ATTO PrecastGel
パジェル

2023 年版

R

PAGEL シリーズ
R

簡単・確実・省スペース・コストダウン

充実のアトー既製ゲルシリーズ ！

eas
y
Cer &
tai
nty
!

「高速ハイレゾ電気泳動」がさらに進化中！

Ready-made gel for electrophoresis短時間ｃ ･ パジェル HR「c-PAGEL HR」

最短 10 分の泳動！アトー史上最速！

高品質

ｅ ･ パジェル HR「e-PAGEL HR」

高速ハイレゾ電気泳動対応 高品質をご提供

低価格

ｅ ･ パジェル「e-PAGEL」

まとめ買いでお得！自信のコストパフォーマンス

低分子

ｐ ･ パジェル「p-PAGEL」

低分子（ポリペプチド等）用既製ゲル

Newu･ パジェル H「u-PAGEL H」

高分子・広範囲

高分子・広域分子量に対応 新発売！

ｍ ･ パジェル「m-PAGEL」

多検体

多検体用（30 検体／ゲル）既製ゲル

2023年価格改定版

principle ポリアクリルアミドゲル電気泳動
ゲル電気泳動はタンパク質・核酸の基本的な分離・解析方法です。中でもポリアクリルアミドゲル電気泳動はPAGE(polyaclylamideGel Electrophoresis) と略されタ
ンパク質や低分子核酸の研究の基盤となってきました。
アトーはゲル電気泳動で最も重要な PAGE 用の既製ゲルをいち早く手掛け 30 年以上の実績を積んでいます。
既製ゲルは ReadyToUse だけでなく、分離度・再現性・保存性等に優れ、さらに近年は品質を向上させ「高速ハイレゾ電気泳動」を可能にしました。

タンパク質のポリアクリルアミドゲル電気泳動
SDS ｰポリアクリルアミドゲル電気泳動 (SDS-PAGE)

タンパク質やペプチドは、構成アミノ酸や溶けている緩衝液の pH によって＋ ( プラス ) にも－ ( マイナス ) にも荷電する為、SDS( ドデシル硫酸ナトリウム ( 陰イオン
性界面活性剤 )) をタンパク質に結合させ、タンパク質を一過性に－ ( マイナス ) に荷電させて陽極 ( ＋ ) 側に移動させます。この時タンパク質は、ポリアクリルアミドゲル
中で、ゲルの分子ふるい効果で分子量に応じた移動度を示し、分離されます。ゲル濃度の変更で分画分子量範囲を変えることが出来ます。また最も一般的な Laemmli 法はゲル緩衝液はトリス - 塩酸系で泳動用緩衝液はトリスｰグリシンを用いますが、低分子領域にはトリス - トリシン系の緩衝液を用いる方法もあります。

試料
SDS 処理試料添加

通電

非変性系ポリアクリルアミドゲル電気泳動（Native-PAGE)

非変性系・Native 系と言ってもいろんな意味がありますが、通常は還元せず SDSも加えず、加熱などもしないでより自然な状態のタンパク質などを試料として泳動する方法を言います。HR-Clear Native、Blue Native PAGE も可能になりました。

DNA のポリアクリルアミドゲル電気泳動
核酸（DNA、RNA）は、その構成からリン酸残基のーマイナス荷電を持ち、電気泳動では陽極 ( ＋ ) 側に移動します。タンパク質同様にポリアクリルアミドゲル中で、ゲルの分子ふるい効果で分子量に応じた移動度を示し、分離されます。核酸はアガロー
スゲルでの泳動が多く利用されますが、約 100kbp 以下の DNA 等はポリアクリルア
ミドゲルのほうがバンドもシャープで分離能にも優れています。その高い分離能を利用して塩基配列の決定にも利用されていました。ゲルが透明で厚みも薄いので染脱色も早くバックグラウンドもきれいです。

「高速ハイレゾ電気泳動」は「高性能既製ゲル、試薬、電気泳動装置」三位一体の開発で実現した「高速短時間分離（High Speed
Separation）」と「高精細分離能（High Resolution）」を併せ持つ
電気泳動法です。

実際の泳動パターン例
アトーの既製ゲル「PAGEL」シリーズはタンパク質の SDS-PAGE、Native-PAGE、HR-Clear-Native PAGE、Blue-Native
PAGE、DNA の PAGE 等に利用できます

タンパク質の SDS-PAGE

タンパク質と DNA
EzStandard

1∮ x174-Hinc II

DNA の PAGE

PAGEL® series

パジェル R 一覧

新時代のスーパーブランドを目指すポリアクリルアミド既製ゲル Ready-made PolyAcrylamide GEL

パジェル ® ラインナップ

ゲルの大きさ ( 泳動の目的、試料の数・分離度、操作時間など ) によって選択します。

製品名

c-PAGEL HR

ｃ・パジェル HR

サイズ

ゲルサイズ：60(W) × 60(L)mm 0.75mm 厚

適応泳動槽

コンパクト PAGE シリーズ コンパクト PAGE Ace 他歴代品

掲載ページ

3~4 頁

種類

ゲル濃度

ゲルバッファー

ガラスプレートサイズ：76(W) × 70(L)mm

トリス -HCl

低分子用 トリシン系

7.5%

10%

12.5%

15%

5~20%

16.5%

15 検体

CHR7.5L

CHR10LCHR12.5L

CHR15LCHR520L

CP16.5S

2D 目仕様CHRD7.5L*

CHRD10L*

CHRD12.5L*ー

CHRD520Lー

容量￥22,800

7μL

2331615（ウェルなし）価格

5 種類、

2331625

2331685

2331635

2331655

23316452331665

10 枚／箱製品名

e-PAGEL HR
ゲルサイズ：90(W) × 83(L)mm 1mm 厚

適応泳動槽

ミニスラブ泳動槽、パジェラン シリーズ

掲載ページ

5~10 頁

種類

ゲル濃度

６種類、

2331605
2331675

2331695＊特注品

サイズ

ゲルバッファー

e・パジェル HR
ガラスプレートサイズ：120(W) × 100(L)mm

歴代品

トリス -HCl

7.5%

10%

12.5%

15%

10~20%

5~20%

14 検体

EHR-T7.5L

EHR-T10L

EHR-T12.5L

EHR-T15L

EHR-T1020L

EHR-T520L

18 検体

EHR-R7.5L

EHR-R10L

EHR-R12.5L

EHR-R15L

EHR-R1020L

EHR-R520L

24 μ L

2331950

18 μ L

2332050

価格

2331955

2331960

2332055

2332060￥18,800 ( まとめ買い価格あり )2331965
2332065

e-PAGEL

サイズ

ゲルサイズ：90(W) × 83(L)mm 1mm 厚

適応泳動槽

ミニスラブ泳動槽、パジェラン シリーズ

掲載ページ

11~16 頁

種類

ゲル濃度

６種類、

2331975
2332075

2331970
2332070

10 枚／箱製品名

ゲルバッファー

e・パジェルガラスプレートサイズ：120(W) × 100(L)mm

歴代品

トリス -HCl

7.5%

10%

12.5%

15%

10~20%

5~20%

14 検体

E-T7.5L

E-T10L

E-T12.5L

E-T15L

E-T1020L

E-T520L

18 検体

E-R7.5L

E-R10LE-R12.5L

E-R15L

E-R1020L

E-R520L

2D 目仕様E-D7.5L

E-D10LE-D12.5LーE-D520L

24 μ L

2331800

18 μ L

価格
製品名23318102331700（ウェルなし）233194023318202331710233172023319102331920￥15,800 ( まとめ買い価格あり )New

u-PAGEL H

u・パジェル H

ゲルサイズ：90（W）× 83(L)mm
ガラスプレートサイズ：120(W) × 100(L)mm

適応泳動槽

ミニスラブ泳動槽、パジェラン シリーズ

掲載ページ

19･20 頁

種類

2331850
2331750

ーp-PAGEL

低分子用

高分子用、 ゲルバッファー トリス -HCl

3~10%

3~14%

４~20%

16.5%

14 検体

UH-T5

UH-T310

UH-T314

UH-T420

P-T16.5L

18 検体

UH-R5

UH-R310

UH-R314

UH-R420

P-R16.5L

18 μ L

2331310￥25,800

p･ パジェル

17･18 頁

5%2331300

2331302
2331312

10 枚／箱( まとめ買い価格あり )2331306
233131623317402331830
2331730
2331930

2331304
2331314

製品名
サイズ

ゲル濃度
24 μ L

2331840

10 枚／箱サイズ

価格

ｃ p・パジェル

トリシン系

ｍ・パジェルゲル：120（W）× 83(L)mm

ガラスプレート：160 × 100mm

適応泳動槽

マルチレーンゲル泳動槽

掲載ページ

21･22 頁

種類

ゲル濃度 5 ～ 20%

ゲルバッファー トリス -HC

30 検体

18 μ L ／ wellM-520L 2332240

2332260

価格

2332265￥22,800

ｍ -PAGEL￥18,800

6 枚／箱( まとめ買い価格あり )10 枚／箱( まとめ買い価格あり )2

コンパクトサイズ

ｃ・パジェルc-PAGELR HR

高性能型 コンパクトサイズ（約 6 × 6cm）既製ゲル「高速ハイレゾ電気泳動」TM 技術で GRADE UP 実現

泳動時間
最短
10分
CHR-T520L c-PAGEL HR 外箱
15 検体用（緑色コウム）

特 長c-PAGEL の進化版 高速ハイレゾ電気泳動に適したポリアクリルアミド電気泳動用既製ゲルです。

●高速短時間（10min～）分離●ハイレゾ高精細分離●広い用途
SDS-PAGE、Native-PAGE、DNA PAGE etc
スクリーニング、発現確認、学生実習、
ウエスタンブロットなど●ゲル性能／品質向上
分離能向上 特に低分子領域がよりクリアに
スマイリングレス
グラディエントゲルの変形なし
使用期限の延長 １年
ブロッテイング効率アップ

High Speed Separation
High Resolution

Separation

Wide range of Application
For SDS-PAGE,Native-PAGE,DNA etc
Screening,Confirmation of expression,
Student training,Western blot
Improved quality and performance of gel
High Resolution
Smiling-less pattern
Minimaize deformation of gradient-gel
Long shelf-life
Efficiency of Western blotting★従来品の c-PAGEL と同様にご使用いただけます。

操作概略
Webサイトで動画公開中！
ゲルはプレキャスト（既製）または自作で準備

泳動バッファーを上部槽へ注ぐ
サンプルアプライ準備

泳動バッファーを注ぐ「EzRun」「EzRunMOPS」など
検出時間 電子レンジを利用すれば約 10min でバンド確認可能
室温でも約 30min

泳動パターン3

水で脱色

ゲルを染色･脱色「EzStainAQua」など

ゲルをセッティング

プレート押えで固定
泳動時間 High mode 約 10min
Stad. mode 約 30min

泳動終了後プレート、ゲルを取り合出す

電源をON モードを選択しRunボタンで泳動開始

安全カバーをおろして電源部をセッティング
ACコードを接続

コンパクトサイズ

仕 様
型式・名称・コード

CHR c-PAGEL HR

c･パジェル HR

検体数

15ウェル

コウム

2mm幅、最大アプライ量約7μL

CHRD c-PAGEL HR c･パジェル HR
なし

ゲルサイズ

なし

ガラス製

ゲル濃度
ゲル主成分

厚み（トータル） 4.8mm ※ポリアクリルアミドゲル

7.5%、10%、12.5% 、15% 均一

16.5%

ポリアクリルアミドゲル

ポリアクリルアミドゲル

ポリアクリルアミド、トリス－HCｌ
ゲル濃度

商品コード

コード

ゲル濃度

型式

コード

7.5% CHR7.5L

2331615

5~20%

CHRD520L

2331675

10% CHR10L

2331625

12.5% CHR12.5L

2331635

15% CHR15L

2331645

5~20% CHR520L

2331605

ゲル濃度

型式

ポリアクリルアミド、
トリス－トリシン
C16.5S

2331695

分画範囲
タンパク質

核酸

7.5%

40-400 kDa

200-3000 bp

10%

20-300 kDa

100-2000 bp

12.5%

10-250 kDa

70-1800 bp

15%

2-200 kDa

50-1500 bp

5-20%

5-400 kDa

30-2500 bp

分画範囲

2mm幅

厚み 0.75mm

76mm(W)× 70mm(L)5～20% グラディエント

15ウェル

２次元目電気泳動用

60mm(W)×60mm(L)ゲルプレートcp-PAGEL

1~75kDa
1000~75,000Da

冷蔵（5～10℃※ ）１年（製造より）、保存・使用期限
容量

10枚／箱

価格

\22,800

輸送

冷蔵（10℃～室温※ ）※保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。冷気の吹き出し口や 4℃以下で保存した場合はゲルが凍結し使用できなくなります。
輸送時（短時間）の室温輸送は品質に問題ありません。
※タンパク質の分画分子量範囲は、EzRun 25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS の泳動バッファーによる泳動です。
※ DNA の分画分子量範囲は、EzRunTG 25mM トリス、192mM グリシンの泳動バッファーによる泳動です。
※泳動バッファーの組成が異なると移動度は変わります。高速泳動には EzRunMOPS の泳動バッファーを推奨します。

★ 低分子仕様「CP16.5S cp-PAGEL」● 高速泳動可能 最短15min● 分画範囲1000Da～75kDa広範囲 ● シャープなバンド ● 使用期限製造より１年 長寿命

EzRunT トリシン系の泳動バッファーで泳動します。 泳動パターンは p-PAGEL (17･18頁)を参照ください。

データ「c-PAGEL HR」なら高速泳動でもきれいな泳動パターンが得られます

高速泳動 (SDS-PAGE)

泳動装置：WSE-1010 CompactPAGE Ace コンパクトページエース
kDa
245

75

High mode 10min（ゲル１枚時）

試料：分子量マーカー AE-1440 EzStandard、WSE-7020 EzProtein Ladder 他
ゲル：c-PAGEL HR（5-20% ポリアクリルアミドゲル既製ゲル 60 × 60mm）
泳動バッファー： AE-1440 EzRun イージーラン （Tris-Gly.-SDS）
CBB 染色：AE-1340 EzStain AQua（CBB 染色液）

「c-PAGEL HR」なら DNA の泳動、Natve-PAGE も可能です
25

対応泳動槽
10

ほぼ実物大

小さくてもしっかり分離！

WSE-1010 コンパク PAGE Ace
WSE-1025 コンパク PAGE Ace Twin4

ｅ・パジェル

e-PAGELR HR

ミニサイズ

高性能型 ミニサイズ（約 9 × 8cm）既製ゲル「高速ハイレゾ電気泳動」TM 技術で GRADE UP 実現

泳動時間
最短
20分

EHR-T520L e-PAGEL HR 外箱
18 検体用（緑色コウム）
14 検体用（橙色コウム）

特 長●高速短時間（20min～）分離●ハイレゾ高精細分離●広い用途
SDS-PAGE、Native-PAGE、DNA PAGE etc●ゲル性能／品質向上
分離能向上 特に低分子領域がよりクリアに
スマイリングレス
グラディエントゲルの変形なし
使用期限の延長 １年
ブロッテイング効率アップ

High Speed Separation
High Resolution

Separation

Wide range of Application
Improved quality and performance of gel
High Resolution
Smiling-less pattern
Minimaize deformation of gradient-gel
Long shelf-life
Efficiency of Western blotting
e-PAGEL HR 特長

e-PAGEL HR 特長

ブロッテイング電気泳動↑ 高分子側← 低分子側変形しにくいゲル青線

スマイリングしにくい
レーンが曲がらない
低分子領域の分離向上

高分子・低分子領域とも明瞭な分
離でかつブロッテ
イング効率も良い

点線
紅線
緑線

ブロッテイングした膜の CBB 染色例
5~20% グラディエントゲル 泳動例

操作概略

Webサイトで動画公開中！
泳動槽へのゲルのセットe・パジェル HR（既製ゲル）とパジェランAcee･パジェル HR の開封

試料のアプライ

泳動バッファー
を注ぐ

泳動スタート

電源部のセット
AC接続

泳動時間
High mode 約 25min
Stad. mode 約 70min5ミニサイズ

仕 様

型式・名称・コード

EHR-T e-PAGEL HRe･パジェル HR

ゲルサイズ

EHR-R e-PAGEL HR

90mm(W)×83mm(L)プレートサイズ厚み 1mm厚み（トータル）5mm ※120mm(W)×100mm(L)14ウェル
4.2mm幅、最大アプライ量24μL

検体数
ゲル濃度

分画範囲

ポリアクリルアミドゲル

7.5%、10%、12.5% 、15% 均一

ポリアクリルアミドゲル

ウェル数

コード

EHR-T7.5L

2331950

14

EHR-R7.5L

2332050

18

EHR-T10L

2331955

14

EHR-R10L

2332055

18

EHR-T12.5L

2331960

14

EHR-R12.5L

2332060

18

EHR-T15L

2331965

14

EHR-R15L

2332065

18

EHR-T520L

2331970

14

EHR-R520L

2332070

18

EHR-T1020L

2331975

14

EHR-R1020L

2332075

18

主な材質

18ウェル
2.9mm幅、最大アプライ量18μL

5～20%、10～20% グラディエント

型式

（検体数）

ゲル濃度

分画範囲
タンパク質

核酸

7.5%

40-400 kDa

200-3000 bp

10%

20-300 kDa

100-2000 bp

12.5%

10-250 kDa

70-1800 bp

15%

2-200 kDa

50-1500 bp

5-20%

5-400 kDa

30-2500 bp

1020%

2-300 kDa

30-2000 bp

ゲル：ポリアクリルアミド、保存・使用期限

冷蔵（5～10℃※

プレート：ガラス、）１年（製造より）、

容量

e･パジェル HR

輸送

コウム：PP成型

冷蔵（10℃～室温※ ）10枚／箱\18,800

価格※ まとめ買い価格あり（下記参照）※泳動装置はアトー「パジェラン」「ラピダス・ミニスラブ」シリーズの既製ゲル（PAGEL）仕様をご使用ください。 7 頁参照※保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。冷気の吹き出し口や 4℃以下で保存した場合はゲルが凍結し使用できなくなります。輸送時（短時間）の室温輸送
は品質に問題ありません。
※タンパク質の分画分子量範囲は、EzRun 25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS の泳動バッファーによる泳動です。
※ DNA の分画分子量範囲は、EzRunTG 25mM トリス、192mM グリシンの泳動バッファーによる泳動です。
※泳動バッファーの組成が異なると移動度は変わります。高速泳動には EzRunMOPS の泳動バッファーを推奨します。
※ リーズナブルな「e-PAGEL」もあります。および２次元目用仕様は「e-PAGEL」をご参照ください。
※ 低分子用には「p-PAGEL」ー T/R16.5S（トリシン系）、
高分子用には「u-PAGEL H」UH-T/R シリーズ（5%、3~10%・3~14%・4~20% ゲル濃度）があります。

お得情報
お得な情報！

＜まとめ買い＞アトーミニスラブ用既製ゲル「e-PAGEL情報 HR」はまとめ買いがお得です。
通常１箱￥18,800のところ２箱以上のまとめ買いなら下記の価格が適用されます。
箱数
１箱

価格
\18,800

2~4箱（同種類）\16,800 1箱あたり\2,000割引き

5~9箱（同種類）\16,000 1箱あたり\2,800割引き

10箱（同種類）\15,200 1箱あたり\3,600割引き※ 同じ種類のゲルに限らせていただ
きます。

6

ｅ・パジェル

e-PAGEL HR

ミニサイズ

R

対応泳動槽
泳動装置は左記以外に
アトー「パジェラン」「ラピダス ミニスラブ」
シリーズ従来品で可能です

電源搭載型泳動装置「PageRunAce」
WSE-1150P パジェランAce
高速仕様電源搭載
最大ゲル2枚泳動可能バッファー容量 約500mL
価格 \128,000

泳動槽 「ラピダス ミニスラブ」 シリーズ
AE-6530P ラピダス ミニスラブ
最大ゲル2枚泳動可能バッファー容量 約500mL
価格 \52,800

WSE-1165 ラピダス ミニスラブ
最大ゲル2枚泳動可能バッファー容量 400~650mL
価格 \88,000

泳動データ
e-PAGEL HR の高速泳動デー タ
高速泳動 （EzRunMOPS)「e-PAGEL HR」なら高速泳動でもきれいな泳動パターンが得られます
ゲル：EHR-T520L

e-PAGEL HR（5~20%）

泳動バッファー：EzRun MOPS

高速泳動：PageRunAce
出力：C.W 24W
泳動時間：20min

広範囲のバンド検出には EzRunMOPS をお勧めします。
また 300V の高電圧泳動でも 20 分～で終了します。

24W 定電力 20 分

高速泳動 （EzRun)

標準泳動（EzRun)
ゲル：EHR-T520L

e-PAGEL HR（5~20%）

泳動バッファー：EzRun（トリス - グリシン -SDS）

高速泳動
出力：C.V 300V/ ゲル
泳動時間：30min
標準泳動
出力：C.C 20mA/ ゲル
泳動時間：75min

7300V 定電圧 30 分

20mA 定電流 75 分

ミニサイズe-PAGEL HR と e-PAGEL の泳動パターンの比較
下図は同じサンプルを e-PAGEL HR と e-PAGEL の 5 ～２０％濃度勾配ゲルで分離した結果を示しています。e-PAGEL
HR は e-PAGEL の半分の 30 分で泳動が終了し、分画分子量範囲が広く、スマイリングレスできれいなデータが得られます。

e-PAGEL

左図は EzProtein Ladder のレーンを抜粋して比較した結果です。5 ～ 20％濃度勾配ゲルの最大の強みは分画分子量範囲の広さです。e-PAGEL
HR なら e-PAGEL よりもさらに高分子側と低分
子側の分画範囲が広がります。

245
180
140
100
75
60

1000

分子量（kDa）

e-PAGEL HR

右のグラフは EzProtein Ladder の移動度を解析した結果です。e-PAGEL HR の方が直線性が優れており、低分子側の分離範囲が拡大されたことが示されました。

45
35
25
20

● e-PAGEL HR♦ e-PAGEL10010低分子側の分離範囲拡大

1

0

15

50
移動度（％）

100

10
5

(kDa)

e-PAGEL HR
26.6
17.0
14.2
6.5

e-PAGEL

左図はペプチドマーカーのレーンを抜粋して比較した結果です。e-PAGEL HR は上から3 番目と 4 番目のバンド、および 5 番目と 6
番目のバンドが明瞭に分かれることが示されました。

「e-PAGEL HR」なら●特に低分子領域の分離範囲が広いです●より明瞭にバンドが分離できます

3.5
1.0
(kDa)

e-PAGEL HR による DNA の電気泳動データ
EHR-T7.5L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HRDNA

ゲル：EHR-T7.5L（7.5%、14 検体ゲル）
試料：DNA 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun TG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電流 20mA 60min
染色：WSE-7130 EzFluoroStainDNA( 蛍光染色 )検出：VariRays (Blue LED)
露光時間：0.5 sec※ 各ゲル濃度の DNA の泳動パターン・移動度については「e-PAGEL」のデータをご参照ください。

「e-PAGEL HR」なら DNA の泳動も可能です
ePAGEL HR

TBE 自作ゲル

(bp)
1500
1000
900
800
700
600
500

→
→
→
→
→
→
→

400

→

300

→

200

→

8

ｅ・パジェル

e-PAGEL HR

ミニサイズ
泳動パターン

高速モード

EHR-T7.5L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HR

SDS-PAGE

ゲル：EHR-T7.5L（7.5%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電圧 300V 30min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )(Da)200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →EHR-T10L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HR

SDS-PAGE

ゲル：EHR-T10L（10%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電圧 300V 30min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )(Da)200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →（20,100 →）EHR-T12.5L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HR

SDS-PAGE

ゲル：EHR-T12.5L（12.5%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電圧 300V 30min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )(Da)200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →EHR-T15L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HR

SDS-PAGE

ゲル：EHR-T15L（15%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電圧 300V 30min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )9(Da)200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →RミニサイズEHR-T520L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HR

SDS-PAGE

ゲル：EHR-T520L（5~20%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電圧 300V 30min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )EHR-T1020L ｅ・パジェル HR e-PAGEL HR SDS-PAGE
ゲル：EHR-T1020L（10~20%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電圧 300V 30min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )

関連製品

(Da)
200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →(Da)
200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →試薬「ATTO Ez シリーズ」については巻末もご参照ください●試料調製 「AE-1430 EzApply 」
SDS-PAGE 電気泳動用の試料調製用キットです。
SDS-PAGE用の試料調製のための試薬キットです。還元
力の強いDTTは別容器で、還元／非還元が選べます。

●泳動バッファー 「AE-1410 EzRun( 粉末 )」「AE-1411 EzRun( 溶液 )」SDS-PAGE 用の泳動バッファーです。
一般的なSDS-PAGEG用のトリスグリシン-SDSの泳動バッファーです。
AE-1410は10L分の粉末で蒸留水に溶解して使用します。AE-1411は溶液で調製不要で使用できます。

●泳動バッファー 「WSE-1410 EzRun MOPS」
高速・高分離 SDS-PAGE 用の泳動バッファーです。
SDS-PAGEG用のMOPS泳動バッフ
ァーです。
分画分子量範囲が広く、高速泳動にも適しています。
＜泳動データ 16頁参照＞●小型電源装置 「AE-8155/35 myPower Ⅱ 500/300」
AE-8155 出力・設定
電圧：1~500V 電流：1~200mA
AE-8135 出力・設定
電圧：1~300V 電流：1~400mA
タイマー：1~999min or OFF
表示・操作：LED、ダイヤル・ボタン式●検出「AE-1360 EzStainSilver」 銀染色試薬キット「AE-1340 EzStainAQua」 CBB 染色
簡単な調製で短時間（約１時間）で検出可能な銀染色試薬キットです。検出後のタンパク質
はMSへの利用が可能です。
酢酸・メタノールを含まない
CBB染色です。調製不要Readyto-Use。短時間で高感度（数ng）の検出が可能です。

●高機能電源装置 「WSE-3100 PowerStation Ghibli I」
タッチパネル式高機能電源装置です。
電圧：0~500V（設定3~500V）
電流：0~3000mA（設定10~3000mA）
電力：0~200W（設定1~200W）
タイマー：1~999min or OFF
表示・操作：大型カラー液晶
感圧タッチパネル式●電源装置 「WSE-3200 PowerStation Ⅱ」
汎用型の電源装置です。
電圧：0~1000V（設定10~1000V）
電流：0~500mA（設定10~500mA）
電力：0~200W（設定1~200W）
タイマー：1~999min or OFF
表示・操作：LED、ダイヤル・ボタン式

10

ｅ・パジェル

e-PAGELR

ミニサイズ

標準型 ミニサイズ（約 9 × 8cm）既製ゲル
リーズナブルな価格で多くの実績が証明する品質

E-T520L e-PAGEL 外箱
18 検体用 14 検体用

特 長●高コストパフォーマンス
18検体仕様おまとめ買いなら約\71／well●多彩な種類
ゲル濃度、検体数●広い用途
SDS-PAGE(広い分画範囲、２次元電気泳動2D目)
Native-PAGE、DNA PAGE etc●ゲル性能／品質
分離能向スマイリングレスHigh Speed Separation
High Resolution

Wide range of Application
Improved quality and performance of gel
High Resolution
Smiling-less pattern
Minimaize deformation of gradient-gel
Long shelf-life
Efficiency of Western blotting

操作概略

Webサイトで動画公開中！
泳動槽へのゲルのセットe・パジェル （既製ゲル）とパジェランAce

Separation

e･パジェル の開封

試料のアプライ

泳動バッファー
を注ぐ

泳動スタート

電源部のセット
AC接続

泳動時間
High mode 約 25min
Stad. mode 約 70min

対応泳動槽
泳動装置は左記以外に
アトー「パジェラン」「ラピダス・ミニスラブ」シリーズ従来品で可能です

電源搭載型泳動装置「WES-1150 PageRunAce」

11

泳動槽 ラピダス ミニスラブ シリーズ
「AE-6530P ラピダス ミニスラブ」「WSE-1165 ラピダス ミニスラブ」

ミニサイズ

仕 様

型式・名称・コード

E-T e-PAGEL

e･パジェルE-R e-PAGEL e･パジェル

ゲルサイズ

90mm(W)×83mm(L)プレートサイズ14ウェル
4.2mm幅、最大アプライ量24μL

ゲル濃度

主な材質

18ウェル
2.9mm幅、最大アプライ量18μL

5～20%、10～20% グラディエント

ポリアクリルアミドゲル

7.5%、10%、12.5% 、15% 均一

ポリアクリルアミドゲル

型式

分画範囲

厚み 1mm厚み（トータル）5mm ※120mm(W)×100mm(L)

検体数

ウェル数

コード

2331800

14

E-R7.5L

2331700

18

E-D7.5L

2331940

無E-T10L

2331810

14

E-R10L

2331710

18

E-D10L

2331910

無E-T12.5L

2331820

14

E-R12.5L

2331720

18

E-D12.5L

2331920

無E-T15L

2331850

14

E-R15L

2331750

18

E-T520L

2331830

14

E-R520L

2331730

18

E-D520L

2331930

無E-T1020L

2331840

14

E-R1020L

233174018

ゲル：ポリアクリルアミド、保存・使用期限

ゲル濃度

（検体数）

E-T7.5L

分画範囲
核酸

7.5%

40-400 kDa

200-3000 bp

10%

20-300 kDa

100-2000 bp

12.5%

10-250 kDa

70-1800 bp

15%

2-200 kDa

50-1500 bp

5-20%

5-400 kDa

30-2500 bp

10-20%

2-300 kDa

30-2000 bp

プレート：ガラス、冷蔵（5～10℃

コウム：PP成型）６ヶ月（製造より）、10枚／箱\15,800価格

ウェルなし
5～20%、7.5%、10%、12.5%

タンパク質

※

容量

E-D e-PAGEL e･パジェル

輸送

冷蔵（10℃～室温※ ）※まとめ買い価格あり※ 泳動装置はアトー「パジェラン」「ラピダス・ミニスラブ」シリーズの既製ゲル（PAGEL）仕様をご使用ください。
※ 保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。冷気の吹き出し口や 4℃以下で保存した場合はゲルが凍結し使用できなくなります。輸送時（短時間）の室温輸送は品質に問題ありません。
※ タンパク質の分画分子量範囲は、EzRun 25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS の泳動バッファーによる泳動です。
※ DNA の分画分子量範囲は、EzRunTG 25mM トリス、192mM グリシンの泳動バッファーによる泳動です。
※ 泳動バッファーの組成が異なると移動度は変わります。高速泳動には EzRunMOPS の泳動バッファーを推奨します。
※ 低分子用には「p-PAGEL」ー T/R16.5S（トリシン系）、
高分子用には「u-PAGEL H」UH-T/R シリーズ（5%、3~10%・3~14%・4~20% ゲル濃度）があります。

お得情報
お得な情報！

＜まとめ買い＞アトーミニスラブ用既製ゲル「e-PAGEL」はまとめ買いがお得です。
通常１箱￥15,800のところ２箱以上のまとめ買いなら下記の価格が適用されます。
箱数
１箱

価格
\15,800

2~4箱（同種類）\14,100 1箱あたり\1,700割引き

5~9箱（同種類）\13,300 1箱あたり\2,500割引き

10箱（同種類）\12,300 1箱あたり\3,500割引き※ 同じ種類のゲルに限らせていただきます。

12ミニサイズｅ・パジェルe-PAGELR

泳動パターン
E-T7.5L ｅ・パジェル e-PAGEL

SDS-PAGE

ゲル：E-T7.5L（7.5%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →E-T10L ｅ・パジェル e-PAGEL

SDS-PAGE

ゲル：E-T10L（10%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →E-T12.5L ｅ・パジェル e-PAGEL

SDS-PAGE

ゲル：E-T12.5L（12.5%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →E-T15L ｅ・パジェル e-PAGEL

SDS-PAGE

ゲル：E-T15L（15%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )13Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →ミニサイズ

E-T520L ｅ・パジェル e-PAGEL

SDS-PAGE

ゲル：E-T520L（5~20%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →E-T1020L ｅ・パジェル e-PAGEL

SDS-PAGE

ゲル：E-T1020L（10~20%、14 検体ゲル）
試料：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →E-D520L ｅ・パジェル e-PAGEL

２次元

ゲル：E-D520L（520%、2D 用ゲル）
試料
：AE-1440 EzStandard 分子量マーカー他
泳動バッファー：AE-1410 EzRun(25nM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS)
泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 90min
染色：AE-1340 EzStainAQua(CBB 染色 )Da200,000 →97,200 →66,400 →45,000 →29,000 →20,100 →14,300 →泳動バッファー比較パターン
泳動バッファーの種類によって分画分子量
範囲（各バンドの移動度）が異なります。
一般的なトリス - グリシン -SDS の EzRun
で の 泳 動 結 果 に 対 し て、EzRunMOPS で はより低分子側の分離も可能となり、分画分
子量範囲が広くなります。簡単に言うと均一ゲルでもグラディエントゲル様の泳動パターンが得られるということです。

14

ｅ・パジェル

e-PAGELR

ミニサイズ
E-T7.5L ｅ・パジェル e-PAGEL

DNAゲル：E-T7.5L（7.5%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：エチジウムブロマイド染色

E-T10L ｅ・パジェル e-PAGEL

(bp)

ゲル
：E-T12.5L（12.5%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：エチジウムブロマイド染色

15

←
←
←
←
←
←

1000
900
800
700
600
500

←

400

←

300

←

200

(bp)
←

1500

←
←
←
←
←
←
←

1000
900
800
700
600
500
400

←

300

←

200

←

100

DNA

ゲル
：E-T10L（10%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：AE-1360 EzStain silver( 銀染色）

E-T12.5L ｅ・パジェル e-PAGEL

1500

DNA

ゲル
：E-T10L（10%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：エチジウムブロマイド染色

E-T10L ｅ・パジェル e-PAGEL

←

(bp)
←

1500

←
←
←
←
←
←
←

1000
900
800
700
600
500
400

←

300

←

200

←

100

DNA
(bp)
← 1500← 1000
900
←
←
800
700
←
←
600
500
←
←
400
←

300

←

200

←

100

ミニサイズ

E-T15L ｅ・パジェル e-PAGEL

DNA

(bp)

ゲル
：E-T15L（15%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：エチジウムブロマイド染色

E-T520L ｅ・パジェル e-PAGEL

←
←
←

500
400
300

←

200

←

100

(bp)
← 1500← 1000
900
←
←
800
700
←
←
600
500
←
←
400
←

300

←

200

←

100

←
←

1500
1000

←
←
←

500
400
300

←

200

←

100

DNA

ゲル
：E-T1020L（10~20%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：エチジウムブロマイド染色

関連製品

1500
1000

DNA

ゲル
：E-T520L（5~20%、14 検体ゲル）
試料：分子量マーカー他
泳動バッファー：WSE-7055 EzRunTG(25mM トリス、192mM グリシン )泳動装置 ：AE-6531 PageRun
通電：定電流 20mA 80min
染色：エチジウムブロマイド染色

E-T1020L ｅ・パジェル e-PAGEL

←
←

(bp)

試薬「ATTO Ez シリーズ」については巻末もご参照ください●ローディングバッファー 「WSE-7020 EzApplyDNA 」
DNA 電気泳動用の試料アプライ用溶液です。
視認性の良い色素が含まれています。比重もしっかりついてバンドもシャープです。

●泳動バッファー 「WSE-7055 EzRun TG」
トリス - グリシンの泳動バッファーです。
蒸留水で10倍に希釈して使用します。
PAGELでのDNAの泳動にはこの泳動バッファーを使用ください●検出「AE-1360 EzStainSilver」 銀染色試薬キット
簡単な調製で短時間（約１時間）で検出可能な銀染色試薬キットです。蛍光染色より高感度に検出できます。

「WSE-7130 EzFluoroStainDNA」 蛍光染色試薬
EtBr(ｴﾁｼﾞｳﾑﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ)より安全生が高く、高感度な蛍光染色試薬です。

※安全性：Ames試験値にて低値およびIARC分類の発がん性物質を含まず※高感度：励起光にBluLEDを使用することでUVより安全に感度良く検出

16

パジェル

p-PAGELR

ミニサイズ

ミニサイズ（約 9 × 8cm）既製ゲル
低分子タンパク質・ポリペプチドを短時間でシャープなバンドに分離
最短
60分
泳動

特 長
●低分子用 広い分画範囲
1000Da～75000Da の広い範囲に対応●シャープなバンド
低分子領域もシャープなバンド形状で検出●泳動時間短縮
約60minで電気泳動が終わります
従来のトリシン系e-PAGELよりさらに短縮●使用期間延長
冷蔵（5～10℃）で１年間保存可能●検体数（ウェル数）は２種類
14検体、18検体用をご提供（e-PAGELに同様）

対応泳動槽★低分子用分子量(約20,000Da以下)のタンパク質やポリペプチドの電気泳動は、通常のSDS-PAGE（Laemmli
法）では充分な分離が難しいので、ト
リス-トリシン系のバッファーによる泳動を実施します。原法はSchggerの方法ですが、泳動時間が10時間以上要したり、ゲル作製も手間がかかり、泳動バッファーも陽陰極で異なる等、面倒でしたが、それらを改良したのが本システムになります。

操作概略

対応泳動装置および操作については「e-PAGEL HR」「e-PAGEL」と同様ですので、そちらをご参照ください。
ゲル「p-PAGEL」と泳動バッファー「EzRunT」は低分子用トリス-トリシン系専用のものになっています。泳動時間は最短約60分で、従来より短時間で泳動が終了します。
検出（染色）は泳動後すぐに固定するか短時間検出をしないと拡散してしまいます。CBB染色では「EzStanAQua」ので電子レンジ法を用いて、短時間染脱色が可能です。
ブロッティング（セミドライ式）は0.2μmのPVDF膜「クリアブロットP+膜」を用い、ブロッティング溶液にはメタノールを加え、膜から抜けにくくします。

17

通常の

ミニサイズ低分子

仕 様
型式・名称・コード

P-T16.5S p-PAGEL p･パジェル 2332260

ゲルサイズ

P-R16.5S p-PAGEL p･パジェル 2332265

90mm(W)×83mm(L)プレートサイズ厚み 1mm厚み（トータル）5mm ※120mm(W)×100mm(L)14ウェル
4.5mm幅、最大アプライ量28μL

検体数
ゲル濃度

18ウェル
2.9mm幅、最大アプライ量18μL

16.5% 均一

分画範囲

ポリアクリルアミドゲル

1000-75000 Da

主な材質

ゲル：ポリアクリルアミド、保存・使用期限

冷蔵（5～10℃※

プレート：ガラス、）１年（製造より）、

容量

コウム：PP成型※ cp-PAGEL

コンパクトサイズ（ゲルサイズ約 60 ×60mm）の低分子分
離仕様は 4 頁を参照
ください。

輸送：冷蔵（10℃～室温※ ）10枚／箱\22,800価格※まとめ買い価格あり※泳動装置はアトー「パジェラン」「ラピダス ミニスラブ」シリーズの既製ゲル（PAGEL）仕様をご使用ください。
※保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。冷気の吹き出し口や 4℃以下で保存した場合はゲルが凍結し使用できなくなります。輸送時（短時間）の室温輸送は品質に問題ありません。
※分画分子量範囲は、EzRun T ( トリス - トリシン -SDS) の泳動バッファーによる泳動です。

お得情報

お得な情報！

アトーミニスラブ用既製ゲル「p-PAGEL」はまとめ買いがお得です。
通常１箱￥22,800のところ
２箱以上のまとめ買いなら右の価格が適用されます。

＜まとめ買い＞箱数

価格

１箱\22,800

2~4箱\20,300 1箱あたり\2,500割引き

5~9箱\20,000 1箱あたり\2,800割引き

10箱\19,600 1箱あたり\3,200割引き

泳動パターン
P-T16.5S p・パジェル p-PAGEL★1

SDS-PAGE

★2
Da

ゲル
試料

：P-T16.5S（16.5%、14 検体ゲル）：分子量マーカー 他★１ EzStandard LMW★ 2 EzStandard
泳動バッファー：AE-1415 EzRun T( トリス、トリシン、SDS)
泳動装置 ：AE-6530 ラピダス・ミニスラブ
通電：定電流 20mA 60min
染色：CBB 染色 EzStainAQua← 97,200← 66,400← 45,000Da← 29,000

29,000 →← 20,100

17,000 →← 14,300

14,300 →6,500 →
3,500 →
1,000 →

関連製品
AE-1415 EzRun T
内容
容量
保存

低分子泳動バッファー「EzRunT」

イージーランＴ

トリス、トリシン、SDS
約5L 分の粉末
室温 １年間粉末✔ 蒸留水に溶かすだけの簡単な調製✔ 粉末なので場所をとらず、長期保存可能✔ 低分子タンパク質用既製ゲルと組合せて簡単・短時間に

Da
29000
17000
14300
6500
3500
1000

低分子分子量マーカー「EzStandard LMW」

WSE-7025 EzStandard LMW

イージースタンダードLMW

内容
容量
保存

6種のタンパク質・ポリペプチド
2～5μL／ウェル 500～1000回分
冷凍 １年間、調製後 冷蔵6ヶ月✔ シャープなバンド✔ 長期安定性✔ リーズナブルな価格 \20,800

18

u・パジェル H

u-PAGEL H R

ミニサイズ

究極の進化ゲルを目指して新規ゲル登場！ Ultimate PolyAcrylamide gel for HMW
高分子用、広域分子量分画範囲 の新規ゲル
770 kDa→

高分子タンパク質もしっかり分離
Clear-Native/Blue-Native 対応

500 kDa →破れにくい
220 kDa →U-T310 u-PAGEL H 3~10% グラディエントゲル 泳動例★：分子量マーカー EzStandard HMW （次頁参照）

特 長●500kDa以上の高分子領域に適応 5、3～10、3～14％ゲル●5～600ｋDaの広い分画範囲 4～20％グラディエントゲル●物理的強度アップ 低濃度ゲルでも破れにくい●使用期限 １年 長期保存可能●高速・短時間（30min～）泳動可能●高分子のブロッティングも良好●広い用途 SDS PAGE、DNA PAGE
Native PAGE、Clear-Native/Blue-Native PAGE
●台形になりにくいグラディエントゲル●安心の国内生産品 産学連携、研究開発品

仕 様
型式・名称・コード

UH-T/R5 u-PAGEL H

UH-T/R310 u-PAGEL H

ゲルサイズ

90mm(W)×83mm(L)プレートサイズ

120mm(W)×100mm(L)

検体数
ゲル濃度

主な材質
保存・使用期限

コード

ウェル数

UH-T5

2331300

14

UH-R5

2331310

18

UH-T310

2331302

14

UH-R310

2331312

18

UH-T314

2331306

14

UH-R314

2331316

18

UH-T420

2331304

14

UH-R420

233131418

ゲル：ポリアクリルアミド、冷蔵（5～10℃※

ゲル濃度

厚み 1mm18ウェル 2.9mm幅、最大アプライ量18μL

3～10% グラディエントゲル（検体数）

3～14% グラディエントゲル
核酸

75-1000 kDa

500-5000 bp

35-1500 kDa

200-5000 bp

3-14%

20-1500 kDa

100-5000 bp

4-20%

5-600 kDa

30-2500 bp

3-10%

プレート：ガラス、）１年（製造より）、

4～20% グラディエントゲル

分画範囲
タンパク質

5%

UH-T/R420L u-PAGEL H

厚み（トータル）5mm ※14ウェル 4.5mm幅、最大アプライ量28μL
5% 均一ポリアクリルアミドゲル
型式

分画範囲

UH-T/R314 u-PAGEL H

コウム：PP成型

輸送：冷蔵（10℃～室温※ ）

容量

10枚／箱

価格

\25,800※まとめ買い価格あり※泳動装置はアトー「パジェラン」「ラピダス ミニスラブ」シリーズの既製ゲル（PAGEL）仕様をご使用ください。
※保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。冷気の吹き出し口や 4℃以下で保存した場合はゲルが凍結し使用できなくなります。輸送時（短時間）の室温輸送は品質に問題ありません。

19※タンパク質の分画分子量範囲は、EzRun 25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS の泳動バッファーによる泳動です。
※ DNA の分画分子量範囲は、EzRunTG 25mM トリス、192mM グリシンの泳動バッファーによる泳動です。

ミニサイズ高分子

泳動パターン
低濃度ゲルは高分子量に、グラディエントゲルは変形もなく高分子から低分子まで広い分子量に対応しかつシャープに分離します。
Native-PAGE、HR-Clear-Native PAGE、Blue-Native PAGE、ブロッティング、DNAの泳動も可能です。

UH-T5 u-PAGEL H
kDa

UH-T310◆★

UH-T314★

★

◆

SDS-PAGE

★

◆

◆

γ
β 11
β 12
α1
α2

770

770

β 11
β 12
α1
α2

116

770

770

γ
270

270

γ
β 11
β 12

116

α1
α2

Native-PAGE

HR-Clear-Native
PAGE

14.3

45

イージーステイン ア ク ア

UH-T5 u-PAGEL H▼

Blue-Native
PAGE

Blotting

巨大タンパク質の電気泳動・ブロッティ
ングも可能です。

720
480
350

ブロッティング溶液：

66
45
20

EzFastBlot HMW

通電：C.V 150V

95 分

EzRun TG

(Tris-Gly.)

通電：
C.C 20mA 90分

3000 →
1500 →
1057 →

染色：

EzFluoroStainDNA

495 →

検出：
ルミノグラフⅢ
Blue LED 励起

210 →HRP 発光基質：

EzRun ClearNative

EzWestLumi One

泳動バッファー：DNA

DNAの電気泳動もシャープなバンドでの高い分離能を有します。

bp

PVDF 膜：クリアブロット・P ＋膜146

UH-T310 u-PAGEL H

泳動バッファー：←断片化 Titin
1200 kDa ＜泳動バッファー：29

CBB 染色液：AE-1340 E z S t a i n AQua

各種Native条件での電気泳動も可能です。
▼

116

116

泳動バッファー：AE-1410 E z R u n (Tris-Gly.-SDS)◆ 印レーン

UH-T314 u-PAGEL H

γ
β 11
β 12
α1
α2

270

イージーラン★印レーン「EzStandard HMW」分子量マーカー

kDa
1236
1048

UH-T420

EzRun BlueNative

通電：C.V 150V

85 分

▼印レーン「EzStandard Native」分子量マーカー※Native電気泳動用各種試薬新発売
タンパク質抽出キット WSE-7424 EzProteoLysis Native、
泳動試料調製試薬 WSE-7011 EzApply Native※ u-PAGEL H、Native PAGE については、Webサイトの製品ページや別途
カタログ・資料を参照ください。

操作概略

対応泳動槽

対応泳動装置および操作については「e-PAGEL」 「e-PAGEL HR」と同様ですので、そちらをご参照ください。

お得情報
お得な情報！

関連製品＜まとめ買い＞アトーミニスラブ用既製ゲル「u-PAGEL H」はまとめ買いがお得です。通常１箱￥25,800のところ２箱以上のまとめ買い
なら下記の価格が適用されます。
箱数
１箱

価格
\25,800

2~4箱（同種類）\22,800 1箱あたり\3,000割引き

5~9箱（同種類）\21,800 1箱あたり\4,000割引き

10箱（同種類）\20,800 1箱あたり\5,000割引き※ 同 じ 種 類 の ゲルに限らせて いただきます。

高分子用分子量マーカー
kDa
770

270
220
170
140
116
97
77
66

WSE-7035 EzStandard HMW

イージースタンダードHMW

内容 11種のタンパク質
容量 400μL 3～5μL／ウェル 約100回分
保存 冷凍 １年間（未開封）✔ 高分子 770kDa バンド✔ 広域対応29~770kDa 11 本のバンド✔ Ready-to-use✔ リーズナブルな価格 \29,800

45
29

20

ワイドサイズm・パジェルm-PAGEL

R

高性能型 ワイドサイズ（約 14 × 8cm）既製ゲル
最大 60 検体／ゲル２枚を約 35 分で泳動可能！
優れたコストパフォーマンスを実現

最短30検体/35分
泳動

特 長●30検体／ゲル の多検体対応
マルチピペット間隔対応●高いゲル性能／品質
高速泳動可能 最短35分で泳動終了、
高分離、高精細な泳動パターン
スマイリングしにくい構造
使用期限 １年●高コストパフォーマンス
おまとめ買いなら約\88／well●広い用途
SDS-PAGE、Native-PAGE、DNA PAGE etc

操作概略

m･パジェル の準備・開封

泳動バッファーを注ぐ

泳動槽へのゲルのセット

試料のアプライ泳動スタート泳動時間 約 35min21

ワイドサイズ

多検体

仕 様
型式・名称・コード

M-520L m-PAGEL

ゲルサイズ

m・パジェル

140mm(W)×80mm(L)プレートサイズ

2332240

厚み 1mm厚み（トータル）5mm ※160mm(W)×100mm(L)

検体数

30ウェル
2.9mm幅、最大アプライ量15μL

ゲル濃度

5~20% グラディエントポリアクリルアミドゲル

分画分子量範囲

タンパク質：10～400kDa

主な材質

ゲル：ポリアクリルアミド、保存・使用期限

冷蔵（5～10℃※

核酸：20～2000bp

プレート：ガラス、）１年（製造より）、

容量

輸送

コウム：PP成型

冷蔵（10℃～室温※ ）6枚／箱\18,800価格※おまとめ買い価格あり※泳動装置はアトーの「マルチレーンゲル電気泳動槽」をご使用ください。
※保存は 5~10℃の冷蔵を推奨します。冷気の吹き出し口や 4℃以下で保存した場合はゲルが凍結し使用できなくなります。輸送時（短時間）の室温輸送は品質に問題ありません。
※タンパク質の分画分子量範囲は、EzRun 25mM トリス、192mM グリシン、0.1%SDS の泳動バッファーによる泳動です。
※ DNA の分画分子量範囲は、EzRunTG 25mM トリス、192mM グリシンの泳動バッファーによる泳動です。
※ 上記仕様以外の製品についてはアトーまでお問合わせください。

お得情報
お得な情報！

＜まとめ買い＞アトー既製ゲル「m-PAGEL」は
まとめ買いがお得です。
通常１箱￥18,800のところ２箱
以上のまとめ買いなら
右記の価格が適用されます。

箱数
１箱
2~4箱

価格
\18,800\16,800 1箱あたり\2,000割引き

5~9箱\16,300 1箱あたり\2,500割引き

10箱\15,800 1箱あたり\3,000割引き

データ

対応泳動槽

高速泳動 (SDS-PAGE)
kDa
245

75

25

10

30検体一気に分離！
泳動装置：WSE-1170 マルチレーンゲル泳動槽

高速泳動なら 約 35min（ゲル１枚時）

試料：分子量マーカー AE-1440 EzStandard、WSE-7020 EzProtein Ladder 他
ゲル：m-PAGEL （5-20% ポリアクリルアミドゲル既製ゲル 140 × 80mm）
泳動バッファー： AE-1440 EzRun イージーラン （Tris-Gly.-SDS）
CBB 染色：AE-1340 EzStain AQua（CBB 染色液）

ワイド型スラブ電気泳動槽
WSE-1170 型 マルチレーンゲル電気泳動槽
同時泳動ゲル枚数：最大２枚（１枚でも泳動可能）
バッファー量：最大900mL
価格： \92,000※ DNA の泳動、Natve-PAGE も可能です

22

関連製品

試薬 「ATTO Ez シリーズ」

ATTO Ezシリーズ （試薬）一覧
ATTO Ezシリーズ で実験をeasyに！
タンパク質の抽出～電気泳動～検出、または泳動後のゲルから膜へのブロッティング（ウエスタンブロッティング）～検出までをサポートします。
その他の試薬および各製品の詳細は別途カタログ、またはWeb サイトをご参照ください。

一般名称
タンパク質抽出キット

製品名

コードNo

価格

イージーリパライシスキット

2332336\12,800

WSE-7420

EzRIPA Lysise kit

WSE-7024

EzProteoLysis Native

イージープロテオライシスネイティブ

2332319\20,800

WSE-7423

EzBactYeastCrusher

イージーバクトイーストクラッシャー

2332339\16,800

オルガネラ抽出キット

WSE-7421

EzSubcell Extract

イージ－サブセルエクストラクト

2332337\48,800

オルガネラ分画キット

WSE-7422

EzSubcell Fraction

イージーサブセルフラクション

2332338\45,800

リン酸緩衝生理食塩溶液

WSE-7430

EzPBS(-)

2332380\7,800

WSE-7510

EzBradford Protein Assay kit イージーブラッドフォードプロテインアッセイキット

2332382\20,800

WSE-7520

タンパク質抽出キット （Native用）
New
大腸菌・酵母タンパク質抽出キット

New タンパク定量キット
New タンパク定量キット

イージーPBSEzBCA Protein Assay kit イージービーシーエイプロテインアッセイキット

2332384\25,800

SDS-PAGE用サンプル調製用バッファー

AE-1430EzApply

2332330\9,800二次元電気泳動用サンプル調製用キット

AE-1435

EzApply 2D Kit

イージーアプライ2Dキット

2332335\24,800

WSE-7011

EzApply Native

イージーアプライネイティブ

2332317¥9,8002332333\33,800

2332394\5,8002332310\6,800

New Native-PAGE用サンプル調製用バッファー

イージーアプライタンパク質蛍光標識キット

WSE-7010

EzLabelFluoroNeo

ＤＮＡ泳動試料用色素溶液

WSE-7040

EzApply DNA

SDS-PAGE用泳動バッファー（粉末）AE-1410EzRun

イージーラン
イージーラン

イージーラベルフロロネオ

イージーアプライDNA

SDS-PAGE用泳動バッファー（溶液）AE-1411EzRun

2332311\13,800

SDS-PAGE用高分離泳動バッファー

AE-1412

EzRun C+イージーランＣ+

2332320\15,800

トリス-トリシン 泳動バッファー

AE-1415

EzRun T

イージーランＴ

2332325\12,800

WSE-7055

EzRun TG

2332323\6,800

WSE-7056

EzRun ClearNative

イージーランクリアネイティブ

2332313¥16,800

Blue-Native PAGE用泳動バッファー

WSE-7057

EzRun BlueNative

イージーランブルーネイティブ

2332315¥12,800

MOPS泳動バッファー

WSE-7065
WSE-7065L

EzRun MOPS

イージーランMOPS

2332326
2332324\8,800\32,800

Native-PAGE用分子量マーカー

WSE-7016

EzStandard Native イージースタンダードネイティブ

2332344\37,800

SDS-PAGE用分子量マーカー

WSE-7015

EzStandard Ⅱ イージースタンダードⅡ

2332341\14,800

SDS-PAGE用ポリペプチド分子量マーカー

WSE-7025

EzStandard LMW

イージースタンダード LMW

2332348\20,800

SDS-PAGE用高分子分子量マーカー

WSE-7035

EzStandard HMW

イージースタンダード HMW

SDS-PAGE用有色マーカー

WSE-7020

EzProteinLadder

ＣＢＢ染色溶液

AE-1340
AE-1340L

銀染色試薬キット

New トリス-グリシン バッファー
New HR-Clear-Native PAGE用泳動バッファーNew

型式イージーランTG

2332343\29,800

イージープロテインラダー

2332346\25,800

EzStain AQua

イージーステイン アクア 1L

23323702332371\12,800\54,800

AE-1360

EzStain Silver

イージーステイン シルバー

2332360\18,800

リバース（ネガティブ）染色キット

AE-1310

EzStain Reverse

2332350\18,800

小容量遠心ろ過材

AB-1171

アトプレップMF

3521370\38,000

DNA蛍光染色剤（後染め）

WSE-7130

EzFluoroStain DNA

2332395\19,800

DNA蛍光染色剤（先染め・後染め）

WSE-7135

EzPreStain DNA&RNA

2332397\15,800

同

5L

イージーステイン リバース

イージーフロロステインDNA
イージープレステインDNA＆RNA

2023.10.1