7178-555

信頼 創造

奉仕

LPG 保安点検用自記圧力計
ＤＡ０７２

取 扱 説 明 書

■仕様文書【DA０７２】（お願いとお断り）
このたびは LPG 保安点検用自記圧力計をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただき、事故を未然に防ぐため、この仕様文書を必ずお読みください。
本記載事項を厳守いただけない場合に発生した災害・事故に対しての損害賠償等の責任は負いかねますのでご了承ください。

お願い

この仕様文書は、本製品をお使いになる方のお手許へ、確実に渡るように手配してください。
この仕様文書は、保守の際にも必要です。本製品を破棄するまで大切に保管してください。

■本書で使用する記号について
本製品を安全にお使いいただき、思わぬ事故や故障を未然に防ぐために注意する事項を、次の記号で表しています。
記号

注意事項の範囲
この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを表しています。
この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。
この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

お守りいただく内容の種類を次の図記号で区分し、説明しています。
一般的な禁止を示す表示です。

使用者に実行していただくことを指示する表示です。

もくじ■仕様文書（お願い）■本書で使用する記号について

1．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-1．計器概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-2．開梱時の注意

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-3．保管時の注意

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-4．使用温度、湿度範囲

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-5．使用環境（ガス雰囲気中）の制限について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1-6．使用場所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1-7．計器番号・製造年月

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2．各部の名称

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3．取扱要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2, 3

4．保守・点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4-1．日常点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4-2．定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

4-3．電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

5．気密（漏洩）試験の温度影響について
6．仕様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5■保証とアフターサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

1．はじめに1-1．計器概要
本製品は、圧力検出弾性体（チャンバーベローズ）によって圧力を検出し、水晶時計が記録紙を回転させることにより、時間の経過における圧力変動を記録します。
本製品により、ガス配管の気密性及び漏洩の検査として使用可能です。
本製品は、日本ＬＰガス機器検査協会検定合格品です。

1-2．開梱時の注意
開梱に先立って梱包の外観をお確かめください。
開梱の際、荷を乱暴に扱わないようにご注意ください。
収納箱から取り出した時、誤って落下させたりする事のないように充分広い場所で開梱してください。もし自記圧力計本体が落下したり、強い衝撃が加わってしまった場合は、自記圧力計本体をメーカーへ返却してください。
開梱後、本製品に外傷がないか、また型式が注文通りか銘板をお確かめください。

1-3．保管時の注意
・本製品の故障、損傷の原因となりますので、次のような場所に保管しないでください。
●水のかかる場所●気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのある場所●傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などのある場所●化学薬品の保管場所やガスの発生する場所●直射日光の当たる場所や高温の車内など
自記圧力計を使用しないで長期間保管する場合は、下記の事項を守ってください。
１．湿気・塵埃の少ない場所に保管してください。
２．サインペンには必ずキャップをしておいてください。
３．接続口には適当なキャップをして、埃、異物が計器内に入らないようにしてください。
４．電池は取り外しておいてください。

1-4．使用温度、湿度範囲下記の温度範囲内で使用してください。
－10～＋50℃（但し、凍結しないこと） 35～90%RH（但し、結露しないこと）

1-5．使用環境(ガス雰囲気中)の制限について
本製品は、防爆には非対応となっています。
従いまして防爆雰囲気中の屋内ではご使用にならないでください。
もしご使用になる時は、窓を開放するなどして、非防爆環境とした上でご使用ください。

-1-1-6．使用場所について本製品は屋内仕様です。自記圧力計本体は直接雨や水滴がかかる場所では使用しないでください。
振動、衝撃のある場所で使用しないでください。本製品の機能を低下させる恐れがあります。

1-7．計器番号・製造年月
自記圧力計のフタの表裏に貼付されている銘板に記載されています。

2．各部の名称
０点調整ネジ

取手
銘板

LIA 認定シール
キャップ止め

ケース

ケースフタ
ペンレバー
記録紙ツマミ
配管用口金
銘板

フタ付電池箱動作スイッチ
サインペン

ボールバルブ

3．取扱要領
ご使用の前に、あらかじめ非危険場所において、「動作スイッチ」が「止」の位置になっていることを確認してから、フタ付電池箱のふたを開けて電池を入れてください。

・使用前準備（１）

本装置は、必ず取手が上側の縦姿勢でご使用ください。

（２）

ケースフタを開けてペンレバーを持ち上げ（９０゜まで持ち上げられます）、記録紙ツマミを持ち上げて記録紙を装着してください。
（この時点では記録紙ツマミは押し込まないでください）（３）

サインペンのキャップを外してキャップ止めに納め、ペンレバーを降ろし（元に戻し）、サインペンの先を記録紙目盛の０点に合致させてください。
０点が合っていない場合は調整ネジを回して修正してください。
その後、暫く（１～２分間）待ってから、記録紙面を指先で軽くタッピング（軽連打）し、０点が合っているか再確認してください。

（４）

記録紙を測定開始位置に合わせたら、記録紙ツマミを押し込んで記録紙を固定してください。

-2-配管側口金
加圧側口金
ボールバルブ
動作スイッチ

ボールバルブ：
図は「アケル」状態、「シメル」はボールバルブを90 度半時計回りにした状態【図１】

・気密性の確認を行う場合【図１参照】（１）

ボールバルブを「アケル」の位置にし、加圧側口金に２連球ポンプ等の加圧装置を接続してください。

（２）

配管側口金に被計測配管を接続してください。

（３）

２連球ポンプ等の加圧装置で圧力測定範囲内において加圧してください。

（４）

ボールバルブを「シメル」の位置にしてください。

（５）「動作スイッチ」を「動」の位置にすると、自記圧力計は測定・記録を開始します。
（サインペンの動きにより、気密性の確認が可能です。）（６）

確認後、暫く（１～２分間）待ってから記録紙面を指先で軽くタッピング（軽連打）し、サインペンの位置に変動ないことを確認して下さい。

・漏洩を確認する場合【図１参照】（１） ボールバルブを「シメル」の位置にしてから、配管側口金に被計測配管を接続してください。
（２）「動作スイッチ」を「動」の位置にすると、自記圧力計は測定・記録を開始します。
（サインペンの動きにより、漏洩の確認が可能です。）(３)

確認後、暫く（１～２分間）待ってから記録紙面を指先で軽くタッピング（軽連打）し、サインペンの位置に変動ないことを確認して下さい。

4．保守・点検
4-1．日常点検
ご使用の際にはゼロ調整をしてください。
調整ねじのツマミを右に回すと低圧側、左に回すと高圧側に調整できます。

4-2．定期点検① 記録装置：時間精度をチェックする。
② 圧力値：液化石油ガス法（例示基準第 29 節）に基づく点検を行うこと。
③ 気密試験：最大圧力まで加圧して 30 分間漏れ無きこと。
※ご返却いただけない場合は精度保証ができません。

-3-

4-3．電池交換●電池は取り扱いを誤ると発熱、液漏れ、破裂することがあります。充電、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
●万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
●電池交換は、ガスなどの引火性物質のある危険な場所を避け、安全な場所で行ってください。危険な場所で電池交換を行うと電池交換時の火花により引火爆発し、けがや物質損害が発生するおそれがあります。

●乾電池は、単三のアルカリ、マンガンのいずれも使用できます。
●使い切った電池はすぐに本製品から取り出してください。また、新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないでください。
●電池交換は、必ず非危険場所で行ってください。
●電池交換周期は、常温・常湿で 1 回／約 1 ヶ月ですが、電池メーカーの違いや使用環境によって、これより短くなることがあります。

5．気密（漏洩）試験の温度影響について★

気密（漏洩）試験における配管内等の封入気体の圧力は、温度変化を受けますと封入気体が収縮または膨張して、圧力変化を生じます。
このことは物理学（ボイル・シャルルの法則）上、「一定量の気体の占める体積は圧力に反比例し絶対温度に比例する」の関係から、例えば封入圧力が３kPa の時、温度が 20℃から 19℃に１℃温度降下しますと、圧力は約 2.64kPa に降下します。
逆に 20℃から 21℃に１℃温度が上昇しますと、圧力は約 3.36kPa に上昇します。
つまり、どちらも１℃あたり約 0.36kPa の圧力変化となります。

★ 計測における計器の周囲温度、及び被計測側の環境温度が変化しない条件でご使用ください。
★ 気密（漏洩）試験のときは、自記圧力計及び配管等・被計測物の雰囲気温度の変化には、十分注意する必要があります。

-4-

6．仕様
適 用 気 体空気、都市ガス、ＬＮＧ、ＬＰＧ、窒素、メタン、エタン、ブタン、炭酸ガス等※酸素およびアンモニアなどの腐食性ガスには使用できません。

圧 力 検 出チャンバーベローズ

圧力測定範囲０～１２ｋＰａ（但し、専用記録紙の目盛は０～１０ｋＰa まで）

圧力測定精度

記録紙最小目盛の土１／２以内

耐最大使用圧力の１．２倍

圧

記 録 方 式

円形記録紙（φ１１０ｍｍ）に赤色サインペンで記録する

記録紙装着

ワンタッチ操作特殊ツマミ

設 置 姿 勢縦姿勢（記録紙面が鉛直になる姿勢）

記録紙駆動

水晶式電池駆動記録時計（動／止スイッチ付）

記 録 紙 １回 転

２５分間

定 格 電 圧３．０ＶＤＣ

動作電圧範囲２．５ ～ ３．４ＶＤＣ

時 間 精 度

１回転所要時間±１％以内

圧力零点調整微調整ネジによる

圧力導入部

低圧用ホースエンド（φ１１.５） ２口

ケース構 造

アルミニウム合金ダイカスト製防滴構造

防 爆 構 造非対応

使用温度・湿度範囲－１０～＋５０℃（凍結なきこと）、３５～９０％ＲＨ（結露なきこと）

外

マンセル５Y7/1（半艶）

観色

外 形 寸 法210（Ｈ ＋37：取手部分）×152（Ｗ）×110（Ｄ） ｍｍ

製 品 質 量２．６ｋｇ

耐 用 年 数

１０年（製造年月より）① 赤色サインペン １個付

属品② 単三アルカリ乾電池 ２本③ 記録紙 １枚
① 赤色サインペン（最低発注単位：１０個）

消耗品② 記録紙電池

赤色サインペン（最低発注単位：１００枚）

連続使用で約１ヶ月
最低４０ｍ又は連続運転で１ヶ月印字可能（２５分計の場合）-5-保証とアフターサービス●保証期間ご購入日から１年間とさせていただきます。
●保証範囲
本製品は万全の品質保証体制で製造しておりますが、正常な使用状態において保証期間内に当社製造責任による故障が生じた場合、修理または代替品の納入を無償で行わせていただ
きます。
ただし、故障した製品についての無償対応の適否は当社の調査結果によるものとします。
また、以下の項目に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。
（1） カタログ、製品仕様書、取扱説明書、などの記載事項に従わないで使用した場合の故障（2） 火災・地震・風水害・落雷などの災害及び犯罪などの破壊行為に起因する故障（3） 腐食環境下での使用による製品腐食に起因する故障（4） 犬、猫、ねずみ、昆虫等の生物の行為に起因する故障（5） 故障の原因が当製品以外に起因する故障（6） 出荷当時の科学・技術水準で予見不可能であった故障（7） 当社または当社が指定した者以外による修理や改造による故障（8） 不適当な点検や消耗部品の保守・交換に起因する故障
なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品故障から誘発されるお客様の損害（当社製品以外への損害・損傷、逸失利益、機会損失、輸送費用、工事費用等）につきましては、保証範囲外とさせていただきます。
●アフターサービス
異常があるときは、故障の状況を調べていただき、当社の支店・営業所にお知らせください。
その際は、本製品の故障の状況をできるだけ詳しくご連絡ください。
なお、保証期間経過後の修理については、有償で修理させていただきます。

第１版

お願い

1701

性能改善のため予告なく製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。なお古くなったカタログ・資料などは新版をご請求い
ただくか、当社までお問い合わせください。

-6-