KEシリーズは、⾼速・多点のデータ集録に適したネットワーク対応のロガーです。各機能はユニット化されており、必要なユニットを組み合わせることで⽤途に応じたシステムを構築できます。
主通信として、イーサネットまたはUSBを⽤意しており、USBには、シリアル通信としてMODBUSプロトコルのRS-422A、RS-485を装備しております。
イーサネットモデルは、インターネットやイントラネット環境を利⽤し、遠隔データ集録、データの⼀元管理などに、USBモデルは、⾼速性を⽣かした同時多点データ計測などに対応できます。
■システム構成■特⻑●60チャンネルのデータを0.05秒でメモリーカードへ記録●イーサネットモデル

イーサネットモデルは、12チャンネル単位の⼊⼒ユニットを5台まで接続し、最⼤60チャンネルのデータを最速0.05秒で取込み、記録することができる。記録したデータは、AT Aメモリーカードに 保存可能。

パソコン

さらにブラウザソフトまたは弊社のアプリケーションソフトでパソコンとパソコン
10BASE-T／100BASE-TX Ethernet

データ・設定値を送受信可能。
＊イーサネットの通信混雑状態によっては、通信側に処理が偏るため、記録データに抜けが⽣じる場合があります。

●60チャンネルの警報演算を0.05秒ごとに実⾏各チャンネル4レベルの警報演算を0.05秒以内で処理。
●アプリケーションソフトを⽤意（別売）
弊社のアプリケーションソフト（CISA S、トルウィン、KID S、PASS）
により、USB、イーサネット、RS-422A、RS-485で使⽤可能（KIDSはイーサ

LANが敷設されていれば設置・距離は⾃由

ネット、RS-422A、RS-485のみ）。
●メンテナンス性を向上
また、端
12チャンネル単位の⼊⼒ユニットは、現場での増設が容易。
⼦台は着脱可能で配線やメンテナンスが容易にできる。

■形式●⼊⼒ユニットK E 331L−000●通信ユニットK E 3200−□ 00●電源ユニットK E 310□−000●USBモデル※USBハブは、省略して記載●便利なDINレール取付、省スペース

パソコン

⼊⼒種類 1：アナログ⼊⼒

通信種類

E：イーサネット
U：USB（シリアル通信）

表⽰器

0：なし
1：あり

USBの場合パソコンからの距離総延⻑30m
USBは設定のみ可能
データ収録はシリアル通信になります
RS-422A/RS-485 の場合パソコンからの距離総延⻑1.5km

シリアル通信RS-422A/RS-485

パソコン

■仕様

●⼊⼒仕様〔⼊⼒ユニット〕
測定チャンネル数：60チャンネル/1式
12チャンネル単位のユニット構造で12チャンネルから60チャンネル増設
⼊ ⼒ 種 類：フルマルチレンジ
直流電圧 ±10mV、±20mV、±40mV、±80mV±1.25V、±2.5V、±5V、±10V
直流電流 受信抵抗を外付することにより対応（別売）
熱電対
B、S、R、N、K、E、J、T、WRe5-WRe26、W-WRe26、PtRh40-PtRh20、
PlatinelⅡ、
U、
L
測温抵抗体（測定電流400μA）Pt100、JPt100
接点⼊⼒（リレー、オープンコレクタ受け）
精 度 定 格：測定レンジ・精度定格の表参照
温 度ド リ フト：±0.01%FS/℃（測温抵抗体⼊⼒以外は基準レンジ換算）
測 定 周 期：約50ミリ秒／チャンネル（約50ミリ秒／60チャンネル）基準点補償精度：K、E、J、T、
N、
PlatinelⅡ……………… ±0.5℃以下
R、
S、WRe5-WRe26、W-WRe26、U、L…±1℃以下
ただしB、PtRh40-PtRh20は除く（基準点補償が内部の場合は、上記誤差を精度に加算）
バ ー ン ア ウト：熱電対⼊⼒および測温抵抗体⼊⼒において、⼊⼒信号の断線を判定。⼊⼒ごとに、判定あり／なしの選択可能
⼊ ⼒ 抵 抗：直流電圧、熱電対⼊⼒ 1MΩ以上
許容信号源抵抗：熱電対⼊⼒（バーンアウトなし）
・
直流電圧⼊⼒（測定レンジ±80mV以下）1kΩ以下
熱電対⼊⼒（バーンアウトあり）
・
直流電圧⼊⼒（測定レンジ±1.25V以上）100Ω以下
測温抵抗体
1線当り 10Ω以下
デジタルフィルタ：なし、
弱、中、強の選択、チャンネル単位で設定
最⼤⼊⼒印加電圧：±20VDC、±6V DC（測温抵抗体⼊⼒）
最⼤コモンモード電圧：30VAC（安全規格適合値）
240VAC（正常動作保証値）
コモンモード除去⽐：130dB以上（50Hzまたは60Hz）
シリーズモード除去⽐：50dB以上（50Hzまたは60Hz）●ネットワーク仕様〔イーサネット通信ユニット〕
通 信 種 類：イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T⾃動切換
記録ファイル、F T P サ ー バ：クライアントからの要求により、⼊⼒パラメータファイルを転送
MODBUSサーバ：MODBUSコマンドをイーサネット上で送受信（専⽤アプリケーションによる）＊イーサネット⽤MODBUSとは異なる⼊⼒パラメータの設定・確認などをW e b サ ー バ：瞬時データの確認、ブラウザソフトで可能（Microsoft Edge）※拡張機能を使⽤する場合には、IE互換モードに設定してご使⽤ください。
カ レ ン ダ：年／⽉／⽇／時／分／秒の設定・確認可能●Web仕様〔イーサネット通信ユニット〕
ゲートウエイ、通信速度などの設定
基 本 設 定：IPアドレス、更新周期1秒
簡 易 表 ⽰：ユニット内の瞬時データ表⽰、レンジ、⼊⼒パラメータ設定：ユニット内の各⼊⼒チャンネルの⼊⼒種類、スケール、イベントなどの設定・確認
⼊⼒パラメータファイル設定：ユニット内の全⼊⼒パラメータなどのファイル
保存・読出し時 刻 設 定：内蔵カレンダの設定（ATAカード）の ドライブ番号割付け
AT Aカード設定：外部メモリーカード
集 録 設 定：集録⽅法および集録チャンネルなどの設定
タイムアウトなどの設定
MODBUS設定：ポート番号、パスワードの設定（1ユーザのみ）
パスワード設定：アクセスユーザ名、
ファー ム 更 新：イーサネット通信ユニットのプログラムバージョンアップ
リ セ ッ ト：イーサネット通信ユニットのみリセット実⾏

PS-86-5●記録仕様〔イーサネット通信ユニット〕（容量 約426Kバイト）
内 部 メモリー：RAMディスク
外 部 メモリー：ATAメモリーカード実装（容量はメモリーカードの容量による）推奨 アペイサーテクノロジー株式会社殿製TDK株式会社殿製
記録時間算出⽅法 ：1ファイルのバイト数 425984バイト
ヘッダ部のバイト数 48バイト
1レコードのバイト数 8バイト＋2バイト×記録チャンネル数（ 1チャンネル〜80チャンネル）記録時間＝（1ファイルバイト数−ヘッダ部バイト数）
÷1レコードバイト数×サンプル周期
記 録 ⽅ 法 ：トリガ要因による記録
トリガ要因…時刻、イベント、上位通信、ラインより1種選択記 憶 ディレ イ：0〜100%設定可記 録 周 期 ：50ミリ秒〜
記録チャンネル数 ：⼊⼒60チャンネル＋イベント20チャンネル（（4レベル⼊⼒ユニット）
×5⼊⼒ユニット）
記録ファイル数 ：最⼤255ファイル同時書込みファイル数 ：1ファイルのみ
ファイル 形 式：バイナリ形式●表⽰仕様（表⽰器付の場合）〔電源ユニット〕
緑⾊4桁
表 ⽰ 素 ⼦ ：7セグメントLED… チャンネル部
データ部
⾚⾊4桁
粒LED………… ステータス表⽰⽤
緑⾊5個
表 ⽰ 内 容 ：チャンネル2桁＋データ4桁
イベント発⽣時データ部にデータと交互に発⽣レベル表⽰
ステータス表⽰として、データ表⽰モード、警報発⽣中、エンジニアリング通信中を表⽰
表 ⽰ モ ー ド：1チャンネル連続表⽰モードとチャンネル更新をキー操作
で切換
更 新 周 期 ：データ更新 0.5秒、チャンネル更新 4秒
操 作 キ ー：4個（MODE、UP、DOWN、SET）
操 作 内 容 ：表⽰モードの切換
表⽰チャンネル選択…エンジニアリング通信切換※エンジニアリング通信中にはデータ表⽰はできません●イベント仕様
設定数 ：各チャンネル最⼤4設定
下限、待機あり／なし選択
イ ベ ント 種 類 ：上限、
イ ベ ント 出 ⼒：USB通信ユニットに1チャンネル、a接点、発⽣時ON、未発⽣時OFF
出 ⼒ 内 容 ：システムエラー出⼒とイベントOR出⼒を設定で選択可能
システムエラー内容…⼊⼒異常、CPU WDT
出⼒接 点 容 量 ：250V AC 3A、30V DC 3A（抵抗負荷）＊イーサネット通信ユニットは、イベント演算のみで出⼒機能はありません。

■専⽤アプリケーションソフト対応表
ソフト名称
CISA S（別売）トルウィン（別売）
KIDS（別売）PAS S（別売）

通信⽅法
イーサネットUS B

シリアル○○○○−○−○○○○○●⼀般仕様■測定レンジ・精度定格

定 格 電 源 電 圧 ：100−240VAC 50/60Hz
消 費 電 ⼒：最⼤73VA（60チャンネルの場合）
基 準 動 作 条 件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃ 45〜65%RH
電源電圧
100VAC±1%
電源周波数50/60Hz±0.5%
姿勢
前後左右0°
ウォームアップ時間 1時間以上
正 常 動 作 条 件 ：周囲温湿度範囲 0〜50℃ 20〜80%RH
電源電圧90〜264VAC
電源周波数50/60Hz±2%
姿勢
前後3°以内輸 送 条 件 ：⼯場出荷時梱包状態において周囲温湿度範囲 −20〜60℃ 5〜90%RH（ただし結露しないこと）
振動
10〜60Hz 4.9m/s²(0.5G)以下
2
衝撃392m/s（約40G）
以下
保 管 条 件 ：周囲温湿度範囲 −20〜60℃ 5〜90%RH（ただし結露しないこと）
停 電 対 策 ：EEPROMにより設 定内容・校正データを保持
絶 縁 抵 抗 ：2次端⼦と保護導体端⼦間 500V DC 20MΩ以上
1次端⼦と保護導体端⼦間 500V DC 20MΩ以上
1次端⼦と2次端⼦間500V DC 20MΩ以上
ただし、各ユニットごとに規定
1次端⼦は電源端⼦（L、N）、出⼒リレー端⼦
2次端⼦は測定⼊⼒端⼦、通信端⼦
絶 縁 耐 圧 ：2次端⼦と保護導体端⼦間 500VAC 1分間
1次端⼦と保護導体端⼦間 1500VAC 1分間
1次端⼦と2次端⼦間2300VAC 1分間
ただし、各ユニットごとに規定1次端⼦は電源端⼦（L、N）、出⼒リレー端⼦
2次端⼦は測定⼊⼒端⼦、通信端⼦
材 質 と ⾊ ：ケース前⾯ ABS樹脂、マンセルN3.0相当
⼊⼒端⼦台 PC樹脂、マンセルN1.0相当
取 付 ⽅ 法 ：35mm幅DINレール取付け＊精度を保つために鉛直⽅向に取付けてください
端 ⼦ ね じ：⼊⼒端⼦ M3.5、端⼦台着脱可能
電源端⼦、その他の端⼦ M4.0
質
量 ：電源ユニット 約600g
通信ユニット 約300g
⼊⼒ユニット 約700g

⼊⼒種類

直流電圧K

E

J

主通信

イーサネットモデル

USB 1.1
仕様 フルスピード12Mbps
バルク転送、コントロール転送

イーサネット10BASE-T/100BASE-TX
TCP／IP
HTTP、
FTP、
UDP

専⽤アプリケーション
機能 （別売）によるデータ表⽰、
パラメータ設定

副通信

シリアル通信（RS-422A、RS-485）
通信プロトコル
MODBUS ASCII／RTU
仕様
通信条件
9600／19200bps、7E1／8N2
機能エンジニアリング 仕様
通信機能

専⽤アプリケーション（別売）によるデータ表⽰、
パラメータ設定
TTLレベル RS-232C MODBUS−RTU、9600bps、8N1
専⽤アプリケーション（PASS：別売）によるパラメータ設定

基準レンジ±10.0mV−20.0 〜 20.0mV±20.0mV

1μV−40.0 〜 40.0mV±40.0mV

10μV−80.0 〜 80.0mV±80.0mV−1.25 〜 1.25V± 1.25V−2.5 〜 2.5V

± 2.5V

1 mV−5 〜 5V

± 5V

1 mV

−10 〜 10V

±10V

1 mV

−200 〜 500℃

±20.0mV−200 〜 900℃

±40.0mV−200〜1370℃±80.0mV−200 〜 250℃

±20.0mV−200 〜 500℃

±40.0mV−200 〜 900℃

±80.0mV−200 〜 350℃

±20.0mV−200 〜 700℃

±40.0mV−200〜1200℃±80.0mV

T−200 〜 400℃

±20.0mV

R0〜1760℃±20.0mV

S

0〜1760℃±20.0mV

熱B

0〜1820℃±20.0mV

電N

0〜 600℃±20.0mV

0〜1000℃±40.0mV

0〜1300℃±80.0mVW-WRe260〜2315℃±80.0mVWRe5−WRe26

0〜2315℃±80.0mV

PtRh40−PtRh20

0〜1888℃±20.0mV

PlatinelⅡ0〜 500℃±20.0mV

0〜 950℃±40.0mV

0〜1395℃±80.0mV−200 〜 350℃

±20.0mV−200 〜 600℃

±40.0mV−200 〜 350℃

±20.0mV−200 〜 700℃

±40.0mV−200 〜 900℃

±80.0mV

対UL

Pt100

測温
抵
抗体

JPt100■通信仕様
USB（シリアル通信）
モデル

測定レンジ
−10.0 〜 10.0mV− 50 〜 50℃

50Ω−120 〜 130℃

100Ω−200 〜 250℃

200Ω−200 〜 550℃

300Ω− 50 〜 50℃

50Ω

−120 〜 130℃

100Ω−200 〜 250℃

200Ω

精度定格

分解能
1μV

±0.1%±1digit

10μV
1 mV

±0.1%±1digit±0.15%±1digit±0.2%±1digit

0.1℃±0.15%±1digit±0.1%±1digit±0.15%±1digit±0.1%±1digit±0.15%±1digit300Ω

−200 〜 550℃
Pt100：IEC751（ 1995）、JIS C1604−1997

JPt100：JIS C1604−1981、JIS C1606−1986●精度定格の例外
⼊⼒種類

測定レンジ

精度定格

0℃

±0.2%±1digit

R、S

0〜 400℃±0.2%±1digitB

0〜 400℃

規定外K、E、J、T、L−200〜

400〜 800℃
N、U
W-WRe26

PtRh40−PtRh20−200〜0℃

0〜 100℃±0.15%±1digit±0.3%±1digit±4%±1digit

100〜 300℃±0.15%±1digit

0〜 300℃±0.15%±1digit

300〜 800℃±0.8%±1digit

注）基準動作条件における基準レンジ換算精度。熱電対⼊⼒（基準点補償内部）
は、基準点補償精度は含まない。
K、E、J、T、R、S、B、N：IEC584、JIS C1602-1995
W-WRe26、WRe5-WRe26、PtRh40-PtRh20、PlatineⅡ：ASTM
U、L：DIN43710※EMC指令要求のテスト環境下で最⼤2mVまたは±10%に相当する指⽰が変動する場合があります。

PS-86-5

■外外形⼨法■取付参考図●組組合せ図（60チャンネルの場合）

鉛直⽅
向通信ユニット 電源ユニット

鉛直⽅
向149

⼊⼒ユニット64.564.564.5451.5●側⾯図電源ユニット

⼊⼒ユニットイーサネット通信ユニット

USB通信ユニット144127129136.1

単位：mm

■端⼦板図

● 電源ユニット●⼊⼒ユニット（表⽰器なし）（表⽰器付き）CH1
CH2CH3CH4CH5CH6CH7CH8CH9CH10CH11CH12直流電圧・電流
熱電対
測温抵抗体
B
接点⼊⼒−

表⽰部

操作キー−−
B＊直流電流の場合は受信抵抗（別売）を外付することにより対応

電源スイッチ

電源スイッチ＋＋A＋

L N 接地端⼦
電源端⼦

L N 接地端⼦
電源端⼦●USB（シリアル）通信ユニット●イーサネット通信ユニット

出⼒リレー端⼦RS-422A RS-485

メモリーカードスロット

SDASASDB

SBRDA
RDB

メモリーカードイジェクトボタン

SG

イーサネットコネクタSG＊RS-485で使⽤する場合
RDAとSDA、RDBとSDBを短絡してください。

USBコネクタ（Bタイプ）※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8© CHINO Corporation

03-3956-2111

URL : http://www.chino.co.jp/
発⾏ 2024.7

初版 2004.11