（3）

第 3038号

特集

計量法
計量法ト利用促進
レーサビリテ進
トレーサビリティ
ィのの利用促2014年（平成 26年）
12月21日（日）（第三種郵便物認可）

JCSS登録事業者を紹介●会社概要

株式会社ナガノ計装
圧力 JCSS登録番号：0143
株式会社ナガノ計装 計測器校正サービスセンター〒 3861212 長野県上田市富士山 2416番 27
電話 0268388353、
FAX0268
388609URL htt
ps://www.
na
ga
nokei
so.
co.
jp/
【登録に係る区分】圧力【法律に基づく初回認定年月日または初回登録年月日】2004（平成 16）年 3月 15日【国際 MRA対応初回認定年月日】2006（平成 18）年 7月 5日（平成 26）年 2月 25日 ]【校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日 ]】圧力計 [2014【恒久的施設でおこなう校正／現地校正の別】恒久的施設でおこなう校正
校正手法の区分の呼称

種類

校正範囲

圧力計
気体

ゲージ
圧力液体ゲージ
圧力重錘形圧
力天びん

液柱形
圧力計

ゲージ
水柱
圧力ゲージ
水銀柱
圧力ゲージ
圧力

絶対圧力
気体

デジタル
圧力計

差圧

最高測定能力（信頼の水準約 95%）

2kPa以上 10kPa以下

1.
5Pa

10kPa超 2MPa以下

0.
01% 又は 1.
8Paのうち大きい方の値

0.
2MPa以上 1MPa以下

0.
5kPa

1MPa超 30MPa以下

0.
01% 又は 0.
5kPaのうち大きい方の値

ゲージ
圧力

絶対圧力
気体
機械式
圧力計

差圧

2kPa以上 20kPa以下
2kPa以上 220kPa以下

0.
1% 又は 0.
1kPaのうち大きい方の値

ナガノ計装は、5つの事業を柱として、計測・制御機器の保守管理とソフト・ハードのシステム化を中心に、あらゆる産業分野でサービスを提供しています。

− 90kPa以上 − 10kPa未満

0.
02% 又は 10Paのうち大きい方の値

計量標準供給事業− 10kPa以上 − 2kPa以下

10Pa2kPa以上 10kPa以下

1.
5Pa10kPa超 100kPa以下

0.
012% 又は 2Paのうち大きい方の値

100kPa超 2MPa以下

0.
012%

5kPa以上 10kPa以下

8Pa

10kPa超 100kPa以下

0.
02% 又は 8Paのうち大きい方の値

100kPa超 200kPa以下

0.
02% 又は 30Paのうち大きい方の値

0.
2MPa超 2MPa以下

0.
02% 又は 60Paのうち大きい方の値

10Pa以上 1kPa以下[ライン圧力 100kPa±10kPa(絶対圧力 )][ライン圧力 10kPa～ 80kPa(ゲージ圧力 )
]

0.
6Pa

1kPa超 10kPa以下[ライン圧力 100kPa±10kPa(絶対圧力 )][ライン圧力 10kPa～ 80kPa(ゲージ圧力 )]1.
2Pa■国家標準とトレーサブルな標準器による圧力・差圧の計量標準供給
計量法で制定された J
CSSトレサビリティシステムにより、特定二次標準器とトレースされた常用参照標準器およびワーキングスタンダードを保有し、お客様の標準器とのトレースをとり証明書を発行いたします。
また、この校正結果は、国際的に流通が可能であることを証明します。
珂ナガノ計装の Webサイトでは、一般校正・JCSS校正、両方の簡易見積りをおこなっています。
（1）
当社計測器校正サービスセンターがおこなう恒久的設備による校正（計量法第 134条〜 146条）
でJCSS校正が可能。
（2）
メンテナンス部がおこなう現地校正
JCSS校正された標準器での校正。
（3）
校正事業の範囲
輸入品を含め国内で流通する全製品。

メンテナンス事業（計量法修理事業者として、JIS規格またはメーカー規格による）10kPa超 20kPa以下[ライン圧力 20kPa～ 80kPa(ゲージ圧力 )]0.
01% 又は 2Paのうち大きい方の値20kPa超 100kPa以下[ライン圧力 20kPa～ 100kPa(ゲージ圧力 )]
0.
01% 又は 20Paのうち大きい方の値

0.
2MPa以上 5MPa以下

0.
016% 又は 0.
6kPaのうち大きい方の値

5MPa超 20MPa以下

0.
012% 又は 1kPaのうち大きい方の値

20MPa超 100MPa以下

0.
012% 又は 12kPaのうち大きい方の値

100MPa超 200MPa以下

0.
012% 又は 20kPaのうち大きい方の値− 90kPa以上 − 50kPa未満

0.
08% 又は 40Paのうち大きい方の値− 50kPa以上 − 10kPa未満

40Pa− 10kPa以上 − 2kPa以下

12Pa

2kPa以上 10kPa以下

10Pa

10kPa超 30kPa以下

26Pa

30kPa超 2MPa以下

0.
08% 又は 26Paのうち大きい方の値

5kPa以上 10kPa以下

30Pa

10kPa超 50kPa以下50Pa

50kPa以上 2MPa以下

0.
08% 又は 50Paのうち大きい方の値

20Pa以上 200Pa以下[ライン圧力 10kPa～ 80kPa(ゲージ圧力 )
]

2Pa

0.
2kPa超 2kPa以下[ライン圧力 10kPa～ 80kPa(ゲージ圧力 )]3Pa

2kPa超 8kPa以下[ライン圧力 10kPa～ 80kPa(ゲージ圧力 )]10Pa

8kPa超 30kPa以下[ライン圧力 20kPa～ 100kPa(ゲージ圧力 )
]

30Pa

0.
1% 又は 30Paのうち大きい方の値
100kPa超 500kPa以下[ライン圧力 50kPa～ 500kPa(ゲージ圧力 )]0.
5MPa超 1.
5MPa以下0.
3% 又は 2kPa
[ライン圧力 50kPa～ 500kPa(ゲージ圧力 )] のうち大きい方の値

ゲージ圧力

●事業内容

0.
012%

30kPa超 100kPa以下[ライン圧力 20kPa～ 100kPa(ゲージ圧力 )]液体関係会社

0.
1% 又は 10Paのうち大きい方の値

0.
5MPa超 1MPa以下[ライン圧力 0.
5MPa～ 1MPa(ゲージ圧力 )
]

ゲージ
圧力

年商
社員数
業務内容

株式会社ナガノ計装
196（4昭和 39）
年 5月 1日
50,000,000円
本社：〒 1430022東京都大田区東馬込 1丁目 30番 4号（長野計器ビル）
電話 03
5718
328（1代）
、
FAX03
5718
0238
計測器校正サービスセンター：〒 3861212長野県上田市富士山 2416番 27
電話 026838
835（3代）、FAX.
0268
388680
10億円
70名
1、
国家標準とトレーサブルな標準器による圧力・差圧の計量標準供給
2、圧力・振動・騒音・温度・流量・電気を応用した計量・計測器等の製品
および部品の販売と修理
3、
石油精製・石油化学・発電・熱供給プラント等計量計測器の定期検査
4、各種制御盤・計装盤等のシステム製品設計・製造およびメンテナンス
5、
環境機器
長野計器珂／珂長野汎用計器製作所／珂ナガノ／ヨシトミ・マーシン珂／珂エポックナガノ／トキコナガノ珂／珂キャステク／珂サンキャスト／
珂ニューエラー／珂フクダAs
hcroftNaganoKei
kiHoldings,Inc（アメ. リカ）
S3C,I
nc（アメ. リカ）
KOREA NAGANO CO.
,LTD（韓国）.
ADZNAGANO GmbH（ドイツ）

30MPa超 200MPa以下

0.
1MPa超 1.
5MPa以下[ライン圧力 50kPa～ 500kPa(ゲージ圧力 )]

液体名称
設立
資本金
所在地

0.
2MPa以上 5MPa以下

3kPa

5MPa以上 200MPa以下

0.
1% 又は 3kPaのうち大きい方の値■各種計器・電子計測機器の修理・改造・校正
石油精製・石油化学・発電・熱供給プラント等の定期検査
定期検査としての校正・検査等を、メカニカルな計測器・エレクトリカルな計測器を問わず、当社のメンテナンス部門、および計測器校正サービスセンターによる現地出張での対応もいたします。
珂ナガノ計装の Webサイトでは、機器メンテナンス・定期点検検査のご相談をおこなっています。
（1）
長野計器製品の修理主要部品の交換を含め、長野計器の製品規格（図面）に基づく修理、校正。
（2）
長野計器以外の製品修理校正結果によりメーカーの規格あるいは、JIS規格に基づく校正。
部品の交換が必要な場合は、メーカー規格による修理。

音響・振動・計測システム事業■各種騒音計、振動計および計測・制御システムの設計、製作
計量法、JIS、IEC規格の各種騒音計、騒音分析機器等の音響機器、および振動計、振動監視システム等の振動計測機器の設計・製作をおこなっています。
また、計測・制御関連設備およびシステム装置の設計・製作を積極的におこなっています。

計測機器販売事業■長野計器製品の販売とオリジナル商品の開発
微圧チェッカ、加圧ポンプをはじめとする計量・計測に関するオリジナル商品の開発をおこなっています。
また、長野計器製品を中心に、環境測定機器や各種計測機器を販売しております。

環境機器事業■ペットボトル圧縮梱包機
容器包装リサイクル法に基づき、ペットボトルを原料とする再生リサイクルの中間処理プラン
トに適し、一般家庭から回収されたペットボトルを再利用するために半自動、または全自動で圧縮結束し、ベール状にする圧縮梱包機の販売とメンテナンスをおこなっています。

●サービスネットワーク
当社は長野計器サービスネットワークにより、日本全国どこでも迅速に対応いたします。
全てのメーカーの校正に対応いたします。
校正・メンテナンスのご要望の際には、長野計器サービスネットワークより最寄の営業所・代理店へご連絡ください。
計測器の校正・メンテナンス・修理・部品購入のご相談につきましては「長野計器コールセンター」
でも受付しております。
お気軽にお電話ください。
【フリーダイヤル】
0120
108790