高性能

PDFチャート機能搭載
特許取得

グラフィックレコーダ

KR2-H series
KR3-H series

従来の数値記録にPDFチャート機能をプラス処理速度が向上。より使いやすく進化したペーパレス記録計

KR2-H

KR3-H

SDカード対応

現場のDX化に貢献。ペーパレス記録計
SDカードに対応し、簡単操作のペーパレスレコーダです。
PDFチャート仕様では従来の数値データ記録に加え、トレンド（波形データ）をPDF形式で保存可能。
場所を選ばず扱いやすいPDFチャートにより、柔軟なデータ保管・検索・共有化に貢献します。

KR2-H (144×144mm)

KR3-H (288×288mm)

5.7形
タッチパネル

10.4形
タッチパネル

SDカード
ドライブ
SDカード
ドライブ

USBコネクタ
タッチペン
USBコネクタ
タッチペン

KR２-H/KR3-Hシリーズの特長
データ管理が容易記録したデータファイルをFTP機能で自動転送し、必要なデータの管理・検索が容易です。PDFチャート仕様ではトレンド（波形データ）をPDF形式で自動保存し、付属のアプリケーションソフトで転送し印刷まで自動で行います。

BeforeAfter
チャート紙をスキャン

データをメール送信

従来製品

イーサネット

PDF

波形データ（PDFチャート）
数値データ

PDF

自動FTP転送

チャート紙を保管（○○年分）
チャートを原寸大プリント（A4用紙:100ｍｍチャートまで）（A3用紙：250mmチャートまで）現場を見える化
画面デザインをカスタマイズ［オプション］

現場の遠隔監視

表示画面を現場に合わせて自由にカスタマイズ（背景、数字の位置

Webブラウザから集録データのモニタリングや機器設定が可能など）。誰でも分かりやすい画面を構築可能※です。

特別なアプリケーションなしで実現可能です。
M2M/VPNルータ

最大5画面登録
自動画面切替えも可能
現場写真を背景に使用し手軽に構築※別売のKR Screen Designerが必要です2

イーサネット

現場でオフィスで外出先で
数値データ
PDF
波形データ
（PDFチャート）警報メール

データ記録・便利な演算機能
高精度±0.1％、高速収録100ms/4点または1秒/全点でデータ記録が可能です。
入力はフルマルチレンジ、入力チャンネル間の耐電圧は1000VAC（測温抵抗体を除く）です。
PDFチャート機能搭載
特許取得

PDFチャート機能（KR2D□□H、KR3D□□Hのみ）

従来のチャート紙と同じように管理できます。100mm、180mm、250mm幅※のチャート紙をPDFで作成し、原寸大で印刷可能です。
PDFチャートの目盛は任意に設定可能。またパスワードで保護されます。
必要な時に必要なデータへ簡単アクセス・プリントサーバやクラウドのデータへアクセス

アナログトレンドのほか、製品名、ロット番号、リスト印字、定時刻デジタル印字に対応※KR2-Hは100mm幅のみ

信頼性の高いデータ記録

データ記録のグループ化

入力データは本体内部の大容量メモリー※に記録。設定期間ごとに任意の入力chをまとめて扱います。画面は指定グループのchのみSDカードへ転送します。データ形式はCSV、バイナリ形式から表示可能。記録データはグループごとに保存します。施設・装置選択できます。

ごとに分けて管理できます。
使用例

記録周期

SDカード容量

記録点数

512MB（付属）

12点

約4ヶ月

約40ヶ月

約20年

32GB

12点

約１6年

20年以上

20年以上

1秒

10秒

グループ11分

グループ名：装置A
入力ch：1、2、4記録周期 ：1秒周期

SDカードのデータはUSBメモリーに書き出し可能です。

…

記録データ
KR2-H：最大5グループまで
KR3-H：最大6グループまで

前面
USBポート

表計算ソフトウェアなど※当社従来製品（KR2S/KR3S）比4倍の容量

グループ2
グループ名：装置B
入力ch：3、5、6
記録周期 ：30分周期

演算機能

記録開始／停止トリガ

算術演算（四則演算など）、比較演算（大なりなど）、論理演算

記録開始／停止は、タッチ操作、スケジュール予約のほか、警報（AND、ORなど）、積算に標準対応。演算結果を任意のchに記録発生や接点入力、バーコードリーダ（別売）による操作で可能です。

します。演算式は自由な書式で記述できます。

使用例
食品･薬品製造での滅菌工程
施設の環境監視
SiCヒータ劣化診断

トリガは記録グループ（ファイル）ごとに設定できます
グループ１……常時記録
グループ２……警報発生時に記録開始
F値演算
相対湿度、露点温度演算
温度と抵抗値による演算

過去プロファイル再生［オプション］

KT-M入力（高精度な温度データ集録）［オプション］

データ記録時にあらかじめ作成した基準となるプロファイルを温度入力ユニットとして、高精度温度変換器KT-M（別売）を割当て、同時に表示します。基準値が時間で変化するプロセスデータ比較

航空機・自動車部品の熱処理など高精度な温度管理に適応します。

も容易です。
測定精度：熱電対…±0.3℃、測温抵抗体…±0.05℃
RS-485使用例
予防保全・工程判別
基準値※温度センサの種類により異なります3

直感操作・使いやすい画面表示
タッチパネルで簡単操作。従来のペーパ式記録計と同様の使いやすさを実現します。
日本語のほか英語表記に標準対応します。

手書き文字やコメントを表示

画面スクロール

タッチペンで画面に直接書込みできます。手書きデータはトレ

タッチ操作で過去に記録したトレンドを確認できます。

ンドと共に保存されます。

マーカテキスト▶

現在と過去のトレンドを表示・比較して傾向把握。

よく使うコメントをマーカテキストとして50パターン登録。
タッチ操作、警報発生、接点信号入力、バーコードリーダ（別売）
入力により任意のマーカテキストを挿入できます。

多彩な画面表示

カスタムグラフィック機能［オプション］

タッチ操作で過去に記録したトレンドを確認できます。

表示画面を現場の目的に合わせて作成し、簡易グラフィックパネル

リアルトレンドとしても使用できます。

数値表示

バーグラフ

背景画面、書式が自由自在

サーキュラトレンド

現場写真を使用して簡単構築

情報表示

調節計表示※KR Screen Designer（別売）KR-Hのタッチパネルに表示させるグラフィック画面を作成する※下位通信でチノー調節計を接続時に、PV、SV、MVを表示

ソフトウェアです。

確かめたいデータに簡単アクセス

総合パッケージソフト TRAMS※

警報が発生した時や、マーカテキストが挿入された時のトレン

チノー製品のデータ集録・解析、パラメータ設定を行うソフト

ドを簡単に表示できます。

ウェアです。複数のデータファイルを連結表示や月報、日報出力一覧表から選択対応するトレンドを表示にも対応します。

イーサネットまたはシリアル通信※弊社Webサイトよりダウンロード

4

TRAMS
カタログ▶

充実のネットワーク機能
イーサネット、シリアル通信を搭載。PLCとの連携も容易です。

PLCやPC、その他機器との連携
Modbus/TCP（イーサネット）、Modbus-RTU（RS-232C/RS-485）プロトコルに対応しています。
上位

下位通信
KR-Hが下位機器のデータを読込み
KR-Hの測定・演算値を下位機器に書込み

上位通信
上位機器がKR-Hへ指示（設定変更や記録データの転送など）

PLCまたはPC

イーサネットまたはRS-485

イーサネットまたはRS-485

下位サイリスタレギュレータ
PLC

調節計

計装モジュール

Webブラウザで遠隔監視

Eメール通報KR-Hと同一ネットワークにあるPCのWebブラウザを使用し遠隔警報発生時や指定時刻に、登録したメールアドレス（最大8か所）監視・操作が可能です。特別なソフトウェアは不要です。

に対し測定値が記載されたメールを送信します。

記録計表示画面時刻の同期（SNTPクライアント）
機能
記録計表示
測定データの表示
入力設定
警報設定
演算設定
グループ設定マーカテキスト設定など

SNTPサーバの時刻に定期的に同期し時刻合わせを行います。
KR-H本体がSNTPサーバとなり、同一ネットワークに接続した複数台のKR-Hの時刻を同期させることも可能です。

PLC※とプログラムレス通信
KR-HがPLCに対しデータの読書きを行うため、通信プログラムを意識することなくPLCのデータ保存や履歴管理が可能です。
※Modbus RTU/TCPに対応した機種

バーコードリーダ仕様［オプション］

記録データの自動転送（FTPクライアント機能）

予め作成したバーコードで、任意のマーカーテキストの画面表示

KR-Hの記録データファイルをFTPでネットワーク上のサーバーや記録の開始/停止などが可能です。作業効率向上が期待できます。に自動転送。記録データを共有化し、管理工数を低減します。

作業票
担当○○
記録開始

バーコードを読むことで担当名を表示し、記録開始

自動転送
クライアントサーバ

バーコードレシピ仕様［オプション］

記録データへのアクセス（FTPサーバー機能）

KR-Hと接続した弊社調節計の各種設定をバーコードでまとめてネットワーク上のPCからSDカード内のファイルにアクセスし、設定可能です。作業効率向上が期待できます。

記録データを転送します。

レシピ表
機器番号
設定値
パターン

バーコードを読むことで指定された調節計のパラメータを設定

5

入力仕様

警報仕様

測定点数

KR2-H…6点／12点
KR3-H…12点／24点／36点／48点

入力種類

フルマルチレンジ（入力レンジの表参照）

精度定格±0.1%±1digit（例外規定あり）

E、
J、T、
N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下（測定入力0℃以上）
基準点補償精度 K、R、S、
NiMo-Ni、CR-AuFe、C(WRe5-WRe26)、
W-WRe26、U、
L…±1.0℃以下（測定入力0℃以上）
測定周期※1
KR2-H…約1秒／12点（約0.1秒／4点）
KR3-H…約1秒／48点

バーンアウト

熱電対入力および測温抵抗体入力において、入力信号の断線判定
入力ごとに、UP／DOWN／無しの選択可能許容信号源抵抗 熱電対入力（バーンアウト有り／無し）
直流電圧入力（±2V以下）…1kΩ以下
直流電圧入力（±5V以上）…100Ω以下
測温抵抗体（Pt100、JPt100）…１線あたり10Ω以下※1 KR2S□PHのみ約0.1秒／4点に設定可

記録仕様
内部メモリー容量32MB

外部記録媒体SDカードまたはUSBフラッシュメモリー
（FAT16、FAT32フォーマット)
SDカード 推奨 ATP Electronics製、TDK株式会社製USBメモリー
推奨 ハギワラソリューションズ株式会社製

記録周期 ※2

0.1／0.2／0.5秒（KR2S□PH：4点入力時のみ）
1／2／3／5／10／15／20／30秒
1／2／3／5／10／15／20／30／60分

記録データ

測定データ…登録名、記録開始の年月日時分秒、記録周期、測定データ、警報情報、
マーカテキスト
設定パラメータ…全設定パラメータ
演算結果データ

保存形式

バイナリ／CSV形式 選択可能
内部メモリーへの記録方法
タッチ操作
トリガ信号
（警報発生、接点入力）
日時、曜日によるスタート／ストップ＊タッチ操作、トリガ信号は、プリトリガ可能
プリトリガ測定数＝950データ＊ファイルごとに格納チャンネル、記録周期を設定

記録グループ

設定数

各チャンネル最大4設定

警報種類

上限、下限、差上限、差下限、エラー

警報メモリー

警報発生／解除時刻、警報種類を記録＊チャンネル共通で最新の1000個を記録

警報出力（オプション）

2／4点（c接点）

通信機能
イーサネット（オプション）媒体

イーサネット(10BASE-T／100BASE-TX)

FTPサーバネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取り

FTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
Webサーバ

表示、警報、メンテナンス情報などをブラウザソフト（MicrosoftEdgeを推奨）で表示 ＊パスワードの設定が可能

E-Mailアラーム発生時、指定時刻でメール通報
指定時刻通報データ、全登録データより任意選択
通知アドレス 最大８箇所

表示仕様
表示器

KR2-H…5.7形TFTカラーLCD VGA（640×480ドット）
KR3-H…10.4形TFTカラーLCD VGA（640×480ドット）

表示種類

運転画面………タッチ操作で切換え
ヒストリカル、デュアルトレンドの内
トレンド画面 …リアルタイム、1種任意選択。
（スケール板、指針表示）
時間軸方向の縦／横／円選択可能
デ−タ表示の有／無選択可能。
スクロール機能有り
バーグラフ表示画面 デ−タ表示の有／無選択可能
データ表示画面（デ−タ＋タグ＋単位＋警報発生ステ−タス）
警報表示………現在の警報出力状態および警報の発生解除履歴（チャンネル、レベル、発生・解除時刻）

トレンド表示色 KR2-H…12色
KR3-H…48色
情報表示

KR2-H…44点／グループで5グループまで登録可能
KR3-H…56点／グループで6グループまで登録可能

任意設定
任意設定

警報表示
（警報の発生・解除履歴表示）、
マーカリスト
ファイルリスト（グループデータファイルのリスト表示）
機器情報（形式、オプション、製造番号 他）※2 KR2S□PHのみ記録周期を0.1／0.2／0.5秒に設定可
測定点数が4点となり、測定周期は0.1秒となります

LCDバックライト 自動オフ

演算仕様

直接書き込み仕様

演算点数

KR2-H…最大44点
KR3-H…最大128点

保存

内部メモリー／外部メモリーの記録ファイル付加
外部メモリーファイルは記録データをバイナリ形式で保存時のみ対応

演算周期

100ms／全点

線太さ

10段階より選択

演算種類

算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、風向（16方位表示）、時間あたり増加量、SDカード残量

表示色

16色より選択

描写可能画面

リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド

ポータブルタイプもご用意※
持ち運びしやすいポータブルタイプ
必要な時に必要な場所でデータ集録
本体に取手・ゴム足を取り付けて可搬性を高めました。
持ち運んだ場所でのデータ集録が容易です。

※形式でご指定

6KR2-H

KR3-H

測定レンジ・表示分解能

一般仕様
定格電源電圧100−240V AC（フリー電源） 50／60Hz

最大消費電力KR2-H…35VA
KR3-H…60VA

正常動作条件

周囲温湿度範囲 0〜50℃、20〜80%rh
電源電圧 90〜264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右・前傾 0°、後傾0°〜20°
表示輝度 2以下

質量KR2-H…約2.1kg（最大）KR3-H…約5.6kg（最大）

取付方法

パネル埋込取付

入力種類

DC（mV）-200.0-500.0

直流電圧

DC（V）

K

対応規格
EMC指令

EN61326-1適合 Class A（CE、UKCA）※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります

安全

EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーII、汚染度2、過渡過電圧：2500V

ERoHS（CE、UKCA）
EN IEC63000適合（産業用を含む監視および制御機器）

環境規制

IEC60529

防塵防滴

測定レンジ
基準レンジ 表示分解能-13.80 〜 13.80mV ± 13.8mV 10μV
-27.60 〜 27.60mV ± 27.6mV 10μV
-69.00 〜 69.00mV ± 69.0mV 10μV

J

IP54準拠（前面部）Tオプション仕様〜 200.0mV±200mV100μV〜 500.0mV±500mV100μV-2.000 〜-5.000 〜

2.000V±2V

5.000V±5V

1mV-10.00 〜-20.00 〜-50.00 〜

10.00V

± 10V

10mV

20.00V± 20V

10mV50.00V

± 50V

10mV

1mV

-200.0-200.0〜 300.0℃± 13.8mV 0.1℃

〜 600.0℃± 27.6mV 0.1℃

-200-200.0〜 1370℃± 69.0mV〜 200.0℃± 13.8mV 0.1℃

-200.0-200〜 350.0℃± 27.6mV 0.1℃

〜 900℃± 69.0mV-200.0-200.0〜 250.0℃± 13.8mV 0.1℃

〜 500.0℃± 27.6mV 0.1℃

-200-200.0〜 1200℃± 69.0mV〜 250.0℃± 13.8mV 0.1℃

-200.0〜 400.0℃± 27.6mV 0.1℃

0〜1200℃± 13.8mV1℃

0〜1760℃± 27.6mV1℃

0〜1300℃± 13.8mV1℃

0〜1760℃± 27.6mV1℃
1℃

R1℃1℃

オプション名内

警報出力（4点又は2点）

警報発生時、入力異常時にメカリレー接点(c接点）を出力
接点容量：抵抗負荷3A、誘導負荷1.5A

SON／OFF信号

B

0〜1820℃± 13.8mV〜 400.0℃± 13.8mV 0.1℃

N-200.0-200.0〜 750.0℃± 27.6mV 0.1℃

-200-200.0〜1300℃± 69.0mV〜 250.0℃± 13.8mV 0.1℃

-200.0-200.0〜 500.0℃± 27.6mV 0.1℃

〜 600.0℃± 69.0mV 0.1℃

-200.0-200.0〜 250.0℃± 13.8mV 0.1℃

〜 500.0℃± 27.6mV 0.1℃

-200〜 900℃

± 69.0mV

1℃

W-WRe26

0〜 2315℃± 69.0mV

1℃

C(WRe5-WRe26)

0〜 2315℃± 69.0mV

1℃〜 290.0℃± 13.8mV 0.1℃

NiMo-Ni-50.0-50.0〜 600.0℃± 27.6mV 0.1℃

-50〜1310℃± 69.0mV

0.0〜 350.0℃± 13.8mV 0.1℃

0.0〜 650.0℃± 27.6mV 0.1℃

0〜 1395℃± 69.0mV

1℃

PtRh40- PtRh20

0〜 1888℃± 13.8mV

1℃

CR-AuFe0.0〜 280.0Ｋ± 13.8mV 0.1K

-140.0-200.0〜 150.0℃

160Ω

0.1℃

Pt100〜 300.0℃

220Ω

0.1℃

-200.0-140.0〜 850.0℃

400Ω

0.1℃

〜 150.0℃

160Ω

0.1℃

-200.0-200.0〜 300.0℃

220Ω

0.1℃

〜 649.0℃

400Ω

0.1℃

Pt50

-200.0〜 649.0℃

220Ω

0.1℃

Pt-Co

4.0

〜 374.0Ｋ

220Ω

0.1K

無電圧接点入力（4点又は2点）

ON／OFF状態の入力を記録

パルス入力

パルス入力を10Hzまで入力
流量、運転時間、回数などの入力に使用

外部駆動

下記操作が可能（パラメータにより任意設定）
・データメモリートリガ
・マーカ表示・積算演算リセット

上位・下位通信

通信
インターフェイス

下位通信

イーサネットカスタム
グラフィック機能

容1℃

熱電対

U

上位・下位機器通信用インターフェイスRS-485（MODBUS）
下記4種の機能より1種選択して使用
上位機器通信用インターフェイス
下位機器通信（通信内容指定方式）ファンクションコード、リファレンス番号を指定すること
でMODBUS-RTU準拠の機器と通信が可能
下位機器通信（機種選択方式）
下位に接続した機器の入力データ、PLCレジスタ
内データを記録および最大31台の調節計のパラメータ設定、測定値、設定値など表示・記録
記録点数： KR2-H… 6点仕様 34点
12点仕様 28点
KR3-H…12点仕様108点
24点仕様 96点
36点仕様 84点
48点仕様 72点
接続機種：
KE、KR2S00、KR3S00、KR2000、KR3000、KR2D、KR3D、KR2-H、KR3-H、LE5000、AL4000、AH4000、DB600、DB1000、DB2000、KP1000、KP2000、DP-G（データ取得のみ）、JU、JW、SE3000
KR2-H／KR3-Hの入力データをPLC※1に転送
PLC※1のみ接続が可能
書き込み点数：44点

L

Platinel Ⅱ

下位通信用インターフェイスRS-232C（CE、UKCAマーク非対応）
バーコードスキャン
スキャンしたバーコードデータに応じて、マーカ書込・グループ表示切替・バッチ動作を行う。
イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）
を使用し、KR2-H/KR3-Hをネットワーク接続します
下記機能を使用する際に必要となります
FTPサーバWebサーバFTPクライアント
E-MailSNTPクライアント
MODBUS TCP

測温抵抗体

JPt100KR Screen Designer（別売）を用いてPCでグラフィック画面を作成し、SDカード経由でKRディスプレイに表示。表示にはKRの測定値を配置可能。

KT-M入力高精度温度変換器 KT-Mとデジタル通信（RS-485）

ポータブルタイプ

取手ゴム足付き（CE、UKCAマーク非対応）

三菱電機株式会社製 MELSECシリーズ（MC プロトコル1C フレーム対応機種）
R シリーズ

形式：RJ71C24

Q シリーズ

形式：QJ71C24N

FX3U／3GF／3S シリーズ

形式：FX3-U-485ADP-MB 等

FX5U シリーズ

非対応

1℃

関連別売品
名称

直流電流入力用受信抵抗100Ω

※1 PLC接続機種は下記となります

1℃

直流電流入力用受信抵抗250Ω
SDカード内容50ｍＡ用
20ｍＡ用
512MB、1GB、2GB、8GB、32GB

オムロン株式会社製 SYSMACシリーズ（上位リンクC モードコマンド通信対応機種）
注）オムロン製PLCと接続する場合、ラインコンバータが必要です。

7

形式

KR2□□PH□□□‐□□□

KR3□□□H□□□‐□□□種類
S：標準
D：PDFチャート仕様
測定点数／測定周期6：6点／1秒
2：12点／1秒
通信インターフェイス
G：Ethernet＋上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet※1、※2
B：Ethernet＋下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
N：通信インターフェイスなし
警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点 c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点 c接点）
＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）※2
その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器 KT-M入力 ※3、※5
3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力 ※3、※5
N1N：バーコードリーダ仕様 ※2、※4（バーコードリーダ別売）
N2N：バーコードレシピ仕様 ※3（バーコードリーダ／その他別売）
NNP：過去プロファイル再生※1 バーコードリーダ専用仕様※2 CE／UKCAマーク非対応

種類
S：標準
D：PDFチャート仕様
測定点数／測定周期21：12点／1秒
41：24点／1秒
61：36点／1秒
81：48点／1秒
通信インターフェイス
G：Ethernet＋上位・下位通信（RS-485）（標準）E：Ethernet※1、※2
B：Ethernet＋下位通信（RS-232C D-Sub9Pin）
N：通信インターフェイスなし
警報出力、接点入力（オプション）
0：なし
2：警報リレー出力（4点 c接点）
7：無電圧接点入力（4点）
8：警報リレー出力（2点 c接点）
＋無電圧接点入力（2点）
設置タイプ
A：パネルマウントタイプ
T：ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）※2
その他（オプション）
NNN：なし1NN：カスタムグラフィック機能
2NN：高精度温度変換器 KT-M入力 ※3、※5
3NN：カスタムグラフィック機能＋KT-M入力 ※3、※5
N1N：バーコードリーダ仕様 ※2、※4（バーコードリーダ別売）
N2N：バーコードレシピ仕様 ※3（バーコードリーダ／その他別売）
NNP：過去プロファイル再生※3 通信インターフェイスGのみ選択可※4 通信インターフェイスBのみ選択可※5 1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

外形寸法

単位：mm

KR2-H47

KR3-H50

47

パネルカット及び取付最小寸法

パネルカット及び取付最小寸法

360

47

17.1
22.1

182.6

288297.6

1138+01180
1281+ 0KR3-H ポータブルタイプ

144

17.1
22.1

277.6
313.1

28818.8

144137
165.2

11.5

6.3

KR2-H ポータブルタイプ

9.7

24.8 38.8
29.6

281+ 088.8

150
144138+047

360

277.6

288200137159144200182.6

24.8
29.6180288＊QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2024年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

028（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/086（473）7400

Cat.No. CR-56-05 Jun.-'24-01 Printed in Japan Ⓑ 153