SE3000

増設形スキャナ
SE3000 は、パソコンと接続してデータ集録ができる入力スキャナで、入力点数 6 点のベースユニットに入力点数 6 点ごとのサブユニットを最大 7 台まで増設でき、最大 48 点までアナログ入力を取込むことができます。
データ処理用のパッケージソフト 「データ集録ソフト（KIDS）」、入力レンジの設定などを行う「パラメータ設定ソフト（PASS）」を用意しています。
また、グラフィックレコーダ KR2000／KR3000 の入力点数増設用として下位通信機能と接続することにより、KR2000／KR3000 にデータを送信する入力増設器としても使用できます。

■特長
■形式

● MODBUS プロトコルによる上位通信 3 種類を標準装備
パソコンやグラフィックレコーダ KR2000 ／ KR3000 シリーズとの通信用に RS-232C、RS-422A、RS-485 のシリアル通信 3 種類を●ベースユニット（入力点数 6 点）
SE310 □− 000

すべて標準で装備しており、用途に応じてスイッチ選択できます。
通信プロトコルは、MODBUS を採用し、MODBUS プロトコルを表示器（オプション）
0：なし装備したプログラム表示器などと通信ソフトを作成しなくても通信が可能で、システム構築が容易です。

1：あり●セットアップ用パッケージソフトを用意●サブユニット（入力点数 6 点）

エンジニアリングポートを使用し「パラメータ設定ソフトPASS」（別売）により、パソコンから容易にセットアップができます。KR2000／KR3000 にSE3211 − 000

接続する場合は、KR2000／KR3000 からセットアップすることもできます。

●データ集録用パッケージソフトを用意
パソコンと接続しデータ集録を行うためのパッケージソフト「データ集録ソフト KIDS」（別売）により、簡単にパソコンでデータ管理ができます。集録したデータは、市販のアプリケーションソフトで利用できます。

●フルマルチレンジ入力
直流電圧、熱電対、測温抵抗体の各レンジを標準で装備しました。
各入力チャンネルごとに自由に設定できます。

■システム構成図
1）パソコンと接続した場合
KIDS

2）KR2000／KR3000 に接続した場合［データ集録ソフトKIDS］により最大100チャンネル
PC

PC
上位通信
温度・圧力・流量
最大12点（KR2000）
最大48点（KR3000）

SE3000
下位通信

温度、圧力、流量最大48点

KR2000／KR3000

温度、圧力、流量
最大48点

温度・圧力・流量24点（KR2000）
48点（KR3000）

SE3000

1PS-81-5

■入力仕様■設定仕様（ベースユニット）

測定点数：ベースユニット 6 点、サブユニット 6 点／台ベースユニット 1 台にサブユニット最大 7 台、48 点まで増設可能
入力種類：フルマルチレンジ
直流電圧、直流電流（別売の受信抵抗使用）、熱電対、測温抵抗体
精度定格：測定レンジ・精度定格・表示分解能の表参照。
温度ドリフト： ± 0.01%FS ／℃［測温抵抗体入力以外は、基準レンジ（精度定格表参照）換算］
測定周期：6 点 1 秒、12 点 2 秒、18 点 3 秒、24 点 4 秒、30 点 5 秒、36 点 6 秒、42 点 7 秒、48 点 8 秒
入力分解能：約 1 ／ 56,000( 基準レンジ換算 )基準点補償精度：K、E、J、T、N、Platinel Ⅱ…± 0.5℃以下
R、S、NiMo-Ni、CR-AuFe、WRe5-WRe26、W-WRe26、U、L…± 1.0℃以下（基準点補償内部の場合は、上記誤差を精度に加算）
バーンアウト：熱電対入力および測温抵抗体入力で、センサの断線を判定。入力ごとに、判定あり／なしの選択可能。
許容信号源抵抗：熱電対入力（バーンアウトなし）
・直流電圧入力（± 2V 以下）
…１k Ω以下
直流電圧入力（± 5V 〜 50V）…100 Ω以下
測温抵抗体入力（Pt100、旧 Pt100、JPt100）…1 線当り 10 Ω以下、3 線共通
入力抵抗：熱電対入力…約 8M Ω
直流電圧入力 ± 2V 以下…約 8M Ω、± 5V 〜 50V…約 1M Ω
最大入力印可電圧：熱電対入力（バーンアウトなし）
・直流電圧入力（± 2V 以下）…最大± 10VDC
直流電圧入力（± 5V 〜 50V）
…最大± 60VDC
熱電対入力（バーンアウトあり）
測温抵抗体入力…最大± 6VDC
最大コモンモード電圧：30VAC
コモンモード除去比：120dB 以上（50 または 60Hz）
シリーズモード除去比：50dB 以上（50 または 60Hz）
ただし、信号分を含んでノイズのピーク値が、基準レンジの 1.5 倍以下の場合に限る。

通信関係の設定：DIP スイッチとスライドスイッチにより設定
設定内容 通信アドレス、通信ポート選択通信種類（RS-232C/RS-422A/RS-485）
入力関係の設定：｢ パラメータ設定ソフト PASS｣（別売）によりパソコンで設定（KR2000 ／ KR3000 に接続の場合は、KR2000 ／ KR3000 からも設定可能、KR5100に接続の場合は KR5100 に接続されたパソコンからも設定可能）
設定内容 入力パラメ−タ（入力レンジなど）
警報パラメ−タ■警報仕様（ベースユニット）

設定数：各チャンネル最大 4 設定
警報種類：上限、下限、差上限、差下限、変化率上昇限、変化率下降限
警報出力：なし■一般仕様

定格電源電圧：100−240VAC、50／60Hz
消費電力：最大 10VA
使用条件：・基準動作条件……周囲温湿度範囲 21〜25℃、45〜65%RH
電源電圧 100VAC ± 1%
電源周波数 50 ／ 60Hz ± 0.5%
姿勢 左右 0°前傾 0°後傾 0°
ウォームアップ時間：1 時間以上
・正常動作条件……周囲温湿度範囲 0〜50℃、20〜80%RH
電源電圧 90 〜 264VAC
電源周波数 50 ／ 60Hz ± 2%・輸送条件……工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 − 20〜60℃、5〜90%RH（ただし結露しないこと）
振動 10 〜 60Hz 4.9m/s2（0.5G）以下
衝撃 392m/s2（40G）以下
・保管条件……周囲温湿度範囲 − 20〜60℃、5〜90%RH（ただし結露しないこと）
絶縁抵抗：2 次端子と接地端子間……500VDC 20M Ω 以上
1 次端子と接地端子間……500VDC 20M Ω 以上
1 次端子と 2 次端子間……500VDC 20M Ω 以上
ただし、1 次端子：電源端子（L、N）
2 次端子：測定入力端子、通信端子
絶縁耐圧：2 次端子と接地端子間……500VAC 1 分間
1 次端子と接地端子間……1500VAC 1 分間
1 次端子と 2 次端子間……1500VAC 1 分間
ただし、1 次端子：電源端子（L、N）
2 次端子：測定入力端子、通信端子■表示仕様（ベースユニット）・ステータス表示
表示素子：丸形赤色 LED 3 個、緑色 LED1 個
表示内容：動作状態 正常時 赤色点滅
通信状態 受信時 緑色点灯
送信時 赤色点灯
警報状態 警報発生中 赤色点灯
・データ表示（オプション）
5 桁 1 点、チャンネル歩進／固定

PS-81-52

ケース：ABS 樹脂
色 ：マンセル 5Y 8 ／ 1 相当
質 量：ベースユニット（表示付）…約 0.6kg
サブユニット…約 0.2kg
取付方法：DIN（35mm）レール取り付け
端子ねじ：測定入力端子……M3.5
通信端子……M3.5
電源・接地端子…M4.0

入力種類
Pt100

測温抵
抗体

■測定レンジ・精度定格・表示分解能
入力種類

測定レンジ
− 200〜300℃
K− 200〜600℃−200〜1370℃− 200〜200℃
E− 200〜350℃− 200〜900℃− 200〜250℃
J− 200〜500℃− 200〜1200℃− 200〜250℃
T− 200〜400℃
0〜1200℃
R
0〜1760℃
熱
0〜1300℃
S
0〜1760℃
B
0〜1820℃
0〜400℃
N
0〜750℃
電0〜1300℃
W-WRe260〜2315℃
WRe5-WRe26
0〜2315℃
0〜1888℃
対 PtRh40-PtRh20− 50〜290℃
NiMo-Ni− 50〜600℃− 50〜1310℃
CR-AuFe
0〜280K
0〜350℃
Platinel Ⅱ
0〜650℃
0〜1395℃− 200〜250℃
U− 200〜500℃− 200〜600℃− 200〜250℃
L− 200〜500℃− 200〜900℃

基準レンジ± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 13.8mV± 27.6mV± 13.8mV± 27.6mV± 13.8mV± 27.6mV± 13.8mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 69.0mV± 69.0mV± 13.8mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 13.8mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV± 13.8mV± 27.6mV± 69.0mV

精度定格 表示分解能
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
± 0.1％
1℃± 1digit
0.1℃
0.1℃
1℃
1℃
1℃
1℃
1℃
0.1℃
0.1℃
± 0.15％1℃± 1digit
1℃
1℃
1℃
0.1℃
± 0.2％
0.1℃± 1digit
1℃
0.1K
0.1℃
0.1℃
1℃
± 0.15％0.1℃± 1digit
0.1℃
0.1℃
0.1℃
± 0.1％
0.1℃± 1digit
1℃

旧 Pt100

JPt100

Pt50
Pt-Co

直流電圧

測定レンジ
− 140 〜 150℃

基準レンジ 精度定格 表示分解能
160 Ω± 0.15％
0.1℃± 1digit− 200 〜 300℃ 220 Ω± 0.1％
0.1℃− 200 〜 850℃ 400 Ω± 1digit
0.1℃− 140 〜 150℃ 160 Ω± 0.15％0.1℃± 1digit− 200 〜 300℃ 220 Ω± 0.1％
0.1℃− 200 〜 649℃ 400 Ω± 1digit
0.1℃− 140 〜 150℃ 160 Ω± 0.15％0.1℃± 1digit− 200 〜 300℃ 220 Ω± 0.1％
0.1℃− 200 〜 649℃ 400 Ω± 1digit
0.1℃− 200 〜 649℃ 220 Ω± 0.1％
0.1℃± 1digit
4 〜 374K
220 Ω± 0.15％
0.1K± 1digit− 13.8 〜13.8mV ± 13.8mV
10 μ V− 27.6 〜27.6mV ± 27.6mV
10 μ V− 69.0 〜69.0mV ± 69.0mV
10 μ V− 200 〜 200mV ± 200.0mV
100 μ V
− 500 〜 500mV ± 500.0mV ± 0.1％
100 μ V− 2 〜 2V± 2V± 1digit
1mV− 5 〜 5V± 5V
1mV− 10 〜 10V
± 10V
10mV
− 20 〜 20V± 20V
10mV

Pt100：IEC751(1995)、JIS C1604 − 1997
旧 Pt100：IEC751(1983)、JIS C1604 − 1989、JIS C1606 − 1989
JPt100：JIS C1604 − 1981、JIS C1606 − 1986
Pt50：JIS C1604 − 1981

■精度定格の例外
入力種類
K、E、J、T、L
R、SB
N、U
W-WRe26
PtRh40-PtRh20
CR-AuFe
Pt100
Pt-Co

測定レンジ
− 200 〜 0℃
0 〜 400℃
0 〜 400℃
400 〜 800℃
− 200 〜 0℃
0 〜 300℃
0 〜 300℃
300 〜 800℃
0 〜 20K
20 〜 50K
700 〜 850℃
4 〜 50K

精度定格± 0.2% ± 1digit± 0.2% ± 1digit
規定外± 0.15% ± 1digit± 0.3% ± 1digit± 0.3% ± 1digit± 1.5% ± 1digit± 0.8% ± 1digit± 0.5% ± 1digit± 0.3% ± 1digit± 0.15% ± 1digit± 0.3% ± 1digit

注）基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対入力（基準点補償内部）
は、基準点補償精度は含まない。
K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584、JIS C1602 − 1995
U（Cu-CuNi）、L（Fe-CuNi）：DIN43710
W-WRe26、WRe5-WRe26、PtRh40-PtRh20、NiMo-Ni、CR-AuFe、Platinel Ⅱ：
ASTM Vol.14.03

3PS-81-5■端子板図下図は、サブユニット 3 台を接続し（測定点数 24 点）、表示オプションを装備した端子板図です。
入力端子部

サブユニット
通信端子部（A）、（＋）

RS-232CSD
RD
SG（A）、（＋）（B）、（−）

RS-485 RS-422A
SASDA
SB
SDB
RDA

（A）、（＋）（A）、（＋）

CH3

CH4（B）、（−）

RDB
電源/接地端子CH7〜12

CH13〜18 CH19〜24（B）、（−）（B）、（−）（B）（B）

測定入力端子部

ベースユニット（B）（A）、（＋）（A）、（＋）
CH1〜6（B）、（−）（B）

CH5CH6100−240VAC L
50／60Hz
N

（B）

（B）

CH1CH2（B）、（−）※RS-485通信の場合は、SDAとRDA、SDBとRDBを短絡し、それぞれSA・SBとして結線します。

熱電対・直流電圧入力時（＋）（−）
測温抵抗体入力時（A）
（B）
（B）

■外形寸法
72＋3 6×N（N≦7）
72

100

3678

DINレール
取付部

13686

4［ベースユニット］

単位：mm［サブユニット］※ベースユニット（表示付）＋サブユニット3 台の場合

■オプション・アクセサリ（別売品）
オプション名内容

アクセサリ名表示器：7 セグメント赤色 LED 7 桁

KIDS

データ集録ソフト

PASS

パラメータ設定ソフト

電流入力用

4 〜 20mA 用 250 Ω

受信抵抗

10 〜 50mA 用 100 Ω

表示内容：チャンネル番号 2 桁表示器

データ 5 桁（後付け可能） 操作：押しボタンキー 1 個
チャンネル歩進／チャンネル固定

内

表示更新周期：3 秒

容WindowsXP/Vista
7/8/10〃※本 PS シートに記載されている会社名、製品などは各社の商標または登録商標です。
URL : https://www.chino.co.jp/〒 173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎ 03-3956-2111

PS-81-5

営業所： 札仙新水高大幌台
潟
戸崎
宮

千東立
横厚静葉
京
川浜
木岡

安全に関するご注意

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
古紙配合率100％※本カタログの記載内容は 2019 年 3 月現在のものです。 再生紙を使用しています

4

発行 2019.3

初版 2001.2