GT120シリーズ

小形調節計（デジタル指示付）
GT120シリーズは、22.5×75mmサイズのコンパクトな調節計
で、DINレール取付により密着計装が行え,熱処理炉、乾燥炉、電子部品製造装置のほか各種装置への組込みに最適です。

■特長●小形、軽量、省スペース。入力と出力は絶縁。
●熱電対、測温抵抗体、直流電圧・直流電流など21種のフルマルチレンジ。
●温度、電圧、電流変換器として使用可能（電流出力形のみ）。
●通信機能RS-485（オプション）によりパソコンで集中管理が可能。
●PIDオートチューニング機能により定数を自動選定。
●各種警報方式、センサ補正、設定値ロックなど機能豊富。
●欧州安全規格のCEマーキング適合。

調 節 動 作 ：正逆動作切換付●オンオフパルス形
出 力 仕 様 ：●出力信号…オンオフパルス導通信号
接点容量…抵抗負荷 250V AC 3A、誘導負荷 250V AC 1A
リレーの電気的寿命…10万回●電流出力形
出力信号…4〜20mA DC
負荷抵抗…550Ω以下
出力精度…出力スパンの±0.3％以内（±0.048mA以内）
分解能…12000●SSR駆動パルス形
出力信号…オンオフパルス電圧信号
ON時 12V DC±（0〜＋2V）最大40mA＊短絡保護回路付（電流出力形は−5〜105％）
出 力 リミッ タ：0〜100％■形 式
GT120□0□00-□0□
制御出力
１：オンオフパルス形
３：電流出力形
５：SSR駆動パルス形
通信インターフェイス（オプション）
０：なし
Ｓ：ＲＳ-４８５
オプション
０：なし
２：ヒータ断線警報（ＣＴ）…ＣＴ付●警報仕様※ヒータ断線は制御出力がオンオフパルス形／
ＳＳＲ駆動パルス形のみ付加可能

警 報 点 数 ：1点
警 報 方 式 ：偏差上限警報、偏差下限警報、絶対値偏差上限警報、絶対値偏差下限警報、絶対値上限警報、絶対値下限警報、待機機能付偏差上限警報、
待機機能付偏差下限警報、
待機機能付絶対値偏差上限警報
不感帯…熱電対、測温抵抗体入力の場合
0.1〜100.0℃
直流電圧・電流の場合1〜1000
ループ異常警報 ：操作量が最大または最小の時、設定時間内に設定幅以上の変化がない場合に警報出力
ヒータ断線、センサ断線、操作端異常検知●異常警報時間設定範囲…0〜200分●警報動作幅…熱電対・測温抵抗体入力の場合
0〜150℃または0.0〜150.0℃
直流電圧・電流入力の場合 0〜1500
警 報 出 力 ：オープンコレクタ 24V DC 0.1A（最大）電源
Ａ：１００−２４０Ｖ ＡＣ（フリー電源）Ｄ：２４ＶＤＣ/ＡＣ（オプション）■仕様●入力仕様
入 力 信 号：熱電対…B、R、S、N、K、E、J、T、WRe5-WRe26、PlatinelⅡ
測温抵抗体…Pt100、JPt100
直流電圧…0〜1V、0〜5V、1〜5V、0〜10V
直流電流…0〜20mA、4〜20mA（受信抵抗50Ωを併用）
測 定 レ ン ジ：測定レンジ表参照
精 度 定 格：熱電対入力…入力スパンの±0.2％±1digit、または±2℃のいずれか大きい値※ただし、R、Sの0〜200℃の範囲は±6℃以内。Bの0〜300℃は精度保証範囲外。K、J、E、T、Nの0℃未満は入力スパンの±0.4％±1digit以内●表示機能

測温抵抗体入力…入力スパンの±0.1％±1digitまたは±1℃のいずれか大きい値
直流電圧・電流…入力スパンの±0.2％±1digit
温 度 測 定 単 位：℃
サンプリング周期：約0.25秒
バ ー ン ア ウト：上限バーンアウト標準装備
B熱電対は40Ω以下）
許容信号源抵抗：熱電対入力…100Ω以下（ただし、測温抵抗体入力…1線当り10Ω以下
直流電圧入力…0〜1VDCの場合2kΩ以下
上記以外は100Ω以下
測定入力シフト：熱電対・測温抵抗体入力…−100.0〜100.0℃（センサ補正） 直流電圧・電流入力…−1000〜1000（小数点位置は選択）
許 容 入力 電 流：50mA以下（直流電流入力の場合のみ）
入力インピーダンス：直流電圧入力 0〜1V DC…1MΩ以上
上記以外は100kΩ以上

表 示 方 式 ：7セグメント LED 4桁 2段、個別LEDによるステータス表示 4個
表 示 内 容 ：上段表示LED（赤）…測定値（PV）表示
下段表示LED（緑）…調節設定値（SV）表示
ステータス
OUT（緑）…制御出力ON時点灯EVT（赤）…警報出力ON時、ループ異常警報出力ON時またはヒータ断線警報出力ON時点灯（オプション）
T/R（黄）…通信インターフェイス（オプション）SD出力時点灯AT（黄）…オートチューニング時点滅●一般仕様
電 源 電 圧 ：100V−240V AC 50/60Hz フリー電源
許 容 電 源 電 圧 ：85〜264V AC
使 用 温 度 範 囲 ：0〜50℃
使 用 湿 度 範 囲 ：35〜85％RH（ただし結露しないこと）
消 費 電 力 ：約6VA
停 電 対 策 ：不揮発性ICメモリで設定内容をバックアップ
絶 縁 抵 抗 ：1次側端子（＊1）…2次側端子（＊2）500V DC 10MΩ以上
SSR駆動パルス形、電流出力形の場合、出力−通信間非絶縁
耐電圧 ：1次側端子（＊1）…2次側端子（＊2）1500V AC 1分間＊1＝電源、調節出力 ＊2＝左記以外
ケ ー ス ・ 色 ：難燃性樹脂・ライトグレー
取 付 方 法 ：DINレール
質量 ：約120g●調節仕様
制 御 切 換 周 期 ：約0.25秒
調 節 方 式 ：PID（＊2位置可能）
調節設定精度定格 ：指示精度定格と同じ
オートチューニング：標準装備（手動によるPID定数設定も可能）
P I D 値 ：Ｐ…0.0〜110.0％：Ｉ…0〜1000秒（0に設定すると積分動作なし）：Ｄ…0〜300秒（0に設定すると微分動作なし）
パ ル ス 周 期 ：1〜120秒（オンオフ、SSR駆動パルス形のみ）
動 作 す き ま：0.1〜100.0℃（2位置動作の場合のみ）
アンチリセットワインドアップ ：0〜100％●国際安全規格C Eマーキング：EN 55011＋A1、EN 61010＋A2

1

PC-113-1

■測定レンジ

■警報動作
入力種類

入力範囲
0〜1820 °C0〜1760 °C0〜1760 °C−200〜1300 °C−200〜1370 °C−199.9〜400.0 °C−200〜800 °C−200〜1000 °C−199.9〜400.0 °C0〜2315 °C0〜1390 °C−200〜850 °C−199.9〜850.0 °C−200〜500 °C−199.9〜500.0 °
C

B
RSN

熱電対

KE
J
T
WRe5-WRe26
PlatinelⅡ
Pt100

測温抵抗体
JPt1000〜1V DC
0〜5V DC
1〜5V DC
0〜10V DC
4〜20mA DC
0〜20mA DC

直流電圧

直流電流

偏差上限警報

絶対値上限警報

不感帯

不感帯ONOFFON

OFF
設定点

SV設定

OFF

設定点

待機機能付偏差上限警報

設定点

設定点

待機機能付偏差下限警報

待機機能付絶対値偏差上限警報

不感帯

不感帯

不感帯

ONOFFON

OFF−設定点 SV設定＋設定点

OFF−設定点＋側＋側−側−側SV設定 ＋設定点

設定点

SV設定ONOFF

設定負荷電流

小大点灯

消灯

■端子板図

■外形寸法
CTL-12-S36-10L1注）24V電源の場合

30100

POWER SUPPLY
24V AC/DC＋

AC電源

制御出力

POWER SUPPLY
100−240V AC

MAIN OUTPUT＋① ②−① ②− …電流出力形
SSR駆動パルス形③ ④

3A …オンオフパルス形
250V AC

0.1A
24V DC●調節計下部図⑤⑥⑦⑧⑨

φ12302-M3

設定点：イベント（EVT）出力端子⑧−⑨間 ON：イベント（EVT）出力端子⑧−⑨間 ONまたはOFF：イベント（EVT）出力端子⑧−⑨間 OFF：この部分において待機機能がはたらきます。
イベント（EVT）出力表示灯は、出力端子⑧−⑨間がONの時点灯、OFFの時消灯します。

●ヒータ断線警報動作

40

設定点

絶対値下限警報

不感帯

ON15

単位：mm

24V電源駆動

SV設定

警報出力−側絶対値偏差下限警報

40

ヒータ断線
警報出力

設定点

＋側−側容

●定格：50A●設定範囲：0.0〜50.0A（0.0は動作せず）●設定精度：±5％●動作：ON/OFF動作●出力：オープンコレクタ●制御容量：24V DC 0.1A（最大）●出力自己保持：なし●ワイヤハーネス 3m一式付SV設定 ＋設定点

警報出力＋側RS-485により調節計の設定値、測定値を上位CPUへ伝送、上位CPUより各種パラメータ設定ができます。
●プロトコル：MODBUS仕様、
RTUモード／アスキーモード切換可およびプライベートモード●アドレス：0〜95●通信機能：SV、PID、各種パラメータの読取および設定／PV値、動作状態の読取／機能の変更●通信速度：2400、4800、9600、19200（キー操作にて選択）
ヒータ電流をCT（カレントトランス）で監視し、ヒータ断線を検出します。CTは付属のCTL-12-S36-10L1をご使用下さい。

OFF−設定点

＋設定点

警報出力

■オプション
内ON

OFF−設定点 SV設定ON

オプション名不感帯

ONOFF−1999〜9999−199.9〜999.9−19.99〜99.99−1.999〜9.999

絶対値偏差上限警報

不感帯

ON●直流電圧入力、直流電流入力は、スケーリングおよび小数点の位置変更ができます。
●直流電流入力は、受信抵抗50Ω（別売）を外付下さい。

通信インターフェイス

偏差下限警報不感帯

熱電対…………

TC ＋−＋

測温抵抗体……

RTD A

B

B EVENT

直流電圧電流… DC mA ＋
DC V

24V DCまたはACで駆動する機器。
許容電圧変動範囲：20〜28V DC/AC−①−OUTPUT

イベント出力⑥通信用
コネクタ
取付部

① COM
② NC
③ YB（＋）④ YA（−）⑤ NC●結線のご注意
端子ねじの締付トルクは、端子①〜④は、最大0.5N・mで締付けてください。
端子⑤〜⑨は、最大0.25N・mで締付けてください。

■外形寸法
DIN レール

⑥ COM

CT入力

（DINレール側）■標準付属品75

取扱説明書1部■別売付属品97
22.5〒173−8632 東京都板橋区熊野町32−803−3956−2111

PC-113-1

100

営業所：
札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
前 橋
大 宮

4

千東
立川
厚
静

葉
京
川
崎
木
岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

単位：mm

形 式品
名GT8−RES
電流入力用受信抵抗
調節計間接続用通信ケーブル GT8−CDD

備考50Ω
ケーブル長60mm、両端コネクタ調節計−ラインコンバータ間接続用通信ケーブル

ケーブル長3m、調節計側コネクタ、ラインコンバータ側チップ付

GT8−CDM

安全に関するご注意

高 松
福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2003年9月現在のものです。

2

古紙配合率100％
再生紙を使用しています

発行2003.9

初版2003.9