1. 定格の圧力、温度を超過しないようにしてください。過度の加圧、温度衝撃、急激な流体の導入の衝撃圧などにより本体（ボディ）が破損する場合があります。

2. 測定対象流体以外でのご使用はリーク、破損の原因にもなり、また保証の対象外となります。
実際のプロセスにおいては、様々な混入物などもある場合があり、最終的な耐蝕性、適合性はお客様の責任でお願い致します。本製品を保守、点検等でとりはずす際は、測定対象物の計器内残留に注意してください。
3. 本製品は製品自身の機能として、災害防止や事故防止などの制御機能を有するものではありません。機械装置全体での安全対策をお客様側でご配慮くださいますようお願い申し上げます。
4. 爆発性ガス、腐食性ガスの雰囲気中では絶対にご使用にならないでください。
5. スイッチに過電流を流すとスイッチが動作しなくなります。また外部より大きな磁界を受けると誤動作の原因となりますので、注意してください。
6. 流量範囲以上での使用は行わないでください。
7. 流量計内部に異物を混入させないでください。異物が混入する場合には、流量計の１次側へ１００メッシュ相当のフィルターを設置する事を推奨します。
8. ニードルバルブ操作時はバルブに過度な応力が掛からない様、注意してください。
9. 流量計及び、スイッチは分解しないでください。
10. 本製品は、必ず流量計背面の取り付けネジを使用して、パネル又は、ブラケットに固定する事を推奨します。
11. 本製品を継手に取り付ける際には、必ずアダプタを固定し、1N・mで継手をねじ込む事を推奨します。

Sight Flow
S-CH21 Series
サイトフロー取扱説明書

仕様
流量精度
使用最高圧力使用流体温度
使用環境温度
接液部材質
接続口径
重量標準
±10% at FS
HA±5% at FS
0.4MPa(G) ※Max.55℃
0〜55℃(結露なきこと)
PMMA/SUS 他
Rc 1/8約115g※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、0.3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。

NPN出力-A接点
NPN出力-B接点PNP出力-A接点
PNP出力-B接点
DC＋12〜24V
10mA以下オープンドレイン
耐電圧 Max.30V
駆動電流100mA以下
2m (AWG24 3芯)※ 電源遮断中もフロートの位置は検知します。ただし、電源遮断中はスイッチの出力は行われませんが、電源再投入と同時に正しいフロートの状態を出力します。

磁気スイッチ仕様

M340J-R00

出力形態
電源電圧
消費電流
出力

大阪市東淀川区東中島 1-20-14 東口ステーションビル 915 号室

ケーブルの長さ※ スイッチ動作の詳細は、最寄の営業所へお問い合わせください。

110713YH

取りつけ・配管方法
納入品の保証期間はお客様の指定場所（国内）に納入後１年間といたします。
上記保証期間中に納入者側の責による故障が生じた場合は無償にて修理、または代替品をお出しいたします。
下記に該当する場合は保証の対象外といたします。
①需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
②故障の原因が納入品以外の事由による場合。
③納入者以外の改造、分解、修理による場合。
④製品本来の使い方以外の使用による場合。
⑤天災、災害などで納入者の責にあらざる場合。
尚、ここで言う保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
その他
1．納入品の価格には技術者派遣などのサービス費用は含んでおりません。
下記の場合は別個に費用を申し受けます。
①取り付け調整指導及び試運転立会い②調整及び修理③技術指導及び技術教育
２．本製品は改良、改善のため、予告なく変更することがあります。
※ フローメータの各製品は、製品自身の機能として災害防止や事故防止等の制御機能を有するものではありません。
これらの製品を使用した機器関係において、万一発生した災害や事故等による損害賠償等についての責任は負いかねますので、ご了承ください。

1. アダプタにはIN とOUT があります。取り付け方向を間違わないようにしてください。壁などに取り付ける場合は、パネルカットし、M3×(L6＋パネル厚さ) ビス２本にて固定してください。
を動かないように固定し、製品本体に力2. 配管時にスパナ等の工具でアダプタ（背面六角部）が加わらないようにしながら、配管パイプを回して締め付けください。
なお水漏れ防止のために配管パイプのネジ部にはシール材を巻いてください。
3. フロ―チェッカーは縦型で、垂直に取り付けてください。
もしくは応力が掛かると流量計本体は樹脂のた
4. フローチェッカーには外部からの過剰な力、め破損することがありますので注意してください。

機械装置への組み込み要領
1．まず組み込み前に製品の確認を行なってください。流れ方向、配管径、流量範囲、接点形式と電気仕様（電圧、電流），可動部の運動
２．浮遊式ですから必ず垂直に配管し、可動部の運動が円滑に行なわれ、取り付けによる応力が加わらないようにしてください。
３．配管時、シール材等の異物を配管内に入れないようにしてください。
４．組み込んだら始動ですが、バルブは徐々に開いてください。
バルブを急激に開くと乱流を起こし、配管が振動で正常に動作しないことがあります。
５．流量計本体の取り付けは、配管に生じる応力が流量計本体に伝わらないように、流量計本体を確実に固定してください。
６. 流量計本体の周囲に、電磁弁、電源、マグネットキャッチ等の磁場を発生させるものは、取り付けないでください。
スイッチの動作および精度に問題が発生します。

流量の確認および接点の確認
流量の読み方フロートの最上端のエッジが目盛線と水平になるように目の位置と合わせて読んでください。
ニードル弁を可変しますと流量が変わりますので、調整用としてご使用ください。

1086421

接点の合わせ方
目盛管の流量目盛で設定流量を決め、設定値を確認後、スイッチロックナットを固定してください。

保守・点検

フロート

スイッチロックナット

安全上のご注意
この「安全上のご注意」は､製品を安全に正しく、かつ効果的にご使用いただき、ご使用になるご担
当者や他の人への危害､財産への損害を未然に防止するためのもので、内容をよく理解しながらお読みください｡

警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをされると、機器が損傷したり、重大なケガや死亡につながる可能性があることを意味します。
この表示を無視して誤った取り扱いをされると、機器が損傷したり、軽度、又は中程度のケガ

注 意 につながる可能性があることを意味します。

水を抜いてください。
1. 冬季に使用しないときは，2. 樹脂(PMMA、PC)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
測定誤差の原因となりますので配管上の配慮が
3. 配管の脈動、塵埃または気泡の混入などは，必要です。
スイッチ交換をしなければな
4. スイッチ付きの場合、定格以上の電流を流すと動作不良となり、らなくなりますので注意してください。
スイッチ交換の場合は「スイッチユニット」の供給をいたします。
使用状況によって相違しますが、通常１年ごとに点検・清掃されるのが好ましいです。本器はアクリル材を使用していますので、ガーゼなどの柔らかい綿布を使って水・中性洗剤で軽く数回拭いてください。
クラックの原因となりますので、注意してください。
※ 溶剤では絶対に掃除しないでください。
5. 弊社ではアフターフォローとして有料で点検・清掃・校正などをお引き受けしています。
必ずアダプタ（背面六角部）をスパナ等で固定し、繋がる配管
6. 本器を装置から取り外す際は、より取り外してください。
7. 流量計本体の軽重に応じて、配管は必ずたわまないように支持し、配管に生ずる応力が樹脂製流量計本体に伝わらないように確実に固定してください。
※ 流量計本体を貴社にて分解した場合は、保証いたしかねます。
※ 流量計本体を改造しないでください。
落ちて樹脂ボディ部が割れたり、怪我の※ 流量計本体を不安定な場所に置かないでください。
原因となります。