ASE ガイドラインおよび基準値
弁逆流の非侵襲的評価に関する勧告
アメリカ心エコー図学会が心血管磁気共鳴学会の協力のもとに実施した報告
William A. Zoghbi, MD, FASE (Chair), David Adams, RCS, RDCS, FASE, Robert O. Bonow, MD,
Maurice Enriquez-Sarano, MD, Elyse Foster, MD, FASE, Paul A. Grayburn, MD, FASE,
Rebecca T. Hahn, MD, FASE, Yuchi Han, MD, MMSc,* Judy Hung, MD, FASE, Roberto M. Lang, MD, FASE,
Stephen H. Little, MD, FASE, Dipan J. Shah, MD, MMSc,* Stanton Shernan, MD, FASE,
Paaladinesh Thavendiranathan, MD, MSc, FASE,* James D. Thomas, MD, FASE, andNeil J. Weissman, MD, FASE, Houston and Dallas, Texas; Durham, North Carolina; Chicago, Illinois; Rochester,
Minnesota; San Francisco, California; New York, New York; Philadelphia, Pennsylvania; Boston, Massachusetts;
Toronto, Ontario, Canada; and Washington, DC

目次
Ⅰ．イントロダクション
Ⅱ．弁逆流の評価：概論
Ａ．逆流メカニズムの同定
Ｂ．心エコー図検査を用いた弁逆流の評価
1. 一般原則
a. 包括的な画像評価
b. 包括的な解釈
c. データの個別化
d. 明確な専門用語
2. 心エコー図検査により得られる画像
a. 弁構造と逆流の重症度
b. 心筋リモデリングにおける逆流の影響
3. カラードプラ法
a. 逆流ジェットの特徴やジェット面積

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5

訳：日本心エコー図学会ガイドライン作成委員会
監修 東海大学医学部付属東京病院（ガイドライン作成委員会委員長）
赤石 誠
翻訳 国立循環器病研究センター
天野雅史、岡田 厚、濱谷康弘、
泉 知里
東京大学循環器内科
中尾倫子、中西弘毅、廣川愛美、
澤田直子、石渡惇平、大門雅夫
聖マリアンナ医科大学循環器内科 上嶋 亮、鈴木健吾
慶應義塾大学医学部循環器内科 村田光繁 白川公亮 守山英則
近畿大学医学部循環器内科 副島奈央子、鍵岡賛典、山本裕美、
平野 豊
西記念 ポートアイランドリハビリテーション病院 循環器内科
福田優子
大阪府済生会中津病院 循環器内科
望月泰秀
神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科
太田光彦
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科
大西哲存
Translation: Echocardiography Guideline Development Committee ofJapanese Society of Echocardiography
Masashi Amano, M.D. Atsushi Okada, M.D. Yasuhiro Hamatani, M.D.
Chisato Izumi, M.D. National Cerebral and Cardiovascular Center
Tomoko Nakao, , M.D. Koki Nakanishi, M.D. Megumi Hirokawa, M.D.
Naoko Sawada, M.D. Jumpei Ishiwata , M.D. Masao Daimon, M.D.
The University of Tokyo Hospital
Ryo Kamijima, M.D. Kengo Suzuki , MD. Division of Cardiology,
Department of Internal Medicine, St. Marianna University School ofb. Vena contracta（縮流部）
c. 吸い込み血流 Flow convergence4. パルスドプラ法
a. 前方駆出血流 Forward flowb. 逆行血流5. 連続波ドプラa. スペクトル濃度b. 逆流のタイミング
c. 逆流速度の時間経過（時間変化）
6. 弁逆流に対する定量的アプローチ
a. パルスドプラ法を用いた定量評価
b. Volumetric 法を用いた定量評価
c. 血流収束を用いた方法（PISA 法）
Ｃ．心臓 MRI 検査による弁逆流の評価

6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10
12

Medicine
Mitsushige Murata, M.D. Kohsuke Shirakawa, M.D. Hidenori
Moriyama, M.D. Department of Cardiology, Keio University School of
Medicine
Naoko Soejima, M.D. Yoshinori Kagioka, M.D.
Hiromi Yamamoto, M.D. Yutaka Hirano, M.D.
Division of Cardiology, Department of Medicine, Faculty of Medicine,
Kindai University
Yuko Fukuda, Nishi-Kinen Port-island Rehabilitation Hospital
Yasuhide Mochizuki, Showa University
Mitsuhiko Ota, Kobe City Medical Center General Hospital
Tetsuari Onishi, Himeji Cardiovascular CenterTranslation reviewed by: Makoto Akaishi, M.D. Tokai University
School of Medicine Tokyo Hospita
Attention ASE Members:
The ASE has gone green! Visit www.aseuniversity.org to earn freecontinuing medical education credit through an online activity
related to this article. Certificates are available for immediate
access upon successful completion of the activity. Nonmembers willneed to join the ASE to access this great member benefit!
* Society for Cardiovascular Magnetic Resonance Representative.
0894-7317/$36.00
Copyright 2017 by the American Society of Echocardiography.
http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2017.01.007

1

略 語

2D = 二次元
3D = 三次元
ACC/AHA = アメリカ心臓病学会 / アメリカ心臓協会
ARO = 解剖学的逆流弁口
AR = 大動脈弁逆流
ASE = アメリカ心エコー図学会
CMR = 心臓磁気共鳴
CSA = 断面積
CWD = 連続波ドプラ法
EROA = 有効逆流弁口面積
LA = 左房
LV = 左室
LVEF = 左室駆出率
LVOT = 左室流出路
MR = 僧帽弁逆流
MV = 僧帽弁
MVP = 僧房弁逸脱
PA = 肺動脈
PISA = PISAPR = 肺動脈弁逆流
PRF = パルス繰り返し周波数
PV = 肺動脈弁逆流
RF = 逆流率
RV = 右室
RVol = 逆流量
RVOT = 右室流出路
SSFP = 定常自由歳差運動
SV = 1回拍出量
TEE = 経食道心エコー図法
TR = 三尖弁逆流
TTE = 経胸壁心エコー図法
TV = 三尖弁
Va = 折り返し速度
VC = 縮流部
VCA = 縮流部面積
VCW = 縮流部幅
VTI = 速度時間積分1. 心臓形態、機能および弁の解剖
a. 心室容積b. 心基部短軸断面の正確な設定が決め手
c. 心室心外膜周囲の面積測定
d. 左房容積2. 心臓 MRI を用いた弁逆流の重症度評価
a. Phase-contrast CMR
b. 定量的評価方法
c. 逆流量評価の技術的な留意点
d. 重症度のカットオフ値
3. 心臓 MRI の利点と限界
4. 心臓 MRI はいつ行うか
Ｄ．弁逆流の重症度評価
Ⅲ．僧帽弁逆流（MR）
Ａ．僧帽弁の解剖と画像評価
Ｂ．機序の評価：一次性僧帽弁逆流と二次性僧帽弁逆流
1. 一次性僧帽弁逆流（MR）
2. 二次性 MR
3. 複合的病因
Ｃ．血行動態評価による僧帽弁逆流（MR）の重症度判定
1. 急性 MR
2. 僧帽弁逆流の動的性質
a. 収縮期の僧帽弁逆流の経時変化
b. 血行動態変化による影響

12
12
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
19
19
19
19
19
21

c. 僧帽弁収縮期前方運動
3. ペーシングと不整脈
Ｄ．ドップラー法による MR 評価
1. カラードプラ法
a. 逆流ジェット面積b. Vena contracta（幅と面積）
c. 吸い込み血流（PISA）.
2. 連続波ドプラ
3. パルスドプラ
4. 肺静脈血流
Ｅ．左室および左房容積の評価
Ｆ．運動負荷試験の役割
Ｇ．MR のメカニズムおよび重症度評価における経食道心エコー図の役割
Ｈ．MR 評価における心臓 MRI の役割
1. MR のメカニズム
2. MR の定量法
3. 左室および左房の容積と機能
4. どんな時に CMR が適応となるか？
Ｉ．心エコー図と CMR の併用
Ｊ．MR 評価における統合的アプローチ
１. 一次性 MR の概論
２. 二次性 MR の概論
Ⅳ．大動脈弁逆流
Ａ．大動脈弁の解剖と大動脈弁逆流の病因
Ｂ．AR の分類と機序
Ｃ．AR 重症度の評価
１. 心エコーによる画像診断
２. ドプラ法
a. カラードプラ法
b. パルスドプラ法
c. 連続波ドプラ法
Ｄ．経食道心エコーの役割
Ｅ．AR 評価における心臓 MRI の役割
1. メカニズム
2. 心臓 MRI による AR の定量評価
3. 左室リモデリング
4. 大動脈病変
5. いつ心臓 MRI が適応となるか ?
Ｆ．AR の評価のための統合的なアプローチ
Ⅴ．三尖弁逆流
Ａ．三尖弁の解剖
Ｂ．三尖弁逆流症の病理と病態
Ｃ．三尖弁逆流におけるイメージングの役割
1. 三尖弁の評価
a. 心エコー検査
b. 心臓 MRI
2. 右室の評価。
Ｄ．心エコーによる TR の重症度評価
１. カラードプラ画像
a. ジェットエリア
b. 縮流部
c. 吸い込み血流
2. 逆流量3. パルスドプラおよび連続波ドプラ
Ｅ．心臓 MRI による TR の重症度評価
Ｆ．TR 評価のための統合的なアプローチ
Ⅵ．肺動脈弁逆流症（Pulmonary regurgitation; PR）
Ａ．解剖および一般的なイメージングの考察
Ｂ．病因と病態
Ｃ．右室リモデリング
Ｄ．肺動脈逆流の評価
1. カラードプラ画像
2. パルスドプラと連続波ドプラ
3. 定量的ドプラ指標
Ｅ．心臓 MRI での PR の評価法
Ｆ．PR 評価への統合的アプローチ

21
21
21
21
22
22
22
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
29
29
31
31
31
32
32
32
32
32
33
37
37
37
38
39
39
39
40
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
45
48
50
50
51
51
51
51
51
52
52
52

2

Ⅶ．複数の弁膜症を有する症例において考慮すべきこと
Ａ．複数の弁膜症が逆流性疾患の心エコー図指標に与える
影響
1. カラージェット面積
2. 逆流弁口面積
3. 吸い込み血流と縮流部 Vena Contracta
4. Volumetric 法
Ｂ．複数の弁膜症における心臓 MRI を用いた逆流の定量評価法
Ⅷ．イメージングデータと臨床情報の統合
Ⅸ．未来の方向性
査読者
通知と免責事項
参考文献

Ⅰ．イントロダクション

52
52
52
52
52
57
57
59
60
60
61
61

言及しなければならない。なぜなら、これらは、逆流の重症度、心筋リモデリング並びにその後の治療法に影響するからである 7, 10, 11。逆流メカニズムは、必ずしもその原因と同一であるとは限らない。例えば、心内膜炎は、弁穿孔も弁逸脱も引き起こしうる。画像診断の空間的・時間的解像度は著明に改善しており、大多数の症例で逆流の根本的なメカニズムを解明することが可能である。通常、経胸壁心エコー図検査（TTE）は弁逆流（原因、重症度、心臓に与える負荷の程度）を精査する際の第一選択である。しかしながら、TTE では
評価不十分な場合、経食道心エコー図検査（TEE）や CMR
は診断能が高く、逆流の原因や重症度を評価する次のステッ
プとして使用される。3次元心エコー図検査を使用すること
で、逆流メカニズムに関する理解度が有意に高まり、3D 空間における弁のリアルタイム画像を提供してくれる。この有用性は、TEE で僧帽弁・大動脈弁・三尖弁（TV）を描出する際に特に顕著である。

弁逆流は、患者の生命予後ならびに病態予後を左右する重Ｂ．心エコー図検査を用いた弁逆流の評価
要な病因である 1。弁疾患が疑われる患者の評価や方針決定をするためには、注意深い病歴聴取や身体診察は、どんな時
1. 一般原則
代になっても基本であることに変わりはない。しかし、弁逆
カラードプラ法を用いた TTE は、弁逆流の重症度評価の流の原因や重症度、さらに逆流による容量負荷により生じる中心である。追加手法としては、経食道心エコー図検査
心室リモデリングを評価し、適切な治療介入時期を探るため （TEE）や CT・CMR・カテーテル検査といったエコー以外に経時的な変化を評価する診断法は、きわめて重要であり、 のモダリティがあげられる。これらのどの手法を組み合わせ必須である。2003年にアメリカ心エコー図学会は、初めて 2て使用するかは、得られる情報量と検査による合併症発症リ
次元（2D）ならびにドプラ心エコー法による自己弁逆流のスクを天秤にかけた上で、検者により選定される。これは、重症度評価に対するガイドライン（勧告）を発表した 2。よTTE の画質が低い場合や、臨床経過・症状とエコーによるり精密に逆流の病態生理やメカニズムを評価するためのさ
重症度評価に隔たりがある場合に特に有用である。TTE にらなるモダリティや、逆流の重症度評価のための手法を模索
よって、逆流の良質な画像情報が得られている場合は、方針
する中で、3次元（3D）心エコー図検査や心臓 MR 検査（CMR） の決定に際し追加で情報を得る必要がない場合が多い。しかが進化をとげてきた 3-6。その過程の中で、逆流の重症度にしながら、画質が良くない場合や臨床現場での方針決定に、おけるドプラ心エコー計測値とアウトカムに関する非常により綿密で正確な計測結果が必要とされる場合は、より重度重要な研究成果が発表されてきた 7-9。この逆流評価におけな画像モダリティが診断に寄与することになる。
る進歩をふりかえることで、成人における心エコー図検査や心エコー検査を用いて弁逆流評価を行う際には多くの原
心臓 MR を用いた非侵襲的な弁逆流評価を包括的に理解す則がある。
ることが可能である。そして文献やエキスパート・オピニオンに基づいた弁逆流の原因や重症度評価に対するガイドラ
a. 包括的な画像評価
インを生み出した。このガイドラインは、弁逆流評価におけM モード、2D・3D（（利用可能であれば）・パルスドプラ・る多数の個別の研究や具体的な症例を用いた研究から構成さ
カラードプラ・連続波ドプラ法（CWD）を含む標準的なれており、これらは Web サイト（www.asecho.org/vrcases） TTE 評価の全てのモダリティや質的・量的評価を総合的にに掲載され、随時徐々に更新される予定である。薬物治療や評価することが、弁逆流評価に重要である。
手術介入時期に関する議論は、このガイドラインでは扱わない。そしてその議論は、最近アップデートされた 1。
b. 包括的な解釈
計測値がどの程度アウトカムを予測できるかとういう点においては、全ての計測値間で同等というわけではなく、いⅡ．弁逆流の評価：概論
くつかの強力な定量評価法により規定される。しかし、重症度や予後の判断は単一のパラメータのみで決定されるべき
Ａ．逆流メカニズムの同定ではない。単一の測定値は、バラツキ（解剖的、生理学的、
弁逆流または弁機能不全は、弁葉または弁尖同士の正常なそして検者間）に左右される。弁逆流の最終評価を行い報告
接合を妨げる種々の原因により生じる。これらの原因は大まする際は、測定値と所見を組み合わせて包括的に使用されるかに二つに分類される。弁そのものの構造変化を伴う器質性べきである。
弁逆流（一次性弁逆流）と、心室のリモデリングにより構造的には正常な弁同士の接合が不十分になる機能性逆流（二次c. データの個別化
性弁逆流）である。一次性弁逆流の原因は多数あり、変性・
近年のデータでは、一見似通っている弁逆流の測定値や所
炎症・感染・外傷・組織破壊・医原性・先天性が含まれる。 見は、逆流の原因が異なれば臨床的な意味合いも異なる場合
カラードプラ法は非常に感度が高く、構造的な異常がない弁があることが示されている。よって、測定値や所見は、体格、でさえも、わずかなまたは生理的な逆流をも描出し、特に右逆流原因、心筋コンプライアンスや心機能、逆流経過が急性心系の弁で多く遭遇する。
か慢性か、逆流力学、計測時の血行動態を考慮に入れて、個逆流の存在を確認するだけでは不十分である。特に臨床的別化して解釈する必要がある。
に重要な逆流では、そのメカニズムと生じうる原因について3

表 1 弁逆流を包括的に評価する際の心エコー図検査パラメータ
臨床情報

パラメータ

症状、関連する臨床所見
身長・体重・体表面積
血圧、心拍数

弁のイメージング

弁葉の動き：逸脱、フレイル、開放制限、房室弁のテザリング、弁接合
構造：肥厚、石灰化、疣贅
弁輪径・弁輪拡大

弁に関するドップラーエコー

カラードプラによる逆流部位、逆流方向（逆流が流入する心腔にて）逆流ジェットのカラードプラ３要素：フローの収束、VC、逆流面積
逆流速度シグナルの密度、CW
MR・TR におけるジェットの輪郭、CW
AR・PR における Deceleration rate と圧半減時間（pressure half time）, CW
肺静脈・肝静脈（MR・TR）または大動脈・PA 分岐（AR・PR）におけるフロー逆流
左室・右室の充満力学（MR・TR）

逆流の定量評価PISA による RVol・EROA の計測
弁輪径と該当部位のパルスドップラー（SV と RVol・RF の計算）
LV 容量の計測（必要であればコントラストエコー）

３次元エコー *弁の解剖学的変化の局在、特に TEE
LV・RV 容量の計測
EROA の計測
３次元カラードプラ法によるフロー・RVol の自動定量化†

他のエコーデータ

LV・RV のサイズ、機能、肥大
左房・右房サイズ
合併する弁疾患
PA 圧の推定* 検査室で得られるならば臨床的な検証が必要†

d. 明確な専門用語
再現性を良くし、詳細で包括的に原因・メカニズム・重症度・逆流箇所・関連病変・心臓にかかる負荷を観察することが求められる。その際、用語は標準化され、簡潔的なものであるべきである。表 1に心エコーを用いた弁逆流評価に必要とされる基本的なパラメータを要約する。
2. 心エコー図検査により得られる画像
心エコー図検査により得られる画像情報の主目的は、逆流の原因、メカニズム、重症度、そして弁逆流が心室リモデリ
ングに与える影響を明らかにすることである。

用であるものの、認めないことが重症弁逆流を除外できるということには繋がらない。TTE は、通常 2D アプローチで弁構造を評価し（評価不十分な場合は TEE が施行される）、
経皮的カテーテル治療や手術の適応や施行における妥当性を評価する際の主要モダリティである。弁形態を評価する際の 3次元画像はほとんどが経食道アプローチで取得され、特に房室弁における弁の病変部位を正確に特定するという点で重要である。現時点で 3DTTE の時間的・空間的解像度は低く、弁構造の評価においては限定的にしか利用できないが、随時改善されつつある 12。

b. 心筋リモデリングにおける逆流の影響
a. 弁構造と逆流の重症度
血液そのものは圧縮されることがないため、逆流した血液
十分な接合面積が確保されている場合に、その弁葉は正常 （RVol）はそのまま心腔内に留まることになる。この事実は、に機能しているとされる。弁葉同士の正常な接合長は、僧帽
心拡大の程度は逆流の重症度や持続期間に比例するという弁（MV）で 8-10 mm、TV で 4-9 mm、大動脈・肺動脈弁ことを示唆している。しかし、心拡大は、一般的に弁逆流がでは 2-3 mm とされている。TTE では弁葉の接合面積を正重症であることを示唆する所見と考えられるが、（いくつか確には計測できないとされている。3次元 TEE や他の画像の条件を満たさない限り）重症な逆流に特異的な所見とは言モダリティを用いると弁葉の接合度合いに基づいて弁逆流
えない。これは、心筋リモデリングには様々な因子が関与しの重症度を予測することができるかもしれない。重症逆流病ているからである。急性重症逆流はその大きな逆流弁口が特変と言えば、逆流弁口面積が大きいことが直接的なサインと徴的だが、心拡大としては軽度に留まる。逆流弁口を通じてして真っ先に想起される。このような病変は様々な原因で発伝わる運動エネルギーは、心腔コンプライアンスが低いこと症する。巨大穿孔、大きな flail 病変、弁葉が引き込まれるによる影響を受ける。それに伴い逆流エネルギーが位置エネことで生じる弁葉同士の接合間ギャップ、テザリングと接合
ルギーに変換され（逆流の受け手側の心腔内圧が上昇する）、
不良を伴う弁葉の著明な tenting があげられる。これらの所
心腔間が急速に等圧化し、逆流の推進力は低くなる。その結見は、重症弁逆流を予測する上で高い陽性的中率を示すが、 果、急性重症逆流は短時間で終了することが多く、逆流量が一方で感度は低い。したがって、これらは認めれば診断に有少なく（運動エネルギーが低い）、心拡大をほとんどきたさ
4図 1 僧帽弁逆流におけるカラードプラ法による逆流ジェットの 3要素：逆流の収束（FC）、VC、逆流面積ないのである。しかしながら、慢性逆流の場合、心拡大の程
心内膜の境界をより鮮明に確認するためにコントラストエ
度は、逆流の重症度や持続期間を反映する。心室機能が保たコーを使用することで肉柱を除外でき、心腔はより大きく計れている場合、心拡大は有意な逆流の結果生じると考えてよ
測され、それは CT や CMR による計測値と近似する 14, 15。
【国立循環器病研究センター 天野雅史、泉 知里】
いが、心筋症や虚血性による心筋障害のある場合はそうとは限らない。また、心筋症や心房細動など、内因性に心腔が拡
3. カラードプラ法
大する要素があると、逆流による心拡大がさらに助長される
カラードプラ法は弁逆流の評価に広く利用され、逆流の重場合がある。逆に、逆流が発生する以前から心腔が小さい患症度評価に最初に用いられる方法である。カラードプラ法によ者では、逆流発症前の心腔サイズがわからない限り、その増
16、
り、逆流ジェットの起源、大きさ（縮流部 Vena contracta）
加を過小評価するおそれがある。解剖学的な多様性や技術的逆流が吹き込む腔内でのジェット形態が評価でき、さらに、な問題が心拡大の評価を困難にしている可能性がある。左室重度の逆流では逆流弁口への吸い込み血流 flow convergence
容量よりも左室径を計測する際には、より元来の限界が露呈を評価することが出来る（図 1）。従来からのジェット面積する。これは、径と容量の関係が直線的ではないことに起因での評価のみでなく、図 1に示される 3つの要素に着目するする。さらに、現在使用されている正常値の範囲は限られたことで、逆流の重症度をより正確に評価することが出来るこ
症例数のデータに基づいており、それゆえ極端に体格が小さとが知られている。以下に、カラードプラ法による逆流
いまたは大きい患者では、計測値の正常範囲を定義しづらい
ジェット評価の注意点を挙げる：
面がある。体格が小さいことに起因する限界としては、特に女性における弁逆流評価が挙げられる。この場合、心室や逆a. 逆流ジェットの特徴やジェット面積
流の計測値を体格で補正することで、アウトカムに対してよ
逆流の評価においてカラードプラ法は重要な役割を占めり正確な評価ができる可能性がある 13。にもかかわらず、逆流患者において、慢性経過の場合や他の修飾因子を欠く場
るため、まずカラージェットの形成・描出や、それに影響す
合、特に心機能が正常な場合には、心室拡大は有意な逆流のる因子をまず知っておくことが重要である。より詳細な解説
存在を意味する。一度、有意な弁逆流の診断がなされた場合、 は、他の引用文献も参照されたい 17。第一に、逆流口におけるジェット流速が逆流ジェットの大きさを決定しているわ
TTE を使用した経時的な心エコー検査は、逆流が心腔構造・けではないことを知っておく必要がある。それは、逆流機能に与える影響の進行度を評価する際の現時点での第一ジェットによって、周囲の血液を引き込む「引き込み現象選択である。計測値の正確性に注意をはらい、個々に応じた」が認められ、逆流ジェットの大きさ解釈をすることが、心臓リモデリングが逆流の結果おこった （Entrainment 現象）が増大するためである。この引き込みの程度は、逆流ジェッ
ものかどうかの考察に必須である。コントラストエコー検査
トの流速によって規定される（逆流ジェットの流速はさらは、綺麗に心内膜を描出することが技術的に難しい症例におに、弁口における駆動圧（Driving pressure）に影響される）。
いて使用されるべきである。それにより、心室容量計測の正
逆流ジェットの大きさは、むしろ運動量（Momentum）保確性が高まることとなる 14。3次元 TTE は、全体として容量や駆出率をより正確に評価するために使われる。3次元 TTE存によって規定される部分が大きい。循環器内科医は、流体は左室（LV）が短縮して描出される場合があるという 2次における血流（連続の式で用いられる）やエネルギー（ベル元 TTE の欠点を回避することができる 15。
ヌーイの式で用いられる）の 2つ概念に比べて、運動量
一般的に、心エコー検査は、他のモダリティと比較して左 （Momentum）という概念に関してはあまり精通していない。
室容量を過小評価する傾向にある。これは心内膜をトレース
運動量は逆流ジェットの理解には重要である。有効逆流弁口
した際に心室の肉柱を含んでしまうことがあるためである。 面積を A 、流速を v とすると、血流 Q は Av で表され、運動5

表2

カラードプラによるジェット面積に影響する因子
ジェット面積を増加させる因子

ジェット面積を減少させる因子

高運動量
大きな逆流弁口面積
高流速（高圧較差）
流体の大きな引き込み

低運動量
小さな逆流弁口面積
低流速（低圧較差）
心臓壁による制約／壁に沿ったジェット

折り返し周波数低値

折り返し周波数高値

高いドプラゲイン

低いドプラゲイン

探触子から離れた場所での広いビーム

探触子から離れた部位でのエコー減衰／超音波を反射する構造物による減衰

スリット状の形態をした逆流口、細長い形態した
逆流口
複数の逆流口量 M は Qv または Av 2にて表される。さらに、エネルギーはQv 2または Av 3で表される。ジェット内の運動量は常に一定に保たれる 18。つまり、流速 100 ml/sec で 5 m/sec で吹くmitral regurgitation（MR） ジ ェ ッ ト と、 流 速 200 ml/sec
で 2.5 m/sec で吹く TR ジェットは、カラードプラ上は同じくらいに見えることになる。大きなジェットでは、ジェット中央部の流速は、逆流口から遠ざかるにつれ反比例的に低下する。
カラードプラ法により、どれぐらい大きなジェットが認められるかを理解するためには、その機器が認識できる最小の流速を知っておく必要がある。これは心エコー法において厳密に決められているものではないが、通常は最大折り返し速度の約 10% 前後である。つまりその最小流速より速い流速が認められる場所では、ジェットが認められることになる。
更に、心臓内の血流ジェットは必ず心臓壁による制約を受けるため、壁がない場合よりもより早期に流速が低下することになる。これらジェットの運動量、心臓の壁による制約、ジェット面積における最小流速は、複雑に影響しあっている17が、臨床的にはジェットの大きさに影響する以下の点を理解しておけば十分である（表 2）：
⿢ジェットの運動量 Momentum（Av 2）：ジェットの大きさを規定する最大の規定因子
⿢心臓壁への衝突や壁によるジェットへの制約：壁にぶつか
り沿うようなジェットは運動量がより早く低下するため、同じ逆流量が同じでも、壁にぶつかり沿っていないジェッ
トよりも、小さく描出される
⿢折り返し周波数：速度レンジを小さくすることで低速部も描出され、ジェットは大きく描出される。さらには、逆流が吹き込む腔内にある血球も、逆流ジェットの反響で移動するため、最小流速を超えたものは逆流ジェットの一部として描出される
⿢逆流口の形状：スリット状の逆流口や複数の逆流口がある
場合には、単一の丸い弁口に比べジェットが大きく描出される⿢パルス繰り返し周波数 Pulse repetition frequency：ジェッ
ト面積に反比例的に影響する
⿢ドプラゲイン：ゲインに比例し、ジェットは大きくなる
⿢エコーの減衰：探触子から離れた部位では、体型の影響や、石灰化・体内金属などによる反射の影響でジェットは小さく描出される（金属は、2D エコーとドプラの両方に影響する）
⿢探触子の周波数：これは 2種類の影響を及ぼす。高周波数では、低流速のドプラが協調運動されるため、ジェットが大きく描出される（経食道心エコーなど高周波数の探触子で認められる）。一方で、経胸壁心エコーなどでは、周波数を上げすぎると過度なエコー減衰が起きるため、探触子から離れた部位ではジェットが小さく描出される
⿢描出の角度：カラードプラは、探触子に向かってくる血流だけを認識するため、それに直角な水平方向のジェットは過少評価されるが、ジェット内に乱流がある場合には、速いジェットが様々な方向に吹くため、水平方向のジェットでも描出されることもある⿢カラードプラと組織のゲイン設定：組織描出のゲインを高くすると、カラードプラに影響しジェットが小さく描出されてしまうことがある
それゆえ、腔の中央にみえるジェットはより大きく描出されることから、先述の通り、カラージェットで評価を行うこ
ジェッとは、重症度を過大評価する可能性がある 19, 20。図 2に、トの大きさに影響する因子の例を示す。最大折り返し速度は50-70 cm/sec に設定し、カラーゲインは周辺のノイズが描出されない最大に設定するのが標準的な手法である（図 2）。
同じ重症度の逆流であっても、壁を沿うようなジェットは、中央をまっすぐ吹くジェットに比べ小さく描出される 19, 20。
しかし、壁に沿うジェットを認めた場合には、弁の器質的な異常（逸脱・Frail・穿孔など）があることを示唆し、多くの場合ジェット方向と反対の弁葉に異常が認められることが多い 21。逆流ジェットは、弁前後の駆動圧（運動量）が大きくなると、大きく描出されるため、左心系の弁膜症の評価の際には、検査時に血圧を測定することが重要である（特に周術期や鎮静下の評価において）。最後に、弁が離解した重症三尖弁逆流などで、弁が接合していない大きな逆流口がある場合には、ジェットは層流で低速となりジェットがはっき
り見えないこともある。

b. Vena contracta（縮流部）
縮流部 Vena contracta は、逆流口のすぐ下流に認められる、逆流ジェットが最も細くなる部分のことである（図 1）。
この部分では高速の層流が認められ、その断面は解剖学的な逆流弁口面積より少し小さいことが特徴である 22。そのため、縮流部 vena contracta の断面積は、病変の本当の重症度の指標 25である有効逆流弁口面積 EROA と同等となる 23, 24。
流体としての縮流部の大きさは、逆流の流速や駆動圧の影響は受けないが 26、一心周期の中では変動することがある 27。
一般にカラードプラ法を用いて測定した縮流部は、流速による引き込み（引き込み現象（entrainment 現象））の影響を受けるため、水力学的な縮流部 vena contracta と比べ、やや過大評価となる傾向にある 22。しかしこれらの限界を含めても、逆流の半定量的な重症度指標として有用である 22。カ6

カラーゲイン設定（折り返し周波数）設定

探触子の周波数

図 2 カラージェットの面積に対する、
カラーゲイン設定、
速度レンジ（折り返し周波数）設定、
探触子の周波数の影響。ジェットを過少評価しないために、カラーゲイン設定はノイズが出現しない最大に設定にする必要がある。折り返し周波数を低値にすると低速部がより描出されるため、ジェットを過大評価してしまう。そのため、速度レンジは 50-70 cm/sec に設定されるべきである。経食道エコープローブのような高周波数の探触子では、ジェットはやや大きく描出される。

ラードプラ法による縮流部 vena contracta の評価は、ジェッ
ト到達距離の評価と比較して、パルスの繰り返し周波数などの技術的な影響を受けにくい。縮流部 vena contracta の評
価は、2D または 3D のカラードプラ法を用いて計測することができるが、それぞれいくつか問題点がある。2D での評
価では、同一断面に逆流ジェットの 3要素（吸い込み血流
Flow convergence、縮流部 Vena contracta、ジェット面積）を描出し、超音波のビームを逆流ジェットに平行にあてることが正確な計測には必須である。それゆえ、通常の断面を少しずらした形で描出することがしばしば必要になる。ジェットに平行な正確な断面は、大動脈弁逆流 28や肺動脈弁逆流では比較的描出しやすいのに対して、MR16、次いで三尖弁逆流 29では得られにくい。また数 mm 単位の計測誤差を最小限にするため、ズームして計測することも必要である。縮流部面積（Vena contracta area）の評価には 3D での計測が必要であり、通常はオフライン解析にて断層像を再構築して計測される 30。そのため、取り込みの際のカラー領域は、上下左右の解像度を上げるためなるべく小さく設定する。更に、最小断面を探し出しトレースするのは難しく、時間を要することも多いため、自動計測機能も開発されはじめている 31-33。
縮流部は通常 1cm 未満であるため、小さな計測誤差でも大きな誤差割合につながるため、重症度判定の誤りにつながりやすい。そのため、より精密に画像を収集しておくことが重要である。

c. 吸い込み血流 Flow convergence
逆流口の近位部にある吸い込み血流（Flow convergence）
を同定することは、逆流の原因部位の判定や、逆流の程度を評価するのに有用である 34。小さな吸い込み血流と小さなジェットであれば逆流は軽度と考えられ、50-70 cm/sec の速
度レンジ設定にて持続時間の長い大きな吸い込み血流を認めた場合には、逆流は重度であることを示唆する。吸い込み
血流の度合は、逆流の定量評価と関連している（下記参照）。
4. パルスドプラ法
パルスドプラ法は、逆流の定量に必要である流速評価に用いられるが、前方駆出血流や逆流血流速度の変化だけでも、逆流重症度の評価に用いることができる。
a. 前方駆出血流 Forward flow
弁逆流がある場合には、その弁を通過する前方駆出血流（一回拍出量）は増加する。房室弁では、前方血流の増加は E 波や
E/A 比の増加で特徴づけられ、さらに弁狭窄がない場合にはE 波減速時間の短縮を伴う35。しかしながらこの兆候は様々な因子の影響を受け、拡張能、流入部の狭窄（弁輪石灰化など）、心拍出量の変動などによる影響を避けられない。半月
弁の逆流においては、重度の逆流による前方駆出血流の増加は軽度にとどまるが、駆出時間の延長や流出路の時間速度積
分値は増加する。このような所見は特異的ではないが、重度
7全収縮期僧帽弁逆流

収縮後期僧帽弁逆流

収縮早期僧帽弁逆流

図 3 僧帽弁逆流の M モードカラー図：典型的な全収縮期逆流、僧帽弁逸脱に伴う収縮後期のみの逆流、心筋症と左脚ブロックを有する症例における収縮前期の僧帽弁逆流。有効逆流弁口面積（EROA）や縮流部 Vena contracta による評価は、全収縮期逆流以外では、逆流を過大評価してしまう。

の逆流で認められる所見の一つとして有用と考えられる。

b. 逆行血流
逆流量が多い場合には、逆流が吹き込む腔あるいは上流に位置する腔に逆行血流を生じることがある。房室弁では、僧帽弁逆流の場合、肺静脈の収縮期逆流波が、三尖弁逆流の場
合、肝静脈の収縮期逆流が認められることがある 36-39。これ
らの所見は特異的（逆流が重度である確率 >85%）であるが、決して感度は高くない。他に同様の逆流波を来たす原因（心房心室の Dissociation や、ペーシングにより室房伝導など）がないか慎重に判断する必要がある。大動脈弁逆流では、逆流は拡張期に認められ、その逆流血流は大動脈弓や腹部大動脈において認められるが、それらは末梢血管抵抗や大動脈のコンプライアンスなど複数の因子の影響を受ける。そのため、有意な大動脈全拡張期逆流は大動脈弁逆流の特異的所見であるが、感度は高くない AR がないのに、拡張期逆流が見られる場合には、他の原因の検索をすべきである（たとえば、
動静脈瘻、Valsalva 洞破裂、動脈管開存など）。
5. 連続波ドプラ
連続波ドプラを用いた逆流ジェット速度の計測は、逆流の流速・二腔間の圧較差、逆流の時間的経過、逆流の起きるタ
イミングなどを評価するのに有用である。適正なドプラゲイ
ン下では、ドプラ波の濃度も有用な情報である。
a. スペクトル濃度
ドプラ信号の強度は、信号を反射した赤血球の数に比例する。そのため、連続波ドプラの信号濃度は、逆流量を反映することになる 40。それゆえ、ドプラ信号の濃度が薄い場合には、逆流は軽度である可能性が高い。しかしながら、濃度だ
けで中等度と重度を区別するのは難しいと考えられる。また
ドプラ信号濃度は、一周期の間でジェットの中のどの部分を評価しているによっても変わる；つまりビームに平行で弁の中央からの真っ直ぐ吹くジェットは、ビームに平行でない
ジェットより、（より重度な逆流であっても）濃く記録される。
b. 逆流のタイミング
逆流の持続時間や逆流が認められるタイミングは、病態生
理や血行動態の評価に有用である。多くの逆流は全収縮期や全拡張期にわたって認められるが、限られた時相のみで認められるものもある（図 3）。僧帽弁逸脱の症例では、逆流が全周期でなく、収縮後期のみに認められる場合には重度でないことがほとんどで、心臓のリモデリングが認められることもほとんどない。MR や三尖弁逆流も、等容収縮期のみや等
容弛緩期のみに認められることもあり、その場合（特に機能性逆流の場合）は、逆流は軽度またはわずかであることを意
味する 41。

c. 逆流速度の時間経過（時間変化）
逆流速度の時間変化は、その逆流の上下の腔の圧較差により生じ、通常は房室弁では収縮期に放物線状の形態を呈し、半月弁では拡張期に台形を示す。房室弁では、逆流速度のピー
クが前方に移動（Early peaking）あるいはカットオフサイ
ンが認められる場合は、心房に大きな逆流波が生じていることを意味し、逆流が重度であることを意味する。半月弁では、拡張期逆流速度の早い減衰がみられる場合は逆流が重度であることを意味するが、心室コンプライアンスの影響も受けることから、特異的な所見ではない 44。肺動脈弁逆流は、拡張
末期より早期に逆流が終わることがあり、心室コンプライア
ンスの低下や、重度な逆流に関連している。大動脈弁逆流が拡張期の途中で終ることはほとんど見られないが、もし見られた場合には急性の大動脈弁逆流を示唆する所見である。
【国立循環器病研究センター 岡田 厚、泉 知里】
6. 弁逆流に対する定量的アプローチ
弁逆流の定量評価にはエコードプラ法を用いたいくつかの方法が存在する。これらの方法により、逆流の重症度に関する次の 3つの項目を測定する。
⿢有効逆流弁口面積（EROA）: 重症度そのものを示す基本的な測定項目
⿢１心拍毎の逆流量（RVol）：容量負荷の程度を示す測定項目
⿢逆流率（RF）：逆流量と弁口部を通過する前方 1回拍出量の比
有効逆流弁口面積や逆流量の絶対値は、最も強力な予後予測因子であることが過去の研究から報告されている。これらの測定値を、特に女性において体格（体表面積や BMI）で補正する事が、絶対値より優れているかについては不明であ8

図 4 エコードップラー法を用いた左室流出路と僧帽弁輪部における 1回拍出量の計算。重症 MR のこの症例では、僧帽弁輪部の 1回拍出量（SVMV）は（半径 3.5 cm, 速度時間積分値 19 cm なので）183 mL であり、左室流出路の 1回拍出量（SVLVOT）
は（半径 2.3 cm, 速度時間積分値 14 cm なので）58 mL である。よって、逆流量は 125 mL、逆流率は 125/183で 68% となる。
SV：1回拍出量、CSA: 断面積、VTI：速度時間積分値、d：半径る。逆流がその時相（房室弁であれば収縮期、半月弁であれば拡張期）全体に渡っているのか否かについては、細心の注
意を払うべきである。逆流がその時相の一部に限られている
場合には、EROA は逆流の重症度を過大評価する可能性があるので、値を無視するか、もしくは逆流の持続時間によって補正されなければならない 45。そのような（逆流の時相が限られている）弁逆流に対しては、逆流量が重症度を反映す
るより良い測定項目である。
弁逆流の定量評価には、下記の 3つの方法が存在する。

1回拍出量は、左室流出路・僧帽弁輪・右室流出路など、2つ以上の異なる部位で計測できる。弁逆流が存在しない場
合には、これらの部位での 1回拍出量の計測値は等しくなる
はずである。1つの弁に逆流があり、かつ心内シャントが無い場合には、病変部の弁を通過する 1回拍出量は、その他の健常な弁を通過する 1回拍出量より多くなる。病変部と健常部 の 1回 拍 出 量 の 差 が、RVol で 表 さ れ る（ 図 4）
。RF は
RVol を、逆流を有する弁を通過する 1回拍出量（SV）で割って求められる。すなわち、下記の式となる。

a. パルスドプラ法を用いた定量評価
RVol ＝ SVRegValv － SVCompValv
ドプラ法を用いた速度時間積分値（VTI）の記録と、2D
RF ＝ RVol ／ SVRegValv
法または 3D 法での断面積を組み合わせる事により、それぞれの部位の通過血流量を計算することが出来る。同じ心室にこの式では、SVRegValv は逆流を有する弁の弁輪部で求めたおける流入血流量と流出血流量の差は、単独の弁逆流であれ
ば逆流量に相当する 20, 46。この方法は、原理は単純であるが、 1回拍出量、SVCompValv は正常な弁における 1回拍出量である。
正確な計測には測定者個人の訓練（例えば、様々な部位でのEROA は、連続波ドプラを用いて記録された逆流ジェッ
血流量が等しいと思われる健常人での練習など）が必要であトの速度時間積分値（VTIReg ジェット）を用いて、下記の計算式で求められる。
る。弁組織の中で最も解剖学的に大きさの変動の少ない部分である弁輪部を通過する血流量は、弁輪部の断面積（CSA）
EROA ＝ RVol ／ VTIReg ジェットと、パルスドプラ法で求められた弁輪部の VTI の積で算出される 46, 47。臨床では、一般的に弁輪部が正円形であるとのこの式では、全ての計測値は cm か ml で表され、EROA
仮定が成り立つので、下記の式が血流量を求める式となる。
は cm2で表される。
1回拍出量
（SV）
＝ CSA × VTI ＝（πd 2/4）× VTI
これらのパラメータの計測における最大の誤差因子は、＝ 0.785× d 2× VTI（1）弁輪径を正確に測定できていない（この誤りは 2乗されてしまう）、
（2）パルスドプラ波形において、速度成分（血d ：弁輪径 , cm、VTI：cm、SV：ml
球の大部分の速度を示す最も明るい信号部）を正確にトレースできていない、（3）サンプルボリュームを、弁輪部レベル

9で正確かつ（超音波との）角度を最小限にした位置に調整できていない、などがあげられる 46, 47。さらには、僧帽弁輪部や弁自体の石灰化が強い場合には、僧帽弁位の流量の測定はより不正確になり、誤差が起きやすくなってしまう。
この方法の最大の問題点は、それぞれの 1回拍出量の計測が、誤差を有する事であり、多数の因子を組み合わせて求めなければならない事に起因する。そしてその（根二乗和としての）誤差は、その 1回拍出量同士の引き算をするとますま
す大きくなる。大きい数字から別の数字を引いて小さい逆流量を求めるとなると、さらに相対的な誤差は大きくなる。例
えば、最近の 3D カラーフローによる定量評価の研究 48によると、心臓 MRI と比較した通過血流量の誤差の 95% 信頼区
間は、僧帽弁位においては± 18.9 ml であり、大動脈弁位においては± 17.8 ml と報告されている。これらの僧帽弁および大動脈弁の 1回拍出量から求める逆流量の信頼区間は、±
26 ml まで増加してしまう。それゆえ、この定量評価を用いる際には、計測に極めて細心の注意を払う必要がある事は強調しておくべきである。

一般的である。横方向への血流は超音波ビームと垂直でありドプラでは検出できないため、血流の収束は涙滴状になる事が時々ある。折り返し速度を低下させるために、パルス繰返
し周波数（PRF）を下げる方法も代替として存在するが、多くの心エコー検査者は基線を移す事を好むようである。
PISA の半径は、カラードプラの折り返し（もし逆流ジェッ
トがトランスデューサーから離れる方向であれば、青から黄に色が突然変化する所）から、縮流までの長さで計測される。
折り返しの輪郭は variance color mapping 機能を切るとより検出しやすい。半径 r の半円球状の近位部収束帯から、逆流の流速（RFlow, mL/ 秒）は半円球の表面積（2πr 2）と折り返し速度（Va）の積で、下記の式で計算される 52-56。
逆流の流速（RFlow）＝ 2πr 2 × 折り返し速度（Va）
選択された PISA 半径が逆流速度の最大時のものと仮定した場合、その際の EROA は下記の式で得られる。
EROA ＝ 6.28 × r 2 × Va ／ PeakV Reg ジェットb. Volumetric 法を用いた定量評価
血液は圧縮されないので、1つの弁逆流を有する心室から
ここでは、PeakV Reg ジェットは、連続波ドプラによる逆流速
拍出される総 1回拍出量は、弁逆流部を通過する 1回拍出量
度の最大値である。半径は cm、
速度は cm/ 秒で表されるので、（SVRegValv）と等しくなる。もし、前方 1回拍出量（SVForward） EROA は cm2で表される。また、RVol は下記の式で計算さをドプラ法やその他の方法で計測することが出来れば、RVolれる。
を計算することが出来る。この方法が最も用いられるのは左RVol ＝ EROA × VTIReg ジェット
心系の単独の弁逆流に対してであり、左室容積変化から求めた 1回拍出量は 2D エコーによる左室容積の計測を用いて計VTIReg ジェット：逆流ジェットの速度時間積分値（cm）算される 25, 49。この場合、前方 1回拍出量（SVForward）は、逆流が無い弁（MR であれば大動脈弁位、AR であれば僧帽
PISA 法は概念的にも、そして実臨床での計算においても弁位）から計測される。つまり、計算式は下記のようになる。
単純である（図 5）。PISA 法は逆流の重症度の定性的、定量
左室容積変化から求めた 1回拍出量（SVLV）
的評価を可能にし、特に僧帽弁と三尖弁の逆流の定量化にお＝（左室拡張末期容積）－（左室収縮末期容積）
いて主要な方法となっている。しかしながら、計測の質を維持するために注意を払わなければいけない、いくつかの重要
RVol ＝左室容積変化から求めた 1回拍出量（SVLV）
な原則が存在する。
－ 前方 1回拍出量（SVForward）
⿢測定のタイミング：PISA の計算は瞬時の最大流速を用い
EROA ＝ RVol ／逆流ジェットの速度時間積分値（VTIReg ジェット）
るので、この方法で求められた EROA は、逆流の全位相を通じた平均の逆流弁口に一致するとは限らない 41。MR
エコーを用いた左室容積の計算方法は既報に詳細に記載
における時相毎の計測を行った過去の報告では、逆流はしされている 50。この方法の限界としては、上記の既報に記載
ばしば動的であり、2つの重要な注意点が強調されていされている通り、真の左室容積を過小評価してしまい逆流のる41, 53。1点目は、血流と速度の計測は、逆流相の同一の時相で行われるべきである（図 5；例えば、収縮後期の血重症度を過小評価してしまう可能性がある事である。これ
流の収束と、収縮中期の速度を組み合わせてはいけない）。
は、左室を短縮して描出する事を避け、またコントラストエ
2点目は、平均の EROA を最も表わしている PISA の計測
コー法を用いる事により改善されうる 14, 51。M モード計測に基づく心室容積の評価は重大な限界を有しており、推奨さは、逆流の最大速度と同じ時相を用いて行われている（図れていない。3D エコーの使用は、左室容積測定の精度を向5）。よって、これらの法則に従い、もっとも大きい血流上し得るかもしれない 3, 50。
の収束の時相を用いるわけでは無いと認識する事が重要である。一方で逆流ジェットの動的な性質により、典型的
c. 血流収束を用いた方法（PISA 法）
な二相性の二次性 MR を過小評価してしまう可能性 57, 58
弁逆流において血流は、同心円状で概ね半円球の形を描きや、収縮後期に生じる一次性 MR を過大評価してしまうながら、血流速度の増加と表面積の低下を伴い、逆流弁口に可能性も念頭に置いておく必要がある 59。
⿢逆流の持続時間：瞬時の計測か平均の計測のいずれを用い
向かって収束していく 34。カラードプラ法を用いたマッピン
グにより、血流が折り返し速度に一致する半円球（そこでは、
るかに関しては、特に “一部の時相のみの（部分的）” 逆表示される色調が赤色から黄色に変化する）を描出する事が流（例えば、収縮中期から後期にかけて認められる粘液腫
出来る 52。この半円球をきれいに描出させるために、その輪様の MR や、収縮早期と等容拡張期に認められる機能性
郭を強調する目的で、カラースケールの基線を逆流の方向
MR）の時に問題となる 45。そのような部分的な逆流の場合、RVolは、最大の EROA と連続波ドプラ波形の最も濃い部（MR の例では、経胸壁心エコー図では左房側に向けて基線分の速度時間積分値（VTI）を掛け合わせる事により推定を下げる、経食道心エコー図では基線を上げる）に向けて速され得る。しかしながら、EROA を報告する際には、“平度のベースラインをシフトさせる事によりなされることが10

図 5 血流の収束を用いた方法（PISA 法）の概念図。右側の例は PISA の半径の計測と、カラードップラーによるジェットの最大血流速度（破線）に一致する、計測に用いるカラーフレームの選択の時相調整（黄色の実線）を示している。
Reg Flow：逆流の流速、Va：折り返し速度、PKVReg: 逆流ジェットの最大速度、VTIReg：逆流ジェットの速度時間積分値

均の” EROA を用いるのが最も良い方法である。その際には、最大の EROA を、収縮期のうち有意な逆流が生じている時相の割合を求めて、補正する。しかし、RVol の方 が よ り 適 切 な 計 測 値 で あ る と 考 え る べ き で あ る。
Volumetric 法が可能であれば、EROA の変動について推定を行う事なく、これらの逆流のパラメータを計算することが出来る。
⿢PISA の形態：通常の方法は、逆流弁口の平面は平らであり、血流の収束は一様であるという推定のもと成り立っているが、これは必ずしも当てはまる訳では無い 60。第一に、三尖弁逆流や僧帽弁の弁尖がテザリングしている時に見られるように、逆流口は平面というよりは円錐状をしている時がある。この円錐状の角度は考慮すべきである。なぜなら、血流の収束が半円球以上を覆っているからである 55。
第二に、血流の収束の形は一貫して半円球状という訳では無く、折り返し速度（Va）を、綺麗な半円球が描けるよ
うに調整する必要がある。もし血流の収束が阻害要因の影
響で半円球の基準を満たしていない場合には、折り返し速度（Va）を上げて、血流の収束を小さくして阻害要因の影響を受けにくくするように試してみる事が最初の方法である。しかしながら、もし阻害要因が残る場合には、心エコー検査者は血流の収束に対して単純な角度補正が可能かを決定すべきである 60。もし不可能であれば、PISA法を用いた計測結果は報告すべきではない。
⿢逆流弁口の形態：PISA の計算を複雑にしている 1つの要因は、逆流弁口自体の形である。器質的な病変（例えば、Flail な弁尖）は通常ほぼ円形の逆流弁口を形成する一方で、機能的な病変における逆流弁口の範囲は、弁の接合線に沿ってしばしば拡大する事がある 61。通常の PISA 法の計算式をこのような楕円形の逆流弁口に適応すると、当然ながら血流量の過小評価につながってしまう 62。しかし、最近のコンピューターを用いた流体力学的なシミュレー
ションによると、血流の輪郭は逆流弁口から離れた所ではすぐに半円球状になるので、楕円形の形次第ではこの過小
評価はそれ程重大な問題では無いだろうという事が報告されている 63。3:1の楕円形の逆流弁口では、通常の PISA法を用いた（折り返し速度 [Va] が 40 cm/ 秒、逆流の最大
血流速度を 5 m/ 秒とした）場合でも、円形の逆流弁口と比較して、たった 8% の過小評価にしかならない。しかしながら、5:1の比率では 17% の過小評価に、10:1の比率では 35% の過小評価につながってしまう 63。
それに加えて、いくつかの PISA 法の限界をいくつか記しておく必要がある 64, 65。中心性の逆流ジェットであれば、超音波ビームと血流の収束の中心線を一直線にするのは容易である。それに対して、偏心性のジェットでは、（超音波ビームとの角度の問題や、多数のウィンドウを用いても逆流ジェットを記録するのが難しいので）問題がある。一般的には、半円球の輪郭の折り返し線を同定するのは容易だが、逆流弁口の位置を決定するのは難しい。暗帯の存在は、超音波ビームと垂直な真横の血流を示し、逆流弁口の位置の最も良い目印となる（図 5）。これが明瞭では無い時には、カラーと白黒の 2D 画像を同時に表示するか、もしくはカラー血流の画像を消す事も役に立つかもしれない。機能性 MR でしばしば見られるように、逆流弁口が円形では無い（三日月状の形態の）場合には、PISA の形状も変わり、もはや半円球状ではなくなる 65-67。3次元のカラー血流は（おそらく 2D のPISA では過小評価してしまう）PISA の表面積をより評価しやすくするが、空間的・時間的分解能の限界が存在す
る66，67。最後に、多数の逆流ジェットを有する場合には、
PISA 法はそれぞれの逆流弁口に適応でき、血流や EROA
を足し合わす。もし 1つの領域の逆流が非常に軽度の場合に11

図 6 CMR による左室（LV）機能評価の一例、左室の僧帽弁輪断面（心基部）から心尖部までの連続した短軸スライスが取得される。左室拡張末期容積（LVEDV）は、拡張期の各短軸スライスの容積（面積×厚み）の合計で算出される。左室収縮
末期容積（LVESV）は、収縮期の各短軸スライスの容積の合計で算出される。この方法は何の解剖学的な仮定も必要としないことに注意。

は、それは無視しても良い。総合的に言うと、定性的な見た目の評価と、必要十分な計算を組み合わせた PISA 法が、日常臨床の弁逆流に対する定量評価として最も使用されうる方法である。
【国立循環器病研究センター 濱谷康弘、泉 知里】
Ｃ．心臓 MRI 検査による弁逆流の評価
心エコー検査は弁逆流を評価する際にまず行われる検査
だが、症例によっては逆流を適切に評価できない場合がある。そのような場合には、以下のような理由で心臓 MRI（CMR: Cardiac Magnetic Resonance）が有用である。CMR
は（しばしば心エコー検査で遭遇する）ウィンドウや体格による描出の限界がなく心臓全体を描出できるため、術者が指定した任意の断面で画像を切りなおすことができる。放射能
被ばくがなく、造影剤投与も不要である。また、CMR は逆流の重症度評価のみならず、心臓リモデリングの定量や逆流メカニズムの推測をすることができる。

1. 心臓形態、機能および弁の解剖
通常の CMR による弁逆流評価では、
良好な信号対雑音（S/N）比と高い血液 - 心筋コントラストが得られる steadystate free precession（SSFP）パルスシーケンスを使用することで、短軸像および長軸像（二腔、三腔および四腔像）の動画を取得する 68。心基部から心尖部まで 10 mm ごとの短軸像を作成するために、6から 8 mm のスライス幅で 2から4 mm のスライス間距離とした場合、空間分解能は通常 1ピ
クセル当たり 1.5-2.0 mm である 69。CMR 実施施設の中には、特に右室を評価する場合（右室特有の形状のため）、1回拍出量算出の精度を理論上あげるために、スライス間距離を取らない撮像法を採用する施設もある。この速いパルスシーケ
ンスを用いることで、一般に大多数の患者が耐えられる 5から 8秒の息こらえで、45 msec 以下の時間分解能（20-25 / 秒のフレームレート）が得られる。とても息こらえができない患者の場合は、息こらえせずに取得した「リアルタイム」パ
ルスシーケンスによって、まずまずの空間および時間分解能
で LV 及び RV の容積と駆出率を評価できることが示されてきた 70。
典型的な動画シリーズの例を図 6に示す。このデータセッ
トを用いることで、LV と RV の局所的機能をすべて評価できるのみならず、ディスク法を用いることで LV と RV の拡
張末期および収縮末期容積を計測し、心室の拍出量（SV）と駆出率を算出することができる。
心臓血管磁気共鳴学会の画像解釈および画像処理の標準化に関する提言に、心室容積測定に関する詳細な記載がある6が、さらに言及するに値するポイントを以下に述べる。

a. 心室容積容積を測定する際、拡張末期および収縮末期で LV と RVの輪郭を引く際には、それぞれ最も容積が大きい時相、最も容積が小さくなる時相で行うことが重要である 6。

12

表３ CMR を用いた弁逆流の評価
方法

MR

AR

TR

大動脈基部を後向きに流 （右室の一回拍出量）－
れる血流量を直接評価（肺動脈を前向きに通過する血流量）

PR

理想的な評価方法 *（左室の一回拍出量）－（大動脈を前向きに通過する一回拍出量）

代替となる評価方法†

⿢（左室の一回拍出量） ⿢（大動脈を前向きに通－（肺動脈を前向きに過する一回拍出量）－
通過する一回拍出量）（肺動脈を前向きに通⿢（左室の一回拍出量）
過する一回拍出量）－（右室の一回拍出量） ⿢（左室の 1回拍出量）－
⿢（1心拍の僧帽弁流入血（右室の一回拍出量）
流量）－（大動脈を前向きに通過する一回拍出量）

⿢（右室の一回拍出量） ⿢（右室の一回拍出量）－（大動脈を前向きに－（左室の一回拍出量）
通過する一回拍出量） ⿢（右室の一回拍出量）
⿢（右室の一回拍出量）－（大動脈を前向きに－（左室の一回拍出量）
通過する一回拍出量）

有意な逆流を裏付ける所見

左室拡大、左房拡大

右室拡大、右房拡大

左室拡大

肺動脈を後向きに通過す
る血流量の直接評価

右室拡大*理想的評価方法では、他の弁の逆流の存在は影響しない。
併存する他の弁の逆流の存在がなければ、あるいは他の弁の逆流の重症度を評価できる限り、代替となる評価方法も信頼できる方
法である。

†

b. 心基部短軸断面の正確な設定が決め手
最も心基部側のスライスは、拡張末期の時相で、房室接合部のすぐ心筋側に置くことが推奨される 69。僧帽弁（MV）
が収縮期に心尖部側に移動するため、拡張末期には左室血液量を含んでいるスライスが、収縮末期には左室血液量を含まずに左房血液量のみ含むことがあるかもしれない。血液量の50％以下が心筋層に囲まれ、かつ収縮期に血液容積が増加している場合は、LA と識別できる。長軸方向から断面を調整することで、房室弁輪が収縮期に落ち込む現象を修正でき
る解析ソフトウェアは有用と思われる6。RV の輪郭トレースも同様に行われ、RV 拡張末期容積に RVOT 容積も含まれる。
CMR は断層撮影法であるため、幾何学的な仮定を必要とせずに、三次元で心腔の容積を測定することができる － 実
際、CMR は、正確さと高い再現性によって、容積測定する
うえでのゴールドスタンダードと考えられている 5。
c. 心室心外膜周囲の面積測定
これは左室心筋重量を求めるために行われる。
d. 左房容積
LA の容積は LA を多段階に短軸方向にスライスするか、
心臓超音波法のように二方向の area-length 法を使用することで算出できる 71, 72。
CMR で算出される両心腔の容積の正常範囲は、心臓超音波検査で算出されるものよりも大きく 71, 72、このふたつのモ
ダリティー間の相関は、三次元心臓超音波や心臓超音波造影剤を使用することにより改善される14, 15, 73, 74 ことは知らなくてはならない事実である。CMR は、どんな断面でも像を作れるために、弁膜の解剖評価において万能75 であり、逆流の機序を理解する助けとなる。CMR は、心臓超音波検査では描出が困難な右心系の弁の評価に特に有用である。弁の解剖の評価は、関心のある断面で、連続した（ギャップなし）平行の薄い断面（4-5 mm）の SSFP シネ画像収集することで可能となる。それぞれの弁のために選択すべき適切な断面については、後のセクションで詳細に記述する。
2. 心臓 MRI を用いた弁逆流の重症度評価
心臓 MRI を用いた弁逆流の重症度評価には下記に示すいくつかの方法がある。
（1）Cine MRI での signal loss の程度（2）Cine MRI から解剖学的を視覚的に評価する方法 76, 77、
逆 流 弁 口 面 積（Anatomic regurgitant orifice area；ARO）（3）逆流量を算出すをプラニメトリーで計測する方法 78, 79、る方法。最初の二つは定性的評価であるが、最後のひとつは定量的方法で、難易度の高い評価方法である。下記に定量的
弁逆流評価の具体的な方法を示す（表 3）。

a. Phase-contrast CMR
Phase-contrast CMR は血流量と血流速度を定量的に評価する方法である。血流の位相シフト特性に基づいた MR
angiography の一手法であり、流速誘発位相シフトによって流れている血液と静止組織を識別する撮影技法である。複数回収集したデータを互いに差し引いて画 像を作成 する。Phasecontrast CMR では２つの画像すなわち、magnitude 画像とphase velocity map 画像をつくる（図 7）。magnitude 画像
は解剖学的な位置の把握と血管境界線の検出に用いる画像であり、phase velocity map 画像は各ピクセル内の血流速度を測定するための画像である。両方の画像を用いることで、心周期の各時相で ROI をおくことができるが、血管を囲む際には注意を要する。これは、血管は各時相で形や径が変化するからである。各ピクセルの流速を積分することで流量の経時変化や心拍ごとの血流総量を評価することができるとともに、ROI の領域を前向き・後向きに通過する血流を算出することができる。CMR の血流の計測はすでに Vivo でも Vitro でもバリデーションが行われている 80-83。
b. 定量的評価方法
弁逆流の定量評価は、大きく直接法と間接法に分けられる。直接法は through-plane phase contrast CMR を用いて評価する方法である。この方法はすでに半月弁（大動脈弁と肺動脈弁）を通過する前向き・後向きのいずれの血流の方向においても極めて正確であることが報告されている。このため大動脈弁逆流（AR）や肺動脈弁逆流（PR）の定量的評価に好んで用いられる。一方で、僧帽弁や三尖弁は収縮期に弁が大きく変形するため、phase contrast 法を用いて直接的に逆流量を評価することは難しい。このため、
僧帽弁逆流
（MR）
と三尖弁逆流（TR）の定量評価は間接法を用いて行われることが多い。たとえば MR の場合は、心拍出量から、大動13

図 7 CMR による大血管の前向き、後向きの血流評価。左図は、大動脈の Phase-contrast CMR の画像である。この評価においては、解剖学的位置をあわせた magnitude 画像（A）と phase velocity map 画像（B）の二つがセットになっている。各時相で ROI を囲むと、時間血流量のグラフ（Flow versus Time graph）が計算される（C）。そこで前向きの血流（赤矢印）と後向きの血流（黄矢印）が求められる。この大動脈弁逆流症の症例では、直接法で逆流量の算出が可能となる。右図は同様のことを肺動脈で行ったものである。

図 8 CMR による僧帽弁逆流（MR）の評価。左室の拡張末期容積（LVEDV）と収縮末期容積（LVESV）を図 6の方法で算出する。左室から駆出された血液量、すなわち Stroke volume（SV）は LVEDV-LVESV で計算される。この症例では、150 mlである。大動脈弁を前向きに通過する血流を Phase-contrast 法で算出する。この症例では 80 ml であり、僧帽弁の逆流量は150 ml から 80 ml をひいて 70 ml と算出される。

14

表 4 弁逆流評価の際の心臓 MRI の強みと限界
強み

限界

体型や音響窓による制限を受けない（装置に合わない体型はのぞく）

広く用いられてはいない。閉所恐怖症の患者では行えない。ベッドサイド
では施行できない。

断面を自由に選べる

ペースメーカーや除細動器植え込み後の患者に対しては特殊な施設を除いては行えない。

高い信号雑音（S/N）比、心筋造影での高い血液プール

画像の質を上げるためにしっかり息止めしなければならない。

geometric assumption を用いずに正確で再現性のある
心臓リモデリング評価が可能（例えば、心室容量、機能、重量）

複数の心拍で画像を構成するため、心房細動や心室期外収縮などの不整脈では画質が落ちる。昨今広く利用されている位相コントラスト法は不整脈が頻繁に起こるとうまくいかない。

ガドリニウム造影を行えば心筋の生存能や瘢痕についての情報が得られる

複数の心拍を平均化するため、また空間分解能や時間分解能が不十分であるため、疣腫のような小さく可動している構造物は描出しづらい

位相コントラスト法では均一な弁口通過血流やある一定の形態を仮定することなく血流量を流速から得ることができる

位相コントラストの through plane という方法では血流に対して垂直な断面を描出する必要があり、肺動脈が拡大していると困難である。胸骨ワイ
ヤーや人工弁は画像の質を損なうアーチファクトを生む。

左室や右室、大動脈や肺動脈の血流量を定量できる

位相コントラストで得られたデータは心エコードプラ法より時間分解能が低く、そのため最高流速を過小評価する可能性がある。不十分な空間分
解能は部分的な平均容量を過小評価する可能性がある。

逆流量や逆流率の定量評価に基づく重症度評価が可能（結構力学や形態学的仮定は不要、逆流方向の影響を受けない、複数の逆流ジェットでも影響を受けない）

逆流と狭窄が併存することにより乱流がある場合、位相コントラスト法では体積要素間（intravoxel）の位相がずれること、信号が消えることにより過小評価となる可能性がある。
僧帽弁や三尖弁では逆流の重症度を定量化する直接的な方法が確立されていない。
逆流量や逆流率の重症度のカットオフ値についてはデータが少なく、また重症度に基づいた転帰についてのデータも少ない。

脈弁を通過する血流量を引いて算出する（図 8）。また表３にあるとおり、それ以外にもいくつかの間接的な逆流量の定量的評価方法がある。

ることは、音響窓を気にせず 4つの弁を包括的に評価することを可能にする。加えて、心臓 MRI による容量評価は高い
再現性を有しており、そのため、経時的評価に適していると言えるだろう。
c. 逆流量評価の技術的な留意点
心臓 MRI の限界は表 4にまとめたが、医療機器の植え込
血流の評価を行う際にはいくつか念頭に置かなければなみを行った患者には行えないことなどが挙げられる 88。検査らないことがある。ひとつには Velocity encoding（VENC）は、 が禁忌となる医療機器について網羅するのは今回の範疇を
aliasing のないもっとも低い流速に設定する必要がある。ま超えているが、画像検査を行う患者については心臓 MRI をた、画像の断面は、（1）評価したい血管を画像の中心にす
行う前に十分スクリーニングを行うことが重要である。心臓ること（2）血管に対して直行する断面で評価すること（3） MRI で 得 ら れ た 情 報 の 大 半 は 多 数 の 心 周 期 を 複 数 の
磁場のアイソセンターを中心におくこと、が必要である 69。 segment に分割して得られているため、心房細動や心室期
しかし、これらに留意して行っても、位相誤差が起こりうる外収縮といった不整脈では標準的な息止め、位相コントラス
ため、可能な限り全例でバックグラウンド補正をおこなうのト法を行うのが難しいかもしれない。心臓 MRI はベッドサが望ましい 84。
イドで行えなかったり、閉所恐怖症患者では難しかったり、検査費用がかかるなどの問題があり、心エコーほどは行われ
d. 重症度のカットオフ値ていない。逆流の重症度を決める基準値はなく、また、基準現時点では、予後に基づいた CMR 特異的な弁逆流の重症値を定められるほどのデータもない。最後に、心臓 MRI は度のカットオフ値は明らかではない。初期の研究では、心エ
血管内や心室の圧を評価することはできない。
コーの重症度と比較検討し、CMR では AR/MR において逆4. 心臓 MRI はいつ行うか
流率（RF）48% が重度逆流のカットオフ値と報告していいまだ心エコー検査が弁逆流評価の第一選択であるが、①る85。別の研究にでは、MR と AR でそれぞれ予後との関連を検討しており 86, 87、症状の悪化や、弁手術にいたる重症弁
心エコー検査画像が最適ではない時、② 2D 画像とドプラで逆流のカットオフ値は、MR では RF>40%、AR では >33%
異なる結果となる時（例えば、心室拡大がドプラで計測したまたは逆流量が 55 ml 以上であった。しかしながら、依然弁逆流から予測されているものより大きい）、③臨床的評価
として十分な CMR のデータがないため、重症度のカットオと心エコーでの弁逆流の重症度に解離がみられる時に、心臓
フ値は心エコーで定められたものと ACC/AHA のガイドラ
MRI が勧められるのが一般的である。心臓 MRI が勧められインが用いられているのが現状である。
る具体的な状況については、後のそれぞれの弁疾患の部分で細かく触れる。
3. 心臓 MRI の利点と限界
上述の AR や PR の直接的定量評価法や MR や TR の間接
心臓 MRI には特有の利点がいくつもあり、そのことが弁的評価は他の併存する弁膜症と独立しており、そのため心臓膜症の評価に適している（表 4）。特に、断面を自由に選べ
MRI は心エコーで評価するのが困難な複数の弁膜症を有す
15キーポイント⿢包括的な弁逆流の評価は、容量負荷に対する心臓の反応に加えて逆流のメカニズムや重症度について含むべきである。
⿢身長、体重、体表面積、心拍数、調律、血圧は逆流評価の際の臨床指標として必要である。
⿢心エコーのドプラ法は自己弁逆流（native valvular regurgitation）評価の第一選択である。
⿢カラードプラは逆流を発見する最初のツールである。カラードプラでの逆流重症度評価では逆流ジェットの 3つの要素が評価される必要がある。すなわち、血流収束、vena contracta（縮流部）、心室や心房に対する逆流ジェットの方向と面積である。
⿢カラードプラは重要であるが、パルスドプラや連続波ドプラも血行動態についての情報を与える重要なものである。弁構造や心臓の大きさ、機能やドプラ指標を統合して解釈することは逆流の重症度を評価するのに重要である。なぜならこれらの指標にはそれぞれ利点と欠点があるからである。
⿢心臓 MRI は自己弁逆流（native valvular regurgitation）を評価するのに優れている。いまだ心エコーが第一選択ではあるが、下記の場合、心臓 MRI が望ましい。
・心エコーが最適でないとき
・2D 画像とドプラで結果が異なるとき
・臨床的評価と心エコーでの逆流重症度に解離がみられるとき
⿢逆流の定量評価に加えて、総合的な心臓 MRI 検査は心臓リモデリング（心房も心室も）の定量評価もでき、逆流のメカニズムについても評価できるだろう。
⿢gold standard がなく、また血行動態に影響されることから逆流重症度は評価するのが困難である。定量評価の指標は逆流量、逆流率、逆流弁口面積を含む。逆流の重症度は軽度、中等度、重度に分けるべきである。

る時に特に役に立つ。詳細は複数の弁膜症についての項で説明する。
Ｄ．弁逆流の重症度評価
逆流病変の重症度を決めることは弁疾患の中で最も難しい問題である。軽度の逆流では心室や心房のリモデリングは起らず予後良好であり、一方、重度の逆流では著明なリモデ
リングにつながり予後不良である。そのため、逆流の重症度を決めるのは重要である。逆流評価を難しくしているのはgold standard がないこと、評価時の血行動態に逆流重症度が依存していることである。血管造影は逆流を受ける心室や心房の不透明化により逆流の重症度を決める方法で長年行われているが、これも血行動態やその他の因子に依存する11, 89, 90。例えば、それで逆流率や血管造影での重症度で評価をする場合には、血圧の上昇は AR や MR のすべての重症度指標の過大評価に繋がる。さらに、3から 5段階に分けられる血管造影での重症度は逆流の定量的指標とゆるい相関しかない 11, 46, 90。
弁逆流に対するドプラと心臓 MRI は、血流指標と独立して動物モデルで確認されてきた。これらの研究の大半は左心系の弁についてであった。ドプラ心エコーについては上述のとおり、弁逆流評価に対する定性的評価、定量的評価がいくつかある。そのため評価は複雑であるが、これらの異なった指標を使うことで評価の妥当性を確認でき、疾患の重症度評
価を補強する。特に、技術的に、あるいは生理的な理由で、いくつかの指標が使えない場合に有用である。心臓 MRI では逆流評価の指標は少ないが、大半が定量的なものである。
しかし、技術的要因や生理的要因に影響される。これらの要因による影響を軽減するため、心臓 MRI 検査の定量的評価の妥当性確認は行われるべきである。例えば、孤発 MR の患者においては、左室一回拍出量（左室の一回収縮した時の容積変化量：左室の前方拍出と僧帽弁逆流による後方拍出の和）と大動脈を通過する血流から求めた一回拍出量の差が僧帽弁逆流量になるわけで、それは、左室一回拍出量と肺動脈を通過する血流から求めた一回拍出量、あるいは右室一回拍
出量の差と同じになるはずである。そのようなことを勘案して、総合的に評価することが重要である。心エコー図において、有意な逆流があるならば、定量に値する画像が得られる
限り、定量評価の経験のある心エコー専門医もしくはソノグ
ラファーは弁の逆流を積極的に定量することが望まれる。特に左心系病変においては、定量は必須であるといってもよい。最終的に、読影する者は、心エコーでも心臓 MRI でも逆流の重症度を最も正しく評価するため、情報を統合し、外れ値は無視しなければならない。なぜなら、描出不良の場合や生理的状態によって指標の正確性は変化するからである。
我々筆者グループの中では逆流の重症度については、軽度、中等度、重度という段階で評価することが統一した見解である。
「ごくわずか」は逆流がほとんど確認できないときに用いる。通常、これは特に右心系の弁と僧帽弁で生理的であり、心雑音として聴取できない。逆流の重症度は血行動態の影響を受けるため、検査時の患者の血圧、心拍数、調律を記録しておくことが重要である。また、可能なら使用薬剤も記載しておくことが重要である。経時的に検査フォローしていく場
合、これらの要素は逆流の重症度を比較するとき考慮されるべきである。また、技術や計測は変わりやすいため、現時点の研究は見直されるべきである。

Ⅲ．僧帽弁逆流（MR）
Ａ．僧帽弁の解剖と画像評価
僧帽弁複合体は、僧帽弁前尖・後尖、僧帽弁輪、腱索および乳頭筋を含めたものの総称である。エコー画像と僧帽弁の解剖とそれぞれの弁葉の 3つの scallop の関係は詳細に概説されている 91, 92。典型的には、2D 長軸像では、前尖 A2と後尖 P2の中央部分を観察できる。短軸像では僧帽弁弁尖、交連部を全体的に観察できるため、病変の位置の把握に有用である。心尖部四腔像は弁尖を様々な断面で観察できる。交連部像（通常は経食道エコーで描出するが、経胸壁エコーは心尖部二腔像でほぼ代用できる）は後尖 P1と P3、前尖 A2が描出される。接合面の正面像の描出には、経胸壁エコーや経食道エコーいずれも 3D エコーが適している。3D エコーでは僧帽弁の複雑な構造を、左房・左室のどちら側からでも観察することができる。特に経食道エコーを用いると解剖学的、機能的な解釈がしやすく、僧帽弁疾患の評価に有用である（図 9）3, 4, 12, 93。
Ｂ．機序の評価：一次性僧帽弁逆流と二次性僧帽弁逆流
僧帽弁逆流（MR）の機序は、僧帽弁自体に器質的異常があるか否かで大きく二つのカテゴリーに分けられる。
（表 5）

16

図 9 3次元エコー画像 左房から見た僧帽弁。正常僧帽弁（左）において、前尖の scallop と後尖の scallop を示している。
中央は fibroelastic deficiency でフレイルな P2を示している（反転している弁の端が見える）。左は Barlow 病で、僧帽弁の弁葉がすべて左房側に大きく逸脱している。

一次性 MR では、僧帽弁自体の器質的異常が逆流の原因であるのに対し、二次性 MR では、左室や左房のリモデリン
グの結果、僧帽弁複合体のゆがみが生じて逆流が起こる。ゆえに、大部分の二次性 MR は左室疾患の一部と考えられている。一次性と二次性では治療戦略や予後が違うため、両者を区別することは重要である。Carpentier 分類に沿って、僧帽弁の動きが正常かどうかを判断することも有用である 94（図 10）。Type I は僧帽弁の動きは正常であるが、弁輪拡大で逆流が生じているもの（二次性 MR）や弁尖穿孔があるもの、Type II は僧帽弁が過剰に動いているもので、日常臨床でよく出会う僧帽弁逸脱はこれに該当する。Type III は弁尖の動きが制限されているもので、日常臨床でよく遭遇する左室拡大（二次性 MR）やリウマチ性僧帽弁疾患、膠原血管病など炎症性疾患、放射線障害、カルチノイド症候群、薬剤性炎症疾患で認められる。表 6で一次性と二次性の特徴についてまとめた。

1. 一次性僧帽弁逆流（MR）
一次性 MR の最も多い原因は粘液変性による僧帽弁逸脱症（MVP）である。MVP は幅広い概念を持った疾患であり、弁葉の異常によるずれで生じる。Fibroelastic deficiency は
薄い弁葉の一部の異常によるものである。一方 Barlow 病は両弁葉と腱索のびまん性の肥厚と余剰によるものである（図9）。特徴として、MR は収縮中期から後期に、弁葉が最も接合不良をきたす際に起きる。このような症例では MR が収縮期全体に生じているわけではなく、MR が最大の時のみのカラードプラで評価すると過大評価してしまうことがある（図 11）45。
MVP の診断は心エコー図により行う。傍胸骨長軸像で、僧帽弁の弁葉が僧帽弁輪から少なくとも 2 mm 左房内に落ち込んでいるとき、MVP と診断する。傍胸骨像が不鮮明な場合は、個人差があるものの心尖部長軸像が使用可能である。MVP の診断を心尖部四腔像や二腔像で行うのは避けるべきである。これらの像では僧帽弁輪はサドルシェイプなので、弁輪が低い位置になってしまい、弁葉が左房内に落ち込んでいるように見え、偽陽性の診断をしてしまうからである96。
フレイルも MVP の概念の一部であり、弁葉の中心部ではなく端が左房内に落ち込むことをいう。その一番の原因は弁表５ 一次性および二次性僧帽弁逆流の成因
一次性僧帽弁逆流（弁尖の器質的異常）
僧帽弁逸脱、粘液種状変性

逸脱、フレイル、断裂、余剰
腱索

退行性変性

石灰化、肥厚感染

疣贅、穿孔、瘤炎症

リウマチ性変化、膠原血管病、放射線障害、薬剤性

先天性

弁尖裂隙、パラシュート僧帽弁（単一の乳頭筋にすべての腱索が付着）

二次性僧帽弁逆流（心室のリモデリング）
虚血性 冠動脈疾患
非虚血性 心筋症
弁輪拡大

心房細動、拘束型心筋症の縁についている腱索（marginal chord）の断裂である。フレイルは重度の MR を示し、有害事象と関連する 97-100。僧帽弁のフレイルの最たるものが乳頭筋断裂である。他の一次性 MR の要因は表５に挙げる。

2. 二次性 MR
二次性 MR では多少の弁葉の肥大や僧帽弁輪石灰化を認めるものの、基本的には弁葉は正常である。左室リモデリン
グが起きると、一つ、もしくは複数の僧帽弁葉が心尖部方向に引っ張られ、その結果として乳頭筋の位置のずれが生じ
る101-107。この結果として、僧帽弁の閉鎖不全が起こる。弁
葉は心尖部方向に牽引（tethering）されるため、動きは制限される（特に後尖の弁葉に起こりやすい）。弁葉のテザリ
ングは非対称的になることもしばしばである。とくに虚血性の場合には、拡張型心筋症と比べて非対称になりやすい。その場合、P3が P1よりもより心尖部に牽引される 106。このようなケースでは逆流弁口は内側後尖（P3）で最大になりやすく、不規則な形となり、ジェットは 2つに分かれることもある。このジェットは時折左房内で交差する（図 12、13）。
他の特徴的なエコー所見として、後方に向かうジェットを17

僧帽弁逆流Type I

Type II

弁の動き正常弁輪拡大Type III

弁の過剰な動き

弁穿孔

逸脱

フレイル

弁の動きが抑制
a

肥厚、癒合

b

左室／左房
拡大

図 10 Carpentier 分類の模式図

表６ 一次性、二次性僧帽弁逆流の特徴
一次性 *局所的左室機能不全
下壁梗塞

二次性 *

全体的な左室機能不全
非虚血性心筋症、大きな前壁梗塞、
多枝梗塞

成因

粘液腫状変性、石灰化、退行性変性

左室リモデリング

慢性高度 MR があれば全体的

下壁

全体的に拡大し球状化

左房リモデリング

慢性 MR があれば中等度～高度

どちらもある

通常、高度リモデリング

弁輪

拡大するが動きは保たれる

軽度拡大、可動性低下

拡大、平坦化、可動性消失

弁尖形態
⿢肥厚
⿢逸脱
⿢石灰化

あり／中等度～高度
通常あり
どちらもある

なし／軽度
なし
なし／軽度

なし／軽度
なし
なし／軽度

デザリング

なし

非対称性

対称性

収縮期の牽引

なし

増加

著明に増加

乳頭筋間距離正常

後乳頭筋と線維性骨格との距離が増加

乳頭筋間距離増加

逆流ジェットの方向

偏位性、中心性

後方

通常中心性

カラードプラ収縮後期（逸脱の場合）、全収縮期（フレイル、石灰化退行変性）

全収縮期

二相性
収縮早期、収縮後期に強く、収縮中期はドプラが抜ける

PISA

半球状

半球状ではない

半球状ではない：二相性になりうる*Primary and secondary MR may coexist.

伴った、Basal chordae もしくは strut chordae のテザリン
グ に よ っ て 前 尖 が 折 れ 曲 が っ た 所 見（seagull（ か も め ）sign、hockey stick（ホッケーのスティック）sign とよばれる）がある。これを MVP と間違えないように注意を要する。
テザリングの程度を定量化する方法はいくつかある。最も一般的なものは弁尖の先端から僧帽弁輪間の面積（tentingarea）を計測するという方法である。Tenting area の計測は収縮中期の最も面積が小さくなるところで行う。他の方法として、接合面の高さ coaptation height（coaptation depth）があり、これは弁尖の先端から僧帽弁輪間までの最大距離を計測することによって得られる。Coaptation height は虚血性 MR の重症度と相関すると言われている。最近では 3D エ
コ ー に よ る 乳 頭 筋 か ら 僧 帽 弁 輪 の 距 離 の 測 定 や tenting
volume（弁葉から僧帽弁輪までの volume）の測定がテザリ
ングを定量化するのに適しているとされている。Tenting
area や tenting height と二次性 MR の重症度には一般的に相関があるとされているが、弁葉の大きさが変化したり、弁葉の形態がテザリングに適応することがあり、必ずしもこれ
らの計測は正確とはならない。僧帽弁輪の拡大により、僧帽弁葉がカバーしなくてはならない範囲が大きくなるため、弁18

図 11 僧帽弁逸脱の収縮後期逆流（A）収縮中期には MR は見られない。左房容積は正常である（26 ml/m2）。
（B）収縮後期には、大きな吸い込み血流を伴った偏心性の MR が見られる。
（C）MR の CWD プロファイルは MR が収縮後期に限定していることを示している。黄色の矢印はから始まっている。破線で囲んだ小さな波形は、逆流ジェットの VTI を示している。
（D）
僧帽弁口の流入血流のパルスドプラ波形では、E/eʼ 正常かつ E 波 75㎝ / 秒で正常左房圧を示している。EROA（有効逆流弁口面積）は、過大評価してしまう：EROA ＝ 2πr 2 * Va/PkVreg ＝ 2× 3.14× 12× 29.9/527＝ 0.36 cm2。逆流の定量は PISA あ
るいは容積法を用いて算出した逆流量で行うべきである。 RVol by PISA ＝ EROA * VTIreg ＝ 0.36× 76＝ 27 mL

輪拡大は機能性 MR の進展に寄与する108-110。しかしながら、
長期持続型の心房細動により重症左房拡大をきたした患者など、テザリングはなく弁輪拡大のみで重篤な二次性 MRが生じることは稀である 111, 112。

Ｃ．血行動態評価による僧帽弁逆流（MR）の重症度判定

伴う乳頭筋断裂、心内膜炎による腱索断裂に伴う弁尖逸脱や弁破壊が多く、まれではあるが心筋症（例：たこつぼ型心筋症、心筋炎、産褥心筋症）の急性発症も原因となりうる。患者は左房圧上昇による肺水腫、頻脈、心拍出低下による重度の血圧低下を呈する。低血圧と左房圧上昇が合併することで左室駆出量が低下し、僧帽弁を通過する逆流血流速度は減少するため、カラードプライメージングでは僧帽弁逆流ジェッ
トの大きな乱流は観察されない。また急性 MR の ジェット
血流は著しく偏位することが多いため、カラードプラによるMR の重症度判定では過小評価となる可能性がある。そのためカラードプラで大きな MR ジェットが観察されなかったとしても、動揺した僧帽弁葉や乳頭筋断裂の解剖学的な評
価、及び全身低拍出に伴う臨床所見と併せて低心拍出を代償するような左室の過収縮所見から急性 MR の診断は十分に行うことができる。また収縮期肺静脈逆流血流を観察することが診断には有用である。さらに重症の急性 MR では経食
道エコーでの評価を考慮する必要がある 113。このセクションのまとめとして、ドプラ法による僧帽弁逆流の重症度評価
は、慢性 MR では適用できるが、急性 MR では用いるべきではない。

1. 急性 MR
急性 MR は慢性 MR と比較し極めてまれな病態であるが、通常、血行動態の悪化を招く。成因としては急性心筋梗塞に

2. 僧帽弁逆流の動的性質
a. 収縮期の僧帽弁逆流の経時変化
逆流弁口面積は全収縮期に観察されるか否かに関わらず、

3. 複合的病因
時折、一次性と二次性の複合的な病因で MR が生じることがある。例えば、長期持続型の虚血性もしくは非虚血性の心筋症と二次性 MR を持つ患者が腱索断裂やフレイルの進展を起こす場合などがある。反対に、軽度から中等度の一次性 MR の患者が心筋梗塞になりテザリングによる MR 増悪を引き起こすケースも考えられる。たしかにほとんどの MRが一次性か二次性に分類できるが、複合的な要因があることも考慮するべきである。虚血による壁運動の低下で重篤な後尖の可動制限が起きている時、それを前尖が乗り越えて左房側にずれることがある。このようなケースでは、前尖が逸脱しているのではなく機能的な逆流であり、複合的な病因でもない。

19

図 12 （A）拡張型心筋症に合併した有意な二次性 MR の一例で、著明な僧帽弁のテザリング（矢印）を生じている。
（B）傍
胸骨短軸像カラードプラ像では、弁接合の全体的な長さに沿った逆流を認める。
（C）僧帽弁尖部における PW 波は E 波の増高を示す。
（D）有意な MR では、連続波ドプラ波形は三角形を示す。
（E と F）心尖３腔像と２腔像（交連部像）からのPISA では、異なった形の吸い込み血流（半球でない）と縮流部 VC が観察される。半球状の吸い込み血流や正円の縮流部
VC と仮定すると MR を過小評価する。

一 心 拍 中 に 測 定 可 能 な 指 標 で あ る。 有 効 逆 流 弁 口 面 積（EROA）は動的な逆流弁口面積とは異なり、収縮期において、逆流弁口面積が最大となった時相での値であり、静的な指標である。僧帽弁逆流は古典的には全収縮期性に観察されるが、僧帽弁逸脱ではしばしば収縮早期には逆流がみられず、収縮中期から後期においてのみ大きな EROA が観察される。
このような収縮後期に生じる MR 症例では EROA や逆流
ジェット面積は全収縮期性の MR と同程度であるが、逆流
量（RVols）は少ない。このため、収縮後期 MR では、心臓死、
うっ血性心不全による入院、新規心房細動発症の予測因子と20

図 13 異なる 4症例における MR の短軸像。
（A）P2 scalallop の逸脱を伴った粘液腫様僧帽弁における比較的丸い逆流弁口（B）二次性 MR の症例と 2方向のジェット（矢印）（C）虚血性心筋症と大きな後下壁の壁運動異常を有する症例に認めた P3と P2 scalallop に視られる非円形の MR（D）虚血性心筋症患者に認めた交連部から交連部にかけての楕円状 MR ジェット

しては RVols の方が EROA より優れている。一方、二次性
MR では僧帽弁逆流が二相性パターンを示し、収縮早期に一相目の大きな EROA のピークがあり、収縮中期に低下し収縮後期から等容性弛緩期にかけて二相目のピークを認める。
脚ブロックの症例では、収縮早期においてのみ一過性の逆流を認めることがある。このように症例によって MR が生じる時相が異なるため、逆流の生じるタイミングと持続する時相については注意深く観察する必要がある。EROA による
僧帽弁逆流の重症度判定は全収縮性 MR においてのみ適用
でき、全収縮性 MR 以外の症例に対しては、volumetric 法
による評価が望ましい。

b. 血行動態変化による影響
僧帽弁逆流の程度は、血行動態の変化、特に血圧の影響を著しく受ける 114。図 14にその例を示す。血行動態は経食道エコーでの鎮静下だけでなく、特に手術室での麻酔及び血行作動薬の使用によって変化しやすい。一般的に、術中鎮静下では前負荷・後負荷の低下や心収縮力の抑制により、MR の
重症度は覚醒時と比較して過小評価されやすい 115。そのため術前の MR 重症度評価が治療方針の決定に重要であり、術中所見は手術方針の決定を補助するものである 116, 117。二次性 MR では、体液量やその他の血行動態に作用する指標が変化すると MR の程度は刻一刻と変化するため、血行動
態的な重症度は観察時の状態によって異なる。
c. 僧帽弁収縮期前方運動
血行力学的な重症度のダイナミックな変化は僧帽弁収縮期前方運動、左室流出路狭窄に伴って起こり、閉塞性肥大型心筋症や人工弁輪リングを用いた僧帽弁形成術後でみられることが一般的である。左室収縮不全、急性心筋梗塞やたこ

つぼ型心筋症後でも同様の現象を認めることがあり、僧帽弁
前尖が収縮期に中隔側へ牽引され接合不全が生じるため、左房後壁に向かって吹く逆流ジェットを認める 118-120。

3. ペーシングと不整脈
僧帽弁逆流の程度は不整脈やペーシングによる影響を受ける 121。右室ペーシングは機能性僧帽弁逆流の発症と関与し 122、心臓再同期療法（CRT）は機能性僧帽弁逆流を減少させることができるが、その効果は限定的である 123-126。心
房細動は僧帽弁逆流の患者で合併することが多く、脈の不整、頻脈に伴い MR は増悪する。房室ブロックによる PR
間隔の延長をきたした患者では、タイミングのずれた心房収縮によって僧帽弁閉鎖が不十分となり、様々な程度の拡張期
僧帽弁逆流が観察される。以上より脈の調律及びペーシング
を注意深く観察することは MR 評価の際に重要である。
【東京大学循環器内科 大門雅夫、中尾倫子、中西弘毅、
廣川愛美、澤田直子、石渡惇平】
Ｄ．ドップラー法による MR 評価
ドップラー法を用いた MR 重症度評価にはいくつかの方法がある。それぞれの方法の最適化や利点・欠点については
表 7にまとめる。

1. カラードプラ法
カラードプラフローマッピングは、MR のスクリーニング
における主要なモダリティである（図 15）。カラードプラ法による MR の重症度評価には逆流ジェット面積、縮流部、吸い込み血流の 3つの方法がある。逆流ジェット面積は、
MR 重症度の評価に使用する最初の方法であるが、これ単独では後者の 2つの方法より正確性に欠ける。
21

圧較差が逆流重症度に与える影響

図 14 MR における逆流ジェット速度の重要性。同様の後尖の運動制限を呈し、左室駆出率 30％、そして lateral 側に吹き付ける偏在性ジェットを有した虚血性 MR の 2症例の画像である。上段の症例は血圧が低く左房圧が上昇しており MR ジェット
速度が小さい（4.1 m/sec）。この症例の血圧は 105/76 mmHg であった。PISA 法による EROA は 0.3 cm2であり RVol は 42
mL である。下段の症例は同様の MR ジェットだが、高血圧（178/94 mmHg）のため MR ジェット速度は 6.4 m/sec である。
EROA は 0.08 cm2であり、RVol は 17 mL である。カラードップラーでは同様の MR ジェットであるにもかかわらず、上段の症例は中程度 MR であり、下段の症例は軽度 MR である。

a. 逆流ジェット面積
め異なる方法を追加すべきである。VCW は、
非偏在性ジェッ
逆流ジェット面積は MR を除外するのに優れているが、 トおよび偏在ジェットで同様に使用できるが、複数のジェッ
左房面積に占める MR の割合は重症度評価としては確実でトがある場合、あるいは二次性 MR でよく見られるようなはない 2, 128。血圧が低く、左房圧が上昇する急性の重症 MR
楕円形（非円形）の逆流弁口形状の場合、逆流弁口の形状に患者は、カラージェット面積が小さいが、軽症 MR の高血
依存し MR 重症度を過小評価する。
圧患者ではジェット面積が大きくなる可能性がある。また、
3D 心 エ コ ー 図 法 の 発 達 に よ り、Vena contracta area
ジェット面積の大きさは MR の成因にも依存する。弁尖逸 （VCA）の直接測定が可能になった。多断面再構築ツールを
脱による MR では、
しばしば偏在性のジェットとなり、
ジェッ
使用して、MR ジェットの長軸を通る直交断面（x 面およびトが壁に沿って広がりエネルギーを失うため MR の重症度y 面）を描出し、そして z 平面は Vena contracta の最も狭を過小評価する 19。二次性 MR においては、特に二腔断面
い CSA に対し垂直になるよう調節する（図 16）。VCA は、像では EROA が小さい場合であっても、僧帽弁の接合ライ
カラードプラをマニュアルでプラニメトリ法によって測定ンに沿ってスリット状に吹く逆流ジェットが大きく見える
する。複数ジェットの場合、それぞれのジェットを通るようことがある。したがって MR 重症度評価は、Vena contractaにイメージング面を再構築する必要がある。ジェットコアのや吸い込み血流を考慮せずに「見た目」のカラージェット面
一部ではない周囲の低速（暗い色）の部分を含まないように積だけで評価するべきではない。しかし、Vena contracta
信号を描出し、最も高速の部分だけを計測するよう注意を払（VC）が狭く（<0.3 cm）、吸い込み血流が見えない小さな非う必要がある。画像描出が技術的に困難である場合、逆流弁
偏在性ジェットは、通常軽症 MR と判断する（表 7）。逆に、 口が心周期においてダイナミックに変動する場合、カラード
広い VC（≥ 0.7 cm）を有する大きなジェットは、ジェット
プラ信号がジェットコア自体より大きくなるブルーミング
が LA の周りを包み込み、肺静脈にまで入り込む場合は、ほ効果の場合、本法は限界である 129。3D エコーでは二次性
MR の場合、逆流弁口がしばしば楕円になることも示されてとんど場合が重症 MR である。検者に以下の方法を使用す
30-33, 61, 62, 130-133。近年の研究では 3D VCA > 0.4 cm2いる（図 16）
るよう警告する必要があります。
30
を重症 MR としている 。しかし、3D VCA とアウトカムのb. Vena contracta（縮流部）（幅と面積）関連を評価した研究は、まだ行われていない。
Vena contracta は有効逆流弁口の尺度である 26。MR の場
c. 吸い込み血流（PISA）.
合、Vena contract width（VCW）は、傍胸骨長軸像かつズー
MR 評価における PISA 法は、偏在性ジェットに対して用ムモードを用いて撮像し、可能な限り逆流弁口から出るジェットの最も狭い部分で測定する必要がある（図 1）。通常、 いるより中央逆流ジェットに対して用いる方が正確であり、VC<0.3 cm は 軽 症 MR、 ≥ 0.7 cm は 重 症 MR を 示 す 2, 128。 また非円形の逆流弁口よりも円形の逆流弁口の方が正確でこの中間の値は各 MR グレードが混在するので、確認のたある。半円球の折り返しラインを特定するのは通常簡単だ

22

表7

MR の重症度評価におけるドップラー心エコー検査
モダリティ

2D カラードプラ法

最適化

例

利点

ピットフォール

近位血流収束⿢半球の歪みを避けるために超音波ビーム
を逆流の軸に合わせる
⿢拡大像
⿢分散をオフにする
⿢Nyquist の baseline
をジェット方向へ変更する⿢半球を綺麗に描出す
る た め に Nyquist
を低く設定する（通常は 30-40cm/s）
⿢カ ラ ー 反 転 部 か ら
VC までの半径を計測する

⿢迅速な定性的評価が可能
⿢半球状収束がなければ 通 常、 軽 度 MRと判断できる⿢複数ジェット
⿢偏在性ジェット
⿢半 球 状 と な ら な い（特に機能性 MR）
⿢MR が全収縮期でない場合は過大評価する

Vena contracta 幅

⿢傍胸骨長軸像
⿢拡大像
⿢適切な VC が描出される断面
⿢理想的には血流収束、
VC、MR ジ ェ ッ トが同時に描出される
断面

⿢逆流弁口径の代用
⿢通 過 血 流 や drivingpressure に 影 響 されない
⿢偏在性ジェットにも応用可能
⿢技術的な要素にほとんど影響されない⿢複数ジェットでは問題になる
⿢適切な測定のために収束部位を綺麗に描出する必要がある
⿢MR が全収縮期でない場合は過大評価となるジェット面積もしく
はジェット面積／左
房面積

⿢心尖部像
⿢拡大像
⿢最も大きいジェット
面積と左房面積の比を同一画像で計測

⿢計測が容易⿢偏在性ジェット、壁にあたるジェットでは不正確となることが複数の研究で示されている
⿢血行動態（特に左室収縮期圧）と技術的な面に依存する
⿢MR が全収縮期でない場合は過大評価となる

3D カラードプラ：3D
vena contracta 面積

⿢ボリュームレートとラインデンシティを改善するためにカラー範囲をできるだ
け狭く設定する
⿢MR ジェットの軸に沿ってクロッピング
面を直行に合わせる
⿢VC の低信号部（暗い色）を避けて、高信号部を計測する⿢方 向 の 異 な る 複 数ジェットでも計測可能⿢PISA 法で有効逆流
弁口面積を過小評価してしまうような重症 機 能 性 MR で も評価可能⿢カ ラ ー ド プ ラ の ブ
ルーミング（染み出し）に影響される⿢時間的および空間的分解能に制限がある⿢MR が全収縮期でない場合は過大評価となる⿢複 数 ジ ェ ッ ト で は各々異なる断面に描出されるため、個別に解析し追加する必要がある
⿢煩雑であり、しばしばオフライン解析が
必要である
（続く）

23

表 7 （続き）
モダリティ

最適化

僧帽弁流入血流

肺静脈血流パターン

パルスドプラ例

利点

ピットフォール

心尖四腔像で、僧帽弁尖先端を通過する血流にエコービームを合わせる⿢E 波 ≥ 1.2 m/s は 重症 MR を 示 唆 す る
簡便な所見
⿢A 波優位である場合
は 重 症 MR を 除 外できる
⿢経胸壁エコー、経食
道エコーどちらでも計測可能

⿢LV 弛緩および充満圧に依存する⿢二 次 性 MR に お いて高い E 波速度は
重 症 MR に 特 異 的ではなく、
⿢心房細動や僧帽弁狭窄でも見られる

肺 静 脈 内 1cm ほ ど の位置にサンプルボ
リュームを置いて計測する

⿢2つ以上の肺静脈における収縮期血流の逆 転 は、 重 症 MRと判断できる。
⿢正常な肺静脈パターンは左房圧が低い事を示唆しており、非重 症 MR と 判 断 できる

⿢軽度～中等度の MR
で も 偏 心 性 MR の場合肺静脈内に流入
しつぃまう⿢収縮期血流が鈍化す
る の は 重 症 MR に特異的ではない（心房細動や左房圧上昇、
そ し て 二 次 性 MRに共通する）

血流に沿う方向に超音波ビームを照射する

⿢簡便
⿢密度は信号を反射す
る赤血球の数に比例する
⿢微かなまたは不完全なジェットは軽症
MR 判断できる
⿢三角形の輪郭を呈す
る場合は強い逆流圧で血行動態に大きく影響していることが示唆される

⿢定性的評価である
⿢中央のジェットの場
合、より高い重症度の偏心性ジェットよりも密に見えることがある
⿢密度はゲインに依存する
⿢早期ピーク呈する波形 は、 重 症 MR に対しては鋭敏ではない

連続波ドプラ
逆流ジェットの密度
と輪郭

（続く）

24

表 7 （続き）
モダリティ

最適化

血 流 収 束 法（PISA法）

⿢血流に沿う方向に超音波ビームを照射する（通常は心尖部像
かつ拡大像を用いる）
⿢ジェットの方向に合わせカラードプラのベースラインを下げる⿢Nyquist を低く設定
し半円球を描出する
⿢血流収束部が平面でない場合は角度補正の必要性を考慮する
⿢連続波ドプラによる逆流ジェット速度計
測ととほぼ同じタイミングで PISA 半径も測定する

⿢病変重症度（EROA） ⿢複数ジェットの場合や 容 量 負 荷（RVol）
は計測値が正確でなを迅速に定量的に評い可能性がある。
価できる⿢偏心性ジェットや彎⿢一次性、二次性双方
月状の弁口の場合はの MR の 予 後 予 測
正確性に欠けるに使用できる⿢PISA 半径の小さな計測誤差でも計算過程で二乗されるため
有効逆流弁口面積に大きな誤差が生じる
可能性がある。半径が 1.0cm 以上、.4cm
以下といったの非常に大きなあるいは小さな半径の場合は診断を誤ることは通常ない

一回拍出量法⿢左室流出路径は収縮 僧帽弁輪
期に弁輪舞で計測し、同部位を心尖部像でパルスドプラ法を用いて評価する
⿢僧帽弁輪は収縮中期に計測し、パルスド
プラは拡張期に弁輪レベルで評価する
⿢左室一回拍出量は、
僧帽弁輪レベルでのパルスドプラ法、もしくは左室拡張末期
容積と左室収縮末期 左室流出路
容積の差によって測定することができる。
⿢左室容積は 3D での計測がベストである。
心内膜の境界をより正確に追跡するためには、コントラスト
エコーが必要になる
こ と が あ る。3D 心
エコーが不可能な場
合は、ディスク法を用いた 2D 心エコー
図を使用する。

⿢定量的で、
複数ジェッ
トや偏心性ジェットの場合にも有効
⿢病 変 の 重 症 度（EROA、RF） と 容
量負荷（RVol）の双方を評価できる⿢単 独 MR に お い て
心 臓 MRI で 検 証 されている

定量的ドプラ：
有効逆流弁口面積、逆流量、逆流率RVol ＝ SVMV － SVLVO

例が、弁口の正確な位置を判断することは難しいことがある。
前述の通り、EROA の算出において半径の誤差が、その後二乗されるため、PISA の計測とその最適化は不可欠である。
10～25％の誤差は、エキスパートの検者 134 間でさえしばしば認められ、中央ジェットの場合は誤差が最も少ない。従っ利点

ピットフォール

⿢AR 合併例には有用
ではない
⿢各計測値の小さな誤差が組み合わさって最終的な結果に大きな誤差が生じるため、十分な修練が必要
⿢パルスドプラ法（僧帽弁一回拍出量）と左室容積法で結果が異なる可能性があるて、PISA 法は他のエコー／ドプラ所見との関連を常に考慮して使用すべきである。また心周期における弁口のダイナ
ミックな変化も PISA 法による計測誤差につながる可能性がある。二次性 MR の逆流弁口は楕円状となる。そのような場合、弁口を正円と仮定して計測する 2D PISA 法は二次性

25MR を過小評価する可能性がある。これは、二次性 MR に
おいて 2D PISA 法で求めた EROA が小さい値であっても予後不良であることを説明する一つの要因である 135-137。また
PISA の EROA は、VCW や VCA のように単一フレームの画像から求められることを覚えておく必要があります。したがって、これらのパラメータは MR が全（汎）収縮期でない場合に MR の重症度を過大評価する（図 11）。最後に、偏在性ジェットにおける CWD ビームの不明瞭なアライメント
は、速度の過小評価および EROA の過大評価につながる。
簡略化された PISA のアプローチ法が検証されている 138。
5 m/sec の MR ジェット（収縮期における左室 - 左房間圧較
差 100 mmHg）とすると、カラードプラディスプレイを約
40 cm/sec の Va にシフトさせ、折り返し半径 r を測定する
ことにより、シンプルな EROA の推定値が得られる（EROA。この簡略化は極端な血圧では成立しないが、大多＝ r 2/2）数の患者ではこれで近似できる 4～6 m/sec のジェットを有する。一般的に一次性 MR において、EROA ≥ 0.4 cm2は重症、0.20～0.39 cm2は中等症、<0.20 cm2は軽症に相当する。

2. 連続波ドプラ
ほとんどの患者では、左室 - 左房間の収縮期圧較差が大きいため、最大 MR 速度は 4～6 m/sec 程度である。速度自体は、
volmetric 法による MR 重症度評価には必要ないが、MR の血行動態への影響を知る上で有用な手がかりである。最大MR 速度が小さい（4 m/sec 程度）場合は、血行動態的な代償（低血圧／左房圧上昇）を示唆する。最大 MR 速度に加えて、速度プロファイルの輪郭およびその密度も有用である。Early peak 伴う最大 MR 速度のジェット波形は、左房圧の上昇もしくは著明な逆流圧を示す（図 12）。連続波ドプラ信号密度は MR 重症度の定性的指標であり、高密度のドプラ信号は有意な MR を示唆し、薄いドプラ信号は軽度
MR である可能性が高い。また連続波ドプラは、MR の重症度と容量負荷の間接的な指標である肺動脈収縮期圧を推定する際に使用される。
3. パルスドプラ
パルスドプラ法を使用して、左室流出路（LVOT）および僧帽弁レベルで一回拍出量（SV）を計算し、逆流量（RVol）
および逆流率（RF）を計測することができる（図 4；表 7）
20, 46, 139, 140。RVol は、左室容積から算出した左室一回拍出量とドップラー法による LVOT レベルでの一回拍出量を比較することでも計算することができる。2D 心エコー図は左室
容積を過小評価する傾向があるため、3D 心エコー図による
左室容積が望ましく、心内膜境界を特定するために必要ならばコントラストエコーを用いるべきである 3, 50。
僧帽弁尖におけるパルスドプラのトレースは、一般的には
左室拡張機能を評価するために使用されるが、MR においても有用である。重度 MR 症例では、拡張期に僧帽弁を通過する血流の増加により拡張早期の左室流入波形（E 波）が上昇する（E 波は通常≥ 1.2 m/sec である）
。E 波が低く A 波が高い弛緩障害パターンの場合は、事実上、重症 MR の可能性は除外される。僧帽弁流入血流における弛緩の効果は、50歳以上の人や心筋の弛緩障害が生じている状態で認められる 128。僧帽弁流入血流パターンは二次性 MR においてはE 波の優位性が MR によるものか左室充満圧上昇によるものかを判断することは難しいため、一次性 MR の評価において信頼性が高い。また E 波の最高速度は、リウマチ性疾患や僧帽弁輪石灰化（MAC）の場合、軽度の僧帽弁狭窄であっても影響を受ける。

4. 肺静脈血流
肺静脈のパルスドプラは、MR の血行動態への影響を評価するために有用な所見となる。MR が重症化すると収縮期速度が低下し、重症 MR においては収縮期血流の逆転が生じる。
MR ジェットは選択的に肺静脈に入るので、特に経食道心エ
コー検査では複数の肺静脈を評価することが推奨される。肺静脈血流パターンの限界は、心房細動を含め左房圧が上昇する病態で S 波が低下することである 141。したがってこの肺静脈血流の S 波は一次性 MR よりも二次性 MR における有用性が低い。結果として、肺静脈血流パターンは、他のパラメータとともに補助的役割として使用するべきである。しかし、肺静脈血流の S 波の逆転は、重症 MR に特異的である。
MR が収縮後期に限局している場合に、収縮後期にのみ肺静脈血流の逆転所見を認めることがある。MR ジェット自体の流れで、真の収縮期逆流波形を区別することが重要であり、これは経食道心エコー図（TEE）と比較し経胸壁心エコー
図（TTE）ではより困難である。
Ｅ．左室および左房容積の評価
有意な一次性 MR では、左室に容量負荷がかかる。慢性の場合、未治療であると左室機能不全および左室拡大をもたらす 1。特に女性などの体表面積が小さい症例では、左室サイズを評価する際に、体の大きさを考慮する必要がある 13。
一方、二次性 MR では左室拡大と MR 重症度の関係は、MRが左室機能障害の結果であることもあり複雑である。いずれの場合も外科的もしくは経皮的な治療介入の必要性を判断するためにも、そして治療後の左室のリバースリモデリングを評価するためにも左室サイズと機能の双方を計測することが重要である 142。現在では 2D 心エコー図よりも精度が向上している 3D 心エコー図が左室容積の評価には推奨されている 3, 50。Global longitudinal strain（GLS）の計測は左室
駆出率（LVEF）などには現れない、MR における初期の心筋障害の評価に有用である 143, 144。左房拡大もまた重症 MRを予見する所見である。
左房サイズが正常であれば、一般に重症の慢性 MR は除外される。左房容積は左房径よりも、心房細動による左房拡
大の評価や予後の予測において優れた指標である 145。しかし、左房拡大は高血圧や心房細動を含む多くの病態で起こり得るので、左房拡大が必ずしも重症 MR を意味するとは限らない。
Ｆ．運動負荷試験の役割
運動負荷心エコー図は、一次性 MR と虚血性 MR の評価に有用である。運動負荷は症状が不明確な症例において潜在する症状を明らかにし、運動耐容能を評価することができる128。運動によって LVEF が正常に増加しない場合、一次性 MR では術後左室機能の悪化が予測される 146。頻呼吸や頻脈のため、運動中の PISA 法による EROA を含むカラー
ドプラ評価は、技術的に難度が高く、仰臥位エルゴメーターによる運動中の評価が最適である。運動中の EROA 増加（≥13 mm2）は、二次性 MR における症状出現および有害事象と関連することが示されている 136。また、運動中の肺動脈圧の上昇（≥ 60 mmHg）は、無症候性の重症一次性 MR において重要な所見である 1, 136, 146, 147。現状では MR の重症度評価や、その治療方針決定において薬物負荷心エコー図は有用ではない。
Ｇ．MR のメカニズムおよび重症度評価における経食道心エコー図の役割TTE で決定的な所見が得られない場合や技術的に評価困26

図 15 軽症 MR と重症 MR（非偏在性と偏心性）のカラードプラ所見。偏在性で左房壁に吹き付ける逆流ジェットの症例では、
ジェット面積は小さいが、流れの収束および VC は大きく、逆流の重症度診断に注意を要する。

図 16 2症例の 3D 心エコー図および多断面再構築ツールを用いた VCA の定量評価を示す。円形の VCA と半球状の PISA を有する一次性 MR（上段）と、楕円形の VCA と非半球状の PISA を有する二次性 MR（下段）。

難な場合、TEE は MR 重症度評価の適応となる。さらにTEE は、MR のメカニズムを特定し、僧帽弁手術もしくは経皮的インターベンションなど治療方針の決定に適しており、僧帽弁病変の位置を特定する精度が高い 12。MR を定量評価する前述の方法の大部分は、TEE 中にも使用することができる。特に、マルチプレーンや 3D などの TEE 解像度の 高 さ や 僧 帽 弁 へ の 近 接 性 に よ り、VC イ メ ー ジ ン グ やPISA 法が容易となり正確に評価できる。さらに、すべての肺静脈の評価が一般的に可能であり、TTE よりも優れている。しかし、TEE ではいくつかの注意が必要である。ジェッ27トサイズはトランスデューサの周波数、PRF、信号強度の影響を受けるため、同じジェットが TTE と比較して TEE
で大きく見えることがある。鎮静剤が使用されるので、血圧に注意を払うことが重要であり、血圧が著しく低下した場合、二次性 MR は過小評価することがある。定量的パルスドプ
ラはチャレンジングであり、TEE に最も影響を受ける定量
的 MR パラメータである。通常 LVOT におけるパルスドプ
ラは、角度依存性のため心拍出量の過小評価につながる。
Ｈ．MR 評価における心臓 MRI の役割
心臓 MRI（CMR）は、MR の評価においていくつかの重要な利点がある。これには MR のメカニズム同定、MR 重症度の定量化、心臓リモデリングの状態の評価などが含まれる。

1. MR のメカニズム
心エコー図と同様に、CMR は僧帽弁複合体の形態学的異常を同定することにより、MR のメカニズムに関する情報を得ることができる 148。弁尖の過延長や逸脱、フレイルの存
在は CMR によって同定することができる（図 17）149, 150。
二次性 MR において、CMR は心筋および乳頭筋の同定を加えて、左室拡大および左室機能を正確に評価することができる（図 17）151, 152。
2. MR の定量法
MR は CMR によるいくつかの技術を用いて評価することができる。これには、左房におけるスピンディフェージング
に基づいた MR ジェットの定性的あるいは半定量的な視覚的評価 153、短軸シネ画像での VCA 測定または解剖学的逆流
弁口面積の測定 77, 154、および RVol および RF の定量化などが含まれる 155-157。これらの技術の中で、RVol および RF の定量が推奨される（図 8および図 17）。RVols の計算において推奨される優先順位は、
⿢短軸シネ画像を用いて計測した左室一回拍出量と phasecontrast image を用いて計測した大動脈一回拍出量の差
⿢左室および右室シネ画像の心内膜輪郭による左室および右室一回拍出量の差⿢phase-contrast image による僧帽流入血流から算出する
一回拍出量と大動脈一回拍出量の差
RF は、最初の 2つの方法で RVol を左室一回拍出量で除することで、3つめの方法として僧帽流入血流から算出するSV で除算することによって計算することができる。

3. 左室および左房の容積と機能
CMR では、左室容積、左室駆出率、左房容積を最も正確かつ再現性高く評価する事ができ、全ての測定値を BSA で標準化し、既存の基準値に基づいて評価することができる158, 159。
4. どんな時に CMR が適応となるか？
CMR の主な適応は、心エコー図による評価が不十分である場合、または MR 重症度と臨床所見との間に乖離がある
場合の MR 重症度評価である。CMR は、外科的介入の適応に関係する MR のメカニズムや心筋バイアビリティに関する追加情報を得ることができ、さらに心腔サイズ、RVol、
RF も評価する事ができる。

Ｉ．心エコー図と CMR の併用
MR の評価において CMR の使用頻度は増えてきており、
通常は心エコー図の後に施行される。これらの 2つのモダリ
ティ間の MR 重症度が一致することが重要である。これらの比較研究は不十分であり、大部分は MR の定性的または定量的評価において控えめな一致を示している 85, 139, 160-162。
これは各モダリティによる逆流評価に影響する様々な要因が関与していると推察される。定量評価の再現性は一貫してCMR の方が高い。最近の研究では、MR の重症度の層別化
は心エコー図の方が高く、2D PISA による RVol は、CMRよりも大きいことを示している 161。しかし最近の研究では、
パルスドプラによる Volumetric 法は過大評価することなく、エコーと MRI で求めた RVol および RF との間に中等度の相関が得られたことが示されている 162。MR の半定量的な重症度（4段階スケール）の完全な一致は患者の 50％にみられ、重症度 1段階の差異を許容すると、一致度は 90％に増加した 162。MR 重症度評価の不一致の大部分は、RVol が小さくエラーの影響をより受けやすい二次性 MR でみられた。
CMR はより再現性が高いが、各モダリティには潜在的なエラーと制限があり、技術的な要求が厳しいことに注意することが重要である。これらのモダリティ間の MR 評価に乖離が生じ、10～20％の症例では臨床的に問題となる可能性があり 162、各所見が合致できない場合には TEE もしくは侵襲的検査によるさらなる評価が必要となる。
Ｊ．MR 評価における統合的アプローチ
MR の重症度評価は、すべての方法に固有の制限があり精度が欠けるため、複数のパラメータを統合的に評価する必要がある。また、MR の絶対量と血行動態を区別することも重要である。例えば、急性 MR の場合、中等量の MR であっても左房が小さく MR を受け止めきれず重度の肺うっ血や血圧低下を引き起こすことがある。また反対に慢性の重症
MR 症例の一部は、代償機転により左房が拡大し MR を受
け止めることができるため無症候である。病因、メカニズム、根底にある心形態、および血行動態が大きく異なり、MR の
エコー／ドプラパラメータが変化する可能性があるため、一次性 MR と二次性 MR を区別して検討することが重要である。しかし病因に関わらず、小さな中心性ジェット、正常な弁尖形態、VCW<0.3 cm、近位血流収束および A 波有意の僧帽弁流入血流パターンである場合、MR は軽症でありさらなる定量評価は必要ではない。逆に、大きな逆流ジェットがあり、著明な血流収束、VCW>0.7 cm、肺静脈内への逆流を認める場合、MR は重症であり、定量評価を行えば重症であることが実証されるであろう。
一次性 MR の評価に使用される定性的、半定量的および定量的パラメータを、表 8にまとめ、これらの様々なパラメー
タを組み込んだ MR 重症度評価のための推奨アルゴリズム
を図 18に示す。このスキームを適用するにあたり、ガイド
ライン作成委員会は特定の所見が逆流の重症度を高い精度で予測できることを強調したいので、表 8において太字で強調表示している。支持的な所見は、MR 重症度の印象には役立つが、それら単独での予測因子としての価値はそこまで高くない。MR 重症度評価のプロセスは、
ドプラ心エコー図よって得られた各所見や徴候、および測定値を組み合わせて包括的に行うべきであるということが、ガイドライン作成委員会の総意である。MR がこれらの所見を用いて軽度またはそれ以下であると確実に判定された場合、更なる計測は不要である。信頼に値する定量評価で MR が軽度以上であることが示唆される場合、定量評価に精通した熟練した検者によって容量負荷を反映する RVol および RF、病変の重症度を反映
28

図 17 CMR で評価された一次性および二次性 MR 例。高度に偏位した前向きの MR ジェットを伴う後尖逸脱（赤矢印）を認める。Volumetric 法による計測では、左室拡張末期容積：235 mL、収縮末期容積：75 mL、したがって左室 SV は 160 mLであった。大動脈 SV は 94 mL であった。したがって、RVol は 66 mL であり、RF は 66/160または 41％であった。二次 MRの場合、僧帽弁尖は心尖部方向にテザリングを認める（赤矢印）。左室 SV は 77 mL であり、RVol は 32 mL で RF は 42％であった。遅延ガドリニウム造影（LGE）では、後壁に過去の梗塞の局在が示された。この症例は中等度 MR である。

する EROA を含む MR の定量評価パラメータを計測し判断することが望ましい。逆流の定量化はさらに、逆流を 4つに分類することができ、Ⅲは重度 MR の特徴と重複する（図18および表 8）ので、統合アプローチの必要性がある。最後に、複数のパラメータから一致する結論が得られる場合、確信をもって MR の重症度を決定することが重要である。複数のパラメータに不一致を認める場合、その不一致を説明しうる技術的および生理学的原因を注意深く検討し、根底にある生理学的コンディションを考慮し最も正確かつクオリティの高いパラメータを信頼する。MR の重症度および／またはメカニズムが TTE のみでは不確実な場合は、さらに経
食道心エコーまたは CMR による更なるで検査が必要である。
一次性および二次性 MR の重症度評価において考慮すべき点は次のとおりある。
【聖マリアンナ医科大学循環器内科
上嶋 亮（かみじま りょう）
、鈴木健吾】

１. 一次性 MR の概論
2D や 3D 画像により得られた、僧帽弁の動揺する弁尖（flailleaflet）、乳頭筋断裂、重度の弁尖退縮や巨大な穿孔といった所見は、重度の MR を示唆する特異的な所見である。同様に、正確に計測された縮流部幅（Vena contracta width（VCW））が 0.7 cm 以上の場合や、肺静脈収縮期逆流の所見も重症を示唆する所見である。一方で、MR の吸い込み血流を同定できない場合や、僧帽弁血流速度波形がＡ波優位である場合は重症度は重度ではないことが示唆される所見である。技術的に正確な計測や描出が難しい場合にも、心エコー
図検査の複数の所見を適切に組み合わせることで、正確な重症度評価が可能になる。前述したように、MR の持続時間にも注意を払う必要があり、逆流が収縮後期に限定される場合
は重度でない可能性が高い。MR の血行力学的結果は、左房径や左室径、連続波ドプラ（CWD）の波形や肺静脈流入血流様式などの様々な要因に影響を受ける。最後に、MR の重症度を判断する際には、臨床症状や血行動態を考慮すべきである。

２. 二次性 MR の概論
二次性は一次性 MR よりも重症度評価がより難しい。評価を困難にする様々な要素に関しては、Section Ⅱに前述した。概論としては、二次性 MR の場合は左室の前方 1回拍出量が減少しており、一次性と比較して逆流量が少ない場合が多い（1回拍出量が減少している場合には重度でも 60 ml 以
下の場合がある）。一次性の場合、逆流量は相対的に減少す
るが、逆流量を基準とした重症度評価は誤差が多いことが知られている 46, 162。逆流弁口はしばしば半月状や楕円状とな
り VCW に影響するとともに、2D PISA 法による EROA を過小評価する可能性がある。また、EROA は左室径や左室収縮力により影響を受ける。現在は、2D PISA 法による
EROA ≥ 0.4 cm2 が重度の判定基準となっているが、これらの影響を考慮すると EROA ≥ 0.3 cm2を重度とする方が妥当であるかもしれない。このような重症度評価の難しさに加えて、二次性 MR は心筋症を背景とする場合が多く、重症度評価における補助的な所見はあまり参考にならない。例えば、心筋症の多くの患者は、左房圧が上昇しており、肺静脈
流入血流 S 波が抑制される。左房圧が上昇し、拡大するとともに左室収縮力が低下した状態では、重度 MR でも肺静脈逆流血流波は一般的には観察されない。他の交絡要素としては、二次性は逆流量が変動しやすいことが挙げられる（図15）。一次性同様、二次性の重症度評価でも体液量、血圧やその他臨床所見を考慮して総合的に判断することが重要である。
二次性 MR 患者を対象とした多くの研究で、EROA ≥ 0.2
cm2以 上 が 予 後 不 良 因 子 で あ る こ と が 報 告 さ れ て いる136, 137, 164。予後に関するデータのみで 2D PISA 法で計測した EROA ≥ 0.2 cm2を重度の指標にすることに関しては意見が分かれる 163, 165, 166。実際、最新の ACC/AHA のガイドライ
ン1 では、EROA ≥ 0.2 cm2を重基準に採用していない。この
問題点と二次性 MR に対する取り組みに関しては、ガイド29

表 8 心エコー図による慢性 MR の重症度評価

構造MR 重症度＊
中等症

軽症

重症

僧帽弁形態

異常なしもしくは軽度の僧帽弁 中等度弁尖異常もしくは中等度 重篤な弁障害
異常のテンティング（一次性：弁尖の動揺、乳頭筋断（例：軽度肥厚、石灰化や逸脱、裂、重度の弁尖縮小、大きな穿
軽度のテンティング）
孔
二 次 性： 高 度 の テ ン テ ィ ン グ、弁尖の接合不全）

左室と左房サイズ†正常

定性

正常もしくは軽度拡大

拡大‡

カラージェット面積§

小さい、中心性（非偏心性）、狭い、 様々簡潔

血流収束||

見えない、一時的もしくは小さい

中間のサイズと期間

全収縮期にわたり大きい

連続波ドプラかすかな／部分的／放物線的

密だが部分的または放物線的

全身収縮期／高密度／三角形

VCW（cm）<0.3

中間≥ 0.7（ バ イ プ レ ー ン の 場 合>0.8）¶

肺静脈血流 #

収縮期優位（左室機能不全や心房細動で鈍くなることがある）

正常または収縮期の鈍化

収縮期血流が無し～最少／収縮期逆流様々

E 波優位（>1.2 m/sec）

大きな中心性（非偏在性）ジェット（左房の 50％以上）もしくは
左房壁に吹き付ける様々なサイズの偏心性ジェット

半定量

僧帽弁流入血流＊＊定量††, ‡‡

A 波優位

有効弁口面積、
2D PISA（cm2）<0.20

0.20-0.29

0.30-0.39≥ 0.40（楕円の逆流弁口を有する二次性
MR ではこれより低くなる可能性あり）

逆流量（mL）

<30

33-44

45-59††≥ 60（低流量状態ではこれより小さくなる可能性あり）

<30

30-39

40-49

≥ 50

RF (%)

ROA, Regurgitant orifice area.
Bolded qualitative and semiquantitative signs are considered specific for their MR grade.
＊All parameters have limitations, and an integrated approach must be used that weighs the strength of each echocardiographic
measurement. All signs and measures should be interpreted in an individualized manner that accounts for body size, sex, and allother patient characteristics.
†
This pertains mostly to patients with primary MR.
‡
LV and LA can be within the ʻʻnormalʼʼ range for patients with acute severe MR or with chronic severe MR who have small bodysize, particularly women, or with small LV size preceding the occurrence of MR.
§
With Nyquist limit 50-70 cm/sec.
||
Small flow convergence is usually <0.3 cm, and large is $ 1 cm at a Nyquist limit of 30-40 cm/sec.
¶
For average between apical two- and four-chamber views.
#
Influenced by many other factors (LV diastolic function, atrial fibrillation, LA pressure).
＊＊
Most valid in patients >50 years old and is influenced by other causes of elevated LA pressure.
††
Discrepancies among EROA, RF, and RVol may arise in the setting of low or high flow states.
‡‡
Quantitative parameters can help subclassify the moderate regurgitation group.

ライン作成委員会で慎重に議論された経緯がある。EROA
に関して現在ガイドラインで推奨されている数値の論理的根拠を以下に記載する。仮に二次性 MR に関して、予後を指標とした重症度評価を行うのであれば、従来の軽度症例ですら予後不良であることが分かっており、すべての二次性
MR を臨床的に有意であると考える必要がでてくる。EROA≥ 0.2 cm2をカットオフとした予後評価が、MR そのものの影
響なのか、もしくは背景にある左室機能不全や心筋の瘢痕や不可逆的な損傷を反映しているのかが明らかになっていな

い。さらに重要なことは、二次性 MR に対する外科的介入が予後を改善させるというエビデンスがなく、重度未満の症
例に不必要な介入を招く可能性がある。実際に最近の研究では、中等度の虚血性 MR（EROA 0.2-0.39 cm2を含む包括的な評価法による判定）に対する僧帽弁形成術による介入は予後を改善せず、むしろ神経学的イベントや上室性不整脈の発生頻度の上昇に関与しているという報告がある 169。最後に、MitraClip で治療された重度 MR 患者では、MR の軽減が、左室や左房のリモデリングや症状の改善をもたらした。ま30

心エコードプラ法による慢性MRの評価
軽症を満たす＊軽症MRを支持する所見• 小さく幅の狭いジェット• Vena contract width（VCW）≦0.3cm• PISAの折り返し半円球が欠如、またはNyquist 30-40cm/sでの半径≦0.3cm• 僧帽弁流入血流がA波優位• 連続波ドプラがソフトで不完全なジェット• 左房と左室の大きさが正常≧4の基準を満たす
確実に軽症

2～3の基準を満たす

EROA＜0.2㎠
Rvol＜30ml
RF＜30％
MRグレード 1

重症を満たすMRが以下の軽症か重症の特異的な
基準を満す

＊＊

中間の値をとる場合、
おそらくMRは中等度

2～3の基準を満たす＊＊

可能な限り定量評価を実行する

EROA 0.2-0.29㎠
Rvol 30-44ml
RF
30-39％
MRグレード 2

EROA 0.30-0.39㎠
Rvol 45-59ml
RF
40-49％
MRグレード ３

重症MRを支持する所見• 僧帽弁フレイル• Vena contract width（VCW）≧0.7cm• Nyquist 30-40cm/sでの折り返し半径≧1.0cm• 中央ラージジェット> LA面積の50％• 肺静脈血流S波の逆転• 正常機能を有する拡大した左室

EROA ≧0.4㎠
Rvol ≧60ml***RF ≧50％MRグレード 4≧4の基準を満たす
確実に重症

重症MRの基準が3または楕円形オリ
フィス

軽度のMR

•
•

中等度のMR

イメージクオリティ不良または測定されたドップラ指標の低い信頼性
臨床データと一致しない定量的および定性的指標

重度のMR

不確実なMR
さらなる検査の検討：
TEEまたはCMRで定量評価＊
偏在性MRでジェットが左房壁に衝突する場合、重症度の過小評価に注意。定量評価が望まれる＊＊ PISAによるEROA値は、全収縮期MRであると仮定している；PISAとVCWによるシングルフレームのEROAは非全収縮期MRを過大評価する＊＊＊重度MRにおける逆流量は、低流量条件では低くなる可能性がある

図 18 MR 重症度の複数のパラメータの統合アルゴリズム。良好な心エコー画像と完全なデータ収集が求められる。技術的に画像取得が困難な場合は、TEE または CMR を検討する。画質不良や技術的問題、各エコー所見の不一致、または臨床所見の不一致により MR の重症度評価は、不確実になる可能性がある。

た、この効果は残存逆流が中等症であっても認められた 142。
従来の評価法に基づいて中等度と診断された症例に対する
カテーテル治療のリバースリモデリングと予後改善効果が示されない限り、二次性 MR の重症度を EROA に基づいて評価するのには問題がある。二次性 MR の重症度評価をより正確するためには、2D や 3D 心エコーを用いたさらなる研究が必要であり、心臓 MRI を用いた左室や左房のリバー
スリモデリングの評価や、重症度評価に使用する様々な指標に対する様々なカットオフ値を設定して介入した際の臨床的予後を評価していくことが重要となってくる。

Ⅳ．大動脈弁逆流
Ａ．大動脈弁の解剖と大動脈弁逆流の病因
大動脈弁は大動脈壁に付着した３つの半月弁から形成され、その一部が Valsalva 洞を形成する。大動脈弁の 3つの交連部が付着する最高点を sino-tubular junction（STJ）と定義し、最も心室に近い場所（弁尖それぞれの最下点を結ぶ平面）を弁輪と定義する 170。それぞれの弁尖の解剖学的中点や Arantius 結節の僅かな線維性領域を除いて、弁葉が接合する区域は均一な厚さになっている。大動脈弁の解剖を踏まえると、大動脈弁逆流（AR）は大動脈弁尖もしくは弁の接合不全を来すような大動脈基部の異常が病因である（表 9）173。
先天性二尖弁の場合、癒合した弁尖の全ての組み合わせは経胸壁心エコー図検査で同定でき、raphe を同定することが二尖弁の分類に有用である 174, 175。典型的に広範囲に癒合した弁尖には大きな負荷がかかるため、これらの弁は狭窄、逆流もしくはその両方を来すようになる。さらに二尖弁では、AR は大動脈拡大と関連して二次的に観察される 176-178。経胸壁心エコー図検査は感度 92％以上、特異度 96% 以上で二尖弁の解剖を同定できる 179。
Ｂ．AR の分類と機序
AR の機序を同定することは大動脈弁を形成可能か否か判断するのに必須となる。様々な機能的分類が提唱されているが、もともと MR の機序分類のためにデザインされたカーペンター分類 94を AR にも適応することは 180、逆流機序の理解、弁形成術の指標や再発の予測に有用である（図 19）。この図表では、AR の機序を大動脈基部や弁葉の構造に基づき分類している。Type Ⅰは弁尖の可動性には異常がないタイ
プで、大動脈基部もしくは弁の病変に基づいて細分化されている。Type Ⅰ a は STJ 及び上行大動脈の拡大、Type Ⅰ bはバルサルバ洞及び STJ の拡大、Type Ⅰ c は心室大動脈接合部（いわゆる弁輪部）の拡大、そして Type Ⅰ d は弁尖の穿孔もしくは有窓（fenestration）であり、機能的な大動脈
弁輪領域には異常を認めない。Type Ⅱは過剰な弁組織や交連部付近の弁の断裂による弁尖逸脱に起因する過剰な弁尖の動きに関連して起こる。Type Ⅲは先天的な弁の異常、変性石灰化、もしくは弁葉の肥厚・線維化・石灰化をもたらす
その他の要因による弁葉の可動制限と関連している。

31

Ｃ．AR 重症度の評価

１. 心エコーによる画像診断
心エコー検査は AR の総合的な評価と手術適応の時期を見極める際に重要な役割を果たす１。三尖弁や肺動脈弁に関しては、生理的もしくは軽度の逆流は正常例でもしばしば見受けられるが、AR に関しては全て異常所見と考えるべきである。AR の所見を認めたら、逆流の病因を明らかにするために大動脈弁や大動脈基部の解剖を評価し、引き続き左室の径や立体構造、機能を評価する。MR と同様に、急性及び慢性の AR の血行動態と弁逆流に伴う負荷に対する適応変化は全く異なるものである。重症急性 AR では、左室は拡大せず、
左室拡張末期圧が急激に上昇するため僧帽弁の閉鎖が不完
全となり、これは M-mode 法で記録される。慢性 AR では、長期に及ぶ容量負荷による左室の構造や機能の変化（左室の進行性の拡大や機能低下）を追跡するために心エコー検査が有用である。左室拡大、特に左室機能が保持されている場合、有意な AR であることが示唆されるとともに、左室の容量負荷を来す他の原因（アスリートや貧血）を除外することでより特異的な所見として考えることが出来る。負荷心エコー検
査は、無症候や症候性の患者の心肺機能、冠動脈疾患の有無
や運動に対する左室径や機能の反応を評価するのに実施される。
２. ドプラ法
ドプラ心エコーは大動脈弁逆流の重症度評価に必須である。弁逆流評価のためのカラードプラやパルスドプラもしくは連続波ドプラの原則については Section Ⅱの概要に前述した。AR を評価するための様々な方法、それらの利点や問題点に関しての詳細は表 10に記載している。表 11は AR の重症度評価に関与する指標を要約している。
a. カラードプラ法
多くの患者の AR は、拡張期の大動脈弁を起源とするモザ
イク血流として観察される。AR の有無に関しては心尖部アプローチでの評価が最も鋭敏であるが、傍胸骨長軸像や短軸像は、逆流の起源や半定量的評価するのに必須である。ARの起源やジェットの方向、総合的な重症度をより正確に評価するためには吸い込み血流、VC、逆流面積といった 3つの要素を描出することが重要である（図 20）。左室腔に吹く大動脈弁逆流ジェットの到達長は駆動圧（driving pressure）（拡張期血圧）に大きく依存し、重症度評価においては信用できる指標とはならない。最後に、大動脈弁逆流は拡張期を通して持続するが、急性発症の大動脈弁逆流は例外で、逆流ジェットの持続が短い場合や流速が低い場合があり、カラー
ドップラー法による逆流の同定や評価がより難しくなる。
左室流出路における逆流ジェット幅：中央に真っすぐ吹く
大動脈弁逆流ジェットでは、逆流ジェット幅と左室流出路径の比が、半定量的な重症度の評価に使用される。この比は、
傍胸骨長軸像の大動脈弁の先端部位で計測される。重症度評
価において、この比が <25% では一般的には軽度、25-64%は中等度、そして≥ 65% は重度を示唆する所見である。同様に、短軸断面のジェット面積と左室流出路面積の比も AR の重症度評価に使用される（表 10と 11）。しかし、逆流ジェッ
ト幅及び面積比のいずれも、中隔や僧帽弁前尖方向へ向かう
偏在性逆流や複数の逆流ジェットがある場合、正確な重症度評価には適さない。
縮流部（Vena contracta）：傍胸骨長軸拡大像で測定され、描出が容易である。逆流ジェットの最峡部を計測するため、その計測値は左室流出路で計測される逆流ジェット幅より

キーポイント⿢心房壁に沿って吹くような極度の偏在性ジェットでは、
ジェット面積は重症度を過小評価するため使用できない。
⿢MR の持続時間は重要である。収縮後期（MVP）もしくは収縮早期（心室非同期）に限局した MR は通常は重度ではないが、単一のカラー画像のみで評価した VC や PISA 法での評価により重度と間違った判断をされる場合がある（図3、11）。
⿢MR の重症度評価で、質的もしくは半定量的な計測値では評価できない場合は、良質な画像に基づいた定量的な評価を行う。
⿢収縮期血圧や MR ジェットの流速に留意する。カラージェッ
トは Av 2である。高流速（6 m/s 以上）の MR ジェットは、
EROA や RVol が小さくてもカラードプラ法により大きく見。これはしばしば高血圧や重症大動脈弁狭窄症、える（図 14）有意な左室流出路狭窄がある場合にも観察される。
⿢動揺する僧帽弁や乳頭筋断裂に伴う急性発症の重度 MR は、
慢性発症の重度 MR よりも、特にカラードプラ法（極度の偏在性 MR、持続時間が短い、頻脈、MR の流速が低い）における評価が難しい。従来のエコー／ドップラーパラメー
タが有意な MR を示す場合、TEE を実施する閾値が低い場
合は、重症として考えるべきである。
⿢追加の TEE や CMR での評価は、TTE 検査での評価が MR
重症度評価に最適でない場合、有意な MR の発生機序が明らかでない場合、エコー／ドプラ法での計測値が MR の重症度評価において一貫していない場合や結論が出ない場合、
もしくは TTE での所見が臨床所見と解離している場合などに実施される。

も小さい値となる。また、
VC は多くの患者において心エコー
で明瞭に描出することができる。VC < 0.3 cm は軽度、0.30.6cm は中等度、> 0.6cm は重度の AR を示唆する所見である。最適化されていれば、ほとんどの偏在性ジェットは VCを用いて重症度評価することが可能である。しかし、VCW
は小さいため、2 mm 以上の測定誤差が重症度評価に影響する可能性がある。
吸い込み血流（PISA）：AR では MR と同様に、吸い込み血流の測定により質的及び定量的な重症度評価をすることが可能である（図 21）。傍胸骨もしくは心尖部長軸像で左室流出路を拡大し、折り返し周波数を調整し、ベースラインを下げて半円形になるような吸い込み血流を描出し、その半径を計測する。AR の最高血流速度と CWD による VTI の計測
により、
EROA と RVol を算出できる（前述及び表 10を参照）。
AR の重症判定基準は、EROA ≥ 0.30 cm2と RVol が 60 ml以上である（表 11）。臨床的には、AR の吸い込み血流は視野深度の深い位置にあり大動脈弁の肥厚や石灰化により音響陰影に隠れてしまうため、PISA 法による定量評価は MR
ほど有用でない場合が多い。右側臥位による傍胸骨像が有用である可能性がある 182。

b. パルスドプラ法
大動脈の拡張期逆流血流：胸骨上窩から記録した下行大動
脈のパルスドプラでは、正常症例でも持続の短い拡張早期逆流が記録されることがある。下行大動脈の汎拡張期大動脈逆流は異常所見であり（図 22）、少なくとも中等度以上の重症度を示唆する所見である。腹部大動脈の逆流血流を認めた場
合、重症と考える。しかし、AR がなくても、動脈管開存症の左右シャント、加齢によりコンプライアンスが低下した大動脈、上肢の動静脈瘻、バルサルバ洞破裂もしくは偽腔に拡張期血流を認める大動脈解離がある場合など、他の病態でも汎拡張期逆流血流が観察される。一方で、急性 AR や徐脈で32

表 9 大動脈弁逆流の病因と機序
機序

特定の病因

先天的または弁葉の異常

二尖、一尖もしくは四尖弁
心室中隔欠損症

後天的弁葉の異常

加齢性石灰化
感染性心内膜炎
リウマチ性疾患
放射線関連弁膜症
薬剤誘発性弁膜症：食欲抑制薬、5- ハイドロキシトリプタミン（カルチノイド）

先天性／遺伝性大動脈基部異常

大動脈弁輪拡張症
結合組織病：ロイス・ディース症候群、エーラス・ダンロス症候群、マルファン症候群、骨形成不全症

後天性大動脈基部異常

特発性大動脈基部拡大
全身性高血圧症
自己免疫性疾患：全身性エリテマトーデス、強直性脊椎炎、ライター症候群
大動脈炎：梅毒性、高安大動脈炎
大動脈解離
外傷

大動脈弁逆流Type Ⅰ
弁尖の動きに異常はないが大動脈の拡大や弁尖の穿孔に伴う AR

Type Ⅱ
弁尖逸脱
による AR

Type Ⅲ
弁尖可動制限によるＡＲ

図19 様々な AR の機序を説明するための AR の形態分類。Type Ia は、ST（sinotubular）接合部と上行大動脈が拡大、Type
Ib は、バルサルバ洞と ST 接合部が拡大、Type Ic は、VA（ventriculoarterial）接合部拡大、Type Id は、大動脈弁冠尖の穿孔を描いている。

は、拡張末期より前に大動脈圧と左心室圧が平衡状態となる
ため、大動脈への逆流血流は汎拡張期とはならない。逆流血
流と順行血流の VTI 比により逆流血流の概要が評価出来る
が、心周期中の大動脈のサイズ変化は正確な定量的評価を妨げる。
逆流量の計算：パルスドプラによる AR の定量評価は、左室流出路を通過する 1回拍出量と、僧帽弁もしくは肺動脈弁を通る 1回拍出量の比較により算出される（有意な MR と肺動脈弁逆流が無いことが前提）。RVol や RF による AR の重症度評価を表 11に示す。EROA は、RVol を CWD で計測した AR の VTI で割ることにより算出することが出来る。左室の一回拍出量（大動脈弁逆流量を除いた左室流出路から算出した拍出量）は、左室の拡張期容積と収縮期容積の差から算出できる。3D エコーとその対比は測定値の精度を上げ、total LV SV の過小評価を減らせる。概論に記述したように、この過程において測定値の精度に周到に注意を払うことが必要で、広い信頼区間を得ることが可能である。

c. 連続波ドプラ法
CWD での大動脈弁逆流の評価には心尖部像が適しているが、偏在性が強いジェットの場合は傍胸骨像の方が逆流
ジェットの描出に適している。
シグナル強度：連続波ドプラシグナルの強度は、特に順行血流の強度と比較した際、逆流量を反映する。淡い、または不完全なジェットは、軽度もしくは極軽度 AR を示唆する。
濃いジェットは有意な逆流を示唆するが、中等度と重度 ARを鑑別することは困難である。
圧半減時間（pressure half-time）：AR ドプラ波のスロープから算出する圧半減時間は、重症度の指標となる。連続波ドプラシグナルは、拡張期 AR 速度を測定するにあたって明確に描出できていなければならない。急峻なスロープは、拡張期における大動脈と左室の急速な等圧化を示唆する（図 22）。
33

表 10 大動脈弁逆流重症度評価のためのドプラ心エコー検査
撮画手段

評価に最適な画像

利点

ピットホール

ジェット幅／
左室流出路径比⿢長軸像
⿢拡大画像
⿢最適な VC 計測のための断面は PISA 法
での断面と異なる
⿢VC か ら 1 cm 以 内の左室流出路径を測定する

⿢大動脈弁逆流のスクリーニングに使用できる
⿢迅速な質的評価が可能

⿢偏在性ジェットでは過小評価する⿢中心性の大動脈弁逆流ジェットは、弁口を過ぎた後に予想外に広がることがあり過大評価する可能性がある
⿢左室流出路の大きさに影響を受ける

ジェット面積／左室流出路面積比

⿢短軸像
⿢拡大画像
⿢VC か ら 1 cm 以 内の左室流出路で測定する

⿢逆流弁口面積を推定できる

⿢ジェットの方向や形によりジェット面積を過大評価も過小評
価もしてしまう縮流部（Vena contracta）

⿢傍胸骨長軸像
⿢拡大画像
⿢最適な VC 計測のための断面は PISA 法
での断面と異なる⿢ジェットが最も狭くなる場所もしくは弁の先端部位で計測する⿢逆流弁口サイズのかわりになる
⿢流速や駆出圧と独立した値である
⿢技術的な影響をほとんど受けない⿢軽症か重症かを判断するのに適している

⿢多源性のジェットや二尖弁の場合は適切ではない
⿢吸い込み血流を描出する必要がある
⿢逆流ジェットの描出が、ジェットの方向と超音波ビームとの関係に影響を受ける

PISA

⿢半球の歪みを避けるために、超音波ビー
ムと逆流血流の方向を同軸に揃える
⿢拡大画像
⿢逆流ジェット方向の折り返し周波数を調整し、ベースライン
シフトする⿢折り返し周波数を下げて、半球状となる
吸い込み血流を描出する

⿢迅速な質的評価が可能⿢多源性の逆流ジェッ
トでは評価が難しい
⿢壁に沿って吹く逆流
ジェット（constrainedjet）では評価が難し
い⿢吸い込み血流が非半球形である場合は適さない
⿢拡張早期の最大開放時に測定する必要がある

2D カラードプラ

画像例

Apical view

Parasternal view

（続く）

34

表 10 （続き）
計測法

評価に最適な画像

画像例

利点

ピットフォール⿢異なる方向に吹く複数のジェットを計測可能⿢ジ ェ ッ ト は ダ イ ナ
ミックに変化するため、過大評価や過小評価することがある

⿢近位下行もしくは腹部大動脈での血流を計測する

⿢重症 AR を示唆する
簡便な指標である
⿢腹部大動脈で観察されればより特徴的な所見である
⿢経胸壁心エコーと経
食道心エコーの両者で計測できる⿢大動脈のコンプライ
アンスに依存する；
高齢者では信頼性が劣る
⿢短時間の逆流は正常
所見である
⿢上肢の動静脈瘻やバ
ルサルバ洞破裂でも認められる
⿢急性 AR では全拡張期に認めないことがある

逆流ジェットの濃さ

⿢適切な血流を描出する⿢ゲインを調整する

⿢簡便
⿢定性的⿢逆流ジェットの濃さ ⿢中央に真っ直ぐ吹くは信号を反射する赤ジェットは、より重血球の数に比例する症な偏在性ジェット⿢わずかな又は不完全
よりも濃く見えるこなジェットは軽度、とがある
極軽度 AR として矛 ⿢中等度と重度 AR が盾しない
オーバーラップする

ジェットの減衰率（圧半減時間［pressure
half time]］）⿢適切な血流を描出す
る
⿢心尖部像での描出において最良であることが多い
⿢偏在性ジェットでは、
カラードプラを併用
し、 傍 胸 骨 像 で カラードプラを併用す
ると良いことがある

⿢簡便
⿢大動脈と左室の圧関係を反映した特徴的な所見である⿢長時間であれば重度
AR を除外できる

3D カラードプラ：
3D 縮流部(Vena contracta)⿢カラー血流範囲を狭くする
⿢ジェット軸に対して直交する断面となるよう調整する⿢収縮中期を選ぶ
⿢同軸でないジェットや折り返し血流は、層状となるが、逆流ジェットとして存在する状態にする

パルスドプラ：
近位下行大動脈における逆流

連続波ドプラ⿢定性的⿢ドプラ波が偏心性、描出不良であると過小評価される⿢左室 - 大動脈間の圧較差によって修飾される（圧半減時間の短縮は、重度 AR も
しくは左室充満圧の上昇を意味する）（続く）

35

表 10 （続き）
計測法

評価に最適な画像

吸い込み血流を用いた算出（Flow Convergence
Method）

一回拍出量を用いた算出（SV method）

ドプラ法による定量評価（EROA、逆流量）

逆流量＝左室流出路を
通 過 す る 血 液 量（SVLVOT）－僧帽弁輪部を通過する血液量（SVMV）

画像例

利点

ピットフォール

⿢適切な血流を描出する⿢カラードプラのベー
スラインを下げる
⿢折り返し周波数を下げ、吸い込み部分の半円形を描出する
⿢最大流速および時間
速 度 積 分 値（VTI）の計測のため、逆流
ジェットの連続波ドプラを描出する

⿢有 効 逆 流 弁 口 面 積（EROA）、逆流量（Rvol）の定量的評価が迅速にできる

⿢大動脈弁が石灰化していると計測困難となる⿢複数ジェットに対しては評価不能、偏在性ジェットでは正確性に劣る
⿢エビデンスが限られている
⿢半 径 の 計 測 誤 差 によって、その 2乗がEROA の 誤 差 と して反映されてしまう⿢大動脈弁輪部で収縮期に左室流出路径を計測し、心尖部像から同部位でのパルスドプラを描出する
⿢僧帽弁輪部長の計測
は収縮中期に行い、パルスドプラは同部
位で拡張期に描出される
⿢左室の心拍出量は、
左室拡張期容量と収縮期容量の差から算出できる
⿢左 室 容 量 の 測 定 は3D が最も望ましい。
心内膜のトレースのためコントラストをつ け る。3D が 難 しければ 2D で測定する

⿢定 量 的 で、 複 数 ⿢僧帽弁輪径の計測がジェットや偏心性
特に石灰化しているジェットでも評価可場合に困難である能⿢肺動脈の評価がなけ⿢有 効 逆 流 弁 口 面 積
れ ば、MR と AR の（EROA）、逆流率
合併症例には適用で（RF）、
逆流量（RVol）
きないについての情報を得られる
⿢左室拡張末期容量と収縮末期容量を用い
て検証する

36

表 11 エコーによる慢性 AR の重症度判定
AR 重症度
中等度

軽度

構造的パラメータ

重度

大動脈弁葉

正常、もしくは異常

正常、もしくは異常

異常 /flail、もしくは広汎な接合
不全

左室径

正常 *

正常、もしくは拡大

通常拡大している†

左室流出路におけるジェット幅、 小さな中央ジェット
カラー血流

中等度

広 汎 な 中 央 ジ ェ ッ ト； 偏 在 性
ジェットにもなる

吸い込み血流、カラー血流なし、もしくは非常
に小さい

中等度

大きい

血流の濃さ、連続波ドプラ

不完全、もしくは淡
い

濃い

濃い

ジェット減衰率、
連続波トプラ（圧半減時間 , msec）‡

不完全、もしくは淡い、>500

中等度、500-200

短い、<200

中等度

顕著な全拡張期逆流

定性的ドプラ下行大動脈における拡張期逆流、 短い、拡張早期逆流
パルスドプラ

半定量的パラメータ§
縮流部（Vena contracta）
（cm）

<0.3

0.3－ 0.6

ジェット幅／左室流出路径、中心性ジェット（%）

<25

25-45

46-64

≥ 65

ジェット断面積／左室流出路断面
積 , 中心性ジェット（%）

<5

5-20

21-59

≥ 60

逆流量（Rvol）（mL/beat）

<30

30-44

45-59

≥ 60

逆流率（RF）
（%）

<30

30-39

40-49

≥ 50

<0.10

0.10-0.19

0.20-0.29≥ 0.30>0.6

定量的パラメータ§

有効逆流弁口面積（EROA）（cm ）2

PHT, Pressure half-time; PW, pulsed wave Doppler.
太字で示した定性的、半定量的指標は、各々の AR 重症度に特異的であると考えられる。カラードプラは、通常折り返し周波数 50-70
cm/sec で測定する。
* 左室拡大する他の原因がない場合†
容量負荷をきたす他疾患がなければ , 正常左室機能であることが特徴的である。急性 AR では , 左室腔が拡大する時間的猶予がなく ,左室拡大はきたさない。
‡
圧半減時間（PHT）は左室拡張末期圧が高くなると短縮する。慢性の AR で左室が拡大して代償していると延長する。
§
定量的パラメータは、中等度 AR の群分けが可能である

圧半減時間 >500 msec であれば軽度 AR、<200 msec であれ
ば重度 AR を示唆する。しかしながら、本指標は左室コンプライアンスに影響されるため、左室機能が代償された重度
AR の患者では、中等度相当の圧半減時間を示すことがある。
圧半減時間は、大動脈弁前後の圧格差を反映しており、（ARとは独立して拡張期血圧を低下させる）血管拡張薬によっても影響される。したがって、本法は薬物療法を行っている患者のモニタリングには有用性が劣る 183, 184。

理解することは、カテーテル的修復術やデバイス留置の際の計画にも重要である 195, 196。
Ｅ．AR 評価における心臓 MRI の役割
AR 評価における心臓 MRI の主な役割は以下の 4つである：AR の原因を同定する、重症度を評価する、左室リモデ
リングの評価、大動脈病変の評価。

1. メカニズム
Ｄ．経食道心エコーの役割
大動脈弁と大動脈基部の解剖学的評価は、通常は SSFP
経胸壁心エコーは、初期診断に欠かせない検査で 84、ARシーケンス画像を使用して行われる（図 23）。撮像面は、標の存在診断や重症度診断にしばしば有効である。経食道心エ
準的な 3腔長軸像と、左室流出路の冠状断を作成する 69。これらと平行な短軸画像を少なくとも 3つの薄いスライス
コーは、大動脈弁および大動脈の形態、AR の原因、カラー
ドプラを用いた項目の計測に用いられる。2D、3D 経食道心 （4-5 mm）で作成し、大動脈弁および大動脈基部の情報を得ることで、先天的な弁形態異常（2尖弁など）、後天的な弁エコーの両者は、AR の原因となる疾患（感染性・炎症性心形態異常（疣贅など）、大動脈基部や上行大動脈の異常など
内 膜 炎 185, 186、 特 発 性 大 動 脈 基 部 拡 張 187、 急 性 大 動 脈 解離188,189）の診断精度を向上させることが証明されている。 が同定できる（図 23）。
2D、3D 経食道心エコーによる AR の原因診断は、大動脈基心臓 MRI には配慮が必要な限界もある。具体的には、空部手術 190、弁手術の回避 191、弁修復 192-194といった術前評価
間分解能が高い一方で（通常は 1.5 mm）、スライス厚が 4-5において特に重要となる。弁だけでなく大動脈基部の形態をmm であり、ボリューム効果を来たす可能性がある。さらに、
37

図 20 傍胸骨長軸像および短軸像における AR のカラードプラ。3つのジェットの構成要素を矢印で示す：左室流出路における吸い込み血流（FC）、vena contracta（VC）、ジェット幅（Jet Height）

図 21 吸い込み血流および PISA は、AR 患者における有効逆流弁口面積（EROA）を算出するために描出する。傍胸骨長軸像もしくは心尖部長軸像のいずれかで左室流出路を拡大すると、吸い込み血流部分の記録に適した画像が得られる。ナキス
ト周波数を調整し、吸い込み血流の半径を計測する（赤矢印）。
（1秒あたりの）逆流量は 2π× r2× VAlias（r ＝拡張早期にお）で算出する。有効逆流弁口面積（EROA）＝逆流率／拡ける吸い込み血流の半径［赤矢印］、VAlias ＝折り返し速度 [cm/sec］
張早期の最大 AR 速度（cm/sec）、RVol は EROA × AR 速度積分値（VTI）で算出できる。大動脈弁の場合は、EROA ≥ 0.3
cm2、RVol ≥ 60 mL で重症である。

シネ MRI 画像は複数の心周期が必要であるため、小さな可動性疣腫のような可動性に富む物体を可視化することは困難である。しかしながら、心臓 MRI は多くのケースで ARの原因診断に有用である。

2. 心臓 MRI による AR の定量評価
心臓 MRI による AR の定量評価にはいくつかの方法があり、大きく直接法と間接法に分けられる（セクション II, 概論を参照）。 直 接 法 は、 大 動 脈 に 対 し て 垂 直 な 断 面 で のphase-contrast 法による速度マッピングを行うが、多くの計38

図 22 （A）大動脈弁逸脱による中等度の偏在性 AR を呈する画像。吸い込み血流および vena contracta に注目。
（B）細菌性心内膜炎による急性 AR 患者における僧帽弁の早期閉鎖（心電図上の R 波より前に閉鎖）（C）severeAR 患者における下行大動脈のパルスドプラ。汎拡張期逆流を認める。
（D）急性 severeAR 患者における連続波ドプラ。急峻なスロープを認め、順行性血流と等濃度の逆行性血流が見られる。

測者は大動脈基部（大動脈弁の直上）での計測を好む 197-199（図7、図 24）。順行性および逆行性血流は、心周期にわたる各ピクセルの速度および領域の積分値によって得られる 6, 200。
ここで得られた情報は、逆流率（RF）（逆流量／順行性血流量＊100%）の算出に使用できる。この直接法は最も検証されており、合併する逆流病変の影響を受けないため、ほとん
どの場合で AR に有用な方法である 80, 160, 201-203。
不整脈や心房細動の状況においては、直接法による算出が困難であることがある（特に拡張期逆流の評価）。こうした状況下では、複数の間接法が AR 重症度評価に有用である。
顕著な肺動脈弁逆流がなければ、大動脈の逆流量は、大動脈
順行血流から肺動脈順行血流を差し引くことで算出できる。
別の間接法としては、右室と左室の拍出量をプラニメトリ法で算出し比較する方法があるが 205-207、僧帽弁や右心系の逆流病変が顕著である際には信頼性が劣る。
Volumetric 法による定量評価に加え、いくつかの所見が重度 AR の裏付けとなる徴候として知られている。解剖学的逆流口（ARO）は連続する SSFP シネを使用して大動脈弁の正面像を得ることで計測できる。拡張中期における最小の
拡張期逆流口をトレースする。ARO ≥ 0.48 cm2における重度 AR の検出感度は 83%、特異度は 97% とされている 76。
別の研究では、下行大動脈中間部における汎拡張期逆流の存
在は、感度 100%、特異度 93% で重度 AR を予測できるとする報告がある 208。

3. 左室リモデリング
左室リモデリングは、慢性重度 AR の結果として生じ、逆流重症度の特報的な指標となりうる。心臓 MRI は左室容量を最も正確に計測できる。これは市販のソフトウェアで心室基部から心尖部までの短軸 SSFP シネ画像を取得し心内膜をトレースすることで可能である。最近の予後に着目した研究では、左室容量 >246 ml（体表面積による補正はしていない）が、症状の進行や、追跡期間平均 2.6年での大動脈弁置
換術の必要性を予測すると報告している 86。

4. 大動脈病変
大動脈病変の存在は、AR の原因となり、AR の合併を来たすこともある。造影、非造影 MRA 技術を用いて確実に評価される。
5. いつ心臓 MRI が適応となるか ?
AR の評価には心エコーが第一選択であるため、心臓 MRIが適応となるのは以下の場合である：（1）心エコー画像が不良のとき；（2）断層心エコー図所見とドプラ所見に解離があるとき（例：左室拡大とドプラ計測による AR 重症度評
価が解離している）；（3）臨床評価と心エコーによる大動脈（4）中等度もしくは弁逆流重症度評価が解離している 209；
重度 AR の患者で、左室容量・左室機能評価や大動脈弁逆流（5）大動脈 2尖弁
重症度評価に適した画像が得られない 209；の患者、バルサルバ洞・S2T junction・上行大動脈（大動脈弁レベルから少なくとも 4 cm 上）の形態が心エコーで正確かつ十分に評価できない 209, 210。最後に、本セクションで述
べた大動脈弁逆流の定量評価は、その他に存在する弁膜病変とは独立しており、複数の弁膜症が存在しエコー評価の信頼39

図 23 心臓 MRI で同定された大動脈弁流の様々な病因の例：２尖弁（A）、大動脈弁の疣腫（B）、大動脈拡張（C）
、大動脈
解離（D）

性が劣る場合にも、心臓 MRI による評価が考慮される。こ （図 25）。このスキームを適用するにあたっては、これらのれについては、連合弁膜疾患の章で詳細を述べる。
兆候の手がかりとドップラー心エコーで得られた測定値の心臓 MRI による大動脈弁逆流重症度および左室リモデリ
組み合わせを使用して、AR を分類する包括的プロセスであングの評価は、心エコーよりも誤差が小さいため、個々の患ることが委員会の合意である。AR がこれらの特定の徴候を者の経時的なフォローアップに適している 160。さらに、大使用して軽度または重度であると確実に判断された場合、特動脈 2尖弁で大動脈弁逆流を合併し、上行大動脈拡大を認めに軽度の場合には、それ以上測定する必要はない。軽度またる患者では、大動脈弁逆流重症度と大動脈径の評価が行える
は重度の AR と一致するパラメータがほんのわずかであり、
心臓 MRI は最も適している。
主要データの質が定量量化に役立つ場合、定量的に測定する【慶應義塾大学医学部循環器内科
方法に経験のある心エコー検査者は、容量負荷の指標として村田光繁 白川公亮 守山英則】 逆流量や逆流率、および AR 重症度の指標として有効逆流弁
口を含めて AR の程度を定量的に測定することが望ましい。
Ｆ．AR の評価のための統合的なアプローチ
MR と同様に、逆流の定量化はさらに、逆流を 4段階に分類
ドプラ心エコーによる AR の評価は、この評価で使用されすることができ、グレード 3は重症 AR と重複する（図 25）
た各パラメータに利点と限界があるため（表 10と 11）、検ため、統合的なアプローチが必要性となる。僧帽弁逆流と同査中に収集されたすべての情報に基づいた包括的かつ統合
様に、異なるパラメータからのエビデンスが合致する場合、的なプロセスで行うべきである。全ての症例で、大動脈弁おAR の重症度を容易に評価することができる。いくつかのパ
よび LV の大きさと機能、カラードプラによる逆流ジェット
ラメータが矛盾する場合は、これらの不一致を説明できる技の評価を日常的に実施すべきである。LV 流出路速度および術的および生理的理由を注意深く探し、最高の質の一次デー
近位下行大動脈・腹部大動脈の血流速度は、パルスドプラにタをもち、また背後にある臨床状態を考慮して、最も正確なよって記録されるべきである。AR の CWD もまた常時記録
データに沿って説明すること。評価が困難で不確定な状況されるべきであるが、完全な信号が得られた場合にのみ利用
や、解決できない矛盾するエコー／ドプラデータが提供されされるべきである。
るか、臨床所見と矛盾する場合は、TEE または心臓 MRI の
ガイドライン委員会は、文献データと委員会の同意に基づいずれかを行うことを勧める。
いて、大動脈弁逆流の患者評価のためのスキームを提案する
40

図 24 大動脈弁流量の評価のための心臓 MRI。 心臓 MRI は、大動脈起始部に垂直で、大動脈弁の直上（黄色の点線）の面として規定されている。これは、解剖学的位置情報（B）を提供する大きさ画像と、各ピクセル（C）の速度を符号化する位
相画像の、大動脈壁の輪郭によって面積測定された 2組の画像を生成する（パネル B および C の赤色輪郭）。心拍サイクルの各段階における速度データと面積データとの積分によって、
流れ時間曲線が生成される（D）。逆（逆流）容積は 70 mL であり、RF は 70mL / 138mL または 51％である。

ドプラ心エコー検査による慢性ARの評価

軽症を満たす軽症ARを支持する所見
VC幅<0.3 cm
セントラルジェット、幅<25％のLVOT
flow convergenceが小さいか、ない
薄く僅かな連続波ドプラジェット
PHT> 500ms
正常左室サイズ

重症を満たすARは軽度または重度のARの基準を満たしていますか？
ほとんど基準を満たさないか
中間値をとる：AR中等度

２−３つあり２−３つあり定量的な方法を実行して評価する

重度ARを支持する所見
Flail Valve
VC幅> 0.6cm
中心流でLVOTの65％以上の幅大きなflow convergence
PHT <200ms
下行大動脈における顕著な全拡張期の逆転
波
通常の機能を備えたLV拡大

4つ以上で確実に軽症（定量は不要）逆流量 < 30 mL
逆流率 < 30%
有効逆流弁公面積<0.1 cm2
AR 1度

逆流量 30-44 mL
逆流率 30-39%
有効逆流弁口面積0.10-0.19 cm2
AR 2度

逆流量 45-59 mL
逆流率 40-49%
E有効逆流弁口面積0.20-0.29 cm2
AR Grade 3 度

逆流量 ≥ 60 mL
逆流率 ≥ 50%有効逆流弁口面積≥0.3 cm2
AR Grade 4度

4つ以上で確実に重度（定量化が必要かも知れない）

重症AR診断には
３つ必要

軽度のAR

中等度のAR•測定されたドップラーパラメータのTTE品質が低いか、信頼性が低い•定量的および定性的パラメータおよび/または臨床データの不一致

重度のAR
重症度が不確定なAR
さらなる試験を検討する：経食
道心エコーまたは心臓MRI

偏心性ARジェットでのカラー血流の評価には注意してください。 Volumetric法や他のパラメータによる統合的なアプローチが必要である

図 25 大動脈弁逆流の重症度の複数のパラメータの統合アルゴリズム。良質の心エコー画像撮影および完全なデータ収集が必要である。 心エコー画像所得が技術的に困難な場合は、経食道心エコーまたは心臓 MRI の実施を検討のこと。 大動脈弁逆流の重症度は、画質不良、データの技術的問題、エコー所見の不一致、または臨床所見の不一致のため不確定になる可能性がある。PHT：圧半減時間。

41

Ⅴ．三尖弁逆流
大部分の健常者でも少量の TR が存在する。血行力学的に有意な TR は、おそらく根底にある条件とは無関係に有意な罹患率および死亡率に関与している可能性がある 9, 211, 212。
TR は多くの場合で雑音が軽度であり、臨床的に検出することは困難かもしれない。心エコー検査医が重症の TR を認識するだけでなくその機序を鑑別することも重要である。
Ａ．三尖弁の解剖
TV は最も大きく、心尖部に一番近い位置にある弁であり、MV と同様にその機能的な解剖学的構造は 4つの構造物、線維性の弁輪、3尖、乳頭筋、腱索に分けることができる 213-218。
三尖弁輪は複雑で動的であり、負荷条件を変えることによって変化する。MV とは異なり、対応する半月弁との線維性の連続はない。3次元エコー検査は、TV の解剖の理解に不可欠である 217。正常線維弁輪は、三角形かつサドル形状をしている（図 26）219。機能拡張が発生した場合、弁輪は中隔から横方向へ拡張しながらより円形に平たくなる 220。

キーポイント⿢AR が検出されると、逆流の病因とメカニズムを決定するために大動脈弁と大動脈根の解剖学的構造の評価から始まり、続いて左室の大きさ、形状、機能の評価を行う。
⿢一つの測定値またはドプラーパラメータは、個々の患者のAR を定量化するのに十分正確ではない。複数のパラメータ。
の統合が必要である（表 10および 11および図 20～22）
⿢AR の重症度は、構造的、定性的ドプラ、および半定量的パラメーター（ 表 11および 図 25）の組み合わせでクラス分
けをすることができる。複数のパラメータが一致している
場合、AR の重症度は特に軽度または重度の AR に対して高い確率で決定することができる。
⿢体表面積を指標とする LV の大きさ／容積を評価することが重要である。慢性重症 AR はほぼ常に左室拡張につながる
ため、正常な左室容積は慢性重症 AR では珍しい（表 11）。
⿢カラードプラによる AR の評価は、ジェットの 3つの成分（流れの収束、縮流部、LV 流出路でのジェットサイズ）およびジェットの方向を常に評価すること。心室中隔または僧帽弁の前方に向う非常に偏心した AR では、ジェットサイズ
による AR 重症度のパラメータとしての信頼性が低下するため注意すること。
⿢AR のデータの品質が良好で、定性的および半定量的パラメータでは AR の重症度を明確に示さない場合、AR の重症度を定量的に測定を実行する。
⿢急性重症 AR は、特にカラードプラ（短時間、頻拍、低 AR
速度、偏心ジェット）を伴う慢性重症 AR よりも診断するのが難しい場合がある。従来のエコー／ドプラパラメータが重要な AR を指し、経食道心エコーの性能が低い場合、疑いの高い指標が維持されるべきである。
⿢AR が疑われる患者において経胸壁心エコーが最適ではない
場合や、重症な AR のメカニズムが同定されない場合、ARの重症度に関して心エコー／ドプラパラメータが不一致または不確定である場合、大動脈および上行大動脈についてよりよい評価が必要な場合、または経胸壁心エコー所見と臨床的所見との間に矛盾がある場合に、経胸壁心エコーまたは心臓 MRI を用いた追加検査が必要となる。

Ｂ．三尖弁逆流症の病理と病態
TR の最も一般的な原因は右房または右室の拡大のいずれかからの弁輪の拡大に起因する二次的または機能的な逆流である。表 12は TR の一般的な病因を列挙したものである。
三尖弁輪の拡大、乳頭筋の偏位、またはそれらの両方が有意な TR を引き起こし得る 221。これは右室機能不全、肺高血圧、または左心疾患の場合に起こり得る。これらの状態では、テザリングが増加し、弁尖の接合不全および弁尖のテザリング
やテンティングを引き起こす。一次性 TR の最も一般的な原因は粘液腫性変性である 222-225。ある程度の逸脱は非平面の三尖弁によくあることであるが、実際の “三尖弁逸脱” は、
典型的には三尖弁の弁尖が長過ぎることによって起きる右心房への billowing である。この異常は付随する僧帽弁逸脱の患者の 20％にみられる。重度の逸脱弁は一般的に粘液腫
三 尖 弁 の 疾 患 に よ っ て 発 生 す る の で は な く、 閉 胸 の 瘢
痕 226-228、右室心内膜心筋生検 229-231 による。ペースメーカー
リードは三尖弁の閉鎖を妨げることにより有意な TR を生じ検査では 3尖と弁輪全体を同時に観察することができる特性
ることがあるが、重度の逸脱弁や弁の穿孔はめったに引き起をもっており、独特な三尖弁の正面像を提供する（図 26）3。
こさない 232。
フルボリュームの取得にカラードプラを追加すると、メカニズムを解析する能力を与え、TR ジェットの位置を特定する
Ｃ．三尖弁逆流におけるイメージングの役割だけでなく、縮流部面積を表示および測定するために平面のトリミングを使用して有効逆流弁口サイズを定量化するこ
1. 三尖弁の評価とができる。
a. 心エコー検査
TV の包の包括的な TTE 経胸壁心エコー検査には、TR に
b. 心臓 MRI
関連する病理を特定するための系統的アプローチが必要で1 mm 未満の厚さの正常 TV は通常の心臓 MRI の SSFP
ある 233。心エコー検査では 3枚の弁を同時に観察することはイメージングでは鮮明に視覚化することは困難である 235（図できず、与えられたビューからはどの弁が視覚化できるかに
27）。TV の解剖学的構造を明確にする心臓 MRI の強みは、
ついては大きなばらつきがあります。傍胸骨右室流入断面でどのイメージング面でも弁をうつしだすことができるといは、常に近位部を前尖と考えるが、遠位部は中隔尖か後尖のうことである。病理学的に弁が厚くなると、弁と三尖弁逆流可能性がある 234。短軸では、大動脈に隣接する弁は中隔尖
は心臓 MRI でより容易に描出される。Ebstein 病患者の心または前尖であり、右室自由壁に隣接する弁は通常後尖であエコー検査と心臓 MRI を比較した研究では、後尖と三尖弁る 217。心尖四腔像では、自由壁の前尖と中隔に隣接する中口が心臓 MRI でよりよく描出された 236。三尖弁描出ができ隔尖がより明確である。有意な弁輪拡大は経胸壁心尖四腔像
なくなる可能性のある心臓 MRI の限界は、心エコー検査にで拡張末期径≥ 40 mm または >21 mm/m2で定義され、現在おけるカラードプラとは異なり、血流が 2D 構造イメージンの ACC／AHA ガイドライン 1における重症の TR を示すの
グから分離することができないことである。乱流の場合、乱に使用される主な基準である。経胸壁心エコー検査と比較し流は信号の強度が低く、弁を不明瞭にして描出しにくくする
た場合、経食道心エコー検査は一般的にオフアングルのイことがある（図 28）。
メージングプレーンと、三尖弁からのプローブの距離が遠いため、最適な画像を撮像するには限界がある。3次元心エコー
42

2. 右室の評価。
右室は通常、血行力学的に有意な TR がある場合に拡大する。中隔の位置は、主に拡張期に D-shape の左室を生じさせる（右室容量負荷パターン）。
TR が肺高血圧によるものである場合、心臓循環を通して中隔の平坦化が存在し、右室の拡張期および収縮期の過負荷を反映する。
（右室圧負荷パターン）。
右室収縮機能のパラメー
タは右室筋機能の低下を検出するために慢性の一次 TR の影
響をみることは重要である。特に三尖弁輪移動距離 1.6 cm
未満、右室 FAC が 35% 未満は右室機能不全を示唆する。しかしながら特に三尖弁輪移動距離は偽陽性および偽陰性の結果をもたらす 233。解剖学的に正常な弁の存在下では、TRの影響よりもむしろ異常な右室機能が原因である可能性が高い。有意な慢性 TR も右心房および下大静脈の拡大を引き起こす。最後に、永久的な心房細動および付随する三尖弁輪
拡張（>35 mm）を有する患者における右心房拡大は、二次的 TR を生じうる 237。
心臓 MRI は現在、右室のサイズおよび機能を定量化する
際の参照標準である 238。右室の容量と機能は、左室が既存の推奨方法に基づいて評価されると同時に、SSFP 法シネ
MRI の短軸スタック画像を用いて測定することが出来る 6, 69。
複雑な先天性疾患がない場合、右室を評価するために右室用の軸配向シネ MRI は必要ない 239。一般的に、右房および右室サイズ測定値は、肉柱の処理の違いのため、心エコー検査
より心臓 MRI の方が大きい 158, 240。
Ｄ．心エコーによる TR の重症度評価

１. カラードプラ画像
カラードプラでの三尖弁逆流の重症度評価にはジェットの成分（ジェット面積、縮流部 Vena Contracta ＝ VC）、と吸い込み血流 flow convergence）と関係している。
（表 13と
14）
a. ジェットエリア
ジェットエリアは逆流重症度を表わすカラードプラのパラメーターの一つである。しかしながら、軽度から中等度の三尖弁逆流患者でのジェットエリアの重複はかなりありえる。さらに、僧帽弁逆流とも類似しているが、偏心性の壁面
衝突している逆流のジェット逆流量が同様である中央に向いた逆流ジェットよりも小さく見える（図 29）。一般的に、
カラードップラーの面積が >10 cm2であれば重症三尖弁逆流と一致している。しかしながら、いくつかの血行力学的および解剖学的要因がジェットの外観に影響を与えるので、ジェット面積だけでは半定量的なパラーメーターになる。弁
が接合していないような大きく開いた重症三尖弁逆流では、
三尖弁逆流速度が低いためにジェット速度の細かい変動がなく、三尖弁逆流は明瞭なジェットの外観を失っているかもしれない。

る241。3次元での縮流部面積は、EROA とよく相関し、縮流部の直径とある程度相関しており、ジェット面積／右心房面積比とは弱く相関し 242、またこれは一次性三尖弁逆流および洞調律のある患者で最もよく相関した。現在利用可能なデータからでは 233, 244 縮流部面積 >0.4 cm2は重症三尖弁逆流の合理的なカットオフ値である。

c. 吸い込み血流
PISA 法は TR に適応可能であるが、MR よりも経験が少ない。PISA 法を用いた TR の定量は、小規模な研究 55で立証されているが、臨床的には一般的に使用されない（図 30）。
一般的には僧帽弁逆流に似ている。TR の PISA 法は MR のPISA と同じような限界を抱えている。特に TR 速度のピー
クは一般的に MR より小さいので、血液が流出口に近づくにつれて輪郭の平坦化が TR では誇張される可能性がある。
したがって、吸い込み血流が平坦化してしまい逆流がより過小評価される。流出口が非円形である限り（三尖弁逆流においてはしばしば起こる）、通常の PISA 法ではさらに過小評価が生じる。一方で TR が偏心性であれば、吸い込み血流が制限され、流れの過大評価が生じる。経胸壁心エコーを用いて、2次元 PISA 法を、一心拍での 3次元 PISA 法、縮流部面積法および流出口領域の体積と比較すると、2次元 PISAで得られた有効逆流弁口面積 EROA は、他の方法で求めた
逆流面積より過小評価した 243。
2. 逆流量理論的には、TR 量は、三尖弁弁輪を通る順行流血流量か
ら非逆流性弁を通る流れを差し引くことによって計算することができる。MR および大動脈弁逆流とは対照的に、このアプローチは、非円形をした流入領域と、を正確に見積もることが難しいこと、および環状部を通過する血流速度の均一性が欠如しているために、ほとんど利用されない。
重度 TR の逆流量の閾値は不明である。重度の MR およ
TR 患者の比較患者の比較研究では、同じ 2D PISA で求めTR（≥ 45 ml / 拍）の RVols カッ
た EROA（≥ 0.4 cm2）では、トオフが MR（≥ 60 ml / 拍）と比べて異なることが観察された。 MR よりも典型的には低い TR 速度のための明白な結論であり、臨床的には、重度の TR および MR に対して異なる閾値を RVol に用いる必要がある。一方、EROA カットオフには同様の等級付けるスキームを用いることができる。Volumetric 法を用いて、これらの知見の更なる確認が必要である。

3. パルスドプラおよび連続波ドプラ
TR ジェット速度は、逆流量に関係しないことに注意することが重要である。実際、非常に重症の TR では、右室と右房の収縮期圧がほぼ等しくなり、低ジェット速度（2 m/ 秒）となることがよくある（図 29）。僧帽弁逆流と同様に、逆流の重篤度を評価するのに役立つ連続波ドプラ TR ジェットの特徴は、信号強度と速度曲線の輪郭である。重症 TR では、
b. 縮流部
高密度スペクトル記録が見られる。最大速度の早期ピークを
縮流部幅の可視化は PISA 法に比べて技術的な要求が少な有する切頭三角ジェット輪郭は、右心房圧力の上昇および右く、半定量的または定性的に利用することができる。心尖四心房の顕著な逆流圧力波（「V 波」）を示す（図 29）。このパ腔像および傍胸骨右室流入路断面で、縮流部幅が >0.7 cm
ターンは、軽度の TR および右心房圧の重度の上昇（右心房で重症三尖弁逆流であれば、予後不良である 29。3次元カラー
コンプライアンスの低下）を有する患者に存在し得ることにドプラ法を用いて縮流部面積と縮流部幅を測定することが留意すべきである。重症な TR と正常な右室の収縮期血圧でできる。しかし、2次元で取得した撮像面と 3次元で表示しは、弁前後の順行性および逆行性の連続波ドプラ流量信号はた面は同一でないことに注意する必要がある。縮流部の 2次
正弦波とよく似ていて、ほとんど役に立たない弁を “行った元および 3次元カラードップラーでの測定値を比較する際に、 り来たりする流れ” に対応している。
最大縮流部の直径は、3次元ドプラではしばしば大きくな
肝静脈のパルス波ドプラ検査は、TR の重症度の評価を裏43

図 26 3次元心エコー検査は、三尖弁の 3つの弁尖を同時に視覚化するための唯一の心エコー検査である。 A 前尖、P 後尖、
S 中隔尖。

表 12 三尖弁逆流の原因
形態学的分類
一次リーフレットの異常

２次性疾患サブグループ
後天性疾患

特定の異常
変性、粘液腫性リウマチ
心内膜炎
カルチノイド内臓心筋線維症
毒素
外傷
医原性（ペーシングリード、右室生検）
虚血性乳頭筋破裂他、先天性疾患

Ebstein 病
TV の異形成
膜性部心房中隔欠損および心室中隔動脈瘤に関連する TVのテザリング
Fallot 四徴症の修復後
修正大血管転位
その他（巨大右心房）

左室疾患

LV 機能不全または弁疾患

右室機能障害RV 虚血
RV 容量負荷
RV 心筋症

肺高血圧

慢性肺疾患
肺血栓塞栓症左から右へのシャント

右房機能障害

心房細動

44

図 27 心臓 MRI によって描出された三尖弁の正常解剖。
（A）3つの弁の先端が同じ平面上に見える時の基本的な短軸像（黒い三角で囲まれている）四腔像と右室流入像との関係を点線で示す。
（B）中隔および前尖がみえる四腔像。
（C）前尖および後尖が見える右室流入像（二腔像）（D）右室流入および流出像（三腔像）は、後尖および中隔尖を描出できる。

図 28 心臓 MRI シネ SSFP 法による軽度（A）および重症（B）三尖弁逆流の描出。矢印は三尖弁逆流のジェットを示す。
重症の三尖弁逆流は視覚化することがより困難であり、弁の形態は不明瞭であることが考えられる。

付けるのに役立つ。TR が重症になるにつれて、通常支見られる収縮期波は鈍化する。重症の TR では、収縮期血流の逆転が起こる（図 30）。しかしながら、肝静脈血流パターンは、
右心房および右室のコンプライアンス、呼吸、前負荷、ペー
スメーカリズム、完全房室ブロック、および心房細動および心房粗動によっても影響される。収縮期逆行血流は、上記の変調条件が説明されるならば、重篤な TR に独特の兆候である。
【近畿大学医学部循環器内科
副島奈央子、鍵岡賛典、山本裕美、平野 豊】

Ｅ．心臓 MRI による TR の重症度評価
他の逆流性弁疾患と比べ，三尖弁逆流の心臓 MRI（CMR）
はほとんど確立されていない。三尖弁通過血流の直接計測に限界があるため（三尖弁の through-plane motion が存在するため）
、間接的定量法がわずかに用いられてきた 245。逆流量は、右室の 1回拍出量から肺動脈血流量を引くことで算出でき、逆流率を求めることができる。代用法として、大動脈
弁逆流がない場合には右室 1回拍出量から大動脈血流量を引いて算出することができる。また他の弁の逆流がない場合
は、右室 1回拍出量から左室 1回拍出量を引くことで、三尖弁逆流量を算出することもできる。CMR での三尖弁逆流の
45

表 13

TR の重症度評価におけるドプラ心エコー図検査
手法

カラーフロードプラ
2D

最適化

画像例

利点

注意点

上流の吸い込み血流

⿢非同軸撮像による半 心尖部 4腔像カラー表示
球の歪みを避けるた
めに、超音波ビームと血流の向きを合わせる⿢拡大表示する
⿢折り返し速度のベースラインをジェットの方向に移動させる。
⿢最も収束した半球流を得るために折り返し速度の下限を調整する

⿢迅速な定性的評価

⿢複数のジェット
⿢半球とならない

縮流部の幅

⿢拡大表示
⿢心尖部四腔像
⿢右室流入像

⿢逆流弁口径の代替
⿢通過血流速度およびdriving pressure（駆動圧）に影響されない⿢技術的な要素に影響されない
⿢重症の TR を特定するのに良い

⿢複数のジェットが存在する際の扱いにくさ
⿢測定の際に、収束部
位をきれいに描出する必要あり

ジェットエリア⿢四腔像、右室流入像
もしくは心窩部像

⿢定性的⿢driving pressure とジェットの方向に依存する⿢ジェットの方向および形状は、ジェットエリアを過大評価（centralentrainment（ 中 央
巻き込み ））または
過小評価（偏心性、壁衝突）する可能性がある

カラードプラ 3D：
3D 縮流部

⿢カラーフローセクタ
は狭くすべき⿢ジェットの軸に沿って直交するようク
ロッピング面を調整する
⿢収縮中期を選択する
⿢非同軸ジェットまたはエイリアスフロー
は、“ 層 流 ” に 見 えるが、逆流血流を示しているにすぎない⿢異 な る 方 向 の 複 数ジェットを測定することができる⿢ダイナミックジェッ
トは過大または過小評価されることがある⿢時間がかかる⿢限られた空間分解能
は過大評価につなが
る

（続く）

46

表 13 （続き）
手法

パルス波ドプラ：肝静脈血流の反転最適化

⿢超音波ビームを肝静脈の流れに沿わせる

画像例

利点

注意点

⿢単純で補助的な重症
TR の兆候⿢TTE と TEE の両方で計測可能

⿢右房のコンプライア
ンスに依存する⿢心房細動、逆行性心房伝導を伴うペーシ
ングリズムの患者では信頼性がない⿢定性的⿢完全な中央のジェットの場合、重症度の高い偏心性ジェットよりも濃く見えることがある⿢中 等 症 TR と 重 症
TR の重複連続波ドプラ
逆流ジェットの濃度⿢超音波ビームを血流
に沿わせる

⿢簡便。
⿢密度は信号を反射す
る赤血球数に比例する⿢淡い、または不完全なジェットは軽症
TR と判断できるジェットの輪郭⿢超音波ビームを血流
に沿わせる

⿢簡便。
⿢定性的
⿢低速で早期にピーク ⿢RV 圧 と RA 圧 の 変を有する密度が高い化によるの影響を受
TR ジェットは、右ける
房圧と右室圧が均等化することを示し、重度の TR 特有の徴
候である

⿢超音波ビームを血流に沿わせる⿢カラードプラの基線をジェットの方向に合わせ、下げる⿢返し速度を低く設定
し、半円球を描出する
⿢最 高 速 度 と VTI 計
測のために逆流
ジェットの CWD を描出する

⿢病 変 重 症 度（EROA）
・容量負荷（RVol）の定量評価ができる

定量的ドプラ：
有効逆流弁口面積、
逆流量
PISA

⿢複数のジェットには無 効 で、 偏 心 性
ジェットでは正確性に欠ける⿢エビデンスが乏しい
⿢通常（LV よりも）低い RV 圧は、Va/Vjetに比例して輪郭がより平坦化して過小評
価してしまう47

表 14 心エコーによる慢性 TR の重症度の評価
構造パラメーター

三尖弁の形態
RV と RA のサイズ

軽症

中等症

重症

正常・軽度異常な弁尖中等度の異常な弁尖重度の弁病変（例；動揺弁尖、重度の逸脱、大きな穿孔 ）

通常正常

正常・軽度の拡大

通常拡大 *

正常 < 2 cm

正常・軽度に拡大し
2.1－ 2.5 cm

拡大 >2.5 cm

カラー血流ジェットエリア†

小さい、狭い、中央

中等度で中央可変サイズの大きな中央ジェット or 偏心性で壁にあたるジェット

血流収束ゾーン

見えない、一時的 or 小さい

サイズと持続時間は中間収縮期全体を通して大きいCWD ジェット

淡い／部分的／放物線

濃い、放物線 or 三角形

濃い、しばしば三角形

カラー血流ジェットエリア（cm2）†

定義なし

定義なし

>10

†
VCW（cm）< 0.3

0.3－ 0.69≥ 0.7

PISA 半径（cm）≤ 0.5

0.6－ 0.9

>0.9

肝静脈血流

収縮期優位

収縮期鈍化

収縮期血流反転

三尖弁流入血流§

A 波優位

可変性

E 波 >1.0m/sec

EROA（cm2）<0.20

0.20－ 0.39‖≥ 0.40RVol（2D PISA）
（ml）

<30

30－ 44‖

≥ 45

下大静脈径
定性的ドプラ

半定量的

‡

§

定量的

RA , Right atrium 右房
太字は、それらの TR 重症度に特有のものと考えられる。
*RV および RA のサイズは、急性重症 TR の患者における “正常” 範囲内にあり得る。
†
折り返し速度 >50―70 cm/sec。
‡
折り返し速度のベースラインシフトは 28 cm/sec。
§
兆候は非特異的であり、他の多くの要因（RV 拡張機能、心房細動、RA 圧）によって影響を受ける。
‖
これらの値をさらに区分するためのデータはほとんどない。

重症度に関して，特定の逆流量の基準値は定められていない。代わりに、逆流率の基準値は僧帽弁逆流の分類が代用されている（～15％が軽度、16～25％が中等度、25～48％が中重度、48%～が重度）85。
CMR を用いた三尖弁逆流の追加的な定性評価法が報告されていた。以前は右房内での spin dephasing 現象に基づく目視評価法が用いられていた 246。しかし、最近の SSFP シー
ケンスにおいては、初期の spoiled GRE シーケンスと違って、
spin dephasing は最小化される傾向にある。このことから
重度三尖弁逆流の評価法としては不向きになっており、逆流の重症度を評価するためには勧められない。TRICKS MRAと肝静脈逆行コントラスト出現も重度三尖弁逆流の評価法として使用されている 247。
CMR の 強 み は、 逆 流 量、 逆 流 率、 心 室 お よ び 心 房
remodeling を定量的に評価できることである。一方、CMRの limitation は、 右 室 容 量 計 測 に 誤 差 が 生 じ る こ と や、
phase contrast 法において肺動脈の正確な同定に課題があることである。肉柱の発達した右室においては、拡大した右室を trace することが困難な場合がある。これは、右室が拡大すると、三尖弁輪よりも上方に変位して心房面まで達することがあるためである 248。肺動脈血流と大動脈血流は、心内シャントのない患者で評価され、Qp/Qs の計算は 0.8-1.2と算出される。それゆえ、phase contrast 法における肺動脈血流 評 価 に お い て も、20% の 誤 差 が 存 在 し 得 る 249。

background phase offset error や、低空間分解能および非垂直 断 面 に 起 因 す る 部 分 容 積 効 果、 お よ び voxel 内 のdephasing と phase coherent（位相コヒーレント）の欠損の原因となる複雑なジェット血流パターンにより、phase
contrast 法による評価が不正確になりうる 82。三尖弁逆流の間接的な定量法は、誤差を増大させ有意な過小および過大評
価の原因となりうる。また、今日まで心臓 MRI 検査による
三尖弁逆流の重症度分類は正確な基準値がないために検証されてこなかった。
Ｆ．TR 評価のための統合的なアプローチ
三尖弁逆流の重症度評価における理想的なアプローチは、単一の評価法に重きを置いたり固執したりせず、複数の測定法を統合することである。このアプローチにより、過去に議論のあった個々の方法における技術的な誤差や計測誤差の影響を少なくすることができる。また、特に急性か慢性以上の逆流かを検討する際には、三尖弁逆流量とその血行動態的な影響を区別して考えることも重要である。
三尖弁逆流の評価における委員会の総意としては、軽度または重度の逆流を示唆する特異的な兆候の多くを認めるかどうかを評価することにより、弁逆流の重症度をまず初めに評価するというアプローチを提案している。
（図 31）。兆候や指標のほとんどが合致する場合は、自信をもって軽度または重度と評価することができるためにそれ以上の定量評価
48

図 29 三尖弁逆流症例の心エコー例。軽症三尖弁逆流では、小さく狭いジェットは狭い VC として描出される。連続波ドプ
ラでは、流れの収束がない、かすかな三尖弁逆流ジェットで描出される。重症の偏心性三尖弁逆流では、三尖弁の中隔尖の逸脱患者で、幅広い縮流部があり、カラージェットは右心房外側壁方向へ逆流している。濃いジェットのピークが早期に見られる。重症の中央三尖弁逆流では、VC は >7 mm で、流れの収束が大きい。連続波ドプラでは低速（2 m/sec）で濃い三角
波ジェットを認め、重症の三尖弁逆流と右心房圧の心室化に合致する。

図 30 肺高血圧にを伴う重症三尖弁逆流の患者における EROA および RVol の測定。肝静脈の収縮期逆流に加え、重度の右心房拡大および心房中隔の偏位が見られる。D ：拡張期速度、S ：収縮期速度 計算結果は重症三尖弁逆流と合致する。

49

ドプラ心エコー検査による慢性TRの評価

軽症を満たす軽度TRを支持する所見•薄くて小さな中央のカラージェット•VC幅<0.3 cm•PISA半径<0.4cm, ナイキスト周波数30‐40cm/s•不完全または弱い連続波ドプラジェット•収縮期優位の肝静脈流波形•A波優位の三尖弁流入血流•通常の右室 / 右房

TRは軽度または重度のTRの基準を満たしていますか？

重度や軽度の基準を満たしていない
中間の状態

VC測定を行い、可能であれば定量的PISA法を実施する

重症を満たす

重度TRを支持する所見•弁接合部しない拡張した弁輪、flail leaflet•大きな中心ジェット> 右房の50％•VC幅 ≧ 0.7•PISA半径>0.9cm, ナイキスト周波数 30‐40cm / s•高密度、三角波、正弦波パターンの連続波ドプラ•肝静脈流の収縮期逆流波形•右室機能が保持された拡張した右室VC 幅 < 0.3 cm
有効逆流弁口面積< 0.2 cm2
逆流量< 30 mL

VC幅 0.3-0.69 cm
有効逆流弁口面積0.2 - 0.4 cm2
逆流量= 30 - 44 mL

VC 幅> 0.7 cm
有効逆流弁口面積> 0.4 cm2
逆流量≥ 45 mL

軽度のTR

中等度のTR

重度のTR•測定されたドップラーパラメータのTTE品質が低いか、信頼性が低い•臨床データと不一致な定量的および定性的パラメータ

不確定TRさらなる試験を検討する：
定量のための経食道心エコーまたは心臓MRI

TRの定量における臨床経験は、僧帽弁および大動脈弁逆流よりもはるかに少ない

図 31 TR 重症度の複数のパラメータの統合アルゴリズム。良好な品質の心エコー画像および完全なデータ収集が想定される。
イメージングが技術的に困難な場合は、経食道心エコー検査または心臓 MRI を検討してください。 三尖弁逆流の重大度は、
画質不良、データの技術的問題、エコー所見の内部の不一致、または臨床所見の不一致により不確定である可能性がある。

は不要である。しかし、定性的な指標や半定量的な指標が軽度と重度の中間の範囲にある場合は、重症度は中等度である可能性が最も高い。その場合、定量評価は可能であるが僧帽弁逆流症や大動脈弁逆流症と比べると難解である。定量評価の経験がある心エコー図検査担当者は、逆流量や有効弁口面
積を中等度というより洗練された評価をする傾向がある。しかし、この計測における臨床経験は、僧帽弁逆流症や大動脈
弁逆流症と比べると非常に少ない。さらに、僧帽弁逆流症や
大動脈弁逆流症と違って、三尖弁逆流症の重症度を定量評価
基準に沿って 4つのグレードに亜分類することは、文献的検証がされてこなかった。経胸壁心エコー図検査での逆流評価が困難な場合や明らかな矛盾（軽度と重度の兆候の相違が解決されない場合）が生じた場合や臨床症状と一致しない結果となった場合は、他のモダリティによる評価をすることにより、三尖弁逆流症の機序や重症度の評価がより正確になると考えられる。
【西記念 ポートアイランドリハビリテーション病院
循環器内科 福田優子、
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 大西哲存】

Ⅵ．肺動脈弁逆流症（Pulmonary regurgitation; PR）
軽微な PR は三尖弁逆流同様に 75% の人に存在し、血行動態的な異常を呈さない 250, 251。イメージングにおける重要なポイントは PR の程度、原因、そしてそれらが心形態や心機能に与える影響を評価することにある。
Ａ．解剖および一般的なイメージングの考察
大動脈弁の前上方に位置する肺動脈弁は、大動脈弁同様３つの弁尖を有する半月弁であり大動脈弁よりも組織は薄い。
肺動脈は右室の筋性漏斗部から発生しており、三尖弁からの連続性がないところが僧帽弁と大動脈弁との関係と異なる点である 252。肺動脈弁の平面は大動脈弁のそれと直交しており、この空間的関係の認識は、検査者が肺動脈弁の最適なイメージングを描出する上で重要である。肺動脈弁は前方に位置しているため、特に経食道心エコー図では描出するのが困難なことがある。イメージングにおいては肺動脈弁の解剖学的構造だけでなく、右室流出路、肺動脈主幹部、および近位の分枝を観察するように検査することが肝要である。肺高血圧症、結合組織疾患および先天性心疾患のある患者では、肺動脈弁輪、肺動脈主幹部が拡張していることがある。ファ
ロー四徴症の手術において、通常右室流出路のパッチを用いた拡張術を行うが、このことでしばしば右室流出路の拡大が起こり得る。また末梢肺動脈狭窄の存在も有意な PR の原因
50になり得る。
Ｂ．病因と病態
一次性 PR の原因としての弁尖異常は後天的なものよりも、
先天性心疾患や肺動脈狭窄に対するバルーン拡張術後であることが多い。後天的な重度の PR はまれであり、患者の 1％
未満でしか生じない。リウマチ性心疾患、心内膜炎、カルチ
ノイド弁疾患、または麦角アルカロイド誘導体による線維化症候群などの病状を有する成人に生じ得る 253, 254。稀に胸部外傷での弁尖の損傷、逸脱が起こり得る。二次性の PR は基本的に弁尖の性状は正常であり、肺動脈圧が上昇した患者でよく認められるが、一般的にその重症度は軽度である。
Ｃ．右室リモデリング
有意な一次性 PR は心室中隔の容量負荷所見を伴った右室拡大をきたし得るが、初期は右室の機能は保持される。重度
PR が慢性化すると右室機能不全をきたし得る。しかしながら、右室の拡大は重度 PR のみの特異的な徴候ではないため、右室拡大がある時には様々な要因を考え、カラードプラ画像
での PR の重症度と右室拡大を関連付けることが重要である。
ファロー四徴症の修復術後などでは右室流出路にて拡大をみとめうる。二次性 PR において右室拡大および右室機能は心室中隔圧排所見と同様に原疾患の重症度に依存し（肺高血圧の重症度のように）、PR の重症度そのものには依存しない。そもそも二次性 PR はあっても中等度であることがほとんどである。

キーポイント⿢生理的な軽度の三尖弁逆流は健常者で一般的に認められる。
⿢軽度以上の三尖弁逆流症では、三尖弁逆流の機序を鑑別す
ることが重要である。三尖弁逆流は一次性か二次性（機能性）かに分類されるが、詳細な三尖弁逆流の機序を特定し、報告するべきである。
（表 12）
⿢ドプラ法を含む心エコー図検査法において、単一の計測値
や指標では三尖弁逆流の重症度を十分正確に定量化できない。複数の指標を統合する必要がある（表 13と 14）。複数の指標が一致する場合は、（特に軽度や重度の三尖弁逆流の場合は）三尖弁逆流のグレードを正確に決めることができる。
⿢三尖弁逆流の定量評価は僧帽弁逆流や大動脈弁逆流に比べると、PISA 法や血流量による三尖弁逆流の重症度の定量化の経験が少ない。
⿢重度の幅広い三尖弁逆流は、血流速が低いためにアライア
シングや乱流が無く、このためにカラードプラ法において明確なジェットとして捉えることが困難な場合がある。
⿢右房の大きさや右室の大きさを考慮しなければならない。
慢性重度三尖弁逆流は常に右室や右房の拡大を招く。逆に、正常の心腔容積の場合は通常、慢性重度三尖弁逆流ではない。
⿢三尖弁逆流における心臓 MRI 評価は、ほかの弁逆流と比較して確立されていない。間接的な定量評価技術がわずかに使用可能である。
⿢経胸壁心エコー図検査において有意な三尖弁逆流の機序が分からない場合や、三尖弁逆流の重症度評価において心エ
コー図／ドプラ指標が合致しない場合や決定的とならない
場合や、心エコー図検査の結果と臨床状態が不一致の場合には、経食道心エコー図検査や心臓 MRI を用いた追加的な検査を検討する。

Ｄ．肺動脈逆流の評価
PR を視覚化することは難しく、そのため PR の定量に関するデータは不足している。軽微な PR は一般的であり、たいてい臨床的な影響はなく、成人において臨床的に有意なPR の発生率はかなり低い。大動脈弁逆流の定量化するための概念の大部分が PR の定量にも適用されており、その種々のパラメータとその利点と注意点を表 15に示す。

2. パルスドプラと連続波ドプラ
連続波ドプラ信号の密度は、PR の定性的尺度となる。軽度 PR に見られる連続波ドプラパターンは、緩やかな減速を伴う比較的薄いドプラ信号を示す。対照的に、重度 PR は、
肺動脈と右室との間の拡張期血圧勾配の急速な平衡化のため、速度の急速な減速を伴った高密度ジェットを示す（図32および図 33）。肺動脈弁を介するこの to-and-fro の流れは、
1. カラードプラ画像
特徴的な「正弦波」の形状を示す。ドプラ速度の急激な減速
カラードプラ画像での PR の重症度評価には、吸込み血流はそれ自体が重度 PR に特有のものではなく、右室のコンプジェット幅、逆流カラージェットの面積、およびジェットのライアンスが低下した状態においても認めることが重要で長さが含まれる（図 32）。カラージェットの長さが 10 mmある。これらの状況における PR の重症度を判断することは、未満の場合、特に縮流部が狭い場合には有意な PR ではな
PR ジェットのカラードプラ特性に依存し、フローは相対的い251。しかしながら、大動脈弁逆流の場合のように、ジェッなものであるということ考察しなければならない。PR 速度
トの長さは駆動圧の大きさに鋭敏であり、右室圧、肺動脈圧の減速および、早期拡張期の逆流停止を定量化するための指の関係性に依存する。PR ジェット領域は、血管造影での様々
標はほとんどこれまで提案されていないが、100 msec 未満な程度の PR と比較検討されてきた。しかしながら、そこにの圧半減時間（または 260 msec 未満の減速時間）は、重度
はオーバーラップが大きく認められ、再現性の面で測定が困
PR と一致することが示されている 258。拡張期全体に対する難なことがある。縮流部のジェット幅（Vena Contracta ＝
PR の連続波ドプラ持続時間の比として計算された PR index
VC）は、おそらく最も広く使用されるカラードプラ法を用いた判定量的評価法である。 このパラメータは駆動圧に依 （図 33）が提唱され、PR index <0.77は心臓 MRI による重症 PR とよく相関することが示された 259。しかし、これら存することが少なく、シンプルかつ再現性がある。PR におの指標は、重症 PR に特有なものではないため PR の重症度
ける VC 幅は一般的に肺動脈弁輪径との比で表される。VCを評価するための他の指標と統合して考慮されなければな
幅と肺動脈弁輪径比が 0.5以上は心臓 MRI から算出した重症 PR と相関する 255, 256。正常範囲内の肺動脈圧（例えば、 らない。
パルスドプラによる重症 PR の徴候として、肺動脈内にお一次性 PR）下での重度の PR では、肺動脈弁をはさんで圧ける逆流の存在がある。肺動脈分枝内における拡張期血流の較差が急激に平衡に達してしまうため、PR ジェット速度が存在は、心臓 MRI における重症 PR を 87％の感度、特異度
低速、層流、および短時間となりカラージェット自体検出がで予測できた。特異度が低下する（39% 程度）ため、この困難であることに留意する必要がある。肺高血圧を伴う二次指標で評価する重要なポイントは肺動脈の主幹部だけでな性 PR においては、ジェットは高速のためエイリアシングさく、肺動脈分枝のフローを視覚化し、サンプリングすることれ、通常は汎拡張性に検出される。 PR を評価する際の 3D257である 255。
心エコー検査の役割に関するデータは乏しい 。

51

3. 定量的ドプラ指標
パルスドプラ法を用いて定量的に PR 逆流量および逆流率を測定することができる。しかし、右室流出路は描出が難し
く心周期で流出路径が変化するため、右室流出路の心拍出量を測定するのは困難である。右室流出路径は、傍胸骨短軸像
での肺動脈直下で、早期駆出期（心電図上の R 波の 2～3フ
レーム後）に測定される 260。PR の定量については裏付けの検証は十分になされていないが、右室流出路おける通過血流を他部位の血流と比較することで逆流量および逆流率を導出することができる。
Ｅ．心臓 MRI での PR の評価法
心臓 MRI は現在、有意な PR および先天性心疾患を有する患者において PR の定量し、右室リモデリングの程度、および右室機能を評価する最良の方法である 261。心臓 MRI による PR 定量化にはいくつかの手法があり、PR の定量は直接法および間接法に分類される。これらのアプローチの方法
論とその臨床的応用については、過去に詳述され、論じられている 6, 69。肺動脈逆流量は逆流率よりも右室に対する生理学的影響が強いという研究結果がある 262, 263。逆流によるス
ピン散逸に起因する信号損失の視覚的評価などの他の心臓
MRI 技術を使用することができるが 246、裏付け検証はされておらず、定性的評価のみとなる。
肺動脈上での位相コントラストイメージングに基づく直接的な方法（図 34）は、肺動脈における前方駆出と逆流量の直接測定を可能にするため好ましい手法である 264。間接的な方法は、追加の位相コントラストイメージングを伴うあるいは伴わない心室心内膜輪郭形成による心拍出量の定量に基づく。第一の方法は、右室および左室の心拍出量の違いを利用することである 245, 263, 265。これは，他に合併する逆流がない条件下で唯一検証された方法である。第二の間接的方
法は、心内膜輪郭形成法による右室１回拍出量と位相コント
ラストイメージングによる大動脈レベルでの１回拍出量との差を用いて肺動脈逆流量を計算することである。しかしながらこの方法は、三尖弁逆流が存在しない場合にのみ有効である。他の間接的な測定技術もあるが、信頼性は低い。これ
らの間接的な手法の最善の利用法は、直接的な測定を確認することにあるといえる。また心臓 MRI を使用した PR 重症度評価に特定の基準値は存在せず他の逆流弁と同様に、心エコー図文献からそれらの基準は借用されている。
PR 重症度の推奨事項の 1つとして、軽度 PR を定義する
ために逆流率 <20％、中等度に 20％ -40％、重度 PR に対しては > 40％を使用する 266。心臓 MRI による PR 重症度の逆流量の区分は定義されていない。
Ｆ．PR 評価への統合的アプローチ
軽微な PR は、臨床的に非常に一般的であり 267、容易に診断される。一方、臨床的に有意な PR は稀であり、一般的には肺高血圧症および先天性心疾患に続発することが多い。
心エコー図検査は、PR 評価のための主要なツールであり、PR 重症度評価にはカラードプラ、パルスドプラ、連続波ドプラの方法を組み合わせ、統合的に判断する必要がある。最も単純で堅固な心エコー図での指標は、PR のジェット幅、および Vena Contracta である。表 16は、PR 重症度判定のための指標をまとめたものである。これらの基準を用いて、PR の評価および重症 PR からの軽症 PR を分離するためのアルゴリズムが考案された（図 35）。大多数またはすべての基準が軽度または重度の PR のいずれかを指している場合、その PR の重症度の評価には信頼性があると考えられる。中等度の基準に相当する、あるいは重症度の指標が軽症、重症で重複する場合、PR の重症度は中等度である可能性が高い。
PR の定量は可能ではあるが、僧帽弁逆流や大動脈弁逆流のそれよりも困難である。心エコー検査者は、中等度病変の評
価精度を高めるために、逆流量および逆流率を定量することができるが、これらの定量の臨床経験は、僧帽弁逆流や大動
脈弁逆流よりもはるかに少なく、心臓 MRI からのほうが正確に得られる可能性が高い。さらに、僧帽弁逆流や大動脈弁
逆流とは異なり、PR の重症度を定量的基準にしたがって 4
つの等級に層別化することはこれまでの文献では検証されていない。心エコー図検査によって確実に評価することができない臨床的に有意な PR の懸念がある場合、PR のメカニズムが明確でない場合、あるいは心エコー図検査による重症度と他の臨床所見との間に相違がある場合（例えば、中等度の PR で右室拡大を伴う場合）などでは心臓 MRI が推奨される。先天性心疾患（例えば、肺動脈弁切開術後のようなファ
ロー四徴症修復後）や中等度以上の PR が懸念される成人例
では、特に肺動脈弁置換術などが考慮される際に PR および右室容量、および右室機能の定量およびフォローのために心臓 MRI が推奨される 261。
【大阪府済生会中津病院 循環器内科
望月泰秀、
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 大西哲存】

Ⅶ．複数の弁膜症を有する症例において考慮すべきこと
複数の弁膜症を有する場合、弁逆流の評価がより複雑になる。一つ目の弁逆流に対して二つ目の弁膜症が与える影響を評価する際には、結果に及ぼす影響のみならず、本来の弁膜症の実際の重症度を修飾していないか、さらに定量や重症度評価に影響を与えていないかを考慮しなくてはならない。表17は、ある弁逆流の評価が、合併する別の弁膜症によって影響を受けるということをドプラ心エコー図あるいは心臓
MRI によって示したいくつかの例である。
Ａ．複数の弁膜症が逆流性疾患の心エコー図指標に与える影響

1. カラージェット面積
一般的に圧較差が高い場合にカラージェット面積は影響を受ける。例えば、
僧帽弁逆流（MR）に大動脈弁狭窄（AS）
が加わると、有効逆流弁口面積（EROA）が同じと仮定すれば（ジェット速度は駆動圧力となる圧較差の平方根に関連するから）、左室圧の上昇の平方根に比例して MR の逆流量は増加すると考えられる。しかし、ジェット面積は逆流量以上に増加すると思われる。なぜなら、ジェット運動量は逆流弁
口面積×圧上昇に比例 し、血流の増加以上に増加するからである。同様に、肺動脈圧を上昇させる全ての弁膜症において、同じ逆流量であっても三尖弁逆流のジェット面積は増大
し、TR は悪化する。
2. 逆流弁口面積
駆動圧力に伴うジェット血流における予測可能な変化以
上に、別の領域が逆流弁口面積のサイズを増加させるかどうかを考慮しなければならない。僧帽弁の接合の程度は左室容積によってかなり変化する可能性があるため、機能性 MR
は特にこの傾向がある。
3. 吸い込み血流と縮流部 Vena Contracta
一般に PISA 法と Vena Contracta（VC）法は例えば大動脈弁逆流（AR）のような別の逆流ジェットの影響を受ける
べきではない。重度 MR においてでさえ、PISA の計測がな
52

表 15 ドプラ法を用いた PR 重症度評価
計測項目

評価する際の工夫

利点

注意点

Vena Contracta（VC）

⿢傍胸骨短軸像、あるいは心窩部アプローチ⿢ズーム
⿢近位の吸い込み血流、
遠位ジェット、縮流部を単一の視野で視覚化すべき
⿢拡張期の肺動脈直下で計測

⿢有効逆流面積を反映する
⿢フローレートや駆動
圧に独立している
⿢技術面にさほど依存しない⿢複数のジェットでは使用できない⿢ジェットの方向は、ジェットの見た目に影響を与える⿢PR 重症度分類に対してのカットオフ値は規定されていない
⿢容易ではない

VC 幅 ／ 肺 動 脈 弁
輪径比⿢傍胸骨短軸像⿢ズーム
⿢肺動脈弁輪を鮮明に描出

⿢簡単で感度が高い
⿢早い

⿢偏位したジェットでは過小評価の可能性
⿢中心のジェットでは過大評価の可能性⿢PR ジェットが弁輪部の下で過大に膨張する可能性

パルスドプラ :肺動脈分枝におけるパルスドプラ逆流波
形

⿢左右肺動脈の血流にドプラビーム合わせ
層流波形を得る

⿢重症 PR を支持する
簡便な指標

⿢PA 分枝の描出に依存
⿢軽微な逆流波形は正常であること⿢簡便
⿢ドプラ信号密度は反射する赤血球の数に比例する
⿢不完全なわずかな密度のものは軽度のPR を示唆する⿢定性評価である
⿢完 全 に 偏 位 の な いジェットは、重症度
強い偏位したジェッ
トよりも密に見えることがある
⿢中等度と重症の判別には向かないカラードプラ例

連続波ドプラ
逆流波形の信号密度

⿢逆流ジェットにビームを合わせる
⿢傍胸骨短軸像か心窩部アプローチSevere PR with dense jet

Mild PR（続く）

53

表 15 （続き）
計測項目

評価する際の工夫

例

利点

注意点

⿢簡便
⿢圧較差減少の特徴的サイン
⿢重症 PR と一致する
値は 100mm 秒未満

⿢ドプラビームの整合が悪いと偏心ジェットとなり、圧半減時間は低下する⿢右室および肺動脈圧差、例えば、右室拡張機能障害に影響される

⿢逆流にドプラビームを合わせる⿢傍胸骨短軸像か心窩部アプローチ⿢前方への駆出と逆流波形をしっかり描出する

⿢拡張期の長さと PRに持続時間の比である⿢右室と肺動脈の拡張期の圧較差を利用

⿢右室拡張能、右室拡
張期圧に左右される

⿢傍胸骨短軸像にて収縮早期に肺動脈弁輪
径を計測
⿢傍胸骨短軸像にて右室流出路におけるパルスドプラ時間積分値の計測
⿢収縮早期に大動脈弁輪を計測
⿢左室流出路でのパル
スドプラ時間積分値を計測

⿢定 量 で あ り、 複 数
ジェットと偏位
ジェットにて有効⿢PR の逆流量、逆流率が求まるが有効逆
流面積は検証されていない

⿢肺動脈弁輪径の計測が難しい
⿢AR がある場合、左心系の心拍出量は僧帽弁輪で計算必要⿢文献的な検討は乏しい

逆流ジェットの圧
半減時間

⿢逆流にドプラビームを合わせる⿢傍胸骨短軸像か心窩部アプローチPR index（A/B）

ドプラでの定量評価（逆流量・逆流率）
逆流量＝右室流出路
心拍出量－左室流出路心拍出量
逆流率＝逆流量÷右室流出路心拍出量

LPA, Left pulmonary artery; PHT , Pressure half-time; PSAX, Parasternal short axis; RPA, Right pulmonary artery .

図 32 PR のカラージェットおよびジェット幅（矢印間）、そして連続波ドプラ波形での PR ジェットのスペクトル密度およ
び圧の減速時間の違いを示す軽度および重度 PR の例。重度 PR では、右室と肺動脈拡張期圧が早期に等圧化するため拡張期
逆流血流波形が早期に終了（緑矢印）することが多い。
54

図 33 連続波ドプラ法による肺動脈血流。 PR index（PR index ＝ A / B）は PR 重症度の指標であり、拡張期逆流血流の早期終了までの時間を拡張期全体の時間で除した値である。

図 34 心臓 MRI で評価した重度 PR の一例。赤円は肺動脈の大きさ画像およびそれぞれの位相コントラストイメージングを示す。前方駆出は 129ml で、逆流量は 78mL、60％の逆流率（右下パネル）あった。

55

表 16 PR 重症度評価に有用な心エコーおよびドップラー指標の一覧
指標

肺動脈弁

軽度

正常

中等度

重症

正常か異常

異常あるいは見えない

右室サイズ

正常 *

正常か拡大

拡大†

カラードップラー ジェットサイズ‡

通常 10mm 以下で吹き出し口も細い

中間

吹き出しは太く、ジェット深度は様々

PR ジェット幅／肺動脈弁輪径比>0.7§ジェットの信号密度および輪郭

穏やか

濃い

濃い 拡張早期での終了

PR 減退時間

短い , <260msec

PR 圧半減時間<100 msec‖

PR index

¶

<0.77

<0.77

肺動脈主幹、分岐における拡張期血流反転（パルスドップラー）

著明

収縮期左室流出路駆出（VTI）と比した収縮期肺動脈駆出量（VTI）#

やや増加

中間

著明な増加

逆流率 **<20%

20-40%>40%

PW , Pulsed wave Doppler.
*Unless there are other reasons for RV enlargement.
†
Exception: acute PR.
‡
At a Nyquist limit of 50-70 cm/sec.
§
Identifies a CMR-derived PR fraction $40%.
¶
Defined as the duration of the PR signal divided by the total duration of diastole, with this cutoff identifying a CMR-derived PR
fraction > 25%.
‖
Not reliable in the presence of high RV end diastolic pressure.
#
Cutoff values for RVol and fraction are not well validated.
§
Steep deceleration is not specific for severe PR.
**RF data primarily derived from CMR with limited application with echocardiography.

カラードップラーによる慢性肺動脈弁逆流
軽症をみたす軽症PRを⽀持する所⾒・⼩さな幅の狭いジェット・薄く、わずかな連続波ドップラー
・ 緩やかな圧減少・正常右室サイズ

PRが以下の軽症か重症の特異的な基準をほとんど満たす

基準をほとんど満たさないか
中間の値をとる＝PR 中等度

重症をみたす重症PRを⽀持する所⾒・ジェット幅/肺動脈弁輪径≥70%
・濃いジェット, PHT<100msec
・早期拡張期のPRジェット終了
・肺動脈分枝での拡張期逆流・右室拡⼤

有意なPRが疑われた場合可能であれば定量を⾏う

逆流率<20%

逆流率 20-40%

逆流率>40%

軽症PR

中等度PR

重症PR

有意なPRが疑われているのに経胸壁エコー図の質が悪く、臨床データとエコー指標に解離がある場合

重症度不確定PR
⼼臓MRIでの定量を

図 35 PR 重症度評価のための複数の指標を用いた統合アルゴリズム。良好な心エコー画像および綿密なデータ収集が必要。
イメージングが技術的に困難な場合は、心臓 MRI または経食道心エコーを検討する。PR の重大度は、画質不良、データに関する技術的問題、エコー所見間の矛盾、または臨床所見との不一致により確定できない可能性がある。
56

キーポイント⿢軽度の PR の存在は生理的範囲内であることがほとんどで一般的に観察されることが多い。
⿢軽度以上の PR があれば、その原因を特定することが重要であり、1次性、2次性（機能性）に分類される。1次性として先天性心疾患が多い。
⿢ドップラーはじめ、心エコー図の指標で単独で PR の重症度を定量できるものはない。表 15、16、図 35に示しているような複数の指標を統合して評価することが必要である。軽症か重症かの評価については、複数の所見が一致していれば信頼性がある。
⿢ドップラーを用いた PR の定量に関してはデータが少ない⿢肺動脈圧が正常の重症の 1次性 PR ではジェットの持続が短く、速度も低いためカラードップラーでみたジェットで正確な判断ができない可能性がある。
⿢右室の容量は常に考慮されるべき指標である。重症の PR ではたいてい右室拡大を伴い、逆に右室拡大がなければ重症の慢性 PRがあるとは考えにくい。肺高血圧症に続発した PR では右室のサイズや機能は多様である。
⿢心臓 MRI の直接位相コントラスト法は肺動脈、肺動脈弁、PR の定量評価において秀でた方法であり、右室の容量、機能を定量する良い方法でもある。
⿢経胸壁心エコー図で PR の機序が説明できない時、エコー／ドップラーの様々な指標が PR の重症度評価に関して一致しない時、臨床症状に一致しない時などは心臓 MRI の適応である。特に先天性心疾患があるか疑われているか患者において心臓 MRI 検査は意義がある。また経食道心エコー図検査は経胸壁心エコー図検査を超える情報を提供できないモダリティである。

される吸い込み血流領域は、通常僧帽弁開口部の 1.5 cm 以内である。AR ジェットが後方に極度に偏位して吹きつけていない限り（例えば右冠尖の飜転）、AR ジェットが MR の
吸い込み血流に干渉する可能性は低い。唯一の例外は、左室流出路（LVOT）を通過する前方駆出血流がエイリアシング
半径を外側に押し出し、MR の吸い込み血流と合わさってしまうほど AR が重度の場合である。これは、MR の PISA を
LVOT の通過血流と明確に分けられるように流速レンジを上げることで解決できるかもしれない。VC 法において、単純な長軸像の縮流部幅 Vena Contracta Width（VCW）を用いるか、あるいは前述のより重度な 3D プラニメトリー法による縮流部面積 Vena Contracta Area（VCA）を用いるかどうかを決めるには、一般的に PISA 法と同様の観察が必要となる。なお VC が別の弁膜症によって影響を受けることはほとんどない。

4. Volumetric 法
弁逆流を定量する全ての Volumetric 法において、逆流弁を通過する血流に対して比較対照となる一回拍出量（SV）が必要となる。例えば孤発性 MR において、LVOT の通過
血流は比較対照の心拍出量として用いられる。LVOT 通過血流と僧帽弁逆流量の総和は、2D ないし 3D エコーで求めた
左室拡張末期容積と左室収縮末期容積の差か、パルスドプラ
法による僧帽弁輪通過血流量によって求められる。これらの僧帽弁を通過する一回拍出量から LVOT 通過血流量を減算することで僧帽弁逆流量は求められる。しかし、もし AR があれば、左室の心拍出量は AR と MR の逆流量の両方を含
むことになるので、左心における純粋な心拍出量を反映した計測はできなくなる。そのような症例においては、右心、すなわち最もよく用いられる右室流出路で対照とする心拍出量を求めるべきである。なぜなら三尖弁輪部での心拍出量計
測は未だに難しいからである。残念ながら、もし４つの弁に有意な逆流が存在する場合や、心房中隔欠損あるいは心室中隔欠損を通過するシャント血流が存在する場合においては、対照とする心拍出量を求める方法は単純に存在しない。そのような症例においては、それぞれの弁の前方拍出と逆流のそれぞれを直接計測するのが最適とされている。今日においては、MRI で変換された流速を用いて計測するのがもっとも信頼できる方法とされているが（下記参照）、3D エコー法
でも同様に計測できるようになることが期待されている。

Ｂ．複数の弁膜症における心臓 MRI を用いた逆流の定量評価法
複数の弁膜症を有する症例での弁逆流の定量評価において心臓 MRI は他の方法よりも優れた利点を有する。例えば、大動脈基部を通過する順行性血流と逆行性血流を通じて直接 AR の逆流量を求める方法は一般的に AS や MS、MR、もしくは右心系の弁膜症による影響を受けない。ただし ASを合併する場合、（狭窄ジェットによって体腔内の位相の乱れが生じることにより）大動脈の順行性血流が過小評価されうることには注意すべきである 268-270。大動脈の逆行性血流の評価においては特に影響を受けないが、逆流率（RF）を計測するために弁の近位側（すなわち LVOT）の順行性血流を利用するのは便利である 268, 270。上記の原則は、複数の弁膜症を合併する場合の PR の評価においても通用する。表17では、逆流量と逆流率の取得および定量評価を行う状況
は、前述のものとは異なることを強調している。
僧帽弁の逆流量を導き出すためのより好ましい間接的な方法（左室の一回拍出量（拡張末期容積と収縮末期容積の差）－大動脈への前方一回拍出量）は合併する AR の影響を受けないとされる（左室の一回拍出量も大動脈への前方一回拍出
量も AR の逆流量分だけ増加していると考えられるため）。
しかし、僧帽弁の逆流率の算出には左室の拍出量から AR の逆流量を除く必要がある。それゆえ、MR と AR を合併した症例における MR の逆流率は以下の式：MR 逆流量÷（左室の一回拍出量－ AR の逆流量）× 100 で求められる。TRにおいてより好ましいとされる評価法は類似しており、上記の原則は複数の弁膜症を合併する場合の TR の評価においても通用する。
しかし、（上に挙げた好ましい評価法とは別に）逆流の定量評価のための代替手法はしばしば確認のためのチェックとして用いられているが、複数の弁膜症を有する症例においては適切ではない。さらに逆流の重症度の定量評価は心内シャント疾患の影響を受ける。
複数の弁膜症を有する症例における心臓 MRI の適応に関するデータは少ないが、心エコー図指標での評価が難しいよ
うな場合は心臓 MRI を考慮するのが合理的である。一般に
心臓 MRI 法は他の弁疾患とは独立しているという事実があるため、実際にこの状況においてはより好ましい方法と考えられる。加えて、特に、心構造および心機能に対し複数の弁膜症がいかに影響しているかを明らかにするためには心臓
MRI は有用かもしれない。

57

表 17 多弁疾患がドプラエコーと心臓 MRI を用いた弁逆流評価に与える影響
弁膜症

AR

MR

PR

TR

AS

影響は少ないが、血行動態的 に 有 意 な AR が あ る とAS の圧較差が増加する。
心臓 MRI：LVOT でのphase-contrast 法 が 適 している

逆流弁口面積（ROA）が定数の場合、逆流量は圧上昇
分の平方根に比例して増加する。ジェット面積はこれを 超 え て 増 大 す る。ROAは左室が拡大すると増大する。

肺 高 血 圧（PH） が な い 限
り影響は少ない

PH がない限り影響は少な
い

AR

NA

左室が拡大すると ROA は増大する（特に二次性 MR
で）。複数の逆流性弁疾患があると順行性の正味の血流を反映できる部位（例 :RVOT）を見つける必要が生じ、Volumetric 法による評価が困難になる。
心臓 MRI: MR 逆流量＝左室拍出量 – 大動脈の順行性
血流 ; MR 逆流率＝ MR 逆流 量 ／（ 左 室 拍 出 量 –AR
逆流量）

PH がない限り影響は少ないPH がない限り影響は少ないMS

直接の影響は少ないが、左室充満が遅れるために理論的には AR の圧半減時間が延長する。

僧帽弁の石灰化が重度の場
合、 音 響 陰 影 の た め にジェット面積やジェットの
見た目が小さくなる。

肺動脈圧（PAP）を上昇させる可能性が高く、逆流量やジェット面積も増悪させてしまう。

PAP を上昇させる可能性が高く、逆流量やジェット面
積も増悪させてしまう。右室機能不全が生じると
ROA は増大する。

MR

直接の影響は少ないが、複 NA
数の逆流性弁疾患があると順行性の正味の血流を反映
で き る 部 位（ 例 : RVOT）
を 見 つ け る 必 要 が 生 じ、Volumetric 法による評価が困難になる。MR の急速流入によって AR の圧半減時間が減少する。

PAP を上昇させる可能性が高く、逆流量やジェット面
積も増悪させてしまう。

PAP を上昇させる可能性が高く、逆流量やジェット面
積も増悪させてしまう。右室機能不全が生じると
ROA は増大する。

PS

直接の影響は少ない

直接の影響は少ない

影響は少ないが、PR があると PS の圧較差が増強する。
心 臓 MRI: RVOT に お け る
phase-contrast 法 が 適 している

収縮期右室圧（RVSP）を上昇させる可能性が高く、逆流量やジェット面積も増悪させてしまう。右室機能不全が生じると ROA は増
大する。

PR

直接の影響は少ない

直接の影響は少ない

NA

TS

直接の影響は少ない

直接の影響は少ない

直接の影響は少ない

右室が拡大することでROA は 増 大 し 逆 流 量 や
ジェット面積を増悪させてしまう。
心臓 MRI: TR 逆流量＝右室
拍出量 – 肺動脈の順行性血流
TR 逆 流 率 ＝ TR 逆 流 量 ／（右室拍出量－ PR 逆流量）

TR

直接の影響は少ない

直接の影響は少ない

TR で右室が急速充満することで PR の圧半減時間が短 く な り、PR の カ ラ ー
ジェットが短くなるかもしれない。

直接の影響は少ないが、TRがあると TS の圧較差が増大する。
NAAS , 大動脈弁狭窄症 ; MS , 僧帽弁狭窄症 ; NA , 不適 ; PAP , 肺動脈圧 ; PH , 肺高血圧 ; PS , 肺動脈弁狭窄症 ; ROA , 逆流弁口面積 ; RVSP ,収縮期右室圧 ; TS , 三尖弁狭窄症
心臓 MRI 関連は太字で記載。

58

キーポイント⿢複数の弁膜症があると逆流性弁膜症の評価はより難しくなる。
⿢複数の弁膜症を有する症例において，ある弁膜疾患（狭窄か逆流）が逆流性弁膜症に与える影響を評価する際には、その予後に関する影響に加え、その弁膜症がもとの逆流性弁膜症の重症度を修飾するかどうか、定量評価やグレード付けにおいて影響を与えるかどうかも十分考慮しなくてはならない。

Ⅷ．イメージングデータと臨床情報の統合
逆流性弁膜症の患者の最適な管理には、優れたイメージン
グ技術と同様に優れた臨床判断も必要である。弁膜症患者では有意な症状が出現する前に左室あるいは右室の不可逆的な機能不全が生じうるが、それゆえに患者に外科手術かある
いはカテーテル手術を勧める前に、長く待機しすぎてしまうことがある。逆流の重症度を過大評価してしまうこともありうるし、自然歴において早すぎる手術も実施され得る。結果
として、そうでなければ何年も手術を受けなくても元気でいられたかもしれない時に周術期合併症の短期リスク、あるいは人工弁の長期リスクを患者に負わせてしまうことになる。
このように、逆流量とそれが血行動態に及ぼす影響を正確に定量評価することは最も重要なことである。
弁逆流の存在や重症度に関するデータは、心エコー図と心臓 MRI のいずれで得られたものであっても臨床所見の文脈に即したものとして解釈しなければならない。普段よくみるシナリオとしては、新しく心雑音を指摘された無症候の患者、すでに弁膜症と診断され逆流の重症度やその血行動態への影響を経時的に評価するために検査を受ける患者、二次性MR の疑いがあるなしにかかわらず左室機能を評価するために検査を受ける心不全患者などが含まれる。また弁逆流は画像診断が他の目的で行われた場合に偶然見つかった所見としても認識されることがしばしばある。例えば、心筋梗塞後や化学療法中の患者、以前は見つかっていなかった MR が左室収縮機能不全に伴って出現した患者、あるいはそれと関係なく MR が出現した患者などである。有意だが以前は認識されていなかった TR がしばしば慢性 MR の評価中に見つかることがあり、僧帽弁手術が勧められる場合では特に注意が必要である。同様に、ファロー四徴症やその他の先天性心疾患の修復術後の患者では、重度 PR が潜在的に存在し、長年にわたり比較的無症状のままで経過する。イメージング
検査の適応やその頻度は、2014年 ACC/AHA の弁膜症の管理に関するガイドライン 1 で定義されているように、疾患の経過におけるステージによって異なる。
Stage A：疾患としては認識していないが弁逆流の生じるリスクがある患者（二尖弁、僧帽弁逸脱、リウマチ熱の既往、心筋梗塞後や拡張型心筋症、先天性心疾患の修復術後など）
Stage B：軽度～中等度の弁逆流があり左室機能も右室機能も保たれている無症候の患者
Stage C：重度の弁逆流があり無症候の患者（C1: 左室収縮機能正常 , C2: 左室収縮機能低下）
Stage D：重度の弁逆流があり症候性の患者
臨床的に有意な MR はほとんどいつも収縮期雑音を生じるが、心雑音の特徴は画像診断を解釈する際に考慮しなくてはならない。例えば、MR の音が全収縮期にわたって聴取されず収縮後期のみ聴こえる場合は、その MR の重症度は重度ではないことを示しているし、そのような症例では MRの 総 合 的 な 重 症 度 を 判 断 す る 場 合 に Vena Contracta や
PISA 法で求めた EROA の程度よりも MR のドプラーシグ
ナルの発生するタイミングの方が重要かもしれない。背部まで放散するような MR の心雑音が聴こえれば、ほとんど常に重度 MR を意味する。そのような場合、偏位した MR ジェッ
トは定量するのが難しいかもしれないが、身体所見をもとに
左房拡大や肺静脈の収縮期逆行波などの補助的な画像所見が追加で見つかるかもしれない。安静時心エコー図では一見して軽度～中等度 MR に見えるにも関わらず有症候の患者のうち、バルサルバ負荷やしゃがんだ状態から立位負荷をかけた場合に劇的に MR の雑音が聴取されるような患者は、運動で誘発される症状が MR の増悪と一致するかどうかを評価する運動負荷心エコー図検査の良い適応である。左室機
能不全と二次性 MR を有する患者では、MR が重度であってもとても柔らかい心雑音が聴取される。左室収縮機能不全の患者で身体所見上どんな音量であっても心尖部の収縮期雑音が聴取される場合は、臨床的に有意な二次性 MR である可能性が高くなる。また MR の程度が軽度であった場合
でも、一次性 MR の患者であれば長年耐えうるかもしれな
いが、左室機能不全や二次性 MR の患者では心不全や死亡のリスクを有する患者として認識することが重要である。
対照的に AR の拡張期雑音はしばしばかろうじて聴取でき
るか全く聴取できない。また唯一聴取しうる心雑音は高拍出に伴う収縮期の左室流出路の雑音と考えられる。脈圧の開大や大脈などの身体所見が認められる場合は AS よりもむしろ有意な AR を意味している。AR は収縮期雑音の原因を調べる目的で行われる心エコー図検査で初めて認められることが多い。
同様に、TR も心エコー図検査を行う前に臨床的に認識されることはほとんどないが、MR の患者で同時に合併する重要な弁膜症として認識されている。TR が三尖弁自体の障害で生じている場合、TR の程度が軽度であれば臨床症状は生じない。しかし一次性の重度 TR であればほぼ常に呼吸性変動を伴う収縮期雑音や頸静脈波における V 波、右室容量負荷を反映する右室拍動などの所見がみられる。正常肺動脈圧における PR はファロー四徴症の修復術後などでみられるが、通常は柔らかく低調な雑音なために認識されないまま経過する。一方で、肺高血圧症に伴う PR では高調な心雑音を生じるため AR と区別するのが難しい。
臨床において重度 MR や重度 AR に対する管理は早期手術介入の方向に向けて変化し続けているため、早期予防手術
としては真に重度の逆流を有する患者にのみ適用されるべきである。同様に有症候性の患者における手術は、その AR
か MR の程度が症状の原因となるほど重度であると考えられる場合にのみ勧められる。したがって、無症候性の患者でも有症候性の患者でも手術あるいはカテーテル手術の適応かどうかを決めるためには、心エコー図でも心臓 MRI でも逆流の重症度を定量化することが極めて重要である。しかしそのような患者において、患者の症状と、注意深くとった身
体所見と病歴聴取に要する臨床医の全ての技術は、真に重症の疾患を有する患者を同定するための画像診断自体の結果と等しく重要である。
僧帽弁疾患に伴う二次性 TR を有する患者において、重度
TR の手術は TR の臨床症状の有無に関わらず僧帽弁手術の際に適応となる。そのような状況で三尖弁の同時手術を行う
かどうかの決定因子となるのは、重度 TR か重度の三尖弁輪拡大があることを示す画像診断である。対照的に、一次性TR の患者においては臨床所見が極めて重要である。なぜなら、三尖弁形成術や三尖弁置換術は、症状、運動耐用能の低下、右室機能不全の進行などがみられる場合に手術の絶対適59

応とされているからである。しかし、三尖弁手術は無症候性
キーポイントの患者であっても右室拡大や右室収縮機能不全の進行があ⿢逆流性弁膜症の患者の最適な管理には、優れたイメージン
る場合にも考慮すべきである。一次性 TR の病因の診断はしグ技術と同様に優れた臨床判断も必要である。
ばしば難しい。心エコーや心臓 MRI が誤診を減らす鍵となる。
⿢逆流性弁疾患では有意な症状が出現する前に左室あるいは孤発性 PR はほとんどの場合無害であり、めったに重度と右室の不可逆的な機能不全が生じうる。それゆえに、無症はならない。しかし、高調の PR の雑音が聴取される場合は、候性の有意な逆流を有する患者においては注意深く観察を継続し定期的に負荷試験を行う必要がある。
一次性か二次性の肺高血圧症の極めて重要な臨床マーカー
⿢逆流の重症度を過大評価してしまうことはあり得るし、自となる。さらにファロー四徴症の修復術後の PR は過去の修然歴において早すぎる手術も実施され得る。結果的に、そ復術でよく経験する遠隔期合併症であり、臨床的に重要な意
うでなければ何年も手術を受けなくても元気でいられたか味を持つ。ファロー四徴症の修復術後の患者においては、症もしれない時に周術期合併症の短期リスク、あるいは人工状、運動耐用能の低下、右室拡大ないし右室機能不全、心房弁の長期リスクを、患者に負わせることになる。このように、性あるいは心室性不整脈、中等度～重度の TR のいずれかが逆流の重症度パラメータおよびそれらが血行動態に与えるある状況で、もし重度 PR があれば手術適応と考えられる271。
影響を正確に評価し定量することは最も重要なことである。
⿢もし経胸壁心エコー図が決定的でなく、臨床推論と一致し
PR はその心雑音そのものが印象的ではないために、修復術ないような結果であれば、より正確な評価と分類を行うたが非常にうまくいった場合でない限りは高率に発生する遠めに経食道心エコーや心臓 MRI、もしくは侵襲的検査で血隔期合併症としても認識されていない。それゆえ、画像診断
行動態を評価することを躊躇ってはならない。
を適切に依頼することが必要である。同様に、肺高血圧症のない状況で血行動態的に重要となる PR は、肺動脈弁狭窄にラードプラの 3D 容積を使用できるようになった。これらの対する経カテーテル・外科手術による肺動脈弁形成術あるい方法の重要かつ潜在的な長所は、定量の再現性が高まり、形は弁置換術後、もしくは Ross 手術後の肺動脈ホモグラフト状や大きさの仮定に依存することがなくなり、ワークフローを有する患者で起こりうる。従って、そのような患者では長が改善し、より簡単に日常臨床に統合されていくことであ期にわたるフォローアップが必要となることも重要な点でる。心臓 MRI においては僧帽弁や三尖弁の通過血流の定量ある。
評価において弁輪の動きまで考慮されるように進化し、個々
弁膜症と診断されている無症候性の患者は継続して経過のあるいは複数の弁逆流を定量するための技術力がより高観察されているが、臨床状況に変化がみられる場合にも画像められるようになるだろう。
検査のタイミングが変わる。運動負荷試験は機能的な耐容能や症状がはっきりしない場合に行われる。症状が出現した可能性がある時、確実に症状が出現した時、タイミングの変化
や心雑音の強度に変化がみられた場合は心エコー図や心臓査読者
MRI が繰り返し行われることがある。二尖弁において、新
こ の 文 章 は 2016～2017年 の ア メ リ カ 心 エ コ ー 図 学 会
たな AR の心雑音が聴取される場合、AR の重症度が悪化した可能性の他にも、バルサルバ洞や上行大動脈の拡大が進行 （ASE）ガイドライン・委員会メンバー、ASE ボードメンバー、
ASE Executive 委員会、心臓 MRI 協会の代表に査読された。
した可能性が考えられる。すなわち、心エコー図や心臓Deborah A. Agler, RCT, RDCS, FASE, Federico M. Asch,
MRI、あるいはその両方で包括的に画像診断を行う適応がMD, FASE, Merri L. Bremer, EdD, RN, EDCS, ACS, FASE,
生じる。
Benjamin Byrd, MD, FASE, Hollie D. Carron, RDCS,
FASE, Joao L. Cavalcante, MD, FASE, Scott D. Choyce,
RDCS, RVT, RDMS, FASE, Frederick C. Cobey, MD, FASE,
Ⅸ．未来の方向性
Meryl Cohen, MD, FASE, Patrick H. Collier, MD, PhD,
心血管イメージングは弁膜症患者の診断、予後、管理におFASE, Keith A. Collins, MS, RDCS, FASE, Mary C.
いて大きな影響を与えてきた。一般的に、弁逆流の病変は動Corretti, MD, FASE, Benjamin Eidem, MD, FASE, Mark K.
的性質を持ち、様々な血行動態や生理的状態に依存することFriedberg, MD, FASE, Neal Gerstein, MD, FASE, Edward
から、逆流性弁疾患は最も診断の難しい課題として存在し続A. Gill, MD, FASE, Yvonne E. Gilliland, MD, FASE, Robi
けるだろう。全ての逆流性弁疾患のために、モダリティに関Goswami, MD, FASE, Stephen Heitner, MD, FASE, Lanqi
わらず、弁逆流の重症度やその臨床的重要性を正確に評価す
Hua, RDCS, FASE, Soo H. Kim, MD, MPH, RPVI, FASE,
る目標を達成するために統合的アプローチを取ることが推James N. Kirkpatrick, MD, FASE, Allan L. Klein, MD,
奨されている。 このアプローチにより、生理的状態によっ
FASE, Jonathan R. Lindner, MD, FASE, Rick Meece, ACS,てあるパラメータの正確性が変化しうることが考慮され、主RDCS, RCIS, FASE, Carol Mitchell, PhD, RDMS, RDCS,
要なデータの質も強調され、さらにその解釈に関しても内部
RVT, RT(R), ACS, FASE, Tasneem Naqvi, MD, FASE,
検証が可能になる。未来の開発は超音波や心臓 MRI の技術
Maryellen H. Orsinelli, RN, RDCS, FASE, Andy Pellett,においてさらなる進化を目指すべきである。すなわち、定量
PhD, RCS, RDCS, FASE, Patricia A. Pellikka, MD, FASE,
評価のばらつきを減らすための自動化を増やし、予後予測に
Sue D. Phillip, RCS, FASE, Juan Carlos Plana, MD, FASE,
関連する右心機能の定量と重症度分類に関するデータを増Vera H. Rigolin, MD, FASE, Vandana Sachdev, MD, FASE,
やすことである。リアルタイム 3D イメージングにおいて、 Anita Sadeghpour, MD, FASE, Liza Y. Sanchez, RCS,
時間分解能と空間分解能が向上したことで弁逆流の解像度
FASE, Elaine Shea, ACS, RCS, RCCS, FASE, Roman M.
が上がり、吸い込み血流や Vena Contracta、逆流ジェット
Sniecinski, MD, FASE, Raymond F. Stainback, MD, FASE,
に関する計測の自動化が改善していることは歓迎すべきこCynthia Taub, MD, FASE, Seth Uretsky, MD, Stevenとであろう。最近の進歩に伴い、僧帽弁 67, 272-274 や大動脈
Walling, RCS, RDCS, FASE, Neil J. Weissman, MD, FASE,
弁275、TR243における一回拍出量と PISA を定量化するため
Susan E. Wiegers, MD, FASE, and David H. Wiener, MD,のカラードプラ固有の流速情報を使用できるようになり、カ
FASE.
60

通知と免責事項
このレポートは ASE により ASE メンバーへの無料の参照元として提供されている。このレポートはあくまで推奨としてのみ存在し、医療行為の決定に用いる唯一の根拠として用いてはならないし、あらゆる雇用者に対する懲戒処分のために用いてはならない。このレポートに含まれる全ての勧告と推奨は、科学的に立証されたデータよりも主にエキスパー
トの意見に基づいている。ASE はこのレポートの完全性や正確性に関して、特定の目的のための商品性や体の健康を含
め、明示的あるいは黙示的な保証はしない。ASE はあなた
やあなたの患者、または他の第三者に対し、この情報を頼ってなされたいかなる決定や行動についても一切責任を負わないものとする。またこの情報をあなたが使用しても、それは、あなたが患者に対して医学的助言をしたことであり、
EACVI /ASE が患者に対して医学的助言したという意味ではない、また、EACVI /ASE とあなたの患者または他の誰かとの間の医師－患者関係があらたに形成されるわけでもない。
【神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 太田光彦、
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 大西哲存】

参考文献
1.

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd,
Guyton RA, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management ofpatients with valvular heart disease: executive summary: a report of theAmerican College of Cardiology/American Heart Association Task Forceon Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2014;63:2438-88.
2. Zoghbi WA, Enriquez-Sarano M, Foster E, Grayburn PA, Kraft CD,
Levine RA, et al. Recommendations for evaluation of the severity ofnative valvular regurgitation with two-dimensional and Doppler
echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2003;16:777-802.
3. Lang RM, Badano LP, Tsang W, Adams DH, Agricola E, Buck T, et al.
EAE/ASE recommendations for image acquisition and display using
three-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2012;25:
3-46.
4. Lang RM, Tsang W, Weinert L, Mor-Avi V, Chandra S. Valvular heartdisease. The value of 3-dimensional echocardiography. J Am Coll Cardiol
2011;58:1933-44.
5. American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert
Consensus, Hundley WG, Bluemke DA, Finn JP, Flamm SD, Fogel MA,
et al. ACCF/ACR/AHA/NASCI/SCMR 2010 expert consensus document
on cardiovascular magnetic resonance: a report of the American College
of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents.
J Am Coll Cardiol 2010;55:2614-62.
6. Schulz-Menger J, Bluemke DA, Bremerich J, Flamm SD, Fogel MA,
Friedrich MG, et al. Standardized image interpretation and postprocessing in cardiovascular magnetic resonance: Society for
Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) board of trustees task
force on standardized post processing. J Cardiovasc Magn Reson
2013;15:35.
7. Enriquez-Sarano M, Avierinos JF, Messika-Zeitoun D, Detaint D, Capps
M, Nkomo V, et al. Quantitative determinants of the outcome ofasymptomatic mitral regurgitation. N Engl J Med 2005;352:875-83.
8. Detaint D, Messika-Zeitoun D, Maalouf J, Tribouilloy C, Mahoney DW,
Tajik AJ, et al. Quantitative echocardiographic determinants of clinicaloutcome in asymptomatic patients with aortic regurgitation: a prospective study. JACC Cardiovasc Imaging 2008;1:1-11.
9. Topilsky Y, Nkomo VT, Vatury O, Michelena HI, Letourneau T, Suri RM,
et al. Clinical outcome of isolated tricuspid regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging 2014;7:1185-94.
10. Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Zehr KJ, Bailey KR, Tajik AJ. Ischemic
mitral regurgitation: long-term outcome and prognostic implications
with quantitative Doppler assessment. Circulation 2001;103:1759-64.
11. Sandler H, Dodge HT, Hay RE, Rackley CE. Quantitation of valvularinsufficiency in man by angiocardiography. Am Heart J 1963;65:501-13.
12. Ben Zekry S, Nagueh SF, Little SH, Quinones MA, McCulloch ML,
Karanbir S, et al. Comparative accuracy of two- and three-dimensionaltransthoracic and transesophageal echocardiography in identifying
mitral valve pathology in patients undergoing mitral valve repair:
initial observations. J Am Soc Echocardiogr 2011;24:1079-85.
13. Mantovani F, Clavel MA, Michelena HI, Suri RM, Schaff HV, Enriquez-

Sarano M. Comprehensive imaging in women with organic mitral regurgitation: implications for clinical outcome. JACC Cardiovasc Imaging
2016;9:388-96.
14. Thomson HL, Basmadjian AJ, Rainbird AJ, Razavi M, Avierinos JF,
Pellikka PA, et al. Contrast echocardiography improves the accuracy
and reproducibility of left ventricular remodeling measurements: a prospective, randomly assigned, blinded study. J Am Coll Cardiol 2001;
38:867-75.
15. Mor-Avi V, Jenkins C, Kuhl HP, Nesser HJ, Marwick T, Franke A, et al.
Real-time 3-dimensional echocardiographic quantification of left ventricular volumes: multicenter study for validation with magnetic resonanceimaging and investigation of sources of error. JACC Cardiovasc Imaging
2008;1:413-23.
16. Tribouilloy C, Shen WF, Quere JP, Rey JL, Choquet D, Dufosse H, et al.
Assessment of severity of mitral regurgitation by measuring regurgitant
jet width at its origin with transesophageal Doppler color flow imaging.
Circulation 1992;85:1248-53.
17. Thomas JD, Liu CM, Flachskampf FA, OʼShea JP, Davidoff R, Weyman
AE. Quantification of jet flow by momentum analysis. An in vitro color
Doppler flow study. Circulation 1990;81:247-59.
18. Blevins R. Applied Fluid Dynamics Handbook. New York: Van Nostrand
Reinhold; 1984.
19. Chen CG, Thomas JD, Anconina J, Harrigan P, Mueller L, Picard MH,
et al. Impact of impinging wall jet on color Doppler quantification of
mitral regurgitation. Circulation 1991;84:712-20.
20. Enriquez-Sarano M, Bailey KR, Seward JB, Tajik AJ, Krohn MJ, Mays
JM. Quantitative Doppler assessment of valvular regurgitation.
Circulation 1993;87:841-8.
21. Stewart WJ, Currie PJ, Salcedo EE, Lytle BW, Gill CC, Schiavone WA,
et al. Intraoperative Doppler color flow mapping for decision-making invalve repair for mitral regurgitation. Technique and results in 100 patients. Circulation 1990;81:556-66.
22. Mascherbauer J, Rosenhek R, Bittner B, Binder J, Simon P, Maurer G,
et al. Doppler echocardiographic assessment of valvular regurgitation
severity by measurement of the vena contracta: an in vitro validation
study. J Am Soc Echocardiogr 2005;18:999-1006.
23. Grayburn PA, Appleton CP, DeMaria AN, Greenberg B, Lowes B, Oh J,
et al. Echocardiographic predictors of morbidity and mortality inpatients with advanced heart failure: the Beta-blocker Evaluation ofSurvival Trial (BEST). J Am Coll Cardiol 2005;45:1064-71.
24. Hall SA, Brickner ME, Willett DL, Irani WN, Afridi I, Grayburn PA.
Assessment of mitral regurgitation severity by Doppler color flow mapping of the vena contracta. Circulation 1997;95:636-42.
25. Enriquez-Sarano M, Seward JB, Bailey KR, Tajik AJ. Effective
regurgitant orifice area: a noninvasive Doppler development of an oldhemodynamic concept. J Am Coll Cardiol 1994;23:443-51.
26. Baumgartner H, Schima H, Kuhn P. Value and limitations of proximal
jet dimensions for the quantitation of valvular regurgitation: an in vitro
study using Doppler flow imaging. J Am Soc Echocardiogr 1991;4: 57-66.
27. Kizilbash AM, Willett DL, Brickner ME, Heinle SK, Grayburn PA.
Effects of afterload reduction on vena contracta width in mitral
regurgitation. J Am Coll Cardiol 1998;32:427-31.
28. Tribouilloy CM, Enriquez-Sarano M, Bailey KR, Seward JB, Tajik AJ.
Assessment of severity of aortic regurgitation using the width of thevena contracta: a clinical color Doppler imaging study. Circulation
2000;102:558-64.
29. Tribouilloy CM, Enriquez-Sarano M, Bailey KR, Tajik AJ, Seward JB.
Quantification of tricuspid regurgitation by measuring the width of thevena contracta with Doppler color flow imaging: a clinical study. J Am
Coll Cardiol 2000;36:472-8.
30. Zeng X, Levine RA, Hua L, Morris EL, Kang Y, Flaherty M, et al. Diagnostic value of vena contracta area in the quantification of mitral regurgitation severity by color Doppler 3D echocardiography. Circ Cardiovasc
Imaging 2011;4:506-13.
31. Little SH, Pirat B, Kumar R, Igo SR, McCulloch M, Hartley CJ, et al.
Three- dimensional color Doppler echocardiography for direct
measurement of vena contracta area in mitral regurgitation: in vitro
validation and clinical experience. JACC Cardiovasc Imaging
2008;1:695-704.
32. Yosefy C, Hung J, Chua S, Vaturi M, Ton-Nu TT, Handschumacher MD,
et al. Direct measurement of vena contracta area by real-time 3dimensional echocardiography for assessing severity of mitral regurgitation. Am J Cardiol 2009;104:978-83.
33. Shanks M, Siebelink HM, Delgado V, van de Veire NR, Ng AC, Sieders A,
et al. Quantitative assessment of mitral regurgitation: comparison between three-dimensional transesophageal echocardiography and magnetic resonance imaging. Circ Cardiovasc Imaging 2010;3:694-700.
34. Bargiggia GS, Tronconi L, Sahn DJ, Recusani F, Raisaro A, De Servi S,
et al. A new method for quantitation of mitral regurgitation based on color flow Doppler imaging of flow convergence proximal to regurgitantorifice. Circulation 1991;84:1481-9.
35. Tribouilloy C, Shen WF, Rey JL, Adam MC, Lesbre JP. Mitral to aortic
velocity-time integral ratio. A non-geometric pulsed-Doppler regurgitant index in isolated pure mitral regurgitation. Eur Heart J 1994;61

15:1335-9.
36. Tribouilloy C, Avinee P, Shen WF, Rey JL, Slama M, Lesbre JP. End diastolic flow velocity just beneath the aortic isthmus assessed by pulsed
Doppler echocardiography: a new predictor of the aortic regurgitant
fraction. Br Heart J 1991;65:37-40.
37. Enriquez-Sarano M, Dujardin KS, Tribouilloy CM, Seward JB,
Yoganathan AP, Bailey KR, et al. Determinants of pulmonary venous
flow reversal in mitral regurgitation and its usefulness in determining
the severity of regurgitation. Am J Cardiol 1999;83: 535-41.
38. Klein AL, Obarski TP, Stewart WJ, Casale PN, Pearce GL, Husbands K,
et al. Transesophageal Doppler echocardiography of pulmonary venous
flow: a new marker of mitral regurgitation severity. J Am Coll Cardiol
1991;18:518-26.
39. Pennestri F, Loperfido F, Salvatori MP, Mongiardo R, Ferrazza A,
Guccione P, et al. Assessment of tricuspid regurgitation by pulsed
Doppler ultrasonography of the hepatic veins. Am J Cardiol
1984;54:363-8.
40. Chen M, Luo H, Miyamoto T, Atar S, Kobal S, Rahban M, et al. Correlation of echo-Doppler aortic valve regurgitation index with
angiographic aortic regurgitation severity. Am J Cardiol 2003;92:634-5.
41. Schwammenthal E, Chen C, Benning F, Block M, Breithardt G, Levine
RA. Dynamics of mitral regurgitant flow and orifice area. Physiologic
application of the proximal flow convergence method: clinical data andexperimental testing. Circulation 1994;90:307-22.
42. Grose R, Strain J, Cohen MV. Pulmonary arterial V waves in mitral
regurgitation: clinical and experimental observations. Circulation
1984;69: 214-22.
43. Pizzarello RA, Turnier J, Padmanabhan VT, Goldman MA, Tortolani AJ.
Left atrial size, pressure, and V wave height in patients with isolated,severe, pure mitral regurgitation. Cathet Cardiovasc Diagn 1984;10:445-54.
44. Ishii M, Jones M, Shiota T, Yamada I, Heinrich RS, Holcomb SR, et al.
What is the validity of continuous wave Doppler grading of aortic regurgitation severity? A chronic animal model study. J Am Soc Echocardiogr
1998;11:332-7.
45. Topilsky Y, Michelena H, Bichara V, Maalouf J, Mahoney DW, EnriquezSarano M. Mitral valve prolapse with mid-late systolic mitral regurgitation: pitfalls of evaluation and clinical outcome compared withholosystolic regurgitation. Circulation 2012;125:1643-51.
46. Rokey R, Sterling LL, Zoghbi WA, Sartori MP, Limacher MC, Kuo LC, etal. Determination of regurgitant fraction in isolated mitral or aortic
regurgitation by pulsed Doppler two-dimensional echocardiography. J
Am Coll Cardiol 1986;7:1273-8.
47. Lewis JF, Kuo LC, Nelson JG, Limacher MC, Quinones MA. Pulsed
Doppler echocardiographic determination of stroke volume and cardiac
output: clinical validation of two new methods using the apical window.
Circulation 1984;70:425-31.
48. Thavendiranathan P, Liu S, Datta S, Walls M, Nitinunu A, Van Houten T,
et al. Automated quantification of mitral inflow and aortic outflow
stroke volumes by three-dimensional real-time volume color-flow
Doppler transthoracic echocardiography: comparison with pulsed-wave
Doppler and cardiac magnetic resonance imaging. J Am Soc
Echocardiogr 2012; 25:56-65.
49. Blumlein S, Bouchard A, Schiller NB, Dae M, Byrd BF 3rd, Ports T, etal. Quantitation of mitral regurgitation by Doppler echocardiography.
Circulation 1986;74:306-14.
50. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, etal. Recommendations for cardiac chamber quantification byechocardiography in adults: an update from the American Society of
Echocardiography and the European Association of Cardiovascular
Imaging. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-3914.
51. Hundley WG, Kizilbash AM, Afridi I, Franco F, Peshock RM, Grayburn
PA. Administration of an intravenous perfluorocarbon contrast agent
improves echocardiographic determination of left ventricular volumes
and ejection fraction: comparison with cine magnetic resonance imaging.
J Am Coll Cardiol 1998;32:1426-32.
52. Vandervoort PM, Rivera JM, Mele D, Palacios IF, Dinsmore RE,
Weyman AE, et al. Application of color Doppler flow mapping to calculate effective regurgitant orifice area. An in vitro study and initialclinical observations. Circulation 1993;88:1150-6.
53. Enriquez-Sarano M, Miller FA Jr., Hayes SN, Bailey KR, Tajik AJ,
Seward JB. Effective mitral regurgitant orifice area: clinical use andpitfalls of the proximal isovelocity surface area method. J Am Coll
Cardiol 1995; 25:703-9.
54. Tribouilloy CM, Enriquez-Sarano M, Fett SL, Bailey KR, Seward JB,
Tajik AJ. Application of the proximal flow convergence method to calculate the effective regurgitant orifice area in aortic regurgitation. J Am
Coll Cardiol 1998;32:1032-9.
55. Rivera M, Vandervoort PM, Mele D, Siu S, Morris E, Weyman AE, et al.
Quantification of tricuspid regurgitation by means of the proximal flow
convergence method: a clinical study. Am Heart J 1994;127:1354-62.
56. Rivera JM, Vandervoort PM, Thoreau DH, Levine RA, Weyman AE,
Thomas JD. Quantification of mitral regurgitation with the proximal
flow convergence method: a clinical study. Am Heart J 1992;124: 1289-

96.
57. Buck T, Plicht B, Kahlert P, Schenk IM, Hunold P, Erbel R. Effect of dynamic flow rate and orifice area on mitral regurgitant stroke volume
quantification using the proximal isovelocity surface area method. J Am
Coll Cardiol 2008;52:767-78.
58. Hung J, Otsuji Y, Handschumacher MD, Schwammenthal E, Levine RA.
Mechanism of dynamic regurgitant orifice area variation in functional
mitral regurgitation: physiologic insights from the proximal flow convergence technique. J Am Coll Cardiol 1999;33:538-45.
59. Enriquez-Sarano M, Sinak LJ, Tajik AJ, Bailey KR, Seward JB.
Changes in effective regurgitant orifice throughout systole in patientswith mitral valve prolapse. A clinical study using the proximal
isovelocity surface area method. Circulation 1995;92:2951-8.
60. Pu M, Vandervoort PM, Griffin BP, Leung DY, Stewart WJ, Cosgrove
DM 3rd, et al. Quantification of mitral regurgitation by the proximal
convergence method using transesophageal echocardiography. Clinicalvalidation of a geometric correction for proximal flow constraint.
Circulation 1995;92:2169-77.
61. Matsumura Y, Fukuda S, Tran H, Greenberg NL, Agler DA, Wada N, etal. Geometry of the proximal isovelocity surface area in mitral
regurgitation by 3-dimensional color Doppler echocardiography:
difference between functional mitral regurgitation and prolapse
regurgitation. Am Heart J 2008;155:231-8.
62. Iwakura K, Ito H, Kawano S, Okamura A, Kurotobi T, Date M, et al.
Comparison of orifice area by transthoracic three-dimensional Doppler
echocardiography versus proximal isovelocity surface area (PISA)
method for assessment of mitral regurgitation. Am J Cardiol 2006;97:
1630-7.
63. Mitter SS, Wagner GJ, Barker AJ, Markl M, Thomas JD. Impact ofassuming a circular orifice on flow error through elliptical regurgitantorifices: a computational fluid dynamics (CFD) analysis. Circulation
2015; 132:A16560.
64. Simpson IA, Shiota T, Gharib M, Sahn DJ. Current status of flow
convergence for clinical applications: is it a leaning tower of ʻʻPISAʼʼ ? J
Am Coll Cardiol 1996;27:504-9.
65. Yosefy C, Levine RA, Solis J, Vaturi M, Handschumacher MD, Hung J.
Proximal flow convergence region as assessed by real-time 3dimensional echocardiography: challenging the hemispheric assumption. J Am Soc Echocardiogr 2007;20:389-96.
66. Little SH, Igo SR, Pirat B, McCulloch M, Hartley CJ, Nose Y, et al. In
vitro validation of real-time three-dimensional color Doppler
echocardiography for direct measurement of proximal isovelocity surface
area in mitral regurgitation. Am J Cardiol 2007;99:1440-7.
67. Thavendiranathan P, Liu S, Datta S, Rajagopalan S, Ryan T, Igo SR, etal. Quantification of chronic functional mitral regurgitation byautomated 3-dimensional peak and integrated proximal isovelocity
surface area and stroke volume techniques using realtime
3-dimensional volume color Doppler echocardiography: in vitro andclinical validation. Circ Cardiovasc Imaging 2013;6: 125-33.
68. Carr JC, Simonetti O, Bundy J, Li D, Pereles S, Finn JP. Cine MR
angiography of the heart with segmented true fast imaging with steadystate precession. Radiology 2001;219:828-34.
69. Kramer CM, Barkhausen J, Flamm SD, Kim RJ, Nagel E, the Society
for Cardiovascular Magnetic Resonance Board of Trustees Task Forceon Standardized Protocols. Standardized cardiovascular magnetic
resonance (CMR) protocols 2013 update. J Cardiovasc Magn Reson
2013;15:91.
70. Hori Y, Yamada N, Higashi M, Hirai N, Nakatani S. Rapid evaluation ofright and left ventricular function and mass using real-time true-FISP
cine MR imaging without breath-hold: comparison with segmented trueFISP cine MR imaging with breath-hold. J Cardiovasc Magn Reson
2003;5: 439-50.
71. Hudsmith LE, Petersen SE, Francis JM, Robson MD, Neubauer S.
Normal human left and right ventricular and left atrial dimensions
using steady state free precession magnetic resonance imaging. J
Cardiovasc Magn Reson 2005;7:775-82.
72. Maceira AM, Cosin-Sales J, Roughton M, Prasad SK, Pennell DJ.
Reference left atrial dimensions and volumes by steady state free
precession cardiovascular magnetic resonance. J Cardiovasc Magn
Reson 2010; 12:65.
73. Gleeson TG, Mwangi I, Horgan SJ, Cradock A, Fitzpatrick P, Murray
JG. Steady-state free-precession (SSFP) cine MRI in distinguishingnormal and bicuspid aortic valves. J Magn Reson Imaging 2008;28:8738.
74. Evans AJ, Blinder RA, Herfkens RJ, Spritzer CE, Kuethe DO, Fram
EK, et al. Effects of turbulence on signal intensity in gradient echo
images. Invest Radiol 1988;23:512-8.
75. Krombach GA, Kuhl H, Bucker A, Mahnken AH, Spuntrup E, Lipke C,
et al. Cine MR imaging of heart valve dysfunction with segmented true
fast imaging with steady state free precession. J Magn Reson Imaging
2004;19:59-67.
76. Debl K, Djavidani B, Buchner S, Heinicke N, Fredersdorf S, Haimerl J,
et al. Assessment of the anatomic regurgitant orifice in aortic
regurgitation: a clinical magnetic resonance imaging study. Heart

62

2008;94:e8.
77. Buchner S, Debl K, Poschenrieder F, Feuerbach S, Riegger GA, Luchner
A, et al. Cardiovascular magnetic resonance for direct assessment ofanatomic regurgitant orifice in mitral regurgitation. Circ Cardiovasc
Imaging 2008;1:148-55.
78. Chatzimavroudis GP, Oshinski JN, Franch RH, Walker PG, Yoganathan
AP, Pettigrew RI. Evaluation of the precision of magnetic resonancephase velocity mapping for blood flow measurements. J Cardiovasc
Magn Reson 2001;3:11-9.
79. Hundley WG, Li HF, Hillis LD, Meshack BM, Lange RA, Willard JE, etal. Quantitation of cardiac output with velocity-encoded, phasedifference magnetic resonance imaging. Am J Cardiol 1995;75:1250-5.
80. Sondergaard L, Lindvig K, Hildebrandt P, Thomsen C, Stahlberg F,
Joen T, et al. Quantification of aortic regurgitation by magnetic
resonance velocity mapping. Am Heart J 1993;125:1081-90.
81. Sondergaard L, Thomsen C, Stahlberg F, Gymoese E, Lindvig K,
Hildebrandt P, et al. Mitral and aortic valvular flow: quantification with
MR phase mapping. J Magn Reson Imaging 1992;2:295-302.
82. Gatehouse PD, Rolf MP, Graves MJ, Hofman MB, Totman J, Werner B,
et al. Flow measurement by cardiovascular magnetic resonance: a multicentre multi-vendor study of background phase offset errors that cancompromise the accuracy of derived regurgitant or shunt flow measurements. J Cardiovasc Magn Reson 2010;12:5.
83. Wilkoff BL, Bello D, Taborsky M, Vymazal J, Kanal E, Heuer H, et al.
Magnetic resonance imaging in patients with a pacemaker system designed for the magnetic resonance environment. Heart Rhythm 2011;
8:65-73.
84. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd,
Guyton RA, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014;129:e521-643.
85. Gelfand EV, Hughes S, Hauser TH, Yeon SB, Goepfert L, Kissinger KV,
et al. Severity of mitral and aortic regurgitation as assessed bycardiovascular magnetic resonance: optimizing correlation with Doppler
echocar- diography. J Cardiovasc Magn Reson 2006;8:503-7.
86. Myerson SG, dʼ Arcy J, Mohiaddin R, Greenwood JP, Karamitsos TF,
Francis JM, et al. Aortic regurgitation quantification using
cardiovascular magnetic resonance: association with clinical outcome.
Circulation 2012; 126:1452-60.
87. Myerson SG, dʼ Arcy J, Christiansen JP, Dobson LE, Mohiaddin R,
Francis JM, et al. Determination of clinical outcome in mitral
regurgitation with cardiovascular magnetic resonance quantification.
Circulation 2016; 133:2287-96.
88. Expert Panel on MR Safety, Kanal E, Barkovich AJ, Bell C, Borgstede
JP, Bradley WG Jr, et al. ACR guidance document on MR safe practices:
2013. J Magn Reson Imaging 2013;37:501-30.
89. Honey M, Gough JH, Katsaros S, Miller GA, Thuraisingham V. Leftventricular cine-angio-cardiography in the assessment of mitral
regurgitation. Br Heart J 1969;31:596-602.
90. Baron MG. Angiocardiographic evaluation of valvular insufficiency. Circulation 1971;43:599-605.
91. McCarthy KP, Ring L, Rana BS. Anatomy of the mitral valve:
understanding the mitral valve complex in mitral regurgitation. Eur J
Echocardiogr 2010;11:i3-9.
92. Silbiger JJ. Novel pathogenetic mechanisms and structural adaptationsin ischemic mitral regurgitation. J Am Soc Echocardiogr 2013;26: 110717.
93. Chikwe J, Adams DH, Su KN, Anyanwu AC, Lin HM, Goldstone AB, etal. Can three-dimensional echocardiography accurately predict
complexity of mitral valve repair? Eur J Cardiothorac Surg 2012;41:
518-24.
94. Carpentier A. Cardiac valve surgery—the ʻʻFrench correctionʼʼ . J
Thorac Cardiovasc Surg 1983;86:323-37.
95. Freed LA, Levy D, Levine RA, Larson MG, Evans JC, Fuller DL, et al.
Prevalence and clinical outcome of mitral-valve prolapse. N Engl J Med
1999;341:1-7.
96. Levine RA, Handschumacher MD, Sanfilippo AJ, Hagege AA, Harrigan
P, Marshall JE, et al. Three-dimensional echocardiographic
reconstruction of the mitral valve, with implications for the diagnosis of
mitral valve prolapse. Circulation 1989;80:589-98.
97. Ling LH, Enriquez-Sarano M, Seward JB, Tajik AJ, Schaff HV, Bailey
KR, et al. Clinical outcome of mitral regurgitation due to flail leaflet. N
Engl J Med 1996;335:1417-23.
98. Grigioni F, Enriquez-Sarano M, Ling LH, Bailey KR, Seward JB, Tajik
AJ, et al. Sudden death in mitral regurgitation due to flail leaflet. J Am
Coll Cardiol 1999;34:2078-85.
99. Levine HJ, Gaasch WH. Vasoactive drugs in chronic regurgitant lesionsof the mitral and aortic valves. J Am Coll Cardiol 1996;28:1083-91.
100. Grigioni F, Tribouilloy C, Avierinos JF, Barbieri A, Ferlito M, Trojette F,
et al. Outcomes in mitral regurgitation due to flail leaflets a multicenter
European study. JACC Cardiovasc Imaging 2008;1:133-41.
101. Otsuji Y, Handschumacher MD, Liel-Cohen N, Tanabe H, Jiang L,
Schwammenthal E, et al. Mechanism of ischemic mitral regurgitation

with segmental left ventricular dysfunction: three-dimensional echocardiographic studies in models of acute and chronic progressive regurgitation. J Am Coll Cardiol 2001;37:641-8.
102. Godley RW, Wann LS, Rogers EW, Feigenbaum H, Weyman AE. Incomplete mitral leaflet closure in patients with papillary muscle
dysfunction. Circulation 1981;63:565-71.
103. Levine RA, Schwammenthal E. Ischemic mitral regurgitation on thethreshold of a solution: from paradoxes to unifying concepts. Circulation
2005;112:745-58.
104. Gorman JH 3rd, Jackson BM, Gorman RC, Kelley ST, Gikakis N,
Edmunds LH Jr. Papillary muscle discoordination rather than increased
annular area facilitates mitral regurgitation after acute posterior
myocardial infarction. Circulation 1997;96(9 Suppl):II124-7.
105. Tibayan FA, Rodriguez F, Zasio MK, Bailey L, Liang D, Daughters GT,
et al. Geometric distortions of the mitral valvular-ventricular complex
in chronic ischemic mitral regurgitation. Circulation 2003;108(Suppl
1):II116-21.
106. Kwan J, Shiota T, Agler DA, Popovic ZB, Qin JX, Gillinov MA, et al.
Geometric differences of the mitral apparatus between ischemic anddilated cardiomyopathy with significant mitral regurgitation: real-time
threedimensional echocardiography study. Circulation 2003;107:113540.
107. Carabello BA. Ischemic mitral regurgitation and ventricular remodeling.
J Am Coll Cardiol 2004;43:384-5.
108. Golba K, Mokrzycki K, Drozdz J, Cherniavsky A, Wrobel K, Roberts BJ,
et al. Mechanisms of functional mitral regurgitation in ischemic cardiomyopathy determined by transesophageal echocardiography (from theSurgical Treatment for Ischemic Heart Failure Trial). Am J Cardiol
2013;112:1812-8.
109. Kaji S, Nasu M, Yamamuro A, Tanabe K, Nagai K, Tani T, et al. Annulargeometry in patients with chronic ischemic mitral regurgitation: threedimensional magnetic resonance imaging study. Circulation 2005; 112(9Suppl):I409-14.
110. Boltwood CM, Tei C, Wong M, Shah PM. Quantitative echocardiographyof the mitral complex in dilated cardiomyopathy: the mechanism offunctional mitral regurgitation. Circulation 1983;68:498-508.
111. Gertz ZM, Raina A, Saghy L, Zado ES, Callans DJ, Marchlinski FE, etal. Evidence of atrial functional mitral regurgitation due to atrial
fibrillation: reversal with arrhythmia control. J Am Coll Cardiol
2011;58:1474-81.
112. van Rosendael PJ, Katsanos S, Kamperidis V, Roos CJ, Scholte AJ,
Schalij MJ, et al. New insights on Carpentier I mitral regurgitationfrom multidetector row computed tomography. Am J Cardiol 2014;114:
763-8.
113. Khoury AF, Afridi I, Quinones MA, Zoghbi WA. Transesophageal echocardiography in critically ill patients: feasibility, safety, and impact onmanagement. Am Heart J 1994;127:1363-71.
114. Yoran C, Yellin EL, Becker RM, Gabbay S, Frater RW, Sonnenblick EH.
Dynamic aspects of acute mitral regurgitation: effects of ventricular volume, pressure and contractility on the effective regurgitant orifice area.
Circulation 1979;60:170-6.
115. Gisbert A, Souliere V, Denault AY, Bouchard D, Couture P, Pellerin M,
et al. Dynamic quantitative echocardiographic evaluation of mitral
regurgitation in the operating department. J Am Soc Echocardiogr
2006;19: 140-6.
116. Shiran A, Merdler A, Ismir E, Ammar R, Zlotnick AY, Aravot D, et al. Intraoperative transesophageal echocardiography using a quantitative dynamic loading test for the evaluation of ischemic mitral regurgitation. J
Am Soc Echocardiogr 2007;20:690-7.
117. Mihalatos DG, Gopal AS, Kates R, Toole RS, Bercow NR, Lamendola C,
et al. Intraoperative assessment of mitral regurgitation: role ofphenylephrine challenge. J Am Soc Echocardiogr 2006;19:1158-64.
118. Nagueh SF, Bierig SM, Budoff MJ, Desai M, Dilsizian V, Eidem B, et al.
American Society of Echocardiography clinical recommendations for
multimodality cardiovascular imaging of patients with hypertrophic cardiomyopathy: endorsed by the American Society of Nuclear Cardiology,
Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Soc Echocardiogr 2011;24: 47398.
119. Grigg LE, Wigle ED, Williams WG, Daniel LB, Rakowski H.
Transesophageal Doppler echocardiography in obstructive hypertrophic
cardiomyopathy: clarification of pathophysiology and importance inintraoperative decision making. J Am Coll Cardiol 1992;20:42-52.
120. Sherrid MV, Wever-Pinzon O, Shah A, Chaudhry FA. Reflections of inflections in hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2009;54:
212-9.
121. Mark JB, Chetham PM. Ventricular pacing can induce hemodynamically significant mitral valve regurgitation. Anesthesiology 1991;74: 3757.
122. Alizadeh A, Sanati HR, Haji-Karimi M, Yazdi AH, Rad MA, Haghjoo M,
et al. Induction and aggravation of atrioventricular valve regurgitationin the course of chronic right ventricular apical pacing. Europace
2011;13: 1587-90.
123. Sutton MG, Plappert T, Hilpisch KE, Abraham WT, Hayes DL, Chinchoy63

E. Sustained reverse left ventricular structural remodeling with cardiac
resynchronization at one year is a function of etiology: quantitative
Doppler echocardiographic evidence from the Multicenter In- Sync
Randomized Clinical Evaluation (MIRACLE). Circulation 2006;
113:266-72.
124. Di Biase L, Auricchio A, Mohanty P, Bai R, Kautzner J, Pieragnoli P, etal. Impact of cardiac resynchronization therapy on the severity of mitral
regurgitation. Europace 2011;13:829-38.
125. Onishi T, Onishi T, Marek JJ, Ahmed M, Haberman SC, Oyenuga O, etal. Mechanistic features associated with improvement in mitral regurgitation after cardiac resynchronization therapy and their relation to
longterm patient outcome. Circ Heart Fail 2013;6:685-93.
126. van Bommel RJ, Marsan NA, Delgado V, Borleffs CJ, van Rijnsoever EP,
Schalij MJ, et al. Cardiac resynchronization therapy as a therapeutic
option in patients with moderate-severe functional mitral regurgitationand high operative risk. Circulation 2011;124:912-9.
127. Panidis IP, Ross J, Munley B, Nestico P, Mintz GS. Diastolic mitral
regurgitation in patients with atrioventricular conduction
abnormalities: a common finding by Doppler echocardiography. J Am
Coll Cardiol 1986;7: 768-74.
128. Lancellotti P, Moura L, Pierard LA, Agricola E, Popescu BA, Tribouilloy
C, et al. European Association of Echocardiography recommendations
for the assessment of valvular regurgitation. Part 2: mitral and tricuspid
regurgitation (native valve disease). Eur J Echocardiogr 2010;11:307-32.
129. Diebold B, Delouche A, Delouche P, Guglielmi JP, Dumee P, Herment A.
In vitro flow mapping of regurgitant jets. Systematic description of free
jet with laser Doppler velocimetry. Circulation 1996;94:158-69.
130. Altiok E, Hamada S, van Hall S, Hanenberg M, Dohmen G, Almalla M,
et al. Comparison of direct planimetry of mitral valve regurgitation
orifice area by three-dimensional transesophageal echocardiography toeffective regurgitant orifice area obtained by proximal flow convergence
method and vena contracta area determined by color Doppler echocardiography. Am J Cardiol 2011;107:452-8.
131. Kahlert P, Plicht B, Schenk IM, Janosi RA, Erbel R, Buck T. Direct
assessment of size and shape of noncircular vena contracta area infunctional versus organic mitral regurgitation using real-time threedimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2008;21:912-21.
132. Matsumura Y, Saracino G, Sugioka K, Tran H, Greenberg NL, Wada N,
et al. Determination of regurgitant orifice area with the use of a new
three-dimensional flow convergence geometric assumption in functional
mitral regurgitation. J Am Soc Echocardiogr 2008;21:1251-6.
133. Marsan NA, Westenberg JJ, Ypenburg C, Delgado V, van Bommel RJ,
Roes SD, et al. Quantification of functional mitral regurgitation by realtime 3D echocardiography: comparison with 3D velocity-encoded cardiac magnetic resonance. JACC Cardiovasc Imaging 2009;2:1245-52.
134. Biner S, Rafique A, Rafii F, Tolstrup K, Noorani O, Shiota T, et al.
Reproducibility of proximal isovelocity surface area, vena contracta, andregurgitant jet area for assessment of mitral regurgitation severity.
JACC Cardiovasc Imaging 2010;3:235-43.
135. Grigioni F, Detaint D, Avierinos JF, Scott C, Tajik J, Enriquez-Sarano M.
Contribution of ischemic mitral regurgitation to congestive heart failure
after myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2005;45:260-7.
136. Lancellotti P, Troisfontaines P, Toussaint AC, Pierard LA. Prognostic
importance of exercise-induced changes in mitral regurgitation in patients with chronic ischemic left ventricular dysfunction. Circulation
2003;108:1713-7.
137. Rossi A, Dini FL, Faggiano P, Agricola E, Cicoira M, Frattini S, et al. Independent prognostic value of functional mitral regurgitation inpatients with heart failure. A quantitative analysis of 1256 patients withischaemic and non-ischaemic dilated cardiomyopathy. Heart 2011;97:1675-80.
138. Pu M, Prior DL, Fan X, Asher CR, Vasquez C, Griffin BP, et al. Calculation of mitral regurgitant orifice area with use of a simplified proximal
convergence method: initial clinical application. J Am Soc Echocardiogr
2001;14:180-5.
139. Kizilbash AM, Hundley WG, Willett DL, Franco F, Peshock RM,
Grayburn PA. Comparison of quantitative Doppler with magnetic resonance imaging for assessment of the severity of mitral regurgitation.
Am J Cardiol 1998;81:792-5.
140. Dujardin KS, Enriquez-Sarano M, Bailey KR, Nishimura RA, Seward
JB, Tajik AJ. Grading of mitral regurgitation by quantitative Doppler
echocardiography: calibration by left ventricular angiography in routine
clinical practice. Circulation 1997;96:3409-15.
141. Pu M, Griffin BP, Vandervoort PM, Stewart WJ, Fan X, Cosgrove DM,
et al. The value of assessing pulmonary venous flow velocity forpredicting severity of mitral regurgitation: a quantitative assessment
integrating left ventricular function. J Am Soc Echocardiogr
1999;12:736-43.
142. Grayburn PA, Foster E, Sangli C, Weissman NJ, Massaro J, Glower DG,
et al. Relationship between the magnitude of reduction in mitral
regurgitation severity and left ventricular and left atrial reverse
remodeling after MitraClip therapy. Circulation 2013;128:1667-74.
143. Lancellotti P, Cosyns B, Zacharakis D, Attena E, Van Camp G, Gach O,
et al. Importance of left ventricular longitudinal function and functional

reserve in patients with degenerative mitral regurgitation: assessment
by two-dimensional speckle tracking. J Am Soc Echocardiogr 2008;21:
1331-6.
144. Witkowski TG, Thomas JD, Debonnaire PJ, Delgado V, Hoke U, Ewe
SH, et al. Global longitudinal strain predicts left ventricular dysfunction
after mitral valve repair. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2013;14:6976.
145. Messika-Zeitoun D, Bellamy M, Avierinos JF, Breen J, Eusemann C,
Rossi A, et al. Left atrial remodelling in mitral regurgitation—methodologic approach, physiological determinants, and outcome implications: aprospective quantitative Doppler-echocardiographic and electron beamcomputed tomographic study. Eur Heart J 2007;28:1773-81.
146. Leung DY, Griffin BP, Stewart WJ, Cosgrove DM 3rd, Thomas JD,
Marwick TH. Left ventricular function after valve repair for chronic
mitral regurgitation: predictive value of preoperative assessment ofcontractile reserve by exercise echocardiography. J Am Coll Cardiol
1996;28: 1198-205.
147. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E, Dion R, Filippatos G,
et al. Guidelines on the management of valvular heart disease: the Task
Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European
Society of Cardiology. Eur Heart J 2007;28:230-68.
148. Buchner S, Poschenrieder F, Hamer OW, Jungbauer C, Resch M, Birner
C, et al. Direct visualization of regurgitant orifice by CMR reveals
differential asymmetry according to etiology of mitral regurgitation.
JACC Cardiovasc Imaging 2011;4:1088-96.
149. Gabriel RS, Kerr AJ, Raffel OC, Stewart FA, Cowan BR, Occleshaw CJ.
Mapping of mitral regurgitant defects by cardiovascular magnetic resonance in moderate or severe mitral regurgitation secondary to mitralvalve prolapse. J Cardiovasc Magn Reson 2008;10:16.
150. Han Y, Peters DC, Salton CJ, Bzymek D, Nezafat R, Goddu B, et al.
Cardiovascular magnetic resonance characterization of mitral valve
prolapse. JACC Cardiovasc Imaging 2008;1:294-303.
151. Chinitz JS, Chen D, Goyal P, Wilson S, Islam F, Nguyen T, et al. Mitral
apparatus assessment by delayed enhancement CMR: relative impact of
infarct distribution on mitral regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging
2013;6:220-34.
152. Srichai MB, Grimm RA, Stillman AE, Gillinov AM, Rodriguez LL,
Lieber ML, et al. Ischemic mitral regurgitation: impact of the left
ventricle and mitral valve in patients with left ventricular systolic
dysfunction. Ann Thorac Surg 2005;80:170-8.
153. Aurigemma G, Reichek N, Schiebler M, Axel L. Evaluation of mitral
regurgitation by cine magnetic resonance imaging. Am J Cardiol 1990;
66:621-5.
154. Pflugfelder PW, Sechtem UP, White RD, Cassidy MM, Schiller NB,
Higgins CB. Noninvasive evaluation of mitral regurgitation by analysisof left atrial signal loss in cine magnetic resonance. Am Heart J 1989;
117:1113-9.
155. Hundley WG, Li HF, Willard JE, Landau C, Lange RA, Meshack BM, etal. Magnetic resonance imaging assessment of the severity of mitral
regurgitation. Comparison with invasive techniques. Circulation
1995;92:1151-8.
156. Kon MW, Myerson SG, Moat NE, Pennell DJ. Quantification of regurgitant fraction in mitral regurgitation by cardiovascular magnetic resonance: comparison of techniques. J Heart Valve Dis 2004;13:600-7.
157. Fujita N, Chazouilleres AF, Hartiala JJ, Oʼ Sullivan M, Heidenreich P,
Kaplan JD, et al. Quantification of mitral regurgitation by velocityencoded cine nuclear magnetic resonance imaging. J Am Coll Cardiol
1994;23:951-8.
158. Maceira AM, Prasad SK, Khan M, Pennell DJ. Reference rightventricular systolic and diastolic function normalized to age, gender andbody surface area from steady-state free precession cardiovascularmagnetic resonance. Eur Heart J 2006;27:2879-88.
159. Maceira AM, Prasad SK, Khan M, Pennell DJ. Normalized left ventricular systolic and diastolic function by steady state free precession cardiovascular magnetic resonance. J Cardiovasc Magn Reson 2006;8: 41726.
160. Cawley PJ, Hamilton-Craig C, Owens DS, Krieger EV, Strugnell WE,
Mitsumori L, et al. Prospective comparison of valve regurgitation
quantitation by cardiac magnetic resonance imaging and transthoracic
echocardiography. Circ Cardiovasc Imaging 2013;6:48-57.
161. Uretsky S, Gillam L, Lang R, Chaudhry FA, Argulian E, Supariwala A,
et al. Discordance between echocardiography and MRI in theassessment of mitral regurgitation severity: a prospective multicenter
trial. J Am Coll Cardiol 2015;65:1078-88.
162. Lopez-Mattei JC, Ibrahim H, Shaikh KA, Little SH, Shah DJ,
Maragiannis D, et al. Comparative assessment of mitral regurgitation
severity by transthoracic echocardiography and cardiac magnetic resonance using an integrative and quantitative approach. Am J Cardiol
2016;117:264-70.
163. Grayburn PA, Carabello B, Hung J, Gillam LD, Liang D, Mack MJ, etal. Defining ʻʻsevereʼʼ secondary mitral regurgitation: emphasizing an
integrated approach. J Am Coll Cardiol 2014;64:2792-801.
164. Cioffi G, Tarantini L, De Feo S, Pulignano G, Del Sindaco D, Stefenelli C,
et al. Functional mitral regurgitation predicts 1-year mortality in64elderly patients with systolic chronic heart failure. Eur J Heart Fail
2005;7:1112-7.
165. Marwick TH, Zoghbi WA, Narula J. Redrawing the borders: considering
guideline revision in functional mitral regurgitation. JACC Cardiovasc
Imaging 2014;7:333-5.
166. Beigel R, Siegel RJ. Should the guidelines for the assessment of theseverity of functional mitral regurgitation be redefined? JACC Cardiovasc Imaging 2014;7:313-4.
167. Trichon BH, Felker GM, Shaw LKL, Cabell CH, OʼConnor CM. Relationof frequency and severity of mitral regurgitation to survival among
patients with left ventricular systolic dysfunction and heart failure. Am
J Cardiol 2003;91:538-43.
168. Deja MA, Grayburn PA, Sun B, Rao V, She L, Krejca M, et al. Influenceof mitral regurgitation repair on survival in the surgical treatment forischemic heart failure trial. Circulation 2012;125:2639-48.
169. Michler RE, Smith PK, Parides MK, Ailawadi G, Thourani V, Moskowitz
AJ, et al. Two-year outcomes of surgical treatment of moderate ischemic
mitral regurgitation. N Engl J Med 2016;374: 1932-41.
170. Anderson RH. Clinical anatomy of the aortic root. Heart 2000;84:670-3.
171. Carr JA, Savage EB. Aortic valve repair for aortic insufficiency inadults: a contemporary review and comparison with replacement
techniques. Eur J Cardiothorac Surg 2004;25:6-15.
172. Shapira N, Fernandez J, McNicholas KW, Serra AJ, Hirschfeld K,
Spagna PM, et al. Hypertrophy of nodules of Arantius and aortic
insufficiency: pathophysiology and repair. Ann Thorac Surg 1991;
51:969-72.
173. Bekeredjian R, Grayburn PA. Valvular heart disease: aortic
regurgitation. Circulation 2005;112:125-34.
174. Michelena HI, Prakash SK, Della Corte A, Bissell MM, Anavekar N,
Mathieu P, et al. Bicuspid aortic valve: identifying knowledge gaps andrising to the challenge from the International Bicuspid Aortic Valve
Consortium (BAVCon). Circulation 2014;129:2691-704.
175. Sievers HH, Schmidtke C. A classification system for the bicuspid aortic
valve from 304 surgical specimens. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:
1226-33.
176. Hahn RT, Roman MJ, Mogtader AH, Devereux RB. Association of aortic
dilation with regurgitant, stenotic and functionally normal bicuspid
aortic valves. J Am Coll Cardiol 1992;19:283-8.
177. Detaint D, Michelena HI, Nkomo VT, Vahanian A, Jondeau G, Sarano
ME. Aortic dilatation patterns and rates in adults with bicuspid aortic
valves: a comparative study with Marfan syndrome and degenerative
aortopathy. Heart 2014;100:126-34.
178. Roberts WC, Vowels TJ, Ko JM, Filardo G, Hebeler RF Jr., Henry AC, etal. Comparison of the structure of the aortic valve and ascending aorta
in adults having aortic valve replacement for aortic stenosis versus forpure aortic regurgitation and resection of the ascending aorta for aneurysm. Circulation 2011;123:896-903.
179. Chan KL, Stinson WA, Veinot JP. Reliability of transthoracic
echocardiography in the assessment of aortic valve morphology:
pathological correlation in 178 patients. Can J Cardiol 1999;15:48-52.
180. El Khoury G, Glineur D, Rubay J, Verhelst R, dʼAcoz Y, Poncelet A, etal. Functional classification of aortic root/valve abnormalities and theircorrelation with etiologies and surgical procedures. Curr Opin Cardiol
2005;20:115-21.
181. Boodhwani M, de Kerchove L, Glineur D, Poncelet A, Rubay J, Astarci P,
et al. Repair-oriented classification of aortic insufficiency: impact on surgical techniques and clinical outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;
137:286-94.
182. Shiota T, Jones M, Agler DA, McDonald RW, Marcella CP, Qin JX, et al.
New echocardiographic windows for quantitative determination of aortic
regurgitation volume using color Doppler flow convergence and vena
contracta. Am J Cardiol 1999;83:1064-8.
183. Griffin BP, Flachskampf FA, Siu A, Weyman AE, Thomas JD. The effects
of regurgitant orifice size, chamber compliance, and systemic vascular
resistance on aortic regurgitant velocity slope and pressure half-time.
Am Heart J 1991;122:1049-56.
184. Griffin BP, Flachskampf FA, Reimold SC, Lee RT, Thomas JD. Relationship of aortic regurgitant velocity slope and pressure half-time toseverity of aortic regurgitation under changing haemodynamic
conditions. Eur Heart J 1994;15:681-5.
185. Reynolds HR, Jagen MA, Tunick PA, Kronzon I. Sensitivity of transthoracic versus transesophageal echocardiography for the detection ofnative valve vegetations in the modern era. J Am Soc Echocardiogr
2003;16:67-70.
186. Roldan CA, Qualls CR, Sopko KS, Sibbitt WL Jr. Transthoracic versus
transesophageal echocardiography for detection of Libman-Sacks endocarditis: a randomized controlled study. J Rheumatol 2008;35:224-9.
187. La Canna G, Maisano F, De Michele L, Grimaldi A, Grassi F, Capritti E,
et al. Determinants of the degree of functional aortic regurgitation inpatients with anatomically normal aortic valve and ascending thoracic
aorta aneurysm. Transoesophageal Doppler echocardiography study.
Heart 2009;95:130-6.
188. Keane MG, Wiegers SE, Yang E, Ferrari VZ, St John Sutton MG,
Bavaria JE. Structural determinants of aortic regurgitation in type A

dissection and the role of valvular resuspension as determined byintraoperative transesophageal echocardiography. Am J Cardiol
2000;85:604-10.
189. Thorsgard ME, Morrissette GJ, Sun B, Eales F, Kshettry V, Flavin T, etal. Impact of intraoperative transesophageal echocardiography on acutetype-A aortic dissection. J Cardiothorac Vasc Anesth 2014;28:1203-7.
190. Otani K, Takeuchi M, Kaku K, Sugeng L, Yoshitani H, Haruki N, et al.
Assessment of the aortic root using real-time 3D transesophageal echocardiography. Circ J 2010;74:2649-57.
191. Gallego Garcia de Vinuesa P, Castro A, Barquero JM, Araji O, Brunstein
G, Mendez I, et al. Functional anatomy of aortic regurgitation. Role oftransesophageal echocardiography in aortic valve-sparing surgery. Rev
Esp Cardiol 2010;63:536-43.
192. le Polain de Waroux JB, Pouleur AC, Goffinet C, Vancraeynest D, Van
Dyck M, Robert A, et al. Functional anatomy of aortic regurgitation:accuracy, prediction of surgical repairability, and outcome implicationsof transesophageal echocardiography. Circulation 2007;116(11Suppl):I264-9.
193. Movsowitz HD, Levine RA, Hilgenberg AD, Isselbacher EM. Transesophageal echocardiographic description of the mechanisms of aortic
regurgitation in acute type A aortic dissection: implications for aortic
valve repair. J Am Coll Cardiol 2000;36:884-90.
194. Vanoverschelde JL, van Dyck M, Gerber B, Vancraeynest D, Melchior J,
de Meester C, et al. The role of echocardiography in aortic valve repair.
Ann Cardiothorac Surg 2013;2:65-72.
195. Roy DA, Schaefer U, Guetta V, Hildick-Smith D, Mollmann H,
Dumonteil N, et al. Transcatheter aortic valve implantation for puresevere native aortic valve regurgitation. J Am Coll Cardiol 2013;61:157784.
196. Seiffert M, Bader R, Kappert U, Rastan A, Krapf S, Bleiziffer S, et al.
Initial German experience with transapical implantation of a secondgeneration transcatheter heart valve for the treatment of aortic
regurgitation. JACC Cardiovasc Interv 2014;7:1168-74.
197. Chatzimavroudis GP, Oshinski JN, Franch RH, Pettigrew RI, Walker
PG, Yoganathan AP. Quantification of the aortic regurgitant volume
with magnetic resonance phase velocity mapping: a clinical investigationof the importance of imaging slice location. J Heart Valve Dis 1998;7: 94101.
198. Fratz S, Chung T, Greil GF, Samyn MM, Taylor AM, Valsangiacomo
Buechel ER, et al. Guidelines and protocols for cardiovascular magnetic
resonance in children and adults with congenital heart disease: SCMR
expert consensus group on congenital heart disease. J Cardiovasc Magn
Reson 2013;15:51.
199. Chatzimavroudis GP, Walker PG, Oshinski JN, Franch RH, Pettigrew
RI, Yoganathan AP. Slice location dependence of aortic regurgitation
measurements with MR phase velocity mapping. Magn Reson Med
1997; 37:545-51.
200. Kilner PJ, Gatehouse PD, Firmin DN. Flow measurement by magnetic
resonance: a unique asset worth optimising. J Cardiovasc Magn Reson
2007;9:723-8.
201. Dulce MC, Mostbeck GH, Oʼ Sullivan M, Cheitlin M, Caputo GR,
Higgins CB. Severity of aortic regurgitation: interstudy reproducibilityof measurements with velocity-encoded cine MR imaging. Radiology
1992;185:235-40.
202. Honda N, Machida K, Hashimoto M, Mamiya T, Takahashi T, Kamano T,
et al. Aortic regurgitation: quantitation with MR imaging velocity mapping. Radiology 1993;186:189-94.
203. Ley S, Eichhorn J, Ley-Zaporozhan J, Ulmer H, Schenk JP, Kauczor
HU, et al. Evaluation of aortic regurgitation in congenital heart disease:value of MR imaging in comparison to echocardiography. Pediatr Radiol
2007; 37:426-36.
204. Iwamoto Y, Inage A, Tomlinson G, Lee KJ, Grosse-Wortmann L, Seed M,
et al. Direct measurement of aortic regurgitation with phase-contrast
magnetic resonance is inaccurate: proposal of an alternative method ofquantification. Pediatr Radiol 2014;44:1358-69.
205. Sechtem U, Pflugfelder PW, Cassidy MM, White RD, Cheitlin MD,
Schiller NB, et al. Mitral or aortic regurgitation: quantification of regurgitant volumes with cine MR imaging. Radiology 1988;167: 425-30.
206. Neuhold A, Globits S, Frank H, Glogar D, Mayr H, Stiskal M, et al.
Cine-MR for the quantification of regurgitation defects by a volume
method. Rofo 1990;153:627-32.
207. Globits S, Mayr H, Frank H, Neuhold A, Glogar D. Quantification of regurgitant lesions by MRI. Int J Card Imaging 1990;6:109-16.
208. Bolen MA, Popovic ZB, Rajiah P, Gabriel RS, Zurick AO, Lieber ML, et
al. Cardiac MR assessment of aortic regurgitation: holodiastolic flow
reversal in the descending aorta helps stratify severity. Radiology 2011;
260:98-104.
209. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd,
Guyton RA, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;148:e1-132.
210. Hendel RC, Patel MR, Kramer CM, Poon M, Hendel RC, Carr JC, et al.
ACCF/ACR/SCCT/SCMR/ASNC/NASCI/SCAI/SIR 2006 appropriateness65

criteria for cardiac computed tomography and cardiac magnetic
resonance imaging: a report of the American College of Cardiology
Foundation Quality Strategic Directions Committee AppropriatenessCriteria Working Group, American College of Radiology, Society ofCardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular
Magnetic Resonance, American Society of Nuclear Cardiology, North
American Society for Cardiac Imaging, Society for Cardiovascular
Angiography and Interventions, and Society of Interventional Radiology.
J Am Coll Cardiol 2006;48: 1475-97.
211. Behm CZ, Nath J, Foster E. Clinical correlates and mortality of hemodynamically significant tricuspid regurgitation. J Heart Valve Dis 2004;13:
784-9.
212. Nath J, Foster E, Heidenreich PA. Impact of tricuspid regurgitation on
long-term survival. J Am Coll Cardiol 2004;43:405-9.
213. Antunes MJ, Barlow JB. Management of tricuspid valve regurgitation.
Heart 2007;93:271-6.
214. Shah PM, Raney AA. Tricuspid valve disease. Curr Probl Cardiol 2008;
33:47-84.
215. Martinez RM, OʼLeary PW, Anderson RH. Anatomy and echocardiography of the normal and abnormal tricuspid valve. Cardiol Young 2006;
16(Suppl 3):4-11.
216. Kostucki W, Vandenbossche JL, Friart A, Englert M. Pulsed Doppler
regurgitant flow patterns of normal valves. Am J Cardiol 1986;58: 30913.
217. Anwar AM, Geleijnse ML, Soliman OI, McGhie JS, Frowijn R, Nemes A,
et al. Assessment of normal tricuspid valve anatomy in adults by realtime three-dimensional echocardiography. Int J Cardiovasc Imaging
2007;23: 717-24.
218. Fukuda S, Saracino G, Matsumura Y, Daimon M, Tran H, Greenberg
NL, et al. Three-dimensional geometry of the tricuspid annulus in
healthy subjects and in patients with functional tricuspid regurgitation:a real-time, 3- dimensional echocardiographic study. Circulation
2006;114(1 Suppl): I492-8.
219. Rogers JH, Bolling SF. The tricuspid valve: current perspective andevolving management of tricuspid regurgitation. Circulation 2009;119:2718-25.
220. Mahmood F, Kim H, Chaudary B, Bergman R, Matyal R, Gerstle J, etal. Tricuspid annular geometry: a three-dimensional transesophageal
echocardiographic study. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013;27: 639-46.
221. Spinner EM, Shannon P, Buice D, Jimenez JH, Veledar E, Del Nido PJ,
et al. In vitro characterization of the mechanisms responsible for functional tricuspid regurgitation. Circulation 2011;124:920-9.
222. Chandraratna PN, Lopez JM, Fernandez JJ, Cohen LS. Echocardiographic detection of tricuspid valve prolapse. Circulation 1975;51: 823-6.
223. Rippe JM, Angoff G, Sloss LJ, Wynne J, Alpert JS. Multiple floppy
valves: an echocardiographic syndrome. Am J Med 1979;66:817-24.
224. Schlamowitz RA, Gross S, Keating E, Pitt W, Mazur J. Tricuspid valve
prolapse: a common occurrence in the click-murmur syndrome. J Clin
Ultra-sound 1982;10:435-9.
225. Emine BS, Murat A, Mehmet B, Mustafa K, Gokturk I. Flail mitral andtricuspid valves due to myxomatous disease. Eur J Echocardiogr 2008;
9:304-5.
226. van Son JA, Danielson GK, Schaff HV, Miller FA Jr. Traumatic tricuspid
valve insufficiency. Experience in thirteen patients. J Thorac Cardiovasc
Surg 1994;108:893-8.
227. Choi JS, Kim EJ. Simultaneous rupture of the mitral and tricuspid
valves with left ventricular rupture caused by blunt trauma. Ann
Thorac Surg 2008;86:1371-3.
228. Reddy VK, Nanda S, Bandarupalli N, Pothineni KR, Nanda NC. Traumatic tricuspid papillary muscle and chordae rupture: emerging role ofthree-dimensional echocardiography. Echocardiography 2008;25:653-7.
229. Braverman AC, Coplen SE, Mudge GH, Lee RT. Ruptured chordae tendineae of the tricuspid valve as a complication of endomyocardial biopsy
in heart transplant patients. Am J Cardiol 1990;66:111-3.
230. Mielniczuk L, Haddad H, Davies RA, Veinot JP. Tricuspid valve chordal
tissue in endomyocardial biopsy specimens of patients with significant
tricuspid regurgitation. J Heart Lung Transplant 2005;24: 1586-90.
231. S l o a n K P, B r u c e C J , O h J K , R i h a l C S . C o m p l i c a t i o n s o fechocardiography-guided endomyocardial biopsy. J Am Soc Echocardiogr 2009;22:324.e1-4.
232. Christogiannis Z, Korantzopoulos P, Pappas K, Pitsis A. Flail septal
leaflet of the tricuspid valve due to rupture of chordae tendineae ten
years after pacemaker implantation. Int J Cardiol 2014;176:e41-6.
233. Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, Hua L, Handschumacher MD,
Chandrasekaran K, et al. Guidelines for the echocardiographic
assessment of the right heart in adults: a report from the American
Society of Echocardiography endorsed by the European Association of
Echocardiography, a registered branch of the European Society ofCardiology, and the Canadian Society of Echocardiography. J Am Soc
Echocardiogr 2010;23:685-713. quiz 786–8.
234. Chan K-L, Veinot JP. Anatomic Basis of Echocardiographic Diagnosis.
London: Springer; 2011.
235. Rabkin E, Aikawa M, Stone JR, Fukumoto Y, Libby P, Schoen FJ. Activated interstitial myofibroblasts express catabolic enzymes and mediate

matrix remodeling in myxomatous heart valves. Circulation 2001;104:2525-32.
236. Attenhofer Jost CH, Edmister WD, Julsrud PR, Dearani JA, Savas Tepe
M, Warnes CA, et al. Prospective comparison of echocardiography
versus cardiac magnetic resonance imaging in patients with Ebsteinʼ sanomaly. Int J Cardiovasc Imaging 2012;28:1147-59.
237. Shiran A, Najjar R, Adawi S, Aronson D. Risk factors for progression offunctional tricuspid regurgitation. Am J Cardiol 2014;113:995-1000.
238. Pennell DJ. Ventricular volume and mass by CMR. J Cardiovasc Magn
Reson 2002;4:507-13.
239. James SH, Wald R, Wintersperger BJ, Jimenez-Juan L, Deva D, Crean
M, et al. Accuracy of right and left ventricular functional assessment by
short-axis vs axial cine steady-state free-precession magnetic resonanceimaging: intrapatient correlation with main pulmonary artery andascending aorta phase-contrast flow measurements. Can Assoc Radiol J
2013;64:213-9.
240. Alfakih K, Plein S, Thiele H, Jones T, Ridgway JP, Sivananthan MU.
Normal human left and right ventricular dimensions for MRI as
assessed by turbo gradient echo and steady-state free precession
imaging sequences. J Magn Reson Imaging 2003;17:323-9.
241. Sugeng L, Weinert L, Lang RM. Real-time 3-dimensional color Doppler
flow of mitral and tricuspid regurgitation: feasibility and initialquantitative comparison with 2-dimensional methods. J Am Soc
Echocardiogr 2007;20:1050-7.
242. Chen TE, Kwon SH, Enriquez-Sarano M, Wong BF, Mankad SV. Threedimensional color Doppler echocardiographic quantification of tricuspid
regurgitation orifice area: comparison with conventional twodimensional measures. J Am Soc Echocardiogr 2013;26:1143-52.
243. de Agustin JA, Viliani D, Vieira C, Islas F, Marcos-Alberca P, Gomez deDiego JJ, et al. Proximal isovelocity surface area by single-beat threedimensional color Doppler echocardiography applied for tricuspid
regurgitation quantification. J Am Soc Echocardiogr 2013;26:1063-72.
244. Tribouilloy CM, Enriquez-Sarano M, Capps MA, Bailey KR, Tajik AJ.
Contrasting effect of similar effective regurgitant orifice area in mitraland tricuspid regurgitation: a quantitative Doppler echocardiographic
study. J Am Soc Echocardiogr 2002;15:958-65.
245. van der Hulst AE, Westenberg JJ, Kroft LJ, Bax JJ, Blom NA, de Roos A,
et al. Tetralogy of fallot: 3D velocity-encoded MR imaging for evaluationof right ventricular valve flow and diastolic function in patients after
correction. Radiology 2010;256:724-34.
246. Reddy ST, Shah M, Doyle M, Thompson DV, Williams RB, Yamrozik J,
et al. Evaluation of cardiac valvular regurgitant lesions by cardiac MRI
sequences: comparison of a four-valve semi-quantitative versus
quantitative approach. J Heart Valve Dis 2013;22:491-9.
247. Speiser U, Abas A, Henke C, Sandfort V, Jellinghaus S, Sievers B, et al.
Time-resolved magnetic resonance imaging of contrast kinetics toidentify severe tricuspid valve regurgitation. Acta Cardiol 2013;68: 24753.
248. Norton KI, Tong C, Glass RB, Nielsen JC. Cardiac MR imaging
assessment following tetralogy of Fallot repair. Radiographics
2006;26:197-211.
249. Powell AJ, Maier SE, Chung T, Geva T. Phase-velocity cine magnetic
resonance imaging measurement of pulsatile blood flow in children andyoung adults: in vitro and in vivo validation. Pediatr Cardiol
2000;21:104-10.
250. Choong CY, Abascal VM, Weyman J, Levine RA, Gentile F, Thomas JD,
et al. Prevalence of valvular regurgitation by Doppler echocardiography
in patients with structurally normal hearts by two-dimensional echocardiography. Am Heart J 1989;117:636-42.
251. Takao S, Miyatake K, Izumi S, Okamoto M, Kinoshita N, Nakagawa H,
et al. Clinical implications of pulmonary regurgitation in healthy
individuals: detection by cross sectional pulsed Doppler
echocardiography. Br Heart J 1988;59:542-50.
252. Martinez RM, Anderson RH. Echocardiographic features of the morphologically right ventriculo-arterial junction. Cardiol Young 2005;15(Suppl
1):17-26.
253. Iung B, Vahanian A. Epidemiology of valvular heart disease in theadult. Nat Rev Cardiol 2011;8:162-72.
254. Iung B, Baron G, Butchart EG, Delahaye F, Gohlke-Barwolf C, Levang
OW, et al. A prospective survey of patients with valvular heart diseasein Europe: the Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur HeartJ 2003;24:1231-43.
255. Renella P, Aboulhosn J, Lohan DG, Jonnala P, Finn JP, Satou GM, et al.
Two-dimensional and Doppler echocardiography reliably predict severe
pulmonary regurgitation as quantified by cardiac magnetic resonance. J
Am Soc Echocardiogr 2010;23:880-6.
256. Puchalski MD, Askovich B, Sower CT, Williams RV, Minich LL, Tani LY.
Pulmonary regurgitation: determining severity by echocardiography
and magnetic resonance imaging. Congenit Heart Dis 2008;3:168-75.
257. Mori Y, Rusk RA, Jones M, Li XN, Irvine T, Zetts AD, et al. A new dynamic three-dimensional digital color Doppler method for quantificationof pulmonary regurgitation: validation study in an animal model. J Am
Coll Cardiol 2002;40:1179-85.
258. Silversides CK, Veldtman GR, Crossin J, Merchant N, Webb GD,

66

McCrindle BW, et al. Pressure half-time predicts hemodynamically significant pulmonary regurgitation in adult patients with repaired
tetralogy of Fallot. J Am Soc Echocardiogr 2003;16:1057-62.
259. Li W, Davlouros PA, Kilner PJ, Pennell DJ, Gibson D, Henein MY, et al.
Doppler-echocardiographic assessment of pulmonary regurgitation in
adults with repaired tetralogy of Fallot: comparison with cardiovascularmagnetic resonance imaging. Am Heart J 2004;147:165-72.
260. Zoghbi WA, Farmer KKL, Soto JG, Nelson JG, Quinones MA. Accurate
noninvasive quantification of stenotic aortic valve area by Doppler echocardiography. Circulation 1986;73:452-9.
261. Valente AM, Cook S, Festa P, Ko HH, Krishnamurthy R, Taylor AM, etal. Multimodality imaging guidelines for patients with repaired
tetralogy of fallot: a report from the American Society of
Echocardiography: developed in collaboration with the Society for
Cardiovascular Magnetic Resonance and the Society for PediatricRadiology. J Am Soc Echocardiogr 2014;27:111-41.
262. Spiewak M, Biernacka EK, Malek LA, Misko J, Kowalski M, Milosz B,
et al. Quantitative assessment of pulmonary regurgitation in patientswith and without right ventricular tract obstruction. Eur J Radiol
2011;80:e164-8.
263. Wald RM, Redington AN, Pereira A, Provost YL, Paul NS, Oechslin EN,
et al. Refining the assessment of pulmonary regurgitation in adults
after tetralogy of Fallot repair: should we be measuring regurgitant
fraction or regurgitant volume? Eur Heart J 2009;30:356-61.
264. Johansson B, Babu-Narayan SV, Kilner PJ. The effects of breathholding on pulmonary regurgitation measured by cardiovascularmagnetic resonance velocity mapping. J Cardiovasc Magn Reson
2009;11:1.
265. Rebergen SA, Chin JG, Ottenkamp J, van der Wall EE, de Roos A.
Pulmonary regurgitation in the late postoperative follow-up of tetralogy
of Fallot. Volumetric quantitation by nuclear magnetic resonancevelocity mapping. Circulation 1993;88:2257-66.
266. Mercer-Rosa L, Yang W, Kutty S, Rychik J, Fogel M, Goldmuntz E.
Quantifying pulmonary regurgitation and right ventricular function in
surgically repaired tetralogy of Fallot: a comparative analysis ofechocardiography and magnetic resonance imaging. Circ Cardiovasc Imaging 2012;5:637-43.
267. Klein AL, Burstow DJ, Tajik AJ, Zachariah PK, Taliercio CP, Taylor CL,
et al. Age-related prevalence of valvular regurgitation in normal
subjects: a comprehensive color flow examination of 118 volunteers. J
Am Soc Echocardiogr 1990;3:54-63.
268. Muzzarelli S, Monney P, OʼBrien K, Faletra F, Moccetti T, Vogt P, et al.
Quantification of aortic flow by phase-contrast magnetic resonance inpatients with bicuspid aortic valve. Eur Heart J Cardiovasc Imaging
2014;15:77-84.
269. Nordmeyer S, Riesenkampff E, Messroghli D, Kropf S, Nordmeyer J,
Berger F, et al. Four-dimensional velocity-encoded magnetic resonanceimaging improves blood flow quantification in patients with complex
accelerated flow. J Magn Reson Imaging 2013;37:208-16.
270. Oʼ Brien KR, Gabriel RS, Greiser A, Cowan BR, Young AA, Kerr AJ.
Aortic valve stenotic area calculation from phase contrast cardiovascularmagnetic resonance: the importance of short echo time. J Cardiovasc
Magn Reson 2009;11:49.
271. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, Child JS, Connolly HM, Dearani
JA, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults withcongenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing
Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults With
Congenital Heart Disease). Developed in Collaboration with theAmerican Society of Echocardiography, Heart Rhythm Society,
International Society for Adult Congenital Heart Disease, Society for
Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic
Surgeons. J Am Coll Cardiol 2008;52:e143-263.
272. Thavendiranathan P, Liu S, Datta S, Walls M, Calleja A, Nitinunu A, etal. Automated 3D quantification of mitral regurgitation by real-time
volume color flow Doppler: comparison with cardiac magnetic resonanceimaging. J Am Soc Echocardiogr 2011;24:B3.
273. de Agustin JA, Marcos-Alberca P, Fernandez-Golfin C, Goncalves A,
Feltes G, Nunez-Gil IJ, et al. Direct measurement of proximal
isovelocity surface area by single-beat three-dimensional color Doppler
echocardiography in mitral regurgitation: a validation study. J Am Soc
Echocardiogr 2012;25:815-23.
274. Choi J, Heo R, Hong GR, Chang HJ, Sung JM, Shin SH, et al.
Differential effect of 3-dimensional color Doppler echocardiography forthe quantification of mitral regurgitation according to the severity andcharacteristics. Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:535-44.
275. Choi J, Hong GR, Kim M, Cho IJ, Shim CY, Chang HJ, et al. Automaticquantification of aortic regurgitation using 3D full volume color doppler
echocardiography: a validation study with cardiac magnetic resonanceimaging. Int J Cardiovasc Imaging 2015;31:1379-89.

67