ТехническаяинформацияСоединительные фланцыдля мембранных манометров
WIKA Типовой лист IN 00.10

Общее описаниеСтандартная конструкция мембранных манометровоборудована штуцером подключения давления с трубнойвнешней резьбой согласно стандартам EN, ASME и т. д.
Однако, для сильно вязких, загрязненных или кристаллизующихся сред более подходящим либо абсолютнонеобходимым является фланцевое присоединение.
Поставляются открытые соединительные фланцы
стандарта EN, ASME и т. д., размеры от DN 15 до DN 80.
Предпочтительные номинальные размеры DN 25 и DN 50
с размерами соединений по стандарту EN 1092-1 соотв.
NSP 1"″ и NSP 2" соответствуют ответным фланцам
согласно ASME B 16.5.

Следующие фланцы возможны с базовыми моделямиWIKA: модель 422.12 (Типовой лист PM 04.02), модель422.20 (Типовой лист PM 04.08), модель 432.50 (Типовой
лист PM 04.03), модель 432.56 (Типовой лист PM 04.07,до макс. PN 40).
Масса дается как дополнительная масса, котораядолжна быть добавлена к массе стандартного исполнения (с резьбой G ½ B согласно EN 837-3). Материал:сталь, нержавеющая стальДополнительные варианты Открытые соединительные фланцы по другимстандартам, различные уплотнения в соответствии сразличными стандартами.
 Специальные материалы, цельное исполнение или спокрытием поверхности (после проверки на реализуемость).

Соединительный фланец стандарта EN 1092-1, DN 25, PN 40 или ASME B 16.5, NSP 1", Класс 150
Диапазон
давления
0 ... 16 до
0 ... 250 мбар629782.04

629642.04

Диапазон
давления
0 ... 0,4 до
0 ... 40 барСоединительный
фланецМанометр
Номинальный
размер

Диапазон давленияРазмеры, ммd5

kd4

b1

fG1h±2ENDN 25PN 40 1)100≤ 0,25 бар160

85683624 x M121221143,0160≤ 0,25 бар

160

85

68

36

2

4 x M12152

144

3,0100> 0,25 бар

115

85

68

25

2

4 x M12111

101

0,9160> 0,25 бар

115

85

68

25

2

4 x M12141

131

0,9100≤ 0,25 бар

160

79,55136

2

4 x 1/2- 13 UNC

122

114

3,1160≤ 0,25 бар

160

79,55136

2

4 x 1/2- 13 UNC

152

144

3,1100> 0,25 бар

110

79,55127

2

4 x 1/2- 13 UNC

113

103

0,9160> 0,25 бар

110

79,55127

2

4 x 1/2- 13 UNC

143

133

0,9ASME
NSP 1"Класс 150 2)Другие размеры, как и для стандартного исполнения(см. соответствующие типовые листы).
WIKA Типовой лист IN 00.10 ∙ 03/2008h±2Модель
432.50Дополнительнаямасса, кг1) Совместим с ответными фланцами стандартаEN 1092-1, форма B2.
2) RF - уплотнительный выступ.

Стр. 1 из 2Соединительный фланец стандарта EN 1092-1, DN 50, PN 40 или ASME B 16.5, NSP 2", Класс 150
Диапазоны
давления
0 ... 0,4 до
0 ... 40 бар629677.02

629774.02

Диапазоны
давления
0 ... 16 до
0 ... 250 мбарСоединительный
фланец

Манометр
Номинальный
размерДиапазоны давления

Размеры, ммd5kd4b1fG1

h±2EN
DN 50
PN 40 1)100

≤ 0,25 бар165

12510254

34 x Ø 18160≤ 0,25 бар165

125102543100> 0,25 бар

16512510230 3)160> 0,25 бар

165

125

102

100

≤ 0,25 бар150

120,5160≤ 0,25 бар

150

100

> 0,25 бар160> 0,25 бар

140

132

3,0

4 x Ø18

170

162

3,0

3

4 x Ø1810696

2,530 3)3

4 x Ø18

136

126

2,592

54

2

4 x Ø201401322,4120,592

54

2

4 x Ø20170

162

2,4150120,59230 3)

2

4 x Ø17106

96

1,9150120,59230 3)

2

4 x Ø17

136

126

1,9

Другие размеры, как и для стандартного исполнения(см. соответствующие типовые листы).

1)
2)
3)

Модель432.50

Совместимо с ответными фланцами стандартаEN 1092-1, форма B2.
RF - уплотнительный выступ.
Модель 432.50: 26,5 ммКомпания оставляет за собой право на изменения и замену материалов для изготовления своей продукции.
Технические характеристики, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации документа.

Стр. 2 из 2

WIKA Типовой лист IN 00.10 ∙ 03/2008АО «ВИКА МЕРА»127015, Россия, г. Москва,ул. Вятская, д. 27, стр. 17
Тел.:+7 (495) 648-01-80
Факс:+7 (495) 648-01-81
info@wika.ru ∙ www.wika.ru

ММ/ГГГГ Код страны согласно 03/2008 RUASMENSP 2"
Класс 150 2)h±2Дополнительнаямассав кг