度保証流量上限値の 1/3）
（ゼロカット流量～精度保証流量範囲上限値の1/3）
点灯
消灯

1S

（精度保証流量範囲上限値の1/3～2/3）
点灯
0.5S 0.5S

消灯（精度保証流量範囲上限値の2/3以上）
点灯
0.2S

消灯

２．警報(赤)・警報項目の説明
励磁異常検知メモリー異常検知
電源電圧低下検知
乾水検知
過大流体ノイズ検知

逆流検知
過大流量検知

消灯

2S

点灯
消灯

2S
0.3S
過大流量検知

0.3S

点灯
2S

消灯

・保証期間ご購入日から１年間とさせていただきます。

流量範囲

0.2S

点灯

製品保証

１．流量(緑)・流量範囲と表示パターン

1S

消灯

2S
0.3S
過大流体ノイズ検知

0.3S
逆流検知

ＬＥＤ表示

点灯

励磁コイルに電流が正常に流れなくなった場合
メモリーデータに異常が発生した場合
電源電圧が低下した場合
流量センサー内から計測流体が抜けて、非満水状態になった場合
計測流体に異常電流が流れていたり、流体内に空気が混入していたりなど、正常な流量計測が出来ない場合
計測流体が本体矢印方向と逆に流れている場合
型式ごとの最大流量に対し、１２５％を超える流量が流れている場合

・保証範囲
本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償で行わせていただきます。
ただし、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
(1)カタログ、製品仕様書、取扱説明書などの記載事項に従わないで使用した場合の故障(2)火災・地震・風水害・落雷などの災害及び犯罪などの破壊行為に起因する故障(3)腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障(4)犬、猫、ねずみ、昆虫等の生物の行為に起因する故障(5)故障の原因が当製品以外に起因する故障(6)出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障(7)当社または当社が指定した者以外による修理や改造による故障(8)不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障
なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障から誘発されるお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用等）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。