ハンディ形 温 湿 度 計“きちんとはかる” 高精度な温湿度計● 日常の温度・湿度チェックに● 空調機の点検に● 圧倒的に速い、温度の応答時間
温度の応答時間!スピーディに計測！スピーディに計測● 小形軽量で握りやすく、少ないボタンで簡単操作● センサユニットを簡単に交換可能。
とっても経済的形式

製品名

ベーシックタイプ（一体形）
スタンダードタイプ（一体形）
スタンダードタイプ（プローブ形）
スタンダードタイプ（プローブ形）
高所測定用伸縮シャフトセット

圧倒的に速い、温度の応答時間！ 待ち時間を1/4以下に短縮
温度の測定値が安定する（熱平衡状態）まで数分かかっていたものを30秒台に短縮、作業効率を大幅に向上することができます。
チノー
HN-EH

点検などをスピードアップ！

30秒台！ 速い！
120秒

A社

150秒

B社

180秒

C社
応答時間

天井の吹出し口など高所の測定用に便利
プローブ形HN-EHSPと高所測定用伸縮シャフトがセットになりました。 HN-EHSP-B
HN-EHSPのプローブを高所測定用伸縮シャフトの先端に取り付けて使います。

高所測定用
伸縮シャフト

縮むので持ち運び楽々！

軽いので手が疲れない

小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
女性にも持ちやすい小形で、質量はわずか120g（一体形）。
ラバーグリップを使用しているので滑りません。
右手左手どちらでも押しやすいように中央にボタンを配置。

簡単操作
握りやすい少ないボタンで簡単操作
1ボタンの簡単モデル
ベーシックタイプ

MEASUREキーで表示ON。
キーを押すたびに測定と測定値を保持する“HOLD”に切替ります。

とにかく簡単

HOLD％

HOLD

％

％

％

MEASUREキー℃
測定の状態℃
測定値をホールド℃
測定の状態℃
測定値をホールド

平均値なども表示できる標準モデル
スタンダードタイプ

FUNCキーで表示ON。
キーを押すと測定値を保持する“HOLD”、10秒前までのデータの最大値“MAX”･最小値“MIN”・平均値“AVG”を表示できます。
FUNCキーを3秒長押しで測定に戻ります。

露点も表示可能平均値など
プラスαの機能FUNCキー
UNITキー
測定の状態

測定値をホールド最大値を表示

最小値を表示平均値を表示

測定値をホールド最大値を表示

UNITキーで相対湿度・露点温度の表示切換えが可能
最小値を表示最後のキー操作から5分後にオートオフ。電源の切り忘れがなく安心です。

導入コスト・ランニングコストも満足の1台
センサは直接測定を行う空気に触れるため寿命があります。
HN-EHはセンサ交換方式を採用しているので、お客様での交換作業が可能です。
センサユニットはドライバー1本で簡単に交換、もちろん、調整などは不要で、交換後すぐにご使用になれます。

交換用センサユニット❶❷

正しく測定できなくなってきたら※基準となる測定器などがない場合は、定期的にセンサ交換を行ったり、当社のトレーサビリティ証明などを活用頂くことをお薦めします。
注意：プローブ形はお客様にてセンサ交換はできませんので、お買い求め店または最寄りの当社営業所までご連絡下さい。

トレーサビリティ証明書発行可能（別売）繰り返し使えて経済的❸

センサユニット（HN-EH9N別売）を交換

仕様一体形センサプローブ形

温度･･･サーミスタ
湿度･･･高分子静電容量式センサ

測定範囲−20〜70℃

温度−10〜45℃

湿度

相対湿度 5〜95％rh（ただし結露させないこと）
露点温度 −35〜55℃（スタンダードタイプのみ）
温度･･･0.1℃
相対湿度･･･0.1％rh
露点温度…0.1℃

測定分解能

精度定格

応答性

±0.5℃±1digit（5〜45℃において）±1.0℃±1digit（−20〜5℃および45〜70℃において）

温度±0.5℃±1digit（5〜45℃において）±1.0℃±1digit（−10〜5℃において）

湿度±2.5％rh±1digit（5〜90％rhにおいて）±3.5％rh±1digit（90〜95％rhにおいて）

温度40秒以内（0.5m/s通風下、約50℃→約25℃のステップにおいて）40秒以内（25℃一定、0.1m/s通風下、約30％rh→50％rhのステップにおいて）

湿度
相対湿度測定の温度依存性±0.1%rh/℃（25℃、50%rh測定値に対する変動）

表示

LCD（液晶）
デジタル表示温度、相対湿度、露点温度（スタンダードタイプのみ）、単位、機能状態表示、電池残量インジケータ

表示更新周期1.0秒

電池

単4アルカリ電池2本
約500時間（25℃において）

電池寿命
CEマーキング

EMC

EN61326-1/ClassB
EMC環境下における影響値

RoHS

EN IEC63000適合

温度±0.5℃以下、湿度±2.5％rh （25℃±3℃において）露点±2.0℃以下（25℃、50％rhの場合）

約92g（電池除く）

質量約130g（電池除く）

外形寸法（単位：mm）●一体形●プローブ形●高所測定用伸縮シャフト
180度 可変ケーブル長さ
1350

1042648

φ132648

最大151.860□13

Temperature Humidity

BASIC type

STANDARD type
HOLD

HOLD％・ネックストラップの首への巻き付き注意
・センサに衝撃を与えないこと・取説をよく読んで使用してください

FUNC

約260

MEASURECHINO LOOP SOLUTIONSIMPLIFIES IT.

・ネックストラップの首への巻き付き注意
・センサに衝撃を与えないこと・取説をよく読んで使用してください

℃

（147）

℃

145

（205）

％

145

7段式 約1020

27
Temperature Humidity

UNIT

CHINO LOOP SOLUTIONSIMPLIFIES IT.

φ1643224322

質量：約120g

使用上の注意●電池交換時は必ず新品アルカリ乾電池を使用すること。
●以下のような場所では使用しないでください。
ちりや粉塵の飛散している場所、ケトン系有機剤/エステル系有機剤/ハロゲン類/強酸系物質/オイルミスト/塩分の多い場所、爆発性ガス/腐食性ガス/可燃性ガスがある場所、蒸気/薬液/海水などがかかる場所、直射日光のあたる場所、紫外線のあたる場所、ペンキ等塗料を乾燥しているような場所など●建築用のコーキング材にセンサを劣化させる物質が含まれている場合あり。
このような環境での長時間の使用は避けること。
●紫外線に長時間暴露させた場合、センサを劣化させる可能性あり。直射日光のあたる場所へ放置しないこと。
●センサが結露した場合は測定不可。十分乾燥させた後、異常がないことを確認して使用すること。

＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

PDF● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2024年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

028
（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/086
（473）
7400

Cat.No. CE-33-07 Jun.-'24 Printed in Japan Ⓑ