標 準 熱 電 対
MODELC810（特定二次標準用 Pt/Pd熱電対）

本器は独立行政法人 産業技術総合研究所（産総研）からの技術移転により商品化された高純度の白金（＋脚）とパラジウム（−脚）を用いた標準熱電対でJIS C1602（IEC60584）に規定する貴金属熱電対（R、S、B）を用いた従来の熱電対に比べ、高温での安定性が格段に向上しています。
●MODEL C810は計量法に規定する特定二次標準器としてデザインされ、銀の凝固点温度または銅の凝固点温度の標準器として使用します。
また保護管は容易に着脱できる構造となって■一般仕様

います。

使 用 温 度：銀点（961.78℃）
または銅点（1084.62℃）専用※
素 線 材 質：＋脚■形 式

−脚C8 1 0- 1 □ □線

白金

純度99.999％

パラジウム

純度99.99％

径：φ0.5mm

素 線 長 さ：2800mm
保 護 管：石英 φ7mm×900mm

校正点
AG：銀点
CU：銅点

基 準 接 点： φ4.8mm×300mm

SUS316保護管付

外部リード：銅導線長さ2m先端金チップ付※独立行政法人 製品評価技術基盤機構認定センター発行JCT21306技術的要求事項適用指針（接触式温度計（熱電対））に規定

■外形寸法

109
φ16φ7900801411

φ4.8300

2000

単位：mm

1PE-59-2

MODELC820（Pt/Pd熱電対）

本器は独立行政法人 産業技術総合研究所（産総研）からの技術移転により商品化された高純度の白金（＋脚）とパラジウム（−脚）を用いた標準熱電対でJIS C1602（IEC60584）に規定する貴金属熱電対（R、S、B）を用いた従来の熱電対に比べ、高温での安定性が格段に向上しています。
●MODEL C820は温度計校正用標準熱電対としてデザインされています。規準起電力値はASTM Vol.14.03 E1751となります。
また近い将来はIECに規定される予定です。

■形 式

■外形寸法

C820- 2 NN
60φ16600■一般仕様
使 用 温 度：0〜1300℃
−脚線

φ16白金

純度99.999％

パラジウム

純度99.99％素 線 長 さ：1800mm

単位：mm

保 護 管：コランダム質再結晶アルミナ φ8mm×600mm
SUS316保護管付

外部リード：銅導線長さ1.5m先端金チップ付■校 正C820を標準温度センサとして使用する場合、校正が必要となります。
ご希望により弊社にて校正を行い、温度・熱起電力表を作成致します。
（別途校正費が必要となります）
校 正 記 号：F-3
校 正 点：錫、亜鉛、アルミニウム、銀、銅の凝固点

PE-59-2780

1500

径：φ0.5mm

基 準 接 点：φ5mm×300mm

60

φ5

素 線 材 質：＋脚3002MODEL

C850（Au/Pt熱電対）本器は玉川大学工学部後藤教授との共同研究により商品化された、高純度の金（＋脚）と白金（−脚）を用いた標準熱電対です。JIS C1602（IEC60584）に規定する貴金属を用いた従来の標準熱電対（タイプR、S、B）に比べ、高温に曝露されたときの起電力ドリフトが小さく、不均質による不確かさも格段に小さくなっています。
●長期安定性は960℃･500hrで15mK（Typical）です。そのため、白金抵抗温度計より低コスト（測定系、センサ本体）、なおかつ■外形寸法

従来熱電対より高精度の標準管理が可能になります。
●起電力値はASTM Voi.14.03 E1751に規定されています。

60

600

φ16

また近い将来はIECに規定される予定です。
●錫点、亜鉛点、アルミニウム点、銀点の定点校正を、不確かさ30mk(k=2)で承ります。
（2006年9月より）

60780

φ5φ163001500■形 式
C8 5 0- 1 NN

単位：mm

■特性例

■一般仕様
使 用 温 度：0〜1000℃
−脚線

金0.8

白金

純度99.999％
純度99.999％

径：φ0.5mm

素 線 長 さ：1800mm
保 護 管：石英 φ7mm×600mm
基 準 接 点： φ5mm×300mm

20mK0.6
emf change/μV

素 線 材 質：＋脚1.0

0.4
0.2
0.0-0.2

A-0.4

B-0.6

C-0.8

SUS316保護管付-1.0

外部リード：銅導線長さ1.5m先端金チップ付

0100

200

300

400 500
Time/h600

700800

図1銀点におけるAu/Pt熱電対のドリフト

1.0

■校 正
emf change/μV

0.8

C850を標準温度センサとして使用する場合、校正が必要となります。
ご希 望により弊 社にて校 正を行い、温 度・熱 起 電 力表を作 成致します。
（別途校正費が必要となります）

0.6

20mK

0.40.20.0-0.2

3h222h442h
529h-0.4

校 正 記 号：F-3B-0.6

校 正 点：錫、亜鉛、アルミニウム、銀の凝固点-1.0-0.802468

Junction position/cm

図23

銀点におけるAu/Pt熱電対の不均質

PE-59-2

MODEL

C800-15（S熱電対）
C800-35（R熱電対）
C800-65（B熱電対）
MODEL C800-35

本器は、200℃〜1554℃までの標準センサで、高純度再結晶アルミナ磁性保譲管のステム形構造になっています。

■目盛校正●厳選した熱電対素線とユニークな洗浄、熱処理技術により極め本器を標準温度センサとして使用する場合、目盛校正を行い、温度て安定した高精度のセンサです。

─熱起電力表作成することが必要です。ご希望により弊社にて校●保護管、絶縁管は、高純度の再結晶アルミナを使用し、熱伝導が正を行い、温度─熱起電力表を作成致します。
（別途校正費が必高く、酸化還元雰囲気において非常に安定しています。

要となります。）●1990年国際温度目盛の補間用計器からは除外されましたが、
工

校正温度：0〜1554℃業用標準としてご利用いただけます。

（定点校正試験

記号F-3,4

比較校正試験記号H-4,H-6）■一般仕様●C800-15●日本電気計器検定所比較試験成績書

素線：S熱電対日本電気計器検定所では、0〜1100℃の間の希望する任意温度に線

径：φ0.5mmおける比較試験を行い試験成績書を発行しています。弊社でこの比較試験依頼を代行致します。

素 線 長 さ：1500mm
測定温度範囲：最高温度1400℃
保護管：コランダム質再結晶アルミナ■外形寸法

φ6mm×600mm

600

素線 ：R熱電対線径 ：φ0.5mm

アダプタ（アルミニウム）

素 線 長 さ ：1500mm
測定温度範囲 ：最高温度1400℃
保60

φ6●C800-35

保護スプリング840

護 ：コランダム質再結晶アルミナ
φ6mm×600mm
単位：mm●C800-65
素線 ：B熱電対線

径 ：φ0.5mm

素 線 長 さ ：1500mm
測定温度範囲 ：最高温度1554℃
保護 ：コランダム質再結晶アルミナ
φ6mm×600mm

URL : http://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PE-59-2

営業所：

札 幌
仙 台
新 潟
水 戸
前 橋
大 宮

千東
立
川
厚
静葉
京川
崎
木岡

安全に関するご注意
安全注意
高 松
福 岡
北九州

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2006年8月現在のものです。

4

発行 2006.8

古紙配合率100％
再生紙を使用しています

初版 2006.4