Ｖ Ｏ Ｃ モ ニ タ ーＶ Ｍ － ６ ０ ４
壁 掛 け 型 ： 仕 様 書ver. ７O SPT

有 限 会 社 オ ー ・ エ ス ・ ピ ー
発行日： ２ ０ １ ５ 年 １ １ 月

1■概要
本器は，１つの VOC センサーを内蔵し，被検ガスを間欠的に自動サンプリングして，排ガス中や作業環境内のＶＯＣを計測する壁掛けタイプの１チャンネル間欠連続式 VOC モニター装置です。内部にバルブヘッド付きセンサーヘッドと流量表示計，及びダイヤフラム式自動吸引ポンプを内蔵し，モニタリング間隔は約 30 秒程度から任意設定が可能で，自動ゼロ点校正・自動クリーニング・センサー素子
寿命判定・データメモリ・VOC 濃度アナログ出力機能・VOC 濃度アラーム接点・装置異常接点等を搭載した，現場測定に適した小型・軽量で高機能な測定装置です。

■センサー測定原理：干渉増幅反射法（IER 法）
センサー素子と VOC 成分が接触すると，センサー素子の高分子薄膜が瞬時に VOC 成分を吸収・膨潤し，VOC 濃度に応じて光学膜厚が変化します（沸点が 150℃程度までの汎用的な有機溶剤の場合で，応答時間は 10～20 秒程度）
。その変化に応じた光干渉強度変化を受光モニターし，濃度をｐｐｍ単位（トルエン換算等）で表示します。その後，清浄空気で置換洗浄すると，吸収した VOC 成分を放出して元の膜厚に戻ります（非破壊で，かつ可逆的応答を示す）。
沸点が 150℃～２００℃以上の有機溶剤由来の VOC 成分等は，分子サイズが大きく蒸気圧が低いた
め，センサー素子がそれらの高濃度ＶＯＣと接触した場合には，吸収や放出時の応答には時間が掛り，ゼロ点への戻りが遅くなる傾向にあります（例：VOC 成分・濃度に応じて 30 秒～３分程度等）。

■機能◎

ＶＯＣガス間欠連続モニター（モニタリング間隔：約 30 秒以上，任意設定可能）◎自動ゼロ点校正◎

自動クリーニング◎

VOC ガス種別の換算係数任意設定◎

VOC 濃度アラームと接点出力（警報濃度設定：H，HH の２点）◎

流量低下異常アラームと接点出力◎

装置異常（エラー）アラームと接点出力◎センサー素子寿命自己診断機能◎VOC 濃度アナログ出力機能（4～20ｍA）◎

データメモリ（内蔵マイクロ SD カードを利用）※

湿気を多く含む VOC ガスを測定する場合はトラップ，ガス除湿ユニット，ガスドライヤー，ミストフィルターを設ける等の対策が別途必要になる場合があります。

2

■装置外観● 製品の改良等により、概観・仕様等の記載内容は予告無しに変更させて頂く事がありますのでご了承下さい。

3

■標準仕様型
名サンプリング方式
動 作 温 度 範 囲本外筐体材 質
仕
検 出 部様
電源寸法
重量
測定
方式

測定

対象

測定

範

囲セ 測定
時
ン 表
サ｜ 精
仕様
繰 り 返 し 精間
示度

度

試料

温度

試料

湿度

セ ン サ ー 素 子
耐久性ゼロ点校正自動クリーニング
そ種設定の 各他
換 算 係 数 設 定の機 データ通信･メモリ
能 ア ナ ロ グ 出 力
モ ニ タ リ ン グ
接点

出力

ＶＭ－６０４内蔵ダイヤフラムポンプによる吸引式（約０.４～０.８Ｌ／ｍｉｎ.）
５～４０℃
ボデー・フレーム：鋼板
センサーヘッド：合金鋼
バルブヘッド：アルミ
センサーチップ：高分子膜／シリコン，真鍮
ＡＣ１００～２４０Ｖ ０．５Ａ
約３００（横）×３５０（高）×１６０（奥）ｍｍ （突起部を除く）
約８ｋｇ
高分子薄膜の膨潤に基づく干渉増幅反射法（ＩＥＲ法）
揮発性有機物質（ＶＯＣ；常温で液体のもの，溶剤系）
例：ガソリン，灯軽油，重油等の燃料油，シンナー，ベンゼン，トルエン，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，アルコール類，ケトン類，アミン類，有機酸類，シリコーン溶剤等のほとんど全ての炭化水素系有機溶剤蒸気に応答を示す
オートレンジ仕様（Ｌレンジ→Ｈレンジ自動切換え）（トルエン換算値）①仕様チップ Ｌ： ５～ １００ Ｈ： ２５～ ２５００ｐｐｍ②仕様チップ Ｌ：１５～ ３００ Ｈ： ７５～ ７５００ｐｐｍ③仕様チップ Ｌ：５０～１０００ Ｈ：２５０～２５０００ｐｐｍ（検出部温度が１５℃以上の時，Ｌレンジ上限は２倍の値となります）
約１０～３０秒（検出部温度により自動調整；手動延長設定可能）
液晶デジタル：蒸気濃度（ｐｐｍ）と検知部温度（℃）
指示値の±２０％以内，または動作レンジにおけるフルスパンの±５％以内（トルエン蒸気の場合）のどちらか大きい方（使用条件・測定環境等により変動する場合あり）
指示値の±１０％程度，または動作レンジにおけるフルスパンの±３％以内（トルエン蒸気の場合）のどちらか大きい方（使用条件・測定環境等により変動する場合あり）
５～５０℃程度（ゼロ点校正用の清浄空気との温度差±１０℃以内）
高温ガスは検出部までテフロンチューブ等で５ｍ以上の距離を吸引して簡易空冷すること
０～９５％ＲＨ程度（結露なきこと）（ゼロ点校正用の清浄空気との湿度差±１０％以内が望ましい）
湿気を多く含むガスを測定する場合はトラップ，電子クーラー，ガスドライヤーを設ける等の対策が別途必要
約１年間，又はそれ以上（１日平均１時間トルエン蒸気濃度約１０００ｐｐｍに暴露した場合）自己診断機能による，センサー素子寿命警告付き
清浄空気により自動判定（通常の環境下で２０～３０秒程度）（活性炭フィルタ等を通気させた空気：ゼロ点校正中は非測定状態となる）
清浄空気により自動判定：クリーニング中は非検知状態となる
クリーニングの最長時間として，１分単位の制限時間設定が可能
出力レンジ設定，測定時間，測定サイクル時間設定，データメモリ読出し，日付時刻修正，換算係数設定，センサー部初期化，アラーム濃度設定等が可能
トルエン換算値にＶＯＣファクター（VOC Factor）を乗じることにより他のＶＯＣ濃度値として表示可能 ：設定範囲０．００１～９９９９
本体内蔵マイクロＳＤカードに保存可能
０～設定上限濃度に対して，４～２０ｍＡ（クリーニング中は直前のモニター値をホールド可能）
間欠連続運転によるインターバル測定：標準的なサイクル時間は約１分（待機時間設定：０秒～ 任意設定可能）
濃度アラーム（１段目：Ｈ，２段目：ＨＨの２点），装置異常（流量低下含む）● 製品の改良等により、概観・仕様等の記載内容は予告無しに変更させて頂く事がありますのでご了承下さい。

4

■一般的な測定シーケンス：モニタリング測定①電源ＯＮ：液晶にタイトル、日付時刻、VOC-Factor を表示↓②清浄空気で自動ゼロ点校正・緑 LED 点滅；内蔵ポンプ吸引開始
・活性炭フィルタ等を通気させた清浄空気を吸引
・液晶に「Wait…

Warming Up」を表示

・次に「Zeroing Interval→→……→→」を表示↓③約 20～30 秒後，ゼロ点校正を終了
・緑 LED 消灯；ポンプ停止
・液晶に「ZeroingEnd」を表示↓④設定時間待機（又は START 入力待ち）
・液晶に「Interval Mod*XXmin YYsec*」を表示

・「LMAX： 0ppm

*No.0001

22℃*」と「LAVG： 0ppm*No.0001

22℃*」等（前回測定結果）を交互表示↓⑤再度ゼロ点校正後（ポンプ ON），自動測定開始↓⑥約 10～30 秒間，吸引測定（サンプルガスを吸引）
・液晶に「 Measurement

START 」を表示

・1 秒間隔で測定値を表示：緑 LED 点滅
・液晶に測定値「＿ｔLV： ＿＿ppm

No.000２

23℃」等を表示↓⑦サンプルガス吸引終了，結果表示
・後半 5 秒間の最大値 MAX，平均値 AVG を交互表示
・液晶に「LMAX： 10ppm「LAVG：8ppm

No.000２
No.000２23℃」と2３℃」等を表示↓⑧清浄空気でセンサー内部の残留 VOC の洗浄を開始
・液晶に「Now Cleaning→→･･･････→→」を表示

・洗浄終了後，②の自動ゼロ点校正に戻る↓⑨終了：電源 OFF（待機中又は Zeroing 中にのみ，OFF して下さい）

5

■ VOCモニター：入出力タイミングチャート

電源ONOFF
１サイクル動作
ゼロ点校正
ON

READY LED

OFF

ポンプ

OFF

バルブ

OFF

測定

クリーニング

ゼロ点校正

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間待機

点滅

ゼロ点校正

測定

クリーニング

Gas

Air

点滅

ONON

アナログ出力

ON

VOC濃度

OFF

(4-20mA)

Air

Gas

Air

Air

⇒ピークホールド⇒ピークホールド■ 端子台レイアウト図

6

ゼロ点校正

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間待機