CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar
SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full Scale Stability
Los manómetros CDG045D SKY de INFICON son la mejor opción para
medir y controlar la presión totalmente y de manera precisa. Losindicadores CDG045D tienen una temperatura controlada de 45 °C
para conseguir una repetibilidad y estabilidad de la señal superiores.
Están disponibles para rangos de escala completa, desde 50 mTorr
hasta 1.000 Torr, con todos los tipos de bridas e interfaces de bus decampo habituales, y ofrecen una señal de presión lineal independientedel tipo de gas de entre 0 y 10 V. Los manómetros de capacitancia deINFICON utilizan un diafragma de cerámica de alúmina ultrapura
resistente a la corrosión. Las ventajas del sensor de cerámica son una
mejor estabilidad de la señal, una recuperación más rápida de laatmósfera, un tiempo de calentamiento corto y una extraordinaria
duración. Los indicadores del diafragma de la capacitancia (CDG) deINFICON son sensores de presión rentables y de alta calidad paraaplicaciones de vacío.

VENTAJASnMenos coste de propiedad, tiempo de calentamiento un 50% más rápido y un consumo energético reducido yeficientenFácil integración, amplia variedad de escalas completas, bridas e interfaces, y estándar con dos puntos deajustenBotón sencillo o señal remota de puesta a cero y valor cero ajustablenPuerto de diagnóstico para un servicio y mantenimiento rápidosn

Dos años de garantía y mayor duración con un concepto de calentamiento avanzado y protección delindicadornA largo plazo, no es necesario realizar recalibraciones debido a la excelente estabilidad y repetibilidad de laseñal, incluso en duras aplicaciones de plasmanCumplimiento y estándares: CE, EN, UL, SEMI, RoHS

1

CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

2

CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000 Torr, 1100 mbar

500 ... 1 Torr / mbar

0.5 ... 0.05Torr / mbar

% of reading

0.15

0.15

0.15

percent FS/°C

0.00250.00250.005

en duración% of reading / °C

0.01

0.01

0.01

Presión, máx.

kPa (absolute)

400

260

130

Resolución

percent FS

0.003

0.003

0.003

La lectura más baja

percent FS

0.01

0.01

0.01

La lectura sugerida más baja percent FS

0.05

0.05

0.05

La presión de control
sugerida más baja

0.5

0.5

0.5

+10 … +40

+10 … +40

+10 … +40

Precisión (1)Efecto de temperaturaen ceroEfecto de temperatura

percent FS

Temperatura
Funcionamiento (ambiente) °C
Horneado en la brida°C

≤110

≤110

≤110

Almacenamiento°C–20 … +65

–20 … +65

–20 … +65

+14 … +30 VDC or±15 V (±5%)+14 … +30 VDC or±15 V (±5%)+14 … +30 VDC or±15 V (±5%)

Tensión de alimentación
Consumo de potencia
Durante el calentamiento

W

≤12

≤12

≤12En la temperatura deoperación

W

≤8

≤8

≤8

Señal de salida (analógica)

V (dc)

0 … +100 … +100 … +10

Tiempo de respuesta (2)ms3030

130 / 30 ⁽³⁾

IP 40

IP 40

IP 40

Grado de protecciónEstándares
Conformidad CE

EN 61000‑6‑2/-6-3, EN EN 61000‑6‑2/-6-3, EN EN 61000‑6‑2/-6-3, EN
61010 & RoHS
61010 & RoHS
61010 & RoHS

Certificación ETL

UL 61010‑1, CSA 22.2 UL 61010‑1, CSA 22.2 UL 61010‑1, CSA 22.2
No.61010‑1
No.61010‑1
No.61010‑1

Cumplimiento SEMI
Conexión eléctrica

SEMI S2

SEMI S2

SEMI S2

D-sub, 15 pole, male

D-sub, 15 pole, male

D-sub, 15 pole, male

2 (SP1,SP2)

2 (SP1,SP2)

2 (SP1,SP2)

≤30

≤30

≤30

Punto de ajuste
Número de puntos deajuste
Punto de ajusteContacto de relé

3V (dc)CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000 Torr, 1100 mbar

500 ... 1 Torr / mbar

0.5 ... 0.05Torr / mbar

≤0.5

≤0.5

≤0.5

111Protocolo

RS232-C

RS232-C

RS232-C

Lecturapressure, status, ID

pressure, status, ID

pressure, status, ID

Set

set points, filter, zeroadjust, factory reset,DC offset

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

Materiales expuestos alvacío

Aluminum oxide
ceramic (AI₂O₃),
stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Aluminum oxide
ceramic (AI₂O₃),
stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Aluminum oxide
ceramic (AI₂O₃),
stainless steel (AISI
316L ⁽⁴⁾)

Punto de ajusteContacto de reléA (dc)

Punto de ajuste
Histéresis

percent FS

Puerto de diagnóstico

Volumen interno
I. volumen tubo 1/2''

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

I. volumen DN 16 ISO KF

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

I. volumen DN 16 CF-R

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

I. volumen 8 VCR®

cm³ (in.³)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

4.2 (0.26)

Peso
Peso tubo 1/2''g

837

837

837

Peso DN 16 ISO KF

g

852

852

852

Peso DN 16 CF-R

g

875

875

875

Weight 4 VCR® femaleg877

877

877

Weight 4 VCR® maleg

861

861

861

Peso 8 VCR®

g897897897

Weight 8 VCR® female
longg912

912

912

EtherCAT
Protocolo EtherCAT

protocol specialized for protocol specialized for protocol specialized for
EtherCAT
EtherCAT
EtherCAT

Estándares decomunicación

ETG.5003.1 S (R)ETG.5003.1 S (R)ETG.5003.1 S (R)V1.1.0 Common
V1.1.0 Common
V1.1.0 Common
DeviceDeviceDeviceProfileETG.5003.2080 ProfileETG.5003.2080 ProfileETG.5003.2080
S (R) V1.3.0 Specific
S (R) V1.3.0 Specific
S (R) V1.3.0 Specific
Device Profile:
Device Profile:
Device Profile:
Vacuum GaugeVacuum Gauge
Vacuum Gauge

4

CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000 Torr, 1100 mbar

500 ... 1 Torr / mbar

0.5 ... 0.05Torr / mbar

Explicit Device
Identification

Explicit Device
Identification

Explicit Device
Identification

Capa física

100BASE-Tx (IEEE802.3)

100BASE-Tx (IEEE802.3)

100BASE-Tx (IEEE802.3)

Lectura de funciones
digitalespressure, status, ID

pressure, status, ID

pressure, status, ID

Conjunto de funciones
digitales

set points, filter, zeroset points, filter, zeroset points, filter, zeroadjust, reset, DC offset adjust, reset, DC offset adjust, reset, DC offset

Dirección de nodo

Buzón (CoE)SDO requests,responses andinformation

SDO requests,
responses andinformation

SDO requests,
responses andinformation

Datos de procesos

Fixed PDO mapping
Fixed PDO mapping
Fixed PDO mappingand configurable PDO and configurable PDO and configurable PDO
mapping
mapping
mapping

Conector EtherCAT

2 x RJ45, 8-pin(socket), IN and OUT

2 x RJ45, 8-pin(socket), IN and OUT

2 x RJ45, 8-pin(socket), IN and OUT

Cable

shielded Ethernet
CAT5e or higher

shielded Ethernet
CAT5e or higher

shielded Ethernet
CAT5e or higher≤100 (330)≤100 (330)≤100 (330)

EtherCAT
Longitud del cablem (ft.)

ProfinetCommunication protocol
Data rate

protocol specalized for protocol specalized for protocol specalized forProfinet
Profinet
Profinet
100 Mbps

100 Mbps

100 Mbps

Physical layer

100BASE-Tx (IEEE802.3)

100BASE-Tx (IEEE802.3)

100BASE-Tx (IEEE802.3)

Digital functions readpressure, status, ID

pressure, status, ID

pressure, status, ID

Digital functions set

set points, filter, zeroset points, filter, zeroset points, filter, zeroadjust, reset, DC offset adjust, reset, DC offset adjust, reset, DC offset

Profinet connector

2 x RJ45, 8-pin
2 x RJ45, 8-pin
2 x RJ45, 8-pin(socket), input & output (socket), input & output (socket), input & output

Profinet Cable

Special Ethernet Patch Special Ethernet Patch Special Ethernet Patch
Cable or Crossover
Cable or Crossover
Cable or Crossover
Cable, shielded
Cable, shielded
Cable, shielded(CAT5e quality or(CAT5e quality or(CAT5e quality orhigher)
higher)higher)

Cable lenght<100 m (330 ft)<100 m (330 ft)

DeviceNet™

5CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability<100 m (330 ft)

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000 Torr, 1100 mbar

500 ... 1 Torr / mbar

0.5 ... 0.05Torr / mbar

Protocolo

DeviceNet™, group 2
slave only

DeviceNet™, group 2
slave only

DeviceNet™, group 2
slave only

MAC ID

address 00 - 63 byswitch or network
programmableaddress 00 - 63 byswitch or network
programmableaddress 00 - 63 byswitch or network
programmable

Funciones de lectura digitalpressure, status, ID

pressure, status, IDpressure, status, ID

Funciones digitales
establecidas

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

Especificación

DeviceNet™ "Vacuum DeviceNet™ "Vacuum DeviceNet™ "Vacuum
Gauge Device Profile" Gauge Device Profile" Gauge Device Profile"(ODVA)(ODVA)(ODVA)

Tipo de dispositivo''VG'' vacuum gauge''VG'' vacuum gauge''VG'' vacuum gauge

Mensaje de esclavo I / O

polling only

polling only

polling only

Tensión de alimentaciónpara el calibre en elconector D-sub+14 … +30 VDC or±15 V / ≤12 W+14 … +30 VDC or±15 V / ≤12 W+14 … +30 VDC or±15 V / ≤12 W

Tensión de alimentaciónpara el transmisor
DeviceNet en el conectorde tipo micro

24 V nom / <2 W (11… 25 V)

24 V nom / <2 W (11… 25 V)

24 V nom / <2 W (11… 25 V)

Conector para DeviceNet™

microstyle, 5 pin, male microstyle, 5 pin, male microstyle, 5 pin, male

Conector para CDG (salidaanalógica, tensión dealimentación CDG, puntosde ajuste)

D-sub, 15 pin, male

D-sub, 15 pin, male

D-sub, 15 pin, male

125, 250, 500 by
switch or network
programmable

125, 250, 500 by
switch or network
programmable

125, 250, 500 by
switch or network
programmable

Longitud de cable 125 kbps m (ft.)

500 (1650)

500 (1650)

500 (1650)

Longitud de cable 250 kbps m (ft.)

250 (825)

250 (825)

250 (825)

Longitud de cable 500 kbps m (ft.)

100 (330)

100 (330)

100 (330)kBaud

9.6 / 19.2 / 93.75 /187.5 / 500

9.6 / 19.2 / 93.75 /187.5 / 500

9.6 / 19.2 / 93.75 /187.5 / 500

Mbaud

1.5 / 12

1.5 / 12

1.5 / 12

DeviceNet™
Velocidad de transmisiónde datoskBaud

DeviceNet™

Profibus DP
Velocidad de transmisiónde baudios
Profibus DP
Velocidad de transmisiónde baudios

6

CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability

ESPECIFICACIONES
Tipo

1000 Torr, 1100 mbar

500 ... 1 Torr / mbar

0.5 ... 0.05Torr / mbar

Dirección

address 00 - 125 byswitch or network
programmableaddress 00 - 125 byswitch or network
programmableaddress 00 - 125 byswitch or network
programmable

Funciones de Lectura
digitalpressure, status, ID

pressure, status, ID

pressure, status, ID

Funciones digitales
Establecidas

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

set points, filter, zeroadjust, factory reset,
DC offset

Conector para Profibus DP

D-sub, 9 pin, female

D-sub, 9 pin, female

D-sub, 9 pin, female

Conector para CDG (salidaanalógica, tensión dealimentación, puntos deajuste)

D-sub, 15 pin, male

D-sub, 15 pin, male

D-sub, 15 pin, male

Profibus DP

4-20mA current loop (analog)
Signal range

mA

3.8 ... 20.2

3.8 ... 20.2

3.8 ... 20.2

Measuring range (zero...FS)mA

4.0 ... 20.0

4.0 ... 20.0

4.0 ... 20.0

Loaded impedance RLΩtypical 500Ω ±1%
24±3 V (dc) (5)typical 500Ω ±1%
24±3 V (dc) (5)typical 500Ω ±1%
24±3 V (dc) (5)Loaded impedanceabsoluteΩ309 ... 657 Ω at 24 V(dc) (5)309 ... 657 Ω at 24 V(dc) (5)309 ... 657 Ω at 24 V(dc) (5)4-20mA current loop (analog)(1) No linealidad, histéresis y repetibilidad a 25 °C detemperatura ambiente de funcionamiento sin efectos detemperatura tras 2 horas de funcionamiento(2) Aumento entre el 10 y el 90 por ciento a escalacompleta(3) Solo para el tipo de control de presión(4) 18% Cr, 10% Ni, 3% Mo, 69% Fe

7CDG045D SKY® 0,05... 1.000 Torr/mbar - SKY® CDG045D - 45°C - Unprecedented Full
Scale Stability

DIMENSIONES

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2022-03)© 2022 INFICON