超高感度・高解像度 蛍光ケミルミ撮影システム

LuminoGraph III Lite
ルミノグラフ Ⅲ Lite

WSE-6370

2023 年 10 月価格改定版

蛍光ウエスタンブロット対応

超高感度・高解像度をより低価格で高感度・高解像度ケミルミ撮影対応

6 メガピクセル冷却 CCD カメラと F0.8 レンズを搭載したハイエンドケミルミ撮影システム LuminoGraph Ⅲの高性
能なカメラとレンズはそのままにライトになって登場．

超高感度・高解像度ケミルミ撮影システム

LuminoGraph III Lite

価格を抑えつつハイクラスの感度と画質を追求
LumnoGraph III Lite は、高感度・高解像度の撮影性能と高機能を備えた上位モデルLuminoGraph IIIと同じカメラとレンズの性能を持ちつつ、周辺機能（オートフォーカス、タッチパネルモニター搭載、スライド式可変ステージ）をそぎ落として、シンプルに感度と画質を追求して価格を抑えたモデルです。
オプションの蛍光撮影用LEDユニットを追加することで、ウェスタンブロット膜の蛍光撮影も可能です。

● ウェスタンブロット膜のケミルミ撮影● ウェスタンブロット膜の蛍光撮影＊複数の蛍光プローブを撮影後、カラー合成● 蛍光染色タンパク質泳動ゲル撮影＊モノクロ撮影画像を疑似カラー表示● 蛍光染色核酸泳動ゲル撮影● 色素染色タンパク質泳動ゲル撮影＊モノクロ撮影画像を疑似カラー表示

01ケミルミ撮影・蛍光メンブレン/ゲル撮影・色素染色ゲル撮影● 4段階の撮影ポジション4種類の撮影サイズが選べます。ケミルミ撮影用のトレイや色素染色ゲル撮影用の白色LEDプレート● 超高感度・高解像度
6Mピクセル冷却CCDカメラとF0.8レンズを搭載して超高感度・高解像度を実現しています。

● USB接続
USBケーブルでWindowsを4段階の任意のポジションに挿入して、撮影サイPCと接続して専用ソフトズを簡単に切り替えられます。

で操作します。

● ステージトレイ● ドアセンサー

ウェスタンブロット膜やドット

ドアの開閉に応じて庫内照明が自動点灯／ブロットなどの発光撮影サン消灯します。UV照射時はドアを開けると自プルを置くトレイです。

動消灯しますので使用者がUVにさらされる危険を回避します。

● 透過白色光源● UV照射ユニット

CBB染色ゲルや銀染色ゲルなどの撮影用LED光源です。

蛍光染色ゲルの撮影用UV光源（標準付属）です。ゲルの切り出し用に引き出して使用できます。
（標準付属）● WSE-6370 用 RGB 光源ユニット

6M ピクセル冷却 CCD カメラ +F0.8 高感度レンズによるケミルミ撮影に加え、RGB 落射光源による蛍光ウエスタン、蛍光ゲル、蛍光タンパク質などのサンプル撮影が可能になりました。
制御ソフトから、アプリケーションを選択するとサンプルに適した光源が点灯し、撮影用フィルターが自動で選択されます。自動露光機能を使用すれば適正露出の画像が容易に撮影可能です。

Blue：466nm

Green：525nm

Red：623nm

02高感度撮影● 超高感度冷却CCDカメラを搭載
LuminoGraph III Liteは、アトーケミルミ撮影装置のハイエンドモデルにふさわしい、高感度・高解像度センサーと明るいF0.8レンズを採用しています。
解像度：2750×2200ピクセル（6Mピクセル） 低ノイズ冷却CCDカメラ
F0.8 高感度レンズ：撮影サイズ 10×7.5cm～26×20cm（4ステップ）

LumnoGraph III Lite

LumnoGraph III

ハイエンドモデルと同等の感度・画質
サンプル：

HeLa細胞, 30μg/laneから2倍希釈系列

一次抗体： 抗SMAD2抗体
二次抗体： HRP標識抗ウサギIgG抗体
検出試薬： EzWestLumi plus（アトー HRP用発光検出試薬）● 高感度イメージングに適したF0.8レンズ
レンズはそのF値の二乗に反比例して値が低いほど集光効率が増加します。ただしこれはあくまで理論上の話で、実際には右図に示したようにF値が小さくなるにした

理論値

実測値

がって理論値との剥離が大きくなります。
これはセンサー表面のマイクロレンズの影響によるものです。
LuminoGraph III Liteは歪みがほとんど現れずに最大の明るさを実現できるF0.8の高感度単焦点レンズを採用しています。

● 高解像度と低ノイズで画質の向上
短時間の撮影でもノイズが大幅に低減され、同価格帯のミドルクラスの撮影装置に比べて高感度・高画質の画像が得られます。微弱なサンプル検出のためにビニングの設定値を上げても、クリアにバンドを検出できます。

LumnoGraph III Lite
2x2ビニング, 10s

4x4ビニング, 10s

サンプル：

HeLa細胞, 30μg/laneから2倍希釈系列

一次抗体： 抗SMAD2抗体
二次抗体： HRP標識抗ウサギIgG抗体
検出試薬： EzWestLumi plus（アトー HRP用発光検出試薬）03

同価格帯ミドルレンジの装置

信頼性の高い結果● 優れた定量性と広いダイナミックレンジ
ウェスタンブロットの定量性のためには、タンパク質量に比例したシグナルの検出が必要です。
また、微弱なシグナルから強いシグナルまでをカバーするには広いダイナミックレンジも必要となります。
右図は微弱光検出機器のための基準LED光源（アトーWSL-1200,KohshiFundam）を使用してシグナルを測定したグラフです。広い範囲でR² >0.999のリニアリティを確認できます。
LuminoGraph III Liteは広いダイナミックレンジに対するリニアリティに優れているため、タンパク質量の差が大きい場合でも同時に定量することができます。

2.25pW

1150pW● 優れた再現性
データの信頼性を確保するには、同量のシグナルを常に同じく検出できる再Repeat

Intensity01

39,304,149

02

39,316,381

03

39,290,742

04

39,334,862

05

39,381,957

06

39,368,301

07

39,338,288

08

39,338,014

09

39,369,365

1039,343,950

Average

39,338,601

SD

31,507

Uncertainty (k=2)

0.16 %

現性が求められます。
左図は、基準LED光源（アトーWSL-1200, KohshiFundam）を使用して繰り返し撮影し、測定値の不確かさを算出した表です。不確かさが±0.2%以内ということから、LuminoGraph III Liteは、ばらつきが少なく優れた再現性を示すということが分かります。

性能評価に使用したLED基準光源（オプション）

WSL-1200C KohshiFundam（光子ファンダム）● 絶対光量で値付けされた基準光源● PWM (Pulse Width Modulation) 制御により1/1～1/1024の10段階光量変化● 光計測装置の直線性試験に対応● 環境温度が変化しても光量は一定のため再現性試験に好適
コードNo.370006

価格380,000円（税別）04便利な機能と操作性に優れたソフトウェア● 直観的なメニュー選択で簡単撮影
自動露光撮影アプリケーション選択

画面切り替えすべてのアプリケーションに対してそれぞれ適した自動撮影をサポートします。

アプリケーション別にメニューがあるので、簡単操作で撮影できます。

アイコンタブをクリックするだけで、撮影画面と画像閲覧画面を切り替えられます。

● 便利な撮影機能
マーカー画像の自動合成

発光撮影画像発光 ＋ マーカー合成画像[Marker Image]ボタンをクリックするだけで、ケミルミ撮影時にプレステイン分子量マーカー画像が自動撮影され、ケミルミ画像との合成画像を自動作成できプレステイン分子量マーカー撮影画像ます。

エリア指定自動露光撮影
発現量の差が大きい複数サンプルを一度に自動撮影

ターゲットのバンドより強いシグナルのある場合でも検出一般的な自動露光撮影

エリア指定自動露光撮影

検出したいエリアを画面上で指定

シグナルの強いサンプルを先に自動撮影した後、続けてシグナルが弱いサンプルを自動撮影します。
複数のサンプルを一緒に撮影するとき、それぞれの領域ごとに最適露

05

ターゲットのバンドのシグナルが他のノンスペシフィックなバンドなどより非常に弱い場合、一般的な自動露光では強い方のシグナルに合わ

光時間を計算して領域の数だけのイメージを作るため、発現量の差がせて撮影されるために検出が難しいです。エリア指定機能を使ってター大きくてもよい結果を得られます。

ゲットのバンド周辺を領域指定して撮影すれば、このような場合でも検出することができます。

解析ソフトウェアとの連携● 解析ソフトウェア CS Analyzer 4（オプション）

撮影サンプルによって、レーン計測、スポット計測、プレート計測から解析モードを選択し、定量、ノーマライズ、分子量計測などの多様な解析を行うソフトウェアです。
イメージの回転、コントラスト、重ね合わせなどのイメージの調整機能も備えており、調整したイメージは、各種画像形式で保存できます。
解析結果をMicrosoft Excelなどで使用可能なCSVファイルとして保存したり、画像とともに解析

解析結果のレポート出力プレビュー画面

結果をレポート形式でPDFファイルとして出力することもできます。

レーン計測
デンシトメトリーと呼ばれる解析方法で、レーン数が多く、バンドの数が多い1次元電気泳動の解析に適しています。
レーンを短冊状に区切り、バンド成分のプロファイルを作成し、数値化します。

選択レーンのプロファイル表示
計測結果のテーブル表示

スポット計測プレート計測ウエスタンブロットやドットブロットのようなバンド・スポット数が少ない

アレイなどのような規則的に並んだ多数のドット解析に適しています。

画像の解析に適しています。

06

データ撮影例

ウエスタンブロッティング・発光検出/蛍光検出●ウェスタンブロッティングによる発光検出
Total Protein

およびトータルタンパク質によるノーマライズ

Target Protein

Transferrin
GAPDH

EzStain AQua MEM

EzWestLumiOne
実験条件
ゲル：UH-T420
サンプル： 細胞抽出液にトランスフェリンを添加したもの
HEK293 細胞抽出液 (20µg/ 全レーン）
Human Transferrin( 左から 10, 7.5, 5.0, 2.5, 1.0, 0 ng/ レーン）
転写条件： EzFastBlot, 24V, 15 分
ブロッキング：EzBlockCAS, 30 分間
Transferrin
1 次抗体：抗ヒトトランスフェリンウサギポリクローナル抗体
GAPDH
1 次抗体：抗ヒト GAPDH ウサギポリクローナル抗体
2 次抗体：HRP 標識抗ウサギ Ig 抗体
発光検出：EzWestLumiOne
撮影装置：LuminoGraph Ⅲ Lite

HEK293 細胞抽出タンパク質に 1 レーン当たり０～ 10 ng の Transferrin を添加したサンプルを u-PAGEL H で泳動分離し、EzFastBlot により転写された PVDF 膜上のトータルタンパク質を EzStain AQua MEM で検出しました。その後、抗 GAPDH 抗体と抗 Transferrin 抗体を使用してウェスタンブロッティングを行い、EzWestLumiOne により発光検出しました。上
図は LuminoGtaph Ⅲ Lite で撮影したトータルタンパク質（明視野）とターゲットタンパク質（発光）のイメージです。グラフは各画像データをCSAnalyzer 4 で解析し、全タンパク質およびハウスキーピングタンパク質（GAPDH）のシグナル値をもとに、トランスフェリンの量をノーマライズした結果です。いずれの方法でノーマライズした場合も、トランスフェリンの添加量に応じた結果がえられました。このように LuminoGraph Ⅲ Lite
は微弱な発光検出によるウェスタンブロッティングの結果を、感度よく、S/N 比の高い、高解像度のイメージとして撮影できます。

●蛍光ウェスタンブロッティングによる検出
Total Protein

Transferrin

Actin

EzLabel FluoroNeo

Alexa 647

RhodamineおよびMerge image

トータルタンパク質によるノーマライズ
実験条件
ゲル：UH-T420
サンプル： 細胞抽出液にトランスフェリンを添加したもの
EzLabel FluoroNeo 標識 HeLa 細胞抽出液(20µg/ 全レーン）
Human Transferrin( 左から 10, 7.5, 5.0, 2.5, 1.0, 0 ng/ レーン）
転写条件： EzFastBlot, 24V, 15 分
ブロッキング：EzBlockCAS, 30 分間
Transferrin
1 次抗体：抗ヒトトランスフェリンウサギポリクローナル抗体
2 次抗体：Alexa 647 標識抗ウサギ Ig 抗体
Actin
抗体：Rhodamine 標識抗ヒトアクチン抗体
撮影装置：LuminoGraph Ⅲ Liteターゲット

蛍光色素

励起光

Total Protein

EzLabel FluoroNeo

Blue LED

フィルター 露光時間
BPF535

0.5 秒

Transferrin

Alexa 647

Red LEDBPF680

0.5 秒

Actin

Rhodamine

Green LED

BPF595

0.5 秒

HeLa 細胞抽出タンパク質に 1 レーン当たり０～ 10 ng の Transferrin を添加したサンプルをu-PAGEL H で泳動分離し、ウェスタンブロッティング反応後に、LuminoGraph Ⅲ Lite で撮影した結果を示しています。グラフは各画像データを CSAnalyzer 4 で解析し、全タンパク質およびハウスキーピングタンパク質（Actin）のシグナル値をもとに、トランスフェリンの量をノーマライズした結果です。いずれの方法でノーマライズした場合も、トランスフェリンの添加量に応じた結果がえられました。このように LuminoGraph Ⅲ Lite は様々な蛍光による蛍光ウェスタンブロッティングの結果を、感度よく、S/N 比の高い、高解像度のイメージとして撮影できます。

07データ撮影例

発光検出/蛍光検出/色素染色検出●さまざまな検出方法によるウェスタンブロッティング
ケミルミ検出と蛍光検出をウエスタンブロッティングで比較しました。検出限界はケミルミ検出が優れます。蛍光検出は励起光と蛍光が異なれば多重染色が可能であることがメリットです。LuminoGraph Ⅲ Liteは様々な検出法に対応可能です。
実験条件
ゲル：UH-R420
サンプル： ヒトトランスフェリン(10 ng/ レーンからの１/ ２希釈系列）
転写条件： EzFastBlot, 24V, 15 分間
ブロッキング：EzBlockCAS, 30 分間
1 次抗体：抗ヒトトランスフェリン ウサギポリクローナル抗体
2 次抗体：HRP 標識抗ウサギ Ig 抗体
2 次抗体：Alexa 647 標識抗ウサギ Ig 抗体
2 次抗体：StarBright520 標識抗ウサギ Ig 抗体
2 次抗体：StarBright700 標識抗ウサギ Ig 抗体

EzWestLumiOne

EzWestLumi plus

Alexa 647

StarBright 520

検出法（標識）StarBright 700

HRP

EzWestLumiOne

HRP

励起光ー

フィルター 露光時間ーー

10 secAlexa 647

Red LED

LPF680629 msec

StarBright 520

Blue LED

BPF59553 msec

StarBright 700

Blue LED

BPF68053 msec

EzWestLumi plus

ー10 sec● u-PAGEL 電気泳動により分離したタンパク質の検出
タンパク質の電気泳動（SDS-PAGE、Native-PAGEなど）の検出法として、蛍光検出やタンパク質蛍光ラベル、色素染色など様々な種類があります。RGB光源を用いて多重染色ゲルの撮影と、CS Analyzer 4による、RGB合成によるマージも可能です。白色透過光減を用いれば、CBB染色などの色素染色ゲルも撮影可能です。
このようにLuminoGraph Ⅲ Liteは様々なゲル染色検出法に対応可能です。

Blue, BPF595
SyproRuby

Green, BPF595
ProQ Diamond

Merge image

疑似カラー（緑：SyproRuby、赤：ProQ）

Blue, BPF535
EzLabel FluoroNeo

EzStain AQua

EzStain AQua

疑似カラー（CBB)08データ撮影例

蛍光検出/ビニングと検出感度●アガロースゲル電気泳動により分離した DNA の検出
DNAやRNAなどの核酸の電気泳動後の蛍光染色検出に、落射RGB光源や透過型紫外線照射装置が利用可能です。
高解像度カメラによる精細なパターン取得と、高感度検出による短時間での撮影が可能です。

UV, BPF595
EtBr

EzFluoroStain DNA●ビニングによる検出感度と画質への影響
LuminoGraph Ⅲ Lite は2750×2200高解像度の冷却CCDカメラを採用しています。ケミルミ撮影など微弱なシグナルを撮影するための感度アップ手段として、ビニング機構を搭載しています。ビニングとは、デジタルイメージセンサーにおける画像処理技術の一つで、画像品質や感度を調整するために使用される手法です。隣接するピクセルをグループ化し、それらのピクセル値を結合して1つのピクセル値として扱います。これにより、低シグナルは増強されてS/N比や感度の向上、画像取得スピードの短縮化といった効果が得られますが、その反面、解像度が低下するため画質も低下します。近接するバンドを検出する際などは注意する必要があります。

１ｘ１

１ｘ１

2ｘ2

4ｘ4

6ｘ6

10ng/ レーンからの 1/2 希釈系列で泳動したトランスフェリンタンパク質を、抗トランスフェリン抗体でウェスタンブロッティングした結果を示しています。HRP 発光基質と反応後に発光撮影イメージです。

2ｘ2

ゲル：UH-R420
サンプル：ヒトトランスフェリン

4ｘ4(10 ng/ レーンからの１/ ２希釈系列）
転写条件：EzFastBlot, 24V, 15 分
ブロッキング：EzBlockCAS, 1 時間

6ｘ609

1 次抗体：抗ヒトトランスフェリン ウサギポリクローナル抗体
2 次抗体：HRP 標識抗ウサギ Ig 抗体

製品の仕様と構成

名称

WSE-6370 LuminoGraph III Lite

WSE-6370-ACP LuminoGraph III Lite
（RGB 光源ユニット付）

カメラ

高感度・高解像度冷却 CCD カメラ
画素数 2750 x 2200 (6 M pixels)

高感度・高解像度冷却 CCD カメラ
画素数 2750 x 2200 (6 M pixels)階調

16 ビット（65,536 階調）

16 ビット（65,536 階調）

レンズ

F0.8

F0.8

ビニング

2 x 2, 4 x 4, 6 x 62 x 2, 4 x 4, 6 x 6フィルター

電動切替制御 , 5 ポジション
595 nm バンドパスフィルター / ND フィルター

電動切替制御 , 5 ポジション
595 nm バンドパスフィルター / ND フィルター
BP535 フィルター /BP680 フィルター

撮影サイズ4 ポジション10 x 7.5 cm / 14 x 10 cm / 18 x 13 cm / 26 x 20 cm

4 ポジション
10 x 7.5 cm / 14 x 10 cm / 18 x 13 cm / 26 x 20 cm

光源

落射白色光源（庫内灯）
透過白色光源透過 UV 光源（312 nm）

落射白色光源（庫内灯）
透過白色光源透過 UV 光源（312 nm）
落射 青：466nm
落射 緑：525nm
落射 赤：623nm

制御

Windows PC (Windows 10/11, 32 / 64 bit)
USB ポート接続（PC 別売）
コントロールソフトウェア（標準付属）

Windows PC (Windows 10/11, 32 / 64 bit)
USB ポート接続（PC 別売）
コントロールソフトウェア（標準付属）寸法・質量39 (W) x 46 (D) x 75 (H) cm・50.3 kg

本体 39 (W) x 46 (D) x 75 (H) cm・50.3 kg
RGB 光源 14.5(W) × 20(D) × 14(H)cm・2.7kg

電源100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 200 W ( 最大 )本体 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 200 W ( 最大 )RGB 光源 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 60 W ( 最大 )● RGB 光源ユニット（光源部）
LG Ⅲ Lite に搭載された RGB 光源は、エネルギー効率が高く、高効率で波長変換できる蛍光体を使用した高輝度のハイパワー白色 LED 光源を採用しています。この LED
光源は紫外線と赤外線の波長が除外された、可視光スペクトル（420 ～ 780 nm）が放射されます。 この白色 LED と適切な波長幅のバンドパスフィルターにより、高輝度を保ったまま励起光を照射できます。さらに省電力設計のため、寿命は 50000 時間と非常に長く安心してご使用いただけます。

10

構成・価格システム構成ご予算や用途に応じてシステムをご選択いただけます。LuminoGraph Ⅲ Lite の詳しい仕様についてはアトー
WEB サイト・カタログを参照いただくか、アトー株式会社までお問い合わせください。

WSE-6370

WSE-6370CS

WSE-6370CSP

WSE-6370A-CP

カメラ
6M 高解像度冷却 CCD〇〇〇〇

遮光キャビネット〇〇〇〇

制御用ソフトウエア〇〇〇〇

制御用 WindowsPC

OPTIONOPTION〇〇CS Analyzer ４
画像解析ソフト

OPTION〇〇〇UV 照射装置〇〇〇〇

白色透過光源〇〇〇〇OPTIONOPTIONOPTION〇型式

蛍光用 RGB 光源
落射 LED2撮影用フィルター

価格（UV/ 白色用）

コードNo.

型式

2006370

WSE-6370 LuminoGraph Ⅲ

20063712（UV/ 白色用）

名称2（UV/ 白色用）

入数
Lite4（RGB・UV/ 白色用）

価格（税別）

1式

2,800,000円WSE-6370-CS LuminoGraph Ⅲ Lite
LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 /CS Analyzer 4

1式

3,050,000円

2006372

WSE-6370-CSP LuminoGraph Ⅲ Lite
LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 /CS Analyzer 4/ 制御用 Windows PC

1式

3,300,000円

2006377

WSE-6370 用 RGB 光源ユニット
RGB 光源ユニット / 光源用フィルター / 撮影用フィルター

1式2,000,000円

2006369

WSE-6370A-CP LuminoGraph Ⅲ Lite
LuminoGraph Ⅲ Lite 本体 /CS Analyzer 4/ 制御用 Windows PC
落射 RGB 光源ユニット（RGB 光源用フィルター含む）

1式

3,950,000円
通常価格5,300,000円

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。
WSE-6370A-CPはアトーWEB会員特別価格です。

オプション

コードNo.

型式・名称数量価格（税別）2122295

Windows PCシステム

1台

250,000円

2110030

CS Analyzer4 Windows版

1本

250,000円

2140202

UP-X898MD ハイブリッドグラフィックプリンタ

1台

275,000円

3700006

WSL-1200C 光子ファンダム（CCD用）

1台

380,000円