2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation

SRPC-MBL-#（# : Normal / Camera / Weather / sensorTAG / serial / analog etc.）
暫定仕様書

野村エンジニアリング
Nomura Engineering Co., Ltd.
Since 1997

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
1/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
目次
1.概要 .........................................................................................................................................3
2.電気的仕様 ..............................................................................................................................3
3.電源の ON／OFF ...................................................................................................................4
4..MOBILE のファームウェア ....................................................................................................5・NORMAL タイプ......................................................................................................................5・カメラタイプ ..........................................................................................................................5・気象観測タイプ ......................................................................................................................6・センサータグ 受信タイプ ......................................................................................................65. ＳＲＰＣ-ＭＯＢＩＬＥ 設定（専用メンテナンスソフトにて設定します） ..........................76.外形寸法図 ............................................................................................................................187.電波法に関する注意事項 ......................................................................................................208.取扱に関する注意事項 ..........................................................................................................209.変更履歴 ...............................................................................................................................20

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
2/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
1.概要
SRPC シリーズのデータを、429MHz 帯特定小電力無線を利用して回収。集めたデータを３G回線または LTE を通じてサーバーに転送します。太陽電池駆動で、防雨ケース入り。SRPC シ
リーズを利用した屋外センサーネットワークに適したゲートウェイです。
さらに、SRPC-Mobile 単独での使用も可能。SRPC シリーズ（センサータグ 受信機/風向風速・雨量・温度/土壌・日射・温度/カメラ/シリアル入力/アナログ入力/接点入力など）の機能を追加することができます（本体１台につき機能１種類）。

2.電気的仕様
無線モジュール

当社 TS02EJ-S mdm4LDM

通信距離

見通し 2km（TS02EJ-S mdm4LDM の仕様書参照）

携帯モジュール

LTE

対応 SIMdocomo / softbank 系 標準タイプ

通信仕様

TCP ソケット通信

送り先サーバー

DNS 名・PORT 指定

消費電流

携帯モジュール起動時：

約 200mA

携帯モジュール送信時：

約 400mA

携帯モジュール電源 OFF 時：

約 40mA/＊SRPC 間の通信に使用（429MHz 帯）

3G/

HTTP POST 通信

温度範囲-20～60℃

重量

約 1kg（ソーラーパネル、充電池含む）

設定用 USB

ミニ USB

結露無きことB コネクタメス（19200bps , 8 ビット, パリティなし , ストップビット 1）
太陽電池システム
太陽パネル

8.5W

充電池

リン酸鉄リチウムイオン（並列２本、10Ah）

最大充電電圧

3.6V

最大充電電流2A

過充電保護

電圧・電流・タイマー方式

過放電保護

2.5V 以下でカットオフ

保管日数４年以上（電源 OFF の場合）

センサータグ 受信機（SRPC-MBL-TSR の場合）
無線モジュール

当社 TS03GRX ＊センサータグ 受信に使用（315MHz 帯）
製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
3/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
3.電源の ON／OFF
通常 ON/OFF
赤枠の位置（ラベル貼付位置）にマグネットスイッチがあります。
マグネットを近づけるとスイッチが反応します。

インターバル無し動作 ON
赤枠の位置にもマグネットスイッチがあります。
マグネットを近づけるとスイッチが反応します。
この位置で ON すると、30 分間、インターバル無しでデータを回収・データ転送します。

マグネットスイッチが反応すると、赤 LED が点灯します。
赤 LED が点灯したまま約５秒間維持すると、赤 LED が高速点滅し、電源の ON/OFF が切り替わります。
赤 LED が点滅後、点灯 ……電源 ON
赤 LED が点滅後、消灯 ……電源 OFF

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
4/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
4..Mobile のファームウェア
・Normal タイプ
SRPC シリーズのデータを決められた周期で自動収集し、サーバーへ転送します。
センサーデータおよびステータスデータ取得のインターバルは 30〜9999 秒の範囲内で設定できます。
センサーデータとステータスデータの回収タイミングが重なった場合は、センサーデータの回収が優先されます。

・カメラタイプ
画像データを決められた周期で撮影し、サーバーへ転送します。
画像サイズ（最大 1600×1200 〜 最小 160×120）、圧縮（高圧縮、通常、低圧縮）から選択。
動作時間設定（稼働時間、インターバル時間）ができます

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
5/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
・気象観測タイプ
本体と有線でセンサーを繋ぐことにより、風向風速計・雨量計・温度計のデータを取得することができます。

・センサータグ 受信タイプ
センサータグ受信モジュールを本体に実装することで、センサータグ のデータを受信し取得することができます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
6/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
5. ＳＲＰＣ-Ｍｏｂｉｌｅ

設定（専用メンテナンスソフトにて設定します）

USB ケーブルで接続して設定する場合は、DIP SW[#1]を ON してからメンテナンスソフトを使用します。
●ディップスイッチ説明

DIP SW[#1]: ON=設定モード（USB 接続によるメンテナンスソフト使用時）
OFF=運用モード
DIP SW[#2]: 未使用
DIP SW[#3]: ON=常時オンモード（スリープしない）
OFF=通常モード（インターバル間スリープ）
DIP SW[#4]: ON=シリアル出力（入）、OFF=シリアル出力（切）製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
7/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation①

メンテナンスソフトで接続ボタンを押して下さい。

このボタンを押します

接続されている COM 番号を選び、ボーレートは、19200bps にして、ＯＫボタンを押します※ COM 番号がわからない場合は、16 ページをご覧下さい。

②

デザインビューに端末アイコンが表示されたことを確認して下さい。
※ 注意！！
ID: の欄が空欄の場合は、接続に失敗しています。COM 番号と USB の差込口を確認して下さい。

③

アイコンを右クリックして設定項目をクリックして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
8/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation●ネットワーク設定●インターバル時間設定
データを取得にいく間隔と、サーバーにアップロードする間隔を設定します。
センサ回収間隔を６０秒にセット。６０秒ごとに SRPC にアクセスします。
アップロード間隔を５分毎にセット。直近のデータを５分毎にアップロードします。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
9/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation●プロパティの設定
SRPC-MBL-WJ-WS の場合）

SRPC-MBL-CAM の場合）製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
10/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation●SIM 設定
ドコモまたはソフトバンク系の標準 SIM をスロットに挿入しておいてください。
モバイルのアイコンを右クリックして、「SIM カードの設定」を選択。
APN 情報、認証 ID、パスワードを入力後、「接続テスト」をクリックしてください。
通信が成功したら、SIM 設定が完了です。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
11/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
5-1. シリアルボードで SRPC-MBL-CAM を無線で操作する場合（準備）1.「TS02EJ-x mdm4LDM + SerialBD」または「TS02EJ-x mdm4LDM + SerialBD-NALM」
をパソコンに接続してください。電源は、USB 給電になります。
＊ドライバがインストールされていない場合は「5-3.ドライバのインストール」をご覧ください。

TS02EJ-x mdm4LDM +TS02EJ-x mdm4LDM +SerialBD

SerialBD-NALM（アルミケース付き）

2.メンテナンスソフトを開き、シリアルボードの接続アイコンを押してください。
＊COM 番号がわからない場合は「5-4.COM 番号がわからない場合」をご覧ください。

接続されている COM 番号を選び、ボーレートは、19200bps にして、ＯＫボタンを押します

3.デザインビューに端末アイコンが表示されたことを確認してください。
※ 注意！！
ID: の欄が空欄になっている場合は、接続に失敗しています。
COM 番号を確認してください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
12/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
5-2. シリアルボードで SRPC-MBL-CAM を無線で操作する場合（設定）
1. SRPC-MBL-CAM をデザイン上に右クリックにて追加してください。SRPC-ID は、SRPC 本
体ラベルに記載された４桁の英数字を参照し選択してください。

2. シリアルボードを右クリックして、起点 SRPC の設定より SRPC-MBL-CAM を追加します。

3. SRPC-MBL-CAM を右クリックして、操作モードにします。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
13/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
4. SRPC-MBL-CAM を右クリックして、「プロパティの設定」を選択し、ネットワーク・インターバル・プロパティを設定してください。

5. 設定が終わったら、SRPC-MBL-CAM を右クリックして、単体アップロードを選択します。

6. 単体アップロードが成功。

7. 操作モードを終了してください。新しい設定で運用がスタートします。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
14/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
5-3. ドライバのインストール
1.

機器をパソコンに USB 接続する前に行ってください。
既に接続されている場合は一度外してください。

2.

シリコンラボ社のダウンロードサイト
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
を開いて下さい。

“Download VCP”をクリックして、USB ドライバ（圧縮ファイル）をダウンロードします3.

ダウンロードしたファイルを解凍し、CP210x_Universal_Windows_Driver.zip を実行してインストールしてください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
15/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
5-4. COM 番号がわからない場合
COM 番号が分からない場合には、デバイスマネージャを開いて番号を確認してください。
COM 番号は、基本的には変化しませんが、USB の差込口が変わったり、他製品が同じ COM 番号を使用している場合などで変化することがあります。

“コンピューター”を右クリックして、一番下の”プロパティ”をクリックします

画面左の”デバイスマネージャ”をクリックします“ポート（COM と LPT）”の欄に、”Silicon Labs CP210x USB … “と始まっている項目でCOM 番号を確認できます。下記の画面では、COM 番号は 6 番になります。
COM 番号が一桁の場合には、手順④は飛ばしてください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
16/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
COM 番号が二桁の場合には、COM 番号を一桁に変更してください。

“Silicon Labs CP210x USB …”と始まっている項目を右クリックして、プロパティを選択します。

“ポートの設定”ページを選択して、“詳細設定”ボタンを押します

一桁の”COM ポート番号”を選択します。
使用していなくても、“（使用中）”となっている場合がほとんどですので、無視しても問題ありません。

OK ボタンを押して、詳細画面を閉じ戻ったプロパティ画面でも OK ボタンを押して画面を閉じます。
製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
17/20

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
6.外形寸法図

SRPC 外形寸法

NOMURA ENGINEERING

90165272

直径:4.35.0127

8.5W solar module

15.0200
13414848

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
18/20

45

2020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
243.8

6.2
S

18.0

5.0

20.0

18.8P55

直径: 4.3＊2バカ穴
10.0
10.0

15.0

40.0

33.0

29.4

20.0

14.4
14.4

20.0

29.4

33.0

40.0

直径: 11.0＊3バカ穴
37.6=. 4/8 /3
N

5 8/

8 1 / 0P

CR=

E

23 0083 2

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
19/202020.1.29

Rev.0.4

SRPC-MBL-# Specificcation
7.電波法に関する注意事項
・ アンテナは取り外したり、ケースを開けて改造することは法律で禁止されていますので、絶対に行わないでください。
・ 技術基準適合証明ラベルは剥がさないでください。ラベルの無いものは使用が禁止されています。
・ 日本国外での電波法には準じておりませんので日本国内でご使用ください。

8.取扱に関する注意事項
・ 高速ロジック回路やブラシモータから放射される高周波ノイズで受信の感度抑制が発生して通信距離が極端に短くなることがあります。その場合はノイズ源から受信部を遠ざけるなどの工夫をして下さい。
・ 電波伝搬においてマルチパスで電波の強弱が発生しデッドポイント（ヌルポイント）が発生し、送信機を傾けただけで受信できなくなることがあります。
・ 製品の故障や誤作動が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。
・ 電源の逆接は機器の故障になりますので、絶対行わないで下さい。
・ 強い衝撃を与えたり、水やその他の溶液に浸したりすると故障の原因となるので、絶対行わないで下さい。
・ 分解して改造したりしないで下さい。
・ アンテナを強く引っ張らないで下さい。
・ 基板両面に小型チップ部品を多用しています。落としたりぶつけたりすると部品が剥がれた
り、基板のパターンがはがれたりして製品故障の原因となりますのでご注意ください。

9.変更履歴
Rev0.1

2019/02/06

暫定版作成

Rev0.2

2019/08/20

プロパティの設定、SIM の設定の追記および修正

Rev0.3

2019/09/03

シリアルボードで無線で操作する場合を追記

Rev0.42020/01/29

ドライバインストール方法の変更

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７−２ TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
20/20