PRODUCT CATALOG
2023年9月価格改定版

2023-2024
会社案内
新製品案内
既製ゲル
電気泳動試薬ウエスタンブロット試薬
ELISA試薬・キット
発光検出キット
電気泳動装置
電気泳動用電源装置
ブロッティング装置
ブロックインキュベータ
小型遠心機
ボルテックスミキサー
ロータリーミキサー
シェーカー
ゲル乾燥機
高温循環装置ペリスタポンプ
フラクションコレクター
ケミルミ撮影装置
ゲル撮影装置
光源装置・プリンタ
画像解析ソフト細胞培養・観察装置
遺伝子発現計測装置
プレートリーダー
物性測定装置高感度スペクトル測定装置
絶対値計測システム

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

掲載製品のご案内
カラーバーによるカテゴリ分け
会社案内
新製品案内

もくじ

1～15

ペリスタポンプ
フラクションコレクター

91～10016～23

ケミルミ撮影装置
ゲル撮影装置
光源装置・プリンタ
画像解析ソフト101～128

電気泳動試薬ウエスタンブロット試薬
ELISA試薬・キット
発光検出キット

24～56

細胞培養・観察装置
遺伝子発現計測装置
プレートリーダー

129～140

電気泳動装置・消耗品
電気泳動用電源装置
ブロッティング装置

57～81

物性測定装置高感度スペクトル測定装置

141～143

ブロックインキュベータ
小型遠心機
ボルテックスミキサー
ローテーター・シェーカー
ゲル乾燥機・恒温循環装置

82～91

絶対値計測システム

144～150

既製ゲル

カテゴリ

用途

製品名

お問合せ

会社案内

会社案内・WEB・窓口

4～6

新製品案内

新製品案内

汎用製品・高分子量用既製ゲル・プレートリーダー・ケミル
ミ撮影装置・ガス発生量測定装置など

7～15

既製ゲル

ミニスラブゲル用

高分子量用：u-PAGEL H（14/18検体）
低分子量用：p-PAGEL（14/18検体）
高速電気泳動用：e-PAGEL HR（14/18検体）
汎用電気泳動用：e-PAGEL（14/18検体）

17～20

電気泳動試薬1

ページ

コンパクトスラブ用

高速電気泳動用：c-PAGEL HR（15検体）
低分子量用：cp-PAGEL（15検体）

21

ワイドスラブゲル用

m-PAGEL（30検体）

22

2次元電気泳動用

1次元目：agarGEL（コンパクト/ミニ用）
2次元目：c-PAGEL HR（コンパクトスラブ用）
2次元目：e-PAGEL（ミニスラブ用）

23

サンプル抽出

WSE-7420 EzRIPA Lysis Kit（イージーリパ ライシス キット）
WSE-7423 EzBactYeast Crusher（イージーバクトイースト クラッシャー）
WSE-7421 EzSubcell Extract（イージーサブセル エクストラクト）
WSE-7422 EzSubcell Fraction（イージーサブセル フラクション）

25～26

泳動サンプル調製

AE-1430 EzApply（イージーラプライ）
AE-1435 EzApply 2D Kit（イージーアプライ 2D キット）
WSE-7040 EzApply DNA（イージーアプライ DNA）

27～28

蛍光ラベリングキット

WSE-7010 EzLabel FluoroNeo（イージーラベル フロロネオ）

29

ゲル作製用バッファー

WSE-7310 EzGel Ace（イージーゲル エース）
WSE-7155 EzGel Stack（イージーゲル スタック）
WSE-7150 EzGel Sep（イージーゲル セップ）

30

電気泳動用バッファー

WSE-7065/7065L EzRun MOPS（イージーラン MOPS）
AE-1410/1411 EzRun（イージーラン）
AE-1412/1412S EzRun C+（イージーラン C+）
AE-1415 EzRun T（イージーラン T）
WSE-7050 EzRun TAE（イージーラン TAE）
WSE-7051 EzRun TBE（イージーラン TBE）
WSE-7055 EzRun TG（イージーラン TG）

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

31～33

カテゴリ

用途

製品名

電気泳動用試薬

核酸蛍光染色試薬

WSE-7130 EzFluoroStain DNA（イージーフロロステイン DNA）
WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA（イージープレステイン DNA&RNA）

タンパク質分子量マーカー

WSE-7020 EzProtein Ladder（イージープロテイン ラダー）
WSE-7010 EzLabel FluoroNeo（イージラベル フロロネオ）
AE-1450 EzStandard PrestainBlue（イージースタンダート プレステインブルー）
WSE-7025 EzStandard LMW（イージースタンダート LMW）
WSE-7015 EzStandard Ⅱ（イージースタンダート Ⅱ）
WSE-7035 EzStandard HMW（イージースタンダート HMW）

35～36

CBB染色試薬
ゲル染色試薬AE-1340/1340L/1340LL EzStain AQua（イージーステイン アクア）
WSE-7160 EzStain AQua MEM（イージーステイン アクア MEM）
AE-1360 EzStain Silver（イージーステイン シルバー）
AE-1310 EzStain Reverse（イージーステイン リバース）
AB-1171 アトプレップMF

37～38

セミドライブロッティング
用トランスファーパック

WSE-4056 QBlot Kit C（Qブロット キット C）
WSE-4057 QBlot Kit M（Qブロット キット M）
WSE-4058 QBlot Kit W（Qブロット キット W）

転写用バッファー

WSE-7210 EzFastBlot HMW（イージ―ファストブロット HMW）
AE-1465 EzFastBlot（イージ―ファストブロット）
AE-1460 EzBlot（イージ―ブロット）

41～42

PVD膜・ろ紙

WSE-4050/4051/4052/4053/4054 クリアブロット・P+膜
WSE-4060/4061/4063/4064 クリアブロットP・膜(低蛍光)CB-06A/CB-09A/CB-13A/CB-20A ろ紙

43～44

クリアポケット

Pitatt Clear（ピタット クリア）

44

ブロッキング試薬

AE-1475 EzBlock Chemi（イージーブロック ケミ）
AE-1476 EzBlock BSA（イージーブロック BSA）
AE-1477 EzBlock CAS （イージーブロック キャス）

45

WB用バッファー

WSE-7230/7230L EzTBS（イージーTBS）
WSE-7235 EzTween（イージーツィーン）
WSE-7430 EzPBS (-)（イージーPBS（-））

46

膜用CBB染色試薬
HRP用発色試薬
HRP用発光試薬

WSE-7160 EzStain AQua MEM（イージーステイン アクア MEM）
WSE-7140 EzWestBlue W（イージーウエストブルー W）
WSE-7110 EzWestLumiOne（イージーウエストルミ ワン）
WSE-7120S/7120L EzWestLumi plus（イージーウエストルミ プラス）

ストリッピング試薬

WSE-7240/7240L EzReprobe（イージーリプローブ）

ELISA

ELISA用発色試薬
ELISA Kit

WSE-7145 EzELISA TMB（イージーエライザ TMB）
ELISA キット

発光検出キット

スーパーオキシド検出

AB-2970 CLETA-S（クレタ-S）
AB-2950 MPEC（エムペック）

55

レポーターアッセイキット

CLucレポーターアッセイキット

56

コンパクトスラブ型

WSE-1010/1010W コンパクトPAGE Ace
WSE-1025/1025W コンパクトPAGE Ace Twin
AE-7310 コンパクトゲル作製器
WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器

58～59

WSE-1150P/1150M/1150MW パジェランAce
AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
AE-6530M/6530MW ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1165/1165W ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
AE-6401 ミニスラブゲル作製キット
WSE-1190 多連ミニスラブゲル作製器

60～64

ワイドスラブ電気泳動
スラブゲル電気泳動

WSE-1170/1170W マルチレーンゲル電気泳動槽
WSE-1195 マルチレーンゲル作製器
AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽
AE-6210 ラピダススラブゲル作製器

65～67

サブマリン電気泳動

WSE-1710 サブマージ ミニ
WSE-1720 サブマージ マルチ
AE-6100/6111 サブマージ アガロース

68～70

ディスク電気泳動

WSE-1510 ディスクラン Ace
AE-6540B ミニコンパクトディスク電気泳動槽

電気泳動用電源WSE-3100 PowerStation Ghibli Ⅰ（パワーステーション ギブリⅠ）
WSE-3200 パワーステーション Ⅲ
WSE-3500 パワーステーション HC
AE-8135 マイパワーⅡ300
AE-8155 マイパワーⅡ500

電気泳動装置ミニスラブ型

電源装置

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

34

もくじ

ウエスタン
ブロッティング

ページ

40

47～48
49
50～54

71

72～76

2

掲載製品のご案内

もくじ

カテゴリ

用途

製品名

転写装置

セミドライブロッティング

WSE-4115 パワードブロットAce
WSE-4125 パワードブロット2M
WSE-4025 ホライズブロット2M
WSE-4045 ホライズブロット4M

77～81

汎用機器

ブロックインキュベータ

WSC-2610 MyMiniBLOCK（マイミニブロック）
WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H（マイミニブロック C&H）
WSC-2620 PowerBLOCK（パワーブロック）
WSC-2630 PowerBLOCK Shaker（パワーブロック シェーカー）

83～86

小型遠心機
ボルテックスミキサー
ロータリーミキサー
シェーカー
ゲル乾燥機
恒温循環装置WSC-2700 MyMiniSpin（マイミニスピン）
WSC-2800 MyMiniVortex（マイミニボルテックス）
WSC-2900 ローテーターatto
WSC-2400 シーソーシェーカーatto
AE-3711 ラピドライ ミニ
CH-301i クールサーキュレーター

87～91

ペリスタポンプ

SJ-1211Ⅱ-H ペリスタポンプ
SJ-1211Ⅱ-L/L2/L3/L4 ペリスタポンプ
AC-2110Ⅱ/-2/-3/-4 ペリスタポンプ
AC-2120 ペリスタバイオミニポンプ

92～96

デジタルポンプ

WSP-3300 Perista Quantum Pump（
Perista Quantum Pump制御用ソフト

97～98

ペリスタポンプ消耗品

追加用カセット、チューブ、ほか

99

フラクションコレクター

AC-5700P マイクロコレクター

100

ペリスタポンプ

イメージング装置 ケミルミ撮影装置

光源装置

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM（ルミノグラフ Ⅱ EM
WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite（ルミノグラフ Ⅲ ライト）
WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ（ルミノグラフ Ⅱ）
WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ（ルミノグラフ Ⅰ）
IQOQ適格性確認/セキュリティー対応製品

101～113

ゲル撮影装置WSE-5300 Printgraph CMOS Ⅰ（プリントグラフ CMOS Ⅰ）
WSE-5400 Printgraph Classic（プリントグラフ クラッシック）

114～118

撮影装置用消耗品

ゲルトレイ、撮影用フィルターなど

透過型シアン光源

WSE-5600 CyanoView（シアノビュー）
WSE-5610 CyanoView Ⅱ（シアノビューⅡ）
WSE-5620 CyanoView Ⅲ（シアノビューⅢ）
WSE-5640 CyanoView Smart（シアノビュー スマート）119
121～122

落射型RGB光源

WSE-5510 VariRays Ⅰ（バリレイズⅠ）
WSE-5520 VariRays Ⅱ（バリレイズⅡ）

123

白色透過光源フラットビュア

124

紫外線照射装置

WUV-M20/WUV-L20 卓上紫外線照射装置
紫外線照射装置消耗品

125

プリンタ

撮影装置用プリンタ

UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ

126

画像解析ソフト

画像解析ソフト

CS Analyzer 4 Windows版（CS アナライザー 4 Windows版）
セキュリティ対応ソフト

127～128

細胞計測

細胞培養・観察システム

WSL-1800/1800-B CytoWatcher（サイトウォッチャー）

129～131

遺伝子発現計測装置

AB-3000B Cellgraph（セルグラフ）
WSL-1565 Kronos HT（クロノス HT）
AB-2550 Kronos Dio（クロノス ディオ）
AB-2350 Phelios（フェリオス）132～137

発光計測

ルミノメータ

AB-2270/2270-R Luminescencer Octa（ルミネッセンサー オクタ）

吸光度計測

プレートリーダー

WSL-2300 Phelios AL（フェリオス AL）

139～140

物性測定装置ガス発生量測定

WSF-2000 ファーモグラフ Ⅲ

141～142

スペクトル測定AB-1850 LumiFL Spectro Capture（ルミフルスペクトロキャプチャー）

基準光源

WSL-1200/1200C 光子ファンダム
WSL-1230/1235/1240 光子ユニシリーズ

145～148

太陽電池評価

WSL-2000 SCREMS（スクリムス）

149～150

絶対値計測

3

ページ

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

138

143

会社案内

会社案内

社名「ATTO」にかける想い
当社は、1978 年、商号を「ミツミ科学産業株式会社」から「アトー株式会社」に変更しました。社名の由来は、当時検出の難しかった、「ag/amol（アトグラム / アトモル）」
レベルの感度を持つ分析機器を創出することを目標として盛り込んだものです。カタログや製品に印刷されている下の単位表は、アトーのものづくりの目標を表すためのロゴとして使用しています。
現在ではゼプト（zepto/z）、ヨクト（yocto/y）レベルの分子を分析できる超高感度分析機器をめざし、研究開発を行っています。
本カタログでは、そんなアトー株式会社が開発した様々な製品を、研究者の皆様にお役立ていただけるよう紹介いたします。

アトーWEBサイト会員 入会特典
アトー WEB サイト会員登録方法
アトーホームページ（https://www.atto.co.jp/）右上にある「新規会員登録」ボタンを押して必要事項を入力すると、アトー WEB サイト会員に登録されます。
新規会員登録：https://www.atto.co.jp/register

QRコード：

ここから会員登録！

＜特典＞
・WEB 会員限定キャンペーン製品の優待
・試薬サンプル依頼サービス
・ダウンロードサービス
取扱説明書
技術情報など・メール配信サービス（配信許諾の方のみ）新製品ニュース
キャンペーンのご案内
展示会等のご案内
・修理問合せアトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

4お問い合わせ窓口
アトー製品情報について
本カタログでは製品ごとに、WEBサイトへのリンクをQRコードで掲載しています。スマートフォンやタブレットなど
からQRコードを読み取り、製品ページを表示することが可能です。

会社案内

WEBサイト：https://www.atto.co.jp/

トップページQRコード：

新規会員登録：https://www.atto.co.jp/register

QRコード：

本カタログ以外で単品カタログ（印刷）が必要な場合はアトー株式会社までお問い合わせください。
WEBサイトに掲載されている情報は主に以下の通りです。

内容

WEB サイト掲載

備考

製品仕様・詳細について〇

WEB 掲載・カタログダウンロード可能

価格について〇税抜価格表示納期について－お問い合わせフォーム※ 1 または TEL

サンプル依頼〇ゲルや試薬ページに掲載：WEB 会員限定

デモ依頼

－

お問い合わせフォーム※ 1 または TEL

製品の使い方について〇お問い合わせフォーム※ 1 または TELSDS について〇ゲルや試薬ページに掲載

取扱説明書について△

一部製品限定：WEB 会員限定

その他のご質問〇

お問い合わせフォーム※ 1※1：アトーWEB会員登録が必要です。24時間受付。

営業窓口

TEL・FAX

住所

受付時間

東京本社

顧客部

TEL 03-5827-4861
FAX 03-5827-6647〒 111-0041
東京都台東区元浅草 3-2-2

9：00～18：00

大阪支店

顧客部

TEL 06-6136-1421
FAX 06-6356-3625〒 530-0044
大阪市北区東天満 2-8-1
若杉センタービル別館 5F

9：00～18：00

修理対応サービス
ご使用中のアトー製品に関して、故障や修理に関するお問い合わせは、WEB会員登録後、WEBサイト「修理に関するご案内」からご連絡ください。
WEBサイト：https://www.atto.co.jp/support/repair_information

QRコード：

使用方法については付属の取扱説明書をご確認ください。
修理見積が必要な場合は、製品を購入した弊社販売特約店にご依頼ください。

修理窓口

5

技術開発センター
メンテナンスサービス

TEL・FAX

住所TEL 03-5818-7567
FAX 03-5818-7563〒 110-0016
東京都台東区台東 2-21-6

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

受付時間

TEL 03-5827-4861

9：00～17：00

お取引に関して（販売店様）
本カタログの価格表示
本カタログに掲載されている商品価格は、税抜き価格です。
本体価格のほか、梱包輸送料、据付調整技術料等が必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。

ATTO「お客様」から「販売特約店」へ弊社商品を発注☑ 商品コードの確認☑ 製品名の確認☑ 発注数量の確認☑ ご使用になるお客様

会社案内

商品の発注から発送まで

発注「販売特約店（全国）」から「アトー」へ FAX で発注☑ 発注番号☑ 商品コード（数字 7 桁）

☑ 型式・商品名☑数量☑ ご使用になるお客様（ユーザー名）

発注

FAX 03-5827-6647（本社）

受付時間 9:00 ～ 12:00（2022 年 4 月より）「アトー」から「販売特約店（全国）」へ商品を発送
取引条件・在庫状況により商品を出荷します。
※発注内容によって梱包輸送費が必要な場合があります。

発送※製品によって、据付調整技術料が必要な場合があります。
※棚卸日は商品を出荷いたしません。

●梱包輸送費について●返品手数料について返品する製品の定価

返品手数料

ご発注合計金額

梱包輸送費

1 ～ 19,999 円

1,200 円

1 ～ 99,999 円

3,000 円

20,000 円以上

無料

100,000 円以上

定価の 5％※試薬類・既製ゲル類は原則として返品をお受けできません。
※手数料は 1 製品当たりのものです。

●据付調整技術料について

返品規定

装置の設置・セットアップ・操作説明が必要な製品について申し受けます。詳細はお問い合わせください。

返品をお受けできない場合

1.ATTO 製以外の他社取扱商品
2. お届けした商品と異なる場合
3. 商品に傷、破損、汚れがある場合
4. セット商品の構成品の一部のみの返品
5. お客様とあらかじめ打合せさせていただいた特別仕様商品
6. 商品到着後、30 日以上経過した商品
7. 別途、弊社で定めた商品（既製ゲル、試薬など）
8. 既にご使用になった商品

試薬・ゲルの輸送や保存について■既製ゲル
既製ゲル「パジェル」シリーズは5～10℃保存品ですが、輸送時は常温で発送いたします。常温での輸送による品質低下の心配はございません。着荷後は速やかに5～10℃にて保存ください。

■冷凍保存試薬
冷凍保存試薬（-20℃/-80℃）は、冷凍便で発送いたします。着荷後は速やかに指定の保存温度のフリーザーで保存してください。試薬キットにより、冷凍保存と冷蔵保存が混在する製品があります。着荷後は指定の保存温度のフリーザー、冷蔵庫で保存ください。

■冷蔵保存試薬
冷蔵保存試薬（4～10℃）は冷蔵便で発送いたします。着荷後は指定の保存温度の冷蔵庫で保存してください。

■常温保存試薬
常温保存試薬は常温で発送いたします。高温になる場所や凍結の恐れがある場所を避けて保存してください。
試薬・ゲルの製品ページの保存に関する記載内容もご確認ください。
※複数の試薬を混合梱包し、品質に問題がない輸送温度で発送する場合があります。
着荷後、それぞれ指定の温度で保管してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

6Native PAGE（ネイティブPAGE）

新製品案内

7

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

Native PAGE（ネイティブPAGE）
タンパク質抽出キット

WSE-7424 EzProteoLysis Native 20,800 円（税別）

動植物細胞や組織に添加するだけで、活性を損なうこと な く 簡 単 に タ ン パ ク 質 が 抽 出 で き ま す。Proteaseinhibitor と Phosphatase inhibitor が添付されています。

WEB サイト新製品案内

イージープロテオライシス ネイティブ
キット内容① EzProteoLysis Native
30 mL② Protease inhibitor (100x)
0.3 mL③ Phosphatase inhibitor (100x) 0.3 mL

保存①冷蔵 4℃ / ②③冷凍 -20℃
（製造より 1 年保存可能）

商品コード2332319

泳動サンプル調製バッファー

WSE-7011 EzApply Native

9,800 円（税別）タンパク質抽出液に 1/10 容量添加し Native PAGE 用サンプル溶液を調製します。
HR-CN-PAGE や BN-PAGE など、様々な Native PAGE に使用可能です。
イージーアプライ ネイティブWEB サイト

容量40 mL (10x 濃度 )保存

冷蔵 4℃（製造より 1 年保存可能）

商品コード2332317

HR-CN-PAGE：High Resolution Clear Native Polyacrylamide Gel Electrophoresis の略
BN-PAGE：Blue Native Polyacrylamide Gel Electrophoresis の略

Native PAGE 用分子量マーカー
e

tiv

Na

HR

CN

WSE-7016 EzStandard Native

37,800 円（税別）BN

20 ～ 1,236kDa の広範囲の分子量域をカバーします。HR-CN-PAGE
や BN-PAGE など、様々な Native PAGE で使用できる分子量スタン
ダードです。

WEB サイトイージースタンダード ネイティブ
バンドサイズ

20/45/66/146/350/480/720/1,048/1,236 kDa

容量100 µL × 5 本

保存

冷凍 -20℃ （製造より 1 年保存可能）

商品コード2332344

SDS-PAGE には使用できません。

Native PAGE 用泳動バッファー

WSE-7056 EzRun ClearNative
WSE-7057 EzRun BlueNative

16,800 円（税別）
12,800 円（税別）

泳動バッファーを変えるだけで 2 種の Native PAGE ができます。Native PAGE 用泳動バッ
ファーには、SDS が添加されていない Tris-Gly 系ゲル※をご使用ください。
※ u-PAGEL H シリーズなど
イージーラン クリアネイティブ

イージーラン ブルーネイティブ

容量

陽極用泳動バッファー (5x)陰極用泳動バッファー (5x)泳動バッファー (10x)500 mL
陰極用 CBB 添加溶液 (100x) 25 mL

保存

室温（製造より 1 年保存可能）

室温（製造より 1 年保存可能）

商品コード23323132332315

BN-PAGE はサンプルアプラ
イ 後 に 陰 極 用 CBB 添 加 溶 液を添加します。
アトー株式会社ホームページ

500 mL
500 mLWEB サイトWEB サイト

WSE-7056

WSE-7057

https://www.atto.co.jp/

8タンパク質定量試薬キット

EzBradford Protein Assay Kit
イージーブラッドフォード プロテイン アッセイキット

新製品案内

WEBサイト
詳細情報

界面活性剤を含むサンプルでもタンパク質定量が可能
商品構成

容量

保存温度

① Bradford Reagent② Protein Diluent③ BSA Standard（2mg/mL）④ BGG Standard（2mg/mL）

500 mL
50 mL
10 mL
10 mL

4~10℃
4~10℃
4~10℃
4~10℃

①

② ③ ④

「界面活性剤」を含むタンパク質溶液の定量手順
STEP-1

10μL

20μL

SDS含有
タンパク質溶液

２液を混合する初回購入特典
商品コード2332383

9

STEP-3

STEP-2200μL

ProteinDliluent

茶褐色→青色5秒～10分 反応

3 0％ O F F

イージーブラッドフォード プロテインアッセイキット

波長595nmの吸光度測定
WSL-2300 PheliosAL

Bradford
Reagent

特典有効期間型式・名称
WSE-7510CP
EzBradford Protein Assay Kit

STEP-4

容量2500ウェル分

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

2024年 3月 31日
特別価格 (税別)

14,560円（通常：20,800円）

TEL 03-5827-4861

温度管理
保存：4～10℃
遮光保存 1年間
輸送：常温

タンパク質定量試薬キット

EzBCA Protein Assay Kit

イージーBCA プロテイン アッセイキット

新製品案内

WEBサイト
詳細情報

還元剤を含むサンプルでもタンパク質定量が可能
商品構成

容量

保存温度

① Pretreatment Agent② Pretreatment Solution③ BCA Reagent A④ BCA Reagent B⑤ BGG Standard（2mg/mL）⑥ BSA Standard（2mg/mL）

800 mg
50 mL
500 mL
12 mL
10 mL
10 mL

4~10℃
4~10℃
室温
室温
4~10℃
4~10℃

① ② ③

④ ⑤ ⑥

「還元剤」を含むタンパク質溶液の定量手順
STEP-1
還元剤含有
タンパク質溶液

STEP-2Pretreatment
Reagent

BCA Working
Solution

前処理済み
サンプル溶液試薬③：試薬④
50：1で混合試薬①/試薬②濃度 28mg/mLとなるよう混合

40μL
40μL

STEP-3

商品コード2332386

37℃ 30分
インキュベーション

25μL 200μL

37℃ 10～15分
インキュベーション

初回 購 入 特典

STEP-4

薄緑色→紫色

3 0％ O F F

特典有効期間型式・名称

容量

WSE-7520CPEzBCA Protein Assay Kit

2500ウェル分

イージーBCA プロテインアッセイキット

波長562nmの吸光度測定
WSL-2300 PheliosAL

2024年 3月 31日
特別価格 (税別)

18,060円（通常：25,800円）

温度管理
保存：4～10℃※
遮光保存 1年間
輸送：常温※BCA Reagent A(500mL）/ B（12mL）は室温保存です。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

10プレートリーダー
吸光度・発光測定プレートリーダー

掲載▶P139

WSL-2300 Phelios AL（フェリオス AL）

新製品案内

2,000,000 円～
WSL-2300 Phelios ALは各種マイクロプレートに対応し、吸光度測定、発光測定、微量吸光度測定が可能なプレートリーダーです。

Nano Volume Plate（オプション）

微量試料中のDNA/RNA比計測等が可能

用途
・吸光度測定（ELISA など）
・発光測定
・微量吸光度測定（核酸・タンパク質）
特長・吸光、発光測定可能
・微量 2 μ L ～測定可能（Nano Volume Plate）
・各種マイクロプレート対応
6 / 12 / 24 / 48 / 96 / 384 ウェル
・吸光度：200 ～ 999nm

WEBサイトで動画公開中！

11

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ELISA用検出試薬・キット
ELISA 用発色試薬（HRP 用）

掲載▶P50

WSE-7145 EzELISA TMB（イージーエライザ TMB）

EzELISA TMB は、HRP 標識抗体を利用する ELISA の検出用発色基質と停止液のセットです。
Solution）を添加すると黄色を呈します。450nm で吸光度を測定します。
✔

広ダイナミックレンジ、高感度検出✔

Ready-to-use 調製不要の１液試薬です✔

発色基質と反応停止液のセット（各 100mL）✔ 「￥7 ／反応」と安価です（停止液込み）

15,800 円
code No. 2332458（冷蔵保存）ELISA Kit（研究用）

掲載▶P51

ATTOでは、研究用ELISA Kitを取り扱っています。ラインナップについては本カタログ掲載ページ、またはWEBサイトを参照ください。

ELISA キット
WEB サイト

カテゴリ
抗体医療

アルツハイマー病

アレルギー

アンジオテンシン

糖尿病

炎症

肝臓・腎臓

血管

サイトカイン

細胞接着

腫瘍

ストレス

代謝

骨

免疫

老化

血液

その他

Human SCF Assay Kit を用いた、培養細胞ごとの SFC の検出

ELISA プレート：Human SCF Assay Kit (ATTO 6027141)
標準物質：
Human SCF（3200 pg/mL~1/2 希釈系列） 室温 1 時間反応
検出用抗体：
HRP 標識抗 Human SCF 抗体
室温 30 分間反応
基質：
TMB （キット付属品）
測定装置：
Phelios AL（ATTO WSL-2300）

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

12

新製品案内

HRP 標識抗体反応させ発色基質（TMB Solution）を添加、5 ～ 30 分間反応後（青色を呈します）、停止液（Stopケミルミ撮影装置
超高感度 化学発光 蛍光撮影解析システム

掲載▶P103

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM（ルミノグラフⅡ EM）

新製品案内

3,300,000 円～

従来の冷却CCDカメラシステムから大きく感度アップすることが可能な「冷却EM-CCDカメラ」を搭載しました。また、-40℃まで冷却することでノイズを低減し、F0.8の高感度レンズとの組み合
わせにより高感度に、短時間で検出が可能となります。
特長
・冷却EM-CCDカメラ搭載（高感度化による撮影時間短縮）
・-40℃冷却（低ノイズ化）
・F0.8 高感度レンズ
・最大画角 273×180mm
・解像度 2460×1620ピクセル（4Mピクセル）
用途
・ケミルミ撮影
・蛍光撮影（落射LED光源/透過LED光源/透過UV） ※・白色透過撮影 ※・画像解析 ※※：システム構成により対応

落射LED光源ラインナップ（価格等詳細は製品ページを参照ください）
BlueRed LED

GreenNIR LED

青色LED+赤色LEDの光源セット

緑色LED+近赤外色LEDの光源セット

透過型LED光源ラインナップ（価格等詳細は製品ページを参照ください）
Cyan光源13

白色光源

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ケミルミ撮影装置
蛍光ウエスタンに新規対応！

掲載▶P107

WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite シリーズ
蛍光ユニット追加WEB

AutoExposure 機能により、発光強度に応じた露出時

析ソフト CS Analyzer4 で合成したイメージです。解像間を自動的に算出しケミルミイメージを撮影・保存（定度が高く詳細なバンドが検出可能です。

量性の高い 16bit TIFF 形式）します。

新製品案内

蛍光ユニットの RGB 各色で励起・撮影した画像を画像解

WSE-6370A-CP LuminoGraph Ⅲ Lite
WSE-6370CSP-CP LuminoGraph Ⅲ Lite

6M ピクセル冷却 CCD カメラ +F0.8 高感度レンズによるケミルミ撮影に加え、RGB 落射光源による蛍光ウエスタン、蛍光ゲル、蛍光タンパク質などのサンプル撮影が可能になりました。
制御ソフトから、アプリケーションを選択するとサンプルに適した光源が点灯し、撮影用フィル
ターが自動で選択されます。自動露光機能を使用

Blue：466nm

Green：525nm

すれば適正露出の画像が容易に撮影可能です。

Red：623nm

システム構成WSE-6370-CP

WSE-6370CSP-CP

WSE-6370A-CP

〇

〇

〇

選 択 い た だ け ま す。LuminoGraph

カメラ
6M 高解像度冷却 CCD
遮光キャビネット〇〇〇

Ⅲ Lite の詳しい仕様についてはア

制御用ソフトウエア〇〇〇

制御用 WindowsPC

OPTION〇〇CS Analyzer ４
画像解析ソフト

OPTION〇〇UV 照射装置〇〇〇

白色透過光源〇〇〇OPTIONOPTION〇

ご予算や用途に応じてシステムをごトー WEB サイト・カタログを参照
いただくか、アトー株式会社までお問い合わせください。

型式

蛍光用 RGB 光源
落射 LED
撮影用フィルター

2（UV/ 白色用）

2（UV/ 白色用）

4（RGB・UV/ 白色用）

※制御 PC を別途ご用意いただく場合、必要な仕様についてアトー株式会社へお問い合わせください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

14

生細胞タイムラプス撮影装置
生細胞タイムラプス撮影装置がバージョンⅡへ進化しました！

掲載▶P129
WEB

新製品案内

WSL-1850 CytoWatcher Ⅱ

GFP 導入細胞の蛍光撮影例
WSL-1850B-ACP にて撮影
動画 1

CytoWatcher Ⅱの用途・特長
・生細胞の明視野観察（タイムラプス）
・生細胞の蛍光観察（タイムラプス）
・明視野・蛍光同時動画 2

・組織染色像の観察
・インキュベーター内で使用可能
・デジタルズーム搭載
4×

8 ×（デジタルズーム）

12 ×（デジタルズーム）

16 ×（デジタルズーム）

WSL-1850B-ACP CytoWatcher Ⅱ・CytoWatcher Ⅱ本体→ 500 万画素カラー CMOS
→落射白色 LED 搭載

型式
カメラ
5M カラー CMOS〇

制御用ソフトウエア〇

制御用 WindowsPC〇・制御用 WindowsPC

青色 LED 光源
撮影用フィルター内蔵〇

・制御用ソフトウエア

落射白色光源〇・蛍光撮影ユニット→蛍光励起用 BlueLED→撮影用フィルター内蔵→ ImageSaverT

15

WSL-1850B-ACP

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

既製ゲル
既製ゲルシリーズページ

ラインナップ
サイズチャート

分類

シリーズ

18

ウェル幅

アプライ量

入数/箱

W：90mm
H：83mm
T：1mm

W：120mm
H：100mm
総厚：5mm4.2mm / 14検体
2.9mm / 18検体

24 μL / 14検体
18 μL / 18検体

10枚 / 箱W：60mm
H：60mm
T：0.75mm

W：76mm
H：70mm
総厚：4.8mm

2mm / 15検体

7 μL

10枚 / 箱W：140mm
H：80mm
T：1mm

W：160mm
H：100mm
総厚：5mm

3mm / 30検体

20 μL

6枚 / 箱

agarGEL

径：2.5mm
L：50mm

外径：7mm
L：75mm

1検体

最大150 μg

10本 / 箱agarGEL

径：2.5mm
L：75mm

外径：7mm
L：100mm

1検体

最大300 μg

10本 / 箱W：60mm
H：60mm
T：0.75mm

W：76mm
H：70mm
総厚：4.8mm

ウェルなし

agarGEL 1本

10枚 / 箱W：90mm
H：83mm
T：1mm

W：120mm
H：100mm
総厚：5mmウェルなし

agarGEL 1本

10枚 / 箱p-PAGEL

ミニスラブ

19

e-PAGEL HR

コンパクトスラブ

22

ワイドスラブ23

1次元目IEF

23

1次元目IEF23

2次元目スラブ23

2次元目スラブ

既製ゲルシリーズ
ページ

c-PAGEL HR
cp-PAGEL
m-PAGEL

コンパクト用

ミニ用

c-PAGEL HR
コンパクト2次元目用

e-PAGEL

ミニ2次元目用対応泳動槽一覧シリーズ

泳動槽/泳動装置

旧製品（一部製品型式のみ掲載）

17
18
19
20

u-PAGEL H
p-PAGELe-PAGEL HR
e-PAGEL

AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1150P パジェラン Ace

AE-6400/AE-6410/AE-6450/AE-6500
AE-6531P/WSE-1100P（歴代アトー社製 ミニスラブゲル電気泳動装置）

21

c-PAGEL HR
cp-PAGEL

WSE-1010 コンパクトPAGE Ace
WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin

AE-7300/AE-7340/AE-7341/AE-7350
WSE-1020

22

m-PAGEL

WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽なし

agarGEL

WSE-1510 ディスクラン Ace
AE-6540B ミニ コンパクトディスク電気泳動槽

AE-6541/WSE-1500

c-PAGEL HR

WSE-1010 コンパクトPAGE Ace
WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin

AE-7300/AE-7340/AE-7341/AE-7350
WSE-1020

AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1150P パジェラン Ace

AE-6400/AE-6410/AE-6450/AE-6500
AE-6531P/WSE-1100P（歴代アトー社製 ミニスラブゲル電気泳動装置）

23

23

23

コンパクト用/ミニ用

コンパクト2次元目用

e-PAGEL

ミニ2次元目用

既製ゲルシリーズ
保存温度

既製ゲル

e-PAGEL2021

プレートサイズ

u-PAGEL H

17

21

ゲルサイズ

保存温度と輸送温度についてのご注意

5～10℃

輸送温度

常温

アトー株式会社ホームページ

注意

・着荷後、冷蔵保存（5～10℃）
・凍結禁止（輸送時・保存時）

https://www.atto.co.jp/

16u-PAGEL H（u・パジェル H）

高分子量用 既製ゲル

ゲルサイズ

90(W)×83(H)

プレートサイズ

120(W)×100mm(H)サンプルコウム

14検体：幅4.2mm
18検体：幅2.9mm

分画分子量範囲
5％
3-10%
4-20％

SDS-PAGE

Native-PAGE

Maker

既製ゲル

・高分子タンパク質のSDS-PAGE・高分子分離 100kDa～1,500kDa
・ATTO ミニスラブ電気泳動装置で使用可能
・保存期間：１年（製造日より、5~10℃保存）
・高速電気泳動可能 最速30分～
t：1mm
総厚：5mm

サンプル量：24 μL
サンプル量：18 μL

75～1,000kDa（UH-T5/UH-R5）
35～1,500kDa（UH-T310/UH-R310）
5～600kDa（UH-T420/UH-R420）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より1年

保存

冷蔵保存（5～10℃）★凍結禁止「分画分子量範囲」はTris/Gly/SDSバッファー（AE-1410 EzRun）を使用したSDS-PAGEのものです。
Native PAGEを実施の際は、Tris/Gly バッファーWSE-7055 EzRun TGをご使用ください。
分画範囲および泳動パターンについては「u-PAGEL Hシリーズ」のカタログを参照ください。
保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。
冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

u-PAGEL H (UH-T310)

泳動パターン例

SDS-PAGE

Native-PAGE

泳動バッファー

AE-1410 EzRun

WSE-7055 EzRun TG

泳動条件

300V c.v.

100V c.v.

染色AE-1340 EzStain AQua（迅速染色法）

Maker

WSE-7035 EzStandard HMW（高分子量マーカー）

40分

150分

u-PAGEL H は、アトーと名古屋大学大学院工学研究科の竹岡敬和准教授との共同研究により開発されたゲルで、従来製品よりも強度が高く、高分子の分離に適したゲルです。
5％、 3-10％、 4-20％のゲル濃度 3 種類と 14 検体、 18 検体のバリエーションで構成されます。 新規開発されたゲルは、 これまでのポリアクリ
ルアミドゲルよりも破れにくく、 特別な方法を使わずに、 高分子タンパ
ク質の分離が可能です。

箱数

1箱の価格

割引額

1

25,800円－

2～4

22,800円

3,000円

5～921,800円

4,000円10～

20,800円

5,000円

備考

新規架橋剤を用いたゲルは、Bis を用いたゲ
ルに比べて、引張破断応力が約 1.7 倍高く、やぶれにくいことが特長です。
染脱色操作やブロッティング操作において、ゲルの取扱いが格段にしやすくなりました。

同一ゲルの購入時に限り適用されます。

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2331300

UH-T5 u・パジェルH(5%)10枚 14検体

10枚/箱

25,800円

5～10℃

常温※

2331302

UH-T310 u・パジェルH(3-10%)10枚 14検体

10枚/箱

25,800円

5～10℃

常温※

2331304

UH-T420 u・パジェルH(4-20%)10枚 14検体

10枚/箱

25,800円

5～10℃

常温※

2331310

UH-R5 u・パジェルH(5%)10枚 18検体

10枚/箱

25,800円

5～10℃

常温※

2331312

UH-R310 u・パジェルH(3-10%)10枚 18検体

10枚/箱

25,800円

5～10℃

常温※

2331314

UH-R420 u・パジェルH(4-20%)10枚 18検体

10枚/箱

25,800円

5～10℃

常温※

※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。

17

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

p-PAGEL（p・パジェル）

低分子量用 既製ゲル

ゲルサイズ

90(W)×83(H)

プレートサイズ

120(W)×100mm(H)サンプルコウム

14検体：幅4.2mm
18検体：幅2.9mm

分画分子量範囲
16.5％

既製ゲル

・低分子タンパク質のSDS-PAGE・分離能 1kDa～75kDa
・ATTO ミニスラブ電気泳動装置で使用可能
・保存期間：１年（製造日より、5~10℃保存）
・高速電気泳動時間 60分
WSE-1150 PageRun Ace 24W定電力
ラピダス ミニスラブ 175V定電圧

t：1mm
総厚：5mm

サンプル量：24 μL
サンプル量：18 μL

1～75kDa（P-T16.5S/P-R16.5S）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より1年

保存

冷蔵保存（5～10℃）

p-PAGEL

P-T16.5S

泳動パターン

泳動バッファー

AE-1415 EzRun T（Tris-Tricine-SDS）

泳動条件

175V c.v.

染色AE-1340 EzStain AQua（迅速染色法）

Maker

WSE-7025 EzStandard LMW（低分子量マーカー）

60分

★凍結禁止

「分画分子量範囲」は、AE-1415 EzRun Tを使用したSDS-PAGEのものです。
分画範囲および泳動パターンについては「p-PAGEL シリーズ」のカタログを参照ください。
保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。
冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

「p-PAGEL」はポリペプチドや低分子タンパク質の電気泳動用既製ゲルです。
電気泳動には専用のバッファー「AE-1415 EzRunT」をご使用ください。一般的な SDS-PAGE に比べ、より低分子のバンドがシャープに分離されます。高速での電気泳動が難しい低分子量サンプルでも、約 60 分で電気泳動が可能です。
※ウエスタンブロッティングで低分子のバンドが検出されない場合は、以下の方法をお試しください。
・セミドライブロッティングバッファーのメタノール濃度を 10％になるように調製します。
・使用する PVDF 膜は「クリアブロット・P+ 膜」などのポアサイズ 0.2 μ m のものを使用してください。
・ブロッティング後、一度 PVDF 膜を乾燥させ、メタノールで再ウエット化してからブロッキングを行います。

箱数

1箱の価格

割引額

1

22,800円－

2～4

20,300円

2,500円

5～920,000円

2,800円10～

19,600円

3,200円

備考

同一ゲルの購入時に限り適用されます。

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2332260

P-T16.5S p・パジェル10枚 14検体

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332265

P-R16.5S p・パジェル10枚 18検体

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332325

AE-1415 EzRun T （5 L分の粉末）

1袋12,800円

室温

常温2332348

WSE-7025 EzStandard LMW

1組

20,800円-20℃

冷凍※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

18e-PAGEL HR（e・パジェル HR）

HR ＝ High Resolution（高精細分離）

ハイレゾ電気泳動用 既製ゲル

既製ゲル

・高速電気泳動 25 分！
・泳動パターンの鮮鋭化
・低分子側の分離能アップ
・タンパク質 /DNA の電気泳動に対応
・高速電気泳動でも曲がらずまっすぐ泳動
・保存期間 ：1 年（製造日より、5~10℃保存）
ゲルサイズ

90(W)×83(H)

プレートサイズ

120(W)×100mm(H)t：1mm

サンプルコウム

14検体：幅4.2mm
18検体：幅2.9mm

総厚：5mm

サンプル量：24 μL
サンプル量：18 μL

分画分子量範囲
7.5％
10％
12.5%
15%
5-20%
10-20％

40～400kDa（EHR-T7.5L/EHR-R7.5L）
20～300kDa（EHR-T10L/EHR-R10L）
10～250kDa（EHR-T12.5L/EHR-R12.5L）
2～200kDa（EHR-T15L/EHR-R15L）
5～400kDa（EHR-T520L/EHR-R520L）
2～300kDa（EHR-T1020L/EHR-R1020L）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より1年

保存

冷蔵保存（5～10℃）★凍結禁止

高速ハイレゾ電気泳動をするには？

電気泳動バッファー：WSE-7065 EzRun MOPS
電気泳動条件：250V 定電圧 25 ～ 30 分
※ EzRun MOPS を使用すると、高速電気泳動が可能な事に加え、低分子側の分画範囲が広がります。

保存期間の延長e-PAGEL HR は 保 存 期 間 が 1 年（ 製 造 日 よ り ） と な り、 従 来 の
e-PAGEL の 2 倍長持ちします。
まとめ買いをしても、保存期間が長いので安心してご使用いただけます。

「分画分子量範囲」はTris/Gly/SDSバッファー（AE-1410 EzRun）を使用したSDS-PAGEのものです。
WSE-7065 EzRunMOPSを使用した場合は上記分画範囲は低分子側に拡大します。
分画範囲および泳動パターンについては「PAGELシリーズ」のカタログを参照ください。
保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。

ブロッティング効率アップ

冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

箱数

1箱の価格

割引額

1

18,800円－

2～4

16,800円

2,000円

5～916,000円

2,800円10～

15,200円

3,600円備考

e-PAGEL HR は電気泳動パターンが良くなるだけではなく、ブロッ
ティング効率もアップします。従来と同じ方法でブロッティングした
場合、さらに効率よくメンブレンに転写されます。
WSE-7210 EzFastBlot HMW や AE-1465 EzFastBlot な ど の セミドライブロッティングバッファーと組み合わせてご利用ください。

同一ゲルの購入時に限り適用されます。

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2331950

EHR-T7.5L e・パジェルHR(7.5%)10枚 14検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2331955
2331960

EHR-T10L e・パジェルHR(10%)10枚 14検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

EHR-T12.5L e・パジェルHR(12.5%)10枚 14検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2331965

EHR-T15L e・パジェルHR(15%)10枚 14検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2331970

EHR-T520L e・パジェルHR(5-20%)10枚 14検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2331975

EHR-T1020L e・パジェルHR(10-20%)10枚14検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2332050

EHR-R7.5L e・パジェルHR(7.5%)10枚 18検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2332055

EHR-R10L e・パジェルHR(10%)10枚 18検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2332060

EHR-R12.5L e・パジェルHR(12.5%)10枚 18検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2332065

EHR-R15L e・パジェルHR(15%)10枚 18検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2332070

EHR-R520L e・パジェルHR(5-20%)10枚 18検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

2332075

EHR-R1020L e・パジェルHR(10-20%)10枚18検体

10枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。

19

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

e-PAGEL（e・パジェル）

コスパ抜群！ 汎用 既製ゲル

ゲルサイズ

90(W)×83(H)

プレートサイズ

120(W)×100mm(H)サンプルコウム

14検体：幅4.2mm
18検体：幅2.9mm

分画分子量範囲
7.5％
10％
12.5%
15%
5-20%
10-20％

既製ゲル

・タンパク質のSDS-PAGE・Native-PAGE・DNAの電気泳動
・ATTO ミニスラブ電気泳動装置で使用可能
・高コストパフォーマンス

97,200→66,400→45,000→t：1mm
総厚：5mm

29,000→サンプル量：24 μL
サンプル量：18 μL

20,100→14,300→40～400kDa（E-T7.5L/E-R7.5L）
25～300kDa（E-T10L/E-R10L）
10～250kDa（E-T12.5L/E-R12.5L）
5～200kDa（E-R15L/E-R15L）
5～400kDa（E-T520L/E-R520L）
5～300kDa（E-T1020L/E-R1020L）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より6ヶ月

保存

冷蔵保存（5～10℃）

泳動パターン例
ゲル：E-T520L（5-20％グラディエント）バッファー：AE-1410 EzRun
泳動条件：20mA定電流 70分
泳動槽：AE-6530P ラピダス ミニスラブ★凍結禁止「分画分子量範囲」はTris/Gly/SDSバッファー（AE-1410 EzRun）を使用したSDS-PAGEのものです。
WSE-7065 EzRunMOPSを使用した場合は上記分画範囲は低分子側に拡大します。
分画範囲および泳動パターンについては「PAGELシリーズ」のカタログを参照ください。
保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。
冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

箱数

1箱の価格

割引額

1

15,800円－

2～4

14,100円

1,700円

5～9

13,300円

2,500円10～

12,300円

3,500円

備考

同一ゲルの購入時に限り適用されます。

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2331700

E-R7.5L e・パジェル(7.5%)10枚 18検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

23317102331720

E-R10L e・パジェル(10%)10枚 18検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

E-R12.5L e・パジェル(12.5%)10枚 18検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331730

E-R520L e・パジェル(5-20%)10枚 18検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331740

E-R1020L e・パジェル(10-20%)10枚 18検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331750

E-R15L e・パジェル(15%)10枚 18検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331800

E-T7.5L e・パジェル(7.5%)10枚 14検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331810

E-T10L e・パジェル(10%)10枚 14検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331820

E-T12.5L e・パジェル(12.5%)10枚14検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331830

E-T520L e・パジェル(5-20%)10枚 14検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331840

E-T1020L e・パジェル(10-20%)10枚

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331850

E-T15L e・パジェル(15%)10枚 14検体

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

20c-PAGEL HR / cp-PAGEL（c・パジェル HR/cp・パジェル）

ハイレゾ電気泳動用 既製ゲル

既製ゲル

・高速電気泳動 10 分！
・泳動パターンの鮮鋭化・曲がらずまっすぐ泳動
・タンパク質 /DNA の電気泳動に対応
・保存期間 ：1 年（製造日より、5~10℃保存）
ゲルサイズ

60(W)×60(H)プレートサイズ76(W)×70mm(H)

総厚：4.8mm

サンプルコウム

15検体：幅2mm

サンプル量：7 μL

分画分子量範囲
7.5％
10％
12.5%
15%
5-20%

t：0.75mm

40～400kDa（CHR-7.5L）
20～300kDa（CHR-10L）
10～250kDa（CHR-12.5L）
2～200kDa（CHR-15L）
5～400kDa（CHR-520L）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より1年

保存

冷蔵保存（5～10℃）

CHR520L 泳動例★凍結禁止「分画分子量範囲」はTris/Gly/SDSバッファー（AE-1410 EzRun）を使用したSDS-PAGEのものです。
WSE-7065 EzRunMOPSを使用した場合は上記分画範囲は低分子側に拡大します。
分画範囲および泳動パターンについては「PAGELシリーズ」のカタログを参照ください。
保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

低分子量用 既製ゲル

WSE-1010
コンパクト PAGE Ace

WSE-1025
コンパクト PAGE Ace Twin

・低分子タンパク質 / ペプチド（10kDa 以下）の電気泳動が 15 分！
・低分子側も泳動パターンの鮮鋭化
・保存期間 ：1 年（製造日より、5~10℃保存） 「cp-PAGEL」はポリペプチドや低分子タンパク質の電気泳動用既製ゲルです。
電気泳動には専用のバッファー「AE-1415 EzRunT」をご使用ください。

ゲルサイズ

60(W)×60(H)プレートサイズ76(W)×70mm(H)

総厚：4.8mm

サンプルコウム

15検体：幅2mm

サンプル量：7 μL

分画分子量範囲
16.5％

t：0.75mm

1～75kDa（CP16.5S）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より1年

保存

冷蔵保存（5～10℃）※ウエスタンブロッティングの注意点

・セミドライブロッティングバッファーのメタノール濃度を 10％になるように調製します。
・使用する PVDF 膜は「クリアブロット P+ 膜」などのポアサイズ 0.2 μ m のものを使用してください。
・ブロッティング後、一度 PVDF 膜を乾燥させ、メタノールで再ウエット化してからブロッキングを行います。

「分画分子量範囲」は、AE-1415 EzRun Tを使用したSDS-PAGEのものです。
分画範囲および泳動パターンについては「p-PAGEL シリーズ」のカタログを参照ください。

★凍結禁止

保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。
冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2331605

CHR520L c・パジェルHR(5-20%)10枚

2331615

CHR7.5L c・パジェルHR(7.5%)10枚

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2331625

CHR10L c・パジェルHR(10%)10枚

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2331635

CHR12.5L c・パジェルHR(12.5%)10枚

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2331645

CHR15L c・パジェルHR(15%)10枚

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2331695

CP16.5S cp・パジェル(低分子用)10枚

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332325

AE-1415 EzRun T （5 L分の粉末）

1袋12,800円

室温

常温2332348

WSE-7025 EzStandard LMW

1組

20,800円-20℃

冷凍※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。

21

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

m-PAGEL（m・パジェル）

多検体用 既製ゲル
・高速電気泳動「35分」可能
・サンプル量 約20μL/ウエル
・保存期間 製造より1年（5～10℃）

既製ゲル

・30検体同時泳動
・SDS-PAGE、Native PAGE、DNA
・5～20％グラディエントゲル「m-PAGEL」は WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽用の既製ゲルです。ゲル濃度 5 ～ 20％、ゲル 1 枚当たり 30 レー
ンのサンプルを泳動可能で、幅広い分子量、多検体を同時に比較可能です。
ウエスタンブロッティングにも対応しているため、効率よくメンブレンに転写することが可能です。

サンプルウエルは 3mm 幅、4.5mm ピッチのため、マルチウエ
ルタイプのピペットでのサンプルアプライにも対応しています。

ゲルサイズ

140(W)×80(H)プレートサイズ

160(W)×100mm(H)サンプルコウム

30検体：幅3mm

分画分子量範囲
5-20%

t：1mm
総厚：5mm

サンプル量：20 μL

5～400kDa（M-520L）

使用期限

パッケージに印刷

保存期間

製造より1年

保存

冷蔵保存（5～10℃）★凍結禁止「分画分子量範囲」はTris/Gly/SDSバッファー（AE-1410 EzRun）を使用したSDS-PAGEのものです。
WSE-7065 EzRunMOPSを使用した場合は上記分画範囲は低分子側に拡大します。
分画範囲および泳動パターンについては「PAGELシリーズ」のカタログを参照ください。
保存期間を保証する保存温度は5~10℃です。
冷気吹き出し口や冷蔵輸送では4℃以下になることがあるので注意ください。

箱数

1箱の価格

割引額

1

18,800円－

2～4

16,800円

2,000円

5～9

16,300円

2,500円10～

15,800円

3,000円WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽

備考

同一ゲルの購入時に限り適用されます。

価格
商品コード

型式

2332240

M-520L ｍ・パジェル(5-20%)6枚

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

6枚/箱

18,800円

5～10℃

常温※

※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/22

2次元電気泳動用 既製ゲル

1次元目用 IEF既製ゲル
2次元電気泳動「1次元目」

等電点ディスク電気泳動用既製ゲル「アガーゲル」

既製ゲル

アガーゲルは、1次元目等電点ディスク電気泳動用既製ゲルです。支持体にアガロースを利用し4種類のpH範囲から選択できます。アガーゲルなら、高分子量のタンパク質(～250kDa)まで等電点電気泳動することが可能です。ガラスカラムに調製されたゲルは泳動後、簡単に取り出すことが可能です。
泳動条件
・A-C型コンパクトゲルサイズ c.v.300V/150分 サンプルアプライ量 「A-C型：～150μg」
・A-M型ミニゲルサイズ c.v.300V/210分 サンプルアプライ量 「A-M型：～300μg」
・電気泳動装置 WSE-1510 ディスクラン-Ace / AE-6540 ディスク電気泳動装置など※ A-Cタイプは納期にお時間をいただく場合があります。予めご確認ください。

商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2332100

A-C310 アガーゲル (コンパクト pH3-10)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

23321102332120

A-C38 アガーゲル (コンパクト pH3-8)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

A-C58 アガーゲル (コンパクト pH5-8)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332130

A-C510 アガーゲル (コンパクト pH5-10)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332200

A-M310 アガーゲル (ミニ pH3-10)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332210

A-M38 アガーゲル (ミニ pH3-8)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332220

A-M58 アガーゲル (ミニ pH5-8)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2332230

A-M510 アガーゲル (ミニ pH5-10)10本入

10本/箱

22,800円

5～10℃

常温※

※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。

2次元目用 既製ゲル

2次元電気泳動パターン例

c-PAGEL HR（コンパクトゲルサイズ）60×60mm

e-PAGEL（ミニゲルサイズ）90×83mm

2次元目の電気泳動はラピダス ミニスラブ（AE-6530/WSE-1150/1165）や、コンパクト
PAGE（WSE-1010/1025）などで行えます。

※ 2 次元用ゲル上端は、ウエルがなく、フラットです。
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2331675

CHRD520L c・パジェルHR(5-20%)10枚

10枚/箱

22,800円

5～10℃

常温※

2331910

E-D10L e・パジェル(10%)10枚2次元

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331920

E-D12.5L e・パジェル(12.5%)10枚2次元

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331930

E-D520L e・パジェル(5-20%)10枚2次元

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

2331940

E-D7.5L e・パジェル(7.5%)10枚2次元

10枚/箱

15,800円

5～10℃

常温※

※既製ゲルは常温輸送されますが品質に影響ありません。着荷後、速やかに5～10℃で保存してください。

23

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

電気泳動用 試薬・消耗品
ページ
25

分類
タンパク質抽出

25
26

オルガネラ抽出26
27

泳動サンプル調製

28

型式

ラインナップ

製品名

保存期限（製造より）

保存温度

輸送温度

EzRIPA Lysis Kit

1年

4℃/-20℃

冷凍※1

WSE-7423

EzBactYeast Crusher

1年

室温/-20℃

冷蔵※2

WSE-7421

EzSubcell Extract

1年

室温/4℃/-20℃

冷凍※1

WSE-7422

EzSubcell Fraction

1年

4℃/-20℃

冷凍※1

AE-1430EzApply

6ヶ月

-20℃

冷凍※1

AE-1435

EzApply 2D Kit

6ヶ月

-20℃

冷凍※1

WSE-7040

EzApply DNA

1年

4℃

冷蔵※2

EzLabel FluoroNeo

1年

-20℃

冷凍※1

28

ローディングバッファー

29

蛍光ラベリングキット WSE-7010
ゲル調製バッファー

WSE-7310
WSE-7150
WSE-7155

EzGel Ace
EzGel Sep
EzGel Stack

1年

室温

常温

泳動バッファー

WSE-7065
WSE-7065L

EzRun MOPS（250mL）
EzRun MOPS（1 L）

1年

室温

常温

32

AE-1410
AE-1411

EzRun（10L分の粉末）
EzRun（5L）

2年
6ヶ月

室温

常温

32

AE-1412
AE-1412S

EzRun C+（500mL分の粉末×10）
EzRun C+（200mL分の粉末×20）

1年

室温

常温

33

AE-1415

EzRun T

1年

室温

常温

33

WSE-7050
WSE-7051
WSE-7055

EzRun TAE
EzRun TBE
EzRun TG

1年

室温

常温

核酸蛍光染色WSE-7130
WSE-7135

EzFluoroStain DNA
EzPreStain DNA&RNA

1年

-20℃

冷凍※1

分子量マーカー

WSE-7020
WSE-7010
AE-1450

EzProtein Ladder
EzLabel FluoroNeo
EzStandard PrestainBlue

1年

-20℃

冷凍※1

WSE-7025
WSE-7015
WSE-7035

EzStandard LMW
EzStandard Ⅱ
EzStandard HMW

1年

-20℃

冷凍※1

AE-1340
AE-1340L
AE-1340LL
WSE-7160

EzStain AQua（1L）
EzStain AQua（5L）
EzStain AQua（10L）
EzStain AQua MEM

1年

室温

常温

AE-1360

EzStain Silver

2年

4℃

冷蔵※2

AE-1310

EzStain Reverse

2年

室温

常温

AB-1171

アトプレップMF

－

室温

常温

30

31

34

35

36
CBB染色
37

38

ゲル染色

38
38

遠心ろ過チューブ

試薬・消耗品

WSE-7420

輸送温度について※1：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
※2：着荷後、冷蔵（4～10℃）で保存してください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

24タンパク質抽出キット
WSE-7420 EzRIPA Lysis kit （イージーリパ ライシスキット）「動物細胞」からのタンパク質抽出・細胞にEzRIPA Lysis Bufferを加えるだけで簡単にタンパク質が抽出可能です。
抽出プロトコル動物(培養)細胞組織(tissue)

Protease inhibitorを加えたEzRIPA Lysis Bufferを添加

ボルテックス/ホモジェナイズ

特長・動物細胞用（組織からの抽出も可能）
・全タンパク質を抽出するRIPA可溶化バッファー・プロテアーゼインヒビター添付（冷凍保存）
・ホスファターゼインヒビター添付（冷凍保存）
・1時間以内で抽出操作が終了 ・1回約98円の低コスト・アミンを含まない処方

抽出キット

キット内容

① EzRIPA Lysis buffer: 100mL：冷蔵保存
20mM HEPES(pH7.5)、1%IGEPAL® CA630、0.1%SDS、
0.5% デオキシコール酸ナトリウム、150mM 塩化ナトリウム② Protease inhibitor (100x): 1mL：冷凍保存③ Phosphatase inhibitor (100x): 1mL：冷凍保存

キット内容量100 回分

処理可能容量（1mL あたり）

細胞数：~ ２× 107 ( φ 10cm ディッシュコンフルエント *）：約 50 ～ 100mg

保存期間① RIPA Lysis Buffer：4℃ １年②③インヒビター：-20℃ 冷凍（輸送時冷蔵可） １年

WSE-7423 EzBactYeast Crusher （イージーバクトイーストクラッシャー）
大腸菌・酵母からのタンパク質抽出・大腸菌にBactYeast Lysis Bufferを加えるだけで簡単にタンパク質が抽出可能です。
・酵母はPreLysis Bufferで細胞壁を処理後、BactYeast Lysis Bufferを加えてタンパク質を抽出します。
抽出プロトコル
酵母

Yeast PreLysis bufferを添加（ラベル化反応しない場合はDTTを添加可能）

大腸菌

Protease inhibitorとDNaseを加えた
BactYeast Lysis bufferを添加

特長
・大腸菌・酵母用（酵母はPreLysis Buffer処理が必要）
・物理的破壊（ガラスビーズ、ホモジナイザーなど）不要
・His tag、GST tagタンパク質の精製に最適・抽出タンパク質の酵素活性を阻害しにくい・プロテアーゼインヒビター添付（冷凍保存）
・DNase添付（冷凍保存）
・30分以内で抽出操作が終了
・1回約148円の低コスト・アミンを含まない処方

室温で10分間インキュベーション

10,000×g（4℃）で遠心

キット内容① Yeast PreLysis Buffer : 100mL：室温保存② BactYeast Lysis Buffer：100mL：室温保存③ DNase (100x): 1mL：冷凍保存④ Protease inhibitor (100x): 1mL：冷凍保存

キット内容量100 回分

処理可能容量（1mL あたり）

菌体量：約 50 ～ 100mg

保①② Lysis Buffer：室温 １年③ DNase：-20℃ 冷凍（輸送時冷蔵可） １年④インヒビター：-20℃ 冷凍（輸送時冷蔵可） １年

存

価格
商品コード

型式

名称

2332336

WSE-7420 EzRIPA Lysis Kit

2332339

WSE-7423 EzBactYeastCrusher

入数

価格

保存温度

輸送温度

100回分

12,800円

4℃/-20℃

冷凍※

100回分

16,800円 室温/-20℃

冷蔵※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

25

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

オルガネラ抽出キット
WSE-7421 EzSubcell Extract （イージーサブセル エクストラクト）
動物細胞からのオルガネラ分画・抽出キット

・動物細胞から、細胞質・膜・核・不溶性タンパク質を分画・抽出・超遠心を使用しないで分画操作が可能（冷却遠心/～10,000×g）
動物細胞 *
抽出液 1 を添加
氷上で 10 分間インキュベーション

上清 1. 細胞質分画抽出液 2 を添加

特長
・電気泳動、免疫沈降、ELISA、クロマチン免沈、酵素活性実験などに
・全分画操作は3時間で終了
・培養細胞のほか、浮遊細胞からの抽出も可能
・動物組織や凍結細胞からの抽出も可能→組織はハサミ等で切断後トリプシン処理を推奨

上清 2. 膜分画抽出液 3 を添加
氷上で 60 分間インキュベーション

上清 3. 核分画

容

50 サンプル分

抽出液 4 に溶解

4. 不溶性タンパク質（細胞骨格等）

量

サンプル容量

細胞数 : ~ ２× 107 細胞 ( φ 10cm ディッシュコンフルエント *)：50 ～ 100mg

保①～③：冷蔵 ④：室温
（輸送時冷蔵可）

存＊組織（50 ～ 100mg）は、ハサミ等で細断後トリプシン処理などにより細胞に分散したものを使用します。植物はプロトプ
ラストであれば分画可能です。

⑤⑥：-20℃

抽出キット

キット内容

① Extraction buffer 1: 50 mL② Extraction buffer 2: 50 mL③ Extraction buffer 3: 25 mL④ Extraction buffer 4: 25 mL⑤ Protease inhibitor(100X): 1.25 mL⑥ DNase I: 0.25mL

氷上で 30 分間インキュベーション

１年

WSE-7422 EzSubcell Fraction （イージーサブセル フラクション）
動物細胞からの核・ミトコンドリア分画・単離キット
・動物細胞から、核・ミトコンドリア・細胞質を分画・超遠心を使用しないで分画操作が可能（冷却遠心/～10,000×g）
特長・核とミトコンドリアの単離 ・2mLチューブ内で分画・全分画操作は2時間で終了
・界面活性剤の使用・不使用選択可能→細胞質分画からペルオキシソーム等の分画をする場合は不使用を推奨

動物細胞分画用溶液 1 を添加
氷上で 10 分間インキュベーション
ピペッティング / ホモジェナイズ

キット内容① Fraction buffer 1: 50 mL② Fraction buffer 2: 50 mL③ RIPA Lysis buffer: 20 mL④ Detergent mix (50x): 1 mL
⑤ Protease inhibitor (100x): 0.7 mL容

50 サンプル分

分画用溶液 2 を添加

上清核ミトコンドリア

細胞質

量

サンプル容量

細胞数 : ~ ２× 107 細胞 ( φ 10cm ディッシュコンフルエント *)保①～③：冷蔵存WSE-7430 EzPBS（-）（イージー PBS）
滅菌済み PBS バッファー

EzSubcellシリーズの洗浄用バッファーとして使用できます。

④⑤：-20℃（輸送時冷蔵可） １年

・リン酸緩衝生理食塩溶液
・滅菌済み
・10倍濃縮液 1 L（10 L分） ・DNase free・カルシウム/マグネシウムフリー

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

2332337
2332338
2332380

WSE-7430 EzPBS (－)

保存温度

輸送温度

WSE-7421 EzSubcell Extract

50回分

48,800円 室温/4℃/-20℃

冷凍※

WSE-7422 EzSubcell Fraction

50回分

45,800円

4℃/-20℃

冷凍※

1L

7,800円

室温

常温※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/26

電気泳動用 サンプル調製キット
AE-1430 EzApply （イージーアプライ）
SDS-PAGE 用サンプル調製バッファー・タンパク質の還元処理
・SDS処理バッファーキット
・SDS-PAGEのバンドパターンをシャープにします。

EzApply

・AE-1412 EzRun C+と併用することで更にシャープ

1%ME

50mM ME

還元剤なし

サンプル調製キット

タンパク質のSDS-PAGEは、分子量に依存して移動度の違いからタン
パク質分子を分離する電気泳動法です。実験結果を良好にするには、
タンパク質のサンプル処理を十分に行う必要があります。
一般的にSDS、メルカプトエタノールを含むサンプル処理液とタンパ
ク質溶液を混合し熱処理をすることでSDS-PAGE用サンプルを調製します。EzApplyはタンパク質のS-S結合（ジスルフィド結合）を乖離させる能力がメルカプトエタノールよりも高い、DTT（ジチオスレイト
上の図は、DTTの効果を確認するために、メルカプトエ
タノール（ME）と還元作用を比較したデータです。
DTTを含むEzApplyで処理したバンドはME処理、還元剤なしバンドと比べてシャープになります。

ール）を含むサンプル処理溶液です。
S-S結合は電気泳動中に再結合する場合があり、分離パターンが悪くな
る原因となります。泳動バッファーにAE-1412 EzRun C+を使用する
ことでS-S結合の再会合を防ぎシャープな泳動パターンが得られます。

キット内容① EzApply : 30mL
② DTT（ジチオスレイトール）：5 本（粉末）キット内容量5mL × 5 回分

調製方法

DTT チューブに EzApply を 5mL 加え完全に溶解調製した EzApply とタンパク質溶液を 1：1 で混合し 5 分間煮沸し電気泳動用サンプルを調製

保-20℃ 6 ヶ月調製した EzApply は -20℃で 3 ヶ月安定存

AE-1412/AE-1412S EzRun C+ （イージーラン C+）
SDS-PAGE 用高分離泳動バッファー

EzRun C+はSDS-PAGE用電気泳動バッファーです。泳動中に名称

AE-1412 EzRunC+

AE-1412S EzRunC+

タンパク質の-SH基が再結合するのを防ぐ成分を含み、一般的な

容量500mL 分粉末 10 袋

200mL 分粉末 20 袋

SDS-PAGEバッファーよりもシャープな泳動パターンを得ること

調製法

蒸留水で溶解 （要時調製）が可能です。

主用途

高分離 SDS-PAGE

製品には、ミニスラブ電気泳動1回分の500mL調製用粉末10袋

ゲル

トリス - 塩酸バッファー 自作ゲル / 既製ゲルと、コンパクトスラブ電気泳動1回分の200mL調製用粉末20袋の保存

室温

1 年 ( 未開封 )2種類がラインナップされています。

価格
商品コード

型式

名称

2332330

AE-1430 EzApply (サンプル調製バッファー)

2332320

AE-1412 EzRun C+

入数

価格

保存温度

輸送温度

5mL×5

9,800円-20℃

冷凍※

500mL分×10

15,800円

室温

常温※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

27

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

電気泳動用 サンプル調製キット
AE-1435 EzApply 2D Kit （イージーアプライ 2D キット）
2 次元電気泳動用サンプル調製キット

・組織や細胞からタンパク質を抽出しサンプル処理
・植物からタンパク質を抽出しサンプル処理
・細菌からタンパク質を抽出しサンプル処理
・タンパク質サンプルを、水溶性成分と難溶性成分に分けて調製します。
本キットでタンパク質サンプルを調製すると、水溶性成分と難溶性成分（おもに疎水

サンプル調製キット

性）に分けて、２次元電気泳動用のサンプルを調製できます。ミニゲルサイズでの2次元電気泳動パターンが改善されます。
Solution 1で水溶性成分を抽出、Solution 2で難溶性成分を抽出できます。AE-1430
EzApplyを併用することでSDS-PAGE用サンプルとして使用することも可能です。

キット内容① Wash Buffer : 30mL × 2② Solution 1：20mL③ Solution 2：10mL④ Solution 1-2：粉末⑤ Solution 2-2：粉末⑥ Solution 1 重層液：1mL⑦ Solution 2 重層液：1mL⑧ Solution 1 用 DTT チューブ：粉末⑨ Solution 2 用 DTT チューブ：粉末

キット内容量細胞 100mg × 20 回分

調製方法

WEB サイトよりマニュアルを参照ください。

保-20℃ 6 ヶ月
調製後の試薬は 3 ヶ月以内に使用してください。

存

WSE-7040 EzApply DNA （イージーアプライ DNA）
DNA 用ローディング ダイ（色素）・バンドがシャープになる、DNA電気泳動用ローディング溶液（BPB/RED入り）
・アガロースゲル電気泳動のDNAサンプル溶液と混合するだけ。
「EzApply DNA」は調製済みの DNA 電気泳動用ローディング溶液です。
抽出した DNA や PCR で増幅した DNA 溶液に混ぜて電気泳動することで、泳動中の移動度の確認ができ、さらにバンドをシャープにする働きがあります。

名称

WSE-7040 EzApply DNA

容量

10mL

使用容量

DNA 溶液：EzApply DNA ＝ 5 μ L：1 μ L

保存

4℃

1 年（-20℃

2 年）

泳動中、中間にはBPBの青いバンド、
先端にはREDの赤いバンドが確認で

BPB

きます。

RED

価格
商品コード

型式

2332335
2332394

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

AE-1435 EzApply 2D Kit

20回分

24,800円-20℃

冷凍※

WSE-7040 EzApply DNA

500mL分×10

5,800円

4℃

冷蔵※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

28タンパク質蛍光ラベリングキット
WSE-7010 EzLabel FluoroNeo （イージーラベル フロロネオ）
タンパク質用蛍光ラベル化・泳動サンプル処理キット
・全タンパク質ノーマライズ用に使用可能
・タンパク質溶液とEzLabel FluoroNeoを混ぜ、3分加熱→蛍光ラベル完了
・SDS-PAGE・Native-PAGE・2次元電気泳動・ウエスタンブロットに使用可能
・ガラスプレートから外さずBlueLEDで検出可能

蛍光ラベリングキット

検出用蛍光励起光源
泳動後ゲル：WSE-5600/5610/5620 CyanoView/Ⅱ/Ⅲ
メンブレン：WSE-5510/5520 VariRaysⅠ/Ⅱ

キット内容①標識用緩衝液 (SDS 含 ) Sample buffer (5x): 12 mL②蛍光ラベル化剤 Labeling reagent: 10 mg③還元剤 Reducing agent (DTT): 300 mg④分子量マーカー MW marker : 600 μ L（220, 116, 97, 66, 45, 30, 20.1, 14.4kDa）⑤タンパク質抽出溶液 RIPA Lysis buffer: 10 mL

容量2,000 サンプル分

用途

SDS-PAGE、2 次元電気泳動、ウエスタンブロッティング、免疫沈降 等

保存-20℃ １年 （未開封時）
蛍光ラベル化した分子量マーカー

１サンプル（20 μ L）に 5 μ L 使用時

-20℃

3 ヶ月

220
116
97

★蛍光分子量マーカー

66

付属の分子量マーカーをラベル化すると220～14.4kDaの蛍光45

分子量マーカーを調製できます（左図）。

30

調製した蛍光分子量マーカーは、冷凍で3ヶ月保存が可能です。

20.1
14.4
kDa

蛍光ラベル化→SDS-PAGE→蛍光検出の流れ① 蛍光ラベル化剤を添加

電気泳動後すぐに蛍光検出③ 還元剤を添加 *⑤ 電気泳動

④ 95℃ 3 分間加熱 *② 95℃ 3 分間加温

＊非還元の場合は不要

サンプル
調製完了

蛍光ラベル化終了

タンパク質
サンプル溶液（BlueLED，UV）
ウエスタン
ブロット解析

＊② 加熱温度と時間についての目安
37℃・・・30分以上 65℃・・・5～30分
・青色LED光源を使用して蛍光検出した後、ウエスタンブロッティングが可能です。
・ゲルは、CBB染色や銀染色も可能です。
・SDS-PAGE、非還元SDS-PAGE、PAGE、2次元電気泳動などに利用可能です。

価格
商品コード

型式

名称

2332333

WSE-7010 EzLabel FluoroNeo

入数
2000回分

価格

保存温度

輸送温度

33,800円-20℃

冷凍※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

29

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ポリアクリルアミドゲル作製用バッファー
WSE-7310 EzGel Ace （イージーゲル エース）
高速ハイレゾゲル作製用バッファー

・EzGel Aceで作製したポリアクリルアミドゲルは 冷蔵保存１ヶ月 OK！
・EzRun MOPSを使って高速電気泳動+シャープなバンドを実現：高速ハイレゾ電気泳動

ミニゲル（90×83×1mm）

バッファー

泳動条件

EzGel Aceゲル（10%）

EzRunc.v.300V

35分

EzGel Aceゲル（10%）

EzRun MOPS

c.v.250V

25分

EzRun

c.c.20mA

75分

e-PAGEL（10%）
EzGel Stack/Sepゲル（10%）

泳動時間

WSE-7310 EzGel Ace

容量250mL（4 倍濃縮：ミニゲル 66 枚分）

使用容量

3.8mL/ ミニゲル 1 枚（濃縮ゲル 1.3mL/ 分離ゲル 2.5mL）

適用

PAG 調製用バッファー（濃縮ゲル・分離ゲル両方に使用可能）

保存

室温

ゲル作製用バッファー

一般的な SDS-PAGE を行うと、「EzGel Ace」ゲルの泳動パターン
は e-PAGEL（既製ゲル）や一般的な Tris-HCl ゲル（「EzGelStack/
Sep」 も含む）と相関性が確認できます。
泳動バッファー「EzRunMOPS」と組み合わせると分画分子量範囲が広がります（左端の泳動パターン）。

名称

1年「EzGel Ace」は高速泳動してもスマイリングしにく
く、SDS-PAGEの電気泳動パターンをシャープにできるゲル作製用緩衝液です。
「EzGel Ace」を使って作製したゲルは冷蔵で1ヶ月保存が可能です。自作ゲルを作り置きしたい場合に最適です。保存したゲルの泳動パターンへの影響はほとんどありません。
「EzGel Ace」は濃縮ゲルおよび分離ゲルの両方の緩衝液として使用可能です。

WSE-7150 EzGel Sep（イージーゲル セップ）WSE-7155 EzGel Stack（イージーゲル スタック）
ポリアクリルアミドゲル作製用バッファー「EzGel Sep」「EzGel Stack」は標準的なSDS-PAGE（Laemmli法）用のゲル作製用緩衝液です。
EzGel SepはpH8.8の分離ゲル用緩衝液です。4倍濃縮溶液なので、アクリルアミド溶液、蒸留水を加えて1倍濃度になるよう調製します。
EzGel StackはpH6.8の濃縮ゲル用緩衝液です。4倍濃縮液なので、アクリルアミド溶液、蒸留水を加えて1倍濃度になるよう調製します。
「EzGel Sep」「EzGel Stack」にSDSは含みませんが、SDS入りの泳動バッファーを使用すればSDSPAGEになります。

EzGel Sep

EzGel Stack※作製したゲルは、なるべく早く使用してください。長期間保存すると泳動パターンが乱れる場合があります。

名称

WSE-7150 EzGel Sep

WSE-7155 EzGel Stack

容量250mL（4 倍濃縮）

250mL（4 倍濃縮）

使用容量

約 2.5mL/ ゲル 1 枚

約 1.3mL/ ゲル 1 枚

適用

SDS-PAGE 分離ゲル

SDS-PAGE 濃縮ゲル

保存

室温

1年

室温

商品コード

型式

名称

2332327

WSE-7310 EzGel Ace

250mL2332328

WSE-7150 EzGel Sep

2332329

WSE-7155 EzGel Stack※ATTOミニスラブゲル（90×83mm）調製時の容量です。

1年

価格
入数

アトー株式会社ホームページ

保存温度

輸送温度

8,800円

室温

常温

250mL

4,800円

室温

常温

250mL

4,800円

室温

常温

https://www.atto.co.jp/価格30ハイレゾ電気泳動バッファー
WSE-7065 EzRun MOPS （イージーラン MOPS）
高速ハイレゾ SDS-PAGE 対応

泳動バッファー

・ミニゲル20～25分/コンパクトゲル10～15分：高速電気泳動
・均一ゲルでグラディエントゲル並の分離能を実現：ハイレゾ電気泳動
EzRun MOPSと一般的なバッファー（EzRun）との電気泳動パターン比較「EzRun MOPS」は、SDS-PAGE用の電気泳動バッファーです。一般的なSDS-PAGEバッファー（Laemmli法、ATTO「EzRun」など）と比べると、低分子量側のバンドも分離でき、均一ゲルを使用してもグラディエントゲル並みの分離能を実現します。

電気泳動用バッファー

EzRun：25mM Tris/192mM Gly./0.1%SDS

ゲル

7.5％（E-T7.5L）

バッファー

EzRun

EzRun MOPS

10％（E-T10L）
EzRun

EzRun MOPS

12.5％（E-T12.5L）

5 ～ 20％（E-T520L）

EzRun

EzRun

EzRun MOPS

EzRun MOPS

比較パターン□で囲んだパターンを比較すると、10％均一ゲルをEzRun MOPSで泳動したパターンが、5～20%グラディエントゲルをEzRunで泳動したパターンに匹敵する分離能であることが確認できます。

EzRun MOPS 高速泳動条件
本製品を用いて高速電気泳動を行う場合の泳動条件は以下を参考に設定
してください。ゲルサイズやゲルの種類により泳動時間は異なります。
ゲル

泳動条件

泳動時間

ミニゲル
90mm×83mm×1mm

c.v.250V

25分

コンパクトゲル60mm×60mm×0.75mm

c.v.250V

15分「EzRun

MOPS」は従来のSDS-PAGEバッファーに変えて使用することで、同じゲルで、分画範囲を低分子側に拡大することが可能です。また電圧を上げることで高速電気泳動も可能です。高速電気泳動時は、「EzGel Ace」を使ってゲルを自作するとさらにスマイ
リングレスでシャープなパターンが得られます。
※既製ゲル「e-PAGEL」を使用したときの移動度です

名称

WSE-7065 EzRun MOPS

WSE-7065L EzRun MOPS

容量

250mL

1L

調製法

EzRun MOPS を蒸留水で 20 倍希釈

EzRun MOPS を蒸留水で 20 倍希釈

保存

室温

1年

室温

商品コード

型式

名称

2332326

WSE-7065 EzRun MOPS

2332324

WSE-7065L EzRun MOPS(1L)

20 倍濃縮（5 L 分）

20 倍濃縮（20 L 分）

1年

価格
入数

価格

保存温度

輸送温度

250mL

8,800円

室温

常温

1L

32,800円

室温

常温

WSE-7065L は受注生産品です。納期はアトー株式会社までお問い合わせください。

31

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

電気泳動用バッファー
AE-1410 EzRun （イージーラン）
AE-1411 EzRun （イージーラン）
SDS-PAGE 用泳動バッファー

・Laemmli法に対応したSDS-PAGE用泳動バッファー
・PAGELシリーズで使用可能
・AE-1410：10L分の粉末
・AE-1411：5Lの泳動バッファー

電気泳動用バッファー

EzRunはLaemmli法に準拠した、標準的なSDS-PAGE用電気泳動バッファーです。汎用性が高く、広くタンパク質の電気泳動に使用可能です。
製品には、10Lのバッファーを調製できる量が入った粉末タイプと、そのまますぐに使用できる5Lの泳動バッファータイ
プの2種類がラインナップされています。
自作ゲルをはじめ、当社の既製ゲルと組み合わせて使用可能です。

名称

AE-1410 EzRun

AE-1411 EzRun

容量10 L 分

5L

調製法

蒸留水で溶解

主用途

SDS-PAGE（Laemmli 法）

ゲルトリス - 塩酸バッファー 自作ゲル / 既製ゲル

保存

室温

粉末 1 袋

2 年 ( 未開封 )溶液

Ready to use

室温

WSE-1150 パジェラン Ace

6 ヶ月

AE-1412 EzRun C+ （イージーラン C+）
AE-1412S EzRun C+ （イージーラン C+）
SDS-PAGE 用高分離泳動バッファー

・高分離SDS-PAGE用泳動バッファー・AE-1430 EzApplyと併用することでバンドがシャープに・PAGELシリーズで使用可能
・AE-1412：500mL分の粉末×10袋入
・AE-1412S：200mL分の粉末×20袋入
EzRun C+はSDS-PAGE用電気泳動バッファーです。泳動中に名称

AE-1412 EzRunC+

AE-1412S EzRunC+

タンパク質の-SH基が再結合するのを防ぐ成分を含み、一般的な

容量500mL 分粉末 10 袋

200mL 分粉末 20 袋

SDS-PAGEバッファーよりもシャープな泳動パターンを得ること

調製法

蒸留水で溶解 （要時調製）が可能です。

主用途

高分離 SDS-PAGE

製品には、ミニスラブ電気泳動1回分の500mL調製用粉末10袋

ゲル

トリス - 塩酸バッファー 自作ゲル / 既製ゲルと、コンパクトスラブ電気泳動1回分の200mL調製用粉末20袋の保存

室温

1 年 ( 未開封 )2種類がラインナップされています。

価格
商品コード

型式

名称

入数

2332310

AE-1410 EzRun(泳動バッファー)

23323112332320

価格

保存温度

輸送温度

10L分/粉末

6,800円室温

常温

AE-1411 EzRun(5L)

5L

13,800円

室温

常温

AE-1412 EzRun C+

500mL分×10

15,800円

室温

常温

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/32

電気泳動バッファー
AE-1415 EzRun T （イージーラン T）

低分子 SDS-PAGE 用高分離泳動バッファー
・低分子SDS-PAGE用泳動バッファー・トリス-トリシンバッファー
・低分子用p-PAGEL・cp-PAGELシリーズで使用可能
・5L用粉末×1袋
低分子量タンパク質やペプチドを分離するための、トリシン系電電気泳動用バッファー

気泳動用バッファーです。分離用のゲルも低分子用にトリシンバ
ッファーを使用したものが必要です
当社のミニスラブ既製ゲル「p-PAGEL」やコンパクトスラブ既製ゲル「cp-PAGEL」と組み合わせて使用します。
一般的なLaemmli法の泳動よりも10kDa以下のバンドをシャープに分離することが可能です。

名称

AE-1415 EzRun T

容量

5 L分

調製法

蒸留水で溶解主用途

低分子用トリシンバッファー

ゲル

トリス - トリシンバッファー

保存

室温

粉末 1 袋

低分子用ゲル

1 年 ( 未開封 )WSE-7050 EzRun TAE （イージーラン TAE）
電気泳動用バッファー

・50倍濃縮 500mL：25L分

名称

WSE-7050 EzRun TAE

容量500mL（50 倍） 25 L 分

調製法

蒸留水で 50 倍希釈（滅菌済み DNase free）

主用途

核酸のアガロースゲル電気泳動
ポリアクリルアミドゲル電気泳動

保存

室温

名称

WSE-7051 EzRun TBE

容量500mL（10 倍） 5 L 分

調製法

蒸留水で 10 倍希釈（滅菌済み DNase free）

主用途

核酸のアガロースゲル電気泳動
ポリアクリルアミドゲル電気泳動

保存

室温

名称

WSE-7055 EzRun TG

容量500mL（10 倍） 5 L 分

調製法

蒸留水で 10 倍希釈（滅菌済み DNase free）

です。蒸留水で 10 倍希釈して使用します。終濃度 10 ～ 20％になるよう

主用途

ポリアクリルアミドゲル電気泳動
ブロッティング（+ メタノール）

メタノールを加えるとタンク式（ウエット）
ブロッティングに使用可能です。

保存

室温・終濃度：トリス 49mM、酢酸 49mM、EDTA 1mM「EzRun TAE」
は主に核酸の電気泳動に使用する電気泳動用バッファーです。50 倍濃縮タイプのため、保存場所を取りません。

1 年（未開封）WSE-7051 EzRun TBE （イージーラン TBE）
電気泳動用バッファー

・10倍濃縮 500mL：5L分
・終濃度：トリス 89mM、ホウ酸 89mM、EDTA 1mM「EzRun TBE」 は 主 に 核 酸 の 電 気 泳 動 に 使 用 す る 電 気 泳 動 用 バ ッ
ファーです。蒸留水で 10 倍希釈して使用します。

1 年（未開封）WSE-7055 EzRun TG （イージーラン TG）
電気泳動用バッファー

・10倍濃縮 500mL：5L分
・終濃度：トリス 25mM、グリシン 192mM
・メタノールを加えてウエスタンブロッティングに使用可能「EzRun TG」は核酸の電気泳動や、タンパク質の Native PAGE に使用可能

1 年（未開封）

価格
商品コード

33

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2332325

AE-1415 EzRun T

5L分/粉末12,800円

室温

常温2332391

WSE-7050 EzRun TAE

500mL

9,800円

室温

常温2332392

WSE-7051 EzRun TBE

500mL

5,800円

室温

常温2332323

WSE-7055 EzRun TG

500mL

6,800円

室温

常温

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

核酸蛍光染色試薬
WSE-7130 EzFluoroStain DNA （イージーフロロステイン DNA）
DNA 用蛍光染色試薬・泳動バッファーで染色液を作製しゲルを染色
・DNAの検出専用
・Blue～Cyan LEDで高感度検出・発がん性が低く安全性が高い
アガロースゲル電気泳動やポリアクリルアミドゲル電気泳動後、ゲル中のDNAを染色することができます。染色したDNAは、UVや

WSE-7130 EzFluoroStain DNA

容量500 μ L / チューブ

溶媒

DMSO

調製法

泳動バッファーで 10,000 倍希釈

染色法

染色液にゲルを浸漬

用途

DNA の蛍光検出励起

470 ～ 505nm（Blue/Cyan LED）
254 ～ 312nm（UV）

蛍光ピーク 522nm（500 ～ 600nm）

保存

-20℃

10 ～ 30 分

核酸蛍光染色試薬

BlueLED、CyanLEDで検出可能です。

名称

1 年（未開封）WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA （イージープレステイン DNA&RNA）
DNA・RNA 用蛍光染色試薬・ゲル、バッファーに混ぜて先染め可能
・泳動バッファーで染色液を作製しゲルを染色
・DNA・RNAの検出が可能
・Blue～Cyan LEDで高感度検出・発がん性が低く安全性が高い
アガロースゲル電気泳動やポリアクリルアミドゲル電気泳動後、ゲル中のDNAを染色することができます。染色したDNAは、UVや
BlueLED、CyanLEDで検出可能です。アガロースゲルではゲルやバッ
ファーに混ぜることで先染めも可能です。

名称

WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA

容量500 μ L / チューブ

溶媒

DMSO

調製法

泳動バッファーで 10,000 倍希釈

染色法①後染め：染色液にゲルを浸漬 10 ～ 30 分
②先染め：ゲルに 1/10,000 量添加③先染め：泳動バッファーに 1/10,000 量添加

用途

DNA または RNA の蛍光検出

励起470 ～ 505nm（Blue/Cyan LED）
254 ～ 312nm（UV）

蛍光ピーク 509nm（500 ～ 580nm）

保存

-20℃

1 年（未開封）※検出感度は①後染めが最も高くなります。
※先染めで使用する場合はゲルと泳動バッファーの両方に入れることをお勧めします。

DNA染色例

RNA染色例

価格
商品コード

型式

入数

価格

保存温度

輸送温度

2332395

WSE-7130 EzFluoroStain DNA

名称

500μL

19,800円-20℃

冷凍※

2332397

WSE-7135 EzPreStain DNA＆RNA

500μL

15,800円-20℃

冷凍※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

34タンパク質分子量マーカー
WSE-7020 EzProtein Ladder （イージープロテイン ラダー）タンパク質プレステインラダーマーカー
・カラープレステインマーカー
・245kDa～5kDa/13本のバンド
・SDS-PAGE

245 140 75 60
180 100

・ウエスタンブロッティング

45

35

25 20

15

10

5 kDa

タンパク質分子量マーカー

分子量245～5kDa/13本で構成されるSDS-PAGE用分子

名称

WSE-7020 EzProtein Ladder

量マーカーです。分子量範囲が広く、様々なゲル濃度で使バンド

245/180/140/100/75/60/45/35/25/20/15/10/5 kDa

用可能です。

主成分

タンパク質

容量

500 μ L（250 μ L × 2 本）
2 ～ 5 μ L ／ウェル 約 100 ～ 250 回分（CBB 染色時）

保存

-20℃

プレステインマーカー（有色マーカー）で、75kDa＝オレンジ、25kDa＝緑で着色されています。

13 種、SDS、グリセリン、BPB ／ buffer

1年

WSE-7010 EzLabel FluoroNeo （イージーラベル フロロネオ）
タンパク質用蛍光ラベル化・泳動サンプル処理キット
・蛍光ラベル化キットに分子量マーカーが付属
・蛍光ラベル化したマーカーは冷凍～3カ月保存可能
・転写後メンブレン上でも検出可能※マーカー以外の仕様はP29を参照ください。

220

116 9766

45

30

20.1 14.1 kDa

蛍光ラベリングキットに付属する非還元マーカーは、蛍光ラ

名称

WSE-7010 EzLabel FluoroNeo 付属マーカー仕様

ベル化することで蛍光分子量マーカーを自作できます。

バンド

220/116/97/66/45/30/20.1/14.1 kDa

電気泳動後、ガラスプレートから外さずにBlueLEDで検出で

主成分

タンパク質

容量

600 μ L 5 μ L ／ウェル 約 120 回分（ラベリングキット：2000 サンプル分）

保存

ラベリング反応後きます。また転写後の膜上でもBlueLEDで検出可能です。
調製した蛍光分子量マーカーは冷凍（-20℃）で3カ月間保存可能です。

8 種（非還元）

-20℃

3 ヶ月

この分子量マーカーはWSE-7010 EzLabel FluoroNeo構成品の一部です。単独購入はできません。

AE-1450 EzStandard Prestain Blue （イージースタンダード プレステイン ブルー）タンパク質プレステインマーカー
・青色プレステインマーカー
・114kDa～17.4kDa/6本のバンド
・SDS-PAGE
・ウエスタンブロッティング
114 84.7

バンドが青色に着色されたプレステインマーカー（有色マーカー）です。SDS-PAGEやウエスタンブロッティングに使用可能です。

47.3

31.3

25.7

17.4 kDa

名称

AE-1450 EzStandard Prestain Blueバンド

114/84.7/47.3/31.3/25.7/17.4 kDa

主成分

タンパク質

容量

300 μ L2 ～ 5 μ L ／ウェル 約 60 ～ 150 回分

保存

-20℃

※分子量は概算です

6 種、SDS、グリセリン、BPB ／ buffer

1 年（未開封）

価格
商品コード

型式

名称

2332346

WSE-7020 EzProtein Ladder2332333
2332347

入数

価格

保存温度

輸送温度

250μL×2

25,800円-20℃

冷凍※

WSE-7010 EzLabel FluoroNeo

1キット

33,800円-20℃

冷凍※

AE-1450 EzStandard PrestainBlue

300μL

16,280円-20℃

冷凍※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

35

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

タンパク質分子量マーカー
WSE-7025 EzStandard LMW （イージースタンダード LMW）
低分子量タンパク質マーカー

・低分子量 29kDa～1kDa/6本のバンド
・p-PAGEL/cp-PAGEL（トリス-トリシン系ゲル）・SDS-PAGE

29

・CBB染色で検出可能
電気泳動に使用できる分子量マーカーです。使用時にペプチ
ドストックを還元処理して泳動用マーカーを調製します。
調製したEzStandard LMWは冷蔵（4~10℃）で約6ヶ月安定です。タンパク質は未着色のため、電気泳動終了後、CBB染色や銀染色、蛍光染色等で可視化・検出します。

14

6.5

名称

WSE-7025 EzStandard LMW

バンド

29/17/14/6.5/3.5/1 kDa

主成分

タンパク質

容量

Peptide stock（20 ×）：100 μ L/1 本
Sample Buffer（2 ×）：1 mL
Reducing agent（DTT）：150 mg

保存-20℃

3.5 1 kDa

タンパク質分子量マーカー

トリス-トリシンバッファーを使用した低分子量タンパク質

17

6 種、SDS、グリセリン、DTT、BPB ／ buffer

1 年（未開封）WSE-7015 EzStandard Ⅱ （イージースタンダードⅡ）
スタンダードタンパク質マーカー

・AE-1440 EzStandardに220kDaが加わった後継品
・220kDa～14.3kDa/7本のバンド
・SDS-PAGE
220

・CBB染色で検出可能

97.2

66.4

45

29

20.1 14.3 kDa

分子量220～14.3kDa/7本で構成されるSDS-PAGE用タン

名称

WSE-7015 EzStandard Ⅱ

パク質分子量マーカーです。分子量範囲が広く、様々なゲ

バンド

220/97.2/66.4/45/29/20.1/14.3 kDa

ル濃度で使用可能です。

主成分

タンパク質

容量

500 μ L3 μ L ／ウェル 約 160 回分（CBB 染色時）

保存

-20℃

タンパク質は未着色のため、電気泳動終了後、CBB染色や銀染色、蛍光染色等で可視化・検出します。

7 種、SDS、グリセリン、BPB ／ buffer

1 年（未開封）WSE-7035 EzStandard HMW （イージースタンダード HMW）
高分子量タンパク質マーカー
・高分子量 770kDaを含む
・770kDa～29kDa/11本 幅広い分子量範囲
・SDS-PAGE

770

・CBB染色で検出可能
最大770kDa～29kDaまで広範囲をカバーするSDS-PAGE
用タンパク質分子量マーカーです。高分子量タンパク質の電気泳動から一般的な電気泳動まで幅広い用途に使用可能です。
タンパク質は未着色のため、電気泳動終了後、CBB染色や銀染色、蛍光染色等で可視化・検出します。

270 220 140
97
170
116

77

66

45

29 kDa名称

WSE-7035 EzStandard HMW

バンド

770/270/220/170/140/116/97/77/66/45/29 kDa

主成分

タンパク質

容量

400 μ L（100 μ L ×４本）
3 ～ 5 μ L ／ウェル 約 100 回分（CBB 染色時）

保存

-20℃

11 種、SDS、グリセリン、BPB ／ buffer

1 年（未開封）

価格
商品コード

型式

2332348

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

WSE-7025 EzStandard LMW

100μL

20,800円-20℃

冷凍※

2332341

WSE-7015 EzStandard Ⅱ

500μL

14,800円-20℃

冷凍※

2332343

WSE-7035 EzStandard HMW

100μL×4本

29,800円-20℃

冷凍※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

36

CBB染色試薬
AE-1340/1340L/1340LL EzStain AQua （イージーステイン アクア）
有機溶媒・酢酸フリータイプの CBB 染色液

・酢酸・アルコールを含まないCBB染色液→調製不要
・透明なバックグラウンド

鮮やかなブルーのバンド

・短時間で高感度検出可能

染色-脱色の２ステップ

・蒸留水で脱色可能

チン！
レンジで
！
色
10 分染
AE-1340 1L「EzStain AQua」シリーズは、酢酸、アルコールを含まないタンパク質の検出用CBB染色用液です。SDS-PAGE終了後のゲルを染色液に浸し振とAE-1340L 5L

ＣＢＢ染色試薬

うすることで、低バックグラウンド、高感度なCBB染色が可能です。有機
溶媒や酢酸を含まない染色液は廃棄処理が簡便です。
名称

EzStain AQua / AQua L / AQua LL

容量

1L

調製法

Ready to use（調製済み）

保存

室温

/

5L

/

10 L

1年

高感度・低バックグラウンド・高い定量性

試料：ウシ血清アルブミン(2000ng/レーン～1/2希釈系列）
試料処理：EzApply（SDS-PAGEサンプル調製バッファー）
ゲル：e-PAGEL（既製ゲル）
泳動バッファー：EzRun（トリスｰグリシンｰSDS）

画像解析ソフト「CS Analyzer4」による定量解析
ウシ血清アルブミン希釈系列の EzStain AQua 染色パターンを画像解析ソフトで計測・定量しました。サンプル濃度 2000 ～ 3.9ng のバンドを定量すると、上図のように高い直線性が確認できました。

WSE-7160 EzStain AQua MEM （イージーステインアクア メム）
脱色可能なメンブレン用 CBB 染色キット
・メンブレン用CBB染色キット
・抗原抗体反応前に全タンパク質検出可能

名称

WSE-7160 EzStain AQua MEM

容量

Wash（2 ×洗浄液）：500mL
Stain（染色液）：500mLde-Stain（2 ×脱色液）：500mL
Breach（2 ×完全脱色液）：500mL※キットのほか、メタノールが必要です。

保存

室温・完全脱色→抗原抗体反応へ
EzStain AQua MEMは、PVDF膜に転写したタンパク質のCBB染色と完全脱色が可能な試薬キットです。抗原抗体反
応前に全タンパク質を検出しデータを撮影後、抗体反応から発光検出（または発色検出）が可能です。

1年

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

2332370AE-1340 EzStain AQua

1L

12,800円

室温

常温2332371

AE-1340L EzStain AQua(5L)

5L

54,800円

室温

常温2332372

AE-1340LL EzStain AQua(10L)

10 L

99,800円

室温

常温2332375

WSE-7160 EzStain AQua MEM

1キット

24,800円

室温

常温

AE-1340L/AE-1340LL は受注生産品です。納期はアトー株式会社までお問い合わせください。

37

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ゲル染色試薬AE-1360 EzStain Silver （イージーステイン シルバー）
銀染色キット・グルタルアルデヒドフリー（質量分析（MS）に利用可能）
・タンパク質、DNAの染色が可能
・高感度検出（タンパク質：1ng/band 核酸 数十pg/band）「EzStain Silver」は、グルタルアルデヒドを含まない銀染色キットです。
電気泳動後のタンパク質や核酸の検出に使用します。
名称

ミニゲル 50 枚分
S-1/S-2/S-3/S-4 各 50mL

染色時間

55 分（1mm 厚 ミニゲル）

保存

遮光・冷蔵保存

ゲル染色試薬容量AE-1360 EzStain Silver

2年

AE-1310 EzStain Reverse （イージーステイン リバース）
リバース（ネガティブ）染色キット

・SDS-PAGEゲルのバックグラウンドを白く染色（バンド部分は透明）
・タンパク質バンドのネガティブ染色が可能
・バンドの切出しに最適（AB-1171アトプレップMFを併用）
・染色時間 20～25分「EzStain Reverse」は、電気泳動後のゲルのバックグラウンドを白濁させ、透明なタンパク質のバンドを検出します。
名称
容量AE-1310 EzStain Reverse
ミニゲル 50 枚分
R-1/R-2 各 500mL

染色時間

20 ～ 25 分（1mm 厚 ミニゲル）

保存

遮光・室温

バンドが透明でバックグラウンドが白く染まるため、ゲル背面に黒いシートを置いて撮影しました。

2年

AB-1171 アトプレップ MF （Attoprep MF）
遠心ろ過チューブ

・ろ過フィルターを内蔵した遠心チューブ50個入り
・AE-1310 EzStain Reverse染色ゲルからの抽出
電気泳動後のゲルや、「EzStain Reverse」で検出したゲルからのバンド
切出・タンパク質抽出・DNA抽出に利用可能です。
名称

AB-1171 アトプレップ MF

容量50 個／箱サンプル添加量

100~500 μ L

最大遠心力15,000 × g

ろ過膜

孔径

使用 pH 範囲

pH1~90.2 μ m

材質

PES

価格
商品コード

型式

名称

入数

価格

2332360

AE-1360 EzStain Silver

1キット

2332350

AE-1310 EzStain Reverse

1キット

18,800円

室温

常温3521370

AB-1171 アトプレップMF(50個入)

50個

38,000円

室温

常温18,800円

保存温度

輸送温度

4℃

冷蔵※

※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

38

ウエスタンブロッティング用 試薬・消耗品
ページ

分類

型式

40

セミドライブロッティ WSE-4056
ング用トランスファー WSE-4057
パック
WSE-4058

41

転写用バッファー

保存期限

製品名

（製造より）

保存温度

輸送温度

QBlot kit C
QBlot kit M
QBlot kit W

1年

室温/4℃

冷蔵※

WSE-7210

EzFastBlot HMW

1年

室温

常温

AE-1465
AE-1460

EzFastBlot
EzBlot

1年

室温

常温

43

WSE-4050
WSE-4051
WSE-4052
WSE-4053
WSE-4054

クリアブロット P+膜（65×65mm）
クリアブロット P+膜（85×90mm）
クリアブロット P+膜（130×140mm）
クリアブロット P+膜（3m×260mm）
クリアブロット P+膜（85×145mm）

－

室温

常温

43

WSE-4060
WSE-4061
WSE-4063
WSE-4064

クリアブロット P膜 低蛍光 65×65mm
クリアブロット P膜 低蛍光 85×90mm
クリアブロット P膜 低蛍光 3m×260mm
クリアブロット P膜 低蛍光 85×145mm

－

室温

常温

CB-06A
CB-09ACB-13A
CB-20A

ブロッティングろ紙 65×65mm
ブロッティングろ紙 85×90mm
ブロッティングろ紙 130×140mm
ブロッティングろ紙 200×200mm

－

室温

常温

Pitatt Clear

－

室温

常温

EzBlock Chemi
EzBlock BSA
EzBlock CAS

2年

4℃

冷蔵※

EzTBS（1L）
EzTBS（5L）

1年

室温

常温

ウエスタンブロッティング

42
転写用PVDF膜

転写用ろ紙
44

44
45

クリアポケット

ブロッキング試薬

AE-1475
AE-1476
AE-1477

46

ウォッシュバッファー WSE-7230
WSE-7230L46

WSE-7235

EzTween

1年

4℃

冷蔵※

46

WSE-7430

EzPBS（-）

1年

室温

常温

47

膜用CBB染色試薬

WSE-7160

EzStain AQua MEM

1年

室温

常温

47

HRP用発色試薬

WSE-7140

EzWestBlue W

1年

4℃

冷蔵※

HRP用発光試薬

WSE-7110
WSE-7120S
WSE-7120L

EzWestLumiOne
EzWestLumi plus
EzWestLumi plus

1年

4℃

冷蔵※

ストリッピング

WSE-7240
WSE-7240L

EzReprobe（500mL）
EzReprobe（2L）

1年

室温

常温

保存温度

輸送温度

48

49

輸送温度について※：着荷後、冷蔵（4～10℃）で保存してください。

ELISA用 試薬・消耗品
ページ

分類

型式

50

ELISA用発色試薬

51～

ELISA Kit

WSE-7145（製造より）EzELISA TMB

1年

4℃

冷蔵※1

ELISA Kit シリーズ

※2

4℃

冷蔵

輸送温度について※1：着荷後、冷蔵（4～10℃）で保存してください。

39

保存期限

製品名

※2：使用期限はパッケージに印刷されています。

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

セミドライブロッティング用トランスファーパック
WSE-4056/4057/4058 QBlot kit （Q ブロットキット）
キレイな結果をより早く

Quick & Quality ＝ QBlot kit

・封を切ればすぐにセット可能！ Ready to use
・～ 250kDa までのタンパク質を高速転写可能！
24V 定電圧：5 ～ 10 分
・気泡によるパターンの抜けを防止！

ウエスタンブロッティング

12V 定電圧：15 ～ 30 分
・転写ムラ防止・いままでの面倒なろ紙やメンブレンの準備から解放されます！
・アルコールフリー
名称

WSE-4056 QBlot kit C

WSE-4057 QBlot kit M

WSE-4058 QBlot kit W

サイズ

65 × 65mm

90 × 85mm

145 × 85mm

構成

Top Stack ：10 パック
Bottom Stack ：10 パック
Gel Wash Buffer（5 ×）：100mLTop Stack ：10 パック
Bottom Stack ：10 パック
Gel Wash Buffer（5 ×）：100mLTop Stack ：6 パック
Bottom Stack ：6 パック
Gel Wash Buffer（5 ×）：100mL保存

1年
Top Stack：冷蔵（4 ～ 10℃）
Bottom Stack：冷蔵（4 ～ 10℃）
Gel Wash Buffer：室温

1年
Top Stack：冷蔵（4 ～ 10℃）
Bottom Stack：冷蔵（4 ～ 10℃）
Gel Wash Buffer：室温

1年
Top Stack：冷蔵（4 ～ 10℃）
Bottom Stack：冷蔵（4 ～ 10℃）
Gel Wash Buffer：室温

容量

10 回分 / 箱

10 回分 / 箱

6 回分 / 箱

通常、ウエスタンブロッティングのろ紙やメンブレンはブロッ

電極板（－）

ティングバッファーになじませる平衡化作業が必須です。これには 15 ～ 30 分程度の時間を要します。QBlot kit なら面倒な平衡Top Stack（QBlot kit 専用吸水シート）化は必要なく、封を切ればすぐにウエスタンブロッティングに使ゲル用可能です。

Bottom Stack

専用ブロッティングバッファーにより転写効率も高く、短時間で（PVDF 膜＋ QBlot kit 専用吸水シート）

高効率のウエスタンブロッティングが可能です。アトー社製ホラ
電極板（＋）

イズブロット、パワードブロット Ace で使用可能な他、他社製セ
ミドライブロッティング装置でも使用可能です。

Bottom Stack には親水化・平衡化済みの PVDF 膜 & 吸水シート、Top Stack には転写 Buffer に浸した吸水シートを封入してあります。
ブロッティング装置の陽極板（＋）にBottom Stack をセットし、その上にゲル、Top
Stack を重ねて電極板（－）をセットすれば準備は完了です。

※高速ブロッティングには専用の高出力電源が必要です。

62.5ng31.3ng15.6ng

7.8ng

3.9ng

2.0ng

電圧

転写時間 転写バッファー

24V c.v.

5min

QBlot kit M

24V c.v.

10min

QBlot kit M

24V c.v.

10min

EzFastBlot

12V c.v.

30min

自作

ゲル：EHR-T520L
ブロッキング：EzBlock CAS、30 分間
1 次抗体：抗 Transferrin ポリクローナ抗体（1/5,000 希釈）
2 次抗体：HRP 標識抗ウサギ IgG 抗体（1/50,000 希釈）
検出：EzWestLumi plus
撮影：LuminoGraph Ⅲ

62.5ng/レーンから1/2希釈したヒト血漿タンパク質を電気泳動
し、QBlot kit M と EzFastBlot、自作の転写バッファー（100mM
Tris/192mM Glycine/10% MeOH）を用いてブロッティングを行った結果を示しています。転写したブロッティング膜を1/5,000希釈したヒトトランスフェリン抗体および1/50,000希釈したHRP
標識2次抗体と反応させ、EzWestLumi plusでバンドを検出しました。
QBlot kit は、自作の転写バッファーに比べて転写効率が高いことが分かります。また EzFastBlot （ろ紙＋高速転写バッファー）の半分の転写時間で同等の検出が、同じ転写時間では、より高感度な検出が可能になりました。

価格
商品コード

型式

2322441

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

WSE-4056 QBlot kit C

10回分

19,800円

室温/4℃

常温※

2322443

WSE-4057 QBlot kit M

10回分

19,800円

室温/4℃

常温※

2322447

WSE-4058 QBlot kit W

6回分

19,800円

室温/4℃

常温※

※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

40

高分子量タンパク質用転写バッファー
WSE-7210 EzFastBlot HMW （イージーファストブロット HMW）
タンク式でないと難しい高分子タンパク質転写をセミドライで実現！
・200kDa 以上のタンパク質を「30 分」高速転写！
・メタノール・界面活性剤は含まないため廃液が簡単！
・25V 定電圧 30 分
・高分子転写をタンク式からセミドライ式へ移行可能

転写用バッファー

名称

WSE-7210 EzFastBlot HMW

容量500mL（5 倍濃縮）2.5 L 分

調製法

EzFastBlot HMW を蒸留水で 5 倍希釈

転写時間

30 ～ 60 分

条件

25V 定電圧（ろ紙 6 枚使用）

保存

室温

高分子量のタンパク質のブロッティング例
ブロッティング条件
・EzFastBlot HMW

670

1年

290
240

使用方法
① EzFastBlot HMW 調製：蒸留水で 5 倍希釈（メタノール不要）↓②ポアサイズ 0.2 μ m 以下の PVDF メンブレンを用意③メンブレンをメタノール処理し、転写溶液で 15 分振とう
④ろ紙（0.9mm 厚）6 枚用意、転写溶液になじませる。
↓⑤右図のようにろ紙・ゲル・メンブレン（膜）を積層↓⑥定電圧 25V・30 分間ブロッティングする。
↓⑦ブロッキング・抗原抗体反応へ

・電圧25V（c.v.）

170

・転写時間：30分

電極板（－）

ろ紙
すべて同じブロッティング
バッファーをしみこませて使用します。

ゲル
膜
ろ紙

注意！

電極板（＋）

余分なバッファーはペーパー
タオルでふき取ります。

・ブロッティング効率の比較

・ブロッティング方法の比較
セミドライブロッティング試薬 3 種類とタンク式ブロットを比較しました。「EzFastBlot HMW」は 500kDa のバンドが最も濃く確認できました。

①（0.9mm厚）
220

(kDa)

※「EzFastBlot HMW」はアトーセミドライブロッティング装置をはじめ、他社セミドライ型ブロッティング装置でご使用いただけます。

ゲル・ろ紙：CB-09A

500

②

③

④

分子量によるブロッティング効率を比較するために、160kDa のタン
パク質の効率を 100％として、分子量 500kDa、290kDa、240kDaのタンパク質の効率を算出しグラフにしました。
「EzFastBlot HMW」は、これら高分子タンパク質のブロッティン
グ効率に優れることがわかります。

500
290
240
160
116
97

(kDa)

25V
30分

20V 0.14A 100V
15分 30分 60分① EzFastBlot HMW

c.v.25V

30 分② EzFastBlot

c.v.20V

15 分③ EzBlotc.c.140mA

30 分④ Tank Blot(T/G)

c.v.100V

60 分※ブロッティング効率は160ｋDaタンパク質のブロッティング効率を100%とした場合の相対値を示しています。

価格

41

商品コード

型式

名称

2332595

WSE-7210 EzFastBlot HMW

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

入数
500ｍL

東京本社 顧客部

価格
12,800円

TEL 03-5827-4861

保存温度

輸送温度

室温

常温

セミドライ転写バッファー
AE-1465 EzFastBlot （イージーファストブロット）
転写時間 10 分！

高速セミドライブロッティング試薬

・高速転写：10分
・1液タイプなので、ろ紙や膜のセッティングが簡単
・メタノール不要で廃液が容易
・低分子～200kDaのタンパク質を高速転写可能
AE-1465 EzFastBlot

容量500mL（10 倍濃縮） 5 L 分

調製法

蒸留水で 10 倍希釈（メタノール不要）

転写時間

高速：10 ～ 15 分

転写条件

高速：6mA/cm2 定電流 (c.c) or 25V 定電圧 (c.v)

用途

低分子～ 200kDa のタンパク質を転写

転写用バッファー

名称※ろ紙は0.9mm厚「CB-06A/09A/13A/20A」を使用ください。
※PVDF膜はポアサイズ0.2μmの「クリアブロット・P+膜」を使用ください。
・使用方法（高速）①右図のようにろ紙・ゲル・メンブレンを積層する↓②「25V定電圧」または、「6mA/cm2定電流」で10分転写する↓③ブロッキング・抗原抗体反応へ注意！

余分なバッファーはペーパー
タオルでふき取ります。

※低分子タンパク質を検出したい場合は EzFastBlot に終濃度 5％メタノールを加えます。

AE-1460 EzBlot （イージーブロット）「低分子から高分子まで」高効率セミドライブロッティング試薬キット
・転写時間：30～60分
・低分子（ペプチド）の検出感度が高い・高分子（～250kDa）まで効率よく転写可能
・ろ紙・メンブレン浸漬用のディスポトレイを付属
名称

AE-1460 EzBlot

容量

溶液 A：475mL 溶液 B：475mL × 2 本
溶液 C：475mL ディスポトレイ× 40 枚
ミニゲル 20 回分

調製法

各ボトルに 100% メタノールを 25mL 添加（終濃度 5％）

転写時間

標準：30 分～ 60 分

条件

標準：2mA/cm2 定電流 (c.c)

用途ペプチド～ 250kDa のタンパク質を転写

ろ紙※ろ紙は0.9mm厚「CB-06A/09A/13A/20A」を使用ください。

ゲル

電極板（－）

・使用方法（高速）①右図のようにろ紙・ゲル・メンブレンを積層する↓②「2mA/cm2定電流」で30分～60分転写する↓③ブロッキング・抗原抗体反応へ

Ｃ液：
ろ紙 3 枚

Ｂ液：ゲル・膜・ろ紙 1 枚

膜

Ａ液：
ろ紙 2 枚ろ紙

電極板（＋）

注意！

余分なバッファーはペーパー
タオルでふき取ります。

価格
商品コード

型式

名称

2332590AE-1465 EzFastBlot

2332600

AE-1460 EzBlot

アトー株式会社ホームページ

入数

価格

500mL
475mL×4
https://www.atto.co.jp/

保存温度

輸送温度

12,800円

室温

常温

15,800円

室温

常温

42

転写用PVDF膜
WSE-4050 ～ 4054 クリアブロット・P+ 膜 （ClearBlot P+membran）
低バックグラウンド 高感度 カット済み「PVDF 膜」
・高い検出感度と、低いバックグラウンド

発光検出データ例・ゲルサイズにカット済み
・高速ブロッティングに最適

ウエスタンブロッティング

・吸着力、保持力の強い PVDF 膜・ポアサイズ 0.2 μ m

クリアブロット・P + 膜は、バックグラウンドが低く、S/N 比の向上と検出感度アップが可能です（右図）。
バックグラウンドが低いため、撮影した発光検出画像からは良好な定量解析結果が得られます。
ブロッキングには「EzBlock Chemi/BSA/CAS」をご使用ください。
ポアサイズが 0.2 μ m と小さいため、高速ブロッティングや、低分子タンパク質のブロッティングにも最適です。
WSE-4054 型はマルチレーンゲルサイズ用でろ紙も付属しています。
WSE-4050

型式

WSE-4051

材質

WSE-4052

WSE-4053

WSE-4054

PVDF（polyvinylidene difluoride）

ポアサイズ

0.2 μ mサイズ

65 × 65mm

85 × 90mm

130 × 140mm

260mm × 3m

85 × 145mm

20 枚

20 枚

10 枚

1 ロール

6枚
ろ紙：36 枚入数
保存

室温・遮光・低湿度

WSE-4060 ～ 4064 クリアブロット・P 膜（低蛍光）（ClearBlot P membran (Low Fluorescent)）
低蛍光 蛍光検出対応 カット済み「PVDF 膜」
・トータルタンパク質ノーマライズに最適！
・蛍光検出

クリアブロット・P 膜は蛍光検出用の PVDF 膜です。
膜の自家蛍光＝バックグラウンドが低く、S/N 比の向上と検出感度アップが可能です。
WSE-4064 型はマルチレーンゲルサイズ用でろ紙も付属しています。

低いバックグラウンド・ゲルサイズにカット済み・吸着力、保持力の強い PVDF 膜・ポアサイズ 0.2 μ m

蛍光検出データ例

WSE-4060

型式
材質

WSE-4061

WSE-4063

励起光：Blue LED

WSE-4064

PVDF（polyvinylidene difluoride）

ポアサイズ

0.2 μ mサイズ
入数

65 × 65mm

85 × 90mm

260mm × 3m

85 × 145mm

10 枚

10 枚

1 ロール

6枚
ろ紙：36 枚保存

室温・遮光・低湿度

クリアブロット・P+ 膜 ク リ ア ブ ロ ッ ト・P 膜
（低蛍光）

価格

43

商品コード

型式

名称

入数

2322450

WSE-4050 クリアブロット・P+膜(20枚)65×65mm

20枚/箱2322451

WSE-4051 クリアブロット・P+膜(20枚)8.5×9cm

20枚/箱2322452

WSE-4052 クリアブロット・P+膜(10枚)13×14cm

2322453

価格

保存温度

輸送温度

20,800円

室温

常温

20,800円

室温

常温

10枚/箱

24,800円

室温

常温

WSE-4053 クリアブロット・P+膜(1ロール)26cm×3m

1ロール/箱69,800円

室温

常温2322454

WSE-4054 クリアブロット・P+膜(6枚)85×145mm

6枚/箱18,800円

室温

常温2322505

WSE-4060 クリアブロット・P膜(低蛍光)(10枚)65×65mm

10枚/箱14,800円

室温

常温2322506

WSE-4061 クリアブロット・P膜(低蛍光)(10枚)85×90mm

10枚/箱14,800円

室温

常温2322508

WSE-4063 クリアブロット・P膜(低蛍光)1ロール26cm×3m

1ロール/箱88,000円

室温

常温2322507

WSE-4064 クリアブロット・P膜(低蛍光)(6枚)85×145mm

6枚/箱21,800円

室温

常温

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

転写用ろ紙・クリアポケット
CB-06A/09A/13A/20A ろ紙 （Absorbent Paper）
0.9mm 厚ブロッティング用ろ紙

・ゲル・メンブレンサイズにカット済み
・厚み 0.9 mm
・高い吸水性と保水性
・高速ブロッティングに最適

ウエスタンブロッティング

CB-06A/09A/13A/20A アトーアブソーベントペーパーは 0.9mm の厚みでブロッティングバッ
ファーの保持に加え、電極間距離を適度に保つ役目を果たします。このため電源のエラーが起きにくく確実なブロッティングが可能です。
マルチレーンゲルサイズ用（85 × 145mm）のろ紙は WSE-4054/4064 クリアブロット・P+
膜 / クリアブロット・P 膜（低蛍光）に付属します。
CB-06A

型式

CB-09ACB-13A

材質

主成分 セルロース

厚み

0.9 mmCB-20A

サイズ

65 × 65 mm

85 × 90 mm

130 × 140 mm

200 × 200 mm

入数

400 枚

400 枚

200 枚

100 枚

保存

アトー社製ブロッティング試
薬・ブロッティング装置にはこちらのろ紙をご使用ください！

室温・遮光・低湿度

Pitatt Clear / Pitatt Clear L （ピタットクリア / ピタットクリア L）
発光検出時の PVDF 膜シール用クリアポケット

・ウエスタンブロットの発光メンブレンのシール
・CBB 染色ゲル撮影時のハンドリング
・高い透明性で検出を阻害しません
・LED 光源の蛍光検出に使用可能
ウエスタンブロッティングの発光検出時、発光基質を添加したメンブレンのシールに使用可能です。ホットシーラーでシーリングすることなく、メンブレンを乾燥から守ります。透明度が高く、発光検出の邪魔をしません。CBB 染色ゲルを挟んでのハンドリングにも使用可能です。

名称

Pitatt Clear

Pitatt Clear L

サイズ

100 × 151mm

130 × 180mm

入数

90 枚

90 枚

保存

室温

室温

価格
商品コード

型式

保存温度

輸送温度

2322437

CB-06A ろ紙 6.5×6.5cm(400枚入)1箱

名称

400枚/箱入数

24,800円

室温

常温2392393

CB-09A ろ紙 8.5×9.0cm(400枚入)1箱

400枚/箱24,800円

室温

常温2322436

CB-13A ろ紙 13×14cm(100枚入)2箱

100枚/箱×2

20,800円

室温

常温2392493

CB-20A ろ紙 20×20cm(100枚入)1箱

100枚/箱18,800円

室温

常温2322433

Pitatt Clear(ピタットクリア) 90枚

90枚

3,000円

室温

常温2322439

Pitatt Clear L(ピタットクリアL) 90枚

90枚

3,500円

室温

常温

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

価格44

ブロッキング試薬
AE-1475 EzBlock Chemi （イージーブロック ケミ）

低バックグラウンド＆高感度 非タンパク質系 ブロッキング試薬・ウエスタンブロッティングのブロッキング「EzBlock Chemi」は、ブロッティング膜を効率的にブロッ・ELISA プレートのブロッキング

キングし、バックグラウンドの上昇を防ぎます。
1 次抗体・2 次抗体の希釈にも使用可能、更に抗リン酸化抗・抗体の希釈体希釈に使用可能です。

・リン酸化抗体に使用可能

ウエスタンブロッティング

非タンパク質ブロッキング剤でウエスタンブロッティング以

・高コストパフォーマンス

外の免疫反応にも使用可能です。コストパフォーマンスが高く、用途の広いブロッキング試薬です。

AE-1476 EzBlock BSA （イージーブロック BSA）
低バックグラウンド＆高感度 BSA ブロッキング試薬・ウエスタンブロッティングのブロッキング「EzBlock BSA」は、ブロッティング膜を効率的にブロッキ

・ELISA プレートのブロッキング

ングし、バックグラウンドの上昇を防ぎます。1 次抗体・2
次抗体の希釈にも使用可能です。

・免疫染色のブロッキング

最も一般的な BSA を使ったブロッキング試薬です。

・抗体の希釈AE-1477 EzBlock CAS （イージーブロック キャス）

低バックグラウンド＆高感度 カゼイン ブロッキング試薬・ウエスタンブロッティングのブロッキング「EzBlock CAS」は、ブロッティング膜を効率的にブロッキ

・ELISA プレートのブロッキング

ングし、バックグラウンドの上昇を防ぎます。1 次抗体・2
次抗体の希釈にも使用可能です。

・免疫染色のブロッキングシリーズ中最もブロッキング力の高いカゼインをブロッキン

・抗体の希釈

グ剤に使用しているため、バックグラウンドの高い場合に最・高いブロッキング力

適です。

AE-1475 EzBlock Chemi

AE-1476 EzBlock BSA

AE-1477 EzBlock CAS

ブロッキング剤

非タンパク質BSA

カゼイン

ブロッキング力

++

++

+++

使用例

ウエスタンブロッティング
ELISA
抗体溶液の希釈
リン酸化抗体の希釈ウエスタンブロッティング
ELISA
免疫染色
抗体溶液の希釈ウエスタンブロッティング
ELISA
免疫染色
抗体溶液の希釈

調製法

蒸留水で 5 倍希釈蒸留水で 5 倍希釈
付属の EzTween を用時調製蒸留水で 5 倍希釈
付属の EzTween を用時調製

容量500mL（5 倍濃縮）

200mL（5 倍濃縮）
EzTween-20：10mL

200mL（5 倍濃縮）
EzTween-20：10mL

名称

保存

4℃

2年

4℃

2年

4℃

2年

価格

45

商品コード

型式

2332615

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

AE-1475 EzBlock Chemi

500mL

12,800円

4℃

冷蔵※

2332616

AE-1476 EzBlock BSA

200mL

12,800円

4℃

冷蔵※

2332617

AE-1477 EzBlock CAS

200mL

12,800円

4℃

冷蔵※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ウォッシュバッファー
WSE-7230/7230L EzTBS （イージー TBS）

ウエスタンブロッティング免疫染色用ウォッシュバッファー・ウエスタンブロッティングや免疫染色用の洗浄液
・滅菌済み トリス緩衝生理食塩水
・マグネシウムフリー
EzTBSは、ウエスタンブロッティングのブロッキング溶液や抗体希釈液の調製及び、ブロッテ

名称

WSE-7230 EzTBS

WSE-7230L EzTBS

容量

1 L（10 倍濃縮）

5 L（10 倍濃縮）

主成分

Tris-HCl（pH7.5）、NaCl

Tris-HCl（pH7.5）、NaCl

調製法

EzTBS を蒸留水で 10 倍希釈
EzTween を 1/100 量添加する

EzTBS を蒸留水で 10 倍希釈
EzTween を 1/100 量添加する

保存

室温

室温

1年

1年

ウエスタンブロッティング

ィング膜の洗浄に用いる試薬です。細胞や組織の免疫染色での洗浄液としても使用できます。

WSE-7230L は受注生産品（無滅菌）です。

WSE-7235 EzTween （イージーツィーン）
10％ Tween（界面活性剤）溶液

・10％ Tween-20 溶液
・免疫染色洗浄液添加用界面活性剤
EzTweenは、ウエスタンブロッティング等で使用する、TBSやPBSに添加できる界面活性剤溶液です。粘度が低くピペッティングしやすい溶液で、一般的に使用される濃度の100～200倍である10％溶液です。
名称

WSE-7235 EzTween

容量

100mL

主成分

Tween-20（界面活性剤）

調製法

EzTBS に EzTween を 1/100 量添加

保存4℃

1 年（未開封）WSE-7430 EzPBS（-）（イージー PBS）

ウエスタンブロッティング・免疫染色用ウォッシュバッファー・ウエスタンブロッティングや免疫染色用の洗浄液
・タンパク質抽出時の細胞洗浄（生体内と等張）・カルシウム / マグネシウムフリー

・滅菌済み リン酸緩衝生理食塩水

名称WSE-7430 EzPBS（-）

容量

1 L（10 倍濃縮）

主成分

リン酸バッファー（pH7.4）、NaCl、KCl

調製法

EzPBS（-）を滅菌蒸留水で 10 倍希釈
EzTween を 1/100 量添加する

保存

室温

1 年（未開封）

商品コード

型式

名称

入数

2332625

WSE-7230 EzTBS

1L

2332623

WSE-7230L EzTBS(5L)

2332626
2332380

価格
価格

保存温度

輸送温度

7,800円

室温

常温

5L

29,800円

室温

常温

WSE-7235 EzTween

100mL

3,800円

4℃

冷蔵※

WSE-7430 EzPBS(－)

1L

7,800円

室温

常温※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

46

ウエスタンブロッティング

発色試薬

WSE-7160 EzStain AQua MEM（イージーステインアクア メム）
脱色可能なメンブレン用 CBB 染色キット

転写した細胞抽出液の染色

・メンブレン用CBB染色キット

EzStain AQua MEM

・抗原抗体反応前に全タンパク質検出可能

ポンソー S・完全脱色→抗原抗体反応へ

ウエスタンブロッティング

EzStain AQua MEMはPVDF膜に転写したタンパク質のCBB染色と完全脱色が可能な試薬キットです。抗原抗体反応前に全タンパク質を検出しデータを撮影後、抗体反応から発光検出（または発色検出）が可能です。
名称

WSE-7160 EzStain AQua MEM

容量

Wash（2 ×洗浄液）：500mL
Stain（染色液）：500mLde-Stain（2 ×脱色液）：500mL
Breach（2 ×完全脱色液）：500mL※キットのほか、メタノールが必要です。

保存

室温

AQua MEM は、希釈段の最後まで、バンドが視認可能です。
また、高分子量から低分子量まで確認することができます。
ゲル: m-PAGEL
サンプル : Hela cell extract 12ug/lane からの 3/4 希釈 (8 段階 )泳動：EzRun を用い、300V 35 分泳動を実施
転写 :EzFastBlot HMW を用い、24V 30 分、実施

1年

転写したトランスフェリンの染色
EzStainAQua MEM

ポンソー S

AQua MEM は、400 ～ 6.25ng まで確認することができます。
ゲル: m-PAGEL
サンプル : Transferrin 400ng/lane からの 1/2 希釈 (8 段階 )泳動：EzRun を用い、300V 35 分泳動を実施
転写 :EzFastBlot を用い、24V 15 分、実施

WSE-7140 EzWestBlue W （イージーウエストブルー W）
HRP 用発色基質

青色のバンドで視認性抜群！

・AE-1490 EzWestBlue の進化版！
・感度アップ（約 2 倍）・保存期限延長1 年（旧製品 6 ヶ月）「EzWestBlue W」は、HRP 標識 2 次抗体反応後のバンド検出用発色試薬です。ウエスタンブロッティングの HRP 標識 2 次抗体反応後、WSE-7140 EzWestBlue W 検出イメージ

EzWestBlue W を添加すると、バンド部分が青色を呈します。
旧製品「AE-1490 EzWestBlue」に比べて約 2 倍高感度化し、保存期間も 2 倍の 1 年まで安定して使用可能です。DAB に比べ感度が高く、青色のバンドは視認性が高いことが特長です。

名称

WSE-7140 EzWestBlue W

容量200 mL （2,000cm2 分）
100 μ L / cm

保存4℃

40pg/band

AE-1490
EzWestBlue
検出イメージ2

使用量

WSE-7140
EzWestBlue W
検出イメージ

80pg/band

1年

新旧試薬の感度比較
WSE-7140 EzWestBlue Wは旧製品AE-1490 EzWestBlueよりも同じ条件で検出すると約2倍高感度です。

価格
商品コード

型式

名称

入数

2332375

WSE-7160 EzStain AQua MEM

1キット

2332456

WSE-7140 EzWestBlue Ｗ

200mL

価格

保存温度

輸送温度

24,800円

室温

常温

15,800円

4℃

冷蔵※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

47

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ウエスタンブロッティング

発光試薬

WSE-7110 EzWestLumiOne （イージーウェストルミ ワン）
混ぜる必要なし！

1 液タイプ

高コストパフォーマンス

他社製品との比較データ

・1液タイプ「混ぜる必要なし！」
・低バックグラウンド・ダイナミックレンジが広い
・1時間までの長時間露光が可能

EzWestLumiOne

ウエスタンブロッティング

M社 Crecendo「EzWestLumiOne」は、今までにない「1 液タイプ」の HRP 用発光基質です。ボトルから適量取り、
メンブレンに添加すればすぐに発光検出が可能です。強すぎない発光は、ケミルミ撮影装置でダイナミックレンジの広いデータを取ることが可能です。
名称

WSE-7110 EzWestLumiOne

容量250mL （5,000cm2 分）

使用量0.05mL/cm2

コスト

242 円 /100cm2（10 × 10cm の場合）

感度・発光時間pg 低域・1 時間

保存

遮光

4℃

1 年間

WSE-7120S/7120L EzWestLumi plus （イージーウェストルミ プラス）
高感度検出可能！

2 液タイプ・高感度(fg中域)検出・バンドの白ぬけ防止
・発光が3時間安定高コストパフォーマンス

「EzWestLumi plus」は、高感度タイプの HRP 用発光基質です。各ボトルから等量混合し、メンブレンに添加すればすぐに発光検出が可能です。

・抗体量の節約が可能
WSE-7120S EzWestLumi plus

名称250mL × 2 本 （2,000cm 分）

内容量

WSE-7120L EzWestLumi plus
250mL × 2 本 （10,000cm2 分）

0.05mL/cm2

使用量
539 円 /100cm2

コスト

361 円 /100cm2

感度・発光時間

fg 中域・3 時間

保存

遮光冷蔵

1 年間

他社製品との比較データ
サンプル量(human Transferin）①500 pg②250 pg③125 pg④62.5 pg①②③④⑤⑥⑦⑧⑨① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨EzWestLumi plus

M社 WBKLS0100(Immobilon)

C社 RPN2232(Prime)

比較項目

ATTO EzWestLumi plus

M社 WBKLS0100(Immobilon)

C社 RPN2232(Prime)

容量50mL×2本(100mL分)

50mL×2本(100mL分)

50mL×2本(100mL分)

使用量0.05mL/cm2(2,000cm2分)

0.1mL/cm2(1,000cm2分)

0.1mL/cm2(1,000cm2分)

価格

10,780円

16,600円

37,200円

検出感度+++（fg中域）+++（400fg）+++（fg中域）

持続時間

3時間

3時間

3時間

コスト

539円/100cm2

1,660円/100cm2

3,720円/100cm2⑤31.3 pg⑥15.6 pg⑦7.8 pg⑧3.9 pg⑨2 pg
Sample: Transferrin 500pg/Lane~1/2 dil.
EP：GEL E-R10L, cv300V, 30min
Transfer： FastBlot, cv25V, 3A, 15min
Blocking： EzBlockCAS, 30min,RT
1stAB： 1/4,000 dil, O/N, 4℃
2ndAB： 1/40,000 dil, 2~3h, RT※使用量は各製品のマニュアル記載のものか
ら計算したものです。

価格
商品コード

型式

2332632

名称

入数

価格

保存温度

輸送温度

WSE-7110 EzWestLumiOne(250mL)

250mL

13,800円

4℃

冷蔵※

2332637

WSE-7120S EzWestLumi plus(50mL×2)

50mL×2

12,800円

4℃

冷蔵※

2332638

WSE-7120L EzWestLumi plus(250mL×2)

250mL×2

42,800円

4℃

冷蔵※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

48

ストリッピング試薬
WSE-7240/7240L EzReprobe （イージーリプローブ）
室温

5 ～ 15 分でリプローブ完了！

・リプローブ後の検出でバックグラウンドが上がりにくい。
・ストリッピング最短 5 分！（通常 10 ～ 15 分）
・エンハンサー追加で、ウサギなどの力価の高い抗体もストリッピング可能にウエスタンブロッティング「EzReprobe」は、ウエスタンブロットの 1 次抗体・2 次抗体を剥離する試薬です。ストリッピング処理後、ブロッキング・抗体反応を経て別のバンドの検出が可能です。複数抗体の検出や、抗体反応条件の検討などに利用可能です。
② EzReprobe で 10 分間 処理① 1 回目の検出③ 2 回目の検出

EzReprobe で 処 理 す る
ことで、1 次抗体と 2 次
抗体を剥離できます。

名称

WSE-7240 EzReprobe

WSE-7240L EzReprobe

容量

EzReprobe 500mL

EzReprobe 2 L

使用量

約 30mL/ ミニゲルサイズメンブレン

enhancer 3g（粉末）enhancer 12g（粉末）

約 30mL/ ミニゲルサイズメンブレン①発光検出後の膜を TBS-T で洗浄する② EzReprobe100mL あたり 0.6g のエンハンサーを加えて溶解する（冷蔵庫で 2 週間安定）③ EzReprobe で 5 ～ 15 分 / 室温で振とう④ TBS-T で洗浄する⑤次の抗体反応へ

使用法

保存

室温

1年

室温

備考：エンハンサー添加後は、冷蔵（4 ～ 10℃）保存し、約 2週間安定です。

1年■ EzReprobe と他社製品との比較（non treated ＝ストリッピング処理なし）
実験方法：ヒト細胞抽出液を SDS-PAGE で分離後ブロッティングし、3 種類の抗体を反応させました。
ストリッピング：室温で 15 分振とう
1 次抗体：① Smad2 →② gapdh →③β -actin ブロッキング：AE-1475 EzBlock Chemi
発光検出：WSE-7120 EzWestLumi plus 撮影：AE-9300H Ez-CaptureMG 露光時間：1 分② gapdh 抗体① Smad2 抗体

Smad2
β -actin
gapdh

Stripping 15min

Smad2
gapdh

グにより、1 次抗体 /2 次抗体は効

WB 剥離溶液ストロング

率よく膜から剥がされ、次の抗体検出できれいなバンドが検出されています。

N 社の試薬では前の抗体が残っているため、非特異的なバンドが検

Smad2
β -actin
gapdh

出されています。

ストリッピングをしない場合、複

Smad2
gapdh

数の抗体のバンドが重なって検出

Strippingnon treated

Smad2

Strippingnon treatedなし

Stripping 15min

Smad2

WB 剥離溶液ストロング

N社

Smad2
gapdh

EzReprobe を用いたストリッピン

Stripping 15min
EzReprobe

Smad2

Stripping 15min
EzReprobe

ATTO③β -actin 抗体

Smad2
β -actin
gapdh

されます。

価格

49

商品コード

型式

名称

2332530

WSE-7240 EzReprobe

2332531

WSE-7240L EzReprobe(2L)

入数

価格

保存温度

輸送温度

1キット

15,800円

室温

常温

1キット

55,800円

室温

常温

WSE-7240L は受注生産品です。納期はアトー株式会社までお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ELISA

HRP用 発色試薬

WSE-7145 EzELISA TMB （イージーエライザ TMB）
反応停止液付属ELISA 用発色試薬

・発色液と停止液のセット
・HRP用高感度発色試薬 TMB・高ダイナミックレンジ
・反応中：青色呈色

停止後：黄色呈色

EzELISA TMB は ELISA 用の HRP（西洋わさびペルオキシダーゼ）発色検出試薬です。

ＥＬＩＳＡ用検出試薬

TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) 基質をベースとした調製不要の１液組成で、迅速で高感度な検出に適しています。反応停止試薬（硫酸不含）も付属されていて、まさに Ready to use です。使用方法は、抗体反応終了後の ELISA プレートに TMB
solution を添加するだけです。
5~30 分 間
酵素反応

TMB solution を添加

STOP solution
を添加

青色に変化
650 nm の吸光度

名称

WSE-7145 EzELISA TMB

容量TMB solution：200mL
STOP solution：200mL

使用量

100 μ L/ ウェルコスト

7 円 / ウェル

検出

反応時間：5 ～ 30 分

測定

反応停止前：620 ～ 650nm/ 吸光度
反応停止後：450nm/ 吸光度

保存

遮光

高感度検出

4℃

黄色に変化
450 nm の吸光度

1 年間

飽和しにくくダイナミックレンジが広い！

図 1 は HRP の他の発色基質と比較して、EzELISA TMB が検出感度、S/N が高いことを示しています。また図 2 はサンドイッチ
ELISA によるアルブミンの検出結果です。EzELISA TMB は他社の超高感度検出試薬に匹敵する検出感度を示しながら、高濃度側の吸光度が飽和せず、ダイナミックレンジが広いことを示しています。図３は EzELISA TMB を用いて、間接 ELISA 法によりウサギ
IgG の 20 ng/mL からの 1/4 希釈系列を検出し、作成した検量線です。様々なブロッキング試薬を使用しましたが、いずれのブロッキング試薬を使用しても同様に、EzELISA TMB は４桁以上の直線性ダイナミックレンジを示します。

(OPD)

(OPD)
2

R =0.9995(EzELISA TMB)
R2=0.9949(OPD)
R2=0.9849(Competitor)

図 1：他の基質との検出感度比較

図 2：他社製品との検出感度比較

図 3：ブロッキング試薬とダイナミックレンジ

価格
商品コード

型式

2332458

WSE-7145 EzELISA TMB

名称

入数
200mL×2

価格
15,800円

保存温度

輸送温度

4℃

冷蔵※

※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/50

ELISA Kit
ELISA Kit （エライザキット） 研究用
研究用のELISAキットを各種取り揃えています。カテゴリ毎に分類されていますので、抗原や製品名から選択してください。
WEBサイトで詳細を確認できます。
表中の記号
動物種：H＝ヒト

M＝マウス

ＥＬＩＳＡキット

抗体医療
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

60827176087300

HAMA ELISA
Infliximab ELISA (IG-AA101）

H
H

HRP
HRP

96
96

2-8℃
2-8℃

273,000
198,000

6087301

Infliximab ELISA (mAb-based)(IG-AB1)
Antibody to Infliximab ELISA

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Total Antibody to Infliximab
ELISA
Etanercept ELISA (IG-AA102)

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Etanercept ELISA(mAbbased)(IG-AB102)
Antibody to Etanercept ELISA

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Adalimumab ELISA (IGAA103)
Antibody to Adalimumab
ELISA
Bevacizumab ELISA (IGAA104)
Antibody to Bevacizumab
ELISA
Trastuzumab ELISA (IGAA105)
Antibody to Trastuzumab
ELISA
Rituximab ELISA(mAb based)(IG-AB106）
Antibody to RituximabELISA(IG-BB106)
Golimumab ELISA (IG-AA107)

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Antibody to GolimumabELISA(IG-BB107)
Antibody to Tocilizumab ELISA

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Antibody to Omalizumab
ELISA
Antibody to Cetuximab ELISA

H

HRP

96

2-8℃

¥198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Tocilizumab ELISA (mAbbased)
Omalizumab ELISA (mAbbased)
Aflibercept ELISA(IG-AA115）

H

HRP

96

2-8℃

218,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Trastuzumab ELISA (mAbbased)
Certolizumab Pegol ELISA(mAb-based)
Bevacizumab ELISA (mAbbased)
Nivolumab ELISA (mAbbased)
Antibody to Nivolumab ELISA

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

Vedolizumab ELISA (mAbbased)
Antibody to Vedolizumab
ELISA
Ustekinumab ELISA (mAbbased)
Ranibizumab ELISA (mAbbased)
Antibody to Certolizumab
pegol ELISA
Antibody to Ustekinumab
ELISA
Cetuximab ELISA (mAbbased)

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

96

2-8℃

198,000

H

HRP

マウスIgGに対する抗体
free Infliximab (Remicade®, Remsima®)
プレートコート： ターゲット分子：TNF-alphafree Infliximab (Remicade®, Remsima®)
プレートコート： Infliximab抗体
free Infliximab (Remicade®, Remsima®) に対する抗体
プレートコート： Infliximab
free Infliximab (Remicade®, Remsima®) に対する抗体
プレートコート： Infliximab 競合ELISA
free Etanercept (Enbrel®) （TNF-R）
プレートコート： ターゲット分子：TNF-alphafree Etanercept (Enbrel®) （TNF-R）
プレートコート： Etanercept 抗体
free Etanercept (Enbrel®) （TNF-R）に対する抗体
プレートコート： ターゲット分子：Etanercept (Enbrel®) （TNF-R）
free Adalimumab (Humira®)
プレートコート： ターゲット分子：TNF-alphafree Adalimumab (Humira®)に対する抗体
プレートコート： Adalimumab抗体
free Bevacizumab (Avastin®)
プレートコート： ターゲット分子：VEGF
free Bevacizumab (Avastin®) に対する抗体
プレートコート： ターゲット分子：Bevacizumab
free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®)
プレートコート： ターゲット分子：HER2/neu receptor
free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®)に対する抗体
プレートコート： Trastuzumab抗体
free Rituximab (Rituxan®, Mabthera®)
プレートコート： Rituximab抗体
free Rituximab (Rituxan®, Mabthera®) に対する抗体
プレートコート： Rituximab
free Golimumab (Simponi®)
プレートコート： ターゲット分子：TNF-alphafree Golimumab に対する抗体
プレートコート： Golimumab
free Tocilizumab (Actemra®) に対する抗体
プレートコート： Tocilizumab (Actemra®)
free Omalizumab (Xolair®) に対する抗体
プレートコート： Omalizumab (Xolair®)free Cetuximab (Erbitux®)に対する抗体
プレートコート： Cetuximab (Erbitux®)
free Tocilizumab (Actemra®) に対する抗体
プレートコート： Tocilizumab (Actemra®)
free Omalizumab (Xolair®)
プレートコート： Omalizumab抗体
free Aflibercept (Eylea®, Zaltrap®)
プレートコート： ターゲット分子：VEGF
free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®)
プレートコート： Trastuzumab抗体
free Certolizumab Pegol (Cimzia®)
プレートコート： Certolizumab Pegol抗体
free Bevacizumab (Avastin)
プレートコート： Bevacizumabl抗体
free Nivolumab (Opdivo®)
プレートコート： Nivolumabl抗体
free Nivolumab (Opdivo®)に対する抗体
プレートコート：Nivolumab (Opdivo®)
free Vedolizumab (Entyvio®)
プレートコート： Vedolizumabl抗体
free Vedolizumab (Entyvio®)に対する抗体
プレートコート：Vedolizumab (Entyvio®)
free Ustekinumab (Stelara®)
プレートコート： Ustekinumabl抗体
free Ranibizumab (Lucentis®)
プレートコート： Ranibizumabl抗体
free Certolizumab Pegol (Cimzia®)に対する抗体
プレートコート：Certolizumab Pegol (Cimzia®) 競合ELISA
freeUstekinumab (Stelara®)に対する抗体
プレートコート：Ustekinumab (Stelara®)
free Cetuximab (Erbitux®)
プレートコート： Cetuximabl抗体

96

2-8℃

198,000

608730260873036087304
60873056087306
60873076087308
60873096087310608731160873126087313608731460873156087316608731760873196087320608732160873236087324608732560873266087327608732860873296087330
60873316087332
6087333
60873346087335
6087336

51

R＝ラット

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ELISA Kit
アルツハイマー
製品名
Mouse sAPPβ-w Assay Kit
HumanAmyloidβ ToxicOligomer AssayKit
Human Amyloidβ (1-43) (FL)
ELISA
Human Amyloidβ (1-38) (FL)
Assay Kit
Human Amyloidβ (1-42) (FL)
Assay Kit
Human Amyloidβ Oligomers
Assay Kit
Human sAPP, Total Assay Kit
Human sAPPβ-w Assay Kit
Human sAPPβ-sw Assay Kit
Human sAPPα Assay Kit
Human APP770 Assay Kit
Human APL1β25 Assay Kit
Human APL1β27 Assay Kit
Human APL1β28 Assay Kit
BACE1 Assay Kit

6027710602771760277196027725
60277316027732
6027733
6027734
60277366027737
6027738
60277396027752
60277626027769
60277706027776

α2, 6-Sialyltransferase Assay
Kit
Human LRG Assay Kit
Rat LRG Assay Kit
Human APP βCTF Assay Kit

60277856082732

Mouse LRG Assay Kit
NF-light® RUO ELISA

動物種

酵素

抗原

M
H

HRP
HRP

可溶性アミロイド前駆体タンパクβ
毒性Amyloid Betaオリゴマー

容量

保存温度

価格（円）

96
96

2-8℃
2-8℃

120,000
120,000

H

HRP

Amyloid Beta (1-43) (FL)のみ

96

2-8℃

120,000

H

HRP

Amyloid Beta (1-38) (FL)のみ

96

2-8℃

120,000

H

HRP

Amyloid Beta (1-42) (FL)のみ

96

2-8℃

120,000

H

HRP

N末端側を完全に保持したAβから作られるAβオリゴマー

96

2-8℃

120,000

H
H
H
H
H
H
H
H
H/M/R

HRP
HRP
HRP
HRP
HRP
HRP
HRP
HRP
HRP

96
96
96
96
96
96
96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃

98,00098,00098,00098,000150,000
150,000
150,000
98,00098,000

H/M/R

HRP

soluble Amyloid Precursor Protein sAPPα, sAPPβ総量
soluble Amyloid Precursor Protein sAPPβ-wild type (sAPPβ-w)
soluble Amyloid Precursor Protein sAPPβ－Swedish typesoluble Amyloid Precursor Protein sAPPα
APP (APP770)
βAPP (Amyloid precursor protein) like protein 1 APL1β25
βAPP (Amyloid precursor protein) like protein 1 APL1β27
APLP1, APLP2 (β-Amyloid precursor protein like protein 1, 2)β-site APP(Amyloid Precursor Protein） Cleaving Enzyme1(BACE1) アミロイドβタンパクのN末端で切断する酵素
α2, 6-Sialyltransferase α2,6シアル酸転移酵素

96

2-8℃

98,000

H
R
H

HRP
HRP
HRP

96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃

98,000150,000
98,000

M
H

HRP
HRP

leucine-rich alpha-2-glycoprotein (LRG) 特発性正常圧水頭症(iNPH)
ロイシンリッチアルファ2-グリコプロテイン(LRG)
APP (Amyloid Precursor Protein）βCTF (β-secretase C-terminal
Fragment)
ロイシンリッチアルファ2-グリコプロテイン (LRG)
NF-light (Neurofilament-light)

96
96

2-8℃
2-8℃

98,000384,000sAPPβ

ＥＬＩＳＡキット

商品コード60274166027709

糖尿病
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

6027201

H

HRP

2-8℃

98,000

H

HRP

96

2-8℃

98,00060274196027701

Mouse/Rat sAPPα Assay Kit
Mouse GIP, Total Assay Kit

M/R
M

HRP
HRP

96
96

2-8℃
2-8℃

98,00098,0006027702

M

HRP

96

2-8℃

98,0006027703

Mouse GIP, Active form Assay
Kit
Rat GIP, Total Assay Kit

R

HRP

96

2-8℃

98,0006027704

Rat GIP, Active form Assay Kit

R

HRP

96

2-8℃

98,0006027705

Mouse/Rat Total Insulin
Assay Kit
Mouse/Rat Intact Proinsulin
AssayKit
Mouse/Rat Total Insulin
CLEIA Kit
Mouse/Rat Intact Proinsulin
CLEIAKit
GLP-1 (9-36/37) Assay Kit
Human DPP4/CD26 Assay Kit

M/R

HRP

活性型GIP (1-42)のみ、glucose-dependent insulinotropic polypeptide、インクレチン
活性型GIP (1-42)と不活性型GIP (3-42)総量、glucose-dependent
insulinotropic polypeptide、インクレチン
sAPPα（Soluble Amyloid Precursor Protein）
GIP (1-42)＋GIP(3-42)総量 glucose-dependent insulinotropic
polypeptide、インクレチン
活性型GIP (1-42) glucose-dependent insulinotropic polypeptide、
インクレチン
GIP (1-42)＋GIP(3-42)総量 glucose-dependent insulinotropic
polypeptide、インクレチン
活性型GIP (1-42) glucose-dependent insulinotropic polypeptide、
インクレチン
プロインスリン+インスリン 全インスリン量966027203

Human GIP, Active form
Assay Kit
Human GIP, Total Assay Kit

96

2-8℃

98,000

M/R

HRP

プロインスリン96

2-8℃

98,000

M/R

ALP

プロインスリン+インスリン

96

2-8℃

98,000

M/R

ALP

空腹時および負荷後のインタクトプロインスリン

96

2-8℃

98,000

H/M/R
H

HRP
HRP

インクレチン、GLP-1(Glucagon Like Peptide-1)
DPP-4(dipeptidyl peptidase-4) CD26

96
96

2-8℃
2-8℃

98,00098,0006027706
60277076027708
60277886027789

中間代謝産物を含まない
全インスリン量

炎症
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

6027138

Mouse GROβ/MIP-2 Assay Kit

M

HRP

96

2-8℃

150,000

6027139

Human GROα/MGSA Assay Kit

H

HRP

96

2-8℃

150,000

60271626027163

R
R

HRP
HRP

96
96

2-8℃
2-8℃

90,00095,0006027186

Rat GRO/CINC-1 Assay Kit
Rat GRO/CINC-3 (GROβ/MIP2) AssayKit
Human COX-2 Assay Kit

GRO β(Growth Related Oncogene)/MIP (Macrophage Inflammatory Protein) -2
GRO (Growth Related Oncogene)/CINC-1 (cytokine-induced
neutrophil chemo attractant 1)
GRO (Growth Related Oncogene) IL-8ファミリー
GRO (Growth Related Oncogene) IL-8ファミリー

H

HRP

96

2-8℃

98,00060271896027600

Human HB-EGF Assay Kit
Gd-IgA1 Assay Kit

H
H

HRP
HRP

96
96

2-8℃
2-8℃

120,000
120,000

6027751

Human Tenascin-C Large
Assay Kit
Human Galectin-3 Assay Kit
Tenascin-C Large (FNⅢ-B)
Assay Kit
Mouse CCL8/MCP-2 Assay Kit

H

HRP

COX-2 (Cyclooxygenase-2) 、prostaglandin endoperoxide H
synthase
ヘパリン結合性上皮細胞成長因子(HB-EGF)
ガラクトース欠損型異常糖鎖IgA1（Galactose-deficient IgA1; GdIgA1）
テネイシン-C (Tenascin-C)

96

2-8℃

98,000

H
H/M/R

HRP
HRP

ガレクチン-3 βガラクトシド結合タンパク質
テネイシン-C (Tenascin-C)

96
96

2-8℃
2-8℃

98,00098,000

M

HRP

96

2-8℃

98,000H

HRP

Chemokine (C-C motif) ligand 8 / Monocyte chemoattractant
protein-2 (CCL8/MCP-2)
free Golimumab (Simponi®) TNFα自己抗体の検出

96

2-8℃

198,000

6027755
602776760277736087322

Golimumab ELISA (mAbbased)

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/52

ELISA Kit
血管
商品コード

製品名

60271676027168

Rat Big Endothelin-1 Assay Kit
Human Big Endothelin-1
Assay Kit
Endothelin-3 Assay Kit
Endothelin-1 (1-31) Assay Kit
Mouse angiopoietin-like 3
Assay Kit
Human ANGPTL2 Assay Kit
Human ANGPTL4 Assay kit
Human ANGPTL3 Assay Kit
Human VEGF-C Assay Kit
Human VEGFR-3/Flt-4 Assay
Kit
Human ANGPTL8 Assay Kit

6027169
60271776027410ＥＬＩＳＡキット

60277456027749
6027750
602775660277796027795

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

R
H

HRP
HRP

エンドセリン(ET)-1 前駆体
エンドセリン(ET)-1 前駆体

96
96

2-8℃
2-8℃

95,00098,000

H
H
M

HRP
HRP
HRP

Endothelin-3
エンドセリン(ET)-1 (1-31)
アンジオポエチン様タンパク質3(ANGPTL3)

96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃

150,000
150,000
98,000

H
H
H
H
H

HRP
HRP
HRP
HRP
HRP

96
96
96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃

120,000
98,00098,00090,00098,000H

HRP

アンジオポエチン様タンパク質2(ANGPTL, Angiopoietin-like protein)
Angiopoetin-like 4 (ANGPTL4)
アンジオポエチン様タンパク質 Angiopoetin-like 3 (ANGPTL3)
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 血管上皮増殖因子
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) -3/Flt-4 (Fms-liketyrosine kinase 4)
アンジオポエチン様タンパク質 8 (ANGPTL8) Angiopoietin-likeprotein

96

2-8℃

120,000

血液
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

6027174

Mouse c-MPL/TPOR Assay Kit

M

HRP

可溶型c-MPL (Myeloproliferative leukemia protein) /TPOR (Thrombopoietin receptor)

96

2-8℃

150,000

6027175
6027179

Human TPO Assay Kit
Human GPIHBP1 Assay Kit

H
H

HRP
HRP

96
96

2-8℃
2-8℃

150,000
98,0006027180
60271816027182

Human Serum HTGL Assay Kit
Human ApoB-100 Assay Kit
Human EL Full-Length Assay
Kit
Human ApoA5 Assay Kit
Human EL C-Terminal Assay
Kit

H
H
H

HRP
HRP
HRP

Thrombopoietin (TPO)GPIHBP1 (Glycosylphosphatidylinositol anchored high density
lipoprotein binding protein 1）
HTGL (hepatic triacylglycerol lipase / hepatic triglyceride lipase)
Apolipoprotein B-100
Endotherial lipase、HDLリン脂質特異的ホスホリパーゼ

96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃

98,00098,000120,000

H
H

HRP
HRP

Apolipoprotein A-V
Endotherial lipase、HDLリン脂質特異的ホスホリパーゼA1

96
96

2-8℃
2-8℃

98,00098,00060271916027263

アンジオテンシン
商品コード

製品名

6027103

Mouse Total Angiotensinogen
AssayKit
Rat Total Angiotensinogen
Assay Kit
Mouse IntactAngiotensinogen
AssayKit
Rat Intact Angiotensinogen
Assay Kit
Human Total Angiotensinogen
AssayKit
Human Intact AngiotensinogenAssayKit
soluble (Pro)renin Receptor
AssayKit
Angiotensin I (PRA) ELISA

6027104
6027105
6027106
6027412602774260277826082714

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

M

HRP

Total Angiotentinogen

96

2-8℃

120,000

R

HRP

Total Angiotensinogen

96

2-8℃

120,000

M

HRP

Intact Angiotensinogen

96

2-8℃

120,000

R

HRP

Intact Angiotensinogen

96

2-8℃

120,000

H

HRP

Human Total Angiotentinogen

96

2-8℃

120,000

H

HRP

96

2-8℃

120,000

H/M/R

HRP

アンジオテンシノーゲン(アンジオテンシン前駆体)全長) Angiotensinogen(Pro) renin receptor / (P)RR

96

2-8℃

120,000

H

HRP

Angiotensin I (Plasma Renin activity)

96

2-8℃

182,000

容量

Human Intact (

アレルギー
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

保存温度

価格（円）

6082355

C5a EIA Kit

H

HRP

2-8℃

231,000

6082750

IgG Food Screen 7 ELISA

H

HRP

2-8℃

590,000

60827516082752

IgG Food Screen 24 ELISAIgG Food Screen 42 ELISA

H
H

HRP
HRP

2-8℃
2-8℃

590,000
380,000

6082753
60827546082755
6082756

IgG Food Screen 88 ELISA
IgG4 Food Screen 24 ELISA
IgG4 Food Screen 280 ELISAIgG Food Screen 88 Asia
ELISA

H
H
H
H

HRP
HRP
HRP
HRP

anaphylatoxin C5a 抗原抗体複合体が、進入した異物に対して連鎖反
2x96
応を起こし、活性化したC5補体
７種の食物アレルゲンに対するIgGを検出
15x12x8
test
24種の食物アレルゲンに対するIgGを検出
15x3x32
42種の食物アレルゲンに対するIgGを検出
5x2x48Tests
88種の食物アレルゲンに対するIgGを検出
15x1x9624種の食物アレルゲンに対するIgG4を検出
15x3x32
280種の食物アレルゲンに対するIgG4を検出
5x3x9688種の食物アレルゲンに対するIgGを検出
5x96
tests

2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃

590,000
590,000
590,000
380,000

骨
商品コード

製品名

6027158
6027258

Human Osteopontin Assay Kit
Human Osteopontin N-Half
Assay Kit
Mouse Osteopontin N-Half
Assay Kit
Human DMP1 Assay Kit
Rat DMP1 Assay Kit
25-OH-Vitamin D ELISA

6027259602726160273636082740

53

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

H
H

HRP
HRP

Osteopontin (OPN)
Osteopontin (OPN)

96
96

2-8℃
2-8℃

90,00098,000M

HRP

Osteopontin (OPN)

96

2-8℃

98,000

H
R
H

HRP
HRP
HRP

Dentin Matrix Protein 1(DMP1)
Dentin Matrix Protein 1(DMP1)
25-OH-vitamin D

96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃

128,000
128,000
184,000

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ELISA Kit
腫瘍
商品コード

製品名

6027190

Human N-ERC/Mesethelin
Assay Kit
Human Periostin Assay Kit
Human Napsin A Assay Kit
Rat N-ERC/Mesothelin Assay
Kit
Mouse N-ERC/Mesothelin
Assay Kit

60272626027758
60277656027783

動物種

酵素

抗原

H

HRP

N-ERC/Mesothelin

容量

保存温度

価格（円）

96

2-8℃

120,000

H
H
R

HRP
HRP
HRP

ペリオスチン
Napsin A (NAPSA) ペプシン様アスパラギン酸プロテイナーゼ
N-ERC/ Mesothelin

96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃

98,00098,00098,000M

HRP

N-ERC/Mesothelin

96

2-8℃

150,000(megakaryocyte potentiating factor）(megakaryocyte potentiating factor）

代謝
製品名
Human GPIHBP1 Autoantibody Assay Kit
Human FGF21 Assay Kit
Estramet 2/16 EIA Kit (IA520 11)60279976082027

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

H

HRP

96

2-8℃

120,000

H
H

HRP
ALP

GPIHBP1 (Glycosylphosphatidylinositol anchored high density
lipoprotein binding protein 1）
FGF21 (Fibloblast Growth Factor 21）
Estrogen Metabolite Ratio (2-Hydroxyestrogen/16α-Hydroxyestrone)

96
2*96

2-8℃
2-8℃

120,000
208,000

ＥＬＩＳＡキット

商品コード6027267

肝臓・腎臓
商品コード

製品名

6027796

Mouse Mac-2binding protein
Assay Kit
Human FGF19 Assay Kit
1,25-dihydroxy Vitamin D
ELISA

60279966082734

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

M

HRP

Mac-2 binding protein (Mac-2bp)

96

2-8℃

120,000

H
H

HRP
HRP

FGF19 (Fibloblast Growth Factor 19）
1,25-dihydroxy Vitamin D

96
96

2-8℃
2-8℃

120,000
256,000

老化
商品コード

製品名

6027121

Human Fibulin-5/DANCEAssay Kit
Mouse soluble α-Klotho Assay
Kit
Human soluble α-Klotho
Assay Kit

6027601
6027998

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

H

HRP

96

2-8℃

98,000M

HRP

developmental arteries and neural crest EGF-like (DANCE)、Fibulin-5
可溶型α-Klothoタンパク質濃度

96

2-8℃

98,000H

HRP

可溶型 Alpha Klotho タンパク質

96

2-8℃

120,000

サイトカイン
商品コード

製品名6027141
6082738

Human SCF Assay Kit
Interleukin-6 High Sensitivity
ELISA

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

H
H

HRP
HRP

SCF (Stem Cell Factor)/c-Kit Proto-oncogeneリガンド
Interleukin-6 (IL-6)

96
96

2-8℃
2-8℃

90,000220,000

細胞接着
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

6027188

Human Syndecan-4 Assay Kit

H

HRP

96

2-8℃

231,000

6027362

Human Mac-2 binding protein
AssayKit

H

HRP

Syndecan-4 膜貫通型ヘパラン硫酸プロテオグリカン(HSPG)ファミリー
Galectin-3 Binding Protein/Mac-2 Binding Protein

96

2-8℃

590,000

ストレス
商品コード

製品名

6027417

Human Thioredoxin Assay Kit

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

H

HRP

チオレドキシン

96

2-8℃

98,000

免疫
商品コード

製品名

6027110

Human CD134/OX40 Assay
Kit
Human AIM/CD5L Assay Kit

6027265

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

H

HRP

CD134(OX40)

96

2-8℃

120,000

H

HRP

AIM (Apoptosis Inhibitor of Macrophage)

96

2-8℃

98,000

その他
商品コード

製品名

動物種

酵素

抗原

容量

保存温度

価格（円）

60277406027800
6029501
6082739

Human α-Synuclein Assay Kit
YDK010/pPK4-HCP Assay Kit
Titin N-Fragment Assay Kit
Zika virus IgM micro-capture
ELISA
Total Triiodthyronine (T3)
ELISA
MuSK-Ab ELISA

H
その他
H
H

HRP
HRP
HRP
HRP

α-シヌクレイン α-Synuclein
CORYNEX®培養液由来HCP (Host Cell Protein)
タイチン(コネクチン)
Zika virus IgM

96
96
96
96

2-8℃
2-8℃
2-8℃
2-8℃

120,000
120,000
128,000
250,000

H

HRP

serum Total Triiodthyronine (T3)

96

2-8℃

41,000H

ALP

muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK)

96

2-8℃

339,000

6082741
6082769

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

54

発光検出試薬・キット
AB-2970 CLETA-S （クレタ -S）
抗酸化能測定用試薬キット

・スーパーオキシド発生系（酵素・基質）のセット
・スーパーオキシドと反応して発光するMPEC
・スーパーオキシドの減少を発光量で測定＝抗酸化能「CLETA-S」はXanthine-Xanthine Oxidaseによるスーパー

名称

AB-2970 CLETA-S

容量

発光試薬：MPEC 1mL
基質溶液：Xanthine 20mL
酵素溶液：Xanthine Oxidase 8mL
酵素希釈液：HEPES 8mL × 2 本

保存

MPEC：-20℃
基質溶液：4℃

オキシド発生系の試薬と、スーパーオキシド検出用発光試薬「MPEC」を組み合わせた抗酸化能測定キットです。

発光検出キット

抗酸化物質のSOD活性の測定に本キットを使用可能です。

酵素溶液：4℃

酵素希釈液：4℃

抗酸化能測定の原理
Xanthine oxidase 溶液 ( 酸素 O2 存在下 ) に発光試薬 MPEC を加えたものに、Xanthine 溶液を添加すると、生成した O2- と発光試薬 MPEC が反応し、発光します。抗酸化物質を加えない発光量を基準 (100%) とし、抗酸化物質を加えることで減少する発光量を抗酸化能の指標として測定結果を評価します。
複数の抗酸化物質候補の性能評価をする場合は、まず物質ごとに発光阻害率が 50% となる濃度を決定します。この濃度を比較し、より低い濃度で阻害率が 50% となる物質が高い抗酸化能を持つと考えられます。

AB-2950 MPEC （エムペック）
スーパーオキシド検出発光試薬

・スーパーオキシドと反応して発光するMPEC
・5mg 粉末名称

AB-2950 MPEC

容量

5mg

物質名

2- メチル -6-p- メトキシフェニルエチニルイミダゾピラジノン

分子量

279.1

保存

-20℃

粉末

価格
商品コード

型式

名称

3512011

AB-2970 CLETA-S(クレタ-S)

3512010

AB-2950 MPEC(発光試薬)5mg

入数

価格

保存温度

輸送温度

1キット

30,800円 4℃/-20℃

冷凍※

1キット

8,800円

冷凍※-20℃※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。

55

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

分泌型レポーターアッセイキット
CLuc Reporter Assay Kit （シールックレポーターアッセイキット）
培養液中に分泌されるルシフェラーゼで遺伝子発現計測

・分泌型ルシフェラーゼ「CLuc」をレポーターとする遺伝子発現計測法
・培養液を一定時間ごとに採取すればタイムコース計測が可能
・CLuc は安定性の高い酵素で、発光効率に優れる

AB-2350 フェリオス

発光検出キット

AB-2270
ルミネッセンサーOcta□発光計測装置
CLucの計測には発光測定装置（ルミノメ－タ）が必要です。AB-2270ルミネッセンサーOcta、AB-2350フェリオスな
どの発光測定装置をご使用ください。

「CLuc」は、ウミホタル近縁種（Cypridina noctiluca）に由来する分泌型のルシフェラーゼです。遺伝子導入されたCLucが発現すると速やかに培地中に分泌されるので、培養液を回収して発光基質（CLucルシフェリン）を加えると青色に発光します。
細胞のライセートを調製せずに遺伝子発現計測が可能ですので、タイムコース計測も可能です。遺伝子導入用ベクターは、動物細胞用と酵母用があります。
名称

CL-M100/1000 CLuc レポーターアッセイキット動物細胞用

CL-Y100/1000 CLuc レポーターアッセイキット酵母用

内容
（保存）

CL-VM1 プロモーターレスベクター動物細胞用（-20℃）
CL-VMC1 コントロールベクター動物細胞用（-20℃）
CLuc 発光基質（-80℃）
CLuc 発光基質溶解保存液 (4℃）
CLuc 発光基質希釈液（4℃）
CLuc 標準酵素（-80℃）
CLuc 標準酵素希釈液（4℃）

CL-VY1 プロモーターレスベクター酵母用（-20℃）
CL-VYC1 コントロールベクター酵母用（-20℃）
CLuc 発光基質（-80℃）
CLuc 発光基質溶解保存液 (4℃）
CLuc 発光基質希釈液（4℃）
CLuc 標準酵素（-80℃）
CLuc 標準酵素希釈液（4℃）

使用期限

1年

1年

ベクターのシーケンス（塩基配列）情報についてはアトー株式会社までお問い合わせください。テキストデータでの提供が可能です。
ホームページの製品ページから、テキストデータをダウンロード可能です。

参考文献
1) Nakajima, Y., Kobayashi, K., Yamagishi, K., Enomoto, T., and Ohmiya, Y. (2004) cDNA Cloning and Characterization of a Secreted Luciferase from the Luminous
Japanese Ostracod, Cypridina noctiluca. Biosci. Biotechnol. Biochem., 68(3), 565-570
2) Yamagishi, K., Enomoto, T., and Ohmiya, Y. (2006) Perfusion-culture-based secreted bioluminescence reporter assay in living cells. Anal. Biochem., 354(1), 15-21
3) 中島 芳浩, 近江谷克裕 「遺伝子発現リアルタイム解析への発光イメージングの応用」 バイオテクノロジージャーナル Vol.6, No.2, 230-232 (2006)4）Wu, C., Suzuki-Ogoh, C. and Ohmiya, Y. (2007)Dual-reporter assay using two secreted luciferase genes. BioTechniques., 42, 290-292

価格
商品コード

型式

名称

入数

3512037

CL-M100 CLucレポーターアッセイキット動物細胞用

1キット

38,800円 4℃/-20℃/-80℃

冷凍※3512038

CL-M1000 CLucレポーターアッセイキット動物細胞用

1キット

98,800円 4℃/-20℃/-80℃

冷凍※3512039

CL-Y100 CLucレポーターアッセイキット酵母用

1キット

38,800円 4℃/-20℃/-80℃

冷凍※

1キット

3512040

CL-Y1000 CLucレポーターアッセイキット酵母用3512030

CL-E CLuc標準酵素3512031

価格

保存温度

輸送温度

98,800円 4℃/-20℃/-80℃

冷凍※

1本

13,800円-80℃

冷凍※

CL-S100 CLuc発光基質100

100回分

25,800円-80℃

冷凍※3512032

CL-S1000 CLuc発光基質1000

1000回分

98,800円-80℃

冷凍※3512033

CL-VM1 CLucプロモーターレスベクター動物細胞用

1本

15,800円-20℃

冷凍※3512034

CL-VMC1 CLucコントロールベクター動物細胞用

1本

15,800円-20℃

冷凍※3512035

CL-VY1 CLucプロモーターレスベクター酵母用

1本

15,800円-20℃

冷凍※3512036

CL-VYC1 CLucコントロールベクター酵母用

1本

15,800円-20℃

冷凍※※：着荷後、速やかにマニュアル記載の温度で保存してください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/56

電気泳動装置一覧

ATTO 電気泳動装置シリーズ

電気泳動関連装置

ページ

分類

製品

58

コンパクトスラブ（60×60mm） WSE-1010/1010W コンパクトPAGE Ace
電気泳動装置WSE-1025/1025W コンパクトPAGE Ace Twin

59

コンパクトスラブ（60×60mm） AE-7310 コンパクトゲル作製器
ゲル作製器・消耗品
WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器
ガラスプレート・コウム

60

ミニスラブ（90×80mm）
電気泳動装置61

AE-6530M ラピダス ミニスラブ電気泳動槽（自作ゲル用）
AE-6530MW ラピダス ミニスラブ電気泳動槽（ゲル作製器付）
AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽（既製ゲル用）

62

WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽（自作/既製ゲル兼用）
WSE-1165W ラピダス ミニスラブ電気泳動槽（ゲル作製器付）

63

ミニスラブ（90×80mm）
ゲル作製器

AE-6401 ミニスラブゲル作製キット
WSE-1190 多連ミニスラブゲル作製器

64

ミニスラブ（90×80mm）
消耗品

ガラスプレート・シールガスケット・コウム

65

ワイドスラブ（140×80mm）
電気泳動槽

WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽（自作/既製ゲル兼用）
WSE-1170W マルチレーンゲル電気泳動槽（ゲル作製器付）

66

ワイドスラブ（140×80mm）
ゲル作製器

WSE-1195 マルチレーンゲル作製器
ガラスプレート・コウム

67

スラブゲル（138×130mm）
電気泳動槽
ゲル作製器・消耗品

AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽
AE-6210 ラピダススラブゲルゲル作製器
ガラスプレート・シールガスケット・コウム

68

サブマリン電気泳動装置

WSE-1710 サブマージ ミニ69

57

WSE-1150M パジェランAce（自作ゲル用）
WSE-1150MW パジェランAce（ゲル作製器付）
WSE-1150P パジェランAce（既製ゲル用）

WSE-1720 サブマージ マルチ

70

サブマリン電気泳動槽

AE-6100 サブマージ アガロース
AE-6111 サブマージ アガロース

71

ディスク電気泳動装置

WSE-1510 ディスクラン Ace
AE-6540B ミニコンパクトディスク電気泳動槽

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

コンパクトスラブ電気泳動装置
WSE-1010/1010W コンパクト PAGE Ace （CompactPAGE Ace）
コンパクトゲルわずか 10 分！

高速電気泳動装置

WSE-1025/1025W コンパクト PAGE Ace Twin （CompactPAGE Ace Twin）
コンパクトゲルわずか 10 分！

高速電気泳動装置

既製ゲル

掲載ページ

c-PAGEL HR
高速電気泳動バッファー

P21
掲載ページ

EzRun MOPS

コンパクトスラブ電気泳動

ハイレゾ電気泳動をコンパクトサイズの電気泳動装置で実現します。最短 10 分（ゲル 1 枚）で SDS-PAGE が終了し、高い分離能とスピードを両立します。一般的なトリスグリシンバッファーから、高分離バッファー「EzRun MOPS」や「EzRun C+」なども使用可能です。使い勝手の良さも、
スピードアップの重要なファクターです。

P31

泳動モード（前回設定を記憶）
Hi（高速）
10 ～ 15 分
Std（標準） 30 分
Low（低速） 60 分

ゲルセット

プレートをセットし、くさび形のプレー
ト押さえを差し込むだけでセット完了

WSE-1010 CompactPAGE Ace

WSE-1025 CompactPAGE Ace Twin

名称

WSE-1010 コンパクト PAGE Ace

WSE-1025 コンパクト PAGE Ace Twin

ゲル枚数

1枚

1 枚 /2 枚

ゲルサイズ

60 × 60mm 厚さ 0.75mm （プレート 76(W) × 70mm(H)対応ゲル

総厚 ：4.8mm）

自作ゲル / c-PAGEL

バッファー量140 ～ 185mL（上部 125mL/ 下部 15 ～ 60mL）

1 枚：140 ～ 185mL（上部 125mL/ 下部 15 ～ 60mL）

泳動モード

Hi：24W（最短 10 分）
Std：cc 21mA（30 分）
Low：cc10.5mA（60 分）

Hi：24W（最短 1 枚：10 分 /2 枚：15 分）
Std：cc 21mA（1 枚 or2 枚：30 分）
Low：cc10.5mA（1 枚 or2 枚：60 分）

2 枚：上記バッファー量の 2 倍必要

タイマー

1 ～ 250min（連続運転時 999min までカウントアップ） タイマー終了時アラーム・出力停止

寸法・質量104(W) × 108(D) × 137mm(H) 0.6kg

電源
付属品

199(W) × 108(D) × 137mm(H) 0.9kg

AC アダプター (24VDC/1.5A 出力 )プレート押さえ：1 個

100 ～ 240V 50/60Hz

AC アダプター（24V/1.5A 出力）

27W

プレート押さえ：2 個

価格
商品コード

型式

名称

2322240

WSE-1010 コンパクトPAGE Ace

入数

価格

1台

118,000円

2322241

WSE-1010W コンパクトPAGE Ace(ゲル作製器付)

1式

144,800円

2322245

WSE-1025 コンパクトPAGE Ace Twin

1台

138,000円

2322246

WSE-1025W コンパクトPAGE Ace Twin(作製器付)

1式

184,800円

2322251

プレート押え(WSE-1010/WSE-1025用)2個組

2個組

5,000円※ガラスプレート・コウムは別売です。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

58コンパクトスラブ用ゲル作製器・消耗品
AE-7310 コンパクトゲル作製器
1 枚用コンパクトゲル作製器

名称AE-7310 コンパクトゲル作製器

ゲル調製用バッファー

掲載ページ

ゲルサイズ

60(W) × 60mm(H)

作製枚数

1枚

P30

プレート

CP-075 泳動プレートセット 1 組
サイズ 76(W) × 70mm(H) 総厚 4.8mm

WSE-7310 EzGel Ace
WSE-7155 EzGel Stack
WSE-7150 EzGel Sep

コウム

CP075-12 × 1 枚

厚 0.75mm

コンパクトスラブ電気泳動

WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器
2 ～ 4 枚用コンパクトゲル作製器

名称

WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器

ゲルサイズ

60(W) × 60mm(H)

作製枚数

標準 2 枚（最大 4 枚：オプション追加必要）

プレート

CP-075 泳動プレートセット 2 組
サイズ 76(W) × 70mm(H) 総厚 4.8mm

コウム

CP075-12 × 2 枚

付属品

スペースプレート：6 枚 ダミープレート：1 枚
シリコン板（22 × 71mm）：2 枚 本体にセット
シリコン板（22 × 80mm）：1 枚 本体にセット

厚 0.75mm

コンパクトゲル用ガラスプレート
コンパクトゲル用ガラスプレート
ゲルサイズ

60(W) × 60mm(H)CAB-075

凹型

76(W) × 70mm(H)

CB-00

□型

76(W) × 70mm(H)入数

厚 0.75mm
スペーサー 0.75mm(T)

2 枚組
2 枚組

CAB-075 ノッチ泳動プレート

コンパクトゲル用コウム
型式

検体数

厚さ

ウェル幅 ウェル間 ウェル長 コウム幅 アプライ量

材質

CP075-12120.75mm

2.9mm

1.6mm

6mm

59mm

8μL

PP成型

CP075-15150.75mm

2.0mm

1.5mm

7mm

58mm

7μL

PP成型

2D用フラット

2.5mm

57(W)×15mm(H)アクリル

CP075-12CP075-15「2D 用」はフラット型コウムのためゲルにウェルができません。

価格

59

商品コード

型式

2393625

名称

入数

価格

WSE-1090 多連コンパクトゲル作製器

1式

46,800円

2393632

AE-7310 コンパクトゲル作製器

1式

26,800円

2393634

CP-075 泳動プレートセット(CAB-075/CB-00)

1組

7,500円

2393635

CAB-075 ノッチ泳動プレート(2枚組)

2枚組

12,000円

2393637

CB-00 プレーン泳動プレート(2枚組)

2枚組

3,000円

2393640

CP075-12 スマイリングレス・コンパクトコウム(2枚組)

2枚組

6,000円

2393641

CP075-15 スマイリングレス・コンパクトコウム(2枚組)

2枚組

6,000円

2394060

ダミープレート（コンパクト作製器用）

1枚

3,000円

2394062

スペースプレート（コンパクト作製器用）3枚組

3枚組

3,000円

2394065

2次元用コンパクトフラットコウム（2枚組）

2枚組

5,000円製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ミニスラブ電気泳動装置
WSE-1150P パジェラン Ace （PageRun Ace）
ミニスラブ既製ゲル用電源付省スペース電気泳動装置

ミニスラブ自作ゲル用電源付省スペース電気泳動装置

WSE-1150M/1150MW パジェラン Ace （PageRun Ace）
パジェラン Ace なら従来 70 分かかっていた電気泳動時間を最短 20 分に短縮可能です！
ミニスラブゲルの分離能を高める泳動バッファー「EzRun MOPS」、既製ゲル「e-PAGEL HR」を使用すれば「高速ハイレゾ電気泳動」が実現します。今まで通りのトリス - グリシンバッファー

高速電気泳動バッファー

掲載ページ

WSE-7065 EzRun MOPS

P31

既製ゲル

掲載ページ

u-PAGEL H / p-PAGEL
e-PAGEL HR / e-PAGEL

P17-20の電気泳動から最新の高速ハイレゾ電気泳動まで対応する電源付ミニスラブ電気泳動装置「パジェラン Ace」をぜひお試しください。

ミニスラブ電気泳動

泳動モードの種類
Hi GEL1/Hi GEL2 タンパク質・高速
Std GEL1/Std GEL2 タンパク質・標準
Lo GEL1/Lo GEL2 核酸・TBE バッファーAC アダプター（24V/1.5A 出力）
START/STOP

モード選択

タイマー設定泳動槽本体は、AE-6530 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽と共通です。
アトー社製既製ゲル「e-PAGEL」や自作ゲルを使用可能です。
名称

WSE-1150M パジェラン Ace

WSE-1150P パジェラン Ace

ゲル枚数

1枚 / 2枚

1枚 / 2枚ゲルサイズ

90(W) × 80mm(H) 厚さ 1mm
プレートサイズ 120(W) × 102mm(H)
総厚 7mm90(W) × 83mm(H) 厚さ 1mm
プレートサイズ 120(W) × 100mm(H)
総厚 5mm

対応ゲル
プレート

自作ゲル（total 7mm 厚）
MAB-10/MB-00

e-PAGEL/e-PAGEL HR（total 5mm 厚）
MAB-12/MB-02（WSE-1190 用）

プレートホルダー

AE-6530M/H（自作ゲル用）

AE-6530P/H（PAGEL 用）

ダミープレート

DP-7（7mm 厚）DP-5（5mm 厚）

バッファー量約 500mL（上部 80mL/ 下部 420mL）

泳動モード

GEL1：Hi=24W
GEL2：Hi=24W

タイマー

Std=cc21mA
Std=cc42mA

Lo=cc10.5mA
Lo=cc21mA

1 ～ 250min カウントダウン（連続運転時 999min までカウントアップ）
タイマー終了時アラーム・出力停止

寸法・質量

本体 164(W) × 94(D) × 193mm(H)電源

AC アダプター (24VDC/1.5A 出力 )

付属品

プレートホルダー自作ゲル用：2 個
DP-7 ダミープレート：1 個

0.74kg100 ～ 240V 50/60Hz

60VA

プレートホルダー PAGEL 用：2 個
DP-5 ダミープレート：1 個

価格
商品コード

型式

2321670

名称

入数

価格

WSE-1150P パジェランAce(PAGEL仕様)

1式

128,000円

2321650

WSE-1150M パジェランAce(自作ゲル仕様)

1式

128,000円

2321651

WSE-1150MW パジェランAce(ゲル作製キット付)

1式

156,800円

2393726

AE-6530M/Hプレートホルダー(自作ゲル用)2個組

2個組

8,800円

2393731AE-6530P/H プレートホルダー(PAGEL)2個組

2個組

8,800円

2393074

DP-5 ダミープレート(PAGEL用)

1枚

3,000円2398247

DP-7 ダミープレート(自作ゲル用)

1枚

3,000円

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

60

ミニスラブ電気泳動槽
AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽（Rapidas Minislab）
ミニスラブ既製ゲル用

ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530M/6530MW ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 （Rapidas Minislab）
ミニスラブ自作ゲル用 / ゲル作製器付

ミニスラブ電気泳動槽

高速電気泳動バッファー

掲載ページ

・最もコストパフォーマンスに優れたミニスラブ電気泳動槽

WSE-7065 EzRun MOPS

P31

・電極の差し間違い防止機能（自動極性切換機構）

既製ゲル

・高速ハイレゾ電気泳動対応

u-PAGEL H / p-PAGEL
e-PAGEL HR / e-PAGEL

掲載ページ
P17-209 × 8cm のミニゲルは汎用性が高く、泳動パターンも確認しやすいのが特長です。AE-6530 型は自作ゲル用の M 型と既製ゲル用の P 型があります。既ミニスラブ電気泳動

製ゲル「e-PAGEL」はまとめ買いでコストダウンも可能です。アトーで最も売れている電気泳動槽シリーズをご利用ください。新たに、高分子・広域分
離向け電気泳動用既製ゲル「u-PAGEL H」も発売されました。

AE-6530P ラピダス ミニスラブ

AE-6530M ラピダス ミニスラブ

名称

AE-6530M ラピダス ミニスラブ

AE-6530P ラピダス ミニスラブ

ゲル枚数

1枚 / 2枚

1枚 / 2枚ゲルサイズ

90(W) × 80mm(H) 厚さ 1mm
プレートサイズ 120(W) × 102mm(H)
総厚 7mm90(W) × 83mm(H) 厚さ 1mm
プレートサイズ 120(W) × 100mm(H)
総厚 5mm

自作ゲル（total 7mm 厚）
MAB-10/MB-00

e-PAGEL/e-PAGEL HR（total 5mm 厚）
p-PAGEL/u-PAGEL H（total 5mm 厚）
MAB-12/MB-02（WSE-1190 用）

プレートホルダー

AE-6530M/H（自作ゲル用）

AE-6530P/H（PAGEL 用）

ダミープレート

DP-7（7mm 厚）DP-5（5mm 厚）

対応ゲル
プレート

標準泳動時間75 分

高速泳動時間25 ～ 35 分

バッファー量上部 80mL

寸法・質量

164(W) × 94(D) × 154mm(H)

付属品

プレートホルダー自作ゲル用：2 個
DP-7 ダミープレート：1 個
リード線：1 組

下部 420mL・

0.65kgプレートホルダー PAGEL 用：2 個
DP-5 ダミープレート：1 個
リード線：1 組

価格

61

商品コード

型式

2321905

名称

入数

価格

AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

1式

52,800円

2321900

AE-6530M ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

1式

52,800円

2321915

AE-6530MW ラピダス ミニスラブ電気泳動装置

1式

81,600円

2393726

AE-6530M/Hプレートホルダー(自作ゲル用)2個組

2個組

8,800円

2393731AE-6530P/H プレートホルダー(PAGEL)2個組

2個組

8,800円

2393074

DP-5 ダミープレート(PAGEL用)

1枚

3,000円2398247

DP-7 ダミープレート(自作ゲル用)

1枚

3,000円製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ミニスラブ電気泳動槽
WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 （Rapidas Minislab）
ミニスラブ既製ゲル / 自作ゲル兼用

ミニスラブ電気泳動槽

WSE-1165W ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 （Rapidas Minislab）
ミニスラブゲル作製キット付

ミニスラブ電気泳動槽

高速電気泳動バッファー

掲載ページ

・厚アクリル板構造によるタフな泳動槽（伝統）WSE-7065 EzRun MOPSP31・幅 100 ～ 120mm、高 102mm まで、厚さ 5 ～ 7mm プレート使用可能（革新）

既製ゲル

・くさび形プレート押さえを差し込むだけでプレート固定完了（革新）u-PAGEL H / p-PAGEL
e-PAGEL HR / e-PAGEL

・高速ハイレゾ電気泳動対応（最短 20 分）（革新）

掲載ページ
P17-20ATTO 伝統の名機「AE-6500 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽」を引継
ぎ、タフな厚アクリル板構造を採用した新型の「WSE-1165 ラピダス

ミニスラブ電気泳動

ミニスラブ電気泳動槽」は、幅 100 ～ 120mm、高さ 102mm まで、
総厚 5 ～ 7mm の泳動プレートに対応します。
くさび形プレート押さえによる簡単なプレートのセットと、見通しの良いクリアな泳動槽上部は容易なサンプルアプライを約束します。
両面恒温方式の泳動槽のため、高速電気泳動にも対応しています。

多様なゲルサイズ ・ プレートサイズに対応 !!

・ゲル両面恒温名称

WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

ゲル枚数

1枚 / 2枚

ゲルサイズ

90 × 80mm 厚さ 1mm（標準）対応ゲルe-PAGEL HR/e-PAGEL WSE-1190 用プレート（総厚 5mm）
ミニスラブ用自作ゲルプレート（総厚 7mm）

プレートサイズ

100 ～ 120(W) × 102mm(H) まで 総厚：5 ～ 7mm
上記範囲のガラスプレートを使用可能

ダミープレート

DP-5（5mm 厚）標準付属（DP-7 も使用できます）

バッファー量450 ～ 650mL

寸法・質量

本体 165(W) × 98(D) × 134mm(H)

付属品

プレート押さえ：2 個

0.9kg

DP-5 ダミープレート：1 個

・自動極性切替機構

くさび形プレート押さえ差し込むだけでプレート固定完了

リード線：1 組

価格
商品コード

型式

名称

2322197

WSE-1165 ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

入数

価格

1式

88,000円

2322198

WSE-1165W ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

1式

116,800円

2322199

プレート押え(WSE-1165用)2個組

2個組

5,000円

2393074

DP-5 ダミープレート(PAGEL用)

1枚

3,000円2398247

DP-7 ダミープレート(自作ゲル用)

1枚

3,000円

2393722

安全リード線･固定キャップ付(6530用)

1組

8,000円

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

62ミニスラブ用ゲル作製器
AE-6401 ミニスラブゲル作製キット
1 枚用ミニスラブゲル作製器
・ミニゲル1枚用×2セット

ゲル調製用バッファー

掲載ページ

・ゲル厚1mm

WSE-7310 EzGel Ace
WSE-7155 EzGel Stack
WSE-7150 EzGel Sep

P30・プレート総厚：7mm（自作ゲル用ホルダー使用）

名称

AE-6401 ミニスラブゲル作製キット

ゲルサイズ

90(W) × 80mm(H)

作製枚数

1枚 ×2組プレート

MAB-10：2 枚

厚 1mm

MB-00：2 枚

ミニスラブ電気泳動

総厚 7mm

サイズ 120(W) × 102mm(H)
付属品

コウム RM10-12：2 枚ガスケット RMS-01：2 枚
マグネクリップミニ：4 個

プレートサイズ

標準自作用

ゲルサイズ

120(W) × 102mm(H)

総厚：7mm90(W) × 80mm(H)厚：1mm

WSE-1190 多連ミニスラブゲル作製器
2 ～ 4 枚用ミニスラブゲル作製器
・ミニゲル2～4枚用・ゲル厚1mm・プレート総厚：5mm（既製ゲル用ホルダー使用）
名称

WSE-1190 多連ミニスラブゲル作製器

ゲルサイズ

90(W) × 83mm(H)

作製枚数

2枚 ～4枚プレート

MAB-12 × 4 枚

厚 1mm

MB-02 × 4 枚

サイズ 120(W) × 100mm(H)

総厚 5mmコウム

RM10-12 × 4 枚

付属品

スペースプレート：6 枚 ダミープレート：1 枚
シリコン板（22 × 103mm）：2 枚 本体にセット
シリコン板（22 × 124mm）：1 枚 本体にセット

プレートサイズ

多連自作用

120(W) × 100mm(H)WSE-1190 多連ミニスラブゲル作製器
同時に 2 ～ 4 枚ゲル作製可能

ゲルサイズ

総厚：5mm90(W) × 83mm(H)

厚：1mm※多連自作用プレートで泳動する場合は既製ゲ
ル用ホルダー（5mm 厚用）を使用してください。

価格

63

商品コード

型式

2393010

名称

入数

価格

AE-6401 ミニスラブゲル作製キット(2組用)1mm

1式

28,800円

2393031

WSE-1190 多連ミニスラブゲル作製器

1式

65,000円

2393034

シリコンシート(WSE-1190用)3枚セット

3枚組

1,800円

2393035

MAB-12 泳動プレート（WSE-1190用2枚組）

2枚組

15,000円

2393036

MB-02 泳動プレート（WSE-1190用2枚組）

2枚組

5,000円

2393037

ダミープレート（WSE-1190用）

1枚

4,500円

2393038

スペースプレート（WSE-1190用3枚組）

3枚組

3,000円2398239

ラピダス マグネクリップミニ（4ヶ組）

4個組

4,000円製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ミニスラブ用プレート・ガスケット・コウム
ミニゲル用ガラスプレート
ガラスプレートの厚みについて
ミニスラブゲル用ガラスプレートは、板厚「2mm」と「3mm」があります。組み合わせた時の総厚が、「5mm」と「7mm」のいずれかになるよう使用します。総厚により、使用するゲル作製器、泳動装置、ホルダー等の対応が異なりますのでご注意ください。

ミニスラブゲルプレート組み合わせ表（T= プレート板厚）
凹プレート

MAB-10 (T=3mm）
ゲル＝ 1mm 厚

MAB-12 (T=2mm)
ゲル＝ 1mm 厚

MAB-075 (T=3mm）
ゲル＝ 0.75mm 厚

MAB-22 (T=2mm)
ゲル＝ 2mm 厚□プレート

MB-00 (T=3mm）

MB-02 (T=2mm）

MB-00 (T=3mm）

MB-00 (T=3mm）

7mm

5mm

6.8mm

7mm

AE-6401

WSE-1190 専用

AE-6401

AE-6401

総厚
ゲル作製器

価格
商品コード

型式

2398230

名称

入数

価格

MAB-10 泳動プレート(2枚組)

1組

15,000円

2393035

MAB-12 泳動プレート（WSE-1190用2枚組）

1組

15,000円

2398228

MAB-075 泳動プレート (2枚組)

2枚組

18,000円

2398236

MAB-22 泳動プレート2mm厚(2枚組)

2枚組

15,000円

2393036

MB-02 泳動プレート（WSE-1190用2枚組）

2枚組

5,000円2398232

MB-00 泳動プレート(2枚組)

2枚組

5,000円2398214

RM-10 ミニスラブ用泳動プレートセット(1mm用)

1式

12,000円

2393014

RM-075 ミニスラブゲル泳動プレートセット (0.75mm)

1式

13,000円

2393740

RM-22 ミニスラブ用プレートセット (2mm用)

1式

13,000円

2398237

RMS-01 シールガスケット(1mm用) 3枚組

3枚組

6,900円※ MAB-10 使 用 時 は、
RMS-01 シールガスケットが必要です。
※ MAB-12 は「WSE-1190
多連ミニスラブゲル作製器」
専用プレートです。
シールガスケットは使用できません。

ミニゲル用コウム
RM10-12

RM10-18

RM10-14

RM10-21

型式

検体数

厚さ

ウェル幅

ウェル間

ウェル長

コウム幅

アプライ量

材質

RM10-12

12

1mm

4.4mm

2mm

10mm

87mm

20～30μL

PP成型

RM10-14

14

1mm

4.3mm

1.5mm

10mm

88mm

20～28μL

PP成型

RM10-18

18

1mm

2.9mm

1.6mm

10mm

87mm

15～20μL

PP成型

RM10-21

21

1mm

1.8mm

1.7mm

10mm

86mm

8～12μL

PP成型

RM075-12120.75mm

4.5mm

2mm

10mm

120mm

15～20μL

テフロン

2D用

2.5mm

78（W）×25mm（H）

アクリル「2D 用」はフラット型コウムのためゲルにウェルができません。

価格
商品コード

型式

名称

入数

2398269

RM10-12 スマイリングレス ミニコウム(12検体)2枚組

2枚組

6,000円2398224

RM10-14 スマイリングレス ミニコウム(14検体)2枚組

2枚組

6,000円2398252

RM10-18 スマイリングレス ミニコウム(18検体)2枚組

2枚組

6,000円2398255

RM10-21 スマイリングレス ミニコウム(21検体)2枚組

2枚組

6,000円2398271

RM075-12 スマイリングレス ミニコウム(2枚組)

2枚組

18,000円

2394160

2次元用ミニフラットコウム(2枚組)

2枚組

5,000円

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

価格

64

ミニスラブ電気泳動

RMS-01 シールガスケット

ワイドスラブゲル電気泳動槽
WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽 （Multilane Gel EP apparatus）
ワイドスラブ既製ゲル / 自作ゲル兼用

ワイドスラブ電気泳動槽

WSE-1170W マルチレーンゲル電気泳動槽 （Multilane Gel EP apparatus）
ゲル作製器付

ワイドスラブ電気泳動槽

・30 レーン / ゲル

多検体電気泳動（2 枚 /60 検体同時泳動可能）・ゲルサイズ 140(W) × 80mm(W)プレートサイズ 160(W) × 100mm(H)・くさび形プレート押さえを差し込むだけでプレート固定完了
・高速ハイレゾ電気泳動対応

高速電気泳動バッファー

掲載ページ

WSE-7065 EzRun MOPS

P31

ワイドゲル電気泳動

既製ゲル

掲載ページ

m-PAGEL

P22

たとえば細菌叢研究に !!
６０検体同時泳動のパワーを !!

!
に!
動
時泳
同
ル
ついに ATTO より、30 レーン / ゲルを一度に泳動できるワイドゲルタイプの「WSE-1170
ンプ
サ多
マルチレーンゲル電気泳動槽」が登場しました。

ゲル 1 枚に 30 サンプルを泳動できるため、一度に多くのサンプル比較が可能になります。
「高速ハイレゾ電気泳動」技術を適用することで、短時間で、きれいなパターンを得られます。ウエスタンブロッティングにおいても同時に比較できるサンプル数が増えること
で実験効率が向上します。

名称

WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽

ゲル枚数

1枚 / 2枚ゲルサイズ

140(W) × 80mm(H) 厚さ 1mm

プレートサイズ

160(W) × 100mm(H)バッファー量

900mL

寸法・質量

本体 204(W) × 98.6(D) × 130mm(H)

付属品

プレート押さえ：2 個

サンプルウェル：30 検体（ML10-30）

総厚：5mm・

0.5kg

ダミープレート：1 枚

価格

65

商品コード

型式

2322210

名称

入数

価格

WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽

1式

92,000円

2322211

WSE-1170W マルチレーンゲル電気泳動槽(ゲル作製器付)

1式

157,000円

2322214

プレート押え(WSE-1170用)2個組

2個組

5,000円

2322215

ダミープレート(WSE-1170用)

1枚

2,800円

2393722

安全リード線･固定キャップ付(6530用)

1組

8,000円製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ワイドスラブ用ゲル作製器
WSE-1195 マルチレーンゲル作製器
ワイドスラブ用ゲル作製器

・WSE-1170 マルチレーンゲル電気泳動槽用ゲル作製
・標準で一度にゲル2枚を作製・プレートとコウムを追加すれば一度にゲル4枚まで作製可能

ゲル調製用バッファー

掲載ページ

WSE-7310 EzGel Ace
WSE-7155 EzGel Stack
WSE-7150 EzGel Sep

P30

ワイドゲル電気泳動

WSE-1195 マルチレーンゲル作製器

名称

WSE-1195 マルチレーンゲル作製器

ゲルサイズ

140(W) × 80mm(H)

作製枚数

標準 2 枚（最大 4 枚※）※プレート・コウム追加必要

プレート

MLAB-12 × 2 枚 MLB-02 × 2 枚
サイズ 160(W) × 100mm(H) 総厚 5mm

付属品

マルチレーンコウム ML10-30 × 2 枚
スペースプレート 98 × 160 × 1mm 6 枚
ダミープレート 98 × 160 × 10mm 1 枚
シリコン板 22 × 103mm 2 枚（本体にセット）
シリコン板 22 × 164mm 1 枚（本体にセット）

厚 1mm

ML10-30（実物大）

型式

検体数

厚さ

ウェル幅

ウェル間

ウェル長

コウム幅

アプライ量

材質

ML10-30

30

1mm

3mm

1.5mm

10mm

138mm

20μL

PP成型

価格
商品コード

型式

2393032

名称

入数

価格

WSE-1195 マルチレーンゲル作製器

1式

65,000円

2393039

ダミープレート(WSE-1195用)

1枚

4,500円

2393040

スペースプレート(WSE-1195用)6枚組

6枚組

6,000円

2393041

シリコンシート(WSE-1195用)3枚セット

3枚組

1,800円

2398300

ML-10 泳動プレートセット(WSE-1170/1195用)

1組

10,000円

2398301

MLAB-12 泳動プレート(WSE-1170/1195用)2枚組

2枚組

15,000円

2398302MLB-02 泳動プレート(WSE-1170/1195用)2枚組

2枚組

5,000円

2398303

ML10-30 マルチレーンコウム(WSE-1195用)2枚組

2枚組

6,000円

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

66スラブゲル電気泳動槽
AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽 （Rapidas Slab EP apparatas）
138 × 130mm ゲル用スラブ電気泳動槽
・中型のスラブゲル電気泳動槽
・ゲル1枚/2枚用
ラピダス 二連スラブ電気泳動槽は、中型のスラブゲル電気泳動装置です。ゲルサイズが大きいため、アプライ量が多く、バンド数が多いサンプルにも適しています。
→電気泳動関連試薬は25ページ～を参照ください。

スラブゲル電気泳動

名称

AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽

ゲル枚数

1枚 / 2枚

ゲルサイズ

138 × 130mm 厚さ 1mm（標準）プレート

160 × 160mm

バッファー量上部 480mL

寸法

211(W) × 196(D) × 205mm(H)Total11mm 厚

下部 450mL
AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽

AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器
スラブ用ゲル作製器

名称

AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器

ゲルサイズ

138(W) × 130mm(H)

作製枚数

1枚

プレート

RAB-10 × 1 枚 RB-00 × 1 枚
サイズ 160(W) × 160mm(H)

付属品

コウム RS10-12 × 1 枚

厚 1mm

総厚 11mm

ガスケット RS-01 × 1 枚

ゲ ル を 同 時 に 2 枚 作 製 す る に は「AE-6210
ラピダス スラブゲル作製器」が 2 組必要です。

型式

検体数

厚さ

ウエル幅

ウエル間

ウエル長

コウム幅

アプライ量

材質

ゲル調製用バッファー

掲載ページ

RS10-08

8

1mm

11mm

4mm

15mm

156mm

70～90μL

テフロン

RS10-12

12

1mm

6mm

4mm

15mm

156mm

40～50μL

テフロン

P30

RS10-20

20

1mm

3mm

3mm

15mm

156mm

20～25μL

テフロン

WSE-7310 EzGel Ace
WSE-7155 EzGel Stack
WSE-7150 EzGel Sep

価格

67

商品コード

型式

2392990

名称

入数

価格

AE-6220 ラピダス 二連スラブ電気泳動槽(1・2mm兼用)

1式

160,000円

2392980

AE-6210 ラピダス スラブゲル作製器(1mm用)

1式

80,000円

2392020

RP-10 泳動プレートセット(1mm用)

1組

12,000円

2392029

RAB-10 泳動プレート(2枚組)

2枚組

15,000円

2392031RB-00 泳動プレート(2枚組)

2枚組

6,000円

2392032

RS-01 シールガスケット(3枚組)

3枚組

7,500円

2392060

RS10-08 スマイリングレスコウム(1mm厚_8検体)

1枚

10,000円

2392061

RS10-12 スマイリングレスコウム(1mm厚_12検体)

1枚

10,000円

2392062

RS10-20 スマイリングレスコウム(1mm厚_20検体)

1枚

10,000円

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

電源搭載型サブマリン電気泳動装置
WSE-1710 サブマージ ミニ （Submerge Mini）
サブマリン型アガロースゲル電気泳動装置・コンパクトで安全設計、電源装備の‘‘ちょっと進化系’’DNA電気泳動装置
・50V/100V/150V切り替え、0～99分タイマー搭載

泳動バッファー

・ミューピッドタイプのゲルトレイ使用可能

WSE-7050 EzRunTAE
WSE-7051 EzRun TBE

安全機構

核酸用蛍光検出試薬①バッファー量不足による通電不可検知(Err5) ②安全カバー検知(Err3)の場合はエラー表示
し、通電をストップします。安全カバーのスリットは蒸気を逃がし、泳動中のゲルを確認できます。このスリットは指が入らない安全設計です。

掲載ページ
P30
掲載ページ

EzFluoroStain DNA
EzPreStain DNA&RNA

P34

タイマー標準搭載

サブマリン電気泳動

サブマージ ミニはタイマーが標準装備
・「1～99min」→タイムアップ出力停止
・「0min」設定で連続出力も可能

泳動スピード3種類

・「50V」→標準時間「45～60分」
多型電気泳動などに・「100V」→標準時間「30分」
PCR産物の確認などに・「150V」→標準時間「20分」
高速電気泳動に耐熱性ゲルトレイ13cm

サブマージ ミニのゲル作製トレイは耐熱性です。アガロースを溶かしたゲル溶液をすぐに注いでも変形しません。

19cm

紫外線透過ゲルトレイ

サブマージ ミニのゲル作製トレイは紫外線透過性です。アガロースゲルやサンプルに蛍光染色剤を混ぜた場合はトレイのまま検出が可能です。
名称

WSE-1710 サブマージ ミニ

バッファー量200mL～230mL

タイマー

0分：フリー 1分～99分：タイマー制御
終了時アラーム/出力停止

泳動条件

出力 DC 50V/100V/150V 切替（Max40W）

電源

AC100～120V

安全機構①バッファー量不足による通電不可検知（E5）②安全カバー検知（E1/E3） ③過電流（E7）
上記の場合、エラー表示・出力停止

トレイサイズ

S：54(W)×60mm(L)

寸法・質量190mm(W)×130mm(D)×60mm(H)製品構成

泳動槽本体、電源部、安全カバー、ゲル作製スタンドS 1個、ゲル作製スタンドL 1個、コウムL 2個、コウムS 2個、ゲルトレイS 4個、ゲルトレイL 2個、取扱説明書

50/60Hz

コウム

ゲル作製器Ｓセット/Ｌセットにはコウムが2本付属
・コウムL・22検体はマルチチャンネルピペット対応
・コウムL：22検体/12検体
・コウムS：9検体/5検体

70W

L：110(W)×60mm(L)0.45kg(ACコード除く)

価格
商品コード

型式

2322100

名称

入数

価格

WSE-1710 サブマージ ミニ

1式

39,800円

2322107

ゲル作製器Sセット (WSE-1710用)

1式

10,000円

2322108

ゲル作製器Lセット (WSE-1710用)

1式

10,000円

2322109

ゲル作製器S&Lセット (WSE-1710用)

1式

18,000円

2322113

コウム L(WSE-1710用)2個組

2個組

5,000円2322118

コウム S(WSE-1710用)2個組

2個組

5,000円2322112

ゲルトレイ L(WSE-1710用)2個組

2個組

5,000円2322117

ゲルトレイ S(WSE-1710用)4個組

4個組

5,000円2322116

ゲル作製用スタンドS（WSE-1710用）

1個

5,000円2322111

ゲル作製用スタンドL(WSE-1710用)

1個

5,000円

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

68電源搭載型サブマリン電気泳動装置
WSE-1720 サブマージ マルチ （Submerge Multi）
サブマリン型アガロースゲル電気泳動装置

・最大 100 検体（ゲルトレイ L / 25 検体コウム× 4 枚）
泳動バッファー

・DC18V・25V・35V・50V・70V・100V・135V：7 段階設定
→ RNA 泳動、DNA 多型、PCR 産物高速泳動など対応
・タイマ－機能・安全機構

1 分ステップ

WSE-7050 EzRunTAE
WSE-7051 EzRun TBE～最大 99 時間 59 分

核酸用蛍光検出試薬

上部カバーを閉めないと出力しない

EzFluoroStain DNA
EzPreStain DNA&RNA

・耐熱性の高いコウム・ゲルトレイ・ゲル作製スタンドをすべて標準付属

P30
掲載ページ
P34

サブマリン電気泳動

ゲルトレイ L: 120 × 120 mm
100検体（100 bp ladder, λ/Hind Ⅲ）
定電圧 100V 23分泳動

名称

WSE-1720 サブマージ マルチ

バッファー量330mL～360mL

タイマー

0 ～ 99 時間 59 分 設定 終了時アラーム （「OFF」設定：連続出力）
時間：カウントダウン、終了表示「End」、エラー表示「Err1」,「Err2」

泳動条件

出力 DC 18/25/35/50/70/100/135V 7段階切替

電源

AC100～110V

安全機構

過電流（Err1）
上部カバーがないと出力停止アラーム（Err2）
ヒューズ：250V-1.0A 速断タイプのミゼット形ヒューズ

トレイサイズ

S：60×60mm

寸法・質量260(W)×170(D)×68mm(H)製品構成

泳動槽本体、電源部、安全カバー、ゲル作製スタンド 1個
両刃コウム 7個、ゲルトレイ 4個、取扱説明書

50/60Hz

ゲルトレイＭ：120 × 60mm
25 検体（Φ x174/Hinc Ⅱ・100 base Ladder）
定電圧 50V 60 分泳動

60W

M：120×60mm

L：120×120mm

0.77kg(ACコード除く)
ゲルトレイ S: 60 × 60 mm
100検体（100 bp ladder, λ/Hind Ⅲ）
定電圧 135V 20分泳動

価格
名称

入数

価格

2322130 WSE-1720 サブマージ マルチ

1式

56,800円

2322136 ゲルトレイＳ（1720 用）2 個

2 個組

7,000円2322137 ゲルトレイＭ（1720 用）

1個

7,000円2322138 ゲルトレイＬ（1720 用）

1個

7,000円2322139 コウム（1720 用 25/11 検体）4 個

4 個組

8,000円2322140 コウム（1720 用 18/8 13/6 3/2 検体）各 1 個

1組8,000円2322141 ゲル作製スタンド（1720 用）

1個

9,000円2322142 泳動槽安全カバー（1720 用）

1個

10,000円

商品コード

69

掲載ページ

型式

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

サブマリン電気泳動槽
AE-6100 サブマージ アガロース （Submerge Agarose）
サブマリン型アガロースゲル電気泳動槽
・ゲルサイズ：80×100mm

・サンプルコウム：10検体

AE-6111 サブマージ アガロース （Submerge Agarose）
サブマリン型アガロースゲル電気泳動槽
・ゲルサイズ：120×160mm

・サンプルコウム：26/13検体「サブマージ アガロース」シリーズは、サブマリン型アガロースゲル電気泳動装置です。電源一体型のサブマージ ミニよりもゲルサイズが大きく、PCR産物の確認泳動だけでなく、DNAの多型解析用電気泳動にも適しています。電気泳動用バッファーは、「WSE-7050 EzRun TAE」
「WSE-7051 EzRun TBE」をご使用ください。DNAの検出には「WSE-7130 EzFluoroStain

WSE-7050 EzRunTAE
WSE-7051 EzRun TBE
核酸用蛍光検出試薬
EzFluoroStain DNA
EzPreStain DNA&RNA

P30
掲載ページ
P34

AE-6111 サブマージ アガロース

AE-6100 サブマージ アガロース

名称

AE-6100 サブマージ アガロース

AE-6111 サブマージ アガロース

ゲル枚数

1枚

1枚

ゲルサイズ

80(W) × 100mm(L)サンプルコウム

アクリルサンプルコウム（10 検体）1mm 厚
ウェル幅 5mm

サンプルコウム両刃型（26/13 検体） 1mm 厚
ウェル幅 26 検体：3mm 幅 13 検体：6mm 幅

バッファー量300 ～ 500mL

700 ～ 1200mL

寸法

190(W) × 100(D) × 80mm(H)

286(W) × 150(D) × 83mm(H)

厚さ最大 10mm

掲載ページ

サブマリン電気泳動

DNA」「WSE-7135 EzPreStain DNA&RNA」をご使用ください。

泳動バッファー

120(W) × 160mm(L)厚さ最大 8mm

循環可

価格
入数

価格

2322153 AE-6100 サブマージ アガロース (1mm 用 )

1式

82,000円

2398193 バインドクリップ (5 ヶ組 )5 個組

2,500円

2398194 ゲルラック (AE-6100 用 UV 透過 )1個

25,000円

2398201 サンプルコウム固定台 (AE-6100 用 )1個

12,000円

2398206 アクリルサンプルコウム (6 検体 )1mm 厚

1枚10,000円

2398207 アクリルサンプルコウム (10 検体 )1mm 厚

1枚10,000円

2398208 アクリルサンプルコウム (16 検体 )1mm 厚

1枚10,000円

2398209 分取用サンプルコウム (50mm 幅・1mm 厚 )

1枚10,000円

2398213 アクリルサンプルコウム (14 検体 )1mm 厚

1枚10,000円

2322178 AE-6111 サブマージ アガロース (1mm 用 )

1式

112,000円

2393382 ゲルラック (120mmW × 160mmL) 6111 用

1個

25,000円

2393383 サンプルコウム両刃型 (26/13 検体 )1mm 厚

1枚5,000円

2393384 サンプルコウム固定台 (120mm 幅 固定ネジ付 )1個

10,000円

2393385 ダムサブマージ型 (120mm 幅 )2 ｹ組

2個

5,000円

商品コード

型式

名称

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

70ディスク電気泳動装置
WSE-1510 ディスクラン Ace （DiscRun Ace）
電源搭載型 等電点ディスク電気泳動装置

AE-6540B ミニコンパクトディスク電気泳動槽 （Mini Compact Disc EP Apparatas）
ミニ / コンパクトサイズ対応 等電点ディスク電気泳動槽
・1日で終わる「高速2次元電気泳動」に！
・1次元電気泳動：3.5hr→固定・SDS処理：2～3hr→2次元電気泳動：0.5hr→Total 6～7時間
・アトーのコンパクトゲル（60×60mm）とミニゲル（90×80mm）に対応
・膨潤作業や予備通電が不要な1次元目既製ゲル「アガーゲル」

等電点 既製ゲル

掲載ページ

A-M 型 agarGEL
A-C 型 agarGEL

P23

・CBB染色でスポット確認できるタンパク質量を泳動可能

ディスク電気泳動

1 次元目ゲル作製キット

WSE-1510 ディスクラン Ace

AC アダプター（24V/1.5A 出力）

ディスクラン Aceはアガーゲルを泳動するための電源搭載型電気泳動装置です。110～240分で1次元目の電気泳動が終了します。

AE-6540B ミニコンパクトディスク電気泳動槽

名称WSE-1510 ディスクラン Ace

カラムサイズコンパクトスラブ用：外径 7mm × 75mm

AE-6540B ミニコンパクトディスク電気泳動槽

ゲルサイズ

コンパクトスラブ用：Φ 2.5mm × 50mm ミニスラブ用：Φ 2.5mm × 75mm

ゲルセット数

1～8本

泳動条件設定ステップアップモード：50 → 100 → 300 → 600 → 900V
一定電圧モード：300/600/900V
タイマー：1 ～ 999min 「0」連続運転モード

別途電源装置で設定

電源

AC アダプター (24VDC/1.5A 出力 )AC100 ～ 240V 50/60Hz 13W

－

寸法・質量

164mm(W) × 94mm(D) × 193mm(H)・0.81kg

164mm(W) × 94mm(D) × 154mm(H)・0.61kg

標準付属品

泳動槽本体 1 台 電源部 1 台 AC アダプター 延長コード
泳動パッキン 8 個 シリコン栓 7 個 ゲルキャリア 1 個
アガーゲルトレイ 1 個 取扱説明書 1 冊

泳動槽本体 1 台 泳動パッキン 8 個 シリコン栓 7 個
ゲルキャリア 1 個 アガーゲルトレイ 1 個
取扱説明書 1 冊

ミニスラブ用：外径 7mm × 100mm

価格
名称

入数

価格

2321780 WSE-1510 ディスクラン Ace

1式

128,000円

2321182 AE-6540B ミニコンパクトディスク電気泳動装置

1式

78,000円

2394180 一次元目用ミニサイズゲル作製キット

1式

15,000円

2394181 一次元目用コンパクトサイズゲル作製キット

1式

15,000円

商品コード

71

型式

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

電気泳動用電源

ATTO 電気泳動用電源装置シリーズ

−

ページ

−

製品

73

デジタル電源装置

WSE-3100 PowerStarion Ghibli Ⅰ

75

高電圧タイプ電源装置

WSE-3200 パワーステーション Ⅲ

75

高電流タイプ電源装置

WSE-3500 パワーステーション HC

76

小型汎用電源装置

AE-8135 マイパワー Ⅱ 300
AE-8155 マイパワー Ⅱ 500

電源装置

電気泳動用電源

分類

セレクションガイド

例えば、スラブ電気泳動装置をご使用になるには電気泳動用の電源装置が必要となります。ゲルサイズが大きくなるに従って、大きな電圧容量が必要になります。また、ブロッティング装置では大きな電流容量が必要になります。
装置を選ぶ際の目安として、ポリアクリルアミドゲル電気泳動は電圧（V）重視、アガロース電気泳動・ブロッティングは電流（A）重視となります。詳しくは装置仕様をご確認ください。以下の表はアトー電気泳動装置、ブロッティング装置を対象とした場合の電源の適性を表しました。
（〇：適用△：条件によって適用不可

×：不適用）

WSE-3100

WSE-3200

WSE-3500

AE-8135

AE-8155

電圧出力（V）

0～500

10～1000

5～150

1～300

1～500

電流出力（mA）

0～30000～500

0～3000

1～400

1～200

電力出力（W）

0～200

0～200

0～200

（Max 50W）（Max 25W）

〇

〇

△

〇

〇

スラブ

〇

〇

×

〇

〇

等電点ディスク

〇

〇

×

△

△

等電点平板

△

△

×

×

×

サブマリン型アガロース

〇

〇

△

〇

△

セミドライブロッティング

〇

△

〇

〇

×

高速セミドライブロッティング

〇

△

〇

△

×

ウエット（タンク）ブロッティング

〇

×

〇

△

×

電源装置

ミニスラブ
ワイドスラブアトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/72

デジタル電源装置
WSE-3100 PowerStation Ghibli Ⅰ （パワーステーション ギブリ Ⅰ）
タッチパネル操作 新型デジタル電源装置 世界最先端！

「Ghibli」は電気泳動用電源に大旋風をもたらす先端的 New Brand

語源はサハラ砂漠の乾熱風

・すべて「タッチパネル」操作（対話式）
・プリセットメニュー（Easy モード）搭載→実験方法を選ぶだけ
・簡単なマニュアル設定→ cc/cv/cw いずれか 1 つを選択、希望出力を設定しスタートするだけ。
・よく使う条件は保存可能→ Method file へ各種設定を保存可能。
・出力設定（出力ログ機能あり）

電気泳動用電源→ 3 ～ 500V / 10mA ～ 3.0A / 1 ～ 200W
「パワーステーションギブリⅠ」新登場！従来の電気泳動用電源装置の面倒な操作から、
対話式タッチパネルによる圧倒的に簡単な操作へ進化しました。これ 1 台で電気泳動、
ブロッティング、等電点電気泳動など様々なアプリケーションに対応可能です。

泳動中「猫」が走ります！

操作例「Manual」モード
電源投入から「500V 定電圧」で「30 分間」泳動する場合の動き①電源 ON②条件設定

ATTO ロゴが表示されます。 「CV」 ボ タ ン を 押 し「500」を入力します。
メニューが表示されるまでお待ちください（7 秒ほど）。 Timer に「30」を入力します。
→設定完了！

③泳動開始

④泳動終了

「Run」ボタンを押し泳動を 30 分後泳動が終了します。
開始します。
「Finished」→「猫」が走ります！
→「猫」も止まります。

価格
商品コード

型式

名称

2311130 WSE-3100 PowerStation Ghibli Ⅰ

73

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

入数

価格

1台

248,000円

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

デジタル電源装置「Easy」モード
実験タイプを選択すること
で、電源が自動で条件設定を行います。
Run ＝ START
電 気 泳 動 で「Run」
は「 泳 動 す る 」 の 意
味にも使われます。

①用途を選択②ゲルサイズ選択③泳動条件選択「SDS-PAGE」「Mini-gel」「Fast」→ Run（スタート）「Method File」モード「Error」表示

電気泳動用電源①リストから 1 つ選択

何らかの原因で、出力異常となる↓と直ちに出力が停止し、エラー表② Run（スタート）

示されます。エラーは電源を OFFにすることで解除できます。

Manual モードや Easy モードで設定した条件を保存できます。次回以降、保存した条件から選択すればすぐに泳動が開始できます。

タッチパネルディスプレイ
モード選択、条件選択、各種条件入力、モード選択

情報表示などを行います。

各種モードを選択・切替えます。

感圧式なので手袋をはめていても操作できます。

MAIN スイッチ

出力端子（4 端子）

電源の ON/OFF を行います。

電気泳動装置、ブロッティング装置などに接続します。

名称

WSE-3100 PowerStation Ghibli Ⅰ

電流出力 ( 設定 )0 ～ 3000mA（10 ～ 3000mA）

電圧出力 ( 設定 )0 ～ 500V（3 ～ 500V）

電力出力（設定）

0 ～ 200W（1 ～ 200W）

タイマー

1 ～ 999min（カウントダウン）
タイマー OFF 時はカウントアップ

出力端子

4組

転写条件

最大電流 3000mA まで（Max 200W）

高速電気泳動

1 枚～ 4 枚：◎

高速転写対応可能

電源

AC100 ～ 240V

寸法・質量119(W) × 417(D) × 224mm(H)

並列出力

アトー株式会社ホームページ

50/60Hz

300VA 以下
・

6kg

https://www.atto.co.jp/

74

高電圧タイプ・高電流タイプ電源装置
WSE-3200 パワーステーション Ⅲ （PowerStation Ⅲ）
高速電気泳動対応 高電圧タイプ電源装置
・高速電気泳動

1000Vまで出力可能

・精密電源装置・最大200W出力

WSE-3500 パワーステーション HC （PowerStation HC）
高速ブロッティング対応 高電流タイプ電源装置
・高速ブロッティング

3.0 A まで出力可能

・精密電源装置・最大200W出力

電気泳動用電源

！

適！

ングに最

動に最適

泳
高速電気

ッティ
高速ブロ

WSE-3200 パワーステーションⅢ

WSE-3500 パワーステーション HC「パワーステーションⅢ」は 1000V/500mA の出力を持つ精密電源装置です。プログラム機能を持ち、多彩な泳動条
件をプリセットしています。「パワーステーション HC」は高速ブロッティングに最適な 3.0A の出力を持つ電源装置です。20cm × 20cm サイズの電極板のホライズブロット 4M での高速ブロッティングも可能です

名称

WSE-3200 パワーステーションⅢ

WSE-3500 パワーステーション HC

電流出力 ( 設定 )0 ～ 500mA（1 ～ 500mA）

0 ～ 3.00A（0.01 ～ 3.00A）

電圧出力 ( 設定 )10 ～ 1,000V（10 ～ 1,000V）

5 ～ 150V（10 ～ 150V）

電力出力 ( 設定 )0 ～ 200W（1 ～ 200W）

0 ～ 200W（1 ～ 200W）

タイマー

0min：連続モード

0min：連続モード

出力端子

4 組 並列出力

4 組 並列出力

転写条件

最大電流 500mA まで（Max 200W）

最大電流 3.0A まで（Max 200W）

高速電気泳動

1 ～ 4 枚：◎不可

高速転写対応ミニゲル× 1 枚まで

ミニゲル× 4 枚 /20 × 20cm まで

電源

AC100 ～ 240V

寸法・質量96(W) × 325(D) × 195mm(H)・2.4kg

1 ～ 999min

50/60Hz

300W 以下

AC100 ～ 240V

1 ～ 999min

50/60Hz

300W 以下

96(W) × 325(D) × 195mm(H)・2.4kg

価格
入数

価格

2311145 WSE-3200 パワーステーションⅢ

1台

198,000円

2311124 WSE-3500 パワーステーション HC

1台

198,000円

商品コード

75

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

省スペース

小型汎用電源装置

AE-8135 マイパワー Ⅱ 300 （MyPower Ⅱ 300）
省スペース 400mA/300V 出力 パーソナル電源装置
・セミドライブロッティング
・アガロースゲル電気泳動
・SDS-PAGE

AE-8155 マイパワー Ⅱ 500 （MyPower Ⅱ 500）
省スペース 200mA/500V 出力 パーソナル電源装置
・SDS-PAGE
・セミドライブロッティング（ミニゲル1枚まで）

電気泳動用電源AE-8135 マイパワーⅡ 300

AE-8155 マイパワーⅡ 500

マイパワーⅡシリーズは省スペース性に優れる小型・軽量ボディが特長です。一般的な SDSPAGE から高速電気泳動が可能なマイパワーⅡ 500 と、セミドライブロッティングも可能なマ
イパワーⅡ 300 の 2 機種をラインナップします。

名称

AE-8135 マイパワーⅡ 300

AE-8155 マイパワーⅡ 500

電流出力 ( 設定 )1 ～ 400mA（1 ～ 400）

1 ～ 200mA（1 ～ 200）

電圧出力 ( 設定 )1 ～ 300V（1 ～ 300）

1 ～ 500V（1 ～ 500）

タイマー

1 ～ 999min

1 ～ 999min

出力端子

2組

2組

転写条件

最大電流 400mA まで（Max 50W）

最大電流 200mA まで（Max 25W）

高速電気泳動

1 枚・2 枚：◎1 枚：◎

高速転写対応コンパクトゲル× 1 枚まで不可

電源AC100 ～ 115V

寸法・質量74(W) × 170(D) × 170mm(H)・0.74kg

並列出力50/60Hz

70VA

並列出力

2 枚：△

AC100 ～ 115V

50/60Hz

40VA

74(W) × 170(D) × 170mm(H)・0.74kg

価格
名称

入数

価格

2311175 AE-8135 マイパワ－Ⅱ 300

1台

92,800円

2311185 AE-8155 マイパワ－Ⅱ 500

1台

78,000円

商品コード

型式

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

76ブロッティング装置

ATTO ブロッティング装置シリーズ

ブロッティング装置

77

ページ

分類

製品

78

電源搭載型ブロッティング装置（ミニゲル1枚用）

WSE-4115 パワードブロットAce
WSE-4115C パワードブロットAce（膜・ろ紙付）
WSE-4115M パワードブロットAce（膜・ろ紙付）

79

電源搭載型ブロッティング装置（ミニゲル2枚用）

WSE-4125 パワードブロット2M
WSE-4125M パワードブロット2M（膜・ろ紙付）

80

ブロッティング装置（ミニゲル2枚用）

WSE-4025 ホライズブロット2M
WSE-4025M ホライズブロット2M（膜・ろ紙付）

81

ブロッティング装置（ミニゲル4枚用）

WSE-4045 ホライズブロット4M
WSE-4045M ホライズブロット4M（膜・ろ紙付）

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

電源搭載型

小型ブロッティング装置

WSE-4115 パワードブロット Ace （PoweredBLOT Ace）
省スペース 小型電源付セミドライブロッティング装置
・EzFastBlotを使用し、高速セミドライブロッティング可能！
→RAPIDモード

最短 5～10分

最長30分

・EzFastBlot HMWを使用し、高分子タンパク質のブロッティング可能！
→RAPIDモード30～60分
パワードブロット Aceは電源搭載型セミドライブロッティング装置です。ミニゲル1枚サイズ
で、通常の転写条件のほか、高速転写も可能です（高速転写用バッファーをご使用ください）。

転写試薬・消耗品

掲載ページ
P40

WSE-4115 パワードブロット Ace

QBlot kit シリーズ

ブロッティング方式

セミドライブロッティング

WSE-7210 EzFastblot HMW

ブロッティングサイズ

最大 95(W) × 98mm(H)電極板

陽極 耐腐食性白金コートチタン板

電極間距離

最小 3mm ～最大 10mm（バネにより押圧）

条件設定

STD：12V 定電圧

ブロッティング試薬

EzFastBlot HMW/EzFastBlot：連続系 /EzBlot：不連続系

ブロッティング膜

WSE-4050/WSE-4051/WSE-4053 その他ブロッティング用膜

ブロッティングろ紙

0.9mm 厚寸法・質量

本体 170mm(W) × 120mm(D) × 107mm(H)・0.77kg
AC アダプター 36mm(W) × 95mm(D) × 31mm(H)・0.14kg

電源AC アダプター (24VDC/1.5A 出力 ) AC100 ～ 240V 50/60Hz

AE-1465 EzFastBlot
AE-1460 EzBlot

ミニゲル× 1 枚
陰極 ステンレス

RAPID：24V 定電圧

P41-42

PVDF 膜

P43

ろ紙

P44

ブロッティング装置

名称

タイマー：1 ～ 250min

CB-06A/CB-09A を推奨

26W

ステンレス電極板（陰極 -）白金チタン電極板（陽極 +）
電源とブロッティング装置が一体となったデザイン［条件設定］モード選択

AC アダプター（24V/1.5A 出力）

RAPID（c.v.24V）↔ STD（c.v.12V）：タイマー 1 ～ 250min

RAPID：c.v.24V
高速モード
STD：c.v.12V
標準モード
ブロッティング用ローラー
効果的に気泡を抜くことができます。標準付属品

価格
入数

価格

2322490 WSE-4115 パワードブロット Ace

1台

148,000円

2322491 WSE-4115C パワードブロット Ace( 膜・ろ紙 )1式

179,920円

2322492 WSE-4115M パワードブロット Ace( 膜 ・ ろ紙 )1式

179,920円

2322479 ブロッティング用ローラー1個

4,800円

商品コード

型式

名称

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

78電源搭載型

ブロッティング装置

WSE-4125 パワードブロット 2M （PoweredBLOT 2M）
ミニゲル 2 枚用 電源付セミドライブロッティング装置
・EzFastBlotを使用し、高速セミドライブロッティング可能！
→RAPIDモード

最短 5～10分

最長30分

・EzFastBlot HMWを使用し、高分子タンパク質のブロッティング可能！
→RAPIDモード30～60分
パワードブロット 2Mは電源搭載型セミドライブロッティング装置です。ミニゲル2枚サイズで、通常の転写条件のほか、高速転写も可能です（高速転写用バッファーをご使用ください）。

ブロッティング装置

名称

WSE-4125 パワードブロット 2M

転写試薬・消耗品

掲載ページ

ブロッティング方式

セミドライブロッティング

QBlot kit シリーズ

P40

ブロッティングサイズ

最大 205(W) × 100mm(H)電極板

陽極 耐腐食性白金コートチタン板

電極間距離

最小 3mm ～最大 15mm（バネにより押圧）

条件設定

STD：12V 定電圧

ブロッティング試薬

EzFastBlot HMW/EzFastBlot：連続系 /EzBlot：不連続系

ミニゲル× 2 枚

WSE-7210 EzFastblot HMW

AE-1465 EzFastBlot
AE-1460 EzBlot

陰極 ステンレス

RAPID：24V 定電圧

タイマー：1 ～ 250min

ブロッティング膜

WSE-4050/4051/4053/4054 その他ブロッティング用膜

ブロッティングろ紙

0.9mm 厚寸法・質量

本体 246mm(W) × 186mm(D) × 114mm(H)・2.1kg（電源含む）
AC アダプター 36mm(W) × 95mm(D) × 31mm(H)・0.14kg

電源AC アダプター（24VDC/1.5A 出力）AC100 ～ 240V 50/60Hz

P41-42

PVDF 膜

P43

ろ紙

P44

CB-06A/CB-09A を推奨

26W

ブロッティング装置本体

電源とブロッティング装置が一体となったデザイン［条件設定］モード選択

取り外し可能な電源部と本体
ブロッティング装置本体は丸洗いが可能です。
ホライズブロット用リード線を追加すれば、ほかの電源と接続しての使用も可能です。

電源部
AC アダプター（24V/1.5A 出力）

24V（高速）↔ 12V（標準）：タイマー 1 ～ 250min

24V：高速モード
12V：標準モード
ブロッティング用ローラー
効果的に気泡を抜くことができます。標準付属品

価格
入数

価格

2322496 WSE-4125 パワードブロット 2M

1台

218,000円

2322497 WSE-4125M パワードブロット 2M(P+ 膜・ろ紙 )1式

249,920円

2322479 ブロッティング用ローラー1個

4,800円

商品コード

79

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ブロッティング装置
WSE-4025 ホライズブロット 2M （HolizeBLOT 2M）
ミニゲル 2 枚用 セミドライブロッティング装置

・EzFastBlotを使用し、高速セミドライブロッティング可能！
・EzFastBlot HMWを使用し、高分子タンパク質のブロッティング可能！
ホライズブロット 2Mは、セミドライブロッティング装置です。ミニゲル2枚サイズで、通常の転写条件のほか、高速転写も可能です（高速転写用バッファーをご使用ください）。
WSE-4025 ホライズブロット 2M

転写方式

セミドライブロッティング

ブロッティングサイズ

最大 205(W) × 100mm(H)電極板

陽極 耐腐食性白金コートチタン板

電極間距離

最小 3mm ～最大 15mm（バネにより押圧）

ブロッティング試薬

EzFastBlot HMW/EzFastBlot：連続系 /EzBlot：不連続系

ブロッティング膜

WSE-4050/4051/4053/4054

ブロッティングろ紙

0.9mm 厚 CB-06A/CB-09A を推奨

PVDF 膜P43

寸法・質量246mm(W) × 145mm(D) × 92mm(H)・1.8kg

ろ紙

P44

ミニゲル× 2 枚陰極 ステンレス

転写試薬・消耗品

掲載ページ

QBlot kit シリーズ

P40

ブロッティング装置

名称

WSE-7210 EzFastblot HMW

AE-1465 EzFastBlot
AE-1460 EzBlot

その他ブロッティング用膜

P41-42ステンレス電極板（陰極 -）白金チタン電極板（陽極 +）WSE-4025 ホライズブロット 2M

各種ブロッティング試薬に対応

・WSE-4056/7/8 QBlot kit

5 ～ 30 分（P40）

・WSE-7210 EzFastBlot HMW
・AE-1465 EzFastBlot
・AE-1460 EzBlot

本体は丸洗いが可能です。
（洗浄後は風乾してください）

30 ～ 60 分（P41）

10 ～ 30 分（P42）30 ～ 60 分（P42）

上部電極（陰極）を乗せるだけで簡単にロックされます。
アンロックは両サイドレバーを軽く引き上げるだけです。
上部電極をセットするときは水平に静かにおろしてください。

ブロッティング用ローラー
効果的に気泡を抜くことができます。標準付属品

価格
入数

価格

2322466 WSE-4025 ホライズブロット 2M

1台

128,000円

2322467 WSE-4025M ホライズブロット 2M(P+ 膜・ろ紙 )1式

159,920円

2322479 ブロッティング用ローラー1個

4,800円

商品コード

型式

名称

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

80ブロッティング装置
WSE-4045 ホライズブロット 4M （HolizeBLOT 4M）
ミニゲル 4 枚用 セミドライブロッティング装置

・EzFastBlotを使用し、高速セミドライブロッティング可能！
・EzFastBlot HMWを使用し、高分子タンパク質のブロッティング可能！
ホライズブロット 4Mは、セミドライブロッティング装置です。ミニゲル4枚サイズで、通常の転写条件のほか、高速転写も可能です（高速転写用バッファーをご使用ください）。

ブロッティング装置

名称

WSE-4045 ホライズブロット 4M

ブロッティング方式

セミドライブロッティング

ブロッティングサイズ

最大 205(W) × 200mm(H)電極板

陽極 耐腐食性白金コートチタン板

電極間距離

最小 3mm ～最大 15mm（バネにより押圧）

ブロッティング試薬

EzFastBlot HMW/EzFastBlot：連続系 /EzBlot：不連続系

ブロッティング膜

WSE-4050/4051/4052/4053/4054

ブロッティングろ紙

0.9mm 厚 CB-06A/CB-09A/CB-13A/CB-20A を推奨

寸法・質量246mm(W) × 235mm(D) × 92mm(H)・3.0kg

ミニゲル× 4 枚

転写試薬・消耗品

掲載ページ

QBlot kit シリーズ

P40

WSE-7210 EzFastblot HMW

陰極 ステンレス

AE-1465 EzFastBlot
AE-1460 EzBlot

その他ブロッティング用膜

P41-42

PVDF 膜

P43

ろ紙

P44

本体は丸洗いが可能です。
（洗浄後は風乾してください）

上部電極（陰極）を乗せるだけで簡単にロックされます。
アンロックは両サイドレバーを軽く引き上げるだけです。
上部電極をセットするときは水平に静かにおろしてください。

WSE-4045 ホライズブロット 4M
各種ブロッティング試薬に対応

・WSE-4056/7/8 QBlot kit

5 ～ 30 分（P40）

・WSE-7210 EzFastBlot HMW
・AE-1465 EzFastBlot
・AE-1460 EzBlot

30 ～ 60 分（P41）

10 ～ 30 分（P42）30 ～ 60 分（P42）
ブロッティング用ローラー
効果的に気泡を抜くことができます。標準付属品

価格
入数

価格

2322476 WSE-4045 ホライズブロット 4M

1台

168,000円

2322477 WSE-4045・M ホライズブロット 4M(P+ 膜・ろ紙 )1式

199,920円

2322479 ブロッティング用ローラー1個

4,800円

商品コード

81

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

汎用機器

ATTO 実験室用 汎用機器シリーズ

ページ

製品

ブロックインキュベータ

WSC-2610 MyMiniBLOCK
WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H

85

汎用機器

83

分類

WSC-2620 PowerBLOCK
WSC-2630 PowerBLOCK Shaker

87

小型遠心機

WSC-2700 MyMiniSpin

88

ボルテックスミキサー

WSC-2800 MyMiniVortex

89

ロータリーミキサー

WSC-2900 ローテーターatto

90

シェーカー

WSC-2400 シーソーシェーカーatto

91

小型ゲル乾燥機
外部循環恒温装置

AE-3711 ラピドライ ミニ
CH301i クールサーキュレーター

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/82

小型ブロックインキュベータ
WSC-2610 MyMiniBLOCK （マイミニブロック）
手のひらサイズ 小型ブロックインキュベータ
・電気泳動サンプル処理
・酵素反応・各種 加温による実験に使用可能
ハンディタイプ
室温+5℃～100℃まで対応
専用ブロックは７種類（オプション）

ブロックインキュベータ

名称

WSC-2610 MyMiniBLOCK

温度範囲

室温+5℃～100℃

タイマー

0～999（sec or min）

プログラム

9ファイル/各2ステップ

温度精度≦ ±0.5℃（チューブ内液温）

加温速度

20℃→100℃ 15min以下

電源

DC24V

ACアダプタ

入力 100～240V

寸法(mm)

120(W)×152(D)×112(H)質量0.85kg40W

WSC-2610 MyMiniBLOCK

ブロックは別売です。

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H （マイミニブロック C&H）
冷却機能付き 小型ブロックインキュベータ
・電気泳動用の試料の調製
・DNA/RNAの変性や反応・大腸菌のトランスフォーメーション
・各種酵素反応・溶液の加熱・冷却、恒温化など

ハンディタイプ
0℃～100℃まで対応（室温20℃）
専用ブロックは７種類（オプション）
名称

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H

温度範囲

0℃～100℃※

タイマー

0～999（sec or min）

プログラム

9ファイル/各2ステップ

温度精度

100℃±0.5℃

加温速度

20℃→100℃ 15min以下
20℃→0℃ 30min以下

電源

DC24V

ACアダプタ

入力 100～240V

寸法(mm)

123(W)×165(D)×115(H)

質量

1.2kg

40℃±0.3℃

60W
出力 DC24V 72W※上記冷却温度は環境温度20℃の時のものです。
室温が高い場所では温度調節が制限される場合があります。

83

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

ブロックは別売です。

TEL 03-5827-4861

アルミブロック
WSC-2610/2615 MyMiniBLOCK/MyMiniBLOCK C&H 用 ブロックMyMiniBLOCK/MyMiniBLOCK C&Hにはブロックは付属していません。ブロックは、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mL/
角セル/15mL/50mL用チューブから選択可能です。使用する容器に合わせて、以下の表を参考にして、ブロックを選択してください。

コードNo.

製品名

内径×深さ

底形状

A

400264040本×0.2mL M.T用ブロック(2610/15)A

Φ6.1×17mm

円錐形

B

4002641

24本×0.5mL M.T用ブロック(2610/15)B

Φ7.9×27mm

円錐形

C

4002642

15本×1.5mL M.T用ブロック(2610/15)C

Φ10.8×30mm

円錐形

D

4002643

15本×2.0mL M.T用ブロック(2610/15)DΦ10.8×30mm

丸底E4002644

8本×12.5×12.5×32mm 角セル用ブロック(2610/15)E

13×13×32mm

平底F

4002645

4本×15mL C.T用ブロック(2610/15)FΦ16.9×80mm

平底G

4002646

2本×50mL C.T用ブロック(2610/15)G

Φ29×80mm

平底

ブロックインキュベータ

記号ブロックとチューブの密着度を上げる場合は、少量の水（蒸留水等）をブロックの穴に加えると温度精度の向上が期待できます。
使用するチューブの形状とブロック穴の形状を確認の上選択してください。

価格
名称

入数

価格

4002610 WSC-2610 MyMiniBLOCK

1台

59,800円

4002615 WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H

1台

99,800円

4002640 40 本× 0.2mL M.T 用ブロック (2610/15)A

1個

14,800円

4002641 24 本× 0.5mL M.T 用ブロック (2610/15)B

1個

14,800円

4002642 15 本× 1.5mL M.T 用ブロック (2610/15)C

1個

14,800円

4002643 15 本× 2.0mL M.T 用ブロック (2610/15)D

1個

14,800円

4002644 8 × 12.5 × 12.5 × 32mm 角ｾﾙ用ブロック (2610/15)E

1個

14,800円

4002645 4 本× 15mL C.T 用ブロック (2610/15)F

1個

14,800円

4002646 2 本× 50mL C.T 用ブロック (2610/15)G

1個

14,800円

商品コード

型式

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

84ブロックインキュベータ
WSC-2620 PowerBLOCK （パワーブロック）
高性能な汎用ブロックインキュベータ

WSC-2630 PowerBLOCK Shaker （パワーブロック シェーカー）振とう機能搭載！ 高性能な汎用ブロックインキュベータ

PowerBLOCKシリーズは、冷却・加温可能で、ミキシングができる多用途タイプ（WSC-2630）もラインナップしています。
別売のブロックを組み合わせて、いろいろな容器の加温や冷却、ミキシングが可能です。

・電気泳動サンプル処理
・酵素反応・各種 加温/冷却による実験に使用可能

ブロックインキュベータ

WSC-2620 PowerBLOCK 温度制御スピードが速い

WSC-2630 PowerBLOCK Shaker

名称

WSC-2620 PowerBLOCK

WSC-2630 PowerBLOCK Shaker

温度範囲-5℃～100℃ (室温25℃)(室温20℃のときは-10℃～)

4℃～100℃ (室温25℃)(室温20℃のときは0℃～)

タイマー

1min～99h59min

1min～99h59min

プログラム

5ファイル/連結可能

5ファイル/連結可能

温度精度≦ ±0.5℃（チューブ内液温）≦ ±0.5℃（チューブ内液温）

加温速度

20℃→100℃ 15min 以下

20℃→100℃ 15min 以下

冷却速度

20℃→ －5℃ 30min 以下
20℃→ －10℃ 30min 以下

100℃→ 20℃ 15min 以下
室温→ 室温－20℃ 30min 以下

回転速度

－

200～1500rpm

電源AC100V～115V

寸法(mm)

212(W)×300(D)×180(H)

220(W)×300(D)×170(H)

質量

5.0kg

8.5kg

-5℃～100℃まで対応
専用ブロックは15種類（オプション）

200W

AC100V～115V

温度制御+ミキシング
4℃～100℃まで対応
専用ブロックは15種類（オプション）

150W

価格
入数

価格

4002620 WSC-2620 PowerBLOCK

1台

148,000円

4002630 WSC-2630 PowerBLOCK Shaker

1台

288,000円

商品コード

85

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

アルミブロック
WSC-2620 PowerBLOCK / WSC-2630 PowerBLOCK Shaker用ブロック
使用する容器に合わせて以下の表からブロックを選択
してください。
WSC-2620と2630は共通のブロックです。

コードNo.

製品名

内径×深さ

底形状

使用温度 ℃

回転上限 rpm

A

4002650

96本×0.2mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ6.7×15mm

円錐形-10~100

1500

B

4002651

54本×0.5mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ7.9×23mm

円錐形-10~100

1500

C

4002652

35本×1.5mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ10.8×30mm

円錐形-10~100

1500

D

4002653

35本×2.0mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ10.8×30mm

丸底-10~100

1500

E4002654

15本×0.5mL/20本×1.5mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ7.9×23mm / Φ10.8×30mm

円錐形-10~100

1500

F

4002655

24本×Φ12mm 遠心管用ブロック(2620/2630)

Φ12×30mm

平底

0~100

1200

G

4002656

12本×15mL 遠心管用ブロック(2620/2630)

Φ16.9×98mm

平底

0~100

ー

H

4002657

6本×50mL 遠心管用ブロック(2620/2630)

Φ29×98mm

平底

0~100

ー

I

4002658

103×67×30mm 温浴槽用ブロック(2620/2630)

103×67×30mm

平底

0~100

1500

L

4002661

96ディープウエルプレート用ブロック(2620/2630)

130×88×40mm

平底

8~80

900

M

4002662

15本×5mL チューブ用ブロック(2620/2630)

Φ16.5×47mm

円錐形

0~100

1200

N

4002663

24本×2.0mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ10.8×34mm

丸底

0~100

1200

O

4002664

24本×1.5mL M.T用ブロック(2620/2630)

Φ10.8×34mm

円錐形

0~100

1200

P

4002665

96ディープウエルプレート用ブロック(2620/2630)

ー

ー

0~100

1200

Q

4002666

96ウエルプレート用ブロック(2620/2630)

ー

棒

0~100

1200

※ブロック「F」「G」「H」遠心管用の穴は平底です。水を入れることでより温度精度良くご使用いただけます。
※ブロック「G」「H」遠心管用はWSC-2630のミキシング用途には適しません。恒温化は可能です。
※ブロック「L」ディープウエルプレート用の蓋は最高80℃までの使用になります。
※1.5mL M.T用ブロック「C」「O」、2.0mL M.T用ブロック「D」「N」の違いは右記の通りです。
ブロック※タイタープレート用ブロック「L」「P」「Q」の違いは下記の通りです。
L：ブロックは槽の形状（写真参照）
穴数
P：ブッロク96穴仕様に合わせた棒状（写真参照） 蓋は不透明
穴の深さ
Q：ブロック表面からの蓋の高さは約30mm ディーププレートも使用可能
蓋は不透明
蓋の高さ

1.5mL 用 C 型
2mL 用 D 型

1.5mL 用 O 型
2mL 用 N 型

35

24

ブロックインキュベータ

記号30mm（チューブ約 2/3 まで） 34mm（チューブ首まで）10mm（ブロック表面から）20mm（ブロック表面から）

価格
入数

価格

4002650 96 本× 0.2mL M.T 用ブロック (2620/30) A

1個

28,800円

4002651 54 本× 0.5mL M.T 用ブロック (2620/30) B

1個

28,800円

4002652 35 本× 1.5mL M.T 用ブロック (2620/30) C

1個

28,800円

4002653 35 本× 2.0mL M.T 用ブロック (2620/30) D

1個

28,800円

4002654 15X0.5mL+20X1.5mLM.T 用ブロック (2620/30) E

1個

28,800円

4002655 24 本×φ 12mm 遠心管用ブロック (2620/30) F

1個

28,800円

4002656 12 本× 15mL 遠心管用ブロック (2620/30) G

1個

28,800円

4002657 6 本× 50mL 遠心管用ブロック (2620/30) H

1個

28,800円

4002658 103 × 67 × 30mm 温浴槽用ブロック (2620/30) I

1個

28,800円

4002661 96 ディープウエルプレート用ブロック (2620/30) L

1個

28,800円

4002662 15 × 5mL 遠心チューブ用ブロック (2620/30) M

1個

28,800円

4002663 24 本× 2.0mL M.T 用ブロック (2620/30) N

1個

28,800円

4002664 24 本× 1.5mL M.T 用ブロック (2620/30) O

1個

28,800円

4002665 96 ディープウエルプレート用ブロック (2620/30) P

1個

28,800円

4002666 96 ウエルプレート用ブロック (2620/30) Q

1個

28,800円

商品コード

型式

名称

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/86小型卓上遠心機
WSC-2700 MyMiniSpin （マイミニスピン）
多種類のチューブに対応した小型遠心機
・小型軽量の遠心機
・４種類のチューブを同時に遠心可能（アダプター不要）
・付属アダプターで1.5/2.0mL チューブ用穴を 0.2mL 又は 0.5mL チューブ に利用可能
・タイマー機能付き・カバーの開閉でON/OFF
MyMiniSpinは小型で、省スペースの遠心機です。エッペンチューブ等の溶液のスピンダウンに使用します。
４種類のチューブが使用可能で、バランスを取れば、同時に遠心可能です。チューブアダプターを使用すればサイズの違うホルダーにもチューブをセットし遠心可能です。
遠心の開始・終了は蓋の開け閉めだけでOK、タイマー機能も使用可能です。

小型遠心機

名称

WSC-2700 MyMiniSpin

最大回転数

6000rpm（2300 × g）

タイマー

1 秒～ 9999 分

電源

AC100V 50/60Hz

寸法

156（W）× 176（D）× 121mm（H）

質量

1.6kg

構成品

MyMiniSpin 本体
0.5mL チューブアダプター：8 個
0.2mL チューブアダプター：8 個

45W

2.0/1.5mL チューブ用穴に付属のアダプターを装着すると0.2mLチューブと0.5mLチューブが使用可能になります。
0.2mL8連チューブは切らずにご使用ください。
ホルダー開口部直径

チューブ直径

フタ径（開口部）

0.2mLチューブΦ 6.05mm＜ 6.05mm

6.5mm

0.5mLチューブΦ 8.15mm＜ 7.75mm

8.2mm

1.5/2.0mLチューブ

Φ 11.02mm＜ 10.62mm

11.05mm

価格
商品コード

型式

名称

4002700 WSC-2700 MyMiniSpin

87

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

入数

価格

1台

48,000円

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

小型ボルテックスミキサー
WSC-2800 MyMiniVortex （マイミニボルテックス）
小型でもパワフルなボルテックスミキサー
・小型軽量・省スペースなボルテックスミキサー
・エッペンチューブ、15mL/50mLコニカルチューブを攪拌可能・小さなボディでもパワフル！
・タッチによる運転/ボタンによる連続運転
MyMiniVortexは小型で、省スペースのボルテックスミキサーです。エッペンチューブ等から15～50mLコニカルチューブなどの攪拌に使用します。
ボディは小さいですが、パワフルな攪拌が可能です。タッチによる運転とボタン操作による連続運転が可能です。
WSC-2800 MyMiniVortex

回転数4000rpm

モード

タッチで運転 / ボタンで連続運転

回転軌道

4.5mm

攪拌可能液量

最大 50mL

電源

DC12V 0.6A

AC アダプタAC100 ～ 240V 50/60Hz

寸法110（W）× 110（D）× 86mm（H）

質量

1.1kg

使用環境

4℃～ 40℃（結露なきこと）

ボルテックスミキサー

名称

0.3A

50mLチューブ

15mLチューブ

1.5mLチューブ

価格
商品コード

型式

名称

4002800 WSC-2800 MyMiniVortex

アトー株式会社ホームページ

入数

価格

1台

39,800円

https://www.atto.co.jp/

88

小型卓上ロータリーミキサー
WSC-2900 ローテーター atto （Rotator atto）
多種類のチューブに対応した小型遠心機
・DNA やタンパク質などサンプル抽出・培養用ミキシング
・免疫沈降「ローテーター atto」は回転式のミキシング装置です。50mL/15mL のコニカルチューブ、
1.5mL のエッペンチューブのミキシングが可能です。ターンテーブルは垂直状態（0°）～水
平状態（90°）まで角度調整が可能です。角度を変えることで、チューブ内の溶液を効率よく攪拌可能です。
積層ホルダー（オプション）を使用すると、ターンテーブル A/B/C/E（オプション）を 2 段
重ねで使用できます。同時に複数のチューブを大量に回転させることが可能です。

ローテーター

名称

WSC-2900 ローテーター atto

回転数

10 ～ 80rpm

アングル調整範囲

0°～ 90°タイマー

1 ～ 9999min

ターンテーブル（オプション）

Ａ：50mL コニカルチューブ× 10 本
Ｂ：15mL コニカルチューブ× 18 本
Ｃ：1.5mL エッペンチューブ× 64 本
Ｅ：50mL × 10 本 /15mL × 10 本 /1.5mL × 30 本
※積層ホルダーを使用して 2 段重ね可能

電源

AC100V 50/60Hz

寸法

206（W）× 260（D）× 300mm（H）

質量

4.5kg（本体のみ）

使用環境

4℃～ 45℃（結露なきこと）

積層ホルダー

35W
ターンテーブルを2段重ねにするにはオプションの「積層ホルダー」を使用します。

ターンテーブル・積層ホルダー（オプション）
ターンテーブル A

ターンテーブル B

ターンテーブル C

ターンテーブル E

50mL×10本

15mL×18本

1.5mL×64本

50mL×10本、15mL×10本
1.5mL×30本

コードNo.4002940

コードNo.4002941

コードNo.4002942

コードNo.4002944

価格
名称

入数

価格

4002900 WSC-2900 ローテーター atto

1台

88,000円

4002940 ターンテーブル (WSC-2900 用 ) A

1個

26,800円

4002941 ターンテーブル (WSC-2900 用 ) B

1個

26,800円

4002942 ターンテーブル (WSC-2900 用 ) C

1個

26,800円

4002944 ターンテーブル (WSC-2900 用 ) E

1個26,800円

4002949 積層ホルダー (WSC-2900 用 )1個

9,800円

商品コード

89

型式

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

シーソー型シェーカー
WSC-2400 シーソーシェーカー atto （ Seesaw Shaker atto）
振とうムラの少ないシェーカー

・ウエスタンブロッティングの各ステップ反応
・ゲルの染色脱色操作

群を抜く液交換効率！
電気泳動のプロが監修

・チューブの振とう「シーソーシェーカーatto」は、ウエスタンブロッティングのブロッキ
ングや抗体反応・洗浄作業や、ゲルの染色などに使用できるシーソー式のシェーカーです。
一般的なシーソー型シェーカーよりも、振とう台の支点を下げて、振り幅を大きくしたため、ゆっくりでもムラなく全体に溶液がよく撹拌されます。また壊れやすいゲルの染色にも最適です。
振とうムラが少ないため、特にウエスタンブロッティングや銀染色などの高感度検出法に最適です。
名称

WSC-2400 シーソーシェーカーatto

振とう

速度 最大48rpm

振とう台

309(W)×202mm(H)

寸法・質量

303(W)×205(D)×165.2mm(H)・4.7kg

電源AC100～120V

付属品

本体・スティックシート（滑り止め）1枚・スチロールケース2個・ACケーブル・取扱説明書

角度±8度に振とうします。

シーソー式

シェーカー

50/60Hz

メトロノームのよう5W標準仕様でスチロールケースを最大 6 個
同時に振とう可能です。

標準付属のスチロールケース（2 個）10cm × 10cm サイズのスチロールケース
2 個が標準付属します。

チューブ振とうに使用可能
オプションの固定具を使用すれば、写真の様にチューブをステージに固定して振とう可能です。

上段振とう台設置
オプションの上段振とう台を追加すればより多くの膜やゲルを同時に処理可能です。

ウエスタンブロッティング関連試薬
・ブロッティング試薬・ウォッシュバッファー・発色試薬・発光試薬 など→p39～49に掲載しています。
好評！「ケミルミ検出のコツ」
ウエスタンブロッティングの発光検出を成功させるためのコツ満載！
アトーウエブサイトからPDFをダウンロード可能です。
「ATTO」「 ケミルミのコツ」で検索

価格
入数

価格

2312200 WSC-2400 シーソーシェーカー atto

1台

138,000円

2312210 WSC-2400 用 上段振とう台

1個

24,800円

2312211 固定具 (WSC-2400 用 フック付ゴム紐 4 本組 )4 本組

4,800円

2312212 スティックシート (WSC-2400 用 2 枚組 )2 枚組

4,800円

2312213 スチロールケース (4 個組 )4 個組

2,800円

商品コード

型式

名称

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

90

ゲル乾燥機 / 外部循環恒温装置
AE-3711 ラピドライ ミニ （Rapidray Mini）
ポリアクリルアミドゲル用乾燥機
・ポリアクリルアミドゲルの乾燥に・ゲルをろ紙に乾燥固定
・ポリアクリルアミドゲル電気泳動像の長期保存に
ラピドライ ミニは、上下から加温し、吸引しながらポリアクリルアミドゲルをろ紙に乾燥固定することが可能です（別途吸引用のポンプやアスピレーターが必要です）。

汎用機器

名称

AE-3711 ラピドライ ミニ

乾燥部

200×190mm

設定温度

40～80℃

連続可変タイマー

0～180分

タイムアップアラーム付き

ヒーター

基部/上蓋

寸

法

240mm(W)×350mm(D)×135mm(H)

質

量

2.5kg

電

源

AC100V 50/60Hz

90W（最大 400W）

AE-3711 ラピドライ ミニ

CH-301i クールサーキュレーター （Cool Circulator）
冷却水・温水用 外部循環恒温装置（水槽）・温度コントロールを必要とする実験に
・外部循環機能付き恒温水槽
・電気泳動の恒温化
・酵素反応 他 各種反応に・冷却カメラなどの水冷装置として

名称

CH‐301i型

クールサーキュレーター

使用温度範囲‐20℃～+80℃

冷媒

R134a

温度調節精度±0.05℃～±0.1℃、最小設定単位 0.1℃

循環ノズル

360°回転Ｌ字型ノズル
外径 φ11mm（ホース内径φ8～10使用可能）

水槽容量

約3.5L

寸法

200mm(W)×485mm(D)×436mm(H)

質量

約21kg

電源

AC100V

160g（代替フロン）

50/60Hz

CH-301i クールサーキュレーター

最大8.5A価格
入数価格

2385210 AE-3711 ラピドライ ミニ

1台

248,000円

2398006 シリコンカバーシート (3711 用 )2 枚組

2 枚組

20,000円

2398008 フィルター板 (3711 用 )3 枚組

3 枚組

15,000円

2398009 ステンレス支持板 (3711 用 )1枚15,000円

3521215 CH-301i クールサーキュレーター

1台

498,000円

商品コード

91

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ペリスタポンプ

ATTO 実験室用 汎用機器シリーズ

ページ

製品

93

汎用ポンプ 高流量タイプ

SJ-1211Ⅱ-H ペリスタポンプ

94

汎用ポンプ 低流量タイプ

SJ-1211Ⅱ-L ペリスタポンプ
SJ-1211Ⅱ-L-2 ペリスタポンプ（2流路）
SJ-1211Ⅱ-L-3 ペリスタポンプ（3流路）
SJ-1211Ⅱ-L-4 ペリスタポンプ（4流路）

95

外部制御型 高流量タイプ

AC-2110Ⅱ ペリスタポンプ
AC-2110Ⅱ-2 ペリスタポンプ（2流路）
AC-2110Ⅱ-3 ペリスタポンプ（3流路）
AC-2110Ⅱ-4 ペリスタポンプ（4流路）

96

外部制御型 高精度タイプ

AC-2120 ペリスタバイオミニポンプ

97

デジタルポンプ

WSP-3300 PeristaQuantumPump

98

ポンプ制御ソフト

PeristaQuantumPump Support Program99

ペリスタポンプ用消耗品

カセットセット
シリコンチューブ

100

フラクションコレクター

AC-5700P マイクロコレクター

ペリスタポンプ

分類など

半世紀に及ぶ実績と信頼性 !!
商品名「ペリスタポンプ

PERISTA PUMP」はアトーの登録商標です。

「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ（ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリス
タルティックポンプなどと呼ばれる）です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため ､ 汚染されず ､ 無菌的に送液する事もできます。
また ､ 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
ローラーの回転方向■用途
・クロマトグラフィーの送液ポンプとして・発酵培養液の送液ポンプとして、・灌流培養・灌流固定の送液ポンプとして・薬液灌流実験の送液ポンプとして・調液用ポンプとして・灌流送液ポンプとして
その他、研究所・生産工場まで幅広くご利用いただけます。

送液方向

ローラー

ペリスタポンプの長時間連続運転時の注意点●シリコンチューブの消耗●カセット・ローラーの磨耗●内部ギアの磨耗（修理対応になります）
部品消耗時は消耗品の交換を行ってください。

シリコンチューブ
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

チューブ押さえ92

汎用ポンプ

高流量タイプ

SJ-1211 Ⅱ -H ペリスタポンプ （Perista Pump）
汎用型 高流量ポンプ

・流量 7～700mL/h（内径1mm/2mm/3mmチューブ使用のトータル範囲）
・送液方向切替
・送液スピード調整ダイヤル

ペリスタポンプ

流量目安グラフSJ-1211Ⅱ-H ペリスタポンプ

グラフは、内径1mm/2mm/3mmのシリコンチューブごとの流量です。ダイヤル目盛と大まかな流量は上記グラフを参考にしてください。実際に使用する場合は、単位時間当たりの実測した送液量をご確認ください。

名称

SJ-1211Ⅱ-H ぺリスタポンプ

流7～700mL/h（内径1mm～3mmチューブを使用）

量

流量可変域

1～20倍（同一径チューブ）

流

路

1

外部制御

なし

寸

法

110(W)×150(D)×180mm(H)

質

量

2.0kg

電

源

AC100V 50/60Hz

構成品

12VA

送液方向切替
スイッチ

流量調整
ダイヤル

SJ-1211 Ⅱ -H 本体、カセット A 部一式（組込済）
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

価格
商品コード

型式

名称

1221300 SJ-1211 Ⅱ -H ペリスタポンプ（高流量）

入数

価格

1台

88,000円

ペリスタポンプの消耗品はP99に掲載しています。

93

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

汎用ポンプ

低流量タイプ

SJ-1211 Ⅱ -L ペリスタポンプ （Perista Pump）
汎用型 低流量・多流路ポンプ

・流量 0.7～100mL/h（内径1mm/2mm/3mmチューブ使用のトータル範囲）
・多流路型（2流路/3流路/4流路）
・送液方向切替
・送液スピード調整ダイヤル

SJ-1211 Ⅱ -L（1 流路）

SJ-1211 Ⅱ -L-2（2 流路）
SJ-1211Ⅱ-L-2

SJ-1211Ⅱ-L-3

量

0.7～100mL/h（内径1mm～3mmチューブを使用）

流量可変域

1～30倍（同一径チューブ）

流

流

1

路

SJ-1211 Ⅱ -L-4（4 流路）

2

外部制御

SJ-1211Ⅱ-L-4

3

4

なし

寸

法

110(W)×150(D)×180mm(H)

110(W)×150(D)×198mm(H)

110(W)×150(D)×216mm(H)

110(W)×150(D)×234mm(H)

質

量

2.1kg

2.35kg2.6kg

2.85kg

電源

AC100V 50/60Hz
11.8VA

AC100V 50/60Hz
12.6VA

AC100V 50/60Hz
13.4VA

AC100V 50/60Hz
14.2VA

SJ-1211 Ⅱ -L 本体
カセット A 部一式（組込済）
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

SJ-1211 Ⅱ -L 本体
カセット A 部一式（組込済）
追加用カセットセット：1 個
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

SJ-1211 Ⅱ -L 本体
カセット A 部一式（組込済）
追加用カセットセット：2 個
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

SJ-1211 Ⅱ -L 本体
カセット A 部一式（組込済）
追加用カセットセット：3 個
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

構成品

ペリスタポンプ

SJ-1211Ⅱ-L

名称

SJ-1211 Ⅱ -L-3（3 流路）

流量目安グラフ
グラフは、内径1mm/2mm/3mmのシリコンチューブごとの流量です。ダイヤル目盛と大まかな流量は左記グラフを参考にしてください。実際に使用する場合は、単位時間当たりの実測した送液量をご確認ください。

価格
入数

価格

1221310 SJ-1211 Ⅱ -L ペリスタポンプ（低流量）

1台

108,000円

1221312 SJ-1211 Ⅱ -L-2 ペリスタポンプ （低流量） 2 流路

1式

153,000円

1221313 SJ-1211 Ⅱ -L-3 ペリスタポンプ （低流量） 3 流路

1式

198,000円

1221314 SJ-1211 Ⅱ -L-4 ペリスタポンプ （低流量） 4 流路

1式

243,000円

商品コード

型式

名称

ペリスタポンプの消耗品はP99に掲載しています。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/94外部制御型

高流量タイプAC-2110 Ⅱ ペリスタポンプ （Perista Pump）
外部制御型 高流量ポンプ

・流量 5～1500mL/h（内径1mm/2mm/3mmチューブ使用のトータル範囲）
・多流路型（2流路/3流路/4流路）
・外部制御端子・送液方向切替
・送液スピード調整ダイヤル

ペリスタポンプ

AC-2110 Ⅱ（1 流路）
AC-2110Ⅱ

名称
流

AC-2110 Ⅱ -2（2 流路）
AC-2110Ⅱ-2

AC-2110 Ⅱ -4（4 流路）

AC-2110Ⅱ-3

AC-2110Ⅱ-4

5～1500mL/h（内径1mm～3mmチューブを使用）

量

1～45倍（同一径チューブ）

流量可変域
流

AC-2110 Ⅱ -3（3 流路）

1

路

2

外部制御

3

4
110(W)×150(D)×234mm(H)

あり

寸

法

110(W)×150(D)×180mm(H)

110(W)×150(D)×198mm(H)

110(W)×150(D)×216mm(H)

質

量

1.5kg

1.75kg2.0kg

2.25kg

電源

AC100 ～ 240V
50/60Hz 13.3VA

AC100 ～ 240V
50/60Hz 14.6VA

AC100 ～ 240V
50/60Hz 15.9VA

AC100 ～ 240V
50/60Hz 17.2VA

構成品

AC-2110 Ⅱ本体
カセット A 部一式（組込済）
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

AC-2110 Ⅱ本体
カセット A 部一式（組込済）
追加用カセットセット：1 個
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

AC-2110 Ⅱ本体
カセット A 部一式（組込済）
追加用カセットセット：2 個
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

AC-2110 Ⅱ本体
カセット A 部一式（組込済）
追加用カセットセット：3 個
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書

流量目安グラフ
グラフは、内径1mm/2mm/3mmのシリコンチューブごとの流量です。ダイヤル目盛と大まかな流量は左記グラフを参考にしてください。実際に使用する場合は、単位時間当たりの実測した送液量をご確認ください。

価格
入数

価格

1221330 AC-2110 Ⅱ ペリスタポンプ（広流量）1台

128,000円

1221332 AC-2110 Ⅱ -2 ペリスタポンプ （広流量） 2 流路

1式

173,000円

1221333 AC-2110 Ⅱ -3 ペリスタポンプ （広流量） 3 流路

1式

218,000円

1221334 AC-2110 Ⅱ -4 ペリスタポンプ （広流量） 4 流路

1式

263,000円

商品コード

95

型式

名称

ペリスタポンプの消耗品はP99に掲載しています。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

外部制御型

高精度タイプAC-2120 ペリスタバイオミニポンプ （Perista Bio Mini Pump）
外部制御型 高精度ポンプ

・流量 0.1～1000mL/h（内径1mm/2mm/3mmチューブ使用のトータル範囲）
・流量可変

1～1000倍（同一径チューブ）・外部制御端子・送液方向切替
・送液スピード調整ダイヤル（高精度タイプ）

ペリスタポンプ

流量目安グラフ
グラフは、内径1mm/2mm/3mmのシリコンチューブごとの流量です。ダイヤル目盛と大まかな流量は上記グラフを参考にしてください。実際に使用する場合は、単位時間当たりの実測した送液量をAC-2120 ペリスタバイオミニポンプ

ご確認ください。

名称

AC-2120 ペリスタバイオミニポンプ

流0.1～1000mL/h（内径1mm～3mmチューブを使用）

量

流量可変域

1～1000倍（同一径チューブ）

流

路

1

外部制御

あり

寸

法

110(W)×150(D)×180mm(H)

質

量

2.2kg

電

源

AC100V 50/60Hz

構成品

10VA

AC-2120 本体、カセット A 部一式（組込済）
シリコンチューブセット（5-3/4-2/3-1mm、各 1m）
取扱説明書
外部制御用端子

価格
商品コード

型式

名称

1221200 AC-2120 ペリスタバイオミニポンプ

入数

価格

1台

198,000円

ペリスタポンプの消耗品はP99に掲載しています。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

96デジタルポンプ
WSP-3300 PeristaQuantumPump （ペリスタクォンタムポンプ）
世界最高レベルの機能・性能・再現性を実現！デジタル式新ペリスタポンプ■《金属非接触》BioSafeな無菌・コンタミフリー・衛生清浄送液■《低脈流化》12本架回転ローラーシステム■《タッチパネル操作・設定》明快自在操作■《流量高再現性》を実現■《3流路/チャンネルの経済性・連続使用期間の延長》■《ペリスタ純正標準チュービング》採用■《高い流量精度》を支える精密高剛性メカ■《外部制御》で生産性向上

世界の既存のペリスタルティック（間欠送液）ポンプが克服できなかった限界に、新たなブレー
クスルーをお届けします。送液安定性、送液精度、送液再現性・パネル操作性、外部制御性等、既存技術が果たせなかったパラダイムへ！

研究プロセス ~ 各種バイオプロセスにフル対応！

ペリスタ純正標準チュービング採用
オレフィン

シリコン

『ATTO 純正標準チュービング』は回転ローラー押圧耐久特製オレペリスタポンプ

イソプロピルアルコール〇×

フィン系樹脂チュービングで特に耐薬品性が良く、シリコンチュー

メチルアルコール〇△ブで送液可能な溶液をカバーし、酸・アルカリ溶液や一部の有機溶

塩酸 (20％、20℃）〇

×媒の送液も可能です。

硫酸 (10％、20℃）〇

×

水酸化ナトリウム (10％、20℃）〇

×

高い流量精度
高い流量精度で数日⇒数週間⇒月間（液体種依存）の連続使用可能
測定時間

24 時間

測定間隔

1min

平均流量 (mL/min)

1mL/min

標準偏差0.00351

不確かさ (k=3)± 1.0％

明快自在なタッチパネル操作・設定

外部制御で生産性向上

流量キャリブレーション機能による流量デジタル表示『ペ外部制御用 USB 端子で START・STOP・送液方向・回転

リスタ純正標準チュービング』にはキャリブレーション

数（最大回転数に対する％設定）をコントロール。

による代表値が入力済

フットスイッチ専用端子、流量計専用端子搭載。

流量計
USB
フットスイッチ

キャリブレーション操作例

97

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

デジタルポンプ・PC制御ソフト
製品名

WSP-3300 PeristaQuantumPump®

チャンネル数

３チャンネル

送液量0.01~13mL ／ min （内径 2mm
0.01~35mL ／ min （内径 4mm

流量安定性±１％／ h（内径 2mm

揚程

押出 21m 以上

チューブ

ATTO 純正標準チュービング

チューブ寿命2 週間以上（連続使用）

ローラー

12 本

タッチパネル

4.3 インチ感圧式

設定

START/STOP チューブ径 停電処理 連続運転（流量・最大回転数に対する％・回転数）
自動停止機能（容量・時間） 送液方向：CW/CCW 流量校正（内蔵タイマーと実測液量による）表示

流量（mL/min mL/h）
回転数
最大回転数に対する％
実流量 タイマーまたは容量設定時は残時間・残容量

使用環境

温度：4~40℃

モータ

ステッピングモータ

本体材質

AL・SUS・SPCC・POM

寸法・質量130mm(W) x 260mm(D) x 135mm(H) ・ 5kg

電源・消費電力

AC100~240V

構成品

ペリスタクォンタムポンプ本体、電源ケーブル、取扱説明書
ATTO 純正標準チュービング TPO-2/4（両端ルアーフィッティング付）× 3 本
ATTO 純正標準チュービング TPO-2/4（1m）× 1 本

ペリスタクォンタムポンプ

外径 4mm チューブ）外径 6mm チューブ）外径 4mm チューブにて安定後）

吸込 6m
内径 / 外径：2mm/4mm

SUS304

湿度：結露しないこと

50/60Hz

・20VA

汚染度：汚染度２

12W（6-4mm 標準チュービング 3 本使用時）

デジタル式ペリスタポンプ 外部制御アプリケーション

PeristaQuantumPump は USB 端子でパソコンと接続し、外部制御が可能です。
専用のプログラム「PeristaQuantumPump Support Program」（別売）により、離れた場所からのポンプ制御、タイムテーブルを利用した自動送液等が可能です。

送液制御部※制御用 PC はオプションです。

接続ポンプ表示

メイン画面（接続表示・送液制御）

送液スケジュール（流量・方向・時間）

価格
入数

価格

1221400 WSP-3300 PeristaQuantumPump

1台

448,000円

1221414 PQP Support Program

1式

100,000円

1221470 フットスイッチ

1個

25,000円

商品コード

型式

名称

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

98

ペリスタポンプ

PeristaQuantumPump Support Program（ペリスタクォンタムポンプサポートプログラム）

ペリスタポンプ

消耗品

ペリスタポンプ 消耗品
多流路型（SJ-1211 Ⅱ -L/AC-2110 Ⅱ）は最大 4 流路までカセットの増設が可能です。追加する場合は「ペリスタポンプ用
追加カセットセット」をご注文ください。ローラーが摩耗したときは、カセットの位置（上段：A か中段：B）によって選択してください。ローラー、シリコンチューブ、カセットなどは消耗品なので、使用状況に合わせて交換を行ってください。シリコンチューブのサイズは 3-1/4-2/5-3 と表記がありますが、外径 (mm)- 内径 (mm）を示しています。必要な長さのチュー
ブをご選択ください。

入数

価格1292231 カセット (A) 部一式 ( 上段 ) ペリスタⅠ / Ⅱ用

1組

38,000円

1292232 カセット (B) 部一式 ( 中段 ) ペリスタⅠ / Ⅱ用

1組

38,000円

1292233 ローラー (A) 部一式 ( 上段 ) ペリスタⅠ / Ⅱ用

1組

18,000円

1292234 ローラー (B) 部一式 ( 中段 ) ペリスタⅠ / Ⅱ用

1組

18,000円

1292235 ローラーカバー共通 ( クリア ) ペリスタⅠ / Ⅱ用

1組

5,000円

1組

45,000円

1292213 P/N12012 固定スタッド (2 ヶ組 )2 個組

3,500円

1292124 シリコンチューブセット ( 内径 1.2.3 各 1m)

1組

4,000円

1292121 P/N12021 3-1 シリコンチューブ (5m)

1本

5,000円

1292302 3-1 シリコンチューブ (10m)

1本

9,000円

1292303 3-1 シリコンチューブ (20m)

1本

17,000円

1292120 P/N12020 4-2 シリコンチューブ (5m)

1本

5,000円

1292305 4-2 シリコンチューブ (10m)

1本

9,000円

1292306 4-2 シリコンチューブ (20m)

1本

17,000円

1292119 P/N12019 5-3 シリコンチューブ (5m)

1本

5,000円

1292308 5-3 シリコンチューブ (10m)

1本

9,000円

1292309 5-3 シリコンチューブ (20m)

1本

17,000円

1221390 ペリスタポンプⅡ用 AC ケーブル

1本

3,960円

商品コード1292236

型式

名称

ペリスタポンプ用追加カセットセット

構成 ： カセット (B) 部一式、 固定スタッド、 シリコンチューブセット

ペリスタポンプ

ペリスタポンプ用追加カセットセット
・カセット(B)部一式(中段)ペリスタⅠ/Ⅱ用・固定スタッド(ねじ2個)・シリコンチューブセット
多連ペリスタポンプの2～4段用のカセットです。
センターのギアに連結用ボルトがあります。
AC-2110Ⅱ、SJ-1211Ⅱ-Lに追加可能です。
カセット(B)部一式(上段)ペリスタⅠ/Ⅱ用

カセット(A)部一式(上段)ペリスタⅠ/Ⅱ用

多連ペリスタポンプの2～4段用のカセットでペリスタポンプ最上段のカセットです。

す。センターのギアに連結用ボルトがありまセンターのギアに連結用ボルトがありす。AC-2110Ⅱ、SJ-1211Ⅱ-Lに追加可能でません。

す。既存のポンプに追加するには別途、固定
スタッド（2ケ組）が必要です。

WSP-3300 ペリスタクォンタムポンプ 消耗品
入数価格1221461 ATTO 純正標準チュービング（オレフィン）2/4（95mm ルアー付）

1式

20,000円

1221462 ATTO 純正標準チュービング（オレフィン）2/4 （5m）

1本

20,000円

1221463 ATTO 純正標準チュービング
（オレフィン）4/6（95mm ルアー付）

1式

20,000円

1221464 ATTO 純正標準チュービング（オレフィン）4/6 （5m）

1本

20,000円

1221470 フットスイッチ

1個

25,000円

商品コード

99

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

フラクションコレクター
AC-5700P マイクロコレクター （Micro Collector）
96 ウェルプレート用フラクションコレクター
・マイクロプレート対応（96/48/24/12穴）・クロマトグラフィーに最適
・マニュアルピーク分取可能
・3方電磁バルブ付

マイクロコレクターは、96/48/24/12穴のマイクロタイタープレートに対応したフラクションコレクターです。クロマトグラフィーの少量分取や、濃度勾配遠心分離後の回収等に利用できます。

AC-5700P マイクロコレクター

用

フラクションコレクター

途

駆動方式

X-Y 移動方式（分注ノズル）

分取容器・本数

96/48/24/12ウエル マイクロプレート・・・標準ラック
3.9mL(φ10mm×75mm)ガラスチューブ：48本・・・多用途ラック(オプション）
9mL(φ15×75mm)ガラスチューブ：24本・・・多用途ラック(オプション）

分取機能

タイマー分取：1~999秒/1～999分
ドロップ分取：1～999滴 カウント速度：2滴/秒（Max）

外部入力信号

スタート / リセット / ステップ

出力信号

ポンプAC / 電磁バルブDC / マーカー / スタート / エンド

寸法

240(W)×220(D)×185(H)mm

質

量

3.6kg

電

源

AC100V 50/60Hz 20VA
出力：電磁バルブ用 DC/ ポンプ用 AC（Max 1A）

付属品

フラクションコレクター

名称（5700 用）標準ラック：1 個 （5700 用）ダストカバー：1 個
三方電磁バルブ：1 個 （5700 用）マーカーケーブル MK-1：1 本
ドライバー：1 本 三方電磁バルブ用配管：1 式

価格
名称

入数

価格

1281500 AC-5700P マイクロコレクター

1台

550,000円

商品コード

型式

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

100

ケミルミ撮影装置

ATTO ケミルミ撮影装置シリーズ「ケミルミ撮影装置」
普及先導モデルケミルミ撮影装置

101

ページ

分類

製品

103

超高感度EM-CCDシステム

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

107

高感度高解像度冷却CCDシステム WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite109

高感度冷却CCDシステム

WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ

111

汎用冷却CCDシステム

WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ

113

IQOQ対応LuminoGraphシリーズ IQOQ
ImageSaver6 /CS Analyzser4 セキュリティーバージョンアップ
ImageSaver7 /CS Analyzser4 セキュリティーバージョンアップ

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ケミルミ撮影装置

装置一覧

アトーケミルミ撮影装置「LuminoGraph」シリーズ仕様比較
LuminoGraphシリーズはカメラ、レンズ、オプションなどの組合せで様々な用途に対応します。またシステムごとに特長があるため比較が難しい場合があります。以下は、LuminoGraphを項目ごとに比較をした表です。装置選択の参考にご利用ください。詳しくはアトー株式会社までお問い合わせください。

システム価格帯
150

価格（万円）

200

250

300

350

400

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM
WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite
WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ
WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ

基本仕様・オプション追加システム一覧
LuminoGraphシリーズはケミルミ撮影が可能な高感度カメラシステムを基本に、蛍光撮影や白色透過光源
撮影、プリンタ、画像解析ソフトウエア、制御用パソコンシステム等を追加可能です。
WSE-6200H
LuminoGraph Ⅱ

WSE-6100H
LuminoGraph Ⅰ

カメラ仕様

冷却EM-CCD（-40℃）

冷却CCD

冷却CCD（-40℃）

冷却CCD（-30℃）

レンズ仕様

F0.8
マニュアルフォーカス

F0.8
マニュアルフォーカス

F0.8
マニュアルフォーカス

F0.95
マニュアルフォーカス

解像度

2460×1620

2750×2200

1740×1300

1392×1040

最大画角

273×180mm

260×200mm

260×200mm

150×110mm

制御ソフト

ImageSaver7

LuminoGraph Ⅲ Lite

ImageSaver6

ImageSaver6

システムに追加可能なオプション製品
落射LED・Blue

〇

×

〇

〇

落射LED・Green

〇

×

〇

〇

落射LED・Red

〇

×

〇

〇

落射LED・NIR

〇

×

×

×

透過Cyan光源

〇

×

〇

〇

紫外線照射装置

〇

〇（標準）

〇

〇

白色透過光源

〇

〇（標準）

〇

〇

制御用 Windows PC

〇

〇

〇

〇

画像解析ソフト

〇

〇

〇

〇

プリンター

〇

〇

〇

〇

セキュリティーソフト

〇

×

〇

〇

蛍光ウエスタン・蛍光ゲル

蛍光ウエスタン・蛍光ゲル

蛍光ウエスタン・蛍光ゲル

蛍光ウエスタン・蛍光ゲル

蛍光ウエスタン・蛍光ゲル

蛍光ゲル

色素染色ゲル

感熱式プリンター

IQOQ適格性確認対応

ケミルミ撮影装置

WSE-6270
WSE-6370
LuminoGraph Ⅱ EM LuminoGraph Ⅲ Lite

蛍光ウエスタンブロットや蛍光ゲルの撮影用システムの詳細は、使用する蛍光物質の情報共にお問い合わせください。
IQ据付時適格性確認、OQ稼働時適格性確認、セキュリティーソフトの詳細はお問い合わせください。
ソフトウエアのWindows 11動作については近日対応予定です。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/102超高感度 化学発光・蛍光 撮影解析システム
WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM （ルミノグラフⅡ EM）
超高感度 冷却 EMCCD 搭載！ ケミルミ撮影システム
・超高感度 冷却EMCCDカメラ
・世界最高峰「F0.8」高感度レンズ搭載
・蛍光撮影用落射LED光源 搭載可能（オプション）「BlueRed LED」「GreenNIR LED」
・最大撮影サイズ「273×180mm」
・自動露光機能「AutoExposure」で高感度・広ダイナミックレンジ

ケミルミ撮影装置

名称

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

カメラ

超高感度冷却 EMCCD カメラ
冷却温度 -40℃（環境温度 30℃以下）

解像度

2460 × 1620

階調

16 ビット（65,536 階調）
原画：16bit TIFF / 16bit CCD

レンズ

F0.8

感度設定

EM Gain / ビニング

補正機能

フラットフィールド補正・ノイズフィルター

フィルター

手動切替 3 ポジション

撮影サイズ

106 × 70 ～ 273 × 180mm

庫内照明

白色 LED（扉連動 / 自動撮影に連動）

※

落射光源

高感度単焦点レンズ

5 ポジション

LuminoGraph Ⅱ EM棚位置による撮影サイズ
棚の番号とレンズの数字を合わせることでフォーカスを調整できます。
④：106×70mm① BlueRed LED セット
Blue：460 ～ 480nm Red：605 ～ 640nm② GreenNIR LED セット
Green：515 ～ 540nm NIR：715 ～ 745nm

制御ソフト

ImageSaver7（Windows 版・標準付属）
OS：Windows 10（64/32 bit)

寸法・質量365 (W) × 330 (D) x 580mm (H)

電源

AC100 ～ 240V

50/60 Hz・③：151×100mm②：197×130mm①：218×144mm

21 kg

120 W ( 最大 )底：273×180mm
UV用開口部：225×215mm※落射光源「BlueRed LEDセット」「GreenNIR LEDセット」はオプションです。

超高感度EMCCDカメラ
LuminoGraph Ⅱ EMは、シグナル増倍機構を備えたEMCCDカメラを採用しました。EM Gainおよびビニング（Binning）により感度調節が可能です。
また、EMCCDを-40℃まで冷却することで低ノイズ化し、F0.8の高感度レンズを備えることで、発光サンプルなどの微弱なシグナ
ルを高感度に検出可能です。
・EM Gain調節による感度アップ
・ビニングによる感度アップ
・-40℃冷却による低ノイズ化
・F0.8高感度レンズ採用
このような高性能な冷却EMCCDカメラを採用していますが、電源をONするだけで冷却や撮影準備を自動で行います。制御用ソフト「ImageSaver7」を起動すればすぐにサンプル撮影することが可能です。

EMゲイン比較
露光時間：1分 / ウエスタンブロッティングサンプル
EM Gain ① ×1 ② ×5 ③ ×15 ④ Max

①

②

③

EMCCDチップ
カメラ内で-40℃まで冷却されます。

EM＝Electron Multiplying

103④

電子増倍機能製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

発光撮影
LuminoGraph Ⅱ EMはウエスタンブロッティングやサザンブ
ロッティング、ノーザンブロッティングなどのケミルミネッセ
ンス（化学発光）検出サンプルの撮影が可能です。

制御ソフト：ImageSaver7 Windows版
専用制御ソフトを使用して、発光サンプル自動露光、分子量マーカー自動撮影等が可能です。自動露光機能は、シグナルが飽和することを防ぎつつ、広いダイナミックレンジが得られる露光時間をサンプルに合わせて自動設定します。

自動露光：AutoExposure
分子量マーカーと発光サンプルの自動マージ機能
積算撮影・インターバル撮影に対応
これらの機能が標準装備されます。

蛍光撮影（オプション機能）

励起光源ごとの蛍光検出ターゲット

LuminoGraph Ⅱ EMは、オプションの蛍光励起用光源を装備し、撮影用フィルターを追加することで、蛍光ウエスタンや各

CyanoViewⅡ

WSE-5610

BlueRedBlue

BlueRed
Red

GreenNIR
Green

GreenNIR
NIR

605～640515～540715～745490～520460～480

WSE-7010
EzLabelFluoroNeo◎◎

WSE-7130
EzFluoroStainDNA◎◎

WSE-7135
EzPreStain DNA&RNA◎◎

蛍光撮影には、使用する蛍光物質の吸収波長を照射できる蛍光 エチジウムブロマイド◎△

種蛍光染色ゲル、蛍光タンパク質、蛍光ラベル化タンパク質等 励起光（nm）の検出が可能です。
蛍光励起用光源には以下の装置があります。

・WSE-5610 CyanoViewⅡ・BlueRed LED セット・GreenNIR LED セット

励起用光源と、蛍光物質から発せられる蛍光を低いバックグラ

RFP/DsRed

以下の撮影例は、EzLabel FluoroNeoで全タンパク質検出し

Cy3/Alexa555

しマージ（合成）したものです。

Total Protein

CA19-9

◎◎Cy2/Alexa488◎◎

Cy5/Alexa647◎

Cy7/Alexa800◎

Pro-Q Diamond

SMAD2

◎
ご希望の蛍光プローブが一覧にない場合はお問合せください。

Merge image

実験条件
ゲル：UH-R420
サンプル： EzLabel FluoroNeo 標識、大腸がん由来 Colo205 細胞抽出液(30, 15, 7.5, 3.7, 1.8µg/ レーン）
転写条件： EzFastBlot, 24V, 15 分
ブロッキング：EzBlockCAS, 1 時間
CA19-91 次抗体：抗ヒト CA19-9 マウスモノクローナル抗体
2 次抗体：StarBright700 標識抗マウス Ig 抗体
SMAD2
1 次抗体：抗ヒト SMAD2 ウサギモノクローナル抗体
2 次抗体：Alexa 800 標識抗ウサギ Ig 抗体

EzLabel FluoroNeo

AlexaFluor 800

StarBright 700

ターゲット

蛍光色素

Total Protein

EzLabel FluoroNeo Blue LED

励起光

BPF530×1

CA19-9StarBright 700

Blue LED

BPF690

×1

2秒

SMAD2

Alexa800

NIR

LPF810×1

10 秒

ケミルミ撮影装置◎

ウンドで撮影するためのフィルターが必要です。

AlexaFluor 800でCA19-9、StarBright 700でSMAD2を検出

〇

◎

GFP

フィルター EM Gain 露光時間5秒

ケミルミ検出と蛍光検出をウエスタンブロッティングで比較しました。検出限界はケ
ミルミ検出が優れます。蛍光検出は励起光と蛍光が異なれば多重染色が可能であることがメリットです。LuminoGraph Ⅱ EMは様々な検出法に対応が可能です。
励起光

フィルター

EM Gain

露光時間

EzWestLumi plus

ー

ー

×５

１分

EzWestLumiOne

ー

ー

×５

１分

Alexafluor 800

NIR

LPF810×1

10 秒

IRDye 800

NIR

LPF810×1

10 秒

AlexaFluor 647

Red LEDLPF690×1

30 秒

StarBright 700

Blue LED

BPF690×1

10 秒

アトー株式会社ホームページ

実験条件
ゲル：UH-R420（u-PAGEL H）
サンプル：ヒトトランスフェリン (10 ng/ レーンからの１/ ２希釈系列）
転写条件：EzFastBlot, 24V, 15 分
ブロッキング：EzBlockCAS, 1 時間
1 次抗体：抗ヒトトランスフェリン ウサギポリクローナル抗体（共通）
2 次抗体：HRP 標識抗ウサギ Ig 抗体（EzWestLumi plus/EzWestLumiOne 用）
2 次抗体：AlexaFluor 800 標識抗ウサギ Ig 抗体
2 次抗体：IRDye 800 標識抗ウサギ Ig 抗体
2 次抗体：AlexaFluoro 647 標識抗ウサギ Ig 抗体
2 次抗体：StarBright 700 標識抗ウサギ Ig 抗体

https://www.atto.co.jp/104超高感度 化学発光・蛍光 撮影解析システム
白色光撮影（オプション機能）
LuminoGraph Ⅱ EMはオプションの白色透過光源「フラットビュア」と撮影用フィルター「ND-0.1」を使用して、CBB染色ゲルなどを撮影することが可能です。16bit TIFFフォーマットで保存した画像は定量解析にも適しています。
光源：フラットビュア
フィルター：ND-0.1
撮影画像は疑似カラー化も可能

ImageSaver7

CBBゲル表示イメージ

LuminoGraph Ⅱ EMはモノクロカメラのため撮影画像はモノクロとなります。上図はImageSaver7上で疑似カラー「CBB」を適用した場合のイメージです。別名保存によりカラー画像を保存することも可能です。

植物体の蛍光撮影（オプション機能）ケミルミ撮影装置

植物体の遅延蛍光撮影例
オプションの「BlueRed LEDセット」「GreenNIR LEDセット」を装着したLuminoGraph Ⅱ EMにより、植物の遅延蛍光とクロロフ
ィルの蛍光撮影を行いました。遅延蛍光は、光源照射後速やかに減衰するため、高感度撮影が必要になります。LuminoGraph Ⅱ EM
は遅延蛍光撮影とクロロフィル等の植物体の蛍光撮影に対応可能です。（植物サンプルのタイムラプス撮影用に光照射サイクル設定機
能等を追加予定です。）

A

B

C

遮光カバーありA：明視野撮影
Blue/Green/Red各色を照射し、フィルターなし
でLive撮影し保存した画像を画像解析ソフト CS
Analyzer 4でRGB合成画像にしました。
EM Gain：×1 ビニング：なし
露光時間：20msec

B：遅延蛍光撮影
Blue LEDおよびRed LED（100％）を同時点灯し、3分照射後、フィルターなしで遅延蛍光を撮影しました。
EM Gain：×５ ビニング：2×2
露光時間：1 min

C：遅延蛍光撮影（光源照射有無比較）
右のポットに遮光カバーを被せ、Blue LEDおよび
Red LED（100％）を同時点灯し、3分照射後遮光カバーを取り外し、フィルターなしで遅延蛍光を撮影しました。
EM Gain：×５ ビニング：2×2
露光時間：1 min（カバーを取り外し撮影するまでのタイムラグによって遅延蛍光量は若干減衰しています。）

植物体のクロロフィル蛍光撮影例
オプションの「BlueRed LEDセット」を装着したLuminoGraph Ⅱ EMにより、植物のクロロフィル蛍光撮影を行いました。。

A

B

A：明視野撮影（左）Blue/Green/Red各色を照射し、フィルターな
しでLive撮影（20ms) し保存した画像を画像解析ソフト CS Analyzer 4でRGB合成画像にしました。
EM Gain：×1 ビニング：なし
露光時間：20 msec
B：クロロフィル蛍光撮影（右）励起光源：Blue（470nm） 100%
フィルター：665nmロングパスフィルター
EM Gain：×1 ビニングなし
露光時間：1 sec

105

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

システムと撮影サンプルの対応※蛍光ゲル撮影は落射光源のみ。透過光源はオプション

商品コード 製品名

ケミルミ

蛍光ウエスタン

蛍光ゲル

色素染色ゲル2006270

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

●

オプション

オプション

オプション

2006271

WSE-6270-CS LuminoGraph Ⅱ EM

●

オプション

オプション

オプション

2006272

WSE-6270-CSP LuminoGraph Ⅱ EM

●

オプション

オプション

オプション

2006275

WSE-6270CyW-CP LuminoGraph Ⅱ EM

●

オプション

●

●

2006274

WSE-6270FW-CP LuminoGraph Ⅱ EM

●

※

●

●

●

ケミルミ

ウエスタンブロッティング、サザンブロッティング、ノーザンブロッティングなどで酵素標識の後に発光
試薬を添加することでバンドを検出する実験方法です。撮影に光源やフィルター類を使用しません。
Keyword：HRP、ALP、ECL、luminescence、発光、化学発光

蛍光ウエスタンウエスタンブロッティングの 2 次抗体に蛍光標識を使用し、レーザーや LED などの励起光源を用いてバンドを検出する実験方法です。撮影に落射型の励起光源、撮影用フィルターが必要です。
keyword：CyDye、StarBright、Alexa Fluor、NIR、LED、レーザー、フィルター

蛍光ゲル

電気泳動後のゲル中で分離されたタンパク質や核酸を蛍光染色試薬で染色し、励起光源を用いてバンドを検出する実験方法です。撮影に透過型の励起光源（落射型も使用可能）、撮影用フィルターが必要です。
keyword：エチジウムブロマイド、SYBR、SYPRO、LED、紫外線照射装置、フィルター

色素染色ゲル

主にポリアクリルアミドゲル電気泳動後のタンパク質や核酸を色素染色により可視化する実験方法です。
撮影に透過型の白色光源と撮影用フィルターが必要です。
keyword：CBB 染色、銀染色、白色透過光源、減光フィルター

システム構成品

商品コード 製品名

本体
IS7 ※

解析ソフト
CS Analzyer4

WindowsPC

CyanoView Ⅱ
蛍光撮影キット

白色撮影
キット

BlueRed
LED
セット

GreenNIR
LED
セット

フィルター
ホルダー

ゲルトレイ S

WSE-6270

●

－

－

－

－

－

－

●（1 個）－

2006271

WSE-6270-CS

●

●

－

－

－

－

－

●（1 個）－

2006272

WSE-6270-CSP

●

●

●

－

－

－

－

●（1 個）－

2006275

WSE-6270CyW-CP

●

●

●

●

●

－

－

●（1 個） ●（2 枚）2006274

WSE-6270FW-CP

●

●

●

－

●

●

●

●（3 個） ●（2 枚）CyanoView Ⅱ蛍光撮影キット： WSE-5610 CyanoView Ⅱ /YA-3/ 切出用オレンジカバー / ゲルトレイ S のセットです。
（ゲルのバックグラウンドが高い場合は、オプションの R-60 フィルターをご使用ください。
）
白色撮影キット：

フラットビュア / 光源用トレイ（WSE-6270 用）/ND-0.1 のセットです。

BlueRed LED セット：

BlueRed LED/BPF530/BPF690/ フィルターホルダーのセットです。
（GFP の撮影には、オプションの BPF510 フィルターをご使用ください。
）

GreenNIR LED セット：GreenNIR LED/R-60/LPF810/ フィルターホルダーのセットです。

※ IS7 ＝ ImageSaver7（LuminoGraph Ⅱ EM 制御用ソフト）

ケミルミ撮影装置

2006270価格
入数価格

2006270 WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

1式

3,300,000円

2006271 WSE-6270-CS LuminoGraph Ⅱ EM

1式

3,550,000円

2006272 WSE-6270-CSP LuminoGraph Ⅱ EM

1式

3,800,000円

2006274 WSE-6270FW-CP LuminoGraph Ⅱ EM

1式

4,588,000円

2006275 WSE-6270CyW-CP LuminoGraph Ⅱ EM

1式

3,625,250円

2006276 Cyan Ⅱ蛍光撮影キット

1式

330,000円

2006279 白色撮影キット (WSE-6270 用 )1式

135,000円

2008121 BlueRed LED セット

1式

900,000円

2008126 GreenNIR LED セット

1式

900,000円

2006280 UV 蛍光撮影キット (WSE-6270 用 )1式

403,000円

2006290 IQ 据付時適格性確認 (WSE-6270)

1式

300,000円

2006291 OQ 稼働時適格性確認 (WSE-6270)

1式

300,000円

2006277 フィルターホルダー (WSE-6270 用 )1個

25,000円

2006278 光源用トレイ (WSE-6270 用 )1個

25,000円

商品コード

型式

名称

WSE-6270FW-CP/WSE-6270CyW-CPはアトーWEB会員限定キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

106高解像度 化学発光・蛍光撮影解析システム
WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite （ルミノグラフⅢライト）
高感度 6 メガピクセル冷却 CCD 搭載！ ケミルミ撮影システム
・世界最高峰「F0.8」高感度単焦点レンズ搭載
・高解像度・高感度6メガピクセル冷却CCDカメラ装備
・UV照射装置、撮影用フィルター装備
・白色透過光源装備
・最大撮影サイズ「260×200mm」～最小「100×75mm」
・自動露光機能「AutoExposure」で高感度・広ダイナミックレンジ

ケミルミ撮影装置

名称

WSE-6370 LuminoGraph III Lite

カメラ

高感度・高解像度冷却 CCD カメラ , 画素数 2750 x 2200 (6 M pixels)階調

16 ビット（65,536 階調）

レンズ

F0.8

ビニング

2 x 2, 4 x 4, 6 x 6フィルター

電動切替制御 , 5 ポジション
標準付属 : 595 nm バンドパスフィルター / ND フィルター

撮影サイズ

4 ポジションの切り替え
10 x 7.5 cm / 14 x 10 cm / 18 x 13 cm / 26 x 20 cm

光源

落射白色光源
透過白色光源透過 UV 光源（312 nm）

制御

Windows PC (Windows 11/10, 32 / 64 bit), USB ポート接続
コントロールソフトウェア（標準付属）寸法・質量

390 (W) × 460 (D) x 750mm (H)電源

100 ～ 240 VAC

高感度単焦点レンズ

50 / 60 Hz※PCは別売です・

50.3 kg

200 W ( 最大 )WSE-6370A-CP 落射RGB光源ユニット付き

超高感度冷却CCDカメラを搭載
アトーケミルミ撮影装置のハイエンドモデルである、6メガピクセルCCDセンサーとF0.8高感度レンズを採用しています。

LuminoGraph Ⅲ Lite

LuminoGraph Ⅲ（旧製品）

サンプル： HeLa細胞, 30μg/laneから2倍希釈系列
一次抗体： 抗SMAD2抗体
二次抗体： HRP標識抗ウサギIgG抗体
検出試薬： EzWestLumi plus （アトー HRP用発光検出試薬）

高感度イメージングに適したF0.8レンズ
レンズはそのF値の二乗に反比例して値が低いほど集光効率が増加します。ただしこれは

理論値

実測値

あくまで理論上の話で、実際には右図に示したようにF値が小さくなるにしたがって理論
値との解離が大きくなります。これはセンサ
ー表面のマイクロレンズの影響によるものです。LuminoGraph Ⅲ Liteは歪みがほとんど現れずに最大の明るさを実現できるF0.8の高感度単焦点レンズを採用しています。

107

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

高解像度と低ノイズで画質の向上
短時間の撮影でもノイズが大幅に低減され、同価格帯のミドルクラスの撮影装置に比べて高感度・高画質の画像が得られます。微弱なサンプル検出のために、ビニングの設定値を上げても、クリアにバンドを検出できます。

LumnoGraph Ⅲ Lite

同価格帯ミドルレンジの装置

2x2ビニング
露光：10秒
4x4ビニング
露光：10秒
サンプル： HeLa細胞, 30μg/laneから2倍希釈系列
一次抗体： 抗SMAD2抗体
二次抗体： HRP標識抗ウサギIgG抗体
検出試薬： EzWestLumi plus （アトー HRP用発光検出試薬）

優れた定量性と広いダイナミックレンジ
ウエスタンブロットの定量性のためには、タンパク質量に比例したシグナルの検出が必要です。また、微弱なシグナルから強いシグナルまでをカバーするには広いダイナミックレンジも必要となります。
右図は微弱光検出機器のための基準LED光源（アトーWSL1200C, KohshiFundam）を使用してシグナルを測定したグラフです。広い範囲でR² ≧ 0.999 のリニアリティを確認でLuminoGraph Ⅲ Liteは広いダイナミックレンジに対するリ
ニアリティに優れているため、タンパク質量の差が大きい場
合でも同時に定量することができます。
1150pW

2.25pW

直観的なメニュー選択で簡単撮影
アプリケーション選択

画面切り替え自動露光撮影ケミルミ撮影装置

きます。

すべてのアプリケーションに対してそれぞれ適した自動撮影をサポートします。
アプリケーション別にメニューがあるので、簡単操作で撮影できます。
アイコンタブをクリックするだけで、撮影画面と画像閲覧画面を切り替えられます。

価格

入数

価格

2006370 WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite

1式

2,800,000円

2006371 WSE-6370-CS LuminoGraph Ⅲ Lite

1式

3,050,000円

2006372 WSE-6370-CSP LuminoGraph Ⅲ Lite

1式

3,300,000円

2006369 WSE-6370A-CP LuminoGraph Ⅲ Lite

1式

3,950,000円

2006377 WSE-6370 用 RGB 光源ユニット

1式

2,000,000円

商品コード

型式

名称

LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 ・ CS Analyzer 4

LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 ・ CS Analyzer 4 ・ 制御用 Windows PC

LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 ・ CS Analyzer 4 ・ 制御用 Windows PC、 RGB 光源ユニット

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

108高感度 化学発光・蛍光撮影解析システム
WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ （ルミノグラフⅡ）
低ノイズ -40℃冷却 CCD 搭載！ ケミルミ撮影システム
・世界最高峰「F0.8」高感度レンズ搭載
・超低ノイズ「-40℃」冷却CCDカメラ（環境温度30℃以下）
・最大撮影サイズ「260×200mm」～最小「90×70mm」
・自動露光機能「AutoExposure」で高感度・広ダイナミックレンジ
・超先進の絶対値計測技術（光子輝度表示対応）

ケミルミ撮影装置

名称

WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ

解像度1740 × 1300 ピクセル

データ

16bit TIFF/16bit CCD（8bitTIFF・JPEG・BMP 変換可能）

冷却-40℃（環境温度 30℃以下）

レンズ

F0.8

感度切替

Normal / High（Normal の約 4 倍 / 解像度低下なし）

画角（解像度※）※等倍印刷時最大 260 × 200mm（170dpi） 最小
撮影ポジション：5 段階

フィルター

ホルダー交換方式（50mm 角型）

庫内照明

LED 白色光（扉に連動して点灯）

制御ソフト

ImageSaver6 Windows 版

寸法・質量365mm(W) × 288mm(D) × 608mm(H)

電源・消費電力

AC100V ～ 240V

高感度レンズ

50/60Hz90 × 70mm（490dpi）

OS：Windows11/10（64/32bit）

・・

20.2kg

最大 150W 通常 37W■圧倒的な高感度レンズの性能「F0.8」

F値の違いによる相対感度比較

LuminoGraphⅡには世界最高峰の高感度を誇る「F0.8」レンズを採用しました。競合製品の高感度レンズと比較すると10%～300％も明るく、微弱な光を検出することを可能にします。デジタル処理に頼らない、低ディストーション性能
により、広い画角を実現しながらも、歪みやボケの少ない高解像度な描写を可能にします。
Ｆ値の違いによる相対感度
LuminoGraphⅡ

A

B

C

D

F値

F0.8

F0.84

F0.85

F0.95

F1.4

相対感度

100

91

89

71

33

■低ノイズを実現する強力な冷却機能
LuminoGraphⅡは低ノイズ画像を得るために、強力な冷却機能を持ったCCD
カメラシステムを採用しています。他に類を見ない「環境温度 30℃」での「-40℃冷却」を実現しています。環境温度から実に-70℃もの冷却を実現し、
ケミルミイメージングに重要な低ノイズ画像を実現します。短い撮影時間でも高いS/Nでのバンド検出が可能になります。

冷却温度

LuminoGraphⅡ

A

B

C

-40℃

-42℃

-25℃

-25℃

環境温度

30℃

25℃

28℃

28℃

温度差

-70℃

-67℃

-53℃

-53℃

冷却温度の違いによるノイズ量比較← -30℃ 冷却← -40℃ 冷却

109

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

■解像度を低下させない高感度「ビニングモード」搭載！

感度アップ・解像度低下なし！

Normal モード

LuminoGraph Ⅱの撮影モードには 4 つの感度設定があります。
→ Normal / 2 × 2 /4 × 4 /8 × 8（Single 撮影時のみ ALL 選択可）

→高解像度モード＝ Normal

ビニングモード 2 × 2

LuminoGraph Ⅱの Normal モードは最もノイズが少ない撮影モードであり、高解像度（1740 × 1300）、ダイナミックレンジが広い、定量向きの画像（データ）が得られます。

ビニングモード 4 × 4→短い時間で高感度撮影＝ビニングモード
LuminoGraph Ⅱのビニングモードは、2 × 2/4 × 4/8 × 8 から選択可能で、高解像度（1740 × 1300）のまま、Normal モードの約 4 ～ 64 倍の感度が得られます。

ビニングモード 8 × 8■自動露光「AutoExposure」モード
自動露光「AutoExposure」を使用すると、画像飽和が起きないように自動で露光時間を決めて撮影・保存が可能です。定量用に適した撮影画像が得られます。
・画像全体から飽和検知する「AutoExposure」
・エリア指定可能な「AutoExposure エリア指定」→ 2 分割 /4 分割 / 任意 2 ～ 6 エリアの選択可能
自動撮影は 10 秒のプレ撮影の後、画像飽和が起きない最も長い露光時間を自動的に選択し、撮影を行います。画像の飽和度は、係数設定が可能で、0.25/0.5/0.75/1の 4 段階の飽和度を選択できます。

AutoExposure に☑を入れてスタートするだけ。

■有色マーカーと発光画像の自動重ね合わせ機能

ケミルミ撮影装置

LuminoGraph を制御する「ImageSaver6」にはマーカー画
像と発光画像の自動撮影・重ね合わせ機能があります。

「マーカー撮影」に☑を入れて撮影すると、発光撮影後、自動でマーカーを撮影し画像の重ね合わせを実行します。
重ね合わせる発光パターンのコントラスト調整や、重ね合わせ画像の保存が可能です。

■システム構成
本体

制御ソフト
ImageSaver6

解析ソフト
CS Analyzer4

WSE-6200H〇〇

WSE-6200H-CS

〇

〇

〇

WSE-6200H-CSP

〇

〇

〇

〇

WSE-6200H-ACP

〇

〇

〇

〇

制御用PC

WSE-5600
CyanoView

フラットビュア

撮影用
フィルター

〇

〇

〇

WSE-5600 CyanoViewは、透過型シアンLED光源で付属のアダプターに乗せて使用します。
470～510nmで励起できる蛍光物質の検出に使用可能です。→P121掲載
フラットビュアは白色透過光源です。CBB染色ゲルの撮影に使用可能です。→P124掲載
WSE-6200H-ACPに付属する撮影用フィルターは、WSE-5600用「YA-3」、フラットビュア用「ND-0.1」です。
制御用PCはWindows PCとなります。制御ソフト、解析ソフトはWindows版となります。

価格
名称

入数

価格

2006200 WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ

1式

2,400,000円

2006201 WSE-6200H-CS LuminoGraph Ⅱ

1式

2,650,000円

2006202 WSE-6200H-CSP LuminoGraph Ⅱ

1式

2,900,000円

2006205 WSE-6200H-ACP LuminoGraph Ⅱ (ALLINONE)

1式

2,414,840円

2006218 IQ 据付時適格性確認 (WSE-6200)

1式

300,000円

2006219 OQ 稼働時適格性確認 (WSE-6200)

1式

300,000円

商品コード

型式

WSE-6200H-ACPはアトーWEB会員限定キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

110高感度 化学発光・蛍光撮影解析システム
WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ （ルミノグラフⅠ）
高感度 冷却 CCD 搭載！ スタンダード ケミルミ撮影システム
・研究室に1台ケミルミ撮影装置を！

分に1台を目指す！！
ラボに1台、自世界標準普及機
”で
比
格
価
vs
“性能

・強化した冷却機構により低ノイズ化を実現
・環境温度30℃で-30℃冷却を実現
・使いやすいインターフェース ImageSaver6
・上位機種LuminoGraphⅡと同じ撮影モードを搭載
・高性能と圧倒的なコストパフォーマンス！
・蛍光ウエスタン、蛍光ゲル撮影対応（オプション）
・白色透過光源によるCBB染色ゲル撮影対応（オプション）
名称

WSE-6100H LuminoGraphⅠ

解像度

1392×1040

データ

16bit TIFF/CCD（8bit変換可能）

冷却温度-30℃（環境温度30℃以下）

レンズ

F0.95 単焦点

画角

最小 80×60mm～最大 150×110mm

制御ソフト

ImageSaver6 Win版

寸法・質量325mm(W)×281mm(D)×608mm(H)電源

AC100～240V

対応OS

50/60Hz

Windows11/10（64/32bit）
・

18.8kg

最大60W/通常27W

ケミルミ撮影装置■有色マーカーと発光画像の自動重ね合わせ機能
LuminoGraph Ⅰを制御する「ImageSaver6」にはマーカー画像と発光画像の自動撮影・重ね合わせ機能があります。

「マーカー撮影」に☑を入れて撮影すると、発光
撮影後、自動でマーカーを撮影し画像の重ね合わせを実行します。
重ね合わせる発光パターンのコントラスト調整
や、重ね合わせ画像の保存が可能です。

■自動露光「AutoExposure」モード
自動露光「AutoExposure」を使用すると、画像飽和が起きないように自動で露光時間を決めて撮影・保存が可能です。定量用に適した撮影画像が得られます。
・画像全体から飽和検知する「AutoExposure」
・エリア指定可能な「AutoExposure エリア指定」→ 2 分割 /4 分割 / 任意 2 ～ 6 エリアの選択可能■多彩な撮影モード（WSE-6100/6200共通）
AutoExposure
自動露光時間設定撮影
AutoExposure エリア指定
自動露光時間設定撮影
任意の領域を指定可能

111

AutoSum
飽和検知機能付積算撮影
Sum（Constant time）
積算撮影（回数指定）
Sum（Multi time）
最大 5 段階の積算撮影
露光時間の設定が自由
Repeat
繰り返し撮影（回数指定）

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

露光時間設定画面

■解像度を低下させない高感度「ビニングモード」搭載！
感度アップ・解像度低下なし！

Normal モード

LuminoGraph Ⅰの撮影モードには 4 つの感度設定があります。
→ Normal / 2 × 2 /4 × 4 /8 × 8（Single 撮影時のみ ALL 選択可）

→高解像度モード＝ Normal

ビニングモード 2 × 2

LuminoGraph Ⅰの Normal モードは最もノイズが少ない撮影モードであり、高解像度（1392 × 1040）、ダイナミックレンジが広い、定量向きの画像（データ）が得られます。

ビニングモード 4 × 4→短い時間で高感度撮影＝ビニングモード
LuminoGraph Ⅰのビニングモードは、2 × 2/4 × 4/8 × 8 から選択可能で、高解像度（1392 × 1040）のまま、Normal モードの約 4 ～ 64 倍の感度が得られます。

ビニングモード 8 × 8■撮影画像の解像度（実物大印刷時）
撮影サイズは装置ごとの最小サイズと最大サイズです。解像度は、撮影した画像を実物大で印刷した場合のものです。スムージ
ング保存は、CS Analyzer で 200% に拡大し、表示サイズで保存した場合の解像度です。解像度＝ dpi は 1 インチあたりの画像
ドット数です。数値が大きいほど解像度が高くなります。
解像度（水平方向） スムージング保存時

8 × 6cm

440dpi

最大 880dpi

15 × 11cm

235dpi

最大 470dpi■システム構成
本体

制御ソフト
ImageSaver6

解析ソフト
CS Analyzer4

WSE-6100H〇〇

WSE-6100H-CS

〇

〇

〇

WSE-6100H-CSP

〇

〇

〇

〇

WSE-6100H-ACP

〇

〇

〇

〇

制御用PC

WSE-5600
CyanoView

フラットビュア

撮影用
フィルター

〇

〇

〇

ケミルミ撮影装置

撮影サイズ

WSE-5600 CyanoViewは、透過型シアンLED光源です。470～510nmで励起できる蛍光物質の検出に使用可能です。→P121掲載
フラットビュアは白色透過光源です。CBB染色ゲルの撮影に使用可能です。→P124掲載
WSE-6100H-ACPに付属する撮影用フィルターは、WSE-5600用「YA-3」、フラットビュア用「ND-0.1」です。
制御用PCはWindows PCとなります。
制御ソフト、解析ソフトはWindows版となります。

価格
名称

入数

価格

2006100 WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ

1式

1,850,000円

2006101 WSE-6100H-CS LuminoGraph Ⅰ

1式

2,100,000円

2006102 WSE-6100H-CSP LuminoGraph Ⅰ

1式

2,350,000円

2006115 WSE-6100H-ACP LuminoGraph Ⅰ (ALLINONE)

1式

1,998,000円

2006118 IQ 据付時適格性確認 (WSE-6100)

1式

300,000円

2006119 OQ 稼働時適格性確認 (WSE-6100)

1式

300,000円

商品コード

型式

WSE-6100H-ACPはアトーWEB会員限定キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/112LuminoGraph IQ/OQ 適格性確認
IQ 据付時適格性確認・OQ 稼働時適格性確認
LuminoGraph シリーズ
対象システム主な項目

・WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

・システムの動作確認

・WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ・光量変化直線性試験：基準光源「KohshiFundam」を使用

・WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ

・露光時間直線性試験：基準光源「KohshiFundam」を使用
・絶対感度試験：基準光源「KohshiFundam」を使用
・再現性試験：基準光源「KohshiFundam」を使用
・相対感度試験：基準光源「KohshiFundam」を使用
・コンピュータシステムの動作確認

IQ据付時適格性確認

製品の出荷前に動作確認、基準光源を用いた各種試験を実施します。試験結果をまとめ報告書を作成します。
OQ稼働時適格性確認
IQ据付時適格性確認データをもとに、設置場所での動作を確認し、基準光源を用いて各種試験を実施します。
出荷時データと設置時のデータが基準値以内であることを確認します。
基準光源：WSL-1200C 光子ファンダム（CCDカメラ用）
基準光源を用い、購入した装置の撮影データを管理すれば、稼働試験を行うことが可能です。

価格
入数

価格

2006290 IQ 据付時適格性確認 (WSE-6270)

1式

300,000円

2006291 OQ 稼働時適格性確認 (WSE-6270)

1式

300,000円

2006218 IQ 据付時適格性確認 (WSE-6200)

1式

300,000円

2006219 OQ 稼働時適格性確認 (WSE-6200)

1式

300,000円

2006118 IQ 据付時適格性確認 (WSE-6100)

1式

300,000円

2006119 OQ 稼働時適格性確認 (WSE-6100)

1式

300,000円

3700006 WSL-1200C 光子ファンダム (CCD カメラ用 )1台

380,000円

商品コード

型式

名称

ケミルミ撮影装置

CS Analyzer4/ImageSaver6 セキュリティバージョンアップ
CS Analyzer4/ImageSaver7 セキュリティバージョンアップ
LuminoGraph Ⅰ / Ⅱ / Ⅱ EM
主な項目
・管理者権限によるユーザー管理、設定変更制限
・セキュリティ設定：ログインパスワードの設定、自動ログオフ機能
・保存先の制限：データ保存先を制限（上書き保存不可）
・バックアップ設定：ソフトウエア終了時に設定ファイル、画像ファイルおよび解析データファイルをバックアップ
・操作履歴の保存（監査証跡）
・PC上でのファイル操作の制限
セキュリティーソフトウエアにより、システムの使用者を限定し、データの削除や移動を制限します。また、ソフト
ウエアの操作履歴（ログ）を記録します。

価格
商品コード

113

型式

名称

入数

価格

2110032 CSAnalyzer4/ImageSaver6 セキュリティー Ver.UP

1 セット

800,000円

2110033 CSAnalyzer4/ImageSaver7 セキュリティー Ver.UP

1 セット

800,000円

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ゲル撮影システム

ATTO ゲル撮影装置シリーズ

ページ

分類

製品

115

高解像度CMOSゲル撮影装置

WSE-5300 Printgraph CMOS Ⅰ

117

カラーCMOSゲル撮影装置

WSE-5400 Printgraph Classic

119

撮影装置関連 消耗品

ゲルトレイ、プリンター用紙、紫外線ランプなど

ゲル撮影装置アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

114

高解像度 CMOSゲル撮影装置
WSE-5300 Printgraph CMOS Ⅰ （プリントグラフ CMOS Ⅰ）
高解像度 6 メガピクセル CMOS カメラ搭載 ゲル撮影システム

装置の概要

累計設置 4000 台超の製品系譜
デファクトスタンダード「WSE-5300 Printgraph CMOSⅠ」は6メガピクセル
カメラ
モノクロCMOSカメラを搭載、静電式タッチパネルを採解像度2927×2054
電動6倍ズームレンズ
用し、操作性にこだわったゲル撮影装置です。紫外線照画角最大26×18cm
射によるDNAのエチブロ（EtBr）染色ゲルなどの蛍光撮
影や、白色透過光源によるSDS-PAGEゲルのCBB染色パ
タッチパネル
ターンの撮影が容易に行えます。
レンズ制御
新開発のLED光源装置「CyanRed Epi」は、切り替え
シャッタースピード制御
可能な青緑色のCyan（シアン）LEDと赤色のRed LEDを光源制御搭載します。Cyan LEDはBlue LEDとGreen LEDの両方
フィルター交換
画像保存の特徴を兼ね備えており、青色可視光で励起する蛍光物
プリントアウト質と、緑色可視光で励起する蛍光物質の両方に対応しまセットアップす。BlueLEDでは十分な感度が得られなかったエチブロ（EtBr）染色ゲルも高感度検出が可能です。
撮影データは内部メモリまたはUSBメモリに保存可能
キャビネットです。UP-X898MDハイブリッドグラフィックプリンタを
紫外線照射装置
CyanRed Epi光源
接続すれば、即座に画像をプリントアウト可能です。日白色透過光源付も印字可能です。

無線通信

PC・タブレット

有線通信
LAN接続

電源スイッチ
USBメモリ
画像保存

プリンタ

感熱プリンタ
高速印刷
低コスト

庫内ランプ
ゲル切り出し対応

WSE-5300A Printgraph CMOSⅠ 設置イメージ

タッチパネルゲル撮影装置「WSE-5300 Printgraph CMOSⅠ」はタッチパネル上で各種操作を行います。簡単な操作で高解像度のゲルイメージが取得可能です。各種操作は撮影画像にすぐに反映されます。
光源制御

EPIW：庫内灯のON-OFF
UV：紫外線照射装置のON-OFF
その他、接続した光源ごとにON-OFFや色の切り替えを行います。

レンズ制御

IRIS：絞りを調整することで撮影時の明るさを調整します。
Zoom：撮影サイズを変更します。
Focus：フォーカスは出荷時に調整済みです。厚みのあるサンプルなどフォーカスがずれる場合に調整します。

フィルター交換

標準で595nmフィルターを装備。
フィルターの追加が可能です。

画像保存

Capture ボタンで画像を本体メモリに保存します。
Save to USB ボタンでUSBメモリに保存します。
形式：16bit TIFF/8bit TIFF/JPEG/BMP

シャッタースピード制御

5msec～10secまで可変し明るさを調整。

撮影条件の保存よく使うサンプル撮影条件を保存可能

115

画像確認

プリントアウト

保存画像のサムネイル表示や、表示画像のプリントアウトを行います。

レンズ制御

フィルター交換
6ポジションから選択。写真はオプション装着

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

絞り・ズーム・フォーカス電動操作可能

TEL 03-5827-4861

新型光源「CyanRed Epi」

脱UVをするなら！

Cyan(510nm)「CyanRed Epi（シアンレッド エピ）」は、中心波長510nmのCyan(シアン)と623nmのRed(レッド)の2色の励起光を照射できます。バックの低いEpi(落射)光源は高いシグナルを得ることが可能です。
Cyan LEDは従来のBlue LEDやGreen LEDを用いて検出する蛍光物質も高感度に検出が可能、低バックグラウンドです。Red LEDはCy5やAlexa647などの蛍光をバックグラ
ウンド上昇を抑えつつ検出が可能です(撮影用フィルターはオプション)。

UV

励起光波長

蛍光検出試薬Cyan(シアン)励起※標準595nmフィルター
で撮影可能

EzFluoroStain DNA(ATTO)
EzPreStain DNA&RNA(ATTO)SYBR Green/Safe/Gold
MidoriGreen/GelGreen/Gel Red
Ethidium Bromide(エチブロ)
EzLabel FluoroNeo(ATTO)SYPRO Ruby/Orange
Fluorescein(FITC)
Flamingo Gel Stain
Pro-Q Diamond/Cy3
RFP(Red Fluorescent Protein)Red(レッド)励起

Cy5/Alexa647

ピーク：623nm
波長590～640nm

500nm

600nm

NIR

励起光点灯
Cyanは下側のLEDが、Redは上側のLEDが点灯します。落射方式のためバックグ
ラウンドが低く高感度検出が可能です。

検出可能な蛍光検出試薬例

ピーク：510nm
波長470～520nm

400nm

Red(623nm)

Cyan点灯Red点灯※「WSE-5200/5300用665nmLPフィルター」が別途必要です。

WSE-5300 Printgraph CMOSⅠ

カメラ

高感度モノクロCMOSカメラ（6メガピクセル）
解像度High：2927×2054 Standard：1463×1027

データ保存

内部メモリ/USBメモリ

レンズ

モーター駆動式

撮影サイズ

45mm×30mm～260mm×180mm

モニター

8インチ

フィルター

595nmバンドパスフィルター標準装備（電動切り替え式/6ポジション）

シャッター

5msec～10sec

インターフェース

USB端子×3（背面×2/全面USBメモリ用×1）

寸法・質量

305(W)×450(D)×620mm(H)電源

AC100～240V

ゲル撮影装置名称

形式：16bit TIFF/8bit TIFF/BMP/JPEGから選択

6倍ズームレンズ（電動：Iris/Zoom/Focus）

静電タッチ式LCDパネル

飽和検知機能あり（白レベル）

50/60Hz・

LAN端子×1

Wi-Fi(無線)28.0kg (本体のみ)

85W

価格
入数

価格

2305305 WSE-5300UV Printgraph CMOS Ⅰ

1式

1,210,000円

2305310 WSE-5300A Printgraph CMOS Ⅰ (ALLINONE)

1式

1,705,000円

2305311 WSE-5300A-CP Printgraph CMOS Ⅰ

1式

1,280,000円

2305225 WSE-5200/5300 用 CyanRed Epi

1台

220,000円

2305230 WSE-5200/5300 用 535nmBP フィルター

1枚

120,000円

2305232 WSE-5200/5300 用 665nmLP フィルター

1枚

120,000円

2140202 UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ

1台

275,000円

2140913 UPP-110HG プリンタ用紙 10 巻

10 巻入30,800円

2195931 ゲルトレイ S （194 × 164mm）

1個

18,000円

3535037 T-8 M 紫外線照射用ランプ 8W 312nm

1本

8,800円

商品コード

型式

名称

Printgraph CMOSⅠ本体・UV照射装置・白色透過光源

Printgraph CMOSⅠ本体・CyanRed Epi・UV照射装置・白色透過光源・プリンタ

Printgraph CMOSⅠ本体・CyanRed Epi・UV照射装置・白色透過光源・プリンタ

WSE-5300A-CPはアトーWEB会員限定キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

116

カラーCMOSゲル撮影装置
WSE-5400 Printgraph Classic （プリントグラフクラシック）
カラー CMOS カメラ搭載！ ゲル撮影システム
名前は「クラシック」中身は最新鋭！
「WSE-5400 Printgraph Classic」は３メガピクセルカ
切出し可能なキャビネットにカラー CMOS カメラを搭載！

ラーCMOSカメラを搭載、コントローラはタッチパネルを採用し、操作性にこだわったゲル撮影装置です。紫外

使いやすいタッチパネル式コン
ト ロ ー ラ ー。USB マ ウ ス も 使用可能です。

線照射によるDNAのエチブロ（EtBr）染色ゲルなどの蛍光撮影や、オプションの白色透過光源によるSDS-PAGE
ゲルのCBB染色パターンの撮影が容易に行えます。
撮影データはUSBメモリに保存可能です。UP-X898MDハイブリッドグラフィックプリンタを接続すれば、即座に画像をプリントアウト可能です。日付も印字可能です。

「終了」ボタン

ボタンを押してスリープ「自動」ボタン

露光時間を自動調整
1msec ～ 10sec「ズーム」ボタンゲル撮影装置

ズーム調整
1 ×～ 8 ×（0.2 × /1 × step）「印刷」ボタン

画像をプリントします。
※プリンター接続時のみ「保存」ボタンUSB メモリへ画像を保存します。

「静止画」ボタン

撮影を一時停止し、画像を表示ます。

カラー CMOS カメラによる撮影例

カラー撮影：EzFluoroStain DNA（緑）カラー撮影：Etidium Bromide（赤）モノクロ撮影：Etidium Bromide

ズーム機能 ズームは 0.2 × step または 1 × step で 1 ×～ 8 ×まで調整可能です。
1×

117

2×

4×

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

8×

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

名称

WSE-5400 Printgraph Classic

カメラ

高感度カラーCMOSカメラ（３メガピクセル）
カラー/モノクロ切り替え可能

解像度

2048×1536

データ保存

USBメモリズーム

1～８倍（コントローラで制御）

撮影サイズ

25mm×18mm～200mm×150mm

撮影制御

10インチ タッチ式LCDパネルコントローラー

フィルター

オレンジフィルター

シャッター

1msec～10sec

寸法・質量

キャビネット：340(W)×275(D)×437mm(H)コントローラ：264(W)×150(D)×222mm(H)電源

AC100～240V

形式：8bit TIFF/BMP/JPEG

16bit TIFF

自動露出機能2A

50/60Hz

・
・

9.0kg
2.5kg

（ACアダプター）

WSE-5400

WSE-5400-U

WSE-5400-P

WSE-5400-UP

WSE-5400A-CP

WSE-5400-Cy

WSE-5400-CyP

Classic 本体（遮光キャビネットカメラ付）

●

●

●

●

●

●

●

タッチパネルモニタ（カメラコントローラ）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

紫外線照射装置（WUV-M20）●

WSE-5600 CyanoView
WSE-5620 CyanoView Ⅲ●

フラットビュア（白色光源）

●

●

●

システムイメージ

価格
入数

価格

2305400 WSE-5400 PrintgraphClassic Printgraph Classic本体・コントローラ

1式

800,000円

2305401 WSE-5400-U PrintgraphClassic

1式

1,000,000円

2305402 WSE-5400-P PrintgraphClassic

1式

1,075,000円

2305403 WSE-5400-UP PrintgraphClassic

1式

1,275,000円

2305405 WSE-5400A-CP PrintgraphClassic

1式

1,280,000円

2305413 WSE-5400-Cy PrintgraphClassic

1式

1,075,000円

2305415 WSE-5400-CyP PrintgraphClassic

1式

1,350,000円

2305423 WSE-5400 用追加光源 AC アダプタ

1個

15,000円

2196160 フラットビュア （Flat-Viewer）

1台

90,000円

2140202 UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ

1台

275,000円

2140913 UPP-110HG プリンタ用紙 10 巻

10 巻入30,800円

2195931 ゲルトレイ S （194 × 164mm）

1個

18,000円

3535037 T-8 M 紫外線照射用ランプ 8W 312nm

1本

8,800円

商品コード

型式

名称

Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置
Printgraph Classic本体・コントローラ・プリンタ

Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置・プリンタ

Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置・プリンタ・CyanoView・白色透過光源

Printgraph Classic本体・コントローラ・CyanoViewⅢ

Printgraph Classic本体・コントローラ・CyanoViewⅢ・プリンタ

ゲル撮影装置●プリンタ（UP-X898MD）

WSE-5400A-CPはアトーWEB会員限定キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

118

消耗品

撮影装置用

ゲルトレイ

ゲル撮影装置・ケミルミ撮影装置に付属する、UV透過アクリル製ゲルトレイは以下のサイズをラインナップしています。WSE-6100/6200/6270用は遮光キャビネットの棚に挿し込んで使用する専用品です。使用する撮影装置のキャビネットサイズに合わせてご選択ください。
名称

入数

価格

2195910 ゲルトレイL (300×250mm)

1枚

18,000円

2195930 ゲルトレイM (192×215mm)

1枚

18,000円

2195931 ゲルトレイS (194×164mm)

1枚

18,000円

2195935 ゲルトレイ (WSE-6100用)

1枚

25,000円

2195939 ゲルトレイ (WSE-6200/6270用)

1枚

25,000円

商品コード

型式

フィルターホルダー
ケミルミ撮影装置に付属する、50mm角型フィルター用フィルターホルダーです。装置に付属しますが、複数のフィルターを使用する場合に追加購入してご使用ください。装置ごとに専用サイズとなりますので型式をご確認の上
ご選択ください。
入数

価格

2006121 フィルターホルダー(WSE-6100/6200用)

1枚

20,000円

2006277 フィルターホルダー(WSE-6270用)

1枚

25,000円

商品コード

型式

名称

撮影用フィルター

50mm 角型

消耗品

蛍光撮影、白色光撮影などで使用する撮影用フィルターです。フィルターホルダーに装着して使用します。
撮影用途によって必要な仕様が異なります。フィルター選択についてはお問い合わせください。
入数

価格

1枚

20,000円

2130419 OYフィルター 50mm角型

1枚

20,000円

2130446 ND-0.1 フィルター 50mm角型

1枚

20,000円

2130452 R-60 フィルター 50mm角型

1枚

20,000円

2130430 ショートウェーブパスフィルター 50mm角型

1枚70,000円

2008060 SCF515フィルター 50mm角型

1枚30,000円

2008062 BPF510 フィルター 50mm 角型

1枚150,000円

2008067 BPF525 フィルター 50mm 角型

1枚120,000円

2008069 BPF600 フィルター 50mm 角型

1枚120,000円

2008063 LPF690 フィルター 50mm 角型

1枚70,000円

2008065 BPF690 フィルター 50mm 角型

1枚150,000円

2008068 LPF830 フィルター 50mm 角型

1枚150,000円

商品コード2130414

型式

名称

YA-3フィルター 50mm角型

560nmロングパスフィルター/蛍光撮影用
540nmロングパスフィルター/蛍光撮影用
減光用フィルター

透過率0.1％ / CBB染色ゲル等撮影用

600nmロングパスフィルター/蛍光撮影用
UVカット・近赤外カットフィルター/UV撮影用
515nmロングパスフィルター/蛍光撮影用

510nmバンドパスフィルター/緑色蛍光撮影用（GFPなど）

525nmバンドパスフィルター/黄色～オレンジ蛍光撮影用

600nmバンドパスフィルター/赤色蛍光撮影用

690nmロングパスフィルター/赤色蛍光撮影用

690nmバンドパスフィルター/赤色蛍光撮影用

830nmロングパスフィルター/蛍光撮影用（近赤外用）

119

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

撮影装置用

光源装置・プリンタ

ATTO 光源装置シリーズ
ページ

分類

製品

121

透過型シアン光源装置

WSE-5600 CyanoView
WSE-5610 CyanoViewⅡ
WSE-5620 CyanoViewⅢ

122

シアン光源付簡易撮影ボックス

WSE-5640 CyanoView Smart

123

落射型RGB光源装置

WSE-5510 VariRaysⅠ
WSE-5520 VariRaysⅡ

124

透過型白色光源

フラットビュア

125

透過型紫外線照射装置

WUV-M20 卓上紫外線照射装置
WUV-L20 卓上紫外線照射装置
紫外線ランプ126

感熱式プリンタ

UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ

蛍光励起用光源WUV-M20312nm

可視光線
400nm～700nm

WSE-5510/5520
Blue 465nm

WSE-5510/5520
Green 520nm

近赤外線
700nm～

WSE-5510/5520
Red 630nm

光源装置

紫外線
～400nmWUV-L20
312nm
WSE-5600/5610/5620
Cyan 505nm
その他の光源（仕様は製品ページを参照ください）
・WSE-5300 Printgraph CMOS Ⅰ（→P115）
CyanRed Epi（WSE-5300用）
Cyan：510nm
WSE-5640
Cyan 505nm

Red：623nm

・WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM（→P103）
BlueRed LED（WSE-6270用）
LED（WSE-6270用）
Blue：470nm

Red：623nm

GreenNIR LED（WSE-6270用）
LED（WSE-6270用）
Green：525nm

NIR：730nm

上記光源の波長はピーク値です。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

120

透過型シアン光源装置
WSE-5600 CyanoView （シアノビュー）
WSE-5610 CyanoView Ⅱ （シアノビューⅡ）
WSE-5620 CyanoView Ⅲ （シアノビューⅢ）
蛍光励起用 透過型シアン光源 脱 UV 化を実現！
・エチブロも励起可能なシアンLED光源
・青～緑色励起・透過型でゲル切出しも可能
・LuminoGraphⅠ/Ⅱ/ⅡEMの庫内に設置可能
・Printgraph Classicで使用可能
WSE-5600 CyanoView（シアノビュー）は、青緑LED(470～510nmメイン)を励起光源とする蛍光励起用LED透過光源です。エチジウムブロマイド（EtBr）をはじめ、MidoriGreen、SYBR GreenⅠ/Ⅱ/Gold/safe、SYPRO
Ruby、Pro-Q Diamondなどの蛍光物質を励起可能です。タンパク質や核酸などの蛍光検出に最適です。
LuminoGraphシリーズやPrintgraph Classicなどの各種イメージング装置
で使用可能です。
名称

WSE-5600 CyanoView

WSE-5610 CyanoViewⅡ

光源

透過型 LED光源

半値幅：±25nm

ピーク波長：505nm

WSE-5620 CyanoViewⅢ
撮影にはYA-3またはR-60などの撮影用フィルターが必要です。

WSE-5620 CyanoViewⅢ

光源装置

照射範囲

150×150mm

175×150mm

175×150mm

発光強度2.5mW（発光面中央)

1.5mW（発光面中央)

1.5mW（発光面中央)

外形寸法

253(W)×220(D)×36ｍｍ(H)（レールなし：240mm（W））

290(W)×223(D)×34.2ｍｍ(H)

340(W)×276(D)×42ｍｍ(H)

質量

2.0kg

2.0kg

2.7kg

電源

DC12V 1.1A 18W
CyanoView用電源BOX or 撮影装置庫
内より給電

DC12V 1.2A 18W
CyanoView用電源BOX or 撮影装置庫
内より給電

DC12V 1.2A 18W
ACアダプターより給電

製品構成

WSE-5600 CyanoView本体
LuminoGraph用電源ケーブル1本
取扱説明書

WSE-5610 CyanoViewⅡ本体
LuminoGraph用電源ケーブル1本
取扱説明書

WSE-5620 CyanoViewⅢ本体
専用ACアダプター（DC12V2A）1個
取扱説明書

環境温度

20℃～30℃

20℃～30℃

20℃～30℃（本体のみ）

EzFluoroStain DNA（本体のみ）（本体のみ）

EzFPreStain DNA&RNA

Pro-Q Diamond染色
励起光源：WSE-5620 CyanoView Ⅲ
撮影装置：WSE-5400 Printgraph Classic（カラー撮影）

SYPRO Ruby染色

リン酸化タンパク質検出試薬Pro-Q Diamondと、タンパク質検出試薬SYPRO Rubyで染色したゲルをCyanoViewで検出しました。
検出後、2つの画像を合成（Merge）しました。一
般的なBlue LED光源ではPro-Q Diamondの検出が難しいですが、CyanoViewでは、いずれの蛍光検
出試薬も励起可能です。

Merge画像

1：EzStandard(Ovalbumin)
2：α-casein
3：Dephosphorylated α-casein
4：β-casein
5：Dephosphorylated β-casein
6：Histone
7：Transferrin & BSA
※

価格
入数

価格

2008150 WSE-5600 CyanoView

1台

220,000円

2008152 WSE-5610 CyanoView Ⅱ

1台

275,000円

2008153 WSE-5620 CyanoView Ⅲ

1台

275,000円

2008155 CyanoView 用電源 BOX(12V2A)

1個

20,000円

2008156 CyanoView 用接続ケーブル

1本

8,000円

商品コード

型式

名称

：リン酸化タンパク質に相当

WSE-5600/5610をLuminoGraphⅠ/Ⅱ/ⅡEMやPrintgraph Classic以外で使用する場合は電源BOXを購入してください。

121

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

シアン光源付簡易撮影ボックス
WSE-5640 CyanoView Smart （シアノビュースマート）

蛍光励起用 透過型シアン光源 デジカメやスマートフォン用撮影ボックス
・エチブロも励起可能なシアンLED光源
・青～緑色励起・オレンジフィルター付き観察窓
・デジカメやスマートフォンでゲル撮影が可能
・学生実験などに使用可能
名称

WSE-5640 CyanoViewSmart

光源

透過型 LED光源
ピーク波長：505nm

照射範囲

130×80mm（ガラス面130×87mm）

発光強度

500μW（発光面中央)

のぞき窓

オレンジフィルター

外形寸法

収納時：225(W)×220(D)×75ｍｍ(H)使用時：225(W)×220(D)×195ｍ(H)

質量

1.6kg

電源

DC24V 0.5A

ACアダプター

入力 AC100V 50/60Hz 50VA
出力 DC24V 1A

製品構成

WSE-5640 CyanoViewSmart本体×1台
遮光ボックス×1個、ゲルトレイ×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書

環境温度

20℃～30℃

半値幅：±25nm

Power Switch
光源 ON-OFF

15W

WSE-5640 CyanoViewSmart※スマートフォンは本システムに付属しません。

View Window

CyanLED 光源

CyanLED 光源

透過型の青緑色（シアン）LED 光源に、折り畳み式のView Window（オレンジフィルター付き）を装備しました。ゲルからの「バンド切出し」も可能です。

← 遮光ボックス→

光源装置

View Window

遮光ボックスを装着し、View Window からスマートフォンやデジカメで蛍光染色ゲルを撮影可能です。W：13cm × H：8cm までのゲルが対象です。

収納時

使用時
View Window

収納時：225 × 220 × 75mm
折りたたみ式で、コンパクト収納

View Window を開きます。

背面の「DC24V」端子に AC
アダプターを接続します。

遮光ボックスを取り付けます。
ゲルトレイを差し込みます。

ゲルトレイ
遮光ボックス

価格
名称

入数

価格

2008160 WSE-5640 CyanoViewSmart

1式

220,000円

商品コード

型式

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/122落射型RGB光源装置
WSE-5510 VariRays Ⅰ （バリレイズⅠ）
WSE-5520 VariRays Ⅱ （バリレイズⅡ）

Red/Green/Blue 3 色 LED 搭載 蛍光励起用落射光源
・WSE-6100/6200LuminoGraphシリーズで庫内設置・制御可能
・1台に3種類のLED光源を搭載し、多くの蛍光検出に対応
・蛍光ウエスタンの検出用に！
・蛍光染色ゲルやTLCの蛍光検出に！
WSE-5510/5520 VariRaysⅠ/Ⅱは、3色発光ダイオード（LED）を励起光源とする蛍光励起用3色LED落射光源です。切り替えスイッチにより、青（465nm）緑（520nm）赤（630nm）の3色を個別に、または同時に点灯することが可能です。タンパク質や核酸などの蛍光検出や、蛍光タンパク質の検出などに利用可能です。
オプションの1次フィルターセットは、光源由来のバックグラウンドを低減することが可能で、マグネット式の脱着が容易なフレームにフィルターを装着してあります。
名称

WSE-5510 VariRaysⅠ

WSE-5520 VariRaysⅡ

LED光源

青：465nm 半値幅30nm
赤：630nm 半値幅20nm

照射範囲155×155mm（落射型）

発光強度

青：1000～1500μW

寸法263(W)×223(D)×75ｍｍ(H)

300(W)×223(D)×91ｍｍ(H)質量1.37kg1.45kg

電源

DC12V 2A 24W
専用ACアダプターまたはLuminoGraphⅠ/Ⅱ

備考

WSE-6100/6200接続時は調光(100段階)可能

緑：520nm 半値幅40nm
180×155mm（落射型）

緑：400～700μW

赤：500～1000μW
WSE-5510 VariRays Ⅰ

1 次フィルターセット（2 枚組）

光源装置

WSE-6100/6200 の庫内にセットした場
合、光量を 100 段階で調節可能です。上記以外の撮影装置で使用する場合は、電源
ボックスが必要です。

蛍光物質

青励起

蛍光物質

緑励起

GFP/SYBR Green/SYBR Safe/SYBR Gold/MidoriGreen/
GelGreen/EzFluoroStain DNA
EzLabel FluoroNeo/FITC/Cy2
SYPRO Ruby/SYPRO Orange/
Flamingo Gel Stain など

RFP/Pro-Q Dioamod/
Ethidium Bromide
Cy3 など撮影用フィルター
BPF510/SCF515/OY/YA-3

撮影用フィルター
R-60

蛍光物質
Alexa647/Cy5

赤励起など

光源ごとに対応する蛍光物質は代表的なものになります。表中にない蛍光物質をご検討の際はアトー株式会社までお問い合わせください。

撮影用フィルター
LPF-690価格
入数価格

2008101 WSE-5510 VariRays Ⅰ

1台

220,000円

2008102 WSE-5520 VariRays Ⅱ

1台

220,000円

2008110 VariRays 用電源 BOX

1個

20,000円

2008117 VariRays ⅠⅡ用 1 次フィルターセット ( 青 )1組

110,000円

2008118 VariRays ⅠⅡ用 1 次フィルターセット ( 緑 )1組

110,000円

2008062 BPF510 フィルター 50mm 角型

1枚150,000円

2008060 SCF515 フィルター 50mm 角型

1枚30,000円

2130414 YA-3 フィルター 50mm 角型

1枚20,000円

2130419 OY フィルター 50mm 角型

1枚20,000円

2130452 R-60 フィルター 50mm 角型

1枚20,000円

2008063 LPF690 フィルター 50mm 角型

1枚70,000円

商品コード

123

型式

名称

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

透過型白色光源
フラットビュア （Flat-Viewer）

照射ムラが非常に少ない白色透過光源
・LuminoGraphシリーズで庫内設置・制御可能
・CBB染色ゲル、銀染色ゲル等の撮影用光源
・フラットフィールド補正用光源として
名称

210mm

フラットビュア

光源

白色LED光源

照射範囲

210mm(W)×175mm(D)

光源面230mm(W)×195mm(D)寸法250mm(W)×215mm(D)×10mm（H)質量450g（本体のみ）

電源

DC12V 8W・フラットビュア用ACアダプターを使用
・LuminoGraphⅠ/Ⅱなど撮影装置庫内より給電

製品構成

フラットビュア本体、取扱説明書

輝度差10％以下※ 光 源 面 は 230 × 195mm で す が、 両 端 か ら 10mm は 輝 度 分 布 保 証 ( 輝 度 差
10％未満 ) はしません。光源中央付近を使用して撮影してください。

175mm

※

コンパクトサイズ

250mm × 215mm

厚み 10mm

フラットフィールド補正
フラットビュアは輝度ムラ 10％以下の特性を生かして、レンズの周辺光量補正に利用できます。
「WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ」「WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ」「WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM」はフラットビュアと「ND-0.1
フィルター 50mm 角型」を使ってフラットフィールド補正が可能です。
フラットフィールド補正を実行して LuminoGraph シリーズで撮影した CBB 染色ゲル画像は、16bit TIFF（65536 階調）で保存することで高い定量性を得られます。フラットフィールド補正は LuminoGraph シリーズの標準機能です。

光源装置

LuminoGraph シリーズでの CBB 染色ゲル撮影イメージ （ImageSaver6 ソフトウエア / 疑似カラー CBB 表示）

価格
名称

入数

価格

2196160 フラットビュア (Flat-Viewer)

1台

90,000円

2196161 フラットビュア用 AC アダプタ

1台

15,000円

2130446 ND-0.1 フィルター 50mm 角型

1枚20,000円

商品コード

型式

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

124

透過型紫外線照射装置
WUV-M20 小型卓上照射装置 （UV Transilluminator）
312nm の紫外線を照射 コンパクト透過型蛍光励起光源WUV-L20 卓上照射装置 （UV Transilluminator）
312nm の紫外線を照射 透過型蛍光励起光源
・タンパク質や核酸の蛍光染色剤の検出用光源

WUV-M20
照射面：195×195mm
サイズ：幅350mm 奥275mm

名称

WUV-L20
照射面：200×200mm
サイズ：幅350mm 奥275mm

WUV-M20

WUV-L20

波長

312nm

312nm

放電管

8W × 6本

15W × 6本点灯方式

インバーター式

インバーター式

出力切替

100％ / 75％

100％ / 75％

フィルター寸法 195×195mm

200×200mm

光源装置

寸法

350（W）×275（D）95mm（H）

495（W）×330（D）95mm（H）

質量

8.0kg

10.0kg

電源

AC 110V

対応装置

WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ
WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ
WSE-5400 Printgraph Classic など

50/60Hz95W

AC 110V

50/60Hz180W

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM
など

価格
名称

入数

価格

3532197 WUV-M20 小型卓上照射装置

1台

200,000円

3532203 WUV-L20 卓上照射装置

1台

250,000円

3535037 T-8 M 紫外線照射用ランプ 8W 312nm

1本

8,800円

3535041 T-15 M 紫外線照射用ランプ 15W 312nm

1本

12,800円

2195910 ゲルトレイL (300×250mm)

1枚

18,000円

2195930 ゲルトレイM (192×215mm)

1枚

18,000円

2195931 ゲルトレイS (194×164mm)

1枚

18,000円

名称

入数

価格

3532036 FG-1P グローランプ (15-30W)

1個

1,000円

3532037 FG-7P グローランプ (4_6_8_10W)

1個

1,000円

3535035 T-8 C 紫外線照射用ランプ 8W 254nm

1本

6,800円

3535036 T-8 L 紫外線照射用ランプ 8W 365nm

1本

6,800円

3535040 T-15 C 紫外線照射用ランプ 15W 254nm

1本

9,800円

3535042 T-15 L 紫外線照射用ランプ 15W 365nm

1本

9,800円

商品コード

型式

旧製品対応
商品コード

125

型式

紫外線照射用ランプ

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

感熱式プリンタ
UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ （Hybrid Graphic Printer）
ゲル撮影画像などを迅速にプリントアウト
・LuminoGraphシリーズに追加可能
・Printgraphシリーズに追加可能
・1枚/2～3秒で印刷可能
・感熱式ロールペーパー使用
名称

UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ

印刷サイズ

STD 94×73mm

印刷解像度

325DPI

寸法・質量154(W)×240(D)×88mm(H)入力

デジタル（USB）/アナログ VIDEO

対応装置

WSE-5300 Printgraph CMOS Ⅰ
WSE-5400 Printgraph Classic
WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ
WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ
WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM
WSE-6300H LuminoGraph Ⅲ
WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite

OS

Windows 11/10

ロール紙

UPP-110HG

電源

AC100～240V

SIDE 124×96mm

2.7kg

など

64/32bit

50/60Hz

115W

ゲル撮影装置やケミルミ撮影装置の本体または制御用PCとUSB接続
し、撮影画像をプリントアウトすることが可能です。実験ノートなど

OPENボタンでペーパーホルダーを開きます。

印刷用ロール紙のシールを外し、ホルダーにセットして蓋を閉じます。シールの糊が外に出るように引き出してセットします。

プリンタに貼り付けてデータ保存が可能です。

印刷用ロール紙は、涼しい場所に保管してください。印刷後の写真は直射日光や有機溶媒、恒温を避けて保存してください。

価格
商品コード

型式

名称

2140202 UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ
2140913 UPP-110HG プリンタ用紙 10 巻

アトー株式会社ホームページ

入数

価格

1台

275,000円

10 巻組

30,800円

https://www.atto.co.jp/

126

CS Analyzer 4
CS Analyzer 4 （CS アナライザー 4）

バンドの定量・ノーマライズ対応 画像解析ソフトウエア
・電気泳動パターンやウエスタンブロットパターンの定量解析ソフトウエア
・分子量測定、バンド・スポットの濃度定量
・画像の重ね合わせ機能をはじめ、実用的で便利な機能満載！
・WSL-1850 CytoWatcherⅡ撮影画像のタイムラプス動画作成機能
名称

CS Analyzer version4

Windows版

OS対応

Windows11/10

画像形式

TIFF（16/8bit）、JPEG、BMP、PNG、CCD（12～16bit）

表示変換

表示コントラスト調整

画像変換

カラー→モノクロ変換 解像度変更50%～200% 画像合成（発光と分子量MWなど）
吸光度変換 画像回転 歪み補正 RGB合成 スケール設定→実寸大印刷可能
タイムラプス動画作成機能など

計測

分子量キャリブレーション
レーン計測 スポット計測

定量

分子量・等電点・濃度

データ保存

テキスト保存64bit/32bit

疑似カラー表示

白黒反転など

電気泳動と半世紀
アトーのノウハウを凝縮

等電点キャリブレーション
プレート計測画像保存（ビット数変換も可能）

解析情報保存レポート機能画像解析ソフトウエア「CS Analyzer」は、「LuminoGraphシリーズ」「Printgraphシリーズ」「E-ShotⅡ」などで撮影した、電気泳動ゲルパターンやウエ
スタンブロットパターンを計測し、分子量や濃度定量が可能な画像解析ソフトウエアです。対応する画像形式であれば（TIFFやJPEGなど）、デジカメやイメージスキャナで取り込んだ画像の解析も可能です。WS-1800 CytoWatcherの撮影画像のタイムラプス動画作成機
能も搭載しています。

電気泳動パターンの計測「レーン計測」は、レーン内のバンドをスキャンしてピークを検出します。各
レーンのプロファイル（波形）にベースラインとピーク分割ラインを自動で設定し、各バンド成分の積算値を算出します。バンドのピークから相対位置が計算されるので、分子量マーカーがあれば分子量も算出することが可能です。
スポットの計測「スポット計測」は、ドットやバンドなどを計測領域で囲み、バックグラウン
ド値を差し引いた上で積算値を算出します。基準となるスポットがあれば相対的な濃度定量も可能です。「レーン計測」や「スポット計測」の計測結果はテキスト形式で出力できます。

価格
入数

価格

2110030 CS Analyzer version4 Windows 版

1本

250,000円

2110024 CS Analyzer Windows ライセンス版

1本

62,500円

商品コード

127

型式

名称

上記価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

セキュリティ対応ソフト
CS Analyzer4/ImageSaver6 セキュリティバージョンアップ
CS Analyzer4/ImageSaver7 セキュリティバージョンアップ
LuminoGraph シリーズ

・管理者権限によるユーザー管理、設定変更制限
・セキュリティ設定：ログインパスワードの設定、自動ログオフ機能
・保存先の制限：データ保存先を制限（上書き保存不可）
・バックアップ設定：ソフトウエア終了時に設定ファイル、
画像ファイルおよび解析データファイルをバックアップ
・操作履歴の保存（監視証跡）
・PC上でのファイル操作の制限
LuminoGraphシリーズの制御ソフト「ImageSaver6/7」と画像解析ソフトウエア「CS Analyzer4」のセキュリティ対応バージョンアッププログラムです。セキュリティーソフトウエアにより、撮影システムの使用者（ユーザー）を限定し、デー研究の信頼性をサポート

タの削除や移動を制限します。また、ソフトウエアを使用した履歴（ログ）を残します。管理者（Administorator）によってユーザー管理を行います。
CS Analyzer4 security

ImageSaver7 security

ImageSaver6 security

OS

Windows 11/10（64/32bit）

Windows 11/10（64/32bit）

Windows 11/10（64/32bit）

機能

画像解析
使用者・操作ログ記録
データ保存制限など

WSE-6270の制御
使用者・操作ログ記録
データ保存制限など

WSE-6100H/6200Hの制御
使用者・操作ログ記録
データ保存制限など

管理者

Administorator：1（ログイン名固定：パスワード設定）

使用者

ユーザー：複数（Administoratorによる追加・削除のみ）

管理項目

ユーザーの追加・削除/セキュリティ設定（Administrator管理）/保存先の制限/バックアップの設定
自動ログオフ設定 など

撮影システムとセキュリティソフトウエアの対応

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

WSE-6200H LuminoGraph Ⅱ

WSE-6100H LuminoGraph Ⅰ

Windows 11/10（64/32bit）

Windows 11/10（64/32bit）

Windows 11/10（64/32bit）

制御ソフト

ImageSaver7

ImageSaver6

ImageSaver6

解析ソフト

CS Analyzer4

CS Analyzer4

CS Analyzer4

OS

画像解析ソフトウエア

名称

価格
入数

価格

1本

250,000円

2110032 CSAnalyzer4/ImageSaver6 セキュリティ－ Ver.UP

1 セット

800,000円

2110033 CSAnalyzer4/ImageSaver7 セキュリティ－ Ver.UP

1 セット

800,000円

商品コード

型式

名称

2110030 CS Analyzer version4 Windows 版

上記価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

128

細胞培養・観察システム
WSL-1850 CytoWatcher Ⅱ （サイトウォッチャーⅡ）
細胞タイムラプス観察用 簡易デジタル顕微鏡システム

・培養細胞の低倍率明視野観察
・置き場所を選ばないコンパクトサイズ
・CO2 インキュベータ内で使用可能（防湿構造）
・500 万画素カラー CMOS カメラ搭載
・サンプルのタイムラプス撮影可能
・BlueLED 搭載の蛍光撮影対応モデル (WSL-1850-B）

タイムラプス撮影装置

名称

WSL-1850 CytoWatcher Ⅱ

WSL-1850-B CytoWatcher Ⅱ FL

カメラ

500 万画素カラー CMOS カメラ

解像度2448 x 2048 ピクセル

倍率

光学 4 倍（デジタルズーム：～ 16 倍）

視野

1.720 mm x 1.429 mm

フォーカス

ハンドルによる手動調整

光源

白色 LED（透過照明）

白色 LED（透過照明）
青色 LED（ピーク波長 465 nm, 側射方式の落斜照明）

フィルター

－

励起： 480 nm ショートパス
吸収： 525 / 45 nm バンドパス（交換可）

耐湿性

湿度 95%RH で使用可能（CO2 インキュベーター内へ設置可）

制御ソフト

ImageSaverT（標準添付）
撮影 ライブ / 静止画 / タイムラプス
画像保存 8bit TIFF / BMP / JPEG（カラー / モノクロ）

PC 接続

USB3.0 x 1

対応 OS

Windows 11/10 (64 / 32 bit)

寸法・質量130 (W) x 180 (D) x 190 (H) mm, 2.5 kg

電源

USB 給電（バスパワー）方式

USB3.0 x 1, USB2.0 ( または 3.0) x 1

本体：130 (W) x 180 (D) x 190 (H) mm, 2.9 kg

価格
名称

入数

価格

3601850 WSL-1850 CytoWatcher Ⅱ

1式

700,000円

3601853 WSL-1850-B CytoWatcher Ⅱ FL

1式

1,050,000円

3601806 WSL-1800/1850 用蛍光撮影ユニット B

1式

350,000円

3601857 WSL-1850B-ACP CytoWatcher Ⅱ FL ALLINONE

1式

1,122,000円

3601808 WSL-1800/1850 制御用 PC

1式

250,000円

3601809 USB3.0 延長ケーブル

1本

20,000円

商品コード

型式

WSL-1800B-ACPはWEB会員専用キャンペーンです。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

129

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

白色LED光源（明視野撮影用）
5MカラーCMOSカメラ
4×対物レンズ（固定）デジタルズーム（～16×）
フォーカス調整ハンドル
（手動）
防湿構造

ノートPC（別売）

蛍光撮影対応モデル
明視野に加えて蛍光撮影も可能なモデル。
落斜（側射方式）の青色LED光源(465nm)
励起(480nmショートパス)フィルター
吸収(525/45nmバンドパス)フィルター●CO2インキュベータ内に設置可を搭載。

CytoWatcher本体は防湿構造になっているの

緑色蛍光（GFP, FITC, Alexa Fluor 488など）の撮影に対応で、高湿度であるCO2インキュベータ内に設置して細胞を培養しながら経時撮影が可能です。高額な顕微鏡ステージ培養システムを導入する必要がありません。

●USBケーブルでPCとつなぐだけ

コンパクトなので実験台やクリーンベン

CytoWatcherはWindows PC（別売）とUSB3.0ケーブルでチなど限られたスペースでも使用できま

接続して使用します（電源はUSBでPCから供給）。専用ソ

す。持ち運びも容易で作業場所に持ってフトImageSaverT（標準付属）を起動すればすぐにライブ行って使うこともできます。

で細胞画像を見られます。画像保存やタイムラプス撮影も簡単操作で行えます。

タイムラプス撮影装置●手元に置ける顕微鏡●蛍光撮影に対応●2台を1台のPCで制御可能
2サンプルを同時並行でタイムラプス撮影をするために2台のCytoWatcherを1台のPCに接続して使用できます。

蛍光撮影モデルには青色LED光源と励起／吸収フィルターが搭載され、GFPなど緑色蛍光の撮影に対応します。CO2インキュベー
タ内に設置して明視野と蛍光を組み合わせたタイムラプス撮影も可能です。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

130

細胞培養・観察システム
撮影データ例

線維芽細胞の観察
下図は NIH3T3 細胞を CytoWatcher Ⅱによりライブ撮影モードで撮影した画像を示して撮影条件います。四角で囲った部分が、デジタルズームにより拡大されて表示されます。

4x8x（デジタルズーム）

露光時間：10 ms
照明：白色 LED 点灯
容器：φ 10 cm ディッシュ

12x（デジタルズーム）

16x（デジタルズーム）

GFP 発現細胞の蛍光撮影
撮影条件
露光時間：1 sec
撮影間隔：20 min
撮影期間：2 日間
照明：励起用 LED 点灯
容器：φ 35mm ガラスボトム
ディッシュ

下図は EGFP 発現ベクターを導入してから 20 時間後の NIH3T3 細胞を、CytoWatcher Ⅱ FL で撮影したイメージを示しています。四角で囲った部分が、デジタルズームにより拡大表示されます。
また同じ細胞を、遺伝子導入後、18 ～ 30 時間後をインターバル撮影により撮影しました。動画にご興味のある方は QR コードからアクセスしてください。

タイムラプス撮影装置

4x

8x（デジタルズーム）

12x（デジタルズーム）

16x（デジタルズーム）

創傷治癒アッセイ（Wound healing assay）
コンフルエントの NIH3T3 細胞にチッ
プでひっかき傷（創傷）を作り、修復される様子を CytoWatcher Ⅱにより10 分間隔でインターバル撮影しまし

2h

4h

6h

8h

た。左図は 2 時間毎の画像を示しています。細胞が躍動的に移動する様子が観察できます。動画は QR コードからアクセスしてください。

10h

12h

14h

16h
撮影条件

18h

131

20h

22h

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

24h
東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

露光時間：10 ms
撮影間隔：10 min
撮影期間：1 日間
照明：白色 LED 点灯
容器：φ 35 mm ディッシュ

シングルセル発光撮影システム
AB-3000B Cellgraph （セルグラフ）

シングルセル発光 リアルタイム撮影・解析システム
・細胞や組織をターゲットに「細胞ダメージの少ない発光」で遺伝子発現を観察します。
・細胞や組織を培養しながら「遺伝子発現の変化」を観察します。
セルグラフを使えば、ルシフェラーゼアッセイを利用することで、細胞内の遺伝子発現の様子が発光の強弱として可視化されます。セルグラフに搭載される、明るい対物レンズと高感度冷却型EMCCDカメラにより、この非常に微弱な発光を撮影可能とします。時計遺伝子のような周期的な変化を観察する場合は、細胞を培養しながら観察できる機能が必要です。セルグラフなら細胞培養機能があるため、遺伝子発現の変化を時間の経過とともに観察することができます。
また、マルチカラーアッセイを使えば、同時に２～3種類の遺伝子発現を並行して観察することが可能です。変化の様子は動画ファイルとして保存も可能なので、細胞同士の相互作用などもイメー
ジしやすいデータが得られます。

AB-3000B Cellgraph（セルグラフ）

検出器

バックイルミネート型 EM-CCD カメラ 512 × 512 ピクセル（16 × 16 μ m）
冷却：-80℃～ -100℃ 室温 25℃ 結露無き事（空冷～ -80℃ / オプション～ -90℃（水冷 25℃） ～ -100℃（水冷 16℃））

検体数

1 サンプル（35mm 培養ディッシュ）培養条件

チャンバー内温度 室温 +5℃～ 45℃ (1℃ステップ） CO2 ガス導入（オプション）
加湿 庫内水槽・加湿ガス導入 ( オプション）

計測可能な
レポーター

ホタルルシフェラーゼ レニラルシフェラーゼ
Tripluc ルシフェラーゼ（マルチカラールシフェラーゼ）ELuc（エメラルドルック） などの発光タンパク質

サンプル

培養細胞

計測方法

インターバル（一定時間ごとに発光を測定） 計測時間：30 ミリ秒～ 90 分
コンビネーション撮影（明視野 + 発光）

色分離計測

最大 3 色まで分離イメージングが可能（3 回撮影）

PC 動作環境

OS：Windows 10（64/32bit）

寸法・質量430(W) × 600(D) × 690(H)mm

電源

培養組織

AC100V ～ 240V

50/60Hz

・

オルガネラレベルの発光イメージング

遺伝子発現計測

名称

40kg

106VA

2種類の遺伝子発現を同時に撮影した例：AB-3000BD Cellgraph Dual
Bioluminescence imaging of dual gene expression at the single-cell level

アトー株式会社ホームページ

BioTechniques 48(6):460-462 (June 2010)https://www.atto.co.jp/132シングルセル発光撮影システム
解析機能

Cellgraph Viewer

スポット計測：領域の輪郭は円形、四角形、ポリゴン(多角形）、スプライン（曲線による囲み線）の４種類の方法から選べます。選択した領域の発光強度の数値化、グラフの作成も自動で行うことができます。また発光強度の解析データはCSV形式で出力できます。
グリッド計測：画像上にグリッドを設定し、グリッドごとに計測可能です。
その他：タイムラプス画像の動画作製、画像の重ね合わせ、ノイズ除去などが可能です。

遺伝子発現計測

セルグラフは、セルグラフ本体、制御用PCで構成されます。本
体内部には培養機能の付いたサンプルステージがあり、倒立型の撮影ユニットが内蔵されています。オプションでCO2ガス導入ユニットやカメラの水冷ユニットなどが追加可能です。

培養機能付きステージ
対物レンズ
多色撮影用色分離機構

価格
入数

価格

3600000 AB-3000B セルグラフ

1式

お問合せ

3600110 CO2 ガス導入ユニット ( セルグラフ用 )

1式

1,100,000円

3600112 CO2 ガス加湿ユニット ( セルグラフ用 )

1式

220,000円

3600200 灌流培養チャンバーユニット ( セルグラフ用 )1式

275,000円

3600105 CCD カメラ用水冷ユニット

1式

477,400円

商品コード

型式

名称

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

133

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

多検体リアルタイム発光計測システム
WSL-1565 Kronos HT （クロノス HT）

多検体処理で研究効率アップ！ ハイスループット計測システム

・多検体生細胞リアルタイム計測
・恒温加湿による細胞培養機能（CO2 導入可能）
・24・96 ウェルのマイクロプレートでの計測に対応
・1 時間～ 30 日間にわたる長時間計測
・検出器が駆動するので、静置培養状態で計測・検出器の冷却による低ノイズ・高感度検出
・マルチカラールシフェラーゼ対応色分離機構内蔵
・WindowsPC 制御
名称

WSL-1565 Kronos HT

検出器

光電子増倍管（10℃冷却）× 2 ユニット

計測方式

フォトンカウンティング方式による微弱発光計測

測定時間

積算時間 1 ～ 60 秒 / ウェル

計測容器

クリアボトム 24 ウェルプレート（標準）クリアボトム 96 ウェルプレート（オプション） 35mm ディッシュ（オプション）

測定プレート枚数

2 枚（2 つの検出器で 2 枚を測定）

検体数

48 検体（24 ウェルプレート× 2 枚）：24 ウェルプレート用アダプター使用（標準）192 検体（96 ウェルプレート× 2 枚）：96 ウェルプレート用アダプター使用（オプション）
12 検体（35mm ディッシュ× 12 枚）：35mm ディッシュ用アダプター使用（オプション）

倒立型

XY 駆動方式

測定期間 1 時間（hour）～ 30 日間（day）

室温 20 ～ 28℃環境下において、室温 +5℃～ 45℃（0.1℃ステップ）

培養槽 CO2 制御

CO2 ガス混合ユニットで CO2 ガス濃度を調整して庫内導入（設定 1.0 ～ 20％）

培養槽加湿

注水ケースを庫内に設置 / 加湿ユニットに 5％ CO2 ガスを通して断続導入
湿度 90％ RH 以上を維持

色分離計測

2 色を分離計測

PC 動作環境

OS：Windows 11/10（64/32bit）

PC 接続

USB 2.0

寸法・質量650(W) × 520(D) × 340(H)mm

電源

AC100 ～ 240V

50/60Hz

・

校正用基準光源光子ユニ（P147）

遺伝子発現計測

培養槽温度制御40kg

消費電力 320W（最大）パソコン

Kronos HT 本体

CO2 ガス混合ユニット

加湿用ユニット

光子ユニ設置アダプタ

本製品は科学技術振興機構の A-STEP プログラムによる産業技術総合研究所との共同開発成果です。

価格
入数

価格

3510140 WSL-1565 KronosHT

1式

7,550,000円

3510146 24 ウエルプレート用アダプタ (WSL-1565 用 )1式

700,000円

3510147 96 ウエルプレート用アダプタ (WSL-1565 用 )1式

700,000円

3510148 35mm ディッシュ用アダプタ (WSL-1565 用 )1式

950,000円

3510132 KronosHT 用 CO2 ガス導入セット

1式

1,100,000円

3510144 光子ユニ設置アダプタ (WSL-1565/1563 用 )1枚50,000円

3510158 IQ 据付時適格性確認 (WSL-1565)

1式

300,000円

3510159 OQ 稼働時適格性確認 (WSL-1565)

1式

300,000円

商品コード

型式

名称

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/134多検体リアルタイム発光計測システム
オプション

CO2 ガス混合ユニット

加湿用ユニット

名称

Kronos HT 用 CO2 ガス導入セット

CO2 制御CO2 ガス混合ユニットで CO2 濃度を調整して培養槽へ導入（設定 1.0 ～ 20%）

加湿

加湿ユニットを経由して CO2 ガスを Kronos HT 培養槽へ導入

寸法・質量

CO2 ガス混合ユニット 121(W) × 174(D) × 157(H)mm・1.6kg
加湿ユニット 170(W) × 140(D) × 115(H)mm・1.6kg

電源

CO2 ガス混合ユニット AC100 ～ 240V 50/60Hz 消費電力 25W（最大）加湿ユニット AC100 ～ 240V 50/60Hz 消費電力 30W（最大）クロノス HT データ例
時計遺伝子発現のリズム測定
時計遺伝子 mPer2 の転写活性を６日間測定
測定試料：
mPer2 promoter-Eluc(PEST) 発現 A9 安定株／ 24 ウェル
クリアボトムプレート
上記細胞を 24 ウェルクリアボトムプレートで培養し、100nM
Dexamethasone/ 無血清 DMEM で 2 時間処理してリズムを同調させた後、0.2mM Luciferin( 発光基質 ) を含む培養液に交換して Kronos HT で発光を 6 日間測定した。

転写因子の薬剤刺激応答のリアルタイム測定

遺伝子発現計測135

転写因子 NF- κ B の薬剤刺激（TNF- α）による誘導を 48 時間２色発光測定
測定試料：
下記の２色のルシフェラーゼを発現する A9 安定株／ 96 ウェルクリアボトムプレート
・NF-kB response element - TK promoter - SLG ( 緑色発光ルシフェラーゼ )・TK promoter - SLR ( 赤色発光ルシフェラーゼ )上記細胞を 96 ウェルクリアボトムプレートで培養し、0.2mM Luciferin と各濃度の TNF- αを添加して２色の発光を Kronos HT
で 48 時間測定し、NF- κ B とコントロール (Thymidine Kinase) の転写活性を経時的にモニタリングした（A,B）
。
NF- κ B の測定値をコントロール (TK) の測定値でノーマライズし（C）、さらに TNF- αを添加しない場合のノーマライズ値との比を計算して、TNF- α添加による誘導倍率の経時変化を求めた（D）
。

（Ａ）

（Ｃ）

（Ｂ）

（Ｄ）

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

リアルタイム発光計測システム
AB-2550 クロノス Dio （Kronos Dio）

細胞培養機能搭載 リアルタイム遺伝子発現計測システム
時計遺伝子/時間生物学の進展は、例えば、『投薬/服薬 最適タイミング再設定』を示唆！
・ルシフェラーゼアッセイを利用し、遺伝子の転写活性をリアルタイムモニタリング
・細胞を培養しながら刺激応答など遺伝子発現の変化を計測・情報量の飛躍的増加
・時計遺伝子発現のリアルタイムモニタリングが可能
・創薬など細胞の刺激応答情報！！
・転写活性モニタリング！！
ルシフェラーゼアッセイを利用した遺伝子発現の様子をリアルタイムに計測することができると、細胞をライセートしてmRNAやタンパク質を測定する従来法に比べて、はるかに多くの情報が得られます。またマルチカラーアッセイ法と組み合わせれば、複数遺伝子の発現を同時に計測することも可能になります。クロノスDioを使えば、刺激応答による遺伝子発現のタイムコース実験を自動で行うことが可能になります。
クロノスDioの本体内部は細胞培養のためにインキュベーション（室温-5℃～45℃）が可能で、付属のレギュレータによりCO2ガス濃度を5%一定に制御可能です。発光計測は一定時間ごとに高感度

PMTで計測・データ蓄積を行います。インキュベーション中の温度情報やCO2濃度、PCとの通信状
態などもモニタリング可能です。
名称

AB-2550 Kronos Dio

検出器

PMT（光電子増倍管） 波長域

検体数

8 サンプル（35mm 培養ディッシュ）培養条件

庫内温度 室温 -5℃～ 45℃ (1℃ステップ）
CO2 濃度制御 5%（固定） 加湿 加湿用スポンジ

計測可能な
レポーター

ホタルルシフェラーゼ レニラルシフェラーゼ
Tripluc ルシフェラーゼ（マルチカラールシフェラーゼ）ELuc（エメラルドルック） などの発光タンパク質

サンプル

培養細胞

計測方法

インターバル（一定時間ごとに発光を測定）
積算時間：1~60 秒 /1 ～ 60 分

色分離計測

最大 3 色まで分離計測が可能

PC 動作環境

OS：Windows 11/10（64/32bit）

寸法・質量280(W) × 400(D) × 330(H)mm

電源

AC100 ～ 240V

350 ～ 670nm

50/60Hz

・

16.0kg75W

校正用基準光源クロノスDioを使用するにはWindowsパソコンが必要です。パソコンの仕様についての詳
細はアトー株式会社までお問い合わせください。

光子ユニ（P147）

遺伝子発現計測

組織切片

35mm培養ディッシュにルシフェラーゼアッセイ用に調製した細胞を入れ、ルシフェラーゼを滴下してからクロノスDioにセットします。クロノスDioの庫内でインキュベーションを行いながら発光測定が可能です。
計測したデータはエクセル形式による出力が可能です。

価格
商品コード

型式

名称

3510120 AB-2550 クロノス Dio

入数

価格

1式

3,550,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/136

多検体発光計測システム
AB-2350 Phelios （フェリオス）マイクロタイタープレート用 発光測定システム（ルミノメータ）
・培養細胞を利用した毒性試験（実験動物代替法）に最適
・96/384 マイクロプレートに対応
・3 色発光ルシフェラーゼの色分離計測に対応
・温調機能搭載「フェリオス」は、PMT（光電子増倍管）を検出器とする発光測定装置（ルミノメータ）です。遺伝子の働きを発光タンパク質の発現量で計測する「ルシフェラーゼアッセイ」や、抗酸化物質を発光法で評価する「抗酸化能測定（発光法）」、⽪膚感作性試験法の動物実験の代替法である「IL-8 Luc assay」(OECD TG442E)などに対応します。先進的なマルチカラー
ルシフェラーゼアッセイ（3色発光ルシフェラーゼを利用した、複数遺伝子同時計測用のルシ
フェラーゼアッセイ）に対応した色分離機能を搭載します。

遺伝子発現計測

名称

AB-2350 Phelios

検出器

PMT（光電子増倍管） 波長域

検体数96/384 サンプル（プレート）

計測対象

Multicolor Luc（3 色発光ルシフェラーゼ）ホタルルシフェラーゼ CLuc/Gluc 分泌型ルシフェラーゼ
ルミノール発光 MPEC XYZ 発光法 イクオリン発光 その他発光法

アプリケーション

Multicolor Luciferase Assay（3 色分離） Dual Luciferase Assay
活性酸素測定（発光法） 抗酸化能測定（発光法） ATP 測定
その他発光を利用した計測法

温調機能

室温 +5℃～ 40℃

分注ポンプ

１台内蔵（+1 台追加可能）

プリンタ

なし（PC へデータ保存）

色分離計測

最大 3 色まで分離計測が可能

操

作

PC 制御

寸

法

398(W) × 460(D) × 286(H)mm

質量16.5kg

電

源

AC100

350 ～ 670nm

Windows 11/10（64/32bit）

50/60Hz

校正用基準光源WSL-1200 光子ファンダム（P145）

300W

3 色発光ルシフェラーゼ（同時発光）の計測
同時に複数の遺伝子発現を計測するための 3 色発光ルシフェラーゼ（Multicolor Luc）を感度よく測定できる色分離機構を備えています。ルシフェ
リン添加で同時に発光している 3 色の光を分離します。一般的なバンドパス
フィルターを用いる方法よりも高感度検出が可能で、微弱発光を効率よく計測できます。

価格
入数

価格

3511140 AB-2350 フェリオス

1式

3,880,000円

3511150 AB-2020 フェリオス用外付けポンプ

1台

398,000円

商品コード

137

型式

名称

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

発光計測システム
AB-2270 ルミネッセンサー Octa （Luminescencer Octa）
AB-2270-R ルミネッセンサー Octa （Luminescencer Octa）
チューブ用 発光測定システム

アトー「ルミネッセンサーOcta」は、PMT（光電子増倍管）を検出器とする発光測定装置（ルミノメータ）です。遺伝子の働きを発光
タンパク質の発現量で計測する「ルシフェラーゼアッセイ」や、抗酸化物質を発光法で評価する「抗酸化能測定（発光法）」などに対応します。
先進的なマルチカラールシフェラーゼアッセイ（3色発光ルシフェラーゼを利用した、複数遺伝子同時計測用のルシフェラーゼアッセイ）に対応した色分離機能を搭載します。
AB-2270 Luminescencer Octa

名称

AB-2270 Luminescencer Octa

検出器

PMT（光電子増倍管） 波長域

検体数

1 サンプル（試験管 / 遠心チューブ）

計測対象

Multicolor Luc（3 色発光ルシフェラーゼ）ホタルルシフェラーゼ
CLuc/Gluc 分泌型ルシフェラーゼ
ルミノール発光 MPEC XYZ 発光法
イクオリン発光 その他可視領域発光

アプリケーション

Multicolor Luciferase Assay（要色分離）
Dual Luciferase Assay
活性酸素測定（発光法）
抗酸化能測定（発光法）
ATP 測定その他発光を利用した計測法

温調機能

オプション

分注ポンプ

１台内蔵

プリンタ

内蔵

色分離計測

最大 3 色まで分離計測が可能

操作

本体操作パネル寸

法

250(W) × 310(D) × 176(H)mm

質

量

7.5kg

電

源

AC100V

遺伝子発現計測50/60Hz350 ～ 670nm

50VA※ AB-2270-R は AB-2270 から分注ポンプを外した仕様です。

価格
入数

価格

3511035 AB-2270 ルミネッセンサー Octa

1式

1,380,000円

3511036 AB-2270-R ルミネッセンサー Octa ( ポンプなし )1式

1,180,000円

3511037 AB-2270 用 試験管 / 遠心チューブ兼用ホルダー

1個

22,000円

3511039 AB-2270 用 温調ユニット

1式

110,000円

3511074 注入口セプタム付き蓋 （AB-2270 用）

1式

110,000円

3511065 ルミネッセンサー用ロールペーパー (10 巻 )1組

15,840円

商品コード

型式

名称

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/138吸光度・発光測定プレートリーダー
WSL-2300 Phelios AL （フェリオス AL）
マイクロタイタープレート用
・吸光度測定・発光測定

進歩

マイクロタイタープレート

い！

らな

ま
は止

マイクロタイタープレート

・微量吸光度測定（オプション Nano Volume Plate）
・6/12/24/48/96/384 ウェルプレート対応
Phelios AL は、吸光度測定（200 ～ 999nm）、発光測定（300~700nm）、
微量吸光度測定（240 ～ 320nm）が可能なプレートリーダーです。
Nano Volume Plate（オプション）を利用すると 2 μ L ～の微量吸光度測定が可能です。

名称

WSL-2300 Phelios AL

測定方式

吸光度測定：フォトダイオード

測定モード

吸光度測定：①エンドポイント②カイネティクス③スペクトル④エリアスキャン
発光測定：①エンドポイント②カイネティクス
微量吸光度測定：①エンドポイント②スペクトル

検出感度

吸光度測定：0 ～ 4.0 O.D.
発光測定：10-18 mole ATP（ダイナミックレンジ ＞ 8 桁）

測定容器

6 / 12 / 24 / 48 / 96 / 384 ウェルプレート
Nano Volume Plate（微量吸光度測定）：3 × 8（24 検体）

発光測定：光電子増倍管

検出器 1：吸光用 / 波長 フォトダイオード / 200 ～ 999nm

384 ウェルプレート

96 ウェルプレート

48 ウェルプレート

光源：キセノン

検出器 2：発光用 / 波長 光電子増倍管 / 300 ～ 700nm（極大 420nm）

プレートリーダー

波長分離方式

モノクロメータ（1nm ステップ）攪拌機能あり：0 ～ 180 秒（2 段階スピード）

専用アプリケーション

計測条件設定・測定・データ保存・データ解析

対応 OS

Windows 11/10

寸法・質量335(W) × 305(D) × 232mm(H)・7.0kg(AC アダプタ 0.5kg)

電源・消費電力

DC24V・40W

AC アダプタ

入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz 140VA

標準構成品

WSL-2300 Phelios AL 本体
USB ケーブル（A-B タイプ）、AC アダプタ +AC ケーブル
発光測定用サポートプレート、USB メモリ（付属ソフトウエア）、取扱説明書

名称

Nano Volume Plate

測定数

24 検体（3 × 8） マルチチャンネルピペット対応

測定容量2 μ L 以上

検出感度

BSA：0.1mg/mL

測定波長240 ～ 320nm（2nm 刻み）

プリセットモード

dsDNA / RNA / ssDNA / BSA / IgG / Lysozyme
1 Abs at 1cm ＝ 1mg/mL

寸法・質量118mm（W）× 86mm（D）× 16mm（H）・240g

24 ウェルプレート

12 ウェルプレート

出力：DC24V 65W
6 ウェルプレート

dsDNA：5ng/ μ L

Nano Volume Plate

価格
入数

価格

3602300 WSL-2300 Phelios AL

1式

2,300,000円

3602301 WSL-2300P-CP Phelios AL

1式

2,000,000円

3602302 WSL-2300PN-CP Phelios AL

1式

2,200,000円

3602305 Nano Volume Plate(WSL-2300 用 )1個

330,000円

商品コード

型式

名称

WSL-2300P-CP/WSL-2300PN-CPはアトーWEB会員専用キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

139

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

測定方法ごとのモード一覧
測定方法

測定モード

吸光度測定

エンドポイント1 ～ 6 波長が設定可能で、それぞれの波長で指定したウェルの吸光度を 1 回測定します。
測定値は光学濃度（O.D.：Optical Density）で表示されます。

カイネティクス

経時的にデータが計測され、それぞれの時間の測定値が表示されます。設定した一定間隔で、設定した測定時間に達するまで反復測定されます。

スペクトル

200 ～ 999nm までの設定した波長範囲、設定した波長間隔（2nm<）で吸光度スペク
トルを測定します。

エリアスキャン

マイクロプレートの各ウェル内のスキャンパターン（3 × 3 ～ 13 × 13 のエリア）を設定して、各ウェルのエリアごとの吸光度を測定します。

（ABS）

測定プレート

検量線の作成Phelios AL で測定し、自動解析機能により検量線を作成できます。測定結果は EXCEL にエクスポート可能です。

96/48/24/12/6

スペクトル測定
任意の波長範囲（200 ～ 999nm）でスペク
トル測定が可能です。

カイネティクス測定
Phelios AL により HRP 酵素反応による TMBの発色をカイネティクス測定した結果です。

測定モード

発光測定

エンドポイント

設定した測定時間（10 ～ 1000ms）で、指定したウェルの発光を 1 回測定します。相対発光単位（RLU）で表示されます。

測定プレートカイネティクス

経時的にデータが計測され、それぞれの時間の測定値が表示されます。設定した一定間隔で、設定した測定時間に達するまで反復測定されます。

384/96/48/24/12/6

Phelios AL は PMT（光電子増倍管）を標準装備するため、発光測定が可能です。
クロストークを最小限に抑え、低バックグラウン
ド、広ダイナミックレンジな計測が可能です。検
出限界が 1 × 10-18ATP と高く、8 桁のダイナミッ

ATP アッセイ（白 vs 黒プレート）

クレンジが得られます。

左図は、HeLa 細胞を段階希釈して培養し、細発光測定では、「エンドポイント測定」「カイネティ

胞数を ATP アッセイにより検出し、測定した

クス測定」が可能です。

結果を表示しました。黒プレートより白プレー
トの方が高いシグナル強度で検出できました。

測定方法

測定モード

微量測定

エンドポイント2 ～ 5 μ L の核酸またはタンパク質を試料として使用し、波長 260nm と 280nm を測定します。また測定値から 260/280nm 比、試料濃度を換算します。

スペクトル

2 ～ 5 μ L の核酸またはタンパク質を試料として使用し、波長 240 ～ 320nm（2nm 間隔）のスペクトルを測定します。

（NANO）

プレートリーダー

測定方法（LUMI）

384/96/48/24/12/6

測定プレートサンプルとなる DNA や RNA、タンパク質の濃度測定は、再現性の高い実験を行うために必要不可欠です。貴重なサンプルは、微量でも精度よく測定したいものです。
Phelios AL で は、 オ プ シ ョ ン の「NanoVolume Plate」を使用すれば、2 μ L ～のサンプル量で精度よく濃度測定可能です。最大24 検体まで測定でき、プリセットモードではDNA/RNA の精製度を自動測定可能です。測定
結果は EXCEL へ出力でき、データ解析や管理に最適です。

Nano Volume Plate

2 μ L の DW/ サンプルをアプライ

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

140

ガス発生量測定装置
WSF-2000MH ファーモグラフ Ⅲ （Fermograph Ⅲ）

ガス発生量・発酵状態のモニタリング 多検体同時計測システム（10ch/20ch）・発生するガス量を一定時間ごとに自動計測
・微生物によるガス発生量の経時変化をモニタリング
・パン生地の発酵によるガス発生を計測（初代機は日本イースト工業会 パン用酵母試験法に採択・文部科学大臣賞受賞 平成13年）
・日本酒等の酒類やバイオエタノール生産における発酵過程のモニタリング/品質管理
・水素発生量の測定

原理①発生したガスは、マノメータ内部に送り込まれます。
②水柱部の液面を上昇させます。その水面の高さに応じて圧力がマノメータ内部のガスにかかります。
③ファーモグラフⅢの圧力センサーがこれを測定します。この測定値をファーモグラフⅢ専用プログラムでガス量に換算しています。右下図に計測例を示します。

物性測定装置③

圧力センサーへ①

図上

トータルガス測定

図下

ガス発生速度

ガス

②

①
マノメータ

最短5秒から最長90分の間隔で発生ガス量を測定し、トータル発生ガス量とガス発生速度をグラフ表
示します。

141

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

ガス発生量測定装置
測定例
圧力センサー

パン生地の発生ガス量の計測では、同じ量のパン生地を二つの試料ビンにとり、一方は試料ビンとマノメータの間に取り温度センサー

電磁弁

付けたCO2吸収ビンに外部の発生ガスを吸収させることによCPUって、トータルガスとパン生地内のガス量を測定することが
ガス

できます。

PC

CO2吸収瓶サンプル

マノメータ

トータルガス測定

内部ガス測定5秒間隔からの計測に対応しているため、ベーキングパウダーのような短時間にガスが発生する試料の測定が可能です。また、長時間の計測にも対応していて、日本酒等の酒類やバイ
オエタノール生産における発酵過程のモニタリングのために最長90日の計測に対応しました。
参考：測定サンプルとガス発生量（右図）

WSF-2000MH-10W

FermographⅢ(10ch)

測定方式

気液置換型・圧力検知方式（マノメータ・圧力センサー方式）

接続方式

USB

測定試料数

1~10

計測間隔

5、10、15、30、60秒

計測時間

最大

検出ガス量

0.2ｍL～90mL/ch/計測間隔

測定精度±2％（フルスケール90ｍLに対して）

試料瓶容量

225ｍL

標準試料量

小麦粉20ｇ、パン生地30~40ｇ

測定項目

トータルガス発生量、時間当たりガス発生量、パン生地内蔵ガス量

電源

AC100-240V

寸法・質量503mm(W)x152(D)x396(H)mm、10kg

チャンネル（ch）

23時間59分

1~20

または50/60Hz

WSF-2000MH-20W

FermographⅢ(20ch)

物性測定装置名称

チャンネル(ch)

30日

36VA

AC100-240V

50/60Hz

72VA

WSF-2000MH-10W×2式

価格
入数

価格

4101170 WSF-2000MH-10W ファーモグラフⅢ (10 検体用 )1式

2,700,000円

4101180 WSF-2000MH-20W ファーモグラフⅢ (20 検体用 )1式

4,550,000円

4108235 ファーモグラフ用恒温槽 （ノズルなし ・ 温調器付）

1式

350,000円

4108238 ファーモグラフ用恒温槽 （ノズル付 ・ 温調器なし）

1式

200,000円

4108240 冷却恒温循環装置 (CH-302i)

1式

448,000円

4101165 ファーモグラフ用 PC システム

1式

380,000円

商品コード

型式

名称

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

142

高感度スペクトル測定装置
AB-1850 LumiFL SpectroCapture （ルミフルスペクトロキャプチャー）
微弱光スペクトル計測システム

・高感度冷却CCDカメラによる全波長一括計測可能なスペクトルメータ
・広波長帯域 同時計測による光量低下の影響を受けにくい計測方法
ざ計測！

一瞬の早わ

広波長域 同時瞬間スペクトル計測の驚異！！

高感度スペクトル測定装置

名称AB-1850 ルミフルスペクトロキャプチャー

検出器

冷却 CCD

検体数

1 サンプル分光器

回折格子（回折格子数：150 本 /mm）

サンプル

発光・蛍光（オプション）

計測容器

石英セル（10 × 10 mm） PCR チューブ（0.2 ｍ L） 35mm 培養ディッシュ

計測方法

全波長一括計測（シャッタースピード 1/30 秒～ 60 分）

ソフトウエア

測定コントロール

PC 動作環境

OS：Windows 11/10（64/32bit）

寸法・質量510(W) × 725(D) × 390(H)mm

電AC100V源

波長域

400 ～ 900nm

スペクトルデータ解析

50/60Hz

・

58.0kg

290VA■検出器に冷却ＣＣＤカメラを採用し、分光した測定範囲波長を一括計測■微弱光のスペクトルを高感度検出■バイオ分野で利用される発光・蛍光検出のスペクトル計測→FRET(Fluorescence Resonance Energy Transfer)の分子設計の検討→BRET(Bioluminescence Resonance Energy Transfer)の分子設計の検討→発光試薬・蛍光試薬の開発・品質管理→蛍光・発光反応の解析①サンプルセル：石英セルやPCRチューブを使用可能。細胞やタンパク質などの発光サンプル。
②集光レンズ・フィルター：蛍光用励起光カットフィルターをセットできます。

⑤③スリット部：サンプルの光を絞ります。
④回折格子：サンプルの光を分光します。
⑤検出部：冷却CCDで分光されたサンプル光の全スペクトルを同時に測定します。
計測時間が短いほか、長時間露出による高感度化が容易です。

①

②

③

①
④

一瞬で広波長帯域のスペクトル情報を取得可能なシステム

価格
商品コード

型式

名称

3599830 AB-1850-iV ルミフルスペクトロキャプチャー

143

入数

価格

1式

お問合せ

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

絶対値計測システム

ATTO 基準光源・絶対値計測システム（東京大学・産業技術総合研究所

共同開発技術）

ページ

分類

製品

146

マイクロプレート型基準光源

WSL-1200C 光子ファンダム（CCD用）
WSL-1200 光子ファンダム（PMT用）

147

35mmシャーレ型基準光源

WSL-1230 光子ユニ（CCD用）シリーズ
WSL-1235 光子ユニ（PMT用）シリーズ
WSL-1240 光子ユニ（CCD用）シリーズ

149

絶対値計測システム

WSL-2000 SCREMS

基準光源を用いた絶対値計測技術●相対的な輝度値ではなく、光子数としての絶対感度校正をイメージング装置に適用●発光波長（測定波長）を選択すると絶対感度の換算値を自動計算●画像の信頼性を高める「光子数バー」表示機能搭載●光子と相対輝度の切換機能～波長を選択し、フォトン（Photon）をチェックすると光子数表示

絶対値計測システム

CS Analyzer4 光子数バー表示
光子数に変換したイメージを解析すると、積算値（計測値）を Photon 数表示可能です。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

144

絶対値計測校正用

基準光源シリーズ

絶対値計測校正用 基準光源シリーズ
CCD, CMOS カメラを用いるイメージングシステムは様々な分野で、光電子増倍管を利用した発光計測装置
は生物化学系の研究分野で広く利用されています。ところが、これらの装置は、検出感度などの性能が変わっていないことをチェックする良い方法がありませんでした。ATTO では、産業技術総合研究所と東京大学物性研究所のご指導により、装置の絶対感度校正と定期感度チェックに利用できる LED 基準光源の開発・製品化に成功しました。装置の試料設置形状に対応するために、マイクロプレート型光源と 35mm シャーレ型光源を準備しました。これらの光源の光量は非常に微弱な fW ～ pW と nW ～μ W までの 2 種類があり、用途に応じて光量を選択できます。また、安心してご利用いただけるよう絶対感度校正法などのプロトコールを準備してあります。

光子ユニ450 PMT用/CCD用
光子ユニ25 CCD用

光子ファンダム PMT用/CCD用

光子ファンダム
PMT 用

光子ファンダム
CCD 用

光子ユニ 450
PMT 用

光子ユニ 450
CCD 用

光子ユニ 25
CCD 用

基準光源原器の値付け

◎

◎

◎

◎

◎

ゲル撮影装置Printgraph 等

－

◎

－

○

－

ケミルミ撮影装置
LuminoGraph 等

○

◎

－

○

－

発光プレートリーダー
Phelios 等

◎

－

－

－

－

発光測定装置Kronos Dio

－

－

◎

－

－

発光測定装置Kronos HT

－

－

◎

－

－

顕微鏡発光撮影装置
Cellgraph

－

－

－

－

◎

太陽電池評価装置
SCREMS 等

－

－

－

◎

－

名称

絶対値計測システム

◎：最適

145

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部○：使用可能TEL 03-5827-4861－：未対応マイクロプレート型 基準光源
WSL-1200 光子ファンダム（PMT 用）（KohshiFundam）
発光プレートリーダー用 基準光源

WSL-1200C 光子ファンダム（CCD 用）（KohshiFundam）
CCD/CMOS イメージングシステム用 基準光源
・プレートリーダー用WSL-1200C

・CCD/CMOSイメージングシステム用

WSL-1200

・マイクロプレートサイズ
・IQOQ用基準光源としてWSL-1200/C 光子ファンダム（KohshiFundam）は、pHメータ
ーを標準溶液で校正するように、光計測装置でも定期的なチェックするために作られた微弱発光 基準光源です。
ケミルミ撮影装置のような、生物発光や化学発光を利用して微量成分を分析する装置は、目では見ることができないわずかな発光を検出するために利用されています。しかし、このような高感度な装置を定期的にチェックするには、非常に微弱な発光源が必要です。アトーでは、RGB-LEDを使って、安定性に優れた
nW～pWレベルの微弱なバリデーション用基準光源・光子ファンダムを産業技術総合研究所の支援を受けて製品化しました。
WSL-1200/C 光子ファンダム

名称

WSL-1200 光子ファンダム（PMT用）

光

源

RGB LED

WSL-1200C 光子ファンダム（CCD用）

光量

最大約10pW/R,G,B
基準光源との比較による実測データ添付

最大約10nW/R,G,B
基準光源との比較による実測データ添付

対応装置

発光用プレートリーダー

CCDイメージャー/CMOSイメ―ジャー

光量設定
RGB各色

・1/1（連続点灯）FULL ・OFF
・1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024（PWM制御）

光放射部

開口径：4ｍｍ

光量安定性

±1％

使用環境

温度：15℃～40℃

寸法・質量

寸法：86mm×128mm×14mm（Nunc社製96穴タイタープレートと同サイズ）
質量：190ｇ（電池含む）

電池

CR2032

R： 624nm, G: 527nm, B: 470nm

マイクロプレート

E6位置相当■ RGB 各色ごとの ON-OFF・光量設定が自在
光 子 フ ァ ン ダ ム（KohshiFundam） と ト ラ イ ア ン ト（TRIANT）では各色毎に光量が設定できます。光計測装
置の RGB 感度（赤緑青色感度）のチェックに、2 色を同温度補正前時点灯させると色識別機能の確認に利用できます。

温度補正後

絶対値計測システム

2個

価格
入数

価格

3700005 WSL-1200 光子ファンダム (PMT 用 )1式

380,000円

3700006 WSL-1200C 光子ファンダム (CCD カメラ用 )1式

380,000円

商品コード

型式

名称

基準光源の校正は別途お見積もりいたします。詳細はお問い合わせください。
アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/

14635mmシャーレ型 基準光源
WSL-1230 光子ユニ 450 CCD 用 （KohshiUni 450 CCD）
CCD/CMOS イメージングシステム用 基準光源

WSL-1235 光子ユニ 450 PMT 用 （KohshiUni 450 PMT）
PMT 用 基準光源

WSL-1240 光子ユニ 25 CCD 用 （KohshiUni 25 CCD）
CCD/CMOS 顕微鏡・イメージングシステム用 基準光源

・PMT用

WSL-1235

・CCD/CMOSイメージングシステム用
・直径35mm

WSL-1230/1240

ディッシュサイズ

・IQOQ用基準光源としてLED チップを搭載した円筒型の基準光源で 470、530、630、640、850nm の 5 色を準備しました。全放射束が、
CCD、CMOS の感度チェックに適したサブ nW ～μ W のタ
イプと、光電子増倍管を用いた発光検出器に適した fW ～pW のタイプを選択できます。外径は 35mm のディッシュと 同 じ サ イ ズ で す。 開 口 部（ 発 光 部 ） の 径 は 4.5mm と250 μ m の２種類を用意しました。KohshiFundam と同様に、最大光量（連続点灯）の発光量（全放射束）が W（J/s）
で規定された証明書を発行することができます。
本光源は JST

先端計測分析技術・機器開発プログラム の光子ユニ450

光子ユニ25

成果の一部です。

絶対値計測システム

名称
型式
中心波長

470nm

530nm

開口径

光子ユニ 25 CCD 用（KohshiUni 25 CCD）

630nm

640nm

850nm

470nm

530nm

4.5mm

光量設定

1/1 ～ 1/512

630nm

10 ステップ

1/1 ～ 1/512

± 2％

使用環境

15 ～ 40℃

15 ～ 40℃

径 38mm × 22mm（H） ・電池

CR1220140g（電池含む）

CR1220光子ユニ 450 PMT 用（KohshiUni 450 PMT）

型式

WSL-1235-470 WSL-1235-530 WSL-1235-630 WSL-1235-640 WSL-1235-850

開口径
光量設定

530nm

630nm

850nm

10 ステップ

± 2％

使用環境

15 ～ 40℃

電池

640nm

径 38mm × 22mm（H） ・CR1220140g（電池含む）

1個

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

140g（電池含む）

1個

4.5mm
1/1 ～ 1/512

光量安定性

寸法・質量

径 38mm × 22mm（H） ・

1個

名称

470nm

850nm

10 ステップ

± 2％

寸法・質量

640nm

250 μ m

光量安定性

中心波長

147

光子ユニ 450 CCD 用（KohshiUni 450 CCD）

WSL-1230-470 WSL-1230-530 WSL-1230-630 WSL-1230-640 WSL-1230-850 WSL-1240-470 WSL-1240-530 WSL-1240-630 WSL-1240-640 WSL-1240-850

TEL 03-5827-4861

光源の特性■ fW ～μ W 光量の LED の基準光源
分析機器の CCD カメラや CMOS カメラの校正用として適した光量は、最大でも μ W と非常に暗いレベルです。分析機器の性能を評価するには、最大光量から 1/2 ずつ 1/512 まで直線的に光量を変化させられる必要があります。ATTO の基準光源は、PWM（Pulse
Width Modulation）制御によって点灯時間とその周期を変えることで、直線的に光量を制御可能です。分析機器の光電子増倍管の校正用・感度チェック用の光量は、最大で pW と更に暗く、最も暗い 1/512 では fW オーダーとなります。

「光子ユニ KohshiUni」の PWM 制御による光量調整
KohshiUni の明るさは、光源の明るさを一定として点灯する時間と１周期の時間の比率を変えることで光量を調整しています。全光は常に点灯し、光量を半分にするには１周期のうち半分点灯、1/4 にするには１周期のうち 1/4 の時間を点灯します。点灯時間と１周期の時間を変えることができ、この点灯時間の電流波形を矩形制御することで、光量の直線的な変化を保証することができます。こうして光計測装置の直線性試験にも対応することができるよ
うになりました。

「光子ユニ KohshiUni」に組み込んた LED の光量変化直線性試験
電流（nA）

左図は、PWM 制御による LED の相対設定光量（横軸）とフォトダイオード（PhotoDiode）
で実測した電流（縦軸）をプロットしたグラフ です。電流と光量に良好な直線関係が確認できます。

相対設定光量

価格
型式

名称

価格

1式

380,000円

3700031 WSL-1230-530 光子ユニ 450 CCD 用 （530nm）

1式

380,000円

3700032 WSL-1230-630 光子ユニ 450 CCD 用 （630nm）

1式

380,000円

3700033 WSL-1230-640 光子ユニ 450 CCD 用 （640nm）

1式

380,000円

3700035 WSL-1230-850 光子ユニ 450 CCD 用 （850nm）

1式

380,000円

3700040 WSL-1235-470 光子ユニ 450 PMT 用 （470nm）

1式

380,000円

3700041 WSL-1235-530 光子ユニ 450 PMT 用 （530nm）

1式

380,000円

3700042 WSL-1235-630 光子ユニ 450 PMT 用 （630nm）

1式

380,000円

3700043 WSL-1235-640 光子ユニ 450 PMT 用 （640nm）

1式

380,000円

3700045 WSL-1235-850 光子ユニ 450 PMT 用 （850nm）

1式

380,000円

3700050 WSL-1240-470 光子ユニ 25 CCD 用 （470nm）

1式

380,000円

3700051 WSL-1240-530 光子ユニ 25 CCD 用 （530nm）

1式

380,000円

3700052 WSL-1240-630 光子ユニ 25 CCD 用 （630nm）

1式

380,000円

3700053 WSL-1240-640 光子ユニ 25 CCD 用 （640nm）

1式

380,000円

3700055 WSL-1240-850 光子ユニ 25 CCD 用 （850nm）

1式

380,000円

3510144 光子ユニ設置アダプタ (WSL-1565/1563 用 )

1個

50,000円

絶対値計測システム

入数

3700030 WSL-1230-470 光子ユニ 450 CCD 用 （470nm）

商品コード

基準光源の校正は別途お見積もりいたします。詳細はお問い合わせください。

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/148

太陽電池評価用イメージングシステム
WSL-2000 SCREMS （スクリムス）

太陽電池「発電効率」評価の絶対値モノサシ
・太陽電池の発光現象を撮影し、発電効率（W）を絶対値計測技術を利用して計測可能
・太陽電池開発の評価用に・可視光～近赤外光に対応したイメージングシステム

太陽電池
エレクトロルミネッセンス像

WSL-2000 スクリムス（SCREMS）

太陽電池の効率はこれまでは IV 特性で評価されてきましたが、2007 年に Uwe Rau によって効率とエレクトロルミネッセンス（EL）との関係が明らかにされ、太陽電池の発光性能が有用な指標となることが示されました（相反関係式 , Reciprocity Relation）。この原理を有効に活用するために、EL 量をフォトン数として計測できるようにしたシステムが SCREMS です。本システムは、相対波長感度特性が実測されていて、基準光源によるフォトン計測に必要な特定波長の絶対感度校正によって、様々な波長のフォトン計測を可能にしています。この絶対感度校正された SCREMS では注入電流と太陽電池の EL 量（フォトン数）から外部発光効率が簡単に計測できます。
可視域から 1200nm まで測定できますので、様々な太陽電池の評価にご活用下さい。
国立大学法人京都大学が出願した特許出願のライセンスを受けて当社が開発しました。

絶対値計測システム

名称

WSL-2000 スクリムス SCREMS

カメラ

CMOS タイプ

レンズ

F0.95 単焦点レンズ（フィルター径 27mm/ アイリス径 10mm）フィルター

ショートパス：750nm

露光時間1/30 ～ 90sec

A/D コンバーター

12bit（4,096 階調）

I/O

USB 3.0

カメラ制御

ソフトウエア ImageSaver6 SCCEMS（絶対感度校正機能付）
WindowsPC OS：Windows11/10（64/32bit）

発光量測定

ソフトウエア CS Analyzer 4（Photon 計測表示機能付）
WindowsPC OS：Windows11/10（64/32bit）

試料台

材質：銅 温度：25℃（ペルチェ温度制御）
設置可能太陽電池サイズ：40 × 40mm（標準）電極＝上面：2 極（1 極が Common） 銅ブロック：Common
電源接続コネクター：BNC（リアパネル）
試料吸引ポンプ：付属XYZ ステージ

試料台位置調整用

標準光源

WSL-1230-640 KohshiUni 450 CCD
WSL-1230-850 KohshiUni 450 CCD

その他

レーザー光導入口 キャビネット両サイドに設置
庫内照明 白色光＆近赤外光

寸法・質量360mm(W) × 280mm(D) × 500mm(H)・19kg

電源・消費電力

AC 100V-240V 50/60Hz ・20W

1920 × 1200 画素

画素サイズ 5.86 × 5.86 μ m

ロングパス：750nm

調整範囲

X：35mm

ND フィルター：1％透過

Y：35mm

Z：50mm640nm 35mm シャーレ型光源 約 200nW
850nm 35mm シャーレ型光源 約 1 μ W

価格
入数

価格

3602006 WSL-2000 SCREMS 本体

1式

2,980,000円

3602002 WSL-2000 SCREMS( 試料台 A ・ CSA4 ・ PC)

1式

3,730,000円

3602003 WSL-2000 SCREMS( 試料台 B ・ CSA4 ・ PC)

1式

3,980,000円

商品コード

149

型式

名称

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861

次世代ソーラーパネル開発支援機器
基準光源によるSCREMSの絶対感度校正
これまでのイメージングステム画像の明暗情報は、A/D変換によって得られた相対的な値（輝度値）があるだけで、値が大きければ明るく、小さければ暗いことの他に意味はありませんでした。当社では東京大学物性研究所・産業技術総合研究所のご指導により、輝度値に代わる絶対光量を表示する方法を検討し、基準光源を用いた絶対感度校正法を提示できるようになりました。SCREMSは、全放射光量と配光特性が実測されている基準光源を撮影することで、この撮影画像と基準光源の光量から絶対感度校正を行うことができ、この校正によって太陽電池の絶対光量（Phonton/pixel/secなど）を簡単に計測できるようになります。（特許申請中）
カメラ
レンズ
アイリス

配光特性

基準光源
850nm基準光源の撮影画像「SCREMS」イメージ図

絶対値計測用SCREMSコントロールプログラム
SCREMSコントロールプログラム
ImageSaver6
画像解析プログラム
CS Analyzer 4
ImageSaver6は、絶対的な新コントラスト軸「光子（Photon）輝度」対応の画像取り込みソフトウエアです。Photon表示を有効にし、波長を選択すると輝度からPhoton/pixel表示に代わります。
Photon情報はこの画像と一緒に保存されるので、CS Analyzer 4で発光量を総光子数として解析できます。

絶対値計測システム

アトー株式会社ホームページ

https://www.atto.co.jp/150ご用命は下記販売店までお願いいたします。

製品に関するお問い合わせやご質問は・・・・・アトー株式会社

東京本社 顧客部

TEL 03-5827-4861