DI5000は、⾒やすい5桁11セグメント表⽰を 搭載した、測定精度±0.1% ※1、サンプリング周期約0.1秒の96×48mmデジタル指⽰警報計です。
熱電対、測温抵抗体、直流電圧・電流のマルチレンジ⼊⼒や警報出⼒などを搭載しています。
※1 ⼊⼒種類により詳細規定があります■特⻑■形式DI50□□-□□●広い視野⾓で⾒やすい前⾯表⽰

警報出⼒（メカリレー）＋外部信号⼊⼒

⽂字を上下2⾏で表⽰し、 設定操作や運転状況の確認が容易です。測定値とMAX値（またはMIN値）の 同時表⽰も可能です。

0： 警報出⼒2点［AL1、AL2］（標準）※4

⽂字⾊は緑⾊・⾚⾊から任意に指定できます（上段のみ）。

1： 警報出⼒4点［AL1〜AL4］＋外部信号⼊⼒3点［DI1〜DI3］※5●多彩な⼊出⼒機能

伝送器電源※5マルチレンジ⼊⼒（熱電対18種類、測温抵抗体6種類、電圧4種類、電流1種類）
や警報出⼒を搭載。
外部信号⼊⼒※2、通信インターフェイス※2、伝送信号出⼒※2、伝送器電源※2を追加することも可能です。

0：なし
1： 24V DC
通信インターフェイス※5
0：なし
A： RS-422A●警報機能

S： RS-485

絶対値上限警報、絶対値下限警報、FAIL警報（機器異常）が伝送信号出⼒※5

発⽣した際、警報出⼒します。
（メカリレー出⼒ 標準2点）

0：なし

また、便利な警報拡張機能を搭載しています。

1： 4〜20mA DC●パラメータ設定ソフトウェア※3

2： 0〜1V DC

パソコンから簡単に機器パラメータの設定ができます。

3： 0〜10V DC

本器とパソコンの通信⽤に、 USBエンジニアリングケーブル「RZEC4」(別売)や⾚外線エンジニアリングケーブル「RZ-EC5」（⾚※4 警報出⼒2点（AL1、AL2）は標準搭載になります※5 オプション

外線通信を利⽤して、盤に取り付けた状態で使⽤可能。別売）を⽤意。
●薄形設計
本体奥⾏き65ｍｍの薄形設計。制御盤内の省スペース化を⽀援。
●国際安全規格
CE、UKCAマーキングに適合しています。

※2 オプション※3 弊社HPよりダウンロード

1■⼊⼒仕様■各部の名称

B、R、S、N、K、E、J、T、U、L、C（WRe5-WRe26）、W-WRe26、
NiMo-Ni、CR-AuFe、PlatinelⅡ、PtRh40-PtRh20、Au-Pt
直流電圧 ±20mV、±100mV、±5V、±10V
直流電流 0〜20mA
測温抵抗体 Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
測 定 レ ン ジ：熱電対18種、直流電圧4種、直流電流1種、測温抵抗体6種
温 度 単 位：℃、K
精 度 定 格：測定レンジの±0.1% FS±1digit
⼊DI5000①③④

Max Mi n Hol d Loc k②

WAIT AL1 AL2 AL3 AL4

MOD E
SEL

MAX/MI N

E N T
SEL

⼒信号：熱電対※詳細は、4ページ「精度定格の詳細規定」参照⑤⑥⑦⑧

基準点補償精度：±1.0℃（周囲温度23℃±10℃）±2.0℃（上記以外の範囲）
⼊ ⼒ 取 込 周 期：約0.1秒
測温抵抗体、直流電圧（20mVのみ）に限り、
バ ー ン ア ウ ト：熱電対、上限バーンアウトを標準装備
絶対値上限警報出⼒が動作
1MΩ以上
⼊ ⼒ 抵 抗：熱電対
直流電圧
約1MΩ
直流電流
約35Ω
（定格電⼒：0.1W）
100Ω以下許容信号源抵抗：熱電対
直流電圧（mV） 100Ω以下
直流電圧（V） 300Ω以下／1線以下
許 容 配 線 抵 抗：測温抵抗体 10Ω／
3線間の導線抵抗は等しいこと⑨表⽰部①上段表⽰※1
測定値(PV) 、MAX値、MIN値、警報No 、パラメータ名を表⽰②下段表⽰※1（上段表⽰がMAX値／MIN値表⽰時に）測定値（PV）を表⽰
警報パラメータ設定値、パラメータ設定値を表⽰③ステータス表⽰
Max ： MAX値表⽰中に点灯
Min ： MIN値表⽰中に点灯
Hold ： PVホールド動作中に点灯
Lock ： キーロック動作中または通信書込み時に点灯④警報ステータス表⽰
WAIT：警報待機動作中に点灯
クイック設定中に点滅
AL1〜AL4：警報1〜4の状態表⽰
点灯…警報ON（警報発⽣）/ 消灯…警報OFF※ ツェナバリア使⽤時は調整機能（ユーザー⽬盛調整）の使⽤を推奨

測温抵抗体測定電流：約1mA±10V DC
許 容 ⼊ ⼒ 電 圧：熱電対直流電圧（mV） ±10V DC
直流電圧（V） ±20V DC
測温抵抗体±5V DC
直流電流±55mAまたは±2V DC
最⼤コモンモード電圧：30V AC
コモンモード除去⽐：130dB以上（50／60Hz）
シリーズモード除去⽐：50dB以上（50／60Hz）※1 MODE画⾯とパラメータ設定画⾯の上段表⽰・下段表⽰は、設定により⼊替え可能■⼀般仕様
定 格 電 源 電 圧：100〜240V AC（±10%）／60Hz（±2%）
定格電源周波数：50／
最 ⼤ 消 費 電 ⼒：100V AC 9VA
240V AC 12VA
停 電 対 策：不揮発メモリに設定値を保持（書換回数100万回）
絶 縁 抵 抗：1次端⼦と2次端⼦間20MΩ以上（500V DC）

操作部⑤[MODEキー]：運転画⾯またはMODE画⾯を表⽰
運転画⾯⇔MODE画⾯の切替え(⻑押し)[SELECTキー]：運転画⾯やパラメータ設定画⾯の表⽰項⽬を逆送り(設定値変更中以外)[CANCELキー]：設定値の変更をキャンセル（設定変更中※2のみ）⑥[MAX/MINキー]：PV、MAX値、MIN値表⽰の切替え
MAX値、MIN値のリセッ
ト（⻑押し）[＞キー]：設定画⾯の数値設定時に､対象桁の切替え⑦[下キー]：設定値やMODE画⾯を変更（減少/逆送り）⑧[上キー]：設定値やMODE画⾯を変更（増加/順送り）⑨[ENTERキー]：変更した設定値の登録（設定値変更中※2のみ）[SELECTキー]：運転画⾯やパラメータ設定画⾯の表⽰項⽬を順送り※1次端⼦：電源端⼦、
AL1〜4出⼒端⼦（リレー出⼒）、2次端⼦：1次端⼦以外の全端⼦

耐圧：1次端⼦と2次端⼦間1500V AC（1分間）※1次端⼦、2次端⼦は、「絶縁抵抗」参照

外取
外質※2 設定変更中は設定値の⼀桁⽬のドットが点滅

端PI-07-3

電2

郭材 質
前 ⾯：難燃性ABS-ポリカーボネート（UL94V-0）
ケース：難燃性ポリカーボネート（UL94V-2）：グレー
⾊付 ⽅ 法：パネル埋込取付形 ⼨ 法：W96 ×H48 ×D73 ｍｍ（パネル⾯からの奥⾏き⼨法は65mm）
量：約160g（オプションなし）
約220g（オプションあり）
⼦ ネ ジ：M3.0

■表⽰仕様表■警報機能部：セグメントタイプLCD（LEDバックライト⽅式）⽰

絶対値上限警報、絶対値下限警報、FAIL警報■警報拡張機能■基準動作条件

警報待機、警報保持、ディレイタイマ

周 囲 温 度：23℃±2℃
周 囲 湿 度：55% rh±5%（結露しないこと）
電 源 電 圧：100V AC±1%
電 源 周 波 数：50／60Hz±0.5%
取 付 姿 勢：前後±3°、左右±3°
設 置 ⾼ 度：標⾼2000m以下
振動：0 m/s2
衝
撃：0 m/s2
取 付 条 件：単体パネル取付（上下左右空間）：なし
⾵外 部 ノ イ ズ：なし
ウォームアップ時間：30分以上

警報待機
警報待機中は、条件を満たしても警報が発⽣しません。
※電源投⼊、警報設定値変更、警報リセット時に有効

囲

温条件を満たした状態が指定時間※
継続した時、警報発⽣します。
※0.0〜2000.0秒まで指定可能

囲湿■対応規格

指定

指定

警報発⽣

■伝送信号出⼒（オプション）
数：1点号：4〜20mA DC（負荷抵抗 600Ω以下）
0〜1V DC （負荷抵抗 50kΩ以上）
0〜10V DC （負荷抵抗 50kΩ以上）
精度：±0.3% FS
出 ⼒ 更 新 周 期：約0.1秒
種類：PV、MAX値、MIN値
出
出度：−20〜60℃
度：5〜95% rh（結露しないこと）
動：4.9 m/s2以下（10〜60Hz）
撃：392 m/s2以下（出荷時梱包状態）

⼒⼒点信■外部信号⼊⼒（オプション）
⼊ ⼒ 点 数：最⼤3点 COM共通
⼊ ⼒ 信 号：無電圧接点
外 部 接 点 容 量：5V DC 2mA
機
能：警報リセット、PVホールド、MAX値／ MIN値リセット

度：−20〜60℃※ただし、⻑期的保管周囲温度は10〜30℃とする

周振衝

警報保持

警報発⽣

ディレイタイマ

■保管条件
周

警報発⽣

警報リセット※キー操作、外部信号、通信機能、電源オフでリセット

■輸送条件
温湿

警報待機

発⽣した警報は、警報リセット時※まで保持されます。

周 囲 温 度：−10〜50℃
周 囲 湿 度：20〜90% rh（結露しないこと）
電 源 電 圧：90〜264V AC
電 源 周 波 数：50／60Hz±2%
取 付 姿 勢：前後±10°、左右±10°
設 置 ⾼ 度：標⾼2000m以下
振動：0 m/s2
衝
撃：0 m/s2
取 付 条 件：パネル取付（上下空間）
外 部 ノ イ ズ：なし
周囲温度変化率：10℃／hour以下

囲囲解除警報保持■正常動作条件

周周
振衝

電源投⼊※度：5〜95% rh（結露しないこと）
動：0 m/s2
撃：0 m/s2（出荷時梱包状態）■通信インターフェイス（オプション）
種
類：RS-422A、RS-485
プ ロ ト コ ル：MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII、Private（DI1000互換プロトコル）
能：上位通信／デジタル伝送
全：EN61010-1、EN61010-2-030適合（CE､UKCA） 機
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度２■伝送器電源（オプション）
過渡過電圧：2500V
点数：1点（CE､UKCA）
環境規制規格：EN IEC63000適合
制：RoHS
出 ⼒ 電 圧：24V（産業⽤を含む監視および制御機器）
精度：±10%
最 ⼤ 許 容 電 流：30mA

E M C 指 令：EN61326-1適合

ClassA（CE､UKCA）※試験中、最⼤±10%ofFSまたは最⼤±2mVのいずれか⼤きい⽅に相当する指⽰値や出⼒値が変動することがあります。

安環境規■警報出⼒（オプション）
出 ⼒ 点 数：メカリレー 2点（標準）、最⼤4点
出 ⼒ 容 量接 点 タ イ プ：1aコモン独⽴
接 点 容 量：抵抗負荷 240V AC 3A、 30V DC 3A
誘導負荷 240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
最⼩負荷 5V DC 10mA
接 点 保 護 素 ⼦：内蔵せず
絶
縁：強化絶縁■下限バーンアウト（オプション：バーンシタ）
⼊⼒断線時に、測定値（PV）を下限に振り切らせます■防湿処理（オプション：ボウシツシヨリ）
製品内部のプリント基板に防湿コーティング処理を施します

3■測定レンジ⼀覧。精度定格の詳細規定
⼊⼒種類

測定レンジ
B

0.0〜

1820.0℃R

0.0〜

1760.0℃S

0.0〜

1760.0℃

N
K

熱電対

直流電圧

直流電流

0.0〜

1300.0℃−200.0〜

1370.0℃−200.0〜

500.0℃

E−200.0〜

900.0℃

J−200.0〜

1200.0℃

T−200.0〜

400.0℃

U−200.0〜

400.0℃

L−200.0〜

900.0℃

C（WRe5-WRe26）

0.0〜

2310.0℃

W-WRe260.0〜

2310.0℃

400℃未満：規定外、400〜800℃：±0.2%FS±1digit
400℃未満：±0.2%FS±1digit±0.1%FS±1digit
0℃未満は±0.2%FS±1digit

400℃未満：±0.4%FS±1digit

NiMo-Ni−50.0〜

1410.0℃

CR-AuFe

0.0〜

280.0K

PlatinelⅡ0.0〜

1390.0℃±0.1%FS±1digit

PtRh40-PtRh20

0.0〜

1880.0℃±0.3%FS±1digit 400℃未満：±1.5%FS±1digit、400〜800℃：±0.8%FS±1digit

Au-Pt

0.0〜

1000.0℃±0.1%FS±1digit−200.0〜

850.0℃−200.0〜

200.0℃−200.0〜

649.0℃−200.0〜

200.0℃
649.0℃

Pt100
測温抵抗体

測定精度

JPt100Pt50−200.0〜

Pt-Co※

4.0〜

374.0K±20mV−20.00〜20.00mV±100mV−100.0〜

100.0mV±5V−5.000〜5.000V±10V−10.000〜

10.000V

20ｍA

0.00

〜

20.00mA±0.1%FS±1digit±0.2%FS±1digit 0〜20K ：±0.5%FS±1digit、20〜50K：±0.3%FS±1digit±0.1%FS±1digit±0.15%FS±1digit 4〜20K ：±0.5%FS±1digit、20〜50K：±0.3%FS±1digit±0.1%FS±1digit±0.1%FS±1digit※旧製品DI1000でPt-Coセンサをご使⽤のお客様専⽤レンジです
A は1本のみ端⼦板○2 に結線してください（○A を2本○2 に⼀緒に結線すると、測定誤差を⽣じます）
・Pt-Coセンサの○・4線での結線はできません

PI-07-34■⼊⼒仕様■端⼦への接続

警報出⼒端⼦※

伝送信号出⼒端⼦※

伝送器電源端⼦※ 外部信号⼊⼒端⼦※

警報3出⼒
25：AL326：COM
警報4出⼒
27：AL428：COM

4〜20mA/ 0〜1V/ 0〜10V
29：（＋）端⼦30：（−）端⼦

24V DC出⼒
31：（＋）端⼦32：（−）端⼦

端⼦への結線は、絶縁スリーブ付き圧着端⼦をご使⽤ください。
電源端⼦には、安全のため必ずO形端⼦をご使⽤ください。

外部信号⼊⼒1〜333：DI 134：DI 235：DI 336：DI COM

B A

O形
絶縁スリーブ
Y形
絶縁スリーブ

通信インターフェイス※
RS-422A

RS-485

13：RDA
14：RDB
15：SDA
16：SDB
17：SG

13：SA
14：SB

B A

サイズ
A：3.2mm以上
B：6.0mm以下

推奨ネジ締め付けトルク：0.5〜0.6 N・m

17：SG
測定⼊⼒端⼦

警報出⼒端⼦

電源端⼦

熱電対・電源（mV） 電圧（V）

警報1出⼒

100〜240V AC

2：（＋）端⼦
1：（＋）端⼦
3：（−）端⼦
3：（−）端⼦
測温抵抗体（3線式） 電流（mA）

7：AL1
8：COM
警報2出⼒

11：L
12：N

2：（A）端⼦3：（B）端⼦
4：（B）端⼦

9：AL2
10：COM

5：（＋）端⼦
6：（−）端⼦※オプション■結線例●警報出⼒（メカリレー出⼒）の結線●外部信号⼊⼒（メカリレー出⼒）の結線

警報出⼒(メカリレー出⼒)端⼦では、必ずバッファリレーおよび接点保護素⼦を介して負荷と結線してください。

外部信号⼊⼒(DI)は、
DI COM端⼦が導通(ON)することで動作します。
また、周辺機器のオープンコレクタ出⼒信号でも動作させることが可能です。
スイッチには、約５V・2mAが印加されます。

ACリレーとの結線

リレー・スイッチとの結線

Z：接点保護素⼦

DI

負荷DI

DI5000外部交流電源DI

バッファリレー

COM

接点保護素⼦は6ページ「アクセサリ」を参照ください

DI5000
DCリレーとの結線

オープンコレクタ出⼒との結線

ダイオード

DI
負荷

DI5000外部直流電源DI
DI

バッファリレー

COM

DI5000●伝送器電源の結線
伝送器電源は、2線式伝送器に電源を供給することができます。
電源は電圧21.6V DC〜26.4V DC、最⼤電流30mA以下です。

電流⼊⼒＋
電流⼊⼒−

伝送器電源＋＋伝送器電源−−

DI50002線式伝送器5■外形⼨法図■アクセサリ●接点保護素⼦96形

DI500048Max Min Hold Lock式

仕様

CX-CR1（軽負荷⽤） 0.01μF+120Ω（開閉電流0.2A以下）CX-CR2（重負荷⽤） 0.5μF+47Ω（開閉電流0.2A以上）

WAIT AL1 AL2 AL3 AL4MODE
SEL

MAX/MINE N TSEL●前⾯保護カバー形

112（取付具⼨法）式

様

誤操作防⽌⽤プラスチック製カバー

6590（端⼦カバー付加時）

8

パネルカバー

仕●USBエンジニアリングケーブル
形式

RZ-EC4仕様

パソコン接続⽤ケーブル。専⽤ソフトウェア※2でパラメータ設定可能

RZ-EC4

DI500093.2（端⼦カバー）

パソコン

端⼦カバーは標準付属します
単位：mm●パネルカット⼨法図
12045 0+0.6●⾚外線エンジニアリングケーブル

70

形+0.8

式

RZ-EC592 0

単位：mm取付具

名様パソコン

DI5000■付属品
品

仕パソコン接続⽤ケーブル。専⽤ソフトウェア※2
でパラメータ設定可能
本製品の前⾯から通信し、盤に取り付けた状態でも使⽤可能

RZ-EC5数 量備考※1 弊社HPより専⽤ソフトウェア「DI5000設定ソフト」をダウンロード

2個(1式) パネル取付け⽤

取扱説明書（設置） 1冊

冊⼦

単位シール

1個

取扱説明書（総合）の最終ページに添付

端⼦カバー

1個

感電防⽌、端⼦保護

DI1000（旧製品）
をご使⽤のお客様へのご案内●DI1000で通信をご使⽤の場合は、更新前に動作確認を⾏ってください。
●DI1000で「外部接点ホールド機能付き」をご使⽤の場合は、DI5000の「警報出⼒4点＋外部信号⼊⼒3点」オプションを選択していただくと同様の動作が可能です。

※ 別途アクセサリをお求めの場合は、それらの製品も付属する場合があります※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

URL : http://www.chino.co.jp/6

発⾏ 2024.7

初版 2017.2