60 周年感謝祭

第5弾

ALL IN ONE シリーズキャンペーン
キャンペーン期間

2024 年 6 月 19 日～

Printgraphシリーズ
ケミルミ撮影装置 LuminoGraphシリーズ
タイムラプス撮影デジタル顕微鏡 CytoWatcher II
発光・吸光プレートリーダー Phelios AL
ゲル撮影装置Printgraph Classic→P05～06

LuminoGraph I CMOS
→P07～08

Printgraph CMOS I→P03～04

CytoWatcher II FL→P13

LuminoGraph II EM→P09～10LuminoGraph III Lite
→P11～12

Phelios AL→P14

バイオの夜明け前 1960 年台初頭から、顧客研究者にご支援と激励をいただき、
おかげさまでアトー株式会社は 2024 年 1 月 28 日で創立 60 周年を迎えました。社員一同心から感謝申し上げます。

ALL IN ONE シリーズ
ゲル撮影装置の比較
アトー「Printgraph」シリーズは核酸の蛍光染色ゲル撮影を基本に、バンドの切り出し、CBB
染色ゲルの撮影、プリントアウトなどにご利用いただけます。搭載するカメラシステム解像度
やカラー/モノクロ撮影、撮影サイズなどにバリエーションがあります。
主な用途への対応とシステム価格を比較の上、最適なシステムを選択してください。
機種選択でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

P03～04P05～06

型式

WSE-5300A-CP

WSE-5400A-CP

名称

Printgraph CMOS I

Printgraph Classic

蛍光撮影

アガロースゲルアクリルアミドゲル
TLC プレート
蛍光ウエスタン

：〇
：〇
：〇
：×

アガロースゲルアクリルアミドゲル
TLC プレート
蛍光ウエスタン

：〇
：〇
：〇
：×

発光撮影

ウエスタン
サザン・ノーザン

：×
：×

ウエスタン
サザン・ノーザン

：×
：×

白色光撮影

CBB 染色ゲル
銀染色ゲル

：〇
：〇

CBB 染色ゲル
銀染色ゲル

：〇
：〇

撮影範囲

最小：45 × 30mm
最大：260 × 180mm

最小：25 × 18mm
最大：200 × 150mm

画像データ

TIFF/BMP/JPEG（8bit）
TIFF（16bit）

TIFF/BMP/JPEG（8bit）
TIFF（16bit）

画像保存

USB メモリ / 本体メモリ

USB メモリ / 本体メモリ

本体制御

キャビネット一体型タッチパネル

タッチパネルモニタ

カメラ

6M ピクセル
モノクロ CMOS カメラ

3M ピクセル
カラー CMOS カメラ

光源

UV（312nm）
LED（落射 Cyan/Red）
白色透過光源
庫内照明

UV（312nm）
LED（透過 Cyan）
白色透過光源
庫内照明

プリンタ

感熱式プリンタ

感熱式プリンタ

画像解析ソフト

オプション

オプション

構成品

価格

01

1,280,000 円（税別）
通常価格 1,705,000 円

1,294,400 円（税別）
通常価格 1,618,000 円

60周年感謝祭 第5弾「ALL IN ONE」シリーズキャンペーン
ATTOイメージングシステムシリーズや生細胞タイムラプス撮影装置、プレートリーダーに、各種オプション製品を追加し、お買い得な価格設定とした「ALL IN ONEシリーズ」をご紹介いたします。

ケミルミ撮影装置の比較
アトー「LuminoGraph」シリーズはウエスタンブロッティングなどのケミルミ撮影をメインに、光源を追加することでさまざまな用途に対応します。また搭載するカメラシステムの感度や解像度、撮影サイズなどにバリエーションがあります。
主な用途への対応とシステム価格を比較の上、最適なシステムを選択してください。
機種選択でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

P07～08P09～10

P11～12型式

WSE-6170CyW-CP

WSE-6270FW-CP

WSE-6370A-CP

名称

LuminoGraph I CMOS

LuminoGraph II EM

LuminoGraph III Lite

蛍光撮影

アガロースゲルアクリルアミドゲル
TLC プレート
蛍光ウエスタン

：〇
：〇
：〇
：×

アガロースゲルアクリルアミドゲル
TLC プレート
蛍光ウエスタン

：〇
：〇
：〇
：〇

アガロースゲルアクリルアミドゲル
TLC プレート
蛍光ウエスタン

：〇
：〇
：〇
：〇

発光撮影

ウエスタン
サザン・ノーザン

：〇
：〇

ウエスタン
サザン・ノーザン

：〇
：◎

ウエスタン
サザン・ノーザン：〇：◎

白色光撮影※

CBB 染色ゲル
銀染色ゲル

：〇
：〇

CBB 染色ゲル
銀染色ゲル

：〇
：〇

CBB 染色ゲル
銀染色ゲル

：〇
：〇

撮影範囲

最小：108 × 60mm
最大：196 × 110mm

最小：106 × 70mm
最大：273 × 180mm

最小：100 × 75mm
最大：260 × 200mm

画像データ

TIFF/CCD（16bit）
8bit 変換可能

TIFF/CCD（16bit）
8bit 変換可能

TIFF（16bit）
8bit 変換可能

画像保存

Windows PC

Windows PC

Windows PC

本体制御

Windows PC

Windows PC

Windows PC

カメラ

4M ピクセル
冷却 CMOS カメラ

4M ピクセル
冷却 EM-CCD カメラ

6M ピクセル
冷却 CCD カメラ

光源

LED（透過 Cyan）
白色透過光源
庫内照明

UV（312nm）
LED（落射 Blue/Green/Red/NIR）
LED（落射 Blue/Green/Red）
白色透過光源
白色透過光源
庫内照明
庫内照明

プリンタ

オプション

オプション

オプション

画像解析ソフト

CS Analyzer 4

CS Analyzer 4

CS Analyzer 4

構成品

価格

2,329,080 円（税別）
通常価格 2,986,000 円

4,588,000 円（税別）
通常価格 5,735,000 円

3,950,000 円（税別）
通常価格 5,300,000 円

02

GEL DOCUMENT
Printgraph CMOS I

高解像度ゲル撮影装置

カメラ

無線通信

解像度2927×2054「WSE-5300A-CP Printgraph CMOSⅠ」は高解像度

PC・タブレット

電動6倍ズームレンズ

6メガピクセルモノクロCMOSカメラを搭載、静電式タ

有線通信

画角最大26×18cm

ッチパネルを採用し、操作性にこだわったゲル撮影装置

LAN接続

タッチパネルです。以下の光源を標準装備します。

電源スイッチ

レンズ制御
シャッタースピード制御
光源制御
フィルター交換
画像保存
プリントアウトセットアップ■UV照射装置（312nm）→蛍光ゲル撮影やゲルの切り出し■白色透過光源→SDS-PAGEゲルのCBB染色パターンの撮影■LED落射光源装置「CyanRed Epi」
→青緑色 Cyan LED（510nm）励起の蛍光撮影→赤色 Red LED（623nm）励起の蛍光撮影

USBメモリ
画像保存

プリンタ

感熱プリンタ
高速印刷
低コスト

キャビネット

紫外線照射装置
CyanRed Epi光源
白色透過光源
庫内ランプ
ゲル切り出し対応

・撮影データは内部メモリまたはUSBメモリに保存可能
・UP-X898MDハイブリッドグラフィックプリンタ→画像のプリントアウト可能（日付も印字可能）

WSE-5300A-CP Printgraph CMOSⅠ 設置イメージ

商品コード

型式

名称

入数

2305311 WSE-5300A-CP Printgraph CMOS Ⅰ

Printgraph CMOSⅠ本体・CyanRed Epi・UV照射装置・白色透過光源・プリンタ

1式

価格（税抜）
1,280,000円
通常価格1,705,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

「ゲル切り出し」対応

Printgraph CMOS I は、ゲル切り出し用オレンジカバーを装着し、光源を引き出すことでゲルの切り出しが可能です。光源は汎用性の高いUV（312nm）と落射式のCyanRed Epiが使用できます。
UV照射装置+オレンジカバー

CyanRed Epi+オレンジカバー

UV照射装置（312nm）で励起し、ゲルからのバンド

CyanRed Epi（510nm）で励起し、ゲルからのバン

切り出しが可能です（付属のマグネットピンを使用）

ド切り出しが可能です。エチジウムブロマイドをはじ。エチジウムブロマイドをはじめ、UVで励起できる蛍

め、SYBR Dyeなど青～緑色で励起できる蛍光色素染

光色素染色ゲルに対応します。

色ゲルに対応します。可視光線のため、核酸の分解を最小限に抑えながら切り出しが可能です。

03

TATION SYSTEM
さまざまな蛍光プローブに対応する、励起光源
EtBr染色/UV照射装置（312nm）

EzFluoroStain DNA染色/CyanRed Epi（510nm）

CyanRed Epi（623nm）

Printgraph CMOS Iでは、汎用性の高いUV照射装置と中心波長510nmのCyan(シアン)と623nmのRed(レッド)の2色の励起光を照射できる「CyanRed Epi（シアンレッド エピ）」が使用可能です。
CyanLEDはBlueLEDやGreenLEDを用いて検出する蛍光物質も高感度に検出が可能、低バックグラウンドです。

タンパク質の検出も可能
SYPRO Ruby染色/CyanRed Epi LED（510nm）

CBB染色/白色透過光源

ゲル撮影装置の蛍光検出ではDNA等を撮影する用途がほとんどですが、CyanRed Epiを用いると、タンパク質の蛍光色素も高感度検出が可能です。また、白色透過光源を使用すれば、CBB染色ゲルなども撮影が可能です。

主な仕様

名称

WSE-5300 Printgraph CMOSⅠ

カメラ

高感度モノクロCMOSカメラ（6メガピクセル）
解像度High：2927×2054 Standard：1463×1027

データ保存

内部メモリ/USBメモリ

レンズ

モーター駆動式

撮影サイズ

45mm×30mm～260mm×180mm

モニター

8インチ

フィルター

595nmバンドパスフィルター標準装備（電動切り替え式/6ポジション）

シャッター

5msec～10sec

インターフェース

USB端子×3（背面×2/全面USBメモリ用×1）

寸法・質量

305(W)×450(D)×620mm(H)電源

AC100～240V

形式：16bit TIFF/8bit TIFF/BMP/JPEGから選択

6倍ズームレンズ（電動：Iris/Zoom/Focus）

静電タッチ式LCDパネル

飽和検知機能あり（白レベル）

50/60Hz・

LAN端子×1

Wi-Fi(無線)28.0kg (本体のみ)

85W

04

GEL DOCUMENT
Printgraph Classic

高感度ゲル撮影装置

カメラ「WSE-5400A-CP Printgraph Classic」は高感度3メガピクセルカラーCMOSカメラを搭載、タッチ
パネルコントローラを採用し、操作性にこだわった
ゲル撮影装置です。以下の光源を標準装備します。
■UV照射装置（312nm）

カラーカメラ
解像度2048×1536

タッチパネル

画角最大20×15cm

シャッタースピード制御
画像保存
プリントアウト
各種設定

キャビネット

庫内ランプ
ゲル切り出し対応→蛍光ゲル撮影やゲルの切り出し■白色透過光源→SDS-PAGEゲルのCBB染色パターンの撮影■透過型LED光源装置「CyanoView」（505nm）→蛍光ゲル撮影やゲルの切り出し
・撮影データはUSBメモリに保存可能
・UP-X898MDハイブリッドグラフィックプリンタ→画像のプリントアウト可能（日付も印字可能）

商品コード

型式

光源装置

白色透過光源
透過型LED光源
UV照射装置プリンタ

感熱プリンタ
高速印刷
低コスト

名称

入数

2305405 WSE-5400A-CP Printgraph Classic

1式

Printgraph Classic本体・コントローラ・UV照射装置・プリンタ・CyanoView・白色透過光源

価格（税別）
1,294,400円

通常定価：1,618,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

「ゲル切り出し」対応

Printgraph Classic は、ゲル切り出し用のぞき窓（オレンジフィルター付き）から庫内のゲルを見ながら切り出しが可能です。光源は汎用性の高いUV（312nm）と透過型LED光源（シアン）が使用できます。

ゲル切り出し用のぞき窓

カラー撮影可能05

Printgraph Classic は、3メガピクセルカラーCMOSカメラを搭載しています。
定量性の高いモノクロ撮影と視認性の高いカラー撮影の両方に対応します。

モノクロ撮影：Ethidium Bromide

カラー撮影：Ethidium Bromide

カラー撮影：EzFluoroStain DNA

TATION SYSTEM
さまざまな蛍光プローブに対応する、励起光源
汎用性の高いUV（312nm）と透過型LED光源（シアン）を使用することで核酸用、タンパク質用などの蛍光染色試薬の検出が可能です。
UV照射装置モノクロ/カラー撮影例

EzPreStain DNA＆RNA（モノクロ/カラー）

透過型LED照射装置「CyanoView」

Etidium Bromide / EzFluoroStain DNA

モノクロ/カラー撮影例

EzFluoroStain DNA （モノクロ/カラー）

EzPreStain DNA＆RNA（RNA検出）

EzLabel FluoroNeo

タンパク質の検出も可能
CBB染色ゲルの撮影用に白色透過光源フラットビュアが使用可能です。各種タンパク質用蛍光検出試薬に対応する透過型LED光源
CyanoView、UV照射装置が使用可能です。

CBB染色ゲルSYPRO Ruby染色ゲル

Flammingo Gel Stain染色ゲル

Pro-Q Diamond染色ゲル

光源：白色透過光源フラットビュア

光源：透過型LED光源CyanoView

光源：透過型LED光源CyanoView

光源：透過型LED光源CyanoView

主な仕様

名称

WSE-5400 Printgraph Classic

カメラ

高感度カラーCMOSカメラ（３メガピクセル）
解像度High：2048×1536
カラー/モノクロ切り替え可能

データ保存

USBメモリ

レンズ

F1.4

ズーム

1～８倍（コントローラで制御）0.2×ステップ/1×ステップで調整可能

撮影サイズ

25mm(W)×18mm(D)～200mm(W)×150mm(D)撮影制御

10インチ タッチ式LCDパネルコントローラー

フィルター

オレンジフィルター（50mm 角型）

シャッター

1msec～10sec

寸法・質量

キャビネット：340(W)×275(D)×437mm(H)コントローラ：264(W)×150(D)×222mm(H)電源

AC100～240V

形式：8bit TIFF/BMP/JPEG

16bit TIFF（解像度切り替え可能）

12mm単焦点レンズ

手動設定/自動露出機能

2A

50/60Hz・・（ACアダプター）

9.0kg
2.5kg

06

CHEMILUMI IM
次世代冷却CMOS搭載

LuminoGraph I CMOS

LuminoGraph I CMOS
次世代型 冷却CMOSカメラ搭載
2688×1512ピクセル
F0.95高感度レンズ「LuminoGraph」はアトーケミルミ撮影装置シリーズ共通の名称です。ウエス
タンブロットなどのケミルミ撮影、蛍光ゲル撮影、CBB 染色ゲルの撮影などマルチな用途に使用できます。

感度設定4段階

冷却カメラは長時間露光時のノイズを低減できますが、CMOS タイプは多くあビニング機能りませんでした。このたびアトーの技術力を集結し、新世代ケミルミ撮影装置

低ノイズイメージング
AutoExposure（自動露光）
マーカー自動マージ機能
16bit TIFFデータ保存

商品コード2006173
2006174

型式

用に、高感度冷却 CMOS カメラを新規開発しました。新時代の到来とともに、さまざまな用途に対応するアプリケーションと、新しい「LuminoGraph Ⅰ
CMOS」を皆様にお届けします！

名称

入数

WSE-6170Cy-CP LuminoGraph Ⅰ CMOS
WSE-6170-CSP/Cyan Ⅱ蛍光撮影キット

WSE-6170CyW-CP LuminoGraph Ⅰ CMOS
WSE-6170-CSP/Cyan Ⅱ蛍光撮影キット / 白色撮影キット

1式
1式

価格（税別）

2,190,000円
通常価格2,831,000円

2,329,080円
通常価格2,986,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

撮影可能なアプリケーション■ 高感度冷却 CMOS カメラによるケミルミイメージング
発光検出・ウエスタンブロッティング
・サザンブロッティング
・ノーザンブロッティング
・各種 発光サンプル
励起光を必要としない化学反応等による発光反応を撮影可能です。一部の生物発光（ルシフェラーゼ等）も撮影可能です。
AutoExposure（自動露光）で簡単にケミルミ撮影が可能■ Cyan LED 光源を用いた蛍光イメージング
蛍光検出（透過型シアン光源）
・核酸の蛍光検出
・タンパク質の蛍光検出
・青～緑励起可能な蛍光物質
ピーク波長505nmのシアンLED光源による蛍光検出が可能です。蛍光物質に合わせて撮影用フィルターを追加購入することも可能です。

Cyan Ⅱ蛍光撮影キットを使用し、青～緑で励起される蛍光物質を検出可能■ 白色透過光源を用いた可視光イメージング
色素染色検出（透過型白色光源）
・CBB染色ゲル
・銀染色ゲル・その他可視化染色ゲル
ムラの少ない透過型白色光源を用いたゲル撮影が可能です。CBB染色ゲルは定量性の高いデー
タを取得することが可能です。

07

白色撮影キットを使用し、CBB 染色ゲルなどを撮影可能

MAGING SYSTEM
4段階の感度設定・解像度の変わらない撮影が可能
LuminoGraph I CMOSは4Mピクセルの解像度は変えず、4段階の感度設定が選択可能です。
試薬によって発光強度や蛍光強度が異なったり、サンプル濃度によって検出限界が大きく変わる場合にも、ビニングのような解像度低下を伴わない冷却CMOSカメラの感度設定は非常に便利な機能と言えます。
LuminoGraph I CMOSはこれにAutoExposure（自動露光）とマーカー像マージ機能を組み合わせて定量性の高いデータを容易に撮影することが可能となります。
感度

特長

適用

HQ

超低ノイズ（長時間露光）
非常に広い定量濃度範囲（ダイナミックレンジ）

濃度差が大きいサンプル
強発光、強蛍光サンプル検出

STD

発光蛍光検出の標準感度

発光検出、蛍光検出
白色光源撮影High

発光サンプルの高感度検出

標準感度では足りない場合

Ultra 発光サンプルの高感度・短時間検出

HQ

STD

High

Ultra

微量サンプルの検出

自動露光「AutoExposure」＆「AutoExposureエリア指定」「AutoExposure」はLuminoGraph I CMOSがサンプルの最適露光時間を自動推定し、撮影する機能です。画像全体または指定したエリア（左図）内のシグナルが飽和しない、最長の露光時間を自動で設定します。
「AutoExposure」を用いると、ダイナミックレンジが広く、定量性の高い画像データが得られます。
「AutoExposureエリア指定」機能でターゲットとなるエリアを指定すると、非特異的なバンドやスポットの影響を受けず最適な露光時間を自動推定し撮影が可能です。

制御用PC・画像解析ソフトウエア標準装備
LuminoGraph I CMOSの撮影制御、画像解析ソ
フトCS Analyzer 4による定量解析などが可能なパソコンシステムが付属します。

解析ソフト「CS Analyzer 4」・定量解析（レーン計測・スポット計測）
・ノーマライズ・解析結果レポート機能
・疑似カラー/マージ機能など

主な仕様

名称

WSE-6170 LuminoGraph I CMOS

カメラ

高感度 冷却 CMOS カメラ

イメージサイズ

2688 × 1512

階調

16 ビット（65,536 階調）原画：16bit TIFF / 16bit CCD

レンズ

F0.95

感度設定

ゲイン切替 4 段階

ビニング

1×1 / 2×2 / 4×4フィルター

専用フィルターホルダーによる交換式
フィルターサイズ：50mm 角

撮影エリア

最小 108 × 60mm ～最大 196 × 110mm（4 ポジション）

庫内照明

落射白色 LED 光源（調光可能）扉開閉連動 / ソフトウエアからの制御可能

制御ソフト・OS

ImageSaver7

Windows11/10 （64bit）

使用環境

室内使用のみ20℃～ 30℃（結露無き事）

寸法363(W) × 307 (D) × 660mm(H)質量18.0kg（本体のみ）

電源

AC100-240 V

単焦点レンズ
HQ / STD / High / Ultra

50/60Hz

150 W ( 最大 )08

CHEMILUMI IM
超高感度冷却EMCCD搭載

LuminoGraph Ⅱ EM

「LuminoGraph Ⅱ EM」は従来の冷却CCDカメラから大幅に感度アップしつつ、
４メガピクセルの高解像度も実現した超高感度 冷却EMCCDカメラを採用しました。
これにより超高感度ウエスタンブロットサンプル撮影が可能となります。
更に4色の蛍光励起用落射LED光源による蛍光ウエスタンブロッティング撮影、透過型シアン光源による高感度蛍光ゲル撮影、白色透過光源による定量的色素染色ゲル撮
影など、様々なアプリケーションに対応することが可能です。

商品コード

型式

名称

入数

2006275 WSE-6270CyW-CP LuminoGraph Ⅱ EM

1式

2006274 WSE-6270FW-CP LuminoGraph Ⅱ EM

1式

WSE-6270-CSP/Cyan II 蛍光撮影キット / 白色撮影キット
WSE-6270-CSP/BlueRed LED セット /GreenNIR LED セット / 白色撮影キット

価格（税別）

3,643,100円

通常価格4,286,000円

4,588,000円

通常価格5,735,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

撮影可能なアプリケーション■ 超高感度ケミルミイメージング
4つの感度設定が選べるので、サンプ
ル濃度や発光試薬に合わせた超高感度撮影が可能です。
HQ～Ultraに感度を変えても４メガピ
クセルの解像度のまま高解像度イメー
ジングが可能です。

感度① HQ

感度② STD

感度③ High

感度④ Ultra＜WSE-6270FW-CP＞＜WSE-6270CyW-CP＞■ 落射 LED 光源による蛍光イメージング
Blue、Green、Red、NIRの４色の蛍
光励起用落射LED光源を用い、各励起光源に適した撮影用フィルターを選択
すれば、蛍光ウエスタンブロッティン
グや蛍光ゲルを高感度検出可能です。
撮影した画像はプローブごとに疑似カラー化し、CS Analyzer4でカラー画像のマージが可能です。
＜WSE-6270FW-CP＞
蛍光ウエスタン 複数蛍光プローブマージ画像

蛍光染色ゲル マージ画像■ 透過シアン光源による蛍光イメージング■ 白色透過光源によるゲルイメージング
白色透過光源を使用し透過型シアン光源を使用て、CBB染色ゲルを定量して、エチジウムブロマ

生の高いデータとして撮イドなどをはじめ、各種

影可能です。アプリケー

蛍光染色試薬を高感度にションで疑似カラー化も検出可能です。

可能です。

＜WSE-6270CyW-CP＞

09

EzFluoroStain DNA染色ゲル画像＜WSE-6270FW-CP＞
CBB染色ゲル

疑似カラー画像＜WSE-6270CyW-CP＞

MAGING SYSTEM
蛍光検出ターゲット

WSE-6270
CyW-CP

LuminoGraph Ⅱ EMに装備される蛍光励起用光源と、撮影用フィルターを使用すれば、蛍光ウエスタンや各種蛍光染色ゲル、蛍光タンパク質、蛍光ラベル化タンパク質等の検出が可能です。
蛍光励起用光源には以下の装置があります。
WSE-6270CyW-CP
・WSE-5610 CyanoViewⅡ
WSE-6270FW-CP・BlueRed LED セット・GreenNIR LED セット
主な蛍光物質と光源の対応を右の表にまとめました。ご希望の蛍光物質が一覧にない場合はお問い合わせください。

WSE-6270FW-CP

WSE-5610
CyanoViewⅡ

BlueRedBlue

BlueRed
Red

GreenNIR
Green

GreenNIR
NIR

605～640515～540715～745490～520460～480

WSE-7010
EzLabelFluoroNeo

励起光（nm）◎◎

WSE-7130
EzFluoroStainDNA◎◎

WSE-7135
EzPreStain DNA&RNA◎◎

エチジウムブロマイド

◎

△

〇

◎

GFP
RFP/DsRed◎◎◎

Cy2/Alexa Fluor488◎

Cy3/Alexa Fluor555◎

Cy5/Alexa Fluor647◎

Cy7/Alexa Fluor800
Pro-Q Diamond◎◎

自動露光「AutoExposure」＆「AutoExposureエリア指定」「AutoExposure」はLuminoGraph II EMがサンプルの最適露光時間を自動推定し、撮影する機能です。画像全体または指定したエリア（左図）内のシ
グナルが飽和しない、最長の露光時間を自動で設定します。
「AutoExposure」を用いると、ダイナミックレンジが広く、定量性の高い画像データが得られます。
「AutoExposureエリア指定」機能でターゲットとなるエリアを指定すると、非特異的なバンドやスポットの影響を受けず最適な露光時間を自動推定し撮影が可能です。

制御用PC・画像解析ソフトウエア標準装備
LuminoGraph II EMの撮影制御、画像解析ソフ
トCS Analyzer 4による定量解析などが可能なパ
ソコンシステムが付属します。

解析ソフト「CS Analyzer 4」・定量解析（レーン計測・スポット計測）
・ノーマライズ・解析結果レポート機能
・疑似カラー/マージ機能など

主な仕様

名称

WSE-6270 LuminoGraph Ⅱ EM

カメラ

超高感度冷却 EMCCD カメラ

解像度2460 × 1620

階調

16 ビット（65,536 階調）原画：16bit TIFF / 16bit CCD

レンズ

F0.8

感度設定

ゲイン切替 4 段階

ビニング

1×1 / 2×2 / 4×4

フィルター

手動切替 3 ポジション

撮影サイズ

106 × 70 ～ 273 × 180mm

庫内照明

白色 LED（扉連動 / 自動撮影に連動）

落射光源① BlueRed LED セット② GreenNIR LED セット

制御ソフト・OS

ImageSaver7

Windows11/10 （64bit）

使用環境

室内使用のみ20℃～ 30℃（結露無き事）

寸法・質量

365 (W) × 330 (D) x 580mm (H) ・ 21 kg

電源AC100 ～ 240V

冷却温度 -40℃

高感度単焦点レンズ
HQ / STD / High / Ultra

5 ポジション

Blue：460 ～ 480nm Red：605 ～ 640nm
Green：515 ～ 540nm NIR：715 ～ 745nm

50/60 Hz

120 W ( 最大 )10

CHEMILUMI IM
高解像度ケミルミ撮影装置

LuminoGraph Ⅲ Lite

「LuminoGraph Ⅲ Lite」 は、高感度・高解像度の撮影性能を備えた上位モデ
ルLuminoGraph Ⅲと同じカメラとレンズの性能を持ち、周辺機能（オートフォー
カス、タッチパネルモニター搭載、スライド式可変ステージ）をそぎ落として、
シンプルに感度・画質を追求し、価格を抑えたモデルです。
蛍光撮影用落射RGB光源ユニットを使用すれば、ウェスタンブロット膜の蛍光撮影も可能です。

商品コード

型式

名称

入数

WSE-6370A-CP LuminoGraph Ⅲ Lite

2006369 LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 /CS Analyzer 4/ 制御用 Windows PC
落射 RGB 光源ユニット （RGB 光源用フィルター含む）

価格（税別）

3,950,000円

1式

通常価格5,300,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

撮影可能なアプリケーション■ウエスタンブロット膜のケミルミ撮影● 超高感度・高解像度● 4段階の撮影ポジション

6Mピクセル冷却CCDカメラとF0.8レンズを搭載して超高感度・高解像度を実現しています。

4種類の撮影サイズが選べます。ケミ
ルミ撮影用のトレイや色素染色ゲル
撮影用の白色LEDプレートを4段階の任意のポジションに挿入して、撮影サイズを簡単に切り替えられます。

発光撮影は4段階の感度設定が選択可能です。AutoExposureでサンプ
ルに適した露光時間を自動選択し撮影を行います。
マーカーと発光像のマージも自動で行えます。

■ウエスタンブロット膜の蛍光撮影● USB接続

USBケーブルでWindows
PCと接続して専用ソフト
で操作します。

● ステージトレイ

ウェスタンブロット膜やドットブロットなどの発
光撮影サンプルを置くトレイです。

● ドアセンサー

ドアの開閉に応じて庫内照明が自動点灯／消灯します。UV照射時はドアを開けると自動消灯しますので使用者がUVにさらされる危険を回避します。

● 透過白色光源● UV照射ユニット

CBB染色ゲルや銀染色ゲルなどの撮影用LED光源です。

蛍光染色ゲルの撮影用UV光源です。ゲルの切り出し用に引き出して使用できます。

＊複数の蛍光プローブを撮影後、カラー合成● WSE-6370 用 RGB 光源ユニット

RGB光源ユニットを使用すれば、蛍光ウ
エスタンブロッティング膜の検出が可能です。複数のプローブを検出し、マージすることも可能です。
Blue：466nm■蛍光染色タンパク質泳動ゲル撮影

Green：525nm■蛍光染色核酸泳動ゲル撮影＊モノクロ撮影画像を疑似カラー表示

RGB光源ユニットやUV照射ユニットを使用すれば、タンパク質や核酸の電気泳動ゲルの蛍光検出が可能です。

11

Red：623nm

6M ピクセル冷却 CCD カメラ +F0.8 高感度レンズによるケミルミ撮影に加え、RGB 落射光源による蛍光ウエスタン、蛍光ゲル、蛍光タンパク質などのサンプル撮影が可能になりました。
制御ソフトから、アプリケーションを選択するとサンプルに適した光源が点灯し、撮影用フィルターが自動で選択されます。自動露光機能を使用すれば適
正露出の画像が容易に撮影可能です。

■色素染色タンパク質泳動ゲル撮影＊モノクロ撮影画像を疑似カラー表示

透過白色光源を使用すれば、タンパク質泳動
ゲルのCBB染色パターンが撮影ができます。

MAGING SYSTEM
超高感度冷却CCDカメラを搭載
LuminoGraph Ⅲ Liteは、アトーケミルミ撮影装置のハイエンドモデルにふさわしい、高感度・高解像度センサーと明るいF0.8レンズを採用しています。
解像度：2750×2200ピクセル（6Mピクセル） 低ノイズ冷却CCDカメラ
F0.8 高感度レンズ：撮影サイズ 10×7.5cm～26×20cm（4ステップ）

LuminoGraph Ⅲ Lite

ハイエンドモデルと同等の感度・画質

LuminoGraph Ⅲ

サンプル： HeLa細胞, 30μg/laneから2倍希釈系列
一次抗体： 抗SMAD2抗体
二次抗体： HRP標識抗ウサギIgG抗体
検出試薬： EzWestLumi plus （アトー HRP用発光検出試薬）

自動露光「AutoExposure」＆「AutoExposureエリア指定」「AutoExposure」はLuminoGraph III Liteがサンプルの最適露光時間を自動推定し、撮影する機能です。画像全体または指定したエリア（左図）内のシグナルが飽和しない、最長の露光時間を自動で設定します。
「AutoExposure」を用いると、ダイナミックレンジが広く、定量性の高い画像データが得られます。
「AutoExposureエリア指定」機能でターゲットとなるエリアを指定すると、非特異的なバンドやスポットの影響を受けず最適な露光時間を自動推定し撮影が可能です。

制御用PC・画像解析ソフトウエア標準装備
LuminoGraph III Liteの撮影制御、画像解析ソ
フトCS Analyzer 4による定量解析などが可能なパソコンシステムが付属します。

解析ソフト「CS Analyzer 4」・定量解析（レーン計測・スポット計測）
・ノーマライズ・解析結果レポート機能
・疑似カラー/マージ機能など

主な仕様

名称

WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ Lite

カメラ

高感度・高解像度 冷却 CCD カメラ

解像度2750 × 2200

階調

16 ビット（65,536 階調）原画：16bit TIFF / 16bit CCD

レンズ

F0.8

ビニング

1×1 / 2×2 / 4×4

フィルター

電動切替制御 , 5 ポジション
595 nm バンドパスフィルター / ND フィルター /BP535 フィルター /BP680 フィルター

撮影サイズ

10 x 7.5 cm / 14 x 10 cm / 18 x 13 cm / 26 x 20 cm（4 ポジション）

庫内照明

白色 LED（扉連動 / 自動撮影に連動）

光源

透過白色光源 / 透過 UV 光源（312 nm）
落射 青：466nm/ 落射 緑：525nm/ 落射 赤：623nm（ピーク）

制御ソフト・OS

ImageSaver7

Windows11/10 （64bit）

使用環境

室内使用のみ20℃～ 30℃（結露無き事）

寸法・質量

本体：390 (W) × 460 (D) x 750mm (H) ・ 50.3 kg
RGB 光源：145 (W) × 200 (D) x 140mm (H) ・ 2.7 kg

電源

本体 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 200 W ( 最大 )RGB 光源 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 60 W ( 最大 )高感度単焦点レンズ

12

LIVE-CELL IMAGING
生細胞タイムラプス撮影装置

CytoWatcher Ⅱ「CytoWatcher II」は、生きたままの細胞や組織を、ダメージを与えることなく、
長期間にわたって撮影できるデジタル顕微鏡です。省スペース、省電力設計なので、
CO2 インキュベータ内にコンパクトに収まり、環境温度への影響を最小限に抑えます。
明視野撮影はもちろんのこと、蛍光撮影にも対応しており、再現性抜群のカラー撮影
は組織切片や生体組織などの観察にも適しています。
本システムは、CytoWatcher II 本体、制御用 PC、蛍光撮影ユニットを組み合わせた
ALL IN ONE モデルです。

商品コード

型式

名称

入数

WSL-1850B-ACP CytoWatcher Ⅱ FL ALL IN ONE

3601857 CytoWatcher II 本体 ・ WSL-1850 用蛍光撮影ユニット B
制御用 Windows PC ・ USB3.0 延長ケーブル

1式

価格（税別）

1,122,000円
通常価格1,320,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

撮影可能なアプリケーション
生細胞のタイムラプス撮影
白色LEDを用いた明視や撮影とBlueLEDを用いた蛍光撮影を組み合わせた生細胞のタイムラプス撮影が可能です。明視野、蛍光撮影ともにそれぞれの撮影条件を設定後、撮影間隔（インターバル）を設定して長時間観察が可能です。
本体はCO2インキュベーター内に設置可能です。
組織染色カラー撮影
染色した組織切片撮影が可能です。
視野：1.720mm×1.439mm（500万画素）
保存画像：TIFF / JPEG / BMP

優れた省スペース性

B6サイズボディ

CytoWatcher Ⅱは、設置面積が 96 ウェルプレート 2 枚分に相当する、B6 サイズの省スペースです。背も低く、とてもコンパクトなので、CO2 インキュベータ内に設置
しても場所を取りません。コンパクトなボディですがステージ面積は大きく、10 cm
ディッシュや T-75 フラスコ、96 ウェルプレートなども使用可能です。持ち運びも容易で、様々な場所に移動して使用できます。もちろん、クリーンベンチなどの限られたスペース内での使用にも適しています。

主な仕様

13

名称

WSL-1850 CytoWatcher II FL

カメラ

カラー CMOS カメラ

解像度2448 × 2048

階調

8bit TIFF/BMP/JPEG（カラー or モノクロ）レンズ

光学 4 倍（デジタルズーム

光源

白色 LED（透過照明）/ 青色 LED（ピーク 465nm）

フィルター

励起：480nm ショートパス / 吸収：525/45nm バンドパス

視野サイズ

1.720mm × 1.439mm

制御ソフト・OS

ImageSaverT

使用環境

湿度 95%RH で使用可能（CO2 インキュベータ内に設置可能）寸法・質量130 (W) × 180 (D) x 190mm (H) ・ 2.9 kg

電源

USB 給電（バスパワー）方式～ 16 倍）Windows11/10 （64bit）

PLATE READER

発光・吸光度測定プレートリーダー

Phelios AL「Phelios AL」は、200 ～ 999nm までの吸光度測定と、300 ～ 700nmの発光測定が行えるプレートリーダーです。6/12/24/48/96/384 ウェル
プレートが使用できます。付属の Nano Volume Plate を使用すれば最大24 検体の微量サンプル（2 ～ 5 μ L）の吸光度を同時測定可能です。
本システムは、Phelios AL 本体、制御用 PC 微量測定用プレートを組み合わせた ALL IN ONE モデルです。

商品コード

型式

名称

入数

3602301 WSL-2300P-CP Phelios AL

1式

3602302 WSL-2300PN-CP Phelios AL

1式

Phelios AL 本体 ・ 制御用 Windows PC

Phelios AL 本体 ・ 制御用 Windows PC ・ Nano Volume Plate

価格（税別）

2,000,000円
通常価格2,550,000円

2,200,000円
通常価格2,880,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

アプリケーション

Phelios ALは幅広い波長域の吸光度、発光の計測が可能です。ELISAなどの酵素反応サンプルの吸光度測定や、ルシフェラーゼを利用する発光測定に使用可能です。Nano Voluem Plateを使用すれば一度に24検体の微量吸光度測定が可能です。
測定方法

測定モード

吸光度測定

エンドポイント

測定プレート
1 ～ 6 波長が設定可能で、それぞれの波長で指定したウェルの吸光度を 1 回測定します。測定値は光学濃度（O.D.：Optical Density）で表示されます。

（ABS）
カイネティクス

経時的にデータが計測され、それぞれの時間の測定値が表示されます。設定した一定間隔で、設定した測定時間に達するまで反復測定されます。

スペクトル

384/96/48/24/12/6

200 ～ 999nm までの設定した波長範囲、設定した波長間隔（2nm<）で吸光
度スペクトルを測定します。

エリアスキャン

マイクロプレートの各ウェル内のスキャンパターン（3 × 3 ～ 13 × 13 のエリア）を設定して、各ウェルのエリアごとの吸光度を測定します。

発光測定

エンドポイント

96/48/24/12/6

設定した測定時間（10 ～ 10000ms）で、指定したウェルの発光を 1 回測定します。相対発光単位（RLU）で表示されます。

（LUMI）
カイネティクス

経時的にデータが計測され、それぞれの時間の測定値が表示されます。設定し384/96/48/24/12/6

た一定間隔で、設定した測定時間に達するまで反復測定されます。最大測定時
間は Total 300min（５hr）となります。
微量測定

エンドポイント2 ～ 5 μ L の 核 酸 ま た は タ ン パ ク 質 を 試 料 と し て 使 用 し、 波 長 260nm と280nm を測定します。また測定値から 260/280nm 比、試料濃度を換算します。

（NANO）
スペクトル

2 ～ 5 μ L の核酸またはタンパク質を試料として使用し、波長 240 ～ 320nm

Nano Volume Plate（2nm 間隔）のスペクトルを測定します。

主な仕様

名称

WSL-2300 Phelios AL

測定方式

吸光度測定：フォトダイオード 200 ～ 999nm
発光測定：光電子増倍管 300 ～ 700nm（極大 420nm）

波長分離方式

モノクロメータ（1nm ステップ）

測定タイプ

吸光度（ABS） 発光（LUMI）

検出感度

吸光度測定：0 ～ 4.0 O.D.
発光測定：10-18 mole ATP（ダイナミックレンジ ＞ 8 桁）

計測容器

マイクロプレート 6 / 12 / 24 / 48 / 96 / 384 ウェル対応
Nano Volume Plate 3 × 8（24 検体）

光源

キセノン（吸光度測定用）

撹拌機能あり：0 ～ 180 秒（2 段階スピード）

対応 OS

Windows11/10 （64bit）

寸法・質量335 (W) × 305 (D) x 232mm (H) ・ 7.0 kg

電源DC24V 40W
AC アダプタ 入力：AC100 ～ 240V 50/60Hz 140VA

出力：DC24V 65W

14

ATTO WEBサイト リニューアル！
アトー株式会社の製品情報、テクニカル
インフォメーション資料、イベント情報などを発信しているWEBサイトが2024年
6月にリニューアルオープンしました！
■ カテゴリからプロダクトへGO！
■ テクニカルインフォメーション■ ダウンロード資料■ 製品ページのリニューアル■ 動画ページの拡充
ぜひ新しいWEBサイトにお越しください。