HN-C シリーズ

温 湿 度 計HN-C シリーズは、高分子静電容量式湿度センサを採用し、測定範囲が 0 〜 100%RH と幅広い、高性能・高信頼性の 2 線伝送の温湿度計です。
温度出力を Pt100・3 線式にした機種もあります。
壁取付形、分離形、通風形、挿入形の各機種を用意し、用途に合わせお選びいただけます。
分離形には、− 40 〜 180℃の雰囲気でのご使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。

■特長●高分子静電容量式湿度センサを採用し、再現性・信頼性を向上。

■形● 0 〜 100%RH の相対湿度を測定。

式

HN − C □□□● 20％ RH 以下の低湿領域においても高精度測定。
●用途に合わせて壁取付形、 分離形、 分離形耐熱仕様、 通形状

風形、 挿入形 （ソフトタイプ、 ハードタイプ） の 6 タイプを

Ｑ：壁取付形用意。

Ｆ：分離形
Ｇ：分離形耐熱仕様●分離形耐熱仕様のセンサ部は− 40 〜 180℃の広範囲で使用

Ｗ：通風形可能。
●センサ部は完全互換タイプで、 保守が容易。

Ｖ：挿入形（ソフトタイプ）● DIN レール取付けも可能 （通風形、 挿入形は除く）。

Ｐ：挿入形（ハードタイプ）●湿度演算器（HN-GVAF □□）の組合せにより、温度および出力信号

湿度 （絶対湿度、相対湿度、 混合比、水蒸気圧、 露点）

Ａ：温度

4 〜 20mA DC（2 線伝送＊）

湿度

4 〜 20mA DC（2 線伝送＊）

を演算表示・出力 （4 〜 20mA DC） することが可能。

Ｂ：温度

Pt100・3 線式

湿度

■構成図

4 〜 20mA DC（2 線伝送＊）（注：分離形と分離形耐熱仕様の場合は、A のみとなります）＊通風形は 2 線伝送ではありません。

ケーブル長
１：１ｍ

直流電源ユニット（HN-ZFEP）
24V DC

受信計器（温度）

２：２ｍ
３：３ｍ（分離形、分離形耐熱仕様のみ、その他は空欄）

受信計器（湿度）

HN-C
湿度演算器
（HN-GVAF□□）

本器使用環境について
・感湿エレメントは吸湿特性のある高分子フィルムと、水蒸気を透過する極めて薄い電極から構成されています。そのため、下記のような物質を含む雰囲気では短期間でエレメントが劣化し、測定不能となる可能性がありますのでご注意ください。
ケトン系有機溶剤、エステル系有機溶剤、ハロゲン類、強酸系物質、腐食性物質、塵芥・オイルミスト・塩分ミストの多い環境など・爆発性ガス、腐食性ガス、可燃性ガスなどがある場所または蒸気、薬液、海水などがかかる場所では、本器を動作させないでください。本器をそのような環境下で使用することは危険です。
・センサが結露した場合は測定できません。結露から復帰すれば測定可能となります。

1

PE-54-7

HN-C シリーズ

■一般仕様
名形

称式

壁取付形
分離形
分離形耐熱仕様
通風形
挿入形（ソフトタイプ） 挿入形（ハードタイプ）
HN-CQ□
HN-CFA
HN-CGA
HN-CW□
HN-CV□
HN-CP□
セン サ
高分子静電容量式
測定範囲
0〜 100%RH（結露させないこと）
精度定格±2%RH（0〜90%RH、25℃において）、±3%RH（9 0〜95%RH、25℃において）±0.1%RH/℃（5〜8 0℃の範囲にて）
湿 度 相対湿度温度係数
応答時間15秒以内（90%応答、25℃、0.1m/s通風下において）1分未満（同左）
出力信号
4〜 20mA DC・2線伝送＊（0〜100%RHに対して）
負荷抵抗
500Ω以下（電源電圧24V DCのとき）、250Ω以下（電源電圧15V DCのとき）、100Ω以下（電源電圧12V DCのとき）
セン サ
白金測温抵抗体 Pt100 JIS クラス A
測定範囲
0〜 50℃−4 0〜180℃
0〜 50℃−4 0〜8 0℃
0〜 80℃
温 度 精度定格（2線伝送の場合） ±0.3℃
±0.5℃
±0.3℃
出力信号（測定範囲に対して）、HN-C□Bの場合はPt100・3線式
HN-C□Aの場合は4〜 20mA DC・2線伝送＊
負荷抵抗（2線伝送の場合） 500Ω以下（電源電圧24V DCのとき）、250Ω以下（電源電圧15V DCのとき）、100Ω以下（電源電圧12V DCのとき）
プラグイン互換
ケーブル部を含むプラグイン互換
プラグイン互換
センサ部互換性
0〜 50℃
本体部
使用温度範囲0〜 50℃−4 0〜8 0℃−4 0〜180℃
0〜 80℃
センサ部
0〜 50℃
24V DC ±1 V
1 2〜24V DC ±1 V
12〜24V DC ±1V
電源電圧
クランプ式ネジなし端子接続（電線AWG26〜14適応）
樹脂製接続方式
材 質

本体部
保護管部

−ネジ止め（M4×2）またはDINレール取付
約160g
約220g
壁取付用金具取付方法
質量（本体部のみ）
付属品
その他

端子接続（M3.5×7）端子接続（M4×5）

鋼板

アルミダイカスト製
SUS製
ネジ止め（M4×4） フランジ取付（JIS 5K 25A）
約1.6kg
約240g
−−樹脂製

樹脂製

ネジ止め
（M5×2）
約1.7kg

ケーブル長：1m、2m、3m（指定）−※ HN-C □ A で温度計測のみを行う場合も、必ず湿度側にも電源を供給してください。
なお、HN-CWA で温度計測のみを行う場合は、必ず湿度出力端子 U ＋〜 U −間を短絡してください。

■外形寸法

79

φ17.5

φ17.594

2−M4ネジ90

取付寸法5050143.52765143.5200.527●挿入形（ハードタイプ）
4−φ125）●挿入形（ハードタイプ）
φ7908096123822- φ5.893103（φ95）（φ59）

摺動フランジ（JIS5K25A R.F）

摺動フランジ（JIS5K25A R.F）

（10）
（35）

26.5（φ28）
57（10）（35）
26.5（φ28）57

電線貫通金物（JIS 15b）

電線貫通金物（JIS 15b ）

単位：mm130118106

端子板カバー止めネジ
端子板

PE-54-7240max
31 0

温湿度素子部

14680（1）240max310

取付寸法22.83.345

HN-CFA：約φ7
HN-CGA：約φ5.4●通風形

2−M4ネジ

4090
14.59066.72φ1φ25センサ先端部）
75（φ（φ59） （φ95）

4−φ12ケーブルクランプ（1）（2−M4用穴

φ25●分離形・分離形耐熱仕様

ケーブルクランプ

200.5

65125

22.83.34512590
1641 1616
414-M4用穴
4-M4用穴66.790単位：mm●挿入形（ソフトタイプ）
トタイプ）
●挿入形
（ソフ2−M4用穴

HN-C

9479

●壁取付形

ケーブル引込口2■結線図 1HN-CQA、HN-CFA、HN-CGA、
HN-CVA、HN-CPA■結線図 2（例 1）湿度計測と温度計測を行う場合：直流電源ユニットは 1 台で可。

（例 1）湿度計測と温度計測用受信計器がアイソレーションされている場合：
直流電源ユニットは 1 台で可。
HN-CQA
HN-CFA
HN-CGAHN-CQB、HN-CVB、HN-CPB

HN-CQB
HN-CVB
HN-CPB（湿度） （温度）U
Pt100
G ＋ − A B B

受信計器（湿度）＋ −（湿度）（温度）
UT
G ＋ − ＋ − ＋直流電源ユニット（HN-ZFEP）

受信計器（湿度）＋ −直流電源ユニット（HN-ZFEP）−＋G＊

受信計器（温度）−＋G

受信計器（温度）A

B B＋ −＊＊ 2線シールド付×1 本および3線シールド付×1 本または5線シールド付×1 本（サイズAWG22、公称断面積0.3m㎡ 以上。引っ張り強度が必要な場合は、1.25m㎡以上推奨。）＊
HN-CVA
HN-CPA

（温度）
（湿度）
UT
G ＋ − ＋ −■結線図 3受信計器（湿度）＋ −直流電源ユニット（HN-ZFEP）（注意）HN-CW □シリーズは 2 線伝送方式ではありません。
（例 1）湿度計測と温度計測を行う場合−＋G

受信計器（温度）

HN-CWA、HN-CWB

HN-CWA

＋ −

（電源）
P
G ＋ −

（湿度）
U＋ −

（温度）
T＋ −

＊

＊1

＊ 3線シールド付（サイズAWG22、公称断面積0.3m㎡ 以上。引っ張り強度が必要な場合は、1.25m㎡以上推奨。）（例 2）湿度計測と温度計測用受信計器がアイソレーションされていない場
合：直流電源ユニットを 2 台使用。
HN-CQA
HN-CFA
HN-CGA

（温度）
（湿度）
U
T
G ＋ − ＋ − ＋

受信計器（湿度）＋ −HN-CWB
直流電源ユニット（HN-ZFEP）

G ＋ −＋ −＋ −直流電源ユニット（HN-ZFEP）

受信計器
（湿度）

受信計器
（温度）

（電源）
P
G ＋ −

（湿度）
U＋ −

A

（温度）
Pt100
B B

−＋G

＊
受信計器（温度）＋ −−＋G＊
HN-CVA
HN-CPA

（温度）
（湿度）
UT
G ＋ − ＋ −＊2

直流電源ユニット（HN-ZFEP）

直流電源ユニット（HN-ZFEP）−＋G＊

HN-CWA

直流電源ユニット（HN-ZFEP）
−＋G

＊

（電源）
P
G ＋ −（例 3）温度計測のみを行う場合：直流電源ユニットは 1 台で可。
（注意）湿度側にも電源を供給してください。
（温度）
（湿度）
UT
G ＋ − ＋ − ＋

直流電源ユニット（HN-ZFEP）

受信計器（温度）

B B

（湿度）
U＋ −

（温度）
T＋ −

短絡

＊ 2線シールド付×2 本または、4線シールド×1本（サイズAWG22、公称断面積0.3m㎡ 以上。引っ張り強度が必要な場合は、1.25m㎡以上推奨。）

HN-CQA
HN-CFA
HN-CGAA（例 2）
HN-CWA で温度計測のみを行う場合：直流電源ユニットは 1 台で可。
（注意）湿度出力端子 U ＋、U −を短絡してください。

受信計器（温度）＋ −＋ −
受信計器（湿度）＊1 2 線シールド付×3 本または6線シールド付＊2 2 線シールド付×2 本および3線シールド付または7 線シールド付＊1、2 サイズAWG22、公称断面積0.3m㎡ 以上。引っ張り強度が必要な場合は、1.25m㎡以上推奨。

受信計器（湿度）＋ −G ＋ −直流電源ユニット（HN-ZFEP）＊＊

G ＋ −＋ −直流電源ユニット（HN-ZFEP）

受信計器
（温度）

＊ 2線シールド付×2 本または4線シールド付×1 本（サイズAWG22、公称断面積0.3m㎡ 以上。引っ張り強度が必要な場合は、1.25m㎡以上推奨。）−＋G＋ −＊
HN-CVA
HN-CPA

（温度）
（湿度）
U
T
G ＋ − ＋ −直流電源ユニット（HN-ZFEP）

受信計器（温度）−＋G＋ −＊＊ 3線シールド付（サイズAWG22、公称断面積0.3m㎡ 以上。引っ張り強度が必要な場合は、1.25m㎡以上推奨。）

3PE-54-7

湿度演算器HN-GVAF □■一般仕様
入力範囲：湿度温度■形式

0 〜 100％ RH（スケール任意設定可）

HN-C シリーズ用湿度演算器

0 〜 50℃、0 〜 80℃、− 40 〜 80℃またはHN − GVAF □□HN-GVAF □□− 40 〜 180℃（スケール任意設定可）

組合せ温度湿度計：HN-C シリーズ

入力信号：湿度

4 〜 20mA DC

湿度・温度入力：湿度

4 〜 20mA DC

温度

4 〜 20mA DC

温度

4 〜 20mA DC

出力信号：湿度・温度…4 〜 20mA DC（スケール任意設定可）（負荷抵抗 600 Ω以内、湿度・温度アイソレーション、外観

ただし、通信付はアイソレーションなし）

F：パネルマウント形

湿度演算：絶対湿度（g ／ m ） 相対湿度（％ RH）
3混合比（g ／ kg） 水蒸気圧（kPa）

湿度・温度出力／露点（℃）

通信インターフェイス（オプション）※湿度単位を切換えると湿度出力信号も変わり

1N：4 〜 20mA DC（アイソレーション有り）

ますのでご注意ください。

／なし

ホールド：外部接点信号により湿度・温度の表示および出

1A：4 〜 20mA DC（アイソレーションなし）

力をホールド／ RS-422A

警報出力：接点出力 2 点コモン共通（任意設定可能）

1R：4 〜 20mA DC（アイソレーションなし）

湿度・温度各 1 点の上限もしくは下限、または湿／ RS-232C

度の上限および下限、または温度の上限および下1S：4 〜 20mA DC（アイソレーションなし）

限接点容量

抵抗負荷 100V AC
200V AC

0.5A、／ RS-485

0.2A

■外形寸法

通信インターフェイス：RS-232C、RS-422A または RS-485

端子カバー

いずれか指定（オプション）

パネルカット寸法

源：100 − 240V AC、50Hz/60Hz
96

使用温度範囲：0 〜 50℃

SEL

量：約 0.6kg

ENT96

端子カバー

取付方法：パネル埋込取付

0−1MODE

使用湿度範囲：20 〜 90％ RH（ただし結露しないこと）
質□91−10 ×91

許容電源電圧範囲：85 〜 264V AC12089696

様単位：mm

92 ＋0.80ENT1208■外形寸法4.84.8（10MAX .）（10MAX.）35.2

出力：24V DC 0.6A
電源：100 − 240V AC 50/60Hz
許容電源電圧範囲：85 〜 264V AC
過電流保護付（自動復帰）
不足電圧表示付
使用温度範囲：− 10 〜 50℃
質量：約 260g
取 付 方 法：DIN レールまたはネジ（2 ヶ所）止め

22.5

85

■仕HN-ZFEP

0−1

直流電源ユニット

MODE
SEL

92 ＋0.80□91−10 ×91

パネルカット寸法96.44596.4

単位：mm
URL : http://www.chino.co.jp/〒 173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎ 03-3956-2111

PE-54-7

営業所： 札仙新水高大幌台潟戸崎宮

千東立横厚静葉
京川浜
木岡

安全に関するご注意

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

高 松
福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本カタログの記載内容は 2018 年 11 月現在のものです。

4

発行 2018.11

PDF
初版 2000.10

92 ＋0.80

電92 ＋0.80