簡単で迅速なガス分析®
Micro GC Fusion
ガス分析計

高いスループットと簡単な操作で高速分析を実現
Micro GC Fusion は、高速昇温機能とモジュール構造により処理能力の大幅な向上を実現します。可搬式の軽量シャーシとウェブベースのユーザーインターフェイスにより、現場でも研究室でも簡単な分析操作が可能です。
最適な処理能力Micro GC Fusion は、 分 析 時 間を短 縮する
300°C/ 分までの昇温が可能な抵抗加熱式 GC
カラムを備え、広範囲な炭化水素の分析が可能です。注入されたサンプルの同時平行分析がでオンライン用途向けに最適化されたラックマ
ウント可能なシャーシきるように、Micro GC Fusion はモジュール
GC 構造により 1 つの製品に最大で 4 つの GCます。FAST は、単一 GC モジュールで高％と低モジュールを収容することが可能です。 それぞppm 成分の両方の測定を１回の分析で可能とす

れ個別にプログラミングされた GC モジュール

る先進技術です。分析は直接フロントパネルディは、インジェクタ、温度プログラム可能なカラム、スプレイから、あるいは外部の PC から実行可能および検出器により構成されます。Micro GCです。ウェブベースのクロマトグラフソフトウェア

Fusion は、Valco ストリームセレクタを併用する

は、Wi-Fi や有線イーサネットを介して接続可能

ことで個々のガス流をサンプル特定のメソッドになスマートフォン、タブレット、あるいは PC 上でより分析でき、ラボの技術者が手作業でサンプル操作可能です。また OS への依存性が無く、ライラインを切り替えたり、最適なスループットを得センスやインストールの必要も無いため、PC とるためにメソッドを変更する必要がありません。

クロマトグラフソフトウェアの互換性の問題も生じません。

簡単な操作
FAST（Fusion Auto-Sensing Technology）

オプションの加熱式サンプルコンディショナー機能が搭載された Micro GC Fusion は、分析を工 場 出 荷 時に組 込むことで、 入 力 圧 が 最 大

化学者のためのメソッド開発を大幅に簡素化し、6,895kPa(1,000 psi) までのサンプルガスを正幅広いサンプル濃度範囲で正確な分析を実現し確に分析可能です。

高いスループットと簡単な操作で高速分析を実現
Micro GC Fusion は、高速昇温機能とモジュー

用途
■

天然ガス
天然■

H2S、天然天然ガス中の臭気成分
分■SO
O2、H2S ガスのモニタ
タリタリング■永久ガス、精製ガ
ガス中のオス中 オレフレフィン■

合成ガス、燃燃料電池、、埋立地ガス、バイ
バ オガス
バイ■

石油化学
学製品、特特殊ガス中の不の不純物■

溶剤剤 /VOC/V
ガスのモニタガス
タリング■

代替 ネルギー向け触代替エネ
け触触媒研究■

石油やガやガス探査ににおける泥泥水検層

■

炭鉱ガス
炭鉱

ル構造により処理能力の大幅な向上を実現します。可搬式の軽量シャーシとウェブベースのユーザーインターフェイスにより、現場でも研究室でも簡単な分析操作が可能です。

オプションのサンプルコンディショナー、フロントパネルディスプレイ、内蔵ソフトウェア、データストレージの統合により分析計の有用性を最大化

PC、タブレット、スマートフォンからの分析計制御が可能な、内蔵 Wi-Fi による簡単なネットワーク接続最適な処理能力
Micro GC Fusion は、 分 析 時 間を短 縮する
300°C/ 分までの昇温が可能な抵抗加熱式 GCカラムを備え、広範囲な炭化水素の分析が可能です。注入されたサンプルの同時平行分析がでオンライン用途向けに最適化されたラックマ
ウント可能なシャーシ

きるように、Micro GC Fusion はモジュール
GC 構造により 1 つの製品に最大で 4 つの GCます。FAST は、単一 GC モジュールで高％と低モジュールを収容することが可能です。 それぞppm 成分の両方の測定を１回の分析で可能とす

れ個別にプログラミングされた GC モジュールる先進技術です。分析は直接フロントパネルディ

は、インジェクタ、温度プログラム可能なカラム、スプレイから、あるいは外部の PC から実行可能および検出器により構成されます。Micro GCです。ウェブベースのクロマトグラフソフトウェア

Fusion は、Valco ストリームセレクタを併用する

は、Wi-Fi や有線イーサネットを介して接続可能ことで個々のガス流をサンプル特定のメソッドになスマートフォン、タブレット、あるいは PC 上でより分析でき、ラボの技術者が手作業でサンプル操作可能です。また OS への依存性が無く、ライラインを切り替えたり、最適なスループットを得センスやインストールの必要も無いため、PC とるためにメソッドを変更する必要がありません。

クロマトグラフソフトウェアの互換性の問題も生じ

どんなウェブブラウザからでもアクセス可能な、ライセンス不要のウェブベースのユーザーインターフェイス
による簡単操作

分析計の制御、分析結果、ステータスの更新が可能
なフロントパネルディスプレイにより現場での分析を簡素化

Micro GC Fusion AutoSensing Technology（FAST ）により、高％から低 ppm 成分を含む複雑なサンプルの分析を簡素化ません。
簡単な操作
FAST（Fusion Auto-Sensing Technology）

オプションの加熱式サンプルコンディショナー機能が搭載された Micro GC Fusion は、分析を工 場 出 荷 時に組 込むことで、 入 力 圧 が 最 大

化学者のためのメソッド開発を大幅に簡素化し、6,895kPa(1,000 psi) までのサンプルガスを正幅広いサンプル濃度範囲で正確な分析を実現し確に分析可能です。

1 ppm まで測定可能なMEMS μTCD

パージ、サンプル圧力、温度制御のプログラムが可能なオプションのサンプ
ルコンディショナーを組込む事により、サンプルの取扱いが最小限に抑えられます。

複数の GC モジュールと高速昇温機能による同時平行分析により、ランタイムを最小限に抑制可能

Valco ストリームセレクタの併用により、複数のガス流サンプリングを自動化

天然ガス中の永久ガスおよび炭化水素
カラム：12m Rt®-Q-Bond
カラム温度：
65°
C（58 s）> 1.5°C/s >120°
C（20 s）> 1.5°C/s >210°
C（30 s）
キャリアガス：ヘリウム

天然ガス中の永久ガスおよび炭化水素
カラム：10m Rxi®-1ms
カラム温度：60°C (46 s) > 0.8°C/s >215°C (0 s)
キャリアガス：ヘリウム

精製ガス中の C2-C7 炭化水素
カラム：10m Rt®-Alumina
BOND/Na2SO4
カラム温度：115°
C（10 s）> 0.2°
C/s >
140°
C（50 s）> 1°
C/min >
180°
C（40 s）
キャリアガス：ヘリウム

永久ガス
カラム：10m Rt®-Msieve 5A
カラム温度：90°
C
キャリアガス：アルゴン

仕様

寸法 / 重量
最大重量：2 モジュール型シャーシ

6.2 kg（13.6 lb.）

最大重量：4 モジュール型シャーシ

15.4 kg（33.8 lb.）

寸法（L x W x H）
：2 モジュール型シャーシ

46.2 x 19.6 x 25.4 cm（18.2 x 7.7 x 10 in.）

寸法（L x W x H）
：4 モジュール型シャーシ

47.5 x 43.2 x 27.1 cm（18.7 x 17 x 10.7 in.）インジェクタタイプ

可変容量、可変大容量、バックフラッシュ、固定容量

キャリアガス

外部ガスボンベより供給
ヘリウム、水素、窒素、アルゴン

GC カラム

内壁塗布型開管（WCOT）
多孔質層型開管（PLOT）

カラム温度プログラム
最高温度

250°
C またはカラム相最高温度、いずれか低い方

分解能

0.1°
C

昇温速度

最大 5°
C/ 秒、カラムによる熱伝導度検出器
リニアダイナミックレンジ

106 ± 10%

検出限界

1 ppm、n-Hexane（WCOT カラム）

内部容積240 nL（MEMS）

再現性
リテンションタイム) 0.1% RSD（WCOT カラム）

ピークエリア) 1% RSD（濃度 0.1% 以上の化合物、WCOT カラム）

環境条件
動作温度

0 〜 50°C（周囲温度）

相対湿度

5 〜 95%（結露なし）

振動（2 モジュール型シャーシ）

MIL-STD-810F-514.5C、高速道路上でのトラック振動

制御ソフトウェア

一般的なブラウザに対応したウェブベースソフトウエア
EZ IQ および OpenLAB CDS EZChrom 用ドライバ

通信
有線イーサネット

RJ-45 接続

無線イーサネットIEEE 802.11a/g/n

電源
電源入力

100 〜 240 V（AC）、50 〜 60 Hz、5 A

電源出力（2 モジュール型シャーシ）

24 V（DC）、10.83 A、260 W

外形寸法

271 mm(10.7 in.)

254 mm
(10.0 in.)

462 mm(18.2 in.)

196 mm
(7.7 in.)

475 mm(18.7 in.)2モジュール型シャーシ

4モジュール型シャーシ

www.inf icon.com

reach u s@in f ico n .co m

Fusionはインフィコンの登録商標です。
弊社の継続的製品改善プログラムにより、仕様が通知なしに変更される場合があります。
dibf119a1-e Ⓒ2016 INFICON

432 mm
(17.0 in.)