処理速度が向上
操作しやすい記録計
KR3D00H

KR2D00H

熱処理支援機能付き

グラフィックレコーダ

グラフィックレコーダKR2S00H / KR2D00H / KR3S00H / KR3D00H
シリーズはカラー液晶ディスプレイを搭載した、高性能で操作性に優れたタッチパネルを採用したペーパレスの記録計です。

KR2S00H/KR2D00H

KR3S00H/KR3D00H

SDカード対応

KR2D00H/KR3D00Hシリーズ（PDF機能付き）
チャート紙と同様の運用をPDFで電子化
閲覧に専用ソフト不要
100㎜、180㎜、250㎜幅のチャート紙をPDFで作成しチャート紙と同サイズで出力可能
チャート紙はA4、A3、レターサイズに圧縮して出力可能
チャート紙の目盛は任意設定可能（ただし、KR2D00シリーズは100㎜／180㎜チャート紙に限定）
必要な時間範囲のみデータ抽出が可能
PDFのパスワード保護機能で改ざん防止
アナログトレンド記録のほか、リスト印字、定時刻デジタル印字も可能

2▼ PDFチャート出力イメージ▼

バッチ記録機能強化
手入力では入力ミスが心配

工程票／作業票とテキストをリンクしたい

グループ別に簡単読取

コードリーダをKR2-H/KR3-Hに接続

バッチ毎の工程票／作業票の簡単読込
悩みを簡単に解決

RS-232C

データのファイル名も分かり易く

QRコード読取の場合はQRコードリーダを使用

記録状況表示画面より入力したいセルにカーソルを合わせコードリーダで読取入力

PDFチャートのヘッダに情報展開
バッチ名／ロット番号はファイル名に展開※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

製品名、ロット番号など、記録と紐づけされる情報の入力、印字に対応
バーコードで記録管理
マーカーテキスト
品種、ロット№、連番、等を書込み

RS-232C
読取ったバーコードはリスト表示にて確認

データファイル1ファイルにつき最大200個のテキスト登録が可能

バーコードスキャナ 対応機種
1：HC76TR【DENSO】
確認したいテキストを選択しトレンド表示

バーコードによる情報入力、印字も可能（バーコードリーダ別売）
ネットワーク機能（FTP、メール等）ほか多数の機能を搭載
FTP（File Transfer Protocol）
で記録データファイルを転送。既存ネットワーク環境で導入可能パソコンなどからの要求でデータファイルを転送（FTPサーバ）、ネットワーク上のサーバにデータファイルを自動転送（FTPクライアント）する機能を標準装備しています。
警報発生時や機器異常時にEメールで自動通報

携帯電話やネットワーク上のコンピュータに警報発生、機器異常の自動通報が可能。
通知メールアドレスは8箇所まで登録できます。

記録計

調節計

3

AMS2750 / IATF16949運用のスタンダード
KRシリーズはAMS2750およびIATF16949 / CQI-9の要求する精度、電子記録等に対応するための支援機能を備えています。
デジタル記録「デジタル」（＝数値）記録に柔軟に対応

AMS2750、CQI-9では、デジタルでの記録を要求しています。
Point

1

専用ソフトが不要

PDF機能を使用すればチャート紙とAMS2750、CQI-9の要求事項であるデジタル記録の両方を確認できます※ KR2D00／KR3D00シリーズのみ

PDFチャート

記録計のチャート紙と同様のものをPDFで出力できます。

定時刻印字機能の併用によりデジタル表示にも対応しています。

PDFデジタル表形式の記録

PDFの持っている電子署名機能の利用によりレビュー結果の記録にも対応可能です。

専用バイナリファイル暗号化した専用形式でも記録できます。

改ざんがあった場合の検知機能も付いているので安心です。

また、電子記録に対する要求事項に対応するため、電子署名（レビュー結果の記録）にも対応可能です。
改ざんがあった場合

4※AMS2750（米国航空宇宙材料仕様書）は熱処理に対する要求事項です。
※IATF16949：IATF（国際自動車産業特別委員会）
メンバ 9 社が取引条件として要求する品質マネジメントシステム※CQI-9：全米自動車産業協会（AIAG）が発行する熱処理に関する要求事項です。

電子記録
Point

2

アクセス制限付加

ユーザID とパスワードによるシステムアクセスの制限が可能です

管理ユーザ5件、一般ユーザ100件の登録が可能です。

一般ユーザは10段階のアクセスレベル権限設定が可能です。

校正精度
Point

3

16点の折れ線補正で校正精度要求に対応

各センサと記録計の入力補正値をそれぞれ設定
指示値の誤差を確認し誤差があれば補正値を設定します

入力値補正機能

計測器、センサの補正値をそれぞれ最大16点まで設定できます。

簡単目盛調整計測器の補正は、独自の機能により校正作業工数を大幅に低減できます。（特許出願中）
複数チャンネルの同時校正「入力値」と「誤差」を自動認識し登録校正結果をファイル出力（CSV）「登録」ボタンを押すだけで自動的に「入力値」と「誤差」を認識して登録します。
〈総合精度〉
入力種類

RS
K
熱電対
N
JT

温度範囲
400〜1760℃
400〜1760℃
0〜1370℃
0〜1300℃
0〜1200℃
0〜 400℃

総合精度代表値（RJ誤差含む）±0.6℃または読取値の±0.1％のいずれか大きい方
注1：基準動作条件における性能

注2：入力値補正機能による補正を行った場合
注3：警報リレーがオフの場合

温度センサ管理
Point

4

センサ管理を細やかにサポート

温度センサの累積使用時間、サイクル回数、使用期間を自動計測します（特許出願中）
データは製造番号に紐づいているので、校正などで接続チャンネルを変更してもOK
継続的な記録データで劣化診断もできます

交換時期を段階通知メッセージでお知らせ

交換時期が間近交換時期に到達

5熱処理支援グラフィックレコーダ KRシリーズはKR2S00H/KR2D00H/KR3S00H/KR3D00Hシリーズの特殊仕様です。
下記形式、特殊仕様番号にてお問い合わせください。
形式

特殊仕様番号

KR2□□PH□□□-□□□Z

FK R-221507

KR3□□□H□□□-□□□Z

FK R-22250 9※ 0または7のみ対応■形式

KR2□□PH□□□−□□□Z

KR3□□□H□□□−□□□Z

表示器
S：5.7形LCD
D：5.7形LCD（PDFチャート出力付き）
測定点数／測定周期6：6点／1秒
2：12点／1秒
通信インターフェイス
G：Ethernet+上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet
B：Ethernet+上位・下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点c接点）＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取っ手ゴム足付き）
その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器
KT-M入力（通信インターフェイスG）
3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力（通信インターフェイスG）
N1N：バーコードリーダ仕様（バーコードリーダ別売、通信インターフェイスB）
N2N：バーコードレシピ仕様（バーコードリーダ／その他別売、通信インターフェイスG）
NNP：過去プロファイル再生※1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

■仕様

■対応規格

測定点数

KR2S00H/KR2D00H：6点、12点
KR3S00H/KR3D00H：12点、24点、36点、48点

入力種類

フルマルチレンジ
直流電圧…±13.8mV〜±50V
熱電対…B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、WRe5-WRe26、W-WRe26、CR-AuFe、PlatinelⅡ、U、L
測温抵抗体…Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co

測定周期

KR2S00H/KR2D00H：約100ms／4点、約1s／全点
KR3S00H/KR3D00H：約1s／全点

内部メモリー

フラッシュメモリー（容量32MB）

外部メモリー

SDカード（容量512MB〜2GB）

記録周期

KR2S00H/KR2D00H：100、200、500ms（4点入力時のみ）
1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min
KR3S00H/KR3D00H：1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min

記録データ

測定データ…ファイル名称（グループ名）、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、ほか
設定パラメータ

定格電源電圧

100-240V AC（フリー電源）、50/60Hz

最大消費電力KR2S00H/KR2D00H：35VA、KR3S00H/KR3D00H：60VA

取付方法

パネル埋め込み

質量KR2S00H/KR2D00H：約2.1kg、KR3S00H/KR3D00H：約5.6kg

時計精度

30日当たり±2分（基準動作条件下で電源ON/OFFによる誤差を除く）※その他、仕様等詳細はグラフィックレコーダKR2S00H/KR2D00H、KR3S00H/KR3D00Hシリーズのカタログを参照ください。

6表示器
S：10.4形LCD
D：10.4形LCD（PDFチャート出力付き）
測定点数／測定周期21：12点／1秒
41：24点／1秒
61：36点／1秒
81：48点／1秒
通信インターフェイス
G：Ethernet+上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet
B：Ethernet+上位・下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点c接点）＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取っ手ゴム足付き）
その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器
KT-M入力（通信インターフェイスG）
3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力（通信インターフェイスG）
N1N：バーコードリーダ仕様（バーコードリーダ別売、通信インターフェイスB）
N2N：バーコードレシピ仕様（バーコードリーダ／その他別売、通信インターフェイスG）
NNP：過去プロファイル再生※1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

防塵防滴

■外形寸法474750144

47

KR3S00H/KR3D00H

88.8

137
159277.6

50144

47288

KR2S00H/KR2D00H

17.1
22.1

288
297.6

182.6

24.8 38.8
29.6

180

360

1281+ 01138+0360

200

200

1138+01281+ 0■測定レンジ・表示分解能■オプション仕様

上位・下位機器通信用インターフェイスRS-485（MODBUS）
下記4種の機能より1種選択して使用
上位機器通信用インターフェイス
下位機器通信（通信内容指定方式）
ファンクションコード、リファレンス番号を指定することでMODBUS-RTU準拠の機器と通信が可能
下位機器通信（機種選択方式）
下位に接続した機器の入力データ、PLCレジスタ
内データを記録および最大31台の調節計のパラメータ設定、測定値、設定値など表示・記録
記録点数：KR2S00H
KR2D00H … 6点仕様 34点
12点仕様 28点
KR3S00H
KR3D00H … 12点仕様 108点
24点仕様 96点
36点仕様 84点
48点仕様 72点
接続機種：
KE、KR2S00、KR3S00、KR2000、KR3000、LE5000、AL4000、AH4000、DB600、DB1000、DB2000、KP1000、KP2000、
DP-G（データ取得のみ）、JU、JW、SE3000
KR2S00/KR3S00/KR2D00/KR3D00の入力
データをPLCに転送
PLCのみ接続が可能
書き込み点数：44点
PLC接続機種：三菱電機株式会社殿製
MELSEC AnA、QnA、QnAS、Q、FXシリーズ（1Cフレームのみ）
オムロン株式会社殿製
SYSMACシリーズ※オムロン殿製PLCと接続する場合、別途、RS232C/RS485コンバータが必要となります。
下位通信

下位通信用インターフェイスRS-232C
バーコードスキャン
スキャンしたバーコードデータに応じて、マーカ書込・グループ表示切替・バッチ動作を行う。

KT-M入力高精度温度変換器 KT-Mとデジタル通信（RS-485）

ポータブルタイプ

取手ゴム足付き■関連別売品
50mA用
20mA用
SDカード

512MB、1、2GB※その他、仕様等詳細はグラフィックレコーダKR2S00/KR2D00、KR3S00/KR3D00シリーズのカタログを参照ください。

7

統合パッケージソフト TUSレポート出力機能付き TRAMS
TUS：温度均一性検査（Temperature Uniform Survey）、熱処理設備の認定ワークゾーン内の温度変動の評価

パソコンで簡単に機器登録、データ登録可能
TRAMSの使い勝手はそのままに、新たにTUSレポート出力機能が加わりました。
TUSレポート用の「条件設定」はグループ登録画面で行います。設定項目は試験温度、許容差、安定判別条件、安定後記録時間などです。

安定判別は「自動」「半自動」「手動」の3種類■安定判別「自動」を選択した場合、許容幅に入ってからの温度下降の回数によって自動で判定を行います。（各チャンネルごとに実施します）
トレンド画面では以下の表示機能を搭載。
安定判別状態
安定時間
安定後経過時間（またはデータメモリー残り時間）
安定後最高温度
合否判定■データメモリー
温度設定により「自動で開始する」、または「手動で開始する」、いずれかを選択することができます。

レポート出力レポートは手動出力のほか、データメモリー終了時に自動で出力することもできます。
フォーマットはあらかじめExcelシートで作成しておき、任意の位置に関数で指定します。

TUS条件設定
TUS条件設定はグループごとに行います。
安定判別やデータメモリーの設定のほか、レポートに必要な試験熱電対や設備名称などのテキスト設定、レポートの出力設定などを行います。

温度許容差
温度表示が許容差の範囲に入っていればOK＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2023年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮028（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/086（473）7400

Cat.No. CR-55-03 Jun.-'23,01 Printed in Japan Ⓑ148