メカニカルシャッター

汎用タイプ
レーザー用高速タイプ
X線用
OEM組込み用シャッター
ハウジングケース
シャッター機構はハウジングケースに収容されています (Housed style)。
狭スペースへの据付や装置への組込みには、ハウジングケース無し (Un-Housed style) での提供も可能です。ケース側面にはポストマウント用タップ (1/4-20THD) を設けています。
•Un-houssed style 対象シリーズ；CS/VS/XRS シリーズ•

LS シリーズは、Housed-style のみ。DSS/NS/ES シリーズは、Un-Housed style のみ。

ブレードの選 択
レーザーや水銀ランプなどの高出力光源での使用の際、ブレードへのダメージを軽減する為に、ブレード表面に反射コーティング（鏡面仕上げ）を施す事が出来ます。
•T ブレード： 標準ブレード。両面艶消し黒テフロン処理。

•Z ブレード： 可視域向け ［532nm で測定］
耐久性…10W/mm2（CS/VS シリーズ）、5W/mm2（LS シリーズ）

ZM ブレード： 紫外 / 近赤外向け ［266nm，1024nm で測定］
耐久性…5W/mm2（CS/VS シリーズ）、2.5W/mm2（LS シリーズ）•（AlSiO）（AlMgF2）•Z/ZM コーティングの場合、タイミング仕様に LS シリーズで＋10%、VS シリーズで＋30% 程度が加算されます。
（VS35 および CS シリーズでは、同じタイミング仕様となります）•Z/ZM コーティングは、片面のみ（リアサイド）。ブレード表面が 200℃を超えない事。

•XRS シリーズは、P ブレードのみ。

•C ブレードは、FS シリーズのみ。

ZMブレード CS35
(入射面側のみ)

Tブレード CS45

S Y N C 機 能シャッターのオープン / クローズを内蔵センサーで検知し、シャッターブレードが 80% 開いた時点でフィードバック信号を出力します。
•

センサーに 940nm ダイオードを使用しています。

•VCM-D1J コントローラでは SYNC 機能を無効に切替え可能ですが、SYNC 機能が不要な場合は外す事もできるのOpenで事前にご連絡下さい。
（※注：ご選択頂くコントローラによっては、DSS/NS/ES シリーズは SYNC 機能を付けられません）

Close

取付けマウント
オプションで各社顕微鏡や CCD カメラへの接続マウントを取揃えています。
詳細は別紙「マウント一覧」を参照して下さい。

真空対

応

顕微鏡マウント

低～中真空（10 -4 ～ 10 -6 Torr 程度）に対応可能です（オプション）。
（※注：真空導入端子は付属しません）

接 続 ケーブル
コントローラへの接続ケーブルは、シャッターには付属しません。（コントローラに付属）•開口時間

Time to Open。ブレードの開き始めから開き終わりまでの時間を表します。露光時間は外部 TTL により任意制御可能です。

•最大繰返しCONT：Continuous モード（標準使用） ／詳細なタイミング仕様は、個別カタログにてご確認下さい。
BURST：Burst モード（高速使用）

Burst モードでは連続で最長 4 秒まで、1 分以上の間隔を空けて使用して下さい。最大繰返しは 25℃大気下で、駆動コイルにヒートシンクを備え付けて測定。
仕様値以上の入力パルスをコントローラに入力しないで下さい。汎用タイプ

CS シリーズ

・新しいダンピングシステムによる信頼性の向上
・長寿命、小型（対VSシリーズ）
・多種の口径に対応

最大繰返し (Hz) ブレード ハウジング直径(mm)
CONT / BURST
数

開口径

開口時間

CS25

25

9.05/30

5

CS35

35

13.02.5/15

CS45

45

14.0

2.5/15

CS65

65

45.0

CS90

9048.0モデル(mm)(msec)

1.5

10 / 40

2101.6

10 / 40

2101.65 / 202120.1(msec)

584.5

VS25

25

3.0

5101.6

VS35

35

13.0

2/5

6

130.8

1/3

6

177.8

X線用

・最高速シリーズ・ブレード損傷閾値：最大5W/mm2（オプションブレード選択時）最大繰返し (Hz) ブレード ハウジング直径(mm)
CONT / BURST
数

LS2

20.3

100 / 400179.0LS330.550 / 200

2LS660.7

20 / 1502(msec)

開口時間

(mm)

14開口時間(mm)最大繰返し (Hz) ブレード ハウジング直径(mm)
CONT / BURST
数開口径

VS14開口径モデル

モデル

・クラシックシリーズ
・高速（対CSシリーズ）
・安価

60.1

レーザー用高速タイプ

LS シリーズ

VS シリーズ

XRS シリーズ・Pブレード（PtIr：90％Pt+10%Ir）で30KeVまで対応・軟X線（2.3nm以下）にも対応

最大繰返し (Hz) ブレード ハウジング直径(mm)
CONT / BURST
数

開口径

開口時間

XRS66

3.2

10 / 50

179.0

79.0

XRS14

1420.02 / 101101.6

79.0

XRS25

2510.02 / 102101.6

モデル

(mm)

(msec)

OEM組込み用DSS シリーズ・Bi-stable（双安定型）シャッター・Open/Close時の保持電圧が不要
・可動部を減らした新機構で信頼性向上（繰り返し200万回）
・突起部の無いフラット仕様
・Un-Housed Styleのみ最大繰返し (Hz) ブレード
CONT / BURST
数

開口径

開口時間

DSS10B

105.05 / 20

426.7

DSS25B

2512.65 / 105DSS35B

35モデル

(mm)

(msec)

23.0

New

ES シリーズ

モデル

ES6B

5

開口時間

61.9(msec)

最大繰返し (Hz) ブレード
CONT / BURST
数

15 / 451・Bi-stable（双安定型）シャッター・Open/Close時の保持電圧が不要
・N-CAS（None-Contact Actuation
System）
により信頼性向上
・高速（対DSSシリーズ）
・Un-Housed Styleのみ最大繰返し (Hz) ブレード
CONT / BURST
数

開口径

開口時間

NS25B

255.0

5 / 30557.257.2

NS35B

3512.02/5580.8

80.8

NS45B

4512.02.5 / 5599.5

NS65B

6533.01/36130.8(mm)・2500万回のサイクル保証
・Bi-stable（双安定型）シャッター・Open/Close時の保持電圧が不要
・高速（対DSS/NS）・突起部の無いフラット仕様
・Un-Housed Styleのみ

開口径
(mm)

1.5 / 3.0

直径

NS シリーズ

直径(mm)

27.9モデル(mm)(msec)New

FS シリーズ

モデル

開口径(mm)

直径(mm)

・廉価シリーズ（対他シリーズ）
・コントローラ不要（要+5VDC）
・C（C-PET）ブレード採用
・Fully-Housed/Half-Housed Styleも選択可

開口時間(msec)

最大繰返し (Hz) ブレード ハウジング直径(mm)
CONT / BURST数

FS252595 / 10565.9

FS3535205 / 10595.3

コントロ ーラ

シャッターに適合したコントローラをご使用下さい。
（シャッター制御には専用コントローラを使用頂く事を推奨致します）

特モデル

長適合シャッター

接続
台数

TTL
入力端子

TTL
High / Low切替

BNC

○RJ45

○×

Dsub9

○

×

N/A

○

VCM-D1J

スタンダードタイプ

OEM用以外1

VMM-D3J

複数台接続（3台まで）

OEM用以外3

VMM-D4J

複数台接続（4台まで）

OEM用以外4

ED12DSS

Bi-stableシャッター用ボードタイプ

DSS/ES

1

Uni-stable/Bi-stable選択式

XRS以外

1

*1

VED24

ターミナル
ストリップ端子PCコントロール
N.O/N.C切替（トグルスイッチ）
端子

BNC

×

N/A×BNC×

USB Type-B○*1 : 外部電源は付属しません（12～24VDC@1.5A駆動）

制御シャッターの開閉制御は以下の方法で行えます。

1） 外部パルス（TTL） [ 全機種対応 ]入力パルスの立ち上がりエッジで Open、立下りエッジで Close します。（TTL Active-High 設定、Nolmal-Close の場合）
露光時間はパルス幅に依存します。
（※注：接続シャッターの最大繰返し（Hz）以上の入力パルスを入力しないで下さい。シャッターが破損する恐れがあります。）

2） PC コントロール[VMM-D4J，ED12DSS を除く ]•VCM-D1J：Open/Close/Tirgger/Reset/AUX enable/Gate on/Gate oﬀ•

VMM-D3J：Open ch.#1/Close ch.#1/Open ch.#2/Close ch.#2/Open ch.#3/Close ch.#3/All Open/All Close•VED24：Open/Close

3） マニュアル制御[ED12DSS を除く ]トグルスイッチ（Normal-Open/Close の切替）による手動開閉が行えます。

ケ ー ブ ル•

シャッター接続ケーブル付属•PC コントロール用接続ケーブル（オプション）

VCM-D1J ｜前面外観

VMM-D3J｜前面外観【製造元】•手動リモート制御ハンドスイッチ（オプション）* VCM-D1J

VCM-D1J ｜背面外観

VMM-D4J｜前面外観【日本輸入販売代理店】

ED12DSS

VED24

VMM-D3J/VMM-D4J｜背面外観※本カタログの製品の仕様等は、予告なく変更する事がございます。[����]〒���-���� 東京都千代田区富士見�-�-�ステージビルディング��階TEL ��-����-���� https://www.ads-img.co.jp