Our passion is creating exceptional products thatimprove vision for patients all over the world.
At MST, we strive to equip surgeons with the most innovative tools available, enabling them to achieve
the best possible outcomes for their patients. That’s why we’re constantly evolving to meet the distinct
clinical needs of ophthalmic surgeons through our dedicated partnership with surgeon-designers.

MST—bringing innovation to ophthalmology.

Bringing Innovation to Ophthalmology
Malyugin Ring , Allegro I/A , Phaco tips , Single Use/Reusable Instruments

NO.3Nothing’s changed...
Except for everything.

リングの装着Malyugin Ring 2.0
軽減されたコンプレッション

より簡便な挿入と取り外し

従来製品より細くなったコイル

前房に眼粘弾剤が入った状態
でリングを約２ミリ先に射出し、遠位の虹彩縁部分にはめ込みます。

入射器を後退させながら射出します。入射器の先端を下に移動しながら“ 軽く置く ”と、側部渦巻き部をはめやすくなります。

近位渦巻き部は虹彩前部の上に下ろします。

近位渦巻き部は、シャー・リュー
ギンリング・マニピュレーターを用いてはめて下さい。

スクロールギャップの増加

リングの取り外し

より小さなカニューレ

2.0mm の創口から挿入可能●インジェクター“ つまみ ”

特長１：リング渦巻き部での操作性を高める為に、フックの幅を狭めました。

オシャー・マリューギンリング・マニピュレーターを用いて遠位渦巻き部を外します。

遠位渦巻き部を虹彩前部の上に置きます。

近位渦巻き部を瞳孔の中心に向けて動かし、少し前方に出して外します。

近位渦巻き部を虹彩前部の上に置きます。

近入射器の先端（つまみ）を近位渦巻きに引っかけます。

入射器のボタンを後退させ、リングを取り外します。左側の渦巻き部がカニューレの上を通るときに停止させ、全体を取り外します。

特長２：つまみにギャップ空間を作り、リングの近位渦巻き部でのリングの装着・取り外し操作をより容易にしました。
By Boris Malyugin, MD

6.25mm7.0mm

販売名：MST アイエキスパンダー
製品番号
1：Malyugin Ring 2.0（6.25mm) : MAL-1006
2：Malyugin Ring 2.0（7.00mm) : MAL-1007

関連商品
販売名：Osher/Malyugin リングマニピュレーター
製品番号
MAL-1005（Malyugin Ring 2.0 用）製造販売認証番号：228ADBZI00023000
梱包単位：1 箱 6 本入り
注 1）本製品は滅菌済みです。
注 2）再使用禁止

製造販売届出番号：13B1X0063000003
梱包単位：1 箱 1 本入り
注 1）本製品は未滅菌です。
注 2）再使用可能

Better sub-incisional accessthrough advanced engineering.

Allegro SP Silicone I/A
一体型シングルユース I/A ハンドピース＊安全な IOL 操作

Allegro Silicone I/A
アレグロ I/A 一体型ハンドピース（単回使用）
ASP-0001-R 入数 6 本 / 箱
ポートサイズ 0.36mm
推奨切開創幅 2.2mm 〜 2.6mm

アレグロ I/A 一体型ハンドピース（単回使用）
ASP-0001-P 入数 6 本 / 箱
ポートサイズ 0.36mm
推奨切開創幅 2.65mm 〜 2.85mm

アレグロ I/A ハンドピース（再使用可能）

AHP-0001

シリコンのグリップ力で IOL を従来以上に眼内で安全に操作することができます。

Allegro I/A のメリット

7 つの 特長（速く、軽快に、）＊ダブルベント形状

1 先端はユニークなダブルベントの形状になっています。

2 スリーブ一体型の為、術中の取り付けは不要です。

3 ポートはポリッシュ加工されています。
4 灌流量が豊富です。

アレグロ I/A シリコンチップ（単回使用）
AT-0001-R 入数 6 本 /1 箱
ポートサイズ 0.36mm
推奨切開創幅 2.2mm 〜 2.6mm

アレグロ I/A シリコンチップ（単回使用）
AT-0001-P 入数 6 本 / 箱
ポートサイズ 0.36mm
推奨切開創幅 2.65mm 〜 2.85mm

吸引ポートサイズが 0.36mm の為、吸引効率が増しています。

5 IOL の操作がより安全にできます。

術中の視認性が良好

ダブルベントの Allgro I/At チップは遠位部が90°近くになり眼内操作性が非常に良く、術者の手をフラットにして扱えます。
一体型のシリコンスリーブ〜 術中の装着不要 〜

6 ソフトシリコンの為、眼内で安全に操作できます。

7 先端 DSP と一体型 DSP から選択できます。

灌流ポートサイズが 0.84mm 為、灌流量が豊富です。

販売名：シングルユース MST I/A Allegro
製造販売認証番号：228ADBZI00142000

100% pristine.
0% cleaning and handling.

MST Single-Use フォーセプス＆シザー先端部

シングルユース
I.O.L カッター

シングルユース
マイクロホールディング攝子

シングルユース
カプセル水平剪刀

両刃ブレードになっており、切味が抜群な人気製品です。

IOL の把持だけでなく、強膜内固定術でも使われている売れ筋の製品です。

サイドポートからの挿入が可能で、前房や虹彩切開の症例に最適です。

DFH-1012

DFH-1019

DFH-1008

19g, straight

6 本/ 箱23g, curved

6 本/ 箱23g, curved

6 本/ 箱眼内レンズ強膜内固定術

MST シングルユース器具専用ハンドル
本製品（未滅菌）は再使用可能です。
シングルユース器具専用のハンドルです。
再使用可能な先端器具に取り付けることはできません。
DFH-1028

MST Single-Use Instruments

シングルユース
カプシュロレキシス鑷子
先端部は術中の視野が良好で、ワイドに開き前嚢をしっかり把持します。

A Modular System
MST マイクロ器具は先端部交換式です。MST タッチハンドル、MST360 °回転ハンドルにはシングルユース及びDFH-1030

23g, curved

シングルユース

I.O.L カッターキット〈内容〉
シングルユース I.O.L カッター先端部 3 本
シングルユース マイクロホールディング鑷子先端部 3 本PCK-1001

6 本/ 箱6 本/ 箱Toric Lenses Exchange by IOL cutter andMicro Holding Forceps

再使用可能な先端部のどちらも取り付け可能です。MST シングルユース
専用ハンドルにはシングルユースの先端部のみが取り付け可能です。

販売名：シングルユース MST フォーセプス＆シザー
製造販売認証番号：228ADBZI00022000

We all know more heads are
better than one.

MST 再使用可能なフォーセプス＆シザー先端部

製品番号DFH0002

MST Durable Instruments＊スタンダードの CCC 鑷子 23G◆カプシュロレキシス鑷子 23G

製品名
カプシュロレキシス鑷子 23G 先端部

全長（ハンドル含む） 136mm（ハンドル長102mm）
シャフト長 / 径13.0mm / 23G◆カプシュロレキシス鑷子 23G
ViewPort

製品番号
DFH0030＊クリアな視界で CCC 操作を確認

製品名
カプシュロレキシス鑷 ViewPort23G 先端部

全長（ハンドル含む） 136mm（ハンドル長102mm）
シャフト長 / 径13.0mm / 23G◆ I.O.L カッター 19G

DFH0012

両刃デザインになっている為、切れ味は非常に優れており滑ることなくアクリル製＆シリコン製の I.O.L レンズをカットできます。シャフト径は 19Gで、1.4mm の切開創から挿入できます。MST 社のマイクロホールディング鑷子との併用を推奨しております。

製品名
I.O.L カッター 19G

先端部

全長（ハンドル含む） 136mm（ハンドル長102mm）
シャフト長 / 径MST タッチハンドル
MST タッチハンドルは、再使用可能及びシングルユース器具のMST360°回転ハンドル
MST360°回転ハンドルはダイヤルを回すことでお好きな位置でどちらの先端でも取り付けが可能です。

器具先端を使用できます。

DFH-0028

DFH-0021

13.0mm / 19G◆マイクロホールディング鑷子 23G

製品番号DFH0019＊IOLレンズ保持＆IOL 強膜内固定用に最適な攝子
製品名

マイクロホールディング鑷子 23G

先端部

全長（ハンドル含む） 136mm（ハンドル長102mm）
シャフト長 / 径

先 端 部 が ポ ー ト 状 に 空 い て い る 為、術中に CCC 操作がクリアに確認できます。また、先端部はワイドに開き前嚢をしっかり把持しやすく、CCC 操作をより容易にします。

＊両刃で切れ味抜群な IOL カッター

MSTハンドル
製品番号先端部はサイドポートから操作可能なファインなチップです。先端が大きく開き、シャフトも短い為、眼内での操作 性 に 大 変 優 れ て い ま す。先 端 部 は前嚢をしっかり把持し、CCC 操作をより容易にします。操作中の粘弾性物質の漏れを最小限に抑えます。

13.0mm / 23G

ぎざぎざな先端形状により、IOL レンズを 安 定 し て 保 持 で き ま す。ま た IOL
強膜内固定用に最適なホールディング攝子です。シャフト径は 23G でサイドポートからの挿入が可能です。

◆カプセル水平剪刀 23G 曲＊ファインな操作が可能な虹彩剪刃
全ての MST 器具（再使用可能）は特許の Swivel Guard" に取り付けられています。

使用後は器具に触れることなくシャフト内をシリンジで通水・洗浄が可能です。

製品番号

製品名

DFH0008

カプセル水平剪刃 23G 曲

先端部

全長（ハンドル含む） 136mm（ハンドル長102mm）
シャフト長 / 径13.0mm / 23G

ゆるやかなカーブにて、サイドポートから挿入ができます。前嚢切開や虹彩切開の症例に最適です。 360°回転ハンドルとの併用でお好きな角度にて操作が可能です。

They take the edge off.
Dewey Radius のチップ先端は通常のチップ先 端はシャープなエッジになっております。
その為カプセルや虹彩に対して、ダメージのリスクがあります。

ラ ウ ン ド 仕 上 げ さ れ て い る 為、カプセル・虹彩等へのダメージを与えず、安全に使用可能です。

Dewey Radius フェイコチップ
MST Dewey Radius Phaco Tip by Kotaro Oki M.D.PhD.

製品番号98323

521

98522

98501

98502

製品名・規格（Designed for AMO, Bausch+Lomb）

PT-27330-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）ストレート 30°べベル 6 本 /パック

PT-27430-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）20°ベント 30°ベベル 6 本/パック

SS-2211

MST 黄色スリーブ（切開創幅 2.4mm 〜 2.75mm）

製品番号98322

製品名・規格（Designed for Alcon System）

PT-30930-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）A1 20°ベントミニ , 30°ベベル 6 本 /パック

PT-30945-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）A1 20°ベントミニ , 45°ベベル 6 本 /パック

PT-32030-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）A1 12°ベントミニ , 30°ベベル 6 本 /パック

PT-31240-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）A1 12°ベントミニ , 30°
リバースベベル 6 本 /パック

PT-22030-NS

Dewey Radius 0.9mm（20G）A1 ストレート, 30°ベベル 6 本 /パック

SS-2205

MST A1 赤色スリーブ（切開創幅 2.2mm 〜 2.5mm）注）本製品は未滅菌です。
本製品は再使用可能です。

販 売 名：フェイコチップ
承認番号：21300BZY00040000

許可番号：13B1X03200＊性能改善の為外観及び仕様は予告なしに変更されることがあります。 ＊カタログと実際の商品の色は印刷上の関係上異なる場合があります。