60

電気泳動用の試料の調製
PCR前処理・DNA抽出反応

2023 年度新価格版

DNA/RNAの変性や反応大腸菌のトランスフォーメーション
各種酵素反応加熱、冷却などの各種反応

ハンディサイズ
WSC-2610 MyMiniBLOCK

ハンディサイズ ( 冷却可 )WSC-2615 MyMiniBLOCK C&HNE

W

スピーディな温度設定
WSC-2620 PowerBLOCK

ミキシング機能付
WSC-2630 PowerBLOCK Shaker

2023 年価格改定版

ハンディタイプのブロックインキュベータ

WSC-2610 MyMiniBLOCK （マイミニブロック）W S C - 2 6 1 0
温めるだけでよい人に、ハンディサイズのブロックインキュベータ
実験台の上にあればとても便利な１台です☻ 装置は片手、価格も片手？

価格 ５９，８００円 （本体のみ）◆マイクロプロセッサー制御で精度よく 100℃まで温度調節できます。
◆設定温度まで素早く上昇します。
◆電気泳動サンプルの調整、DNA/RNA の変性や反応、大腸菌へのトランスフォーメーション、酵素反応などさまざまな用途にご利用いただけます。

◆小型でも 0.5mL マイクロチューブが 24 本セット可能。ブロックは７種類をご用意。
◆設定条件を９ファイル記憶可能です。

仕様
WSC-2610（4002610）

MyMini BLOCK

可 変 温 度 範 囲

室温 +5℃～ 100℃

タイプ

ログ

マー

0 ～ 999 sec or 0 ～ 999 min （0 はフリー）

ラム

9 ファイル、各２ステップ

設 定 温 度 精 度≦± 0.5℃（1.5mL チューブ内液温）

位 置 温 度 精 度≦± 0.3℃（1.5mL チューブ内液温）

温0.1℃度表示

温 度 上 昇 時 間≦ 15 min (20℃→ 100℃ )入圧

DC24V 40W

寸法

120 (W) × 152 (D) × 112 (H) mm

重量0.85 kg（本体のみ）

構

成

本体、AC コード、六角レンチ、ドライバー、取扱説明書

力電さまざまなブロックから用途に合わせて選択できます
WSC-2610 用ブロック※ ブロックは 2610/15 共通です
製品番号

穴形状 (mm)

使用温度

内径深さ(℃ )A

0.2 mL マイクロチューブ用

40 本× 0.2mL M.T 用ブロック (2610/15)

4002640

6.1

17-10~100B

0.5 mL マイクロチューブ用

24 本× 0.5mL M.T 用ブロック (2610/15)

4002641

7.9

27-10~100C

1.5 mL マイクロチューブ用

15 本× 1.5mL M.T 用ブロック (2610/15)

400264210.8

30-10~100D

2.0 mL マイクロチューブ用

15 本× 2mL M.T 用ブロック (2610/15)

4002643

10.830-10~100E

12.5 x 12.5 x 32 mm 角セル用

8 本 x12.5x12.5x32mm 角セル用ブロック(2610/15)

4002644

13 × 1332-10~100

F

15 mL 遠心管用

4 本× 15mL C.T 用ブロック (2610/15)

4002645

16.980-10~100

G50 mL 遠心管用

2 本× 50mL C.T 用ブロック (2610/15)

4002646

2980-10~100

ハンディタイプのブロックインキュベータ

WSC-2615 MyMiniBLOCK C&H（マイミニブロック C&H）NEW

W S C- 2 6 1 5 M y M i n i B L O C K
冷却・加温 が可能なハンディサイズのブロックインキュベータ
実験台の上にあればとても便利な１台です☻ 小さくても高機能！

価格 ９９，８００円 （本体のみ）◆マイクロプロセッサー制御で精度よく 0℃～ 100℃の温度調節できます。
◆設定温度まで素早く上昇します。
◆電気泳動サンプルの調整、DNA/RNA の変性や反応、大腸菌へのトランスフォーメーション、酵素反応、反応後の冷却など、さまざまな用途にご利用いただけます。

◆小型でも 0.5mL マイクロチューブが 24 本セット可能。ブロックは７種類をご用意。
◆設定条件を９ファイル記憶可能です。

仕様
WSC-2615（4002615）※

MyMini BLOCK C&H

可 変 温 度 範 囲

0℃ ～ 100℃ （25℃環境下 5℃ ~）

タイ

プ

ロ

マ

ー

0 ～ 999 sec or 0 ～ 999 min （0 はフリー）

ラム

9 ファイル、各２ステップ

グ

設 定 温 度 精 度

100℃± 0.5℃、40℃± 0.3℃

位 置 温 度 精 度≦± 0.3℃

温0.1℃

度

表示

※

温 度 移 行 時 間≦ 15 min (20℃→ 100℃ )、≦ 30 min (20℃→ 0℃ )入力電圧・消費電力

AC アダプター 100~240V、 本体 DC24V

寸法123 (W) × 165 (D) × 115(H) mm

重量1.2 kg（本体のみ）

構

成

本体、AC コード、六角レンチ、ドライバー、取扱説明書

消費電力 60W

さまざまなブロックから用途に合わせて選択できます

DGC

FBEA

※ 冷却は環境温度から -20℃の冷却能力になります※ ブロックは 2610/15 共通です

※ 0.2~1.5mL マイクロチューブ用穴は円錐形底、2mL マイクロチューブ用穴は丸底です。
水や油を入れずに温度精度良くご使用いただ
けます。
遠心管用の穴は平底です。水を入れることでより温度精度良くご使用いただけます。

価格 各１４，８００円

スピーディ＆広範囲温度設定のブロックインキュベータ
WSC-2620 PowerBLOCK（パワーブロック）

WSC-2620 PowerBLOCK
スピーディかつ温度設定範囲の広い
高性能ブロックインキュベータ☻ 素速い温度変化と広い温度範囲！

価格 １４８，０００円 （本体のみ）

80（℃）

70温度

◆速い温度変化で設定温度への到達時間を短くしました。
例えば室温から 80℃まで約 7 分間で到達します。
前の実験からすぐに目的温度に変更して実験が続行可能です。
◆設定温度は -10℃～ 100℃までと広範囲、かつ高い精度を誇ります。
◆サンプル調整や酵素反応実験はもちろんのこと、ベクターライゲー
ション後の大腸菌へのトランスフォーメーションなど、温度を変えて実験を続行したり、並行していくつもの実験を行うときなどに便利です。
◆ 15 種類のブロックをご用意。用途に合わせてブロックを交換可能。
◆５ステップまでの温度変化プログラムも可能です。

15°C⇒80°C

60

80°C⇒37°C
37°C⇒0°C

5040302010005時間

1015（分）

WSC-2620 PowerBLOCK (4002620)
可変温度範囲-10℃～ 100℃ （-10℃は周囲温度 20℃以下）
周囲温度 25℃では -5℃～）

タ イ マ ー

1 min ～ 99 h 59 min

プ ロ グ ラ ム

5 ファイル、ファイルの連結可

設定温度精度≦± 0.5℃ （チューブ内液温）

位置温度制度≦± 0.5℃ （チューブ内液温）

温 度 表 示0.1℃

温度上昇速度≦ 10 min (20℃→ 80℃ )≦ 15 min (20℃→ 100℃ )冷 却 速 度

≦ 10 min (20℃→ 0℃ ) 周囲温度 30℃以下≦ 30 min (20℃→ -5℃ ) 周囲温度 25℃以下≦ 30 min (20℃→ -10℃ ) 周囲温度 20℃以下

入 力 電 圧

AC100V、50/60Hz、200W

寸法

212 (W) × 300 (D) × 180 (H) mm

重量5 kg（本体のみ）

構

成

本体、電源ケーブル、六角レンチ、取扱説明書※温度精度は 1.5mL マイクロチューブ内の液温を実測しています。設定温度精度よおび穴間誤差とも 0.5℃以内です。
※入力電圧 220V 仕様も可能です。ご相談ください。

※ ブロックは次頁 2620/30 共通です

ミキシング機能付のブロックインキュベータ

WSC-2630 PowerBLOCK Shaker（パワーブロックシェーカー）WSC-2630 PowerBLOCK Shaker
ミキサー付きの高性能ブロックインキュベータ☻ ミキシングしながら恒温化！

価格 ２８８，０００円 （本体のみ）◆サンプルを混合しながら温度調節ができます。
◆設定温度範囲は 0℃～ 100℃までと広範囲です。
◆低温室も恒温室もチャンバーも必要ありません。
◆ミキサーを使わずにサンプル調整や酵素反応実験など従来のブロックとしても使えます。
◆免疫沈降実験、ELISA 反応、DNA のビーズ精製※などサンプルを混合しながら反応する実験にも最適です。（※条件によります）◆ 15 種類のブロックをご用意。用途に合わせてブロックを交換可能。
◆５ステップまでの温度変化プログラムも可能です。

回転Φ 2mm

WSC-2630 PowerBLOCK Shaker (4002630)
可変温度範囲

0℃～ 100℃ （0℃は周囲温度 20℃以下周囲温度 25℃では 4℃～）

タ イ マ ー

1 min ～ 99 h 59 min

プ ロ グ ラ ム

5 ファイル、ファイルの連結可

設定温度精度≦± 0.5℃ （チューブ内液温）

位置温度制度≦± 0.5℃ （チューブ内液温）

温 度 表 示0.1℃

温度上昇速度≦ 15 min (20℃→ 100℃ )冷 却 速 度

≦ 15 min（100℃→ 20℃ ）周囲温度 25℃以下≦ 30 min（室温→室温 ー 20℃ ) 周囲温度 25℃以下

回 転 速 度

200 rpm ～ 1500 rpm

回 転 軌 道 幅

φ 2 mm

入 力 電 圧

AC100V、50/60Hz、 150W

寸法

220 (W) × 300 (D) × 170 (H) mm

重量8.5 kg（本体のみ）

構

成

本体、電源ケーブル、六角レンチ、取扱説明書※温度精度は 1.5mL マイクロチューブ内の液温を実測しています。設定温度精度よおび穴間誤差とも 0.5℃以内です。
※入力電圧 220V 仕様も可能です。ご相談ください。

※ ブロックは次頁 2620/30 共通ですさまざまなブロックから用途に合わせて選択できます

価格 各２８，８００円

穴形状 (mm)

使用温度

Max 回転(℃ )

（rpm）

円錐形

-10~100

1500

23

円錐形

-10~100

1500

10.830円錐形-10~100

1500

4002653

10.830丸底-10~100

1500

15 × 0.5mL+20 × 1.5mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ(2620/30)

4002654

7.9+10.8

23+30

円錐形

-10~100

1500

F

24 本×φ 12 ㎜遠心管用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

40026551230

平底0~1001200

G

12 × 15mL 遠心管用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

4002656

16.998

平底0~100／H

6 本× 50mL 遠心管用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/2630)

4002657

29.598

平底0~100／I

103 × 67 × 30mm 温浴槽用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30) 4002658

103 × 6729

平底0~1001500

L

96 ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄ用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

4002661

130 × 8840

平底８~80900

M

15 × 5mL 遠心ﾁｭｰﾌﾞ用ﾌﾞﾛｯｸ（2620/30）

4002662

16.547円錐形

0~1001200

N

24 本× 2.0mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ（2620/30）

4002663

10.834丸底0~1001200

O

24 本× 1.5mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ（2620/30）

4002664

10.834円錐形

0~1001200

P

96 ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｴﾙﾌﾟﾚｰﾄ用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

4002665－－

平底（棒）0~1001200

Q

96 ｳｴﾙﾌﾟﾚｰﾄ用ﾌﾞﾛｯｸ（2620/30）

4002666－－

平底

0~100

1200

WSC-2620/2630 用ブロック

製品番号

A

96 本× 0.2mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

40026506.715

B54 本× 0.5mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

4002651

7.9

C35 本× 1.5mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

4002652

D35 本× 2.0mL M.T 用ﾌﾞﾛｯｸ (2620/30)

E※ 1.5mL マイクロチューブ用 C 型と O 型の違い、2.0mL マイクロチューブ用 D 型と N 型の違い
C型

D型

O型

内径

底形状

深さ

※ 96 ディーププレート用 L 型と P 型の違い
L型

P型

穴数

3524

N型
蓋の高さ

40mm

20mm

穴の深さ

30mm
チューブの約2/3

34mm
チューブの首まで

蓋の材質

PC 透明ABS

蓋の高さ10mm20mm※ 0.2mL マイクロチューブ用は PCR 用プレートに適応しています。
※ 0.2~1.5mL マイクロチューブ用および 5mL チューブ用の穴は円錐形底です。
2mL マイクロチューブ用穴は丸底です。
※ 遠心管用の穴は平底です。水を入れることでより温度精度よくご使用いただけます。
※ プレート用は Eppendorf 、Nunc、Falcon 社製などが使用可能です。
※ G、H のブロックは WSC-2630 型のミキシング仕様には適しません。恒温化は可能です。
※ WSC-2630 型のミキシング仕様は、溶液量・粘度・容器などによって攪拌状況が変わります 。
ブロック材質
部位

材質

フタ

PC、 ABS（P、Q 型）

本体

アルミ アルマイト加工

ベース

ABS

不透明

関連製品
小型遠心機

WSC-2700 MyMiniSpin （マイミニスピン）

NEW

WSC-2700 MyMiniSpin
４種類のチュ―ブを同時に遠心可能
ハンディタイプの遠心機です
実験台の上にあればとても便利な１台です☻ 操作は片手、価格も片手？
価格 ４８，０００円◆使いやすい卓上型小型遠心機◆ 4 種類のチューブを同時に遠心可能（アダプター不要）◆タイマー機能付き◆カバーの開け閉めで ON/OFF◆リーズナブルな価格

仕様
WSC-2700（4002700）

MyMiniSpin

対 応 チ ュ ー ブ

0.2mL tube 8 連× 2
0.5mL tube 8 本
1.5/2.0mL tube 8 本※ 付属のアダプターで 1.5/2.0mL tube 用穴を 0.2mLまたは 0.5mL tube 用に変更可能

最 大 回 転 速 度

6000rpm

タイマー

1sec ～ 9999min

温度

調

節なし

(2300 × g)

電 源・ 消 費 電 力

AC100V 50/60Hz 45W

寸法

156 (W) × 176 (D) × 140 (H) mm

重量

1.6 kg構成本体 (AC コード付 )、0.2mL Tube 用アダプター 8 個、0.5mL Tube 用アダプター 8 個、取扱説明書

0.2mL tube 8 連
0.5mL tube
1.5/2.0mL tube

20240201