研究から生産までのも“ っと”の声に応える
高機能ペリスタポンプ誕生！

商品名「ペリスタ PERISTA」は、アトーの登録商標です。

本当にスゴイんです

ペ リ ス タ ク ォ ン タ ム ポ ン プ

ペ リ ス タ ク ォン タ ム ポ ン プ を
一 度 、試 し て み ま せ ん か ？

バイオの夜明け前から半世紀！

！
！

ペリスタクォンタムポンプ
ATTO は半世紀を超えるペリスタポンプ ※1 の開発・生産・販売の経験や知見に基づき、ご要望の特に多い流量高精度をはじめとした仕様全項目を見直す改良を行い、新製品ペリスタクォンタムポンプを開発しました。
金属非接触の精密流量分配システム（後掲のスマート分注送液システム S-LDS）
構築ニーズにも対応し、ソリューションをご提案いたします。

※ 1 ペリスタポンプ：
軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ。溶液と接する箇所はチューブ内のため、汚染されず、無菌･コンタミフリーで送液することが可能で、使用後もチューブの交換または洗浄のみです。

主な用途
調液用

発酵培養液用灌流培養・灌流固定用

薬液環流実験用クロマトグラフィー用等

m L 単位の高流量精度インテリジェントポンプとして、各研究所・生産工場等にて、幅広くご利用いただけます。

特長

1. 高い流量精度・低脈流化 を支える高剛性メカ※2※2当社比■３流路の流量安定性・高再現性を実現する12本金属架回転ローラーシステムを備えた精密高剛性メカに、加えて独自のチュービング機構を採用することにより、安定した低脈流化を実現しました。
■長時間の流量を安定して送液することが可能で、高い流量精度も実現しました。
※３流路の個別制御は、S-LDS（P3-4 記載）にて対応可能です。
■キャリブレーション機能により、都度、正確な流量管理も可能です。
■ 130（W）
×260（D）
× 135（H）mm 5Kg の小型ながら重厚感のある堅牢な構造は、高い流量精度の実現を支えます。

12 本架回転ローラーシステム

流量安定性

流量設定直線性（低流量域）

チューブ
設置時

測定時間

124 時間

測定間隔

1min

平均流量（mL/min）

1 mL/min

標準偏差0.00351

不確かさ（k=3）± 1.0%

2.「ATTO 純正標準チュービング」を採用厳選された摩擦・薬液高耐久性、高精度、長寿命のATTO の純正標準チューブは、回転ローラー押圧高耐久性の特製オレフィン系樹脂チューブです。 特に「耐薬性」に強く、シリコンチューブで送液可能な溶液もカバーし、更に、酸・アルカリ溶液や一部の有機溶媒の送液も可能です。また滅菌性についても、確認を行いました。
※ 内径 2mm 外径 4mm / 内径 4mm 外径 6mm の2 種類があり、0.01-35mL/min/ チャンネルの送液が可能です。

オリジナルチューブの滅菌性

オリジナルチューブの耐薬品性
オレフィン

オレフィン
チューブ

シリコン

イソプロピルアルコール○×

メチルアルコール○△塩酸（20%、20℃）○×

硫酸（10%、20℃）○

×

水 酸 化 ナ ト リ ウ ム（10%、20℃）○×

高圧蒸気滅菌（121℃、20 分）
アルカリ系洗浄剤

リン酸
カセイソーダルアーフィッティ
ング（PP）

不可

可可可可可

放射線照射滅菌

可不可

エチレンオキサイドガス滅菌

可可※高圧蒸気滅菌が必要な場合は、シリコンチューブにて対応可能です。

3. 明快自在なタッチパネル操作・設定
4.3 インチの感圧式液晶パネルにより、簡単操作・設定が可能です。

①設定
最大回転で 2min 送液

操作画面

操作例：キャリブレーションの実施②スタートボタン③実測したデータ入力して ④最大回転時の流量を表示
2min 間 の 送 液 開 始・実Enterを押す
測4. 外部制御で機能拡張
外部制御用 USB 端子で専用ソフト内蔵の PC と接続し、START・STOP、送液方向、回転数（最大回転数に対する％設定）が制御可能です。
※その他、フットスイッチ専用端子、流量計専用端子も搭載。

流量計
USB
フットスイッチ

5. 金属非接触の無菌サニタリー（衛生）送液
生物物質汚染リスク（危険／Hazard）の無いバイオセーフ（Bio-safe）な可動パーツと接触することのない送液機構により、安心・安全志向のご要請にお応えできる BioSafe な無菌・コンタミフリー・衛生清浄送液が可能です。

2

S-LDS は、PeristaQuantumPump の 2 次側（出力）チューブに 2 ポート電磁弁を配し制御プログラムにて電磁弁制御し、送液を分注するシステムです。

目的分注量に対し± 0.8 ｍ L 程度の分注精度
0.01～13 ｍ L/min の範囲で流量の設定が可能
専用制御ソフトで３流路個別に分注量の設定が可能
分注キャリブレーション・チューブ気泡検出・チューブクリーニング機能が可能
金属非接触で液中へのコンタミネーションの心配無用
専用制御ソフトでポンプ作動計画は簡単設定、⾧期カレンダー機能が使用可能
耐薬品性の優れるチューブ、滅菌可能なチューブもラインナップ

S-LDS

流量の安定した

PeristaQuantumPump

アプリケー
ション

３種の溶液
溶液タンク

S-LDS

ミリ秒単位で電磁弁を制御
S-LDS

電磁弁制御

S-LDS（アプリケーション）×3ch

ユーザーフレンドリーな制御ソフト

液種を選ばず、高精度な分注システムを構築可能です。

各チャンネルごとにmL 単位で分注量を設定可能です。

制御
プログラムの分注量設定はExcelで編集可能です。

溶 液 タンク Bのチューブを供給側溶液タンクに戻すと 溶液タンク溶液の節約もB可能です。

価格： 120 万円〜（PeristaQuantumPump1 台、制御装置一式）＋ソフトウェア（個別お見積り）＋チューブ

チャンネル

A

※順次、ラインナップ予定※オレフィン（現行）、（P）滅菌処理済みチューブ（P）低価格チューブ（短期使い捨てタイプ）など

3用途提案 1

プランターへの定期 / 定量 / 個別養液の分注
植物育成オートメーションでポットに肥料、水を自動分注します。

トリガー
出力など
制御PC

Solenoid
制御

Usage proposal

用途提案
制御
機器

溶液ポット
送液量、時間、カレンダー機能をプログラムできるソフトを開発し、外部制御を使って、PC から制御し、バルブを制御することで、3 液の分注、混合を実現しました。
ペリスタ
クォンタムポンプ

高精度な送液と自動分注によって、実験効率が格段に向上しました。

自動分注

植物

用途提案 2

お客様システムへの組込み

お客様のご要望に応じたソリューションをご提供します。

制御部

溶液ポット

A

溶液ポット

電磁バルブ

B

特注ペリスタ
クォンタム
ポンプ
電磁弁
制御部

溶液ポット

C

制御PC等

【販売対象物】
・特注ペリスタクォンタム
ポンプ
・制御ソフトウェア開発
・専用取扱説明書
・技術資料
・サービスフォロー
・その他コンサルティング等

4Application Note

導入事例

溶液 A

溶液 B
± 1％の流量安定性

安定供給

溶 液 を 安定供給
1. したい導入事例

反応槽、培養槽に溶液を長期的に安定供給したい。

お客様の課題ペリスタクォンタムポンプ

培養槽

ATTOの答え

現状より安定した更に高い精度で、反応槽・培養槽に送液したい。
長時間運転するとチューブが劣化してしまい、送液が安定しない。
チューブのセット方法が人により異なり、流量にバラツキがある。

導入事例

安定供給PeristaQuantumPump を使用することで、チューブ押圧が一定となり、再現性が向上しました。
オリジナルオレフィンチューブの採用により、耐久性が大幅に向上しました（当社比２倍以上）。
ルアーフィッテイングを両端に引っかける構造により、簡単・画一的に装着可能です。

細胞培養・灌流に使用したい

2. 細胞培養用の培地を送り、灌流させたい。
お客様の課題デジタル操作

現状より、簡単・正確に、流量管理がしたい。
培養容器が極小のとき、また大きいときも、安定して送液したい。
ATTOの答え

培地

流量キャリブレーションの簡単入力操作
により、流量高再現性の条件が設定可能となりました。
0.01-13mL/min/ チャネルの範囲で、流量調整が可能となりました。

ペリスタクォンタムポンプ

廃液

5PeristaQuantumPump を使用することで、制御ソフトによりプログラマブルな細胞培地交換が可能となりました。

Convenient Functions

便利な機能

フットスイッチで1. 操作が可能！

便利機能

ペリスタクォンタムポンプ

オプションのフットスイッチで送液を制御手が塞がっているときも送液操作が簡単

フットスイッチで制御

フットスイッチで２種類の操作が可能

1. オルタネイト：

2.
フットスイッチ

STEP ONで起動、次のSTEP ONで停止
タイマー：
STEP ON で起動、設定時間経過後自動 OFF

便利機能

2. チューブ使用時間の管理が可能！
附属のチューブトリップメーターにより、チューブの使用経過時間が確認でき、交換時期が予測可能です。
チューブ交換時にデーターをリセットし、以後の使用時間を新たに積算します。
チューブ
トリップメーター※使用するチューブによって劣化する時間が異なります。

便利機能

3. 遠隔操作が可能！ ※実験室外からポンプ制御が可能

実験室内

劇薬

USB イ ン タ ー フ ェ イ ス を 使 用 し て 仮 想COM ポートをエミュレートします。
起動・停止・回転方向選択・速度変更等の遠隔制御が可能です。

遠隔操作

従来のシリアルポート用プログラムで構築可能です。
パネル操作と同等の制御コマンドがあります。

ペリスタクォンタムポンプ（本体の保護が必要となる場合があります）

実験室外※サンプルプログラムも提供可能です。

6仕様

外観は予告なく変更することがあります

WSP-3300

PeristaQuantumPump®（コード：1221400）

流量

ATTO 純正標準チュービング（オレフィン） 内径 2mm 外径 4mm

0.01 〜 13mL/min

ATTO 純正標準チュービング（オレフィン） 内径 4mm 外径 6mm

0.01 〜 35mL/min

流量可変範囲0.005 〜 50rpm （流量はチューブによる）

流量安定性± 1％ / h（ATTO 純正標準チュービング（オレフィン）内径 2mm 外径 4mm 使用 送液安定後の場合）

チャンネル数

3 チャンネル

チューブ寿命2 週間以上（ATTO純正標準チュービング（オレフィン）使用）

吐出圧

最大３.5kg（0.35MPa

モーター

ステッピングモーター

ローラー数

12 本

純正標準チュービング（オレフィン） 精製水

タッチパネル

4.3 インチ感圧式

送液

START ／ STOP

送液方向

CW ／ CCW

自動停止機能

容量、時間

流量校正

内蔵タイマーと実測液量による設定パラメータ

チューブタイプ

設定流連続流量表示量使用）（mL/min, mL/h チューブによる）最大流量に対する％ （0.1% ～ 100％）
回転数（0.01 ～ 50rpm）

実流量（実流量表示中は内部設定流量は表示不可）

定流量表示

タイマーまたは容量設定時は残時間、残容量流量計

現在開発中

PC

USB －シリアル

フットスイッチ

START/STOP 制御

使用環境

4 - 40℃

本体材質

AL・SUS・SPCC・POM

電AC100 ～ 240V 50・60Hz

源

寸法・重量

START、STOP、回転数（0.00 〜 100.00%
ミニ DIN コネクタ50rpm）、CW／CCW 等

4P

結露しないこと

130 x 260 x 135mm

20VA

5㎏

価格：448,000 円

構成品

ペリスタクォンタムポンプ
ATTO 純正標準チュービング（オレフィン） 内径 2mm 外径４mm（95mm ルアーフィッティング付）
ATTO 純正標準チュービング（オレフィン） 内径 2mm 外径４mm（1m）
電源ケーブル1台
3本1本1本

オプション
1221461 ATTO 純正標準チュービング
（オレフィン）内径 2mm 外径４mm（95mm ルアーフィッティング付）1 セット（10本）20,000 円
1221463 ATTO 純正標準チュービング
（オレフィン）内径 4mm 外径 6 mm
（95mm ルアーフィッティング付）1 セット（10本）20,000 円
1221462 ATTO 純正標準チュービング（オレフィン）内径 2mm 外径４mm（5m）
1本
20,000 円
1221464 ATTO 純正標準チュービング（オレフィン）内径 4mm 外径 6 mm（5m）
1本
20,000 円
1221470 フットスイッチ
1台
25,000 円

デモ受付中！ お気軽にお問合せください。

ご用命は下記販売店まで

本誌記載の価格（税抜き）および製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
最新の情報などに関しましては当社ホームページでご確認ください。

Bulletin2020.10