PRODUCTS GUIDE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 009
G 気体用
For Gas
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 043
W 液体用
For Water

・純水用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215
C 薬液
For Chemicals

流量計・周辺パーツ総合カタログ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 249
P 周辺パーツParts
・・・・・ 263
D デジタルメータ/コンバータ
Digitalmeter/Converter

流量計・周辺パーツ総合カタログ2023

https://www.tofco.jp//

ps://wwhtt

ofco.jpw.t

PRODUCTS GUIDE
流量計・周辺パーツ 総合カタログ

P

W

P
G

2023

W
C
（G）

P

W

D

W
C

C

W

D

D

D

(P)

D

C

（P）

G

What type of the products（G）
are you looking
for ? GC
P
D

総合目次 Contents

総合目次 Contents
その他製品情報 Other Product Information
安全上のご注意 Safety precautions
型式表のご利用方法 A Guide to selecting

002
004
006
007

Helical flow

パルス出力 Pulse output

Helical flow

アナログ出力 Analog output

Helical flow

パルス出力 Pulse output

HF-GCA

HF-GCC/T

Contents

HF-SCA

G 気体用

面積式流量計 Variable area flow meter

流量計測マニホールド Flow measuring manifold

010

FM-PZ

012

FM-PX20014

FM-PX25
Duo flow

DUO-PX

016

FM-PG

018

FM-PR

020

FM-KF

022

Flow checker

024

FC-CX18
Flow checker026

FC-C21
Flow checker

028

FC-CH22
Flow checker

030

FC-CX24
Flow checker

032

FC-CX26
Flow checker

034

FC-CX30
Flow checker

FC-S

Flow checker

FC-SX

TOFPINE

羽根車式流量計 Turbine flow meter

TOFPINE

羽根車式流量計 Turbine flow meter

TOFPINE

カルマン渦式流量計 Karman vortex flow meter

TOFPINE

面積式流量計 Variable area flow meter

TOFPINE

バルブ Valve

TOFPINE

羽根車式流量計 Turbine flow meter

TOFPINE

バルブ Valve

TOFPINE

羽根車式流量計 Turbine flow meter

TOFPINE

カルマン渦式流量計 Karman vortex flow meter

TPS25/32-RF/V
TPS25/32-H

TPS25/32-R（H type）
TPS25/32-K
TPS25-A
TPR25-S

TPR25-R
TPR30-V

TPR30-H
TPR30-K

パルス出力 Pulse output

VK-T

アナログ出力 Analog output

VSP（A/V type）
表示付 With indicator

038

VK-HP（A type）

パルス出力＋表示計 Pulse output + indicator

アナログ出力 Analog output

VK-HP(C type)
パルス出力＋表示計 Pulse output + indicator

VK-HR（A type）

For Water

VK-HR（G/R type）

電動比例制御バルブ Flow control valve

VK-HM（A type）

パルス出力＋表示計 Pulse output + indicator

044
050

FCV-N

表示付/アナログ出力 With indicator/analog output

VK-HM（G/R type）

HF-PK

MH-FLC600

060

HF-PE

FLC700064

HF-MPA

マニホールドタイプ Manifold type

2023

076

Helical flow

Helical flow

パルス出力 Pulse Output

Fin flow

パルス出力 Pulse putput

Fin flow

アナログ出力 Analog output

Fin flow

表示付 With indicator

FF-S(P type)

FF-S(R/I/V/W/N/T type)
FF-S(G type)
Revo flow

パルス出力 Pulse output

Revo flow

パルス出力 Pulse output

Revo flow

アナログ出力 Analog output

RF-XP
RF-UP

080

RF-UR

082
084
086
088
090

122
124
126

UTF-P

078

128
130
132
134
136
138

差圧式流量計 Differential pressure flow meter
DPF

140

分流式流量計 Bypass type flow meter
BY-OM

142

面積式流量計 Variable area flow meter
FM-PZ

144

092

FM-PX20

146

094

FM-PX25

148096

DUO-PX

150

098

FM-PG

152

100

FM-PR

154

102

FM-KF

156

Duo flow

Flow checker

104

FC-CX18

106

FC-C21

108

FC-CH22

Flow checker

Flow checker

Flow checker

FC-CX24110

TP-H

Helical flow

054

FLC600074

羽根車式流量計 Turbine flow meter
Helical flow

フローコントローラ Flow controller072

カルマン渦式流量計 Karman vortex flow meter

表示付/アナログ出力 With indicator/analog output

FCV/MCV-M

002

バルブ Valve

VSP（DA type）

040

BY-OM

TOFPINE036

分流式流量計 Bypass type flow meter

W 液体用

068

FLC-E

For Gas120

Flow checker

FC-CX26
Flow checker

114

FC-CX30

116

FC-A（PMMA type)

118

FC-AQ

Flow checker

Flow checker

158
160
162
164
166
168
170
172

Flow checker

174

FC-AQX
Flow checker

176

FC-AQS
Flow checker

Flow checker

180

FC-SM

Flow checker

182

FC-SP

Flow checker

186

FC-SA

Flow checker

FC-SD

Flow checker

FC-S

Flow checker

FC-SX

Flow checker

FC-GF

Flow checker

Pico flow

Fin flow

234

FF-P

192

FM-PF（Custom type）

194

FM-PF（Excel type）

196

DUO-PF

フロースイッチ Flow switch

カ ス タ ム タ イプ

エ ク セ ル タ イプ

Duo flow

Flow checker

FC-A（PVC type）

P 周辺パーツ
F-LG

FC-SE903

202

F-YG

Y形ストレーナ Y-type strainer

Y形ストレーナ Y-type strainer

FC-SE013

204

F-YS

FC-SE301

206

エジェクター Ejector

FC-SE402/403

208

M-EM

FC-SF

210

ボールバルブ Ball valve

サイトフロー Sight flow indicator

TP-BV

S-OA

211

S-TB

212

S-FV

213

C 薬液・純水用

フローコントローラ Flow controller
FLC4000R

216

220

超音波流量計 Ultrasonic flow meter
USF500S

266

デジタルメータ Digital meter

238

EM30DT

268

240

EM40ET

270

244

EM45RT

272

246

EM0100DT/DR

274

EM0900ET

276

技術資料 Technical information

278

250

代替機種一覧 List of the substituting types

286

251

索引 Index287

252

仕様お伺い書 Specification inquiry sheet

288

製品保証について Warranty

289

Cubic

253

254

TP-CV

255

ケミカルリリーフバルブ Chemical relief valve

256

ケミカルプレッシャースイッチ Chemical pressure switch

フローコントロールバルブ Flow control valve
FCV-C

アナログコンバータ Analog converter

チェックバルブ Check valve

CF-RV

For Chemicals

264

236

Parts

ラインフィルター Line filter

201

Digitalmeter/Converter

Cubic

フィルター Filter

FC-SE901

D デジタルメータ/コンバータ
EX30AR

面積式流量計 Variable area flow meter
リ ー ズ ナ ブ ル タ イプ

260

CF-EM

Digital Meter Option

羽根車式流量計 Turbine flow meter

FM-PF（Reasonable type）

200

PCF-035R

232

SSF

188

198

FC-GFP

カルマン渦式流量計 Karman vortex flow meter

ケミカルエジェクター Chemical ejector

CF-PS

257

ケミカル温度センサ Chemical temperature sensor
Thermo connector

CF-SCMT258

ケミカルラインフィルター Chemical line filter

224

CF-LF

259
2023

003

総合目次

178

FC-AQSX228

USF500N

その他製品情報 Other product information
Other product information

ピックアップ製品 Pick up products

集積型分配システム

冷却水量を遠隔制御。型温の安定化と現場工数を削減します。
■ 小型の流量自動制御バルブを搭載。
最大28連まで対応した集積ヘッダーです。

ラインナップ Line up■ 遠隔操作により、任意のタイミングで各系統の冷却水量を可変できます。
■ 各温度センサとの組合せにより、型温度の安定化にも貢献。

■ 従来、
手間と時間が掛かっていた1系統ずつの手動バルブ調整が不要になります。
■ IP保護等級 : IP67相当

シングル系統タイプ Single type
ＰＬＣ・パソコンを使用せずに、
ＦＬＣ-H１００を3.8 in コントローラのみで冷却水量を制御するシステムです。

Remote control of flow rate of cooling water, making it possible for you to have stable mold temperatures
and to reduce man-hour in the field.
■ Manifold available up to 28 ports with small flow control valves incorporated.
■ Flow rate in each port is independently controllable by remote.
■ More stable mold temperatures are available by using with temperature sensors.
■ Backbreaking manual valve operation for each port is no longer needed with this flow controller.
■ IP protective class: IP67 Equivalent

FLC-H100 is/are operated with 3.8” controller, not with PLC ・ PCF

3.8

ダイカストマシンの冷却水をシステム管理 Cooling water management system for die casting machines
専用アプリケーションを使用する事により、以下の事ができます。
■ 最大140系統の冷却水をコントロール。

Application made for system allows you to do such as the following.
■ Managing up to 140 cooling water lines.
■ Linking system with die casting machines.
■ Adjusting water flow rate based on temperature information coming from thermocouple and thermographic camera.
コントローラDie casting machines

Controller

ヘッダー(28系統) Header (28-channel)
ヘッダー(28系統) Header (28-channel)
ヘッダー(28系統) Header (28-channel)

従来のシステムとIDS導入後の比較 Comparison between existing process and IDS-incorporated process

Variation in flow rate exists...

冷却水
IN

RO

LL

ER

■Ｆ
ＬＣ-H１００の通信構成は１系統。
（FLC台数４台迄）■ 流量モニタ、
制御値の書込み。
（4パターンのレシピが入力可能）■ 水量データの保存、読込。(要SDカード)■ Response time: 100msc per FLC-H100■ 1 pcs of FLC-H100 is used for 1 cooling line (Up to 4 pcs of FLC-H100 available)■ Monitoring and selecting flow rates are available (Up to 4 programmed data selectable)■ Data of flow rates can be saved and loaded (SD card required)

ヘッダーユニットタイプ Header type
■ 金型IN側の冷却水量を制御します。

■ 金型や設備に取付することができます。
■ 最大28個のフローコントローラを搭載可能

各系統の流量にバラつきがある…

Inlet HeaderNT■ 樹脂マニホールドで軽量化

従来のシステム Existing Process

一次側ヘッダーCO■ 通信応答速度：1系統あたり100msc■ 熱電対、
サーモカメラの温度情報を基に冷却水を調整。

ダイカストマシン

inTouch Panel■ ダイカストマシンと接続する事により、連動が可能。

0

10

-H
LC

■ Controlling flow rates of cooling water of inlet side of die

手動バルブ

金型 Mold

Manual Valve

流量センサ

Flowmeter

二次側ヘッダー■ Die or facility installable

Outlet Header■ Weight saved by using plastic manifold

L1

3.5L/min(?)■ Up to 28 pcs of FLC-H100 mountable

L2

5.0L/min(?)

バルブスタンドタイプ Stand type

L3

4.5L/min(?)

L4

3.0L/min(?)

■

冷却水
OUT

Water IN

Water OUT

金型IN側または、OUT側の冷却水量を制御できます。

■ タッチパネル上で水量の設定、モニタリングが可能。
■■

Controlling flow rate of cooling water of inlet or outlet side of die
Flow rates monitored and selected on Touch panel

IDS導入後 IDS-Incorporated Process
各系統の供給圧力が変動しても、設定流量に自動制御する。

Flow rate is automatically adjusted to your selected flow rate even if supply pressure values in each line change.
パソコンで簡単に
遠隔操作

Remotely controlled by
PC

冷却水
IN

一次側ヘッダー フローコントローラ

Flow Controller

Inlet Header

L1

3.5L/min

L2

5.0L/minL3

4.5L/min
3.0L/min

L4

Water IN004

金型 Mold

工数削減

Man-hour
reduction

二次側ヘッダー

Outlet Header

Touch Panel
冷却水
OUT

Water OUT

2023

装置を止めずに、各系統の設定流量を遠隔制御できます。

専用制御盤 Control Panel Flow rates are remotely controlled without stopping die casting machines

システムユニットシリーズ System unit series
オゾン水分解装置

窒素置換式脱酸素装置

Ozonated Water Decomposer

RIS

ULV

オゾン水を分解することを目的とした紫外線照射式溶存オゾン分解装置です。
Dissolved Ozonated Water Decomposer employing Ultraviolet ray irradiation has been designed to decompose
ozonated water.
■ フッ酸混入のオゾン水に対応■ 純水リサイクルに最適■ メンテナンスが容易■ コンパクト設計

気液混合器に特殊部品を採用することで、必要な性能を発揮させると共に優れたコストパフォーマンスを実現しました。
By using special parts at the gas-liquid mixer, this device achieves necessary performance and achieves
excellent cost performance.

■ Usable with ozonated water containing hydrofluoric acid■

■ Suitable for DI water recycling■■ Easy to maintain■■ Compact design■

使用例 Application【リス・アルファ】

有害なヒドラジン系脱酸素剤の混入が好ましくない工場に最適です。
非ヒドラジン系脱酸素剤は水中の固形物濃度を上昇させますが、使用量を少なくし上昇を抑えます。
Suitable for use at factories where contamination caused by harmful hydrazine-based oxygen scavenger is not accepted.
Using non-hydrazine-based oxygen scavenger results in the rise in concentration of solids in water, but therise can be suppressed by using less.

構造イメージ Structure image

オゾン水発生器 Ozonated water producer

処理水 Treat waterN2

洗浄装置 Wafer Cleaner
窒素分離膜 Nitrogen separator

流量計 Flow meter
水 Water

O2

オゾン Ozone

ドライヤユニット Dryer unit

オゾン水

Ozonated water

純

After ozonated water decomposed

リサイ
水
排水

Drain

オゾン水分解装置

ル DI wateク

オゾン水分解後

溶存酸素濃度（mg/l）

Flow rate of 20L/min

10

10

0.3
0.2

0
一次側(IN側)濃度 Inlet concentration

給水 Water supply

Pump

1パス時 N2-substituted water (one-time)12
流量:20L/min

20

ポンプ

Compressor

性能曲線 performance curve

40

20

コンプレッサー

Dissolved oxygen concentration (mg/ L）

一次側オゾン水濃度(mg/L）

Inlet side of ozonated water concentration(mg/ L)

分析データ Analytical data30

Gas-liquid mixer

cyclingr reOzonated water decomposer

40

気液混合器

Air

オゾン水 Ozonated water10

給水 Before substituted

864

処理水 After substituted

2
0

20

40

60

80

水温（℃）Water temperature

二次側(OUT側)濃度 Outlet concentration

水冷ユニット

積算ユニットWater Cooling Unit

Integration System

TCU【イーブル】

流量計とバルブで構成され、設定した積算流量でバルブを閉じ、投入量（積算量）
を管理できます。食品の調合時、例えばドレッシン
グの調合の場合、水、植物油、醤油、お酢、食品添加物などを調合しますが、レシピ通りのそれぞれ決められた量を投入することが簡単に出来るようになります。
Integrated with flow meter and valve, the valve can be closed when totalizing flow volume is reached to thesetup point. For example, when making up dressing, using water, vegetable oil, soy sauce, vinegar, and foodadditives, etc., each amount of ingredient determined in recipe can be easily added with EABLE.

積算ユニットを使うと... Usage example

1

装置内の複数の冷却水ラインを一括で管理するシステムです。お客様仕様で流量の分配調整、断水警報、漏水警報等の対応をいたします。
TCU series is a system which collectively controls a plurality of the cooling water inside the equipment. Not
only flow distribution and adjustment, but also warning for water stoppage and leakage and etc. can be
conducted, based on your specifications.

2

ボタンを一つ押すだけで、決められた量で止まります。

EABLE stops flow at a selected volume with a single button.

調合タンク

Mixing tank

2023

005

その他製品情報

ULVIT

Nitrogen Replacing Deaerator

安全上のご注意 Safety precautions
Safety precautions / A guide to selecting

はじめにお読み下さい Firstly please read.
■

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
本書では安全上においての表示を下記の通り表記いたします。内容を良く理解された上で本文をお読み下さい。

■

Please read carefully and use products according to instructions.

■

The symbols used with regard to safety precautions in this catalogue are indicated below. Please read the text thoroughly and act according to instructions contained therewith in.

■

警告 Warning

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
This is the safety-alert symbol which indicates a potential cause of serious injury or death.

警告 Warning
安全が要求される用途への使用（医療機関、原子力、飲料、食料、車両等）の際は当社へご連絡下さい。
Consult with us about applications that require safety (medical, nuclear, beverage, food, vehicle use, etc)
使用材質、機能、使用条件等が不適切ですと事故を引き起こす可能性があります。Accidents may be caused by inappropriate usage, operating conditions and materials.

製品により使用条件（耐圧、耐熱、流体等）が異なりますので、設計時の仕様でご使用下さい。結露、流体の凍結のない環境でご使用下さい。
Do not use products for purposes other than which they have been expressly designed for. Use it in the environment where condensation of humidity and freezing of the fluid will not occur.
異なった条件で使用しますと機器本来の性能が維持できず、破損等の原因となります。If used in ways other than those specified, damage may result.

機器の取りつけは水平、垂直とし、設置後も衝撃を与えないで下さい。急激な圧力、温度変化による衝撃を与えないでください。
Be careful to install the products vertically or horizontally and to avoid impact shock after installation.Do not give any abrupt pressure and temperature change caused by from impact shock.
傾きや衝撃があると流量精度の悪化や、製品の破損等の原因となります。Slant and impact shock may result in deterioration of the flow accuracy and damage to the product.

爆発性ガスの雰囲気中では使用しないで下さい。
Never use the metering device in an atmosphere of explosive gas.
使用すると爆発災害を引き起こす可能性があります。 If used in an atmosphere of explosive gas, it may cause an explosion.

流体に異物の混入を避けて下さい。
Avoid mixing foreign matter into the fluid.
流体に異物が混入しますと機器の動作が不安定となります。異物が混入すると予測される場合は流量計一次側にフィルタを挿入して下さい。
If foreign matter is introduced into the device, it may become unstable in operation. If there is a possibility of foreign matter entering the device, it is recommended to place the filter at the primary side of the flowmeter.

この安全上の注意を無視し、製品本来の使い方以外による責任は負いかねます。
We are not liable for improper use or abuse of the device due to neglect of safety instructions.
本項をお読みの上、正しくご使用下さい。Please use properly after having read the above safety instructions.

006

2023

型式表のご利用方法 A Guide to selecting
安全上のご注意／型式表のご利用方法

型式表の見方 Instructions for how to select1.ご選定事項 Selecting items to be specified

2.説明 Explanations

規格より右側へ順にご選定下さい。
Specify them from the first item of standard to the right direction in order.

各数字、アルファベット文字の詳細が掲載されています。
特殊に該当する場合は当社にご相談下さい。
Necessary information on specification are listed and exposited here in detail.
For specialized item, consult us with your specifications.

型式 Model number selection
For specialized item

XX-XX

For specialized fluid

For specialized shape°C

3.コメントウィザード Wizard on explanatory notes＊印に対応する注釈が掲載されています。
Explanatory notes are indicated with mark ＊.

4.即納マーク Quick delivery (Only Japan available)
当社で在庫している製品です。オンラインストア(http://www.tofco.jp/store/)からもご購入頂けます。
また、即納対応製品として掲載されていても、予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.

2023

007

G
For GasFor Gas

008

気体用

G
気体用

目次 Contents
面積式流量計 Variable area flow meter

FM-PZ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 010
FM-PX20 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 012
FM-PX25 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 014
DUO-PX ・・・・・・・・・・・・・・・・ 016
FM-PG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 018
FM-PR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 020
FM-KF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 022
FC-CX18 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 024
FC-C21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 026
FC-CH22 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 028
FC-CX24 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 030
FC-CX26 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 032
FC-CX30 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 034
FC-S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 036
FC-SX ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 038
分流式流量計 Bypass type flow meter

BY-OM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 040

009

GFor Gas

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FM-PZ

Variable area flow meter

警報スイッチが取付可能です。
短納期。低価格。

■■

Alarm switch can be installed
Quick delivery and offering at a low price.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM-PZ

気体用
For gas

バルブ
Valve

-

G

規格 Std.

25

50

警報
Alarm

流体名 流量単位 最大流量
FluidsUnits
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

T1
ショートタイプ For short type ＊4
FKM バイトンパッキン Viton packing
接続口径 Connection size
規格 Std.
01
Rc1/4
25
02
Rc3/8
50
03
Rc1/2
1atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
B
NL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明E
SL/min記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
Z
特殊 For specialized unit ＊1＊2: A接点：設定値以上クローズ
AIR
1
B接点：設定値以下クローズ
N2
2＊3: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付
O2
3
いては、巻末の技術資料を参照下さい。
＊4: 規格25のみ対応。
CO2
4＊5: 仕様が限定されています。お問い合わせ下Ar
5さい。
C3H8（プロパン） (Propane)
7
AIR/N2 ダブル目盛 Air / N2 double scale＊4＊5 ※ 測定範囲はAIR換算 1atm/20℃
A{OMPa（G）}条件の流量です。
特殊 For specialized fluid ＊1
9※
マークは即納品です。ただし、Air/N2
0 スイッチ無し With no switch
ダブル目盛の下記の型式に限定されます。
1 リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A ＊2
FM-PZ25G-10A-B□-1atm/20℃-01
2 リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B ＊2
※ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜
A 磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛B 磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2や長さや接点方式等により使用範囲は異な
C 磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
ります。
D 磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2 ＊1: For specialized items specify them at end of Model number
selection in order. For details, consult us with your9 特殊 For specialized alarm ＊1
specification.
0
ニードルバルブ無し With no needle valve＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
1
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
2
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
＊3: Refer to technical information at the end of this catalog, if
9
特殊 For specialized shape ＊1
applying any pressure and temperature other than 1 atm and
測定範囲 Measuring range
口径 Connection size
材質 Material
20°C.
1〜10NL/min＊4: Responding only to Std.25.
2〜20NL/min＊5: Specifications to be applied are limited. Please contact us
3〜30NL/min
with your specification.
Rc1/4
SCS14
※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at
4〜50NL/min
1 atm and 20°C.
10〜100NL/minshows a quick delivery, however the※ Pictorial marking
10〜100NL/min
type is limited to a double scale of Air / N2 as shown
20〜200NL/min
below: FM-PZ25G-10A-B□-1atm/20°C-01
Rc3/8, Rc1/2
SCS1430〜300NL/min※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
40〜400NL/min
However, it varies depending on a scale, size and contact
method of flowmeter.

※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、
温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under atmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values, and Specific Gravity,from the before-mentioned conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.

010

2023

G
気体用

仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃(結露なきこと No dewing)

NPN出力-A接点 NPN output contact A

面積式流量計

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

A接点 Contact A

ケーブル長 Cable length

B接点 Contact B
DC 0〜24V

接点容量 Contact capacity

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※2m (AWG 24)

規格寸法 Standard dimensions

Max. 0.2A
50cm (AWG 24)

ケーブル長 Cable length

25

L

L1

L2

標準 Standard type

154

130

100

ショートタイプ Short type

139

115

85

タイプ Type

FM-PZ

規格 Std.

※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing
FM-PZ50(リードスイッチ付) (with reed switch)

FM-PZ25(リードスイッチ付) (with reed switch)
2×Rc1/4

2×Rc3/8 or Rc1/2

35
4×M4×4

①
②
③
④
⑤
⑥

②
③
④
⑥
⑤
⑦
⑨
⑧
⑩

⑦
⑧
⑨
⑩

120

青 Blue(−)

L1

L

（26）

185

⑫

茶 Brown(＋)

Max. 39

32

φ36

32.5

PZ50 スイッチ付 with switch

Max. 52

※1

17

150

112
19

120

100

（28）

4×φ5

10

15

35

※2

φ30

パネル埋込取付 Panel-embedded

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
3

40

L1

46

⑬

2×φ29

35

※1
L2

青 Blue(−)

磁気スイッチ Magnetic switch

2×φ20

28

（28）

10

パネルカット Panel cut-out
PZ25 スイッチ付 with switch

茶 Brown(＋)

⑪
IN

50
30

⑪
⑫
150

OUT

※3

パネル前面取付 Panel-mounted（2000）※1: リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※2：取付の際には一時的にハンドルを外してください。
※3：パネル板厚：1.2mm以上※1: Flowmeter equipped with reed switch is uninstallable to magnetic panel.
※2: Remove valve handle before installing flow meter on panel.
※3: Panel thickness: 1.2 mm or greater.

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

キャップ Cap2

フィッティング Fitting3

パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

ガイドポール Guiding pole

SUS3166テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

PPS

No.

名称 Names of parts

材質 Material

7

フロート Float

NBR

8

フロントプレート Front plate

PA12

POM/PPS/SUS316

9

ケース Case

ADC12

SCS14

10 ニードルバルブ Needle valve
11 ロックナット Locknut

備考 Remarks

SUS316/ガラス/Ti/SUS304 マグネット密封(スイッチ付のみ)
Magnet sealed for switch
SUS316 / Glass / Ti / SUS304

SUS316

オリフィス Orifice:PEEK

C3604/Ni-3

12 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 2413 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM etc.

AWG 24

2023

011

G
For Gas

面積式流量計FM-PX20

Variable area flow meter

コンパクト/ シンプル。
低価格/ 短納期。

■■

Compactly and simply constructed
Quick delivery and offering at a low price.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PX 20

バルブ
Valve

気体用
For gasG-

流体名
Fluids

圧力/温度Pres. / Temp.

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-オプション
Option--

特殊項目
For specialized item

FKM

1atm/20℃
Max.

1

規格 Std.

バイトンパッキン Viton packing

設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2

下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

A

NmL/minB

NL/minD

SmL/minE

SL/minZ

特殊 For specialized unit

＊1

AIR

2

N2

3

O2

4

CO2

5

Ar

7

C3H8（プロパン） (Propane)9

特殊 For specialized fluid＊10

ニードルバルブ無し With no needle valve

1

下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side2

上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side9

特殊 For specialized shape

測定範囲 Measuring range＊1
接続口径 Connection size

材質 Material

Rc1/8

BSBM（メッキ Plating）

40〜500NmL/min
0.1〜1NL/min
20

0.2〜2NL/min
0.4〜5NL/min
1〜10NL/min
2〜20NL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。
＊測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa（G）}条件の流量です。
※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under atmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values, and Specific Gravity, from the before-mentioned conditions,
we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.

012

2023

G
気体用

仕様 Specifications※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

構造図 Structural drawing

15②

2×Rc1/8①

FM-PX20（19）

4×M3×6.5

ＯＵＴ

③
④

84

⑦

⑨

⑧

⑩

2×M4×2.4

10

19

27

ＩＮ

9

66

104

⑥

50

⑤

25

Max. 37

27

2

パネルカット Panel cut-out
パネル埋込取付 Panel-embedded

2×φ16

15

17

50

84

56

2×φ5

14

20

9

66

4×φ4

パネル前面取付 Panel-mounted

φ16

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

2

フィッティング FittingBSBM

メッキ Plating3

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper

5

フロート Float6テーパー管 Tapered tube

7

フロントプレート Front plate

PMMA

クリア Clear8

ニードルバルブ Needle valve

SUS316

オリフィス Orifice：PEEK

9

ケース Case

AI（6063）

ブラック Black10

サラビス Countersink screw

SUS304

M3

No.

PTFE/SUS316
Ti/ガラス/ルビー/SUS304 Ti / Glass / Ruby / SUS304
耐熱ガラス Heat-resistant glass

2023

013

G
For Gas

面積式流量計FM-PX25

Variable area flow meter

パネル取り付け型のパージメータです。
微小流量に対応しています。
■ 警報スイッチが取付可能です。
■■

Panel-mounted type flow meter
Flow ranges for low flow rates available■ Alarm switch can be installed.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

気体用
For GasFM - PX 25

G

バルブ
Valve

警報
Alarm

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item

T1

ショートタイプ For short type

B

スタンド付（自立型） With stand (Stand-alone type)

SW

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok typeV

VCRタイプ継手付 With joint of VCR type

FKM バイトンパッキン Viton packing
1atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
A NmL/min

B NL/minD SmL/min

1 AIR 2 N2 3 O2 4 CO2 5 Ar

規格0

スイッチ無し With no switch

1

リードスイッチA接点 With reed switch of contact A＊2

2

リードスイッチB接点 With reed switch of contact B＊2

A

磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊2

B

磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊2

C

磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊2

D

磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊23

近接センサ With proximity sensor

5光電センサダークON DC24V±10％ With photosensor formed Dark ON at 24 V DC±10%9特殊 For specialized alarm＊1＊ 1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。

ニードルバルブ無し With no needle valve

1

下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side

＊ 2：A接点：設定値以上クローズ

2

上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side9

＊ 3：圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、

特殊 For specialized shape ＊1
接点方式
Contact forms

詳細は当社にお問合せ下さい。

B接点：設定値以下クローズ

巻末の技術資料を参照下さい。

口径Connection size

材質
Material

10〜100 NmL/min
20〜20040〜5000.1〜1 NL/min

近接センサ
Proximity sensor

0.2〜2
0.4〜5

25

光電センサ Photo sensor

1〜10
2〜20
3〜30
4〜50
5〜70
10〜100014

2023

Z 特殊 For specialized unit＊10

測定範囲
Measuring range

Std.

E SL/min（プロパンPropane） 9 特殊 For specialized fluid＊1
7 C3H8リード/磁気スイッチ
Reed / Magnetic switch

Rc1/4

SUS316＊ 測定範囲はAIR換算1atm/20℃{OMPa(G)}条件の流量です。
＊ スイッチ設定範囲は、
F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や長さや接点方式等により使用範
囲は異なります。
※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。
ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: Refer to technical data at the end of this catalog, if applying any pressure andtemperature other than 1 atm and 20°C.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
※ This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR underatmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions suchas temperatures, pressure values, and Specific Gravity, from the before-mentioned
conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided
specifications.

G
流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

電源 Power source

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

消費電流 Current consumption 20mA以下 ≦ 20 mA

FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃(結露なきこと No dewing)

DC24± 10％ 24 V DC ±10%動作モード Operation mode

ダークON：フロート遮光時ON Dark on: ON, when float is obscured.
NPNオープンコレクタ NPN Open collector

制御出力 Control output

シンク電流80mA(DC30V)Max. Sink current: 80 mA (30 V DC)at max.

ケーブル長 Cable length※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

2m (0.15mm2 - 3芯, 2芯 3 wires, 2 wires )近接センサ仕様 Specifications on proximity sensors

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

DC12〜24V

NPN出力-A接点/B接点 NPN output contact A / contact B

電源 Power source

PNP出力-A接点/B接点 PNP output contact A / contact B

消費電流 Current consumption 13mA以下 ≦ 13 mA

電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V

動作モード Operation mode

消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA

フロート近接時：OFF OFF: When float comes close
NPN電圧電流出力 NPN voltage-current output

制御出力 Control output

オープンドレイン Open drain
耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

開閉容量 Switching capacity：200mA max.

ケーブル長 Cable length

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

2m (0.14mm2 - 3芯 3 wires )FM-PX25

出力 Output

規格寸法 Standard dimensions

接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

L

L1

L2

L3

L4

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

標準 Standard type

154

130

110

104

94

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)

ショートタイプ Short type

139

115

95

89

79

※配線図は巻末の技術資料参照※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ

For wiring see technical data at the end of this catalog.
Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing

⑤

（28）

④
②
①

Max. 37

3（2000）

⑭
⑫
⑯ ⑪

ＩＮ

32

※
（39）

※ VCRタイプ継手付 With joint of VCR type : (37)

25

2×φ20

ＯＵＴ

⑭

⑦
⑥
⑤
③
④
②
①

Max. 37

2×φ20

（26）

⑬
28

L1
L4

⑮

近接/光電センサ付
With proximity / Photo sensor.

⑯⑫⑪
ＩＮ

32

18

L
L2

⑦
⑥

⑩
⑨
⑧

リード/磁気スイッチ付
With reed / magnetic switch

L1
L3

ＯＵＴ

18

2×Rc1/4

L1

⑨
⑧

30

φ14

2×1/4″⑩

4×M3×6

L
L2

30
18

L1

4×M3×6

パネルカット Panel cut-out

リードスイッチ付 With reed switch
オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

磁気スイッチ付スウェジロックタイプ継手付
With magnetic switch but with joints of Swagelok type.

22※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

材質 Materials
No.
1
2
3
4

名称 Names of parts
ニードルバルブ Needle valve
フロントプレート Front plate
センサブラケット Sensor bracket
テーパー管 Tapered tube

5

フロート Float

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ストッパー Stopper
Oリング O-ring
リテーナ Retainer
キャップ Cap
フィッティング Fitting
アダプタ Adapter
ロックナット Locknut
リードスイッチ Reed switch
ガイドポール Guiding pole
磁気スイッチ Magnetic switch
ケース Case

材質 Material
SUS316PMMA
PMMA
耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard Glass
ガラス/ルビー/POM/SUS316/Ti
Glass / Ruby / POM / SUS316 / Ti
PTFE/SUS316/FKM
NBR
SUS316
SUS316
SUS316
SUS316BSBM
SUS303 他 etc.
SUS316
POM 他 etc.
AI

面積式流量計Max. 80℃ / パッキン材質 Packing

使用流体温度 Max. operating temperature

出力形態 Output form

気体用

光電センサ仕様 Specifications on photo sensor

仕様 Specifications

備考 Remarks
オリフィス Orifice：PEEK
近接センサ仕様は無し No need to proximity sensor
マグネット密封(リード/磁気スイッチ付)
Magnet sealed for reed and magnetic switch

メッキ Plating
AWG 24
AWG 24

2023

015

G
For Gas

面積式流量計DUO-PX

Duo flow

Variable area flow meter

フロートの位置で流量を現場目視できます。
同時に連続信号を出力できます。

■■

Flowrates are visually confirmed by the position of float on site.
Also a continuous signal can be produced simultaneously.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

DUO - PX

気体用
For gas

G

バルブ
Valve

出力
Output

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item

B

スタンド付(自立型)With stand (Stand-alone type) ＊3

SW

スウェジロックタイプ継手付
With joint of Swagelok type ＊3

V

VCRタイプ継手付
With joint of VCR type ＊3

FKM

バイトンパッキン
Viton packing

表示計
Indicator

表示計とセット（オプション記号を記入） ＊4
Provide option code of display in case that you want to use with this product1atm/20℃

設計圧力/温度を記入 ＊2
Design pressure / Fluid temperature

下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below
NmL/min
NL/minSmL/min
SL/min
特殊 For specialized unit ＊1
Max.

A
B
D
E
Z

0
1
2
9

1
AIR
2
N2
3
O2
4
CO2
5
Ar
7
C3H8（プロパン） (Propane)9
特殊 For specialized fluid ＊1
4-20mA出力 Output at 4-20 mA ※1
1-5V出力 Output at 1-5 V ※2
1-10V出力 Output at 1-10 V ※3
特殊 For specialized item ＊1
9ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊1

規格 Std. 測定範囲 Measuring range
40〜500 NmL/min
0.1〜1 NL/min
0.2〜2 NL/min
20
0.4〜5 NL/min
1〜10 NL/min
2〜20 NL/min
10〜40 NL/min
25
20〜90 NL/min

016

2023

口径 Connection size

材質 Material

Rc1/8

BSBM

Rc1/4

SUS316＊1：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：圧力、温度が1atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。
＊3：規格25のみ対応。
＊4：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※ 測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa（G）}条件の流量です。
※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure
and temperature other than 1 atm and 20°C.
＊3: Responding only to Std. 25＊4: Display is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter"
page regarding option codes.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow
ranges we specify)

G
気体用仕様 Specifications

計測概要 Measurement overview

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

出力精度 Output accuracy±5％ of F.S.
0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）
4-20mA 負荷抵抗：400Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 400 Ω
1-5V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-5 V Load resistance: ≧ 50 kΩ

出力信号 Output signals

面積式流量計

使用最高圧力 Max. operating pressure

投光側と受光側に赤外IRとフォトトランジスタそれぞれ20個あります。
その間にあるフロートが光を遮り、影の濃さによってフォトトランジスタが反応してON/OFFします。フロートの影を高低として読み取り、アナログ信号に演算され出力信号となります。
There are 20 pcs of phototransistor and infrared IR respectively on both of the transmitting and receivingsides. When the float rises or falls, beams emitting from the transmitting side are blocked, making thephototransistor turn ON / OFF. The shadow of the float is used to read flow rate, generating an analog output
signal.

1-10V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 50 kΩ

出力性能 Output performance

約152分解能 Approx resolution of 152

電源 Power source ※投光側センサTransmitting side

DC12〜24V ±10％、Ｍａｘ．９０ｍＡ

ケーブル長 Cable length

受光側センサReceiving side2m

※ アナログ信号1-10Ｖの電源は、
ＤＣ２４Ｖ ±10％、Ｍａｘ．
９０ｍＡです。
※ Power source for analog output signal of 1-10 V is 24 V DC ±10%, Max. 90 mA.

ケーブル内訳 Function

ケーブル色 Cable color

DC12〜24Ｖ +12-24 V DC power source

赤 Red

0V

白 White

アナログ出力 Analog Output

黄 Yellow

外皮シールド Wire shielding

緑 Green

DUO-PX

ケーブル仕様 Specifications on cable

気体の流れ
Flow direction

線種 Class of cable
AWG 24構造図 Structural drawing
DUO-PX25

15

⑨

⑩

（25）

⑬

②
110

154

66.5

56

66

15

⑫

⑭

③
④
⑤

4×φ4

⑥
⑦

2×Rc1/8

⑧
18

14

9

IN

φ16

12

①

12

⑧

パネルカットPanel cut-out

22
OUT

⑫

84

66

104

66.5

⑪

⑦

32

φ16

（25）

①
②
③
④
⑤
⑥

Max. 37130

OUT

4×M3×63630

18

2×Rc1/4⑨ ⑩⑪

102

パネルカットPanel cut-out

2

14

27

10

Max. 37

10

4×M3×6.5

31
25

110

DUO-PX20

IN
4×φ4

18

※ ニードルバルブなしの場合、φ16のパネルカットは必要ありません。
※ No need to make a hole of φ16 for no needle valve version.

材質 Materials
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

名称 Names of parts
ニードルバルブ Needle valve
ケース Case
フロントプレート Front plate
テーパー管 Tapered tube
フロート Float
ストッパー Stopper
Oリング O-ring
リテーナ Retainer
キャップ Cap
フィッティング Fitting
電源LED Power LED
リニアセンサ Linear sensor

材質 Materials
材質 Material
備考 Remarks
SUS316
黒アルマイト Black alumite
Al
クリア Clear
PMMA
耐熱ガラス Heat-resistant glass
SUS304PTFE
NBR
メッキ Plating
BSBM
メッキ Plating
BSBM
メッキ Plating
BSBMーPBT他 PBT, etc.

No.
名称 Names of parts
1 ニードルバルブ Needle valve
2 フロントプレート Front plate
3 フロート Float
4 テーパー管 Tapered tube
5 ストッパー Stopper
6 Oリング O-ring
7 リテーナ Retainer
8 キャップ Cap
9 フィッティング Fitting
10 ロックナット Locknut
11 アダプタ Adapter
12 ケース Case
13 電源LED Power LED
14 リニアセンサ Linear sensor

材質 Material
備考 Remarks
SUS316PMMA
クリア Clear
SUS316耐熱ガラス Heat-resistant glass
PTFE/SUS316
NBR
SUS316
SUS316
SUS316BSBM
メッキ Plating
SUS316AIーPBT他 PBT, etc.

2023

017

G
For Gas

面積式流量計

FM-PG

Variable area flow meter

パージ用流量計としても最適です。
容易な保守。
■ 構造が簡単で、耐久性に優れています。
■■

Most widely used as a purging flowmeter.
For maintenance to easy.
■ Simply constructed and excellent in durability.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PG

気体用
For gas

G

バルブ
Valve

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item-

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok typeSW
バイトンパッキン Viton packing
FKM
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2
Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NmL/min
NL/minSmL/min
SL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.

25

30

40

0
1
2
9

A
B
D
E
Z
1
AIR
2
N2
3
O2
4
CO2
5
Ar
7
C3H8（プロパン） (Propane)9
特殊 For specialized fluid ＊1
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
口径 Connection size
30〜300 NmL/min
40〜5000.1〜1 NL/min
0.2〜2
Rc1/4
0.4〜5
1〜10
1〜15
2〜20
3〜30
3〜30
4〜40
4〜50
5〜80
10〜100
10〜120
10〜130
10〜15020〜20020〜25030〜300

材質 Material

BSBM（メッキ Plating）
Ni-1

Rc3/8

Rc1/2

＊1：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：圧力、温度が1atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa（G）}条件の流量です。Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under atmospheric conditions.
In case that flow meter(s) is / are required to make under different conditions such as temperatures, pressure values, and Specific Gravity, from the before-mentioned conditions, we may be able to make flow meter(s), depending on provided specifications.

018

2023

G
気体用

仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃(結露なきこと No dewing)

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.

口径 Connection size

25
30
40

L

L1

L2

L3

Rc1/4

160 130

25

Rc3/8
Rc1/2

185 145 32.5 20

B

C

H

φd

φD

M

G

15

30.5 40

33

6

20

5

2.5

167 135 27.5 16

37.5 40

51

6

22

5

5

45.5 53

59

7

27

6

6

FM-PG30/40

⑥

⑨

⑤
2×M

⑪

⑦

⑫
⑨

２×M

(L2)

IN

(B)

Max. C

パネルカット Panel cut-out
3040

備考 Remarks

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

2

フィッティング FittingBSBM

メッキ Plating3

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper5テーパー管 Tapered tube

6

フロート Float

7

カバー Cover8

ニードルバルブ Needle valve

9

バックプレート Back plate

PTFE/SUS316

BSBM

PG25 Max. 30NL/min：BSBM

耐熱ガラス Heat-resistant glass
Ti/ルビー/ガラス Ti / Ruby / Glass

Ti

PG25 Max. 30NL/min：SUS316

PMMA
SUS316

SUS3042×φd

ハンドル : PP Handle: PP
白塗装 Painted white

SS400

10 取付ボルト Mounting bolt

2×φD

L1

25

1

SUS30411 ゴムストッパー Rubber stopper-

FKM

PG25 Max. 30NL/min：FKM

12 ガイドポール Guiding pole-

SUS316

PG25 Max. 30NL/min：SUS316

13 カバー止め Hexagon head screw for securing Cover

H

80

名称 Names of parts

⑩

L3

G

①

材質 Materials
No.

(L3)
(L2)

⑥

(L3)

②
⑬

(16.5)

⑧

③
IN

⑤

L1

⑩
80

⑦

④

④

L

⑧

OUT

③

L2

(19)

①
②

L3

OUT

L

⑬

80

H

G

Max. C

L1

(B)

L2

FM-PG25FM-PG

構造図 Structural drawing

BSBM

メッキ Plating

2023

019

G
For Gas

面積式流量計FM-PR

Variable area flow meter

中〜大流量対応のパネル取付型流量計。
流量調整バルブと警報スイッチ取付可能。

■■

Panel-mounting type flowmeters for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one.
Flow control valve and alarm switch can be installed.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PR

気体用
For gas

形状
Shape

-

G

警報
Alarm

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

＊1：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
B
スタンド付（自立型） With stand (Stand-alone type)＊5＊2: スイッチ横は向かって右側が標準です。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ(磁気スイッチは後付のみとなります)
SW スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type＊4：圧力、温度が1atm/20℃以外のものについては、巻末の技術資料を参照下さい。
FKM バイトンパッキン Viton packing＊5：スタンドはPR50のみ対応。
O2
Rc3/8※測定範囲はAIR換算 1atm{0MPa（G）}/20℃条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80%が使用範囲です。ただし、個々の目盛りやO3
Rc1/2
接点方式等により使用範囲は異なります。
O4
Rc3/4※本製品は通常AIR（常温、大気開放）で校正しています。
O5
Rc1
ご依頼の仕様が上記校正条件と異なる場合、温度・圧力・比重を補正した目盛で製作します。
Rc11/4
O6＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Std. switch installation is on right as one faces.
Rc11/2O7＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
設計圧力/温度を記入
Design pressure / Fluid temperature ＊4
1atm/20℃(Magnet switch can be installed at the back side only)＊4: Refer to technical information at the end of this catalog,
Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
B NL/min＊5: For stand mounting, it is mountable only to PR50 type.
E SL/min※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However,Z 特殊 For specialized unit ＊1
it varies depending on a scale, size and contact method of flowmeter※This product is normally calibrated with an ambient temperature of AIR under
1 AIR 2 N2 3 O2 4 CO2 5 Ar 7 C3H8（プロパン Propane） 9 特殊 For specialized fluid ＊1
atmospheric conditions. In case that flow meter(s) is / are required to make under
different conditions such as temperatures, pressure values,
スイッチ無し With no switch
0
and Specific Gravity, from the before-mentioned conditions,
リードスイッチ横A接点（PR40型は不可）With side reed switch of contact A (No PR40 type) ＊2 ＊3
1
we may be able to make flow meter(s),depending on provided specifications.
リードスイッチ横B接点（PR40型は不可）With side reed switch of contact B (No PR40 type) ＊2 ＊3
2

0
1
2
3
4
5
9
規格 Std.
40

50

60
80

020

2023

リードスイッチ後A接点 With rear reed switch of contact A ＊3
3
リードスイッチ後B接点 With rear reed switch of contact B ＊3
4
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊3
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊3
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊3
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊3
D
特殊 For specialized alarm ＊1
9パネル前面取付型 ニードルバルブ無し Panel-mounted type with no needle valve
パネル前面取付型 下側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at lower side
パネル前面取付型 上側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at upper side
パネル埋込取付型 ニードルバルブ無し Panel-embedded type with no needle valve
パネル埋込取付型 下側ニードルバルブ付 Panel-embedded type with valve at lower side
パネル埋込取付型 上側ニードルバルブ付 Panel-embedded type with valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊1

測定範囲 Measuring range (NL/min)
4〜50
10〜100
10〜15010〜10020〜20030〜30040〜40040〜50060〜700100〜1000
100〜1500

口径 Connection size

材質 Material

Rc3/8

Rc3/8
Rc1/2
Rc1/2, Rc3/4
Rc1, Rc11/4, Rc11/2

SUS304

G
接点方法 Contact forms ※接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length±5% of F.S.
（G）
0.8MPaMax. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※0〜50℃ (結露なきこと No dewing)

A接点/B接点 Contact A / Contact B
DC 0〜24V Max. 0.2A
50cm(AWG 24)※磁気スイッチ仕様は巻末の技術資料をご参照下さい。
For specification about magnetic switch, see technical data at the end of this catalog.

※パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure
使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient operating temperature

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.
40
50

L

L1

L2

L3

L4

L5

B b1 b2

H φR φD2 φd38
28 20
157 130 102 90 14 94 39 25 37〔37〕44
36 30 5
185 150 120 100 15 112 53 35 40
【46】

60

210 160 140 105 10 102 62 40 42 56 45 3180

307 235 175 145 30 145 91 42 56 81 55 52

6

Mx

Z
備考 Remarks
φD1
T
口径 Connection size
30〜38
24
17
Rc3/8
M4×7
〔31〜39〕24 17【15】Rc3/8〔 〕寸法は、パネル埋込型
40〜52
29 19【17】Rc1/2【 】寸法は、センサ後付タイプ
M4×9
35
19
Rc1/2
Parenthetical dimensions are for panel embedded type
44〜59
Bracketed dimensions for sensor at rear type
38
22
Rc3/4
M5×10 60〜84

56

25.5 Rc1、Rc1 1/4

61

27.5

Rc1 1/2

FM-PR

構造図 Structural drawing
FM-PR40/50/60
パネル前面取付型 リードスイッチ後付 Panel-mounted type with rear reed switch

FM-PR
パネル埋込取付型 リードスイッチ横付 Panel-embedded type with side reed switch

青 Blue（−）
Z

パネルカット ※Panel cut-out

OUT

B

4×Mx

H

T
B

No.
オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

L4

b1
H

T

名称 Name of parts

⑱
⑪
⑯ ⑲

⑩
⑨

2×φD1
4×φ6

③
④

56

IN

81

T

⑫

42

145

4×M5×10

235
175

175
235

⑰ 8-1
⑦
⑥
⑤

パネルカット ※Panel cut-out

30

30

OUT

SUS316

2 フィッティング Fitting

SUS3043 パッキン Packing

NBR

4 ストッパー Stopper

SUS3165 ガイドポール Guiding pole
6 フロート Float

SUS316
SUS304/
SUS316/Ti

7 テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス
Heat resistant glass

8-1 フロントプレート Front plate

AI,PMMAPMMA

8-2 フロントプレート Front plate
9 サイドプレート Side plate

備考 Remarks

材質 Material

1 キャップ Cap

6

60〜84

307

IN

材質 Materials

⑲

6

b1

※1: 取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
Remove valve handle before installing flow meter on panel.

磁気スイッチ Magnetic switch

91

⑪
⑱
⑫

L3

⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

※リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

FM-PR80
パネル前面取付型 磁気スイッチ付 Panel-mounted type with magnetic switch

②
①

4×φd

L1

L

L5

⑮

b2

IN

⑩
⑨
8-2

L2

⑱
⑬
⑫

L1

(25)

φD2

OUT

L2

⑭

L1

L

8-1

パネルカット ※※1
Panel cut-out

L4

⑩
⑨

Z

b1

2×φD1

⑪
⑯
⑭

(25)

φR

茶 Brown
（＋）

⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

気体用

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

仕様 Specifications

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

クリア ClearAI

10 ニードルバルブ Needle valve
11 バックプレート Back plate

SUS316

オリフィス Orifice:PEEK

PMMA

イエロー Yellow

12 アダプタ Adapter
13 ロックナット Locknut

SUS316
C3604/Ni-3 ニッケルメッキ Nickel plating

14 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他
SUS303, etc.

AWG 2415 ポインター PointerPMMA

クリア Clear

16 スイッチプレート Switch plate

ベークライトBakeliteブラック Black (PR40:なし None)

17 ステイボルト Stay bolt

SUS30418 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

19 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

AWG 24

2023

021

G
For Gas

面積式流量計FM-KF

Variable area flow meter

中〜大流量対応のフランジ接続型流量計。
お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応します。
■ 各種パッキンに対応可能です。
■■

Flange connecting type for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one.
Customization available for order quantity of 1 (Connection size, fluid, and flow range).
■ Various O-ring (packing) materials available.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - KF

気体用
For gas

形状
Shape

-

G

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接ガス部
Wetted part

-

B
C
E
F
G
H
J
K
Z

S

特殊項目
For specialized item-S
SUS3041atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperatureMax.
下表参照 following tables
L/min（ntp）
m3/min（ntp）
L/min（stp）
m3/min（stp）
L/h（ntp）
m3/h（ntp）
L/h（stp）
m3/h（stp）
特殊 For specialized unit ＊1

＊2

1
2
3
4
5
9

G
1
2
規格
Std.

形状
Shape

G
15

1
2
G

20

1
2
G

25

1
2

標準流量 Standard flow

AIR
N2
O2
CO2
Ar
特殊 For specialized fluid ＊1
グランドタイプ Gland type
ガイドポールなし type with no Guiding pole
ガイドポール付き type with Guiding pole
製作可能流量 Available flow range

10〜100L/h
２５０〜２５00L/h
0.25〜2.5m3/h
0.3〜3m3/h(ntp)
0.6〜6m3/h
3/h
0.3〜3m
1〜10m3/h(ntp)
2〜20m3/h
10〜100L/h
150〜1500L/h(ntp)
２５０〜２５00L/h
0.25〜2.5m3/h
0.4〜4m3/h(ntp)
0.6〜6m3/h
3/h
0.3〜3m
2〜20m3/h(ntp)
3〜30m3/h
10〜100L/h
150〜1500L/h(ntp)
２５０〜２５00L/h
0.25〜2.5m3/h
0.5〜5m3/h(ntp)
0.6〜6m3/h
3/h
1〜10m
4〜40m3/h(ntp)
6〜60m3/h
150〜1500L/h(ntp)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)(最小 Min.)(最大 Max.)

規格
Std.

形状

標準流量 Standard flow

32

2

8〜80m3/h(ntp)40

2

12〜120m3/h(ntp)50

220〜200m3/h(ntp)65

225〜250m3/h(ntp)80

240〜400m3/h(ntp)

Shape

製作可能流量 Available flow range
1.5〜15m3/h (最小 Min.)
10〜100m3/h (最大 Max.)
2〜20m3/h(最小 Min.)15〜150m3/h (最大 Max.)(最小 Min.)3〜30m3/h
２５〜２５0m3/h (最大 Max.)
12〜120m3/h (最小 Min.)
30〜300m3/h (最大 Max.)
15〜150m3/h (最小 Min.)
60〜600m3/h (最大 Max.)＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。 ＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
＊測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa（G）}条件の流量です。
＊ntp = Normal condition: 0°C, 1atm{0MPa(G)}＊ntp = 基準状態 : 0℃, 1atm{0MPa（G）}
stp = Standard condition: 20°C, 1atm{0MPa(G)}stp = 標準状態 : 20℃, 1atm{0MPa（G）}

022

2023

G
呼び径
Nominal diameter

15
20

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±2％ of F.S.

φD

φC

n×φh

H

15A

95

70

4×15

310 ＊1

15

20A

100

75

4×15

310 ＊1

20

25

25A

125

90

4×19

320 ＊1

32

32A

135

100

4×19

400 ＊1

40

40A

140

105

4×19

400 ＊1

50

50A

155

120

4×19

410 ＊1

50

65

65A

175

140

4×19

500 ＊1

65

80

80A

185

150

8×19

600 ＊180

規格 Std.

25

使用最高圧力Max. operating pressure＊1: 標準流量の寸法になります。 The dimensions are valid with the standard flow ranges.
＊ フランジ規格 JIS10K : RF Flange rating JIS10K: RF

0.7MPa(G)

面積式流量計

規格
Std.

気体用

規格寸法 Standard dimensions

0.5MPa(G)3240

0.35MPa(G)0.3MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜60℃ (結露なきこと No dewing)

FM-KF

構造図 Structural drawing
形状G グランドタイプ
Shape.G Gland type

形状1 ガイドポールなし
Shape.1 Type with no Guiding pole

φD

φD

n×φh

φC

形状2 ガイドポール付き
Shape.2 Type with Guiding pole
φD

n×φh

φC

φC

n×φh

⑧
⑧

⑦

⑦

⑨

⑥

⑥

⑥

⑤

⑤

H

⑦

H

H

⑧

⑤

④

④

④

③

③

③

②

②

②

①

①

①

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

形状G Shape.G

形状1 Shape.1

1

フランジ Flange2

接ガス部 Wetted part3

パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

フロート Float

SUS304 / ガラス Glass

6テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

7

保護カバー Protect cover ＊2

PMMA

8

サポート Support

SUS304

9

ガイトポール Guiding pole

形状2 Shape.2

SUS304
SUS304

＊1

EPDM
PTFE

-

SUS304

SUS304＊1: その他、NBR、
ネオプレン、
シリコン、FKMに対応可能。 ＊1: NBR, Neoprene, Silicon, FKM available.
＊2: ステンレス製ホースクランプにて固定＊2: Fixed with stainless steel hose clamp.
＊標準流量の構造・材質になります。
＊ The materials and dimensions indicated above are good for the standard flow ranges.

2023

023

G
For Gas

面積式流量計FC-CX18 Flow checker

Variable area flow meter■

アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。

■

Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-CX 18

気体用
For gas

G

バルブ
Valve

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2
Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
18

0
1
2
9

B
Z
1
AIR
N2
2
特殊 For specialized fluid ＊1
9
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
0.4〜5NL/min
Rc1/8
1〜10NL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa(G)}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.

024

2023

材質 Material
SUS304

G
気体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

使用環境温度 Ambient operating temperature 0〜55℃（結露なきこと No dewing）

構造図 Structural drawing
バルブ付With needle valve

25

12
8.5

12

⑭

⑬

12

⑭

OUT

①

25

⑬
OUT

①

2×M3×5

③

③

84

②
(103)

②
84

(103)

2×M3×5

④

④

⑪

⑤

⑤
⑯

IN

⑨ ⑩ ⑫ ⑮

2×Rc1/8⑩

材質 Materials

2×Rc1/8

備考 Remarks

PMMA

クリア Clear2

フロート Float

ガラス/アルミナ/SUS304 Glass / Alumina / SUS3043テーパー管 Tapered tube

PMMA

クリア Clear

4

カバー Cover

PMMA

クリア Clear

5

ストッパー Stopper

POM

6

ハンドル Handle

PP

7

スプリングケース Spring casePOM

8

ニードルシリンダー Needle cylinder

SUS3049

ニードルバルブ Needle valve

SUS30410

キャップ Cap

SUS30411

ニードルオリフィス Needle orifice

PPS

12

Oリング O-ring

NBR

13

アダプタ Adapter

SUS31614

インサートナット Inserted nut

C3604

15

パッキン Packing

16

ニードルキャップ Needle valve

2×φ15
2×φ4

NBR
SUS3161484

材質 Material

ボディ Body

63

名称 Names of parts⑮

パネルカット Panel cut-out

1

No.

⑫

10.5

⑦ ⑧

9.5

9.5

IN

⑥

φ14

22

φ14

12
Max. 34.5

FC-CX1822

バルブなし
With no needle valve

2023

025

G
For Gas

面積式流量計FC-C21 Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
短納期、低価格。
■ アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。
■■

Mass-produced type.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
形状
Shape

警報
Alarm

流体名
FluidsFC-C21G -流量単位 最大流量
Units
Max. flow

-

-

圧力/温度
Pres. / Temp.

オプション
Option-

特殊項目
For specialized item-

バイトンパッキン Viton packing
FKM
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
口径 Connection size
材質 Material
測定範囲 Measuring range30
4〜30NL/min
Rc1/8
SUS30450
6〜50NL/min
NL/min
特殊 For specialized unit ＊１

0
9

B
Z
AIR
1
N2
2
特殊 For specialized fluid ＊1
9スイッチ無し With no reed switch
0
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊１
9ニードルバルブ無し(下→上) With no needle valve (Bottom→Top)
特殊 For specialized shape ＊１

＊2
＊2
＊2
＊2

＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、 B接点：設定値以下クローズ＊3: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa(G)}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80%が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

026

2023

G
磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5% of F.S.
0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃ (結露なきこと No dewing)

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※PNP出力-A接点 PNP output contact A

面積式流量計Flow accuracy

使用最高圧力 Max. operating pressure

流量精度

気体用

仕様 Specifications

PNP出力-B接点 PNP output contact B
電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下≦ 10 mA

オープンドレインOpen drain

出力 Output

耐電圧 Max. DC30V

Withstand voltage Max. DC 30 V

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

重量 Weight

約100g Approx. 100 g

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦100 mA※ A接点：設定値以上クローズ B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

FC-C21

構造図 Structural drawing

22

磁気スイッチ付き With magnetic switch

25

(28)

3

OUT

(20)

⑦
①
2×M3×4.5

⑧

103

③

⑨

オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレー

④

3

: GND

ホワイト White : OUTPUT(2000)

20

(28)

Gray

63

②

3

2×Rc1/8
IN

パネルカット Panel cut-out
2×φ4

15

63

5

.
R7

61

⑤

材質 Materials

2×

1

⑥

No.

名称 Names of parts

材質 Material１

ガイドポール Guiding pole

SUS316２

フロート Float

SUS304３

ボディ Body

PMMA

４

ストッパー Stopper

SUS304

５

Oリング O-ring

NBR

６

アダプタ Adapter

SUS316

7

インサート Inserted

BSBM

8

スイッチプレート Switch plate

フェノール樹脂 Phenol resin9

磁気スイッチ Magnetic switch

POM/他 etc.

14

2023

027

G
For Gas

面積式流量計

FC-CH22

Flow checker

Variable area flow meter■

アクリルボディの採用。コンパクト、シンプルクリーン。

■

Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
バルブ
Valve

警報
Alarm

FC-CH22G -流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow

-

-

B

S
SUS アダプタ SUS adapter
FKM
バイトンパッキン Viton packing
30
4〜30NL/min50
6〜50NL/min
NL/min
特殊項目 For specialized unit ＊１

Z
Air
1
N2
2
特殊項目 For specialized fluid ＊１
9スイッチ無し With no switch
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B

0
1
9

特殊項目
For specialized item

0
A
B
C
D
特殊項目 For specialized alarm ＊１
9ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ With needle valve at lower side
特殊項目 For specialized shape ＊１

＊2
＊2
＊2
＊2

＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲はAIR換算 1atm{0MPa(G)}/20℃条件の流量です。圧力、温度が1atm{0MPa(G)}/20℃以外のものに付いては、型式末尾の特殊項目にご明記下さい。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80%が使用範囲です。ただし、個々の目盛りや接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

028

2023

G
磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5% of F.S.
0.5MPa(G) ※使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃ (結露なきこと No dewing)

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※ガス接続部材質 Material for gas contact area

SUS 他 etc.

接続口径 Connection size

Rc1/8

重量 Weight

約125g Approx. 125 g

PNP出力-A接点 PNP output contact A

面積式流量計Flow accuracy

使用最高圧力 Max. operating pressure

流量精度

気体用

仕様 Specifications

PNP出力-B接点 PNP output contact B
電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V
10mA以下 ≦ 10 mA

消費電流 Current consumption

オープンドレイン Open drain※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、
0 .3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
※ If the operating environment temperature and / or operating fluid temperature is used in excess of 45°C, it should be usedat the operating pressure less than 0.3 MPa(G).

出力 Output

耐電圧 Max. DC30V Withstand voltage Max. DC 30 V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

φ14

バルブ有り（スイッチ無し）- SUSアダプタ
With needle valve (With no magnetic switch) in SS adaptor version
φ15

バルブ無し（スイッチ付き）
With no needle valve (With magnetic switch)

Gray

: GND

22

22

オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレーホワイト White : OUTPUT
12

FC-CH22

構造図 Structural drawing

25

14

12

Max. 30

2×Rc1/8

①
②
③
④

25

12

2×Rc1/8

①
②
③
④

⑨
⑩

84

3

103

84
(26)

⑥

⑨

⑤

103

⑤

(2000)⑦

2×M3×6

2×M3×6

⑫

9.5

9.5

⑫

⑪

⑧

材質 Materials

パネルカット Panel cut-out

POM

２

Oリング O-ring

NBR

ガイドポール４

ボディ Body

PMMA

５

フロート Float

SUS316/Ti

６

ニードルキャップ

7

ニードルシリンダー Needle cylinder

SUS3048

ニードルバルブ

SUS304

2×φ16

2×φ4

SUS316
マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

R

2×φ4

1

0

POM

オプション「S」Option ''S''：SUS304

POM他 POM, etc.

AWG 249アダプタ Adapters

10

磁気スイッチ Magnetic switch

11

ケース Case

PBT

12

インサート Inserted

BSBM

20

14

63

POM
84

Needle valve

2×φ16

84

Needle Cap

スイッチ無しWith no magnetic switch

63

Guiding pole

スイッチ付きWith magnetic switch

10.5

３

備考 Remarks

10.5

材質 Material

キャップ Cap

22.5

名称 Names of parts

１

39

No.

⑪

14

※ スイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with switch is uninstallable to magnetic panel

2023

029

G
For Gas

面積式流量計FC-CX24

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。

■■

Mass-produced type.
Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格Std.

FC - CX 24

気体用
For gas

G

バルブ
Valve

-

警報
Alarm

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
02
Rc3/8
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
24

B
Z
1
AIR
N2
2
特殊 For specialized fluid ＊190
スイッチ無し With no switch
1
リードスイッチA接点 With reed switch of contact A ＊2
2
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B ＊2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊1
90
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side1
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side2
特殊 For specialized shape ＊19測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
5〜50NL/min
Rc1/4, Rc3/8
10〜100NL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa(G)}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

030

2023

＊2
＊2
＊2
＊2

材質 Material
SUS304

G
気体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦10 mA
オープンドレイン Open drain
耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦100 mA

B接点 Contact B

ケーブル長 Cable length

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

電源電圧 Power source voltage

出力 Output

A接点 Contact A

接点容量 Contact capacity

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch
接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

50cm (AWG 24)

構造図 Structural drawing
FC-CX24

リードスイッチ付 With reed switch

パネルカット Panel cut-out⑫①

スイッチ付 With switch

2×Rc1/4 or Rc3/8②

スイッチ無し With no switch
２×φ２４

２×φ２４

ＯＵＴ

③
⑮

④

⑪

⑦

24

⑧
⑨ ＩＮ

Max. 42

31

⑩

20

15

スイッチ無し With no switch※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

⑫①

2×Rc1/4 or Rc3/8②

ＯＵＴ

磁気スイッチ Magnetic switch

③
⑨
⑧
⑮
⑩

⑤
⑥
⑬

⑭

3

ＩＮ

7

31

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

70

97

④

24

70

青 Blue（−）

（28）

⑥

70

97

⑤

70

茶 Brown（＋）（28）（2000）

20

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

1

キャップ Cap

2

Oリング O-ring

3

ストッパー Stopper

4

ガイドポール Guiding pole

材質 Material

備考 Remarks

PPS
NBR
SUS304/PPS IN側のみ:PPS PPS for inside only
SUS3165フロート Float

6

スケールプレート Scale plate

PMMA

7

ニードルバルブ Needle valve

SUS304

SUS304/Ti

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch
オリフィス Orifice : PEEK

材質 Material

備考 Remarks

8

ロックナット Lock nut

BSBM

メッキ Plating9アダプタ Adapter

SUS304

No.

名称 Names of parts

10 ボディ Body
11 リードスイッチ Reed switch
12 インサート Insert

PMMA
SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 24

SUS30313 ニードルキャップ Needle cap

POM

14 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM, etc.

15 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

AWG 24

2023

031

G
For Gas

面積式流量計FC-CX26

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
短納期。低価格。
■ アクリルボディの採用。
コンパクト、シンプル、クリーン。
■■

Mass-produced type.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格Std.

FC - CX 26

気体用For gas

G

バルブ
Valve

警報
Alarm

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

材質
Material-

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
Rc3/8
02
BS
BSBM（メッキ）(Plating)
SUS304304
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊3
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
26

0
1
2
9

B
Z
1
AIR
N2
2
特殊 For specialized fluid ＊190
スイッチ無し With no switch
1
リードスイッチA接点 With reed switch of contact A
2
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B
A
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
B
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
D
特殊 For specialized alarm ＊1
9ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower part
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper part
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
10〜100NL/min
10〜150NL/min
Rc1/4, Rc3/8
20〜200NL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa（G）}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

032

2023

G
気体用

仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦10 mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA

B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing

30

パネルカット Panel cut-out

Max. 34

33

20

⑨ ⑩

5

スイッチ付 With switch

スイッチ無し With no switch
２×φ２４

２×φ２４
φ28

ＯＵＴ

⑤
⑥

15

76

青 Blue（−）

（28）

④

76

茶 Brown（＋）

③

76

⑪ ⑫
①
②

114

FC-CX26

リードスイッチ付 With reed switchＩＮ⑦⑧
スイッチ無し With no switch⑬⑧

２×Rc1/4 or Rc3/8⑨ ⑩

２×Rc1/4 or Rc3/8

⑦

ＯＵＴ

⑥
⑤

磁気スイッチ Magnetic switch

④

⑬
⑯

②

⑮

76

114

③

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
3

⑭

30

※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

（28）

ＩＮ

5

33

（2000）

20

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 RemarksNo.

1

ニードルバルブ Needle valve

SUS304

オリフィス Orifice：PEEK

92

スケールプレート Scale plate

PMMA

名称 Names of parts
ロックナット Lock nut

10 アダプタ Adapter
マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

材質 Material

備考 Remarks

BSBM
BSBM/SUS304

11 スイッチプレート Switch plate

PMMA

12 リードスイッチ Reed switch

SUS303他 SUS303, etc.

3

フロート Float

SUS316

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

13 インサート Insert

5

ストッパー Stopper

SUS30414 ニードルキャップ Needle cap

POM

6

ボディ Body

PMMA

15 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM, etc.

AWG 24

7

Oリング O-ring

NBR

16 ゴムストッパー Rubber stopper

NBR

Oリング O-ring

8

キャップ CapPPSAWG 24

SUS303

2023

033

G
For Gas

面積式流量計FC-CX30

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
短納期。低価格。
■ アクリルボディの採用。
コンパクト、シンプル、クリーン。
■ 耐圧に優れています。
■■

Mass-produced type.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■ Excellent in with stand pressure.
■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格Std.

FC - CX 30

気体用For gas

G

バルブ
Valve

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

材質
Material-

接続口径 オプション
Connection size
Option--

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
Rc3/8
02
BSBM（メッキ）(Plating)BS
SUS304304
1atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2
Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
30

0
1
9

B
Z
1
AIR
N2
2
特殊 For specialized fluid ＊1
9
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
5〜60NL/min
10〜100NL/min
20〜200NL/min
40〜300NL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
※測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{0MPa(G)}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.

034

2023

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8

G
気体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

構造図 Structural drawing⑨①

バルブ無し With no needle valve②

2×Rc1/4 or Rc3/8③④

パネルカット Panel cut-out
2×φ24

FC-CX30

⑤
⑩

24.5

36

⑪

5

36

36

20

①

バルブ付 With needle valve

76

2×M4×5

20

125

⑦

2×φ5
76

⑥

⑨

②

2×Rc1/4 or Rc3/8③④

パネルカット Panel cut-out

2×φ24

⑤
⑩
2×M4×5Max. 31

36

36

20

24.5

36

⑧

2×φ5

76

125

⑦

76

⑥

20

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

キャップ Cap

2

Oリング O-ring

NBR

3

ボディ Body

PMMA

4

ストッパー Stopper

SUS3045

スケールプレート Scale plate

PMMA

6

ガイドポール Guiding pole

SUS316

7

フロート Float

8

ニードルバルブ Needle valve

BSBM/SUS304

9

アダプタ Adapter

BSBM/SUS304

10

インサート Inserted

11

ニードルキャップ Needle Cap

備考 Remarks

PPS

SUS316
オリフィス Orifice：PEEK

BSBM
BSBM/SUS304

2023

035

G
For Gas

面積式流量計FC-S Flow checker

Variable area flow meter

耐熱ガラスを使用した、ストレート型の面積式流量計です。
流体、流量、圧力の各用途に合わせた製品を制作いたします。

■■

Heat-resistant glass incorporated straight-type variable area flow meter.
Customization available to fluid types, flow ranges and inlet pressure values.

■■

型式 Model number selection
規格Std.

FC - S

気体用
For gas

G

形状
Shape

- 0

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

FKM バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
１atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NmL/min
NL/minSmL/min
SL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.

26

42

65

A
B
D
E
Z
1
AIR
2
N2
O2
3
CO2
4
Ar
5
C3H8（プロパン）(Propane)
7
特殊 For specialized fluid ＊19測定範囲 Measuring range
30〜300NmL/min
40〜500NmL/min
0.1〜1NL/min
0.2〜2NL/min
0.4〜5NL/min
1〜10NL/min
1〜15NL/min
2〜20NL/min
3〜30NL/min
4〜50NL/min
10〜100NL/min
10〜150NL/min
20〜200NL/min
30〜300NL/min
40〜500NL/min
60〜700NL/min
100〜1000NL/min
100〜1500NL/min
200〜2000NL/min＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.

036

2023

口径 Connection size

Rc1/4
Rc1/2

Rc1/2
Rc3/4

Rc3/4
Rc1
Rc1

＊測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa(G)}条件の流量です。
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.

G
気体用仕様 Specifications※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max operating pressure±5％ of F.S.

使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient operating temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※0.8MPa（G）

面積式流量計

0〜60℃（結露なきこと No dewing）

構造図 Structural drawing
FC-S65

②

③

③
②

④
⑧
⑥

⑤
⑦

④

⑧

⑥

⑦

4×M4×7⑤2×Rc3/4 or Rc1

IN

（26）

Rc1/2：（30）

φ40

Rc3/4：
（35）

IN

IN
φ26

2×Rc1/2
or Rc3/4

32.5

⑤
⑦

2×Rc1/4
or Rc1/2

⑨

③
220

150

④

150

②

①

155

OUT

①

FC-S

①

OUT

FC-S42OUT

FC-S26

3

32.5

68

（44）

65

材質 Materials
S26

S42

S65

SUS316

Rc1/2 : SCS14
Rc3/4 : SUS304

SCS14

1
2

ケース
Case

3

テーパー管
Tapered tube

4

フロート
Float

ガラス/ルビー Glass / Ruby/Ti

SUS304/Ti

5

ストッパー
Stopper

PTFE

SUS316

6

ゴムストッパー
Rubber stopper

-

FKM

7

パッキン
Packing

NBR(FKM)

8

ガイドポール
Guiding pole

SUS3169

バックプレート
Back plate

備考 Remarks

FC-S654×φ5C3AI合金 Al alloy

BSBM
耐熱ガラス Heat-resistant glass

-

-

PMMA

151

名称 Names of parts
フィッティング
Fitting155

No.

パネルカット Panel cut-out

ホワイト White
46
50

2023

037

G
For Gas

面積式流量計FC-SX

Flow checker

Variable area flow meter

耐熱ガラスを使用した、ストレート型の警報スイッチ付面積式流量計です。
流体、流量、圧力の各用途に合わせた製品を制作します。

■■

Heat-resistant glass incorporated straight-type variable area flow meter with switching capability
Customization available to fluid types, flow ranges and inlet pressure values.

■■

型式 Model number selection
規格Std.

FC - SX

気体用
For gas

G

警報
Alarm

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

接続口径 オプション
Connection size
Option--

特殊項目
For specialized item-

FKM バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
１atm/20℃
設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊２
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
NL/minSL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
26

42

65

B
E
Z
1
AIR
2
N2
O2
3
CO2
4
Ar
5
C3H8（プロパン）(Propane)
7
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Reed switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch. )1
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Reed switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)2
特殊 For specialized alarm ＊1
9
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
1〜10NL/minSpecifications
Rc1/4
1〜15NL/min仕様

2〜20NL/min
4〜30NL/min
4〜50NL/min
10〜100NL/min
20〜200NL/min
40〜300NL/min
40〜400NL/min
40〜500NL/min
100〜700NL/min
100〜1000NL/min
200〜1500NL/min
200〜2000NL/min

Rc1/2

Rc1/2
Rc3/4

Rc3/4, Rc1
Rc1＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 圧力、温度が１atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
＊測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa(G)}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。
ただし、個々の目盛や接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

038

2023

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.8MPa(G)

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing
FKM：Max. 100℃ ※1

使用環境温度
Ambient operating temperature

0〜60℃（結露なきこと）(No dewing)

接点方法 ※2
Contact forms

A接点 Contact A
B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 19)※1: パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※1: FKM packing is optional※2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

G
気体用

構造図 Structural drawing
FC-SX26

FC-SX65
ＯＵＴ(25)(32.5)

ＯＵＴ

①

⑧

⑧

⑤
25

2×M4×6⑥⑦

2×Rc1/4 or Rc1/2

2×Rc3/4 or Rc1

茶（＋）
（44）

茶（＋）
(29)

Brown
青（−）
（18） 23

Brown
青（−）

Blue

Blue

(40)

32.5

3

68

FC-SX42

(40)

33

ＯＵＴ

（23.5）

4×M4×7

⑩
ＩＮ

ＩＮ

⑨

④

FC-SX

⑤
⑦

③

⑨
⑥

⑩

32.5

③
④

220

②

155

②
100

150

①

47

面積式流量計

65

41

36

(25)

パネルカット Panel cut-out
FC-SX26

FC-SX42

FC-SX65

2×φ5

2×φ6

4×φ5

⑧

C3

155

⑨
2×M5×6

⑦

27

4.5

5

⑩

⑤

151

91
100

90
100

100

②
③
④
⑥

25

150

①

34

ＩＮ

2×Rc1/2 or Rc3/4

Rc1/2 : (30)
Rc3/4 : (35)

46
50

茶（＋）

Brown

※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

青（−）

Blue
56.5

(40)

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

ケース CaseAI

2

フロート Float

SUS304/SUS316/PMMA

3テーパー管 Tapered tube

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

5

パッキン Packing

NBR(FKM)

6

ストッパー Stopper

7

フィッティング Fitting

8

リードスイッチ Reed switch

BSBM 他 BSBM, etc.

AWG 199スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

等分目盛付 With uniform scale10

ゴム/スプリングストッパー Rubber / Spring Stopper

FKM/SUS304

マグネット密封 Magnet sealed

耐熱ガラス Heat-resistant glass

SUS304
SUS316/SUS304/SCS14

2023

039

G
For Gas

分流式流量計BY-OM

Bypass type flow meter

中流量から大流量までシリーズ化。
ストップバルブ付は、本体を配管に付けたまま指示部の保守が可能。
■ 流れ方向を自由に選定できます。
■ 目盛範囲は、
1( 最小流量)：5( 最大流量) になります。
■■

Ranging from middle amount of flow up to a large one in series.
With stop-valve closed, flow meter can be removed for maintenance while plumbing.
■ Selection can be freely made on flow direction.
■ Scale ranges is five (maxflowrate) to one (Minimum flowrate).
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

接続
Connection

気体用
For gasBY - OM

G

形状
Shape

-

0

流れ方向
Flow direction

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

圧力/温度Pres. / Temp.

-

材質
Material

オプション
Option- 304 -

特殊項目
For specialized item-

FKM バイトンパッキン Viton packing
ストップバルブ付 With stop valve
V
1atm/20℃ 設計圧力/温度を記入 Design pressure / Fluid temperature ＊2
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below
B
C
E
F
Z
AIR
N2

規格 Std.
15
20
25
32

40
50

1
2
R
左→右 Left →Right
右→左 Right→Left
L
下→上 Down→UpU
上→下 Up→Down
D
無記入 Blank
Rc接続 Rc connection
F
フランジ接続 Flange connection
Rc接続タイプ Rc connection
測定範囲 Measuring range
Rc1/2
40〜200 NL/min
Rc3/4
100〜500 NL/min
0.2〜1 Nm3/min
Rc1
0.3〜1.2 Nm3/min
30.2〜1 Nm /min
0.3〜1.2 Nm3/min
Rc1 1/4
0.4〜2 Nm3/min
0.2〜1 Nm3/min
Rc1 1/2
0.3〜1.2 Nm3/min
0.4〜2 Nm3/min
0.4〜2 Nm3/min
Rc2
0.6〜3 Nm3/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 圧力、温度が1atm/20℃以外のものに付いては、巻末の技術資料を参照下さい。
※ 測定範囲はAIR換算 1atm/20℃{OMPa(G)}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to technical information at the end of this catalog, if applying any pressure and temperature other than 1 atm and 20°C.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to air at 1 atm and 20°C.

040

2023

NL/minNm3/min
SL/minSm3/min
特殊 For specialized unit

＊1

フランジ接続タイプ Flange connection
15A
20A
25A
32A

40A
50A

G
Rc接続 Rc connection
d

15

1/2

20

3/4

L

80

25

1

32

1 1/4

40

1 1/2

50

2

90
100

B

仕様 Specifications
フランジ接続 Flange connection

D

呼び径Nominal diameter

φD

φC

15A

95

70

20A

100

75
90

85

48

25A

125

89

60

32A

135 100

91

65

40A

140 105

98

80

50A

155 120

B

n×φh

4×15

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 75℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃（結露なきこと No dewing）

分流式流量計

規格
Std.

気体用

規格寸法 Standard dimensions

133
138

4×19

136
142

配管取付時の注意事項 Precaution in making up pipe
1.計測精度を上げるため、配管は、IN側に10D（口径の10倍）、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。
2.機器を正常に作動させるため、IN側にストレーナを取り付けることをお勧めします。
3.必ず流体が管内を充満するようにして下さい。
4.ストップバルブつきの場合は、バルブを全開にして下さい。
1. Set up the part of straight pipe more than 5D at outlet and 10D (ten times the connection size) at inlet in order to
upgradeflow measuring accuracy.
2. In order to operate properly it is recommended to set up a strainer at inlet.
3. Always keep inside of tube filled fully with fluid.
4. Fully open valve, if it is furnished with stop valve.

BY-OM

BY-OM

上流側直管部

下流側直管部

Straight pipe located upstream

Straight pipe located downstream

10D or more

5D or more

10D以上

5D以上

直管部 Part of straight pipe

構造図 Structural drawing
Rc接続タイプ For Rc connection

フランジ接続タイプ For flange connection
50

50

163
(135.5)

36

①
②

φC

L

B

⑥⑦

⑤

φD

Rcd

OUT

163

③
④

27.5

φD

⑦⑥

n×φh

(135.5)

①
②
③
④
⑤

27.5

36

⑥⑦

140

IN

B

⑥
⑦
OUT

IN

ストップバルブ付タイプ With stop valve

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

ストップバルブNo.

Stop valve1

カバー Cover2

フロート Float3

テーパー管 Tapered tube

4

パッキン Packing

5

フィッティング Fitting

6

フランジ Flange

SUS304/SCS13

7

オリフィス Orifice

SUS304B＋45
B寸法は45mm長くなります。

備考 Remarks

PMMA
SUS316/Ti
耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard glass
NBR
SUS304
JIS10K規格 Std: JIS10K

Dimension B extends to 45mm long.

2023

041

W
For Water

For Water

042

液体用

W
液体用

目次 Contents
電動比例制御バルブ Flow control valve

差圧式流量計 Differential pressure flow meter

FCV-M/MCV-M ・・・・・・・・・・ 044
FCV-N ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 050
フローコントローラ Flow controller

FLC600MH-FLC600 ・・・・・・・・・・・・・
FLC700 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
FLC-E ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

054
060
064
068
072
074
076
078
080
082
084
086
088
090

カルマン渦式流量計 Karman vortex flow meter

VK-T ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VSP（A/V type）・・・・・・・・・・
VSP（DA type）・・・・・・・・・・・
VK-HP（A type）・・・・・・・・・・
VK-HP(C type) ・・・・・・・・・・
VK-HR（A type）・・・・・・・・・・
VK-HR（G/R type）・・・・・・・・
VK-HM（A type） ・・・・・・・・・
VK-HM（G/R type） ・・・・・・・

092
094
096
098
100
102
104
106
108

羽根車式流量計 Turbine flow meter

TP-H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
HF-PK ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
HF-PE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
HF-MPA ・・・・・・・・・・・・・・・・
HF-GCA ・・・・・・・・・・・・・・・・
HF-GCC/T ・・・・・・・・・・・・・・
HF-SCA ・・・・・・・・・・・・・・・・・
UTF-P ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FF-S(P type) ・・・・・・・・・・・・
FF-S(R/I/V/W/N/T type) ・・
FF-S(G type) ・・・・・・・・・・・・
RF-XP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
RF-UP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
RF-UR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

分流式流量計 Bypass type flow meter

BY-OM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142

流量計測マニホールド Flow measuring manifold

TPS25/32-RF/V ・・・・・・・・・・
TPS25/32-H ・・・・・・・・・・・・・
TPS25/32-R（H type）・・・・・
TPS25/32-K ・・・・・・・・・・・・・
TPS25-A ・・・・・・・・・・・・・・・・
TPR25-S ・・・・・・・・・・・・・・・・
TPR25-R ・・・・・・・・・・・・・・・・
TPR30-V ・・・・・・・・・・・・・・・・
TPR30-H ・・・・・・・・・・・・・・・・
TPR30-K ・・・・・・・・・・・・・・・・

DPF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140

110
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138

面積式流量計 Variable area flow meter

FM-PZ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FM-PX20 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FM-PX25 ・・・・・・・・・・・・・・・・
DUO-PX ・・・・・・・・・・・・・・・・・
FM-PG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FM-PR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FM-KF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-CX18 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-C21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-CH22 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-CX24 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-CX26 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-CX30 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-A（PMMA type) ・・・・・・・
FC-AQ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-AQX ・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-AQS ・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-AQSX ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SP ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SX ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-GF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-GFP ・・・・・・・・・・・・・・・・・
PCF-035R ・・・・・・・・・・・・・・・

144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
186
188
192
194
196
198
200

フロースイッチ Flow switch

FC-SE901 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SE903 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SE013 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SE301 ・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-SE402/403 ・・・・・・・・・・・
FC-SF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

201
202
204
206
208
210

サイトフロー Sight flow indicator

S-OA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211
S-TB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212
S-FV ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 213

043

W
For Water

電動比例制御バルブ

FCV-M/MCV-M

Flow control valve

高低温で使用できる、
コンパクト、且つ禁油仕様の電動比例制御バルブ
用途に合わせて選べるFCV-M（2方弁）、MCV-M（3方弁）の2種類をラインナップ■ 独自のバルブ構造と高性能A/Dコンバータの採用により、高精密、高分解能を実現■ 集合配管ユニッ
ト トフパインにも連結（MCV-Mを除く）■■

FCV-M / MCV-M are small and grease free flow control valve with wide range of temperature capability.
FCV-M is 2 ports flow control valve and MCV-M is 3 ports control valve.
■ Utilizeing unique design of valve stracture with enhanced AD converter has enabled high presition and high resolution control.
■ Together with Tofpine system it provides freedumin design of liquid distribution (except MCV-M)■■

型式 Model number selection
規格
Std.

接続口径 オリフィス径 温度帯 Oリング＊1
Temperature zone
Connection size
O-ringOrifice

-

FCV-M

-

-

-

入出力
I/O

-

特殊項目
For specialized item-

B
ブラケット Bracket ＊3
4-20mA
1-10V
1-5V
特殊 For specialized fluid ＊2
9
1
N
NBR
E
EPDM
F
FKM
S
Si
0〜+60℃（標準タイプ）(Standard type)
0〜+130℃（ハイスペックタイプ）(High specific type)-20〜+100℃（ハイスペックタイプ）(High specific type)-40〜+130℃（ハイスペックタイプ）(High specific type)
74
φ７.４
95
φ９.５
168
φ16.8

S
HA
CA
CB
φ３.０
φ４.５
φ６.０

30
45
60
Ｒｃ１/４
04
Ｒｃ３/８
05
Ｒｃ１/２
オリフィス径 Orifice size

01
02
03

32
規格
Std.

32

Ｒｃ３/４
Ｒｃ１
接続口径 Connection size

φ３.０、φ４.５、φ６.０、φ７.４
φ７.４、φ９.５
φ16.8

25

接続口径 オリフィス径 温度帯 Oリング＊1
Temperature zone
Connection size
O-ringOrfice----Ｒｃ１/４、Ｒｃ３/８、Ｒｃ１/２
Ｒｃ１/２、Ｒｃ３/４
Ｒｃ３/４、Ｒｃ１

流体名
Fluids

入出力
I/O

-

オプション
Option

特殊項目
For specialized itemB

３方弁
3 way valve

ATV
水 Water

04
05

00
168
Ｒｃ３/４
Ｒｃ１

S
HA
CA
CB
φ10.０
φ16.8

2023

4-20mA
1-10V
1-5V

ブラケット Bracket ＊3

9
1
N
E
NBR
EPDM
F
S
FKM
Si
0〜+60℃（標準タイプ）(Standard type)
0〜+130℃（ハイスペックタイプ）(High specific type)-20〜+100℃（ハイスペックタイプ）(High specific type)-40〜+130℃（ハイスペックタイプ）(High specific type)※ 負圧の圧力条件でお使いの場合は、別途ご相談ください。Consult with us for using this product with negative pressure.
※1 O リング選定表をご参照ください。＊1: Please refer“O-ring selection table”※2 流体名をご記載ください。＊2: Please specify a type of fluid.
※3 ハイスペック用オプションとなります。＊3: Optional part for High-spec type.

044

オプション
OptionA
TV
水 Water

2方弁
2 way valve

MCV-M

流体名
Fluids

特殊 For specialized fluid ＊2

W
液体用仕様 Specifications
内容 Description

項目 Item
バルブ形式 Valve design

3方ボール弁 3 way ball valve

２方ボール弁 2 way ball valve
ＦＣＶ-M25

ＦＣＶ-M32

MCＶ-M32

オリフィス径 Orifice size

φ３.０

φ４.５

φ６.０

φ７.４

φ７.４

φ９.５

φ16.8

φ１０.０

φ16.8

Ｃｖ値（Ｍax.）Cv Value (Max.）

0.36

0.85

1.68

2.61

2.61

4.63

13.0

3.71

9.34

接続口径 Connection size

Ｒｃ１/４、Ｒｃ３/８、Ｒｃ１/２

Ｒｃ１/２ 、Ｒｃ３/４

電動比例制御バルブ

型式 Model number selection

Ｒｃ３/４、Ｒｃ１

ＷＡＴＥＲ、各種液体 WATER, etc.

使用流体 Fluid type

０〜+60℃/ 0〜+130℃/ -20〜+100℃/ -40〜+130℃

使用流体温度 Fluid temperature

温度：
０℃〜+5０℃ Temperature: 0°C ~ +50°C

周囲環境 Operating temperatures,humidifies

湿度：30〜85％ＲＨ（結露及び凍結なきこと）、室内設置 Humidity: 30 ~ 85%RH (Non condensing & No freezing at use of Inside installation)

最大締切差圧 Pressure limit

０.４ＭPａ

耐圧 Withstand pressure

１.０ＭPａ（Ｇ）

電源 Power source

ＤＣ２４Ｖ±１０％ Ｍａｘ．
250ｍＡ

入出力信号 Analog I / O

４−２０ｍＡ／１−５Ｖ／１−１０Ｖ（オプション Option）
２０Ω(４−２０ｍA)／1MΩ(１−５V、
１−１０V)

出力許容負荷抵抗 Output Allowable Load Resistance

３００Ω以下（４−２０ｍA時）／１kΩ以上（１−５V、
１−１０V時）Below 300 Ω in use for 4-20 mA and over 1 kΩ for 1-5 V / 1-10 V駆動方式 Drive system

ステッピングモータ Stepper motor

分解能(バルブ動作) Resolution of Valve Movement

約３4００ approx. 3400 steps

応答性(開度０→１００％)
Response Time (0 to 100% Open)

約14s
approx. 14s

約7s approx. 7s

約7s
approx. 7s

1.5％以下 Below 1.5%

ヒステリシス Valve hysteresis width
防水・防塵（バルブ）IP grade

ＩＰ６７相当 Equivalent to IP67

取付姿勢 Installation orientation

直立・水平（逆さ取付不可）Vertical･Horizontal (Actuator should NOT be in upside down position)

接液部材質 Wetted materials

ＳＣＳ１３、
ＳＵＳ３０４、ＰＴＦＥ（充填材入り PTFE-filled）、
ＮＢＲ/FKM/EPDM/Si

接液部油分 Grease used for wetted materials

禁油仕様（標準）Grease Free (Standard)
バルブ部、
アンプ部、電源ケーブル（約1m）、コントロール信号ケーブル（約2m）、入出力ケーブル（約2m）

セット内容(標準仕様) Product description (standard)

Valve unit, Amplifier, Power cable (≒1 m), Control signal cable (≒2 m), I / O signal cable (≒2 m)
約1500g approx. 1500 g

バルブ部 Valve unit
質量 Weight

約14s
approx. 14s

約1700g approx. 1700 g

アンプ部 Amplifier

約100g approx. 100 g

ケーブル一式 Cables

約350ｇ approx. 350 g

約1800g approx. 1800 g

換算式 Conversion formula : Cv = Kv × 1.167

O リング選定表 Oring Selectiton Table
材質
material

Oリング温度範囲（目安）Temperature Range (O-ring itself)

特長（参考）
Feature (As reference)

温度帯（記号）
Temperture Zone (Symbol)

NBR(1種A) (Category 1 type A)-30℃ 〜 +100℃

S/CA

耐油性、耐摩耗性に優れる。 Excel in oil and abration resistanceFKM(4種D) (Category 4 Type D)-15℃ 〜 +200℃

S/HA

耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れる。 Excel in oil, chemical and heat resistance

EPDM-45℃ 〜 +130℃

S/HA/CA/CB

耐候性、耐オゾン性に優れる。Excel in weather and ozone resistanceSi(4種C) Si (Category 4 Type C)-50℃ 〜 +200℃

S/HA/CA/CB

耐熱性、耐寒性に優れる。 Excelin heat and cold resistance

切替フォーム Switching form
FCV-M

MCV-M

A
port

混合 Mixing

分配 distribution

A
port

B
port

A
port

B

port

B

port

C portC portA

B
4mA(1V)A

B
20mA(5V)

A

B

A

B

C

C

4mA(1V)

20mA(5V)

2023

045

FCV-M/MCV-M

入力インピーダンス Input impedance

W
For Water

流量特性 Flow characteristic
CV値 CV

流量換算表 Flow conversion chart

3.0

80

FCV-M25

Flow control valve

2.5

50

M25-741.5

CV1.6840

M25-601.030
20M25-450.5

CV0.8510

M25-300.0

CV0.36

0

14.0

400

FCV-M32

12.0

FCV-M32

350

6.0
4.0

M32-95

2.0

M32-740.0

流量[L/min] Flow rate

8.0

CV13.0300

M32-168

10.0

CV値 CV

CV2.61

60

2.0

250
200
150
100

CV4.6350

CV2.61

0
300

10.0
9.0

MCV-M32

8.0

M32-168 A→C

5.0

150

4.0
3.0

M32-00 A→C

2.0

100

M32-00 C←B

10

20

30

40

50
12
3

60

70

80

CV3.71

50

1.0
0
4
1

CV9.34200

M32-168 C←B

6.0

MCV-M32

250

7.0

0.0

FCV-M2570

90 100[%]20[mA]
5[V]0

開度 Opening

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

圧力差 ΔＰ［Mpa］Pressure difference

取付姿勢 Installation attitude

固定ブラケット(オプション）Securing Bracket (Option)

ブッシュ( ベークライト) ×4個
Bushing (Bakelite)× 4
取付アダプタ(SCS13) ×2個
Mounting adapter (SCS13) × 2※ アクチュエータを下方向にして取り付けないでください。Do not install actuator for both FCV / MCV downward

LED表示 LED light
アンプBOX Driver unit

LED（赤）：電源、エラー LED (Red): Power and error
内容 Description

LED
消灯

Turned off

電源OFF

Power OFF点灯

Turned on

電源ON

Power ON

早い点滅 Fast blinking

内部メモリエラー

Memory error

遅い点滅 Slow blinking

モータ過電流エラー Over current error on motor

LED（緑）：開度 LED (Green): Valve potion
LED
消灯

遅い点滅 Slow blinking046

開度 Valve position
0%

Turned off

小 Narrow

早い点滅 Fast blinking

大 Wide点灯

100%

Turned on

2023

0.4

LED表示部 LED light

W
液体用

接続方法 Electrical connections

電

続

接

へ

源

ハウジング Housing：XHP-10（JST） ハウジング Housing：04R-JWPF-VSLE-S（JST）
コンタクト Contact：SXH-001T-P0.6 コンタクト Contact：SWPR-001T-P025

er
Pow
To

（CN3）

1990

0
-50

AWG 22CV

Insulated round cable (φ6.8)・6-wire (AWG 24)

絶縁丸コード（φ5.9）・4芯（AWG 24）/M-M

絶縁丸コード（φ6.8）・6芯（AWG 24）

（100）

M

V
FC

電動比例制御バルブ

コントロール信号ケーブル Control signal cable

Insulated round cable (φ5.9)・4-wire (AWG 24)

ハウジング Housing：06（8-67）R-JWPF-VHLE-D（JST）
コンタクト Contact：SWPR-001T-P025

FCV-M/MCV-M

電源ケーブル Power cable＋50

1000 0

開

接

へ

号

信

度

続

For

nit

u
ver

Dri

ハウジング Housing：XHP-2（JST）
コンタクト Contact：SXH-001T-P0.6

B

プ

ン

ア

OX

I/O

（CN1）

絶縁丸コード（φ4.2）・2芯（AWG 24）

Insulated round cable (φ4.2)・2-wire (AWG 24)

入出力ケーブル I / O cable01990 -50
AWG 22（100）

ハウジング Housing：XHP-4（JST）

絶縁丸コード（φ5.3）・4芯（AWG 26）

コンタクト Contact：SXH-001T-P0.6 Insulated round cable (φ5.3)・4-wire (AWG 26)（CN2）

アンプ BOX Driver unit

入出力回路図 I / O circuit diagram

S2B-XH-A（JST）

S10B-XH-A（JST）

（CN1）

（CN3）

橙（黒点）

Orange (Black dots)

S4B-XH-A（JST）

灰（黒点）

（CN2）

Gray (Black dots)

開度 LED( 緑 ) LED (Green): Valve position

Main
circuit

電源 LED( 赤 ) LED (Red): Power

22.5

灰（赤点）

主回路
入力回路

Input circuit

101
出力回路

0V

Gray (Red dots)

アナログ入力 (4-20mA/1-5V)

Gray (Black dots)

アナログ入力(COM)

灰（黒点）

橙（赤点）

Orange (Red dots)
橙（黒点）Orange (Black dots)

Analog input
Analog input

アナログ出力 (4-20mA/1-5V)

Analog output

アナログ出力 (COM)

Analog output

120

Output circuit

DC24V

DINレール（35ｍｍ）に取付可能

Attachable to DIN Rail (35mm)

2023

047

W
For Water

規格寸法 Standard Dimensions
寸法 Dimensions(mm)接続口径
Connection size

規格 Std.

Flow control valve

155

20.5

117.5

157.5

20.5

149

189

40.5

111

163

203

54.5

135

175

215

66.5

38

76

142.5

44

88

146

47.5

95

Rc3/4

154

55.5

111

Rc1

166

67.5

135

Rc3/4

154

55.5

Rc1

166

67.5

Rc1/2
Rc3/4

ＭCV-M32

115

136.5

Rc1/2

FCV-M32(φ16.8）

E

C

Rc3/8

FCV-M32

D2

B

Rc1/4
FCV-M25D1A

構造図 Structual drawing
FCV-Ｍ25 標準タイプ Standard type

FCV-Ｍ25 ハイスペックタイプ High specific type
(A)

45

(A)

45
(B)

(B)

①

①

③ ⑯⑧
⑰⑨
⑱⑩
⑦ ⑲⑪
⑮

(D1)

⑳

(40)

(Ｅ)

(Ｃ)

2×Ｍ4×7.5⑳(40)（取付固定用）Female screw for mounting

φ6.5（Ｍ6固定穴）

Hole for M6 screw

⑮⑧
⑤ ⑯⑨
⑥ ⑰⑩
⑱⑪
⑦ ⑲⑬
⑭

(D2)

⑫

21

②
④

21

φ18.5

76

固定ブラケット（オプション）(39)
Fixing bracket (option)
（Ｅ）

⑫

（Ｃ）
2×Ｍ4×7.5

FCV-Ｍ32 標準タイプ Standard type

FCV-Ｍ32 ハイスペックタイプ High specific type
(A)

45

45

(B)

①

（□40）

(B)

(A)

①

⑳

(Ｅ)
(Ｃ)

2×Ｍ4×7.5（取付固定用）Female screw for mounting

φ6.5（Ｍ6固定穴）

④
⑤ ⑮⑧
⑯⑨
⑥ ⑰⑩
⑱⑪
⑦ ⑲⑬
⑭

(D2)

⑫

21

②

21

③ ⑯⑧
⑰⑨
⑦ ⑱⑩
⑲⑪
⑮

(D1)

33

51

33

（取付固定用）Female screw for mounting

⑳

（□40）

Hole for M6 screw
φ18.5

76

固定ブラケット（オプション）

Fixing bracket (option)(41.5)
（Ｅ）

⑫ （Ｃ）

048

2023

33

51

33

2×Ｍ4×7.5（取付固定用）Female screw for mounting

W
液体用

構造図 Dimensions and materials
FCV-Ｍ32 φ16.8 標準タイプ Standard type
45

FCV-Ｍ32 φ16.8 ハイスペックタイプ High specific type
45

(A)

(A)

①
③
(D1)

⑦

①

⑧
⑨
⑩
⑪
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

⑧
⑨
⑩
⑪
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

②
④
⑤

21

(D2)

⑥
⑦

(Ｅ)

⑳

(40)

電動比例制御バルブ

(B)

(B)

⑫

47

21

φ6.5（Ｍ6固定穴）

Hole for M6 screw
φ18.5
固定ブラケット（オプション）

76

Fixing bracket (option)(53)（40.5）(40)

FCV-M/MCV-M

⑳

（Ｃ）

⑫

47

51

（Ｃ）

ＭCV-Ｍ32 ハイスペックタイプ High specific type

ＭCV-Ｍ32 標準タイプ Standard type
(A)

45

①
③
(D1)

⑦

Ａポート

(A)

45

(B)

(B)

①

⑧
⑨
⑩
⑪
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

21

②
④
⑤

Ｂポート

B-port

⑧
⑨
⑩
⑪
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

(D2)

⑥
⑦

(Ｅ)

A-port
(40)

⑳

Ｃポート

C-portＡポート

47

A-port（Ｃ）

21

φ6.5（Ｍ6固定穴）

Hole for M6 screw
φ18.5

76

Fixing bracket (option)(53)

Ｂポート （Ｅ）⑳

B-portＣポート(40)

固定ブラケット（オプション）

47
（Ｃ）

51

C-port

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

名称 Names of parts

材質 MaterialNo.

AL等 AL, etc.

12プラグアダプタ Plug adapter

モータブラケット Motor bracket

AL

13

遮熱延長シャフト Heat shield extension shaft

3

モータブラケット Motor bracket

SUS43014

カラー Collar

4

遮熱延長ブラケット Heat shield extension shaft

PPS

15

シャフトリテーナ shaft retainer

SUS3041

アクチュエータ Actuator

25

取付アダプタ Mounting adapter

6

ブッシュ Bushing

78

材質 Material
SCS13
ジルコニア Zirconia
PPS

SCS13

16

皿バネ Spring

SUS304

ベークライト Bakelite

17

シャフトパッキン押えB Shaft packing fixture B

SUS304

バルブボディ Valve body

SCS13

18

シャフトパッキン Shaft packing

ボールリテーナロック Ball retainer lockpacking

SCS13

19

シャフトパッキン押えA Shaft packing fixture A

PTFE
SUS304

9

0リング O-ring

ＮＢＲ/ＦＫＭ/ＥＰＤＭ/Ｓｉ

20

アダプタ Adapter

SCS13

10

ボールシャフト Ball shaft

SUS30421

コネクタブラケット Connector bracket

SUS43011

ボールパッキン Ball packing

ＰＴＦＥ

2023

049

W
For Water

電動比例制御バルブ

FCV-N

Flow control valve

温度コントロール用の電動比例制御バルブ「FCV/MCV-M」と同等の性能ながら、ローコスト化を実現■ アンプBOXをアクチュエータ内部に一体化■ コネクタ処理されたケーブルが付属しない為、用途に応じて長さの調整が可能■ 導通環境下でなくても、工具により手動で開閉可能■■■

Flow control valve for temperature control.
Low-cost with equivalent performance to flow control valve ”FCV / MCV-M” Series.
■
Built-in driver unit in actuator part.
■■ Cable length is adjustable due to no connectors .
■ Valve position is manually adjustable with tool. No need to locate DC power.
■

型式 Model number selection
タイプ
Type

規格
Std.

ポート数 接続口径 オリフィス径 温度帯 Oリング
# of ports Connection size
O-ringOrfice Temperature zone

-

FCV-N

-

-

流体名
Fluids-

入出力 オプション
OptionI/O-

特殊項目
For specialized item

W
B

1
9
HNBR
NBR
FKM
EPDM
Si

S
HA
CA
CB
φ３.０
φ４.５
φ６.０
φ７.４
φ９.５
φ１０.０

無記入 Blank
NFE
S
0〜+60℃
0〜+130℃-20〜+100℃-40〜+130℃

レンチ Wrench ＊2
ブラケット Bracket ＊3A
4-20mA
V
1-5V
T
1-10V
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1
標準タイプ Std. type
ハイスペックタイプ High spec type

030
045
060
074
095
100
01
Ｒｃ１/４
02
Ｒｃ３/８
03
Ｒｃ１/２
04
Ｒｃ３/４
05
Ｒｃ１
2ポート 2-port
２方弁 2-way valve
S
3ポート 3-port
3方弁 3-way valve
T
バルブ形式 Valve design
オリフィス径 Orifice size
規格 Std.
接続口径 Connection size
25
φ３.０、
φ４.５、
φ６.０、
φ７.４
2方ボール弁 2-way ball valve
Ｒｃ１/４、Ｒｃ３/８、Ｒｃ１/２
2方ボール弁 2-way ball valve
Ｒｃ１/２、Ｒｃ３/４
φ７.４、
φ９.５
32
Ｒｃ３/４、Ｒｃ１
φ１０.０
3方ボール弁 3-way ball valve
温度帯 Temperature zone
タイプ Type
無記入 Blank 標準タイプ Std. type
0〜+60℃
ハイスペックタイプ High spec type
0〜+130℃/-20〜+100℃/-40〜+130℃
H※負圧の圧力条件でご使用の場合は、別途ご相談ください。 Consult with us for using this product with negative pressure.
＊1：型式末尾に流体名を記入してください。 ＊1: Add a fluid name at the end of model number(s)＊2：手動で強制的にバルブを開閉するための工具です。標準タイプのみ使用可能です。 ＊2: Wrench is the tool that is used to open / close the valve forcedly. Available on the standard type only.
＊3：温度帯はハイスペックのみになります。 ＊3: The bracket is available on the high-spec type.

050

2023

W
液体用

仕様 Specifications
内容 Description

項目 Item
バルブ形式 Valve design

2方ボール弁 2-way ball valve

3方ボール弁 3-way ball valve

ＦＣＶ-Ｎ/ＮＨ25Ｓ

ＦＣＶ-Ｎ/ＮＨ32Ｓ

オリフィス径 Orifice size

φ３.０

φ４.５

φ６.０

φ７.４

φ７.４

φ９.５

Ｃｖ値（Ｍax.）Cv Value (Max.)

0.36

0.85

1.68

2.61

2.61

4.63

Ｒｃ１/４、Ｒｃ３/８、Ｒｃ１/２

接続口径 Connection size

ＦＣＶ-Ｎ/ＮＨ32T

電動比例制御バルブ

型式 Model number selection

φ１０.０
3.71

Ｒｃ１/２、Ｒｃ３/４

Ｒｃ３/４、Ｒｃ１

ＷＡＴＥＲ、各種液体 WATER, etc.

使用流体 Fluid type
使用流体温度 Fluid temperature
周囲環境
Operating temperatures,humidifies

ＦＣＶ-Ｎ

０〜＋６０℃

ＦＣＶ-ＮＨ０〜+130℃ /-20〜+100℃/ -40〜+130℃

温度 Temp.

０〜５０℃ Temperature: 0 - 50°C

湿度 Humid.

35〜85％ＲＨ（結露及び凍結なきこと）Humidity: 35 - 85%RH (Non condensing / freezing)
０.４ＭPａ

最大締切差圧 Pressure limit

１.０ＭPａ（Ｇ）

耐圧 Withstand pressure
電源/消費電流 Power source / Current consumption

ＤＣ２４Ｖ±１０％ Ｍａｘ．
300ｍＡ

入出力信号 Analog I / O

４−２０ｍＡ／１−５Ｖ／１−１０Ｖ（オプション Option）

FCV-N

２０Ω(４−２０ｍA)／1MΩ(１−５V、
１−１０V)

入力インピーダンス Input impedance
出力許容負荷抵抗 Output Allowable Load Resistance

３００Ω以下（４−２０ｍA時）／１kΩ以上（１−５V、
１−１０V時）Below 300 Ω in use for 4-20 mA and over 1 kΩ for 1-5 V / 1-10 V駆動方式 Drive system

ステッピングモータ Stepper motor

分解能(バルブ動作) Resolution of Valve Movement
応答性(開度０→１００％)
Response Time (0 to 100% Open)

約３２００ approx. 3200 steps

ＦＣＶ-Ｎ

約８ｓ approx. 8s

ＦＣＶ-ＮＨ

約10ｓ approx.10s

動作ヒステリシス Valve hysteresis width

３％以下 3% or lesser

防水・防塵 IP grade※

ＩＰ６７相当（適合ケーブル取付時）IP67 Equivalent (when using cable)

取付姿勢 Installation orientation

直立・水平（逆さ取付不可）Vertical･Horizontal (Actuator should NOT be in upside down position)

接液部材質 Wetted materials(FCV-Nの場合 In case of FCV-N)

ＳＣＳ１３、
ＳＵＳ３０４、ＰＴＦＥ（充填材入り PTFE-filled）、
ＨＮＢＲ（標準 standard）

接液部油分
Grease used for wetted materials

ＦＣＶ-Ｎ

シリコングリス Silicone grease
禁油 Grease-free

ＦＣＶ-ＮＨ

別売品 Option

手動開閉工具（オプション、
ＦＣＶ-Ｎのみ）Tool to mechanically open and close valve (option: Available for FCV-N)

質量 Weight

ＦＣＶ-Ｎ

約1200g approx. 1200 g

約1450g approx. 1450 g

約1950g approx. 1950 g

ＦＣＶ-ＮＨ

約1350ｇ approx. 1350 g

約1600ｇ approx. 1600 g

約2100ｇ approx. 2100 g※ FCV-N25S/32Sは開度60％、FCV-N32Tは開度50％においての検査および保証(制御特性の中央値)※ Guarantee for the valve hysteresis and our inspection before the shipment is based on the valve 60% open for FCV-N(H)25 / 32S series and the valve 50% open for FCV-N(H)32T series.

流量特性 Flow characteristic
5.0

4.0

FCV-N25S/32S

4.5

3.5

4.0

流量［L/min］

2 S-060
5
N2
S-045
N25
N25S-030

2.0

N2

1.5

1.0
0.5
0 10
4
1

20 30

40

50 60
12
3

70 80

開度 Opening

1.0

0.0
0
4
1

10

20 30

40

50
12
3

60

開度 Opening

70 80

90 100 [%]20[mA]
5 [V]80

Cv2.6160

Cv1.68

40

0

.63

71
Cv3 .

Cv0.85
Cv0.3620

0.5

90 100 [%]20[mA]
5 [V]

Cv4

FCV-N25S/32S
FCV-N32T

100

/3

1.5

CV 値

2.0

流量換算表 Flow rate conversion table

120

2.5

2 S095

N3

2.5

S-0
74

3.0

5S

CV 値

B
C←

3.0

3.5

0.0

140

FCV-N32T

A→
C

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35 0.4

圧力差 Pressure difference ΔＰ［Mpa］

切替フォーム Switching form
FCV-N（H）25S/32S

FCV-N（H）32T

A

A
port

B

port

B
4mA(1V)A

B
20mA(5V)

A
port

B
port
C port

A

B

A

B

C

C

4mA(1V)

20mA(5V)

2023

051

W
For Water

配線図 Wiring diagram

Flow control valve

ネジ端子台 Terminals

M3×10
十字穴バインドネジ Binding head screw with cross hole

アクチュエータカバー Actuator cover

ネジ端子台 Terminals

キャップ Cap6 5 4 3 2 1
ゴムスリーブ Rubber sleeve

ピンNo. Pin No. for Terminals

接続 Connection

Ｎｏ．
1

アナログ入力 Analog input (COM)2

アナログ入力 Analog input (4-20mA/1-5V)

3

アナログ出力 Analog output (COM)4

アナログ出力 Analog output (4-20mA/1-5V)

5

電源 Power source ０V

6

電源 Power source DC+24V※ 本製品には電源および信号ケーブルは付属しませんので、別途ご用意ください。
適合ケーブル：シース外径φ4.0〜6.8mm、6芯(出力が必要ない場合4芯)推奨線心AWG 24〜26程度※ A cable is not included for this product.The cable that is prepared by you: φ4.0-6.8 mm of outer diameter of sheath with 6-pole(4-pole can be used when output is not required).The recommended cable core is AWG 24-26.

取付姿勢 Installation attitude
FCV-N（H）25S/32S

FCV-N（H）32T

LED表示 LED lightLED（赤）：電源、エラー LED (Red): Power and error
内容 Description

LED
消灯

Turned off

電源OFF

Power OFF点灯

Turned on

電源ON

Power ON

早い点滅 Fast blinking

内部メモリエラー

Memory error

遅い点滅 Slow blinking

モータ過電流エラー Over current error on motor

LED表示部 LED Light

LED（緑）：開度 LED (Green): Valve potion
LED消灯

開度 Valve position
0%

Turned off

遅い点滅 Slow blinking

小 Narrow

早い点滅 Fast blinking

大 Wide点灯

100%

Turned on

アクチュエータ Actuator

バルブボディ部 Valve part

052

2023

W
液体用

構造図 Dimensions and materials
FCV-N□S ２方弁 2-way valve

FCV-N32T 3方弁 3-way valve

60

60

(A)

(A)

適合ケーブル外径

⑥
① ⑦
⑤ ⑧
⑨

(D1)

Cable OD

φ4.0〜6.8

①
⑤

(D1)

⑰

⑳

⑥
⑦
⑧
⑨

適合ケーブル外径

Cable OD

φ4.0〜6.8

電動比例制御バルブ

⑳

⑰

(E)

(E)

⑱

(B)

(40)

(C)

(C)

(33)

FCV-N

(B)

(40)

2×M4×7.5（取付け固定用）Female Screw for mounting

FCV-NH□S ２方弁 2-way valve

FCV-NH32T 3方弁 3-way valve

60

60

(A)

(A)

⑳

(D2)

(E)
(40)

適合ケーブル外径

①⑥
⑦
⑧
⑨
②⑩
⑪
③⑫
④⑬
⑤⑭
⑮
⑯
⑰

φ4.0〜6.8
φ6.5（M6固定穴）⑲

Hole for M6 screw

φ18.5

(D2)
固定ブラケット（オプション）

(76)

（B）
（C）

⑳

適合ケーブル外径

①⑥
⑦
⑧
⑨
②⑩
⑪
③⑫
④⑬
⑤⑭
⑮
⑯
⑰

Cable OD

Fixing bracket (option)⑱

Cable OD

φ4.0〜6.8
φ6.5（M6固定穴）

⑲

(76)

Hole for M6 screw

φ18.5

固定ブラケット（オプション）

Fixing bracket (option)

(E)

（B）
(33)

(40)

（C）

2×M4×7.5（取付け固定用）Female Screw for mounting

材質 Materials

規格寸法 Dimensions
規格 Std.
FCV-N25S
FCV-NH25S

Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

No.

寸法 Dimensions(mm)接続口径

Connection size

A

B

C

135.5

38

76

141.5

44

88

145

47.5

95

D1
120

D2

E

174.5 20.5

材質 Material
AL等 AL, etc.

2

遮熱延長ブラケット

Heat shield extension bracket

3 ブッシュ Bushing

FCV-N32S
FCV-NH32S

Rc1/2

FCV-N32T
FCV-NH32T

Rc3/4

153

55.5 111 162.5 222.5 54.5

Rc1

165

67.5 135 174.5 234.5 66.5

Rc3/4

名称 Names of parts

1 アクチュエータ Actuator

126

177

20.5

4

取付アダプタ Mounting adapter

5 バルブボディ Valve body
6 0リング O-ring
7 ボールシャフト Ball shaft
8 シャフトリテーナ shaft retainer
9 皿バネ Spring
10 シャフトパッキン Shaft packing

PPS
ベークライトBakelite
SCS13
SCS13
FKM等 FKM, etc.
SUS304
SUS304
SUS304PTFE

No.

名称 Names of parts

材質 Material

11

シャフトパッキン押えA
Shaft packing fixture A

SUS304

シャフトパッキン押えB
12
Shaft packing fixture B

SUS30413

ボールリテーナロック

Ball retainer lockpacking

14 ボールパッキン Ball packing
15 カラー Collar
16

遮熱延長シャフト

Heat shield extension shaft

17 アダプタ Adapter

SCS13
PTFE
PPS
ジルコニア

Zirconia

SCS13

18 プラグアダプタ Plug adapter

SCS13

19 アタッチメント Attachment

SUS30420 ケーブルグランド Cable gland

PA等 PA, etc.

2023

053

W
For Water

フローコントローラ

FLC600Flow controller

フローコントロールバルブ■ 流量センサ内蔵の小型、軽量、低価格の冷却水用、瞬時流量コントローラです。
■ 高信頼性のステッピングモーター採用により耐久性、応答性に優れています。 ■ 禁油仕様。
コントローラ■ 流量制御用の専用コントローラ■ 豊富な入出力機能を持ちながら、
小型、軽量、低価格。
■ PID制御方式を採用しています。 ■ ボタン操作による各種設定が可能。
■ アナログ信号により外部流量設定が可能。
Flow Control Valve■ Instantaneous flow controller having built-in sensor for coolant water. Small-size, low-cost, and lightweight type.
■ A highly reliable stepping motor is used to enhance durability and response.
■ No oil specification Controller.
Controller■ Exclusive controller for flow control.
■ Various input & output available.
■ PID control employed.
■ All the setting can be operated by the button operation.
■ External setting of flowrate can be made by analog signal.

型式 Model number selection
規格
Std.

FLC

形状
Shape

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 入出力 オプション
OptionUnits
Max. flow Connection size In / Output

-

-

-

-

特殊項目
For specialized item

-

A
V
N
Rc1/4
01
Rc3/8
02
Rc1/2
03
R1/2
１３
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/minB
ブラケット付 With bracket ＊3
SC
出力信号ケーブル2m付 With cable 2m long for output signal ＊2
4-20mA
0-5V
1-5V

5
10
20
L/min
特殊 For specialized unit ＊1

BZ
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1

190
表示一体型 Display-integrated type1
表示分離型 Display-separated type
規格 Std.
制御流量範囲 Control flow range
流量計 Flowmeter605
0.5〜5L/min
軸流羽根車式流量計内蔵
610
1〜10L/min
Axial flow bladed wheel type withinternal flowmeter620
2〜20L/min

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, R1/2
Rc3/8, Rc1/2, R1/2
Rc1/2, R1/2

＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：表示分離型専用になります。電源ケーブル1m、
コントロール信号ケーブル2mは標準添付しています。
＊3：表示分離型専用になります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Exclusive use for a display-separated type to device. Standard attachment: Power cable for 1m and control signal cable for 2 m.
＊3: Exclusive use for a display-separated type to device.

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

054

2023

W
液体用

主な機能 Typical functions so many

多機能でコンパクトなコントローラ！ With internal controller having compact and multi-function !
警報接点機能 Alarm contact function

1. パラメータモードによる流量設定（表示画面に入力した流量値を目標とし、制御を行う）

事前に設定した設定値（2点）を基準にリレー接点にてON/OFFが可能です。
なお、
チャタリングを防止するヒステリシス幅も任意に設定可能です。

2. 外部アナログ入力モードによる流量設定（外部アナログ入力により、設定流量の可変及び、外部からの遠隔操作が可能です）

Based upon the prior setting values (2 points), it can be turned ON / OFF by relay contact. In addition,hysteresis range is settable arbitrarily in order to protect it from chattering.

3. プリセットモードによる流量設定（3本の端子の接続方法により、事前に設定した最大4種類の設定流量を簡易的に切り替える事が可能です）
1. For setting flowrate by parameter mode
(It controls over targeting the flowrate values entered on the display screen)
2. For setting flowrate by external analog input mode
(Setting flowrate is variable by external analog input and remote control can be externally performed.)
3. For setting flowrate by preset mode
(Easy switching can be made for four kinds of setting flowrates where have been preset in terms of theconnecting method of three pieces of terminals.)

プリセット端子のON/OFFにて制御のON/OFFが可能です。電磁弁との併用により、全閉と設定流量を繰り返すような、高速応答を目的とした機能です。

アナログ出力機能 Analog output function
流量に比例したアナログ信号出力により、外部流量監視が可能で、製品の歩留ま
り向上、不具合原因追及に貢献致します。
By using analog output signal proportional to flowrates, the flowrate can be externally monitored, and not only
improves it the yield of production, but contributing to search for a cause of failure.

バルブ不感帯機能 Function of valve dead zone
必要以上にバルブを動かさなくする機能です。バルブの耐久性向上や、省エネに貢献致します。なお、不感帯の幅も任意に調節可能です。
It functions not to make the valve move more than necessary. The functions contribute to improve a valve
durability and to save power. In addition the range of the dead zone is adjustable arbitrarily.

Control ON / OFF can be selected by using the Preset cables. This capability comes in handy when high-speed
response is required, such as an operation style that repeats a cycle of valve shut-off and selected flow ratewith electromagnetic valves.

全閉機能 Function of fully closing
設定流量を0L、又はアナログ入力を4mAに設定する事で、バルブが自動的に全閉側へ移動します。
（プリセットモードも同様に0Lを設定する事で全閉が可能です）全閉移動中は［bASIC］と表示されます。

入出力校正機能 Calibrating function of input / output

Valve moves automatically to a fully closing side by setting the setting flowrate to 0 L, or setting analog input to4 mA. (Preset mode can be fully closed by setting flowrate to 0 L as well. )[bASIC] is displayed on the screen
during the move to fully closing.

入出力の微調節が任意に可能です。
A fine adjustment for input / output can be made arbitrarily.

※詳細については、別冊の瞬時流量調節指示計の取扱説明書を参照願います。 ※ For more information, see instruction manual for instantaneous flow adjustable indicator attached separately.

使用例 Applications
例.1 Application 1電磁弁の ON/OFF で流量を切り替えしていたところを…

FLC1 つで対応 ! お客様の配管構成をシンプルにできます。

Where flowrate is changed over by turning on / off electromagnetic valve,…

A single unit of FLC can do it and your piping configuration can be most simplified.

3L/min or 5L/min

FLC を使用すると3L/min or 5L/min
プリセット信号
Preset signal

0.5-5L/min
アナログ信号
Analog signal

例.2 Application 2
複数のラインにランダムに使用すると、流量が不安定になりお困りの方へ…

各ラインで設定した流量が安定して流せます。

To those whom troubled about unsteady flow, when arranged at random in plural lines,…

A steady flow can be gained in each line.

FM

FLC

FM

FLC を使用すると

FLC

FM

FLC

FM

FLC

2023

055

FLC600制御の ON/OFF 機能 ON / OFF control functions

フローコントローラ

流量設定の各モード機能 Each mode function to set flowrate

W
For Water仕様 Specifications
FLC605

FLC610FLC6200.5〜5L/min

1〜10L/min

2〜20L/min

項目 Item
制御流量範囲 Flow control ranges

Flow controller

流体 Fluid

WATER, その他冷却水等 Water and other cooling water, etc.

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

制御圧力範囲 Control pressure ranges

0.2〜0.4MPa(Ｇ) 耐圧 : 0.5MPa(G) 必要差圧 : 0.2MPa 0.2 - 0.4MPa(G) Withstand pressure: 0.5MPa(G) Required differential pressure: 0.2MPa

使用温度範囲 Operating temperature ranges

0〜60℃（耐熱：80℃）結露及び凍結しないこと。 0 - 60°C (Heat resistance: 80°C) No dewing and be free from freezing.

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃ 結露及び凍結しないこと。

パルス入力 Pulse input

0 - 50°C No dewing and be free from freezing.

内蔵流量センサよりオープンコレクタ・パルス入力

Open collector / Pulse input from internal flowsensor.

設定流量値入力 : 設定流量を外部より遠隔操作可能

Setting flowrate value input: Setting flowrate can be externally remote-controlled.

アナログ入力（１点）

外部流量センサを基準に設定流量をコントロール可能

Analog input (1point)

4−20mA( 入力インピーダンス : 20Ω)

0−5V/1−5V( 入力インピーダンス :1MΩ)
入力
Input

Setting flowrate can be controlled based on external flowsensor.

4-20 mA (Input impedance: 20 Ω)
0-5 V / 1-5 V (Input impedance: 1 MΩ)

設定流量値入力：プリセット端子の ON/OFF により設定流量の変更可能
設定流量値１点 +３点（最大４点の設定流量）
Setting flowrate input: Change of the setting flowrate can be made by turning ON/OFF the preset terminal.
プリセット入力
Preset input

Setting flowrate value at 1 point +3 points (Max 4 points of the setting flowrate)
制御開始／停止入力：制御開始／停止により無駄なバルブ動作を防ぎ、設定流量値の変更も 2 点可能
制御開始／停止＋設定流量値２点
Control starting / stopping input: Idle operation is saved by starting / stopping operating, and the setting flowrate value can be changed at 2 points.
Control starting / stopping + setting flowrate value at 2 points

アナログ出力（１点）※
出力
OutputAnalog output (1point)
警報出力 Alarm output

測定流量値：4−20mA（負荷抵抗 300Ω以下） Measured value of flowrate: 4-20 mA (Load resistance: Below 300 Ω)
0−5V/1−5V（負荷抵抗 1kΩ以上）

0-5 V / 1-5 V (Load resistance: More than1 kΩ)

リレー出力：2 点 ( 上上限 , 上下限 , 下下限 )DC35V, 0.1A Max.
Relay output at 2 points (Upper / upper limits, upper / l ower limits and lower / lower limits) 35 V DC 0.1 A at max.

全閉機能 Function of fully closing

設定流量０L/min時、バルブが全閉する。
（止水可能） Valve is closed fully, when setting flowrate is set at 0 L/min. (It is possible to shut off water)

表示 Indication

瞬時流量表示／設定流量表示

電源 Power source

DC24V±10%, Max450mA( 待機時 : 約 100mA)

Indication of instantaneous flowrate / indication of setting flowrate
DC 24 V±10%,Max 450 mA (Approx 100 mA at standby time)

表示一体型：２ｍ
表示分離型：電源ケーブル１ｍ／コントロール信号ケーブル２ｍ／出力信号ケーブル２ｍ（オプション）

ケーブル長 Cable

Display-integrated type: 2 m
Display-separated type to device: Power cable 1 m, control signal cable 2 m and output signal cable 2 m (option)
表示一体型：約 830ｇ

重量 Weight

Display-integrated type: Approx 830 g

表示分離型：約 800ｇ（オプションケーブル含む） Display-separated type to device: Approx 800 g (Including optional cable)※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可), 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

056

2023

W
液体用

構造図 Structural drawing
表示一体型 Display-integrated type

フローコントローラ

117

63

③

（25.5）

②

139

（２ｍ）

①

Rc/R d（C)④

FLC600

A

95.5

OUT

IN

本体取付ねじ ２×Ｍ３×０.５ ※1（D)

Mounting screw for main body ※1

B

Rc/R d

ねじ込み深さ
※１：本体取付ねじは、固定するパネル厚を考慮し、４〜１０の範囲とする。
（パネル厚２ｍｍの場合、
ねじ首下長さは最小２＋４＝６、最大２＋１０＝１２）※1：Considering panel thickness for securing the mounting screw of the main body, thescrew in depth shall be ranged from 4 to 10. (In case panel in thickness is 2 mm,
minimal length under head is 2+4=6 and 2+10=12 at maximum.)

本体取付ねじ ２×Ｍ３×０.５ ※1

Mounting screw for main body ※1

パネルカット Panel cut-out

寸法 Dimensions

背面 For rear view

B

C

D

No.

名称 Names of parts

材質 Material

Rc1/4, 3/8

70 39

9

9

1

コントローラ Controller

ー

ー

Rc1/2

76 45 15 15

2

ケース Case

PC/ABS

紺 Dark blue

R1/2

86 55 25 25

3

グロメット Grommet

PA 他 PA, etc.

ー

4アダプタ Adapter

SCS14

ー

1

21

48

d

R2

A

内容 Function

2×

φ
4

線色 Cable colors

30

4
φ

2
φ4

20

備考 Remarks

配線 Wiring diagram

橙（黒2点）Orange w/ double black dots

28

底面 For bottom Plan view

2×

材質 Materials

電源 DC0V Power source 0 V DC

橙（赤2点）Orange w/ double red dots

電源 DC24V +24 V DC power source

橙（赤1点）Orange w/ single red dots

アナログ出力 OUT Analog output OUT

橙（黒1点）Orange w/ single black dots

アナログ出力 COM Analog output COM

灰（赤1点）Gray w/ single red dots

プリセット 1 Preset 1

灰（黒1点）Gray w/ single black dots

プリセット COM Preset COM

白（赤1点）White w/ single red dots

プリセット 2 Preset 2

白（黒1点）White w/ single black dots

警報接点 CP1 Alarm contact CP 1

黄（赤1点）Yellow w/ single red dots

警報接点 COM Alarm contact COM

黄（黒1点）Yellow w/ single black dots

警報接点 CP2 Alarm contact CP 2

桃（赤1点）Pink w/ single red dots

アナログ入力 IN（入力H）Analog input IN (Input H)

桃（黒1点）Pink w/ single black dots

アナログ入力 COM Analog input COM

2023

057

W
For Water

構造図 Structural drawing
表示分離型 コントロールバルブ部 Display-separated type to device corresponding to the part of control valve.

Flow controller(46)
2×φ5（貫通）（取り付け穴用）

5④

2×φ5 (Passing through)(For mounting hole)

⑤
⑥

①

②

③

(A)

OUT

40

30

53.1

33

(14)

28

⑦

B

⑬

⑨

⑭

⑩

コントロール信号ケーブルに接続⑪

To connect to control signal cable⑫(325〜355)
JST 製（１２ピン）Made by JST (12-Pins)
ハウジング Housing：XMR-12V
ターミナル Terminal：SXM-001T-P0.6
リテーナ Retainer：XMS-12V

接続口径

Connection size

( リード線長さ）

接続口径(Lead wire length)

Connection size

(80.7)

D
(C)
2

E

φ28

22.5

28

22.5

⑧

規格寸法 A table of standard dimensions
接続口径
Connection sizeE

103

70 119.7 39

17

Rc1/2

109

76 125.7 45

R1/2

119

86 135.7 55

Rc3/8

B

C

材質 Materials
D

Rc1/4

A

No.

名称 Names of parts

2023

備考 Remarks

ボディ Main body

PPS-GF30

2

タッピングネジ Tapping screw

SUS3043アダプタ Adapter

23

4

ステッピングモータ Stepping motor

33

5

モータブラケット Motor bracket

6

ニードル Needle valve

SUS3047

パッキン Packing

FKM/NBR8

固定ブラケット Fixing bracket

SPHC

オプション品 Optional

9

スクリュー Screw

PPS

マグネット密封 Mg. sealed

SCS14

SUS316 相当 SUS316 Equivalent

POM 等 POM, etc.
SPHC

10 シャフト Shaft

SUS/ アルミナ Alumina

11 整流板 Rectifier

POM/PPS

12 止め輪 Retaining

SUS30414 結束バンド Cable tie058

材質 Material

1

13 ホール IC センサ Hall IC sensor

取付姿勢 Installation attitude

40

ー
PA66

メッキ Plating

W
液体用

構造図 Structural drawing
表示分離型 コントローラ Controller for a display-separated type to device

56

10フローコントローラ

4.5

パネルカット Panel cut-out
電源用 For power source0
46 −0.5

コントロール信号用 For control signal
出力信号用 For output signal

+0.3
0

48

パネル板厚：0.5〜4mm
Panel thickness: 0.5 - 4 mm

21

24

22.5

アナログ入力用 For analog input

FLC600接続端子 Terminal connection
アナログ入力用 For analog input

出力信号用 For output signal

コントロール信号用 For control signal

電源用 For power source

1

4B ４A
３B ３A
２B ２A
１B １A

１
２

２
１

2

3

SMKDS 1.5/3-3.5（PHOENIXCONTACT）

No.
1

接続 Connections

1B アナログ出力ＯＵＴ Analog output OUT

３ アナログ入力ＣＯＭ Analog input COM

７ ９ １１
８ １０ １２

1A アナログ出力ＣＯＭ Analog output COM
2B プリセット １ Preset 1
2A プリセット ＣＯＭ Preset COM
3B プリセット ２ Preset 2
3A 警報接点ＣＰ１ Alarm contact CP1
4B 警報接点ＣＯＭ Alarm contact COM
4A 警報接点ＣＰ２ Alarm contact CP2

Ｂ２Ｂ-ＰＨ-Ｋ-Ｓ（JST）

接続 ConnectionsNo.

1 バルブ ＣＯＭ Valve COM

1

電源ＤＣ０Ｖ Power source 0 V DC

2 バルブ/Ａ Valve / A

2

電源ＤＣ＋２４Ｖ Power source + 24 V DC

No.

接続 Connections

No.

２

５
６

Ｂ１２Ｂ-ＰＨＤＳＳ（JST）

ＬＹ２０-８Ｐ-ＤＴ１-Ｐ（ＪＡＥ）

アナログ入力ＩＮ Analog input IN

３
４

接続 Connections

3 バルブ/Ｂ Valve / B
4 バルブ Ａ Valve A
５ バルブ Ｂ Valve B
６ バルブ ＧＮＤ Valve GND
７ 流量センサ ＧＮＤ Flowsensor GND
８ バルブ ＯＰ０ Valve OP0
９ 流量センサ ＯＵＴ Flowsensor OUT
１０ バルブ ＯＰ１ Valve OP1
１１ 流量センサ Ｖｃｃ Flowsensor Vcc
１２ バルブ ＋Ｖｃ Valve + Vc

電源ケーブル Cable for power source＋50

1000 0ハウジング Housing：ＰＨＲ-２（ＪＳＴ）
コンタクト Contact：ＳＰＨ-００２Ｔ-Ｐ０.５Ｓ（ＣＮ１）

絶縁丸コード（φ４）･２芯（ＡＷＧ ２４）

Insulated round cord (φ4)・2wires (AWG 24)

出力信号ケーブル（オプション）Cable for output signal (Optional)（100）

2000＋500

ＡＷＧ ２２

ハウジング Housing：LY10-DC８BR（ＪＡＥ）
コンタクト Contact：ＬＹ１０-Ｃ1-５-１００００（ＣＮ３）

Insulated round cord (φ6.5)・8wires (AWG 26)＋50
2000 0（100）
ＡＷＧ ２２
1本目 First cable（ＣＮ２）
コントローラ側へ接続

Connect to controller side

線色
Cable colors

内容
Function1

灰（黒点）Gray (Black dots)

DC 0V（電源）0 V DC (Power source)

2

橙（黒点）
Orange (Black dots)

DC 24V（電源）24 V DC (Power source)

ピン No.
Pin No.

線色Cable colors

内容
Function

1B

橙（赤点）
Orange (Red dots)

アナログ出力 OUT
Analog output OUT

1A

橙（黒点）
Orange (Black dots)

アナログ出力 COM
Analog output COM

2B

灰（赤点）
Gray (Red dots)

プリセット 1端子
Preset for 1 terminal

2A

灰（黒点）
Gray (Black dots)

プリセット COM
Preset for COM

3B

白（赤点）
White (Red dots)

プリセット 2端子
Preset for 2 terminal

3A

白（黒点）
White (Black dots)

警報接点 CP1端子
Alarm contact on CP1 terminal

4B

黄（赤点）
Yellow (Red dots)

警報接点 COM
Alarm contact on COM

4A

黄（黒点）
Yellow (Black dots)

警報接点 CP2端子
Alarm contact on CP2 terminal

絶縁丸コード（φ6.5）･8芯（ＡＷＧ ２6）

コントロール信号ケーブル Cable for control signal

ハウジング Housing：ＰＨＤＲ-１２ＶＳ（ＪＳＴ）
コンタクト Contact：ＳＰＨＤ-００１Ｔ-Ｐ０.５

ピン No.
Pin No.

2本目 Second cable

キャブタイヤケーブル（黒）Cabtyre cable (Black)
ソフト soft , UL2464-SB
6芯→5芯 6wires 5wires AWG 24

ハウジング Housing：ＸＭＰ-１２Ｖ（ＪＳＴ）
リテーナ Retainer：ＸＭＳ-１２Ｖ
コンタクト Contact：ＳＸＡ-００１Ｔ-Ｐ０.６
バルブ側へ接続 Connect to valve side

2023

059

For Water

フローコントローラ(マニホールドタイプ)

MH-FLC600

Flow controller (Manifold type)

集合配管流量制御用として規格化されました。
コンパクト、
シンプル設計によるローコストを実現。

■■

Standardized as a centralized piping flow control
Compact and simple design enable to offer at low cost.

■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCautionてください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
規格
Std.

MH-FLC

マニホールド形状
Shape of manifold

-

I

流体名
Fluids

FLC接続口径（OUT）FLC connection size (OUT) マニホールド接続口径（IN）Manifold connection size (IN) 入出力 オプション 特殊項目
For specialized item
OptionIn / Output
左側 Left 中央 Center 右側 Right
No.1
No.2
No.3
No.4

流量単位 最大流量
Units
Max. flow

-

-

-

-

-

＊4

0
0
0
2
2
2
3
3
3
R3
R3
R3
0
0
0
0
なし Non ＊3
1
1
1
1
Rc1/4
2
2
2
2
Rc3/8
B3
3
3
3
Rc1/2
Z
R3
R3
R3
R3
R1/2
下記測定範囲の最大流量を記入。Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊2
Z1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊2
I
IN側マニホールド Manifold at inlet
流量計 Flowmeter
制御流量範囲 Control flow range
規格 Std.
各系統の制御流量範囲が異なる場合 When each system differs in control flow range ＊1600
軸流羽根車式流量計内蔵
0.5〜5L/min
605
Axial flow bladed wheel type
1〜10L/min
610
with internal flowmeter
2〜20L/min620＊1: マニホールドを下にして、左から順番に各系統のMax. 流量を記載して下さい。
＊2: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3: 右の選定例を参照下さい。
＊4: 電源ケーブル1m、コントロール信号ケーブル2mは標準添付しています。
＊1: With the manifold down describe the max flowrate on each system in order from left.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊3: Refer to a example of selection right.
＊4: Standard attachment: Power cable for 1 m and control signal cable for 2 m.

ご推奨マニホールド口径 Recommended connection sizes for manifold
トータル流量 Total flowrates

マニホールド口径 × 口径数 Manifold connection size x Its No. of connection size

30L/min以上 30 L/min or more

1/2″× 1

or

3/8″× 2

50L/min以上 50 L/min or more

1/2″× 2

or

3/8″× 3060

2023

出力信号ケーブル2m付

SC

A
4-20mA
V
0-5V
N
1-5V
なし Non ＊3
Rc3/8
Rc1/2
R1/2

Output signal cable for 2 m

W

FLC接続口径 FLC connection size
下記参照 See below.
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, R1/2
Rc3/8, Rc1/2, R1/2
Rc1/2, R1/2

W
液体用仕様 Specifications
FLC605

FLC610FLC6200.5〜5L/min

1〜10L/min

2〜20L/min

項目 Item
制御流量範囲 Flow control ranges

WATER, その他冷却水等 Water and other cooling water, etc.

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

制御圧力範囲 Control pressure ranges

0.2〜0.4MPa(Ｇ) 耐圧 : 0.5MPa(G) 必要差圧 : 0.2MPa 0.2 - 0.4MPa(G) Withstand pressure: 0.5MPa(G) Required differential pressure: 0.2MPa

使用温度範囲 Operating temperature ranges

0〜60℃（耐熱：80℃）結露及び凍結なきこと。 0 - 60°C (Heat resistance: 80°C) No dewing and be free from freezing.

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃ 結露及び凍結なきこと。 0 - 50°C No dewing and be free from freezing.

パルス入力 Pulse input

内蔵流量センサよりオープンコレクタ・パルス入力

Open collector / Pulse input from internal flowsensor.

設定流量値入力 : 設定流量を外部より遠隔操作可能

Setting flowrate value input: Setting flowrate can be externally remote-controlled.

アナログ入力（１点）

外部流量センサを基準に設定流量をコントロール可能

Analog input (1 point)

4−20mA( 入力インピーダンス : 20Ω)

Setting flowrate can be controlled based on external flowsensor.

4-20 mA (Input impedance: 20 Ω)

オプション : 0−5V/1−5V( 入力インピーダンス :1MΩ)Option: 0 - 5V / 1-5 V (Input impedance: 1 MΩ)

設定流量値入力：プリセット端子の ON/OFF により設定流量の変更可能

入力
Input

MH-FLC600

設定流量値１点 +３点（最大４点の設定流量）
Setting flowrate input: Change of the setting flowrate can be made by turning ON/OFF the preset terminal.
プリセット入力

Setting flowrate value at 1 point +3 points (Max 4 points of the setting flowrate)

Preset input

制御開始 / 停止入力：制御開始 / 停止により無駄なバルブ動作を防ぎ、設定流量値の変更も 2 点可能
制御開始 / 停止＋設定流量値２点
Control starting / stopping input: Idle operation is saved by starting / stopping operating, and the setting flowrate value can be changed at 2 points.
Control starting / stopping +setting flowrate value at 2 points

出力
Outputフローコントローラ

流体 Fluid

アナログ出力（１点）※

測定流量値：4−20mA（負荷抵抗 300Ω以下） Measured value of flowrate: 4-20 mA (Load resistance: Below 300 Ω)

Analog output (1 point)

オプション：0−5V/1−5V（負荷抵抗 1kΩ以上） Option: 0-5 V / 1-5 V (Load resistance: More than 1 kΩ)
リレー出力 : 2 点 ( 上上限､上下限､下下限 )DC35V, 0.1A Max.

警報出力 Alarm output

Relay output at 2 points (Upper / upper limits, upper / lower limits and lower / lower limits) 35 V DC 0.1 A at max.

全閉機能 Function of fully closing

設定流量０L/min時、バルブが全閉する。
（止水可能） Valve is closed fully, when setting flowrate is set at 0 L/min. (It is possible to shut off water)

表示 Indication

瞬時流量表示 / 設定流量表示

電源 Power source

DC24V±10%, Max450mA( 待機時 : 約 100mA)

Indication of instantaneous flowrate / indication of setting flowrate
DC 24 V±10%, Max 450 mA (Approx 100 mA at standby time)

電源ケーブル１ｍ/ コントロール信号ケーブル２ｍ/ 出力信号ケーブル２ｍ（オプション）

ケーブル長 Cable

Power cable 1 m, control signal cable 2 m and output signal cable 2 m (option)※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可), 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

選定例 For example of selection例）MH-FLC605-I-1B5-1101-030 （Max. 5/min用3連） For example) MH-FLC605-I-1B5-1101-030 ( 3- controller manifolds at max. 5/min)

コントロールバルブ Flow control valve
No.1

No.2

No.3

FLC

FLC

Rc1/4 Rc1/4

FLC接続口径 FLC connection size

No.4

No.1

No.2

No.3

No.4

Max.
Max.
5L/min 5L/min

なし
None
＊

Max.
5L/min

Rc1/4
なし
None
＊

＊
なし
None

FLC

FLC接続口径 FLC connection size

コントローラ Controller

＊
なし
None
Rc1/2

マニホールド接続口径
Manifold connection size

左側Left side

中央Center右側
Right side＊「なし」の箇所はブラインドキャップを使用して塞いでいます。＊The places where are described as＊None

are plugged with a blind cap

2023

061

W
For Water

構造図 Structural drawing
MH-FLC600

W2(189.4)

①

(47)

111.5

(47)

⑦

W3

FLC接続口径

⑩② ③

ＯＵＴ

ＰＰＳ

Flow controller (Manifold type)(24.7)
(46)

⑥
ＩＮ

４×φ9

31
27.5

⑧

16

ＩＮ

26.5

41

⑤

78.5

マニホールド接続口径

④

3

⑨

Ｒ１/２

21

４×φ4.8（本体固定用穴）(Body fixing hole)

94
(6.7)

177

規格寸法 A table of standard dimensions

W1

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

ステッピングモータユニット Stepping motor unit

POM等 POM, etc.

11.5

2

モータブラケット Motor bracket

SPHC

メッキ Plating

17.5

3

バルブボディ Valve body

PPS-GF30

成型品 Mold parts

PPS-GF30

成型品 Mold parts

SCS14

SUS316相当 SUS316 equivalent

マニホールド接続口径
Manifold connection sizes （IN）

W1

Rc3/8
Rc1/2
R1/2

27.5

備考 Remarks

4

マニホールド Manifold

５

Rcアダプタ Adapter threaded Rc

６

Rアダプタ Adapter threaded R

SCS14

SUS316相当 SUS316 equivalent

７

MHキャップ MH cap

PPS-GF30

成型品 Mold parts

FLC接続口径
FLC connection sizes （OUT）

W2

W3

Rc1/4

119.7

39

８

プラグアダプタ Plug adapter

PPS-GF30

成型品 Mold parts

Rc3/8

119.7

39

９

配管固定ネジ Pipe fixing screw

SUS304

タッピングネジ Tapping screw

Rc1/2

125.7

45

１０ モータ固定ネジ Motor fixing screw

鉄 Iron

亜鉛メッキ Zinc plating

R1/2

135.7

55

配線方法 How to wire
コントロール信号ケーブル（２ｍ）

Control signal cable (2 m long)

本体コネクタBody connector

コントローラとバルブのシリアルNo.は同一の物をご使用下さい。
凍結しない環境でご使用下さい。
Use the controller and valve where the both serial No. are identical with each item.
Use it in an environment where is free from freezing.

アナログ入力信号ケーブル（付属品ではありません）
Analog input signal cable (It is not attached)

出力信号ケーブル(オプション)
Output signal cable (Optional)

062

2023

電源ケーブルPower cable

コントローラController

W
液体用

構造図 Structural drawing
表示分離型 コントローラ Controller for a display-separated type to device

56

10フローコントローラ

4.5

電源用 For power source0
46 −0.5

コントロール信号用 For control signal
出力信号用 For output signal

+0.3
0

48

21

24

22.5

アナログ入力用 For analog input

MH-FLC600

パネル板厚：0.5〜4mm
Panel thickness: 0.5 - 4 mm

接続端子 Terminal connection
アナログ入力用 For analog input

出力信号用 For output signal

コントロール信号用 For control signal

電源用 For power source

1

4B ４A
３B ３A
２B ２A
１B １A

１
２

２
１

2

3

SMKDS 1.5/3-3.5（PHOENIXCONTACT）

No.

接続 Connections

1

アナログ入力ＩＮ Analog input IN

７ ９ １１
８ １０ １２

Ｂ２Ｂ-ＰＨ-Ｋ-Ｓ（JST）

接続 ConnectionsNo.

接続 ConnectionsNo.

1 バルブ ＣＯＭ Valve COM

1

電源ＤＣ０Ｖ Power source 0 V DC

2 バルブ/Ａ Valve / A

2

電源ＤＣ＋２４Ｖ Power source +24 V DC

No.

1B アナログ出力ＯＵＴ Analog output OUT

３ アナログ入力ＣＯＭ Analog input COM

５
６

Ｂ１２Ｂ-ＰＨＤＳＳ（JST）

ＬＹ２０-８Ｐ-ＤＴ１-Ｐ
（ＪＡＥ）

２

３
４

1A アナログ出力ＣＯＭ Analog output COM
2B プリセット １ Preset 1
2A プリセット ＣＯＭ Preset COM
3B プリセット ２ Preset 2
3A 警報接点ＣＰ１ Alarm contact CP1
4B 警報接点ＣＯＭ Alarm contact COM
4A 警報接点ＣＰ２ Alarm contact CP2

接続 Connections

3 バルブ/Ｂ Valve / B
4 バルブ Ａ Valve A
５ バルブ Ｂ Valve B
６ バルブ ＧＮＤ Valve GND
７ 流量センサ ＧＮＤ Flowsensor GND
８ バルブ ＯＰ０ Valve OP0
９ 流量センサ ＯＵＴ Flowsensor OUT
１０ バルブ ＯＰ１ Valve OP1
１１ 流量センサ Ｖｃｃ Flowsensor Vcc
１２ バルブ ＋Ｖｃ Valve +Vc

電源ケーブル Cable for power source＋50

1000 0ハウジング Housing：ＰＨＲ-２（ＪＳＴ）
コンタクト Contact：ＳＰＨ-００２Ｔ-Ｐ０.５Ｓ（ＣＮ１）

絶縁丸コード（φ４）･２芯（ＡＷＧ ２４）

Insulated round cord (φ4)・2wires (AWG 24)

出力信号ケーブル（オプション）Cable for output signal (Optional)（100）

2000＋500

ＡＷＧ ２２

ハウジング Housing：LY10-DC8BR（ＪＡＥ）
コンタクト Contact：ＬＹ１０-Ｃ1-５-１００００

線色
Cable colors

内容
Function1

灰（黒点）Gray (Black dots)

DC 0V（電源）0 V DC (Power source)

2

橙（黒点）
Orange (Black dots)

DC 24V（電源）24 V DC (Power source)

ピン No.
Pin No.

線色Cable colors

内容
Function

1B

橙（赤点）
Orange (Red dots)

アナログ出力 OUT
Analog output OUT

1A

橙（黒点）
Orange (Black dots)

アナログ出力 COM
Analog output COM

2B

灰（赤点）
Gray (Red dots)

プリセット 1端子
Preset for 1 terminal

2A

灰（黒点）
Gray (Black dots)

プリセット COM
Preset for COM

3B

白（赤点）
White (Red dots)

プリセット 2端子
Preset for 2 terminal

3A

白（黒点）
White (Black dots)

警報接点 CP1端子
Alarm contact on CP1 terminal

4B

黄（赤点）
Yellow (Red dots)

警報接点 COM
Alarm contact on COM

4A

黄（黒点）
Yellow (Black dots)

警報接点 CP2端子
Alarm contact on CP2 terminal

絶縁丸コード（φ6.5）･8芯（ＡＷＧ ２6）

Insulated round cord (φ6.5)・8wires (AWG 26)（ＣＮ３）

ピン No.
Pin No.

コントロール信号ケーブル Cable for control signal＋502000 0（100）
ＡＷＧ ２２
1本目 First cable

ハウジング Housing：ＰＨＤＲ-１２ＶＳ（ＪＳＴ）
コンタクト Contact：ＳＰＨＤ-００１Ｔ-Ｐ０.５（ＣＮ２）
コントローラ側へ接続

Connect to controller side

2本目 Second cable

キャブタイヤケーブル（黒）Cabtyre cable (Black)
ソフト soft, UL2464-SB
6芯→5芯 6wires 5wires AWG 24

ハウジング Housing：ＸＭＰ-１２Ｖ（ＪＳＴ）
リテーナ Retainer：ＸＭＳ-１２Ｖ
コンタクト Contact：ＳＸＡ-００１Ｔ-Ｐ０.６
バルブ側へ接続 Connect to valve side

2023

063

W
For Water

フローコントローラ

FLC700Flow controller

流量センサ内蔵型の低価格水量コントローラです。
面間 150mm のコンパクト設計で、今までの流量計のスペースに代用可能。
■ ステッピングモータ採用により、信頼性、耐久性に優れています。
■ PID 制御と独自のバルブ構造により、高応答性（2〜3s）、高安定性。
■ メンテナンスが容易な、
簡単取り外しユニオンタイプアダプタを採用。
■ 豊富な入出力機能。
■■

A water flow controller with internal flowsensor and yet offering at low price.
Compactly designed so specifically for face-to-face dimension of 150 mm as to use in the space where a former flowmeterhas been installed up to now.
■ Employing a stepping motor increases a reliability and durability.
■ PID control and its own valve structures make highly response (Approx 2 - 3s ) and stability important.
■ Easier to maintain and detachable union type adapters employed. ■ An abundant input / output functions.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FLC

形状
Shape

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 入出力 オプション
OptionUnits
Max flow Connection size In / Output

-

-

-

-

特殊項目
For specialized item

SC
A
V
N

出力信号ケーブル2m付 ＊2
With 2m long output signal cable

4-20mA
0-5V
1-5V

04
Rc3/4
05
Rc1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.
705
710

0
1

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
表示一体型 Display-integrated type
表示分離型 Display-separated type
流量計 Flowmeter

軸流羽根車式流量計内蔵
Axial flow bladed wheel type with internal flowmeter＊1

制御流量範囲 Control flow range
5〜50L/min10〜100L/min＊禁油仕様は特殊となります。
＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 表示分離型専用になります。電源ケーブル1m、コントロール信号ケーブル2mは標準添付しています。
＊ Oil-free specification is specifically handled.
＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Exclusive use for a display-separated type to device. Standard attachment: Power cable for 1 m and control signal cable for 2 m.

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

064

2023

＊2

接続口径 Connection size
Rc3/4, Rc1

W
液体用仕様 Specifications
項目 Item
制御流量範囲 Flow control ranges

FLC705

FLC710

5〜50L/min10〜100L/min

WATER, その他冷却水等 Water and other cooling water, etc.

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

制御圧力範囲 Control pressure ranges

0.2〜0.4MPa(Ｇ) 耐圧 : 0.5MPa(G) 必要差圧 : 0.2MPa 0.2 - 0.4 MPa(G) Withstand pressure: 0.5 MPa(G) Required differential pressure: 0.2 MPa

使用温度範囲 Operating temperature ranges

0〜60℃（耐熱：80℃）結露及び凍結なきこと。 0 - 60°C (Heat resistance: 80°C) No dewing and be free from freezing.

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃ 結露及び凍結なきこと。 0 - 50°C No dewing and be free from freezing.

パルス入力 Pulse input
アナログ入力Analog input (1 point)

内蔵流量センサよりオープンコレクタ・パルス入力

Open collector / Pulse input from internal flowsensor.

設定流量値入力 : 設定流量を外部より遠隔操作可能

Setting flowrate value input: Setting flowrate can be externally remote-controlled.

4−20mA( 入力インピーダンス : 20Ω)

4-20 mA (Input impedance: 20 Ω)

0−5V/1−5V( 入力インピーダンス :1MΩ)

0-5 V / 1-5 V (Input impedance: 1 MΩ)

設定流量値入力：プリセット端子の ON/OFF により設定流量の変更可能

入力
Input

設定流量値１点 +３点（最大４点の設定流量）
プリセット入力

Setting flowrate value at 1 point + 3 points (Max 4 points of the setting flowrate)

Preset input

制御開始 / 停止入力：制御開始 / 停止により無駄なバルブ動作を防ぎ、設定流量値の変更も 2 点可能

FLC700Setting flowrate input: Change of the setting flowrate can be made by turning ON/OFF the preset terminal.

制御開始 / 停止＋設定流量値２点
Control starting / stopping input: Idle operation is saved by starting / stopping operating, and the setting flowrate value can be changed at 2 points.
Control starting / stopping + setting flowrate value at 2 points
アナログ出力（１点）＊1
出力
OutputAnalog output (1 point)
警報出力 Alarm output

測定流量値：4−20mA（負荷抵抗 300Ω以下） Measured value of flowrate: 4-20 mA (Load resistance: Below 300 Ω)
0−5V/1−5V（負荷抵抗 1kΩ以上） 0-5 V / 1-5 V (Load resistance: More than1 kΩ)
リレー出力 : 2 点 ( 上上限 , 上下限 , 下下限 )DC35V, 0.1A Max.
Relay output at 2 points (Upper / upper limits, upper / lower limits and lower / lower limits) 35 V DC 0.1 A at max.

全閉機能 Function of fully closing

設定流量０L/min時、バルブが全閉する。 Valve is closed fully, when setting flowrate is set at 0 L/min. ※表示 Indication

瞬時流量表示 / 設定流量表示 Indication of instantaneous flowrate / indication of setting flowrate

電源 Power source

DC24V±10%, Max450mA( 待機時 : 約 100mA) DC 24 V±10%, Max 450 mA (Approx 100 mA at standby time)

ケーブル長 Cable

表示一体型：２ｍ Display-integrated type: 2 m

重量 Weight

フローコントローラ

流体 Fluid

表示一体型：約 1500ｇ

Display-integrated type: Approx 1500 g
表示分離型：約 1500ｇ( オプションケーブル含む ) Display-separated type: Approx 1500 g (Including optional cable)＊1: アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可), 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※バルブは全閉しますが、完全に止水を保証するものではありません。
（出荷時は止水しますが、水質や使用環境により、内部リークが発生する場合がございます。
）＊1: Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)※Shutting off valve does not guarantee complete water stop. (Unit is adjusted to shut off flow when manufacturing, but there will be some internal leak expected on account of water quality and operation environment)

2023

065

W
For Water

構造図 Structural drawing

Flow controller

表示一体型
Display-integrated type

35

(85)

80

50

⑤

⑥⑦⑧⑨
① ② ③④
118

⑩⑪⑫⑬

ＯＵＴ

23

ＩＮ

コネクタ挿入口

Rc1:（150）

To insert connector

Rc3/4:（138）

Ｒｃ

2×M4×9(取付け固定用）

26(Body fixing hole)

60

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1アダプタ Adapter

SCS13

2

取付金具 Mounting bracket

SUS3043

ボディ Body

SCS13

4

カバー Cover5

コントローラ Controller

6

ステッピングモータ Stepping motor

7

固定Oリング Fixing O-ring

FKM

8

摺動Oリング Sliding O-ring

HNBR

備考 Remarks

AL

塗装 Painting

PC等 PC, etc.

MEC100PM

POM等 POM, etc.

9バルブパッキン Valve packing

PTFE

充填材入り With filler10

流量センサ Flowsensor

PPS

羽根車式 Bladed wheel type11

流量センサ軸受 Bearing of flowsensor

12

バルブ Valve

SUS30413

バルブシャフト Valve shaft

SUS304

アルミナ Alumina

付属ケーブル Standard attached cableNo.

内容 Function
電源 DC0V Power source 0 V DC

橙（黒2点）Orange w/ double black dots2

橙（赤2点）Orange w/ double red dots

電源 DC24V +24 V DC power source

3

橙（赤1点）Orange w/ single red dots

アナログ出力 OUT Analog output OUT

ＡＷＧ ２６（１２芯）（12 wires）

4

橙（黒1点）Orange w/ single black dots

アナログ出力 COM Analog output COM

ＵＬ２４６４

5

灰（赤1点）Gray w/ single red dots

プリセット 1 Preset 1

6

灰（黒1点）Gray w/ single black dots

プリセット COM Preset COM

7

白（赤1点）White w/ single red dots

プリセット 2 Preset 2

8

白（黒1点）White w/ single black dots

警報接点 CP1 Alarm contact CP 1

9

黄（赤1点）Yellow w/ single red dots

警報接点 COM Alarm contact COM+50

2000 0ハウジング Housing：ＸＭＰ−１２Ｖ（ＪＳＴ）
リテーナ Retainer：ＸＭＳ−１２Ｖ
コンタクト Contact：ＳＸＡ−００１Ｔ−Ｐ０.６066

線色 Cable colors

1

2023

10 黄（黒1点）Yellow w/ single black dots

警報接点 CP2 Alarm contact CP 2

11 桃（赤1点）Pink w/ single red dots

アナログ入力 IN（入力H）Analog input IN (Input H)

12 桃（黒1点）Pink w/ single black dots

アナログ入力 COM Analog input COM

W
液体用

構造図 Structural drawing
表示分離型 コントロールバルブ部 Display-separated type to device Control valve part

フローコントローラ⑫⑰

コントロール信号ケーブルに接続

To connect to control signal cable

FLC700⑯

JST製（12ピン）Made by JST (12 Pins)
ハウジング Housing：ＸＭR−１２Ｖ（ＪＳＴ）
ターミナル Terminal：ＳＸM−００１Ｔ−Ｐ０.６
リテーナ Retainer：ＸＭＳ−１２Ｖ⑭（280）（リード線長さ）⑬(Lead wire length)

（L)

54
（L1)

100

（L1)

⑮
シリアルNo.

⑪

（70）

2×Rcd

ＩＮ

23

（93）

Serial No.

OUT

④

H

① ② ③

パネルカット Panel cut-out

⑤

⑦
⑥

⑨
⑧

⑩

2×M4×0.760

有効ネジ深さ9 (Effective thread depth: 9)

材質 Materials
No.

26

2×φ5

60

名称 Names of parts
アダプタ Adapter

2

パッキン Packing

FKM

3

止め輪 Snap ring

SUS3044

整流板 Rectifier

PPS

5スクリュー Screw

6

軸受け Bearing

7

ボールパッキン Ball packing

8

ボール Ball9

ボディ Main body

10 ジョイント金具 Joint bracket※コントローラ、
ケーブル類はFLC600シリーズを参照して下さい。
※For the controller and cable, see the FLC600 series.

Rcd

L

L1

H

Rc3/4

138

19

34

Rc1

150

25

41

材質 Material

1

11 パッキン Packing
12 ステッピングモータ Stepping motor
13 コネクタ Connector
14 SFチューブ SF tube
15 モータカバー Motor cover
16 結束バンド Cable tie
17 収縮チューブ Heat shrink tube

備考 Remarks

SCS13
固定シール部 Fixed seal part

PPS
アルミナ Alumina
PTFE

充填材入り With filler

SUS304
SCS13
SUS304
HNBR

摺動シール部 Part sliding seal

POM等 POM, etc.
PA66等 PA66, etc.

JST 12ピン 12 pins

ポリエステル Polyester

色：グレー Color: Gray

AL
PA66
ポリオレフィン樹脂 Polyolefin resin

UL, VW-1

2023

067

W
For Water

フローコントローラ

FLC-E

Flow controller

電磁流量センサ内蔵型流量コントローラです。
ステッピングモータ採用により、信頼性、耐久性に優れています。
■ PID 制御と独自のバルブ構造により、高応答性（約 8 秒）、高安定性。
■ ゴミ詰まりの心配が少なく、メンテナンスを低減できます。
■ 豊富な入出力機能。
■■

A water flow controller with internal flowsensor and yet offering at low price.
Employing a stepping motor increases a reliability and durability.
■ PID control and its own valve structures make highly response (Approx. 8s) and stability important.
■ It cuts down a maintenance and trouble by a clogging since it is built in electromagnetic flow meter.
■ An abundant input / output functions.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FLC-E

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 入出力
表示方向
Units
Max flow Connection size In / Output Indicator direction

-

0

-

-

-

特殊項目
For specialized item

縦 VerticalU
右 Right
R
左 LeftL
4-20mA
0-5V
1-5V

OUT

IN
A
OUT
V
N
01
Rc1/4
02
Rc3/8
OUT
IN
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

1
9

010
020

Max.
L/min
B
Z
特殊 For specialized unit ＊1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1
制御流量範囲 Control Flow range
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min
5〜50L/min10〜100L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

068

2023

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
Rc3/8, Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4, Rc1
Rc1

IN

W
液体用

主な機能 Typical functions so many
電磁流量センサ内蔵型流量コントローラ Built in electromagnetic flow meter

警報接点機能 Alarm contact function
事前に設定した設定値（2点）を基準にリレー接点にてON/OFFが可能です。
Based upon the prior setting values (2 points), it can be turned ON / OFF by relay contact.

フローコントローラ

電磁流量計を使用しているので、羽根車式やカルマン渦式に比べゴミ詰まりの心配が少なく、
メンテナンスを低減できます。また、
エアパージも行なえます。
It cuts down a maintenance and trouble by a clogging since it is built in electromagnetic flow metercompared with a turbine and vortex type. Air purge is also possible.

アナログ出力機能 Analog output function
流量に比例したアナログ信号出力により、外部流量監視が可能で、製品の歩留ま
り向上、不具合原因追及に貢献致します。
By using analog output signal proportional to flowrates, the flowrate can be externally monitored, and not only
improves it the yield of production, but contributing to search for a cause of failure.

流量設定の各モード機能 Each mode function to set flowrate
1. パラメータモードによる流量設定
表示画面に入力した流量値を目標とし、制御を行います。
2. 外部アナログ入力モードによる流量設定
外部アナログ入力により設定流量の可変ができ、外部からの遠隔操作が可能。

バルブ不感帯機能 Function of valve dead zone

3. プリセットモードによる流量設定
3本の端子の接続方法により、事前に設定した最大4種類の設定流量を簡易的に切り替える事が可能です。
1. For setting flowrate by parameter mode
(It controls over targeting the flowrate values entered on the display screen)
2. For setting flowrate by external analog input mode
It is possible to change the flow rate remotely by the analog signal.
3. For setting flowrate by preset mode
(Easy switching can be made for four kinds of setting flowrates where have been preset in terms of theconnecting method of three pieces of terminals.)

制御の ON/OFF 機能 Control ON / OFF
プリセット端子のON/OFFにて制御のON/OFFが可能です。電磁弁との併用に
より、全閉、設定流量を繰り返す様な高速応答を目的とした機能です。耐久性の向上に有効です。
It is possible to on / off the control by preset terminal. Quick responsetime is possible repeating a flow control andvalve stop combining with the solenoid valve. It is also effective to increase the durability of the control valve.

仕様 Specifications
項目 Item
制御流量範囲 Flow rate (controllable)
オリフィス径 Orifice

FLC-E010

FLC-E020

0.5 〜 5L/min

1 〜 10L/min

2 〜 20L/min

5 〜 50L/min

10 〜 100L/min

φ3.0

φ4.5

φ6.0

φ12.0

φ13.5

WATER, その他冷却水等（導電率 50μs/cm 以上の液体）WATER, Other coolants (Conductivity should be more than 50μs/cm）

流体 Fluid
流量精度(電磁流量計単体)±2% of F.S.

Flow Accuracy (Electromagnetic flowmeter only)±3% of F.S.

±2% of F.S.

±3% of F.S.

流量制御精度 Flow Control Accuracy±5% of F.S.

制御圧力範囲 Operating Pressure

0.15 〜 0.4MPa(G), 耐圧： 0.5MPa(G), 必要差圧： 0.15MPa 0.15 - 0.4MPa(G), Max. 0.5MPa(G), Required differential pressure: 0.15MPa

バルブ動作速度 Response Time

約 8 秒 Approx. 8s

使用温度範囲 Operating Temp.

0 〜 60℃（耐熱： 80℃）結露及び凍結なきこと。0 - 60°C (Max. : 80°C) Non freezing and dewing

使用環境温度 Ambient Temp.
アナログ入力Analog Input
入力
Input

出力
Output0 〜 50℃ 結露及び凍結なきこと Non freezing and dewing
設定流量値入力： 設定流量を外部より遠隔操作可能 Input of the setting value of the flow: The setting flowrate can be remote-controlled from outside.
4-20mA（入力インピーダンス： 20Ω）4-20 mA (Impedance: 20 Ω)
0-5V/1-5V（入力インピーダンス：1ＭΩ）0-5 V / 1-5 V (Impedance: 1 MΩ)
設定流量値入力： プリセット端子のON/OFF により設定流量の変更可能 Switchable the flow rate by three terminal combination

プリセット入力
Preset Input

設定流量値 1 点＋3 点（最大 4 点の設定流量）1 point set flow by monitor + 3 points preliminary set flow (Max. 4 points)
制御開始/ 停止入力： 制御開始/ 停止により無駄なバルブ動作を防ぎ、設定流量値の変更も 2 点可能
Starting control / stopping input: Protecting from useless behavior of the valve by using the starting /stopping control and the change of the setting values of the flowrates can be made in two points.
制御開始/ 停止＋設定流量値 2 点 Starting / stopping control + 2 points of the setting value of the flowrate
測定流量値： 4-20mA（負荷抵抗 300Ω以下）Measured value of flowrate: 4-20 mA (Load Resistance: Below 300 Ω)

アナログ出力(1 点) ＊1
Analog Output (1 point)

0-5V/1-5V（負荷抵抗 1kΩ以上） 0-5 V / 1-5 V (Load Resistance: More than 1 kΩ)

警報出力 Alarm Output

リレー出力： 2 点（上上限, 上下限, 下下限）DC35V, 0.1A Max. Relay Output: 2 points (Hi / Hi, Hi / Low, Low / Low) DC 35 V, 0.1 A Max.

全閉機能 Full Close Function

設定流量 0L/min 時、バルブが全閉する。Close the valve at the set flow of 0 L/min. ※表示 Display

瞬時流量表示/ 設定流量表示 Instantaneous flow rate / set flow rate

電源 Power source

DC24V±10％, Max. 450mA（待機時： 約 100mA Standby: Approx. 100 mA）

ケーブル長 Cable

標準タイプ ： 2m Standard: 2 m long

接液部材質 Wetted PartSCS13, SUS304, SUS316L, PPS, PTFE（充填材入り Include stopper）, FKM, HNBR

重量Weight

約 1800g Approx. 1800 g

バルブ部 Main bodyケーブル Cable

約 2400g Approx. 2400 g

約 150g Approx. 150 g＊1: アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可), 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※バルブは全閉しますが、完全に止水を保証するものではありません。
＊1: Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)※Shut off will not be guaranteed.

2023

069

FLC-E

必要以上にバルブを動かさなくする機能です。バルブの耐久性向上や、省エネに貢献致します。なお、不感帯の幅も任意に調節可能です。
It functions not to make the valve move more than necessary. The functions contribute to improve a valve
durability and to save power. In addition the range of the dead zone is adjustable arbitrarily.

W
For Water

コントローラ部及び操作キーの説明 Explanation of the Controller section and operation keys

Flow controller① 測定値表示部

測定値（瞬時値）/設定メニュー・設定パラメータ/エラーメッセージなどを表示します。

② CP１インジケータ

比較出力がONするとLEDが点灯します。

③ CP２インジケータ

比較出力がONするとLEDが点灯します。

④ ACTインジケータ

流量センサの検出状態をLEDの点灯間隔で表します。

⑤ モードキー

キーを併用して、測定モードから設定モードへの切り換えを行います。
また、設定モード内のモード切り換えを行います。

①

②
③
④

⑤
⑥

⑧
⑦

⑥ シフトキー

設定する数値の桁移動を行います。

⑦ アップキー設定する内容の切り換え、設定する数値の変更を行います。

⑧ セットキー

設定モード内の設定項目の切り換えを行います。

① Indicator

Indicate Measurement value (Instantaneous) / Set Menu・Set Parameter / Error Message, etc② CP1 Lamp

LED lights on when comparison output is on.

③ CP2 Lamp

LED lights on when comparison output is on.

④ ACT Lamp

It indicates a detection status of the flow sensor by the interval of LED light⑤ Mode Key

Move to the measurement mode to the set mode and switch to each mode inside of the set mode.

⑥ Shift Key

Change the digit.

⑦ Up Key

Change the value.

⑧ Set Key

Switch the set item inside of the set mode

付属ケーブル Standard attached cable

線色 Cable colors
(40)

2000

±50

(100)
AWG 22

AWG 26(12芯 wires)
プラグ Plug : HR30-7P-12S(71)(HRS)

取付姿勢 Installation attitude

070

2023

内容 Function

黒 Black

電源 DC 0V Power source DC 0 V

赤 ( 朱 ) Red

電源 DC24V Power source DC 24 V

橙 Orange

アナログ出力 OUT Analog Output OUT

緑 Green

アナログ出力 COM

黄 Yellow

プリセット 1 Preset 1

灰 Grayプリセット COM Preset COM

紫 Purple

プリセット 2 Preset 2

桃 Peach

警報接点 CP1 Alarm Contact CP1

白 White

警報接点 COM Alarm Contact COM

赤紫 Magenta

警報接点 CP2 Alarm Contact CP2

茶 Brown

アナログ入力 IN( 入力 Hi)

青 Blueアナログ入力 COM

Analog Output COM

Analog Input IN (Input Hi)

Analog Input COM

W
液体用

構造図 Structural drawing
FLC-E010

Rc1/4, Rc3/8:(188)IN

フローコントローラ

Rc1/2:(200)
165

OUT

①

⑤

④
(93)

②

③

③

⑥

32

(64)

FLC-E

25

37

⑦⑧

2×M4×9(取付け固定用 Mounting hall)

117

FLC-E020

Rc3/4:(219)
Rc1:(256)
186

IN

OUT

①

④

⑤

37
30

(98)

⑦⑧

②

③

③

⑥

32

(64)

2×M4×9(取付け固定用 Mounting hall)

138

パネルカット Panel cut-out

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks1

カバー Cover

ZDC2

ワインレッドメタリック Wine red metallic2アダプタ Adapter

SCS13

SUS304相当 Equivalent

3

防滴パッキン Drip-proof

4

防水コネクタ Water-proof Connector

5

コントローラ Controller

PC 等 etc.

6電磁流量計 Electromagnetic Flow Meter

PPS 等 etc.

7

ステッピングモータ Stepping Motor

POM 等 etc.

8

ボールバルブ Ball ValveSCS13 等 etc.

2×φ5

32

材質 Materials

NBR
PPS 等 etc.
FLC-E010 :117
FLC-E020 :138

SUS304相当等 Equivalent, etc.

2023

071

W
For Water

流量計測マニホールド(バルブ）TPS25/32-RF/V

TOFPINE

Flow measuring manifold (Valve)

ヘッダ、アダプタ、バルブをセットでご提供いたします。
豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

A set of the header, adapter and valve, is available.
Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

型式 Model number selection
本管 Main-Port

バルブ サプライ/リターン
Supply / Return
Valve

規格
Std.

TPS

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port-

連数# of port-

R

本管 Main-Port

接続口 取付姿勢 オプション
口径
口径
継手形状
Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option

-

-

-

予備ポート Spare-port ＊4

記入例 e.g. : TPS25-RV-S3-03-A05L-D

エルボ Elbow ＊3
バルブ valve ＊3

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve ＊3

Rc3/4
R1/2 ＊2

R4

R3/4 ＊2

6連 port7

7連 portS

サプライ用 For supplyR

リターン用 For return＊1: 分岐口径が限定されます。
＊2：「V」ボールバルブ、「L」L型ニードルバルブ対応不可。
＊3：本管規格25Aのみ対応可。
＊4：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
例1）
「-P2」
・
・
・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
予備ポートの位置を型式で示したい場合は、本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」
を並べてください。
例 ） ボールバルブ搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-VVVPP」＊1: Limited Connection size.
＊2: Not available for "V" and "L".
＊3: Available for the TPS25 Series only.
＊4: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.

Describe "P" indicating Spare-Port and the number of the Port.
・・2-Porte.g.「-P2」・
To indicate the position of Spare-Port, put the main-port downward, and thendescribe the Sub-Port options and "P" from left.
・・5-port with displays having 2 Spare-Port from right.
e.g.「-VVVPP」・⁝

5連 port

⁝

2023

L

R3

6

左右 left and right

Ｖ

Rc1/2

4連 port

底面 bottom sideLR

Rc1 1/404

5

背面 back side

D

Rc1

03

3連 port

向かって右側 Right side when looking at system

B

06

Rc3/8

4

R

05

02

3

背面取付 Installed on back side

向かって左側 Left side when looking at system

Rc3/4

Rc1/4 ＊2

2連 port

底面取付 Installed on bottom side

B
L

04

01

2

D

アダプタのみ Adapter only

A

072

特殊項目
For specialized item

F

アダプタのみ Adapter onlyV

ボールバルブ With ball valve ＊1

B

アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter

L

L型ニードルバルブ L type with a needle valve ＊1

Nストレートニードルバルブ With straight needle valve
本管規格 Main-Port std.

分岐口径 Sub-Port connection size

25

25A

Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, R1/2

Rc3/4, Rc1

32

32A

Rc1/2, Rc3/4, R3/4

Rc1, Rc1 1/4

本管口径 Main-Port connection size

W
液体用

規格寸法 A table of standard dimensions

仕様 Specifications

A

B

C

D

E

F

G

H

J

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)

20

26.5

47

60

(70)

26.5

56

61

4.8

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max.100℃

TPS32

24

36

66

76

(90)

34

66

66

6

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

流量計測マニホールド

規格 Std.
TPS25

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例 Reference example
A

B

C

C

C

C

B

材質 Materials
材質 Material
SCS13 他 SCS13, etc.

2

本管アダプタ Main-Port adapter

SCS13

3

マニホールド部 Part of the manifold

SCS13

4

本管プラグ Main-Port plug

SCS13

5

ストレートニードルバルブ Straight needle valve

SCS13 他 SCS13, etc.

6

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

7

L型ニードルバルブ L type with a needle valve

SCS13 他 SCS13, etc.

8

連結ボールバルブ A coupled ball valve

SCS13 他 SCS13, etc.

⑧

TPS25/32-RF/V

ボールバルブ Ball valve

E

名称 Names of parts

1

D

No.

⑦

⑤

①

F

(4)

G

H

⑥

4×φJ

②

③

④

2023

073

W
For Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPS25/32-H TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
冷却水ラインの流量監視に最適です。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

A set of the header, valve and flowmeter, is available.
Most suited to the flow monitor at the cooling water line.
■ Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し

注 意 てください。また、ニードルバルブは基本的に流量計のOUT側でご使用願います。
CautionTo keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.
A needle valve should be basically installed to the OUT side of the flowmeter.

型式 Model number selection
本管 Main-Port
本管規格
Main-Port std.

TPS

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port
表示/出力 バルブ サプライ/リターン
Display / Output
Supply / Return
Valve

- H

連数
# of port-

本管 Main-Port

最大流量
口径
継手形状
口径
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size

-

-

B

接続口 取付姿勢 オプション
Inlet side Mounting direction Option

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計 Indicator ＊7

記入例 e.g. : TPS25-HG-S3-B5-03-A05L-D＊1：標準は、EM30DT搭載です。EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入してください。
＊2：変換器EX30AR搭載。
＊3：分岐口径が限定されます。
＊4：ボールバルブ付の場合、
リターン流れはできません。
＊5：「V」ボールバルブ、「L」L型ニードルバルブ対応不可。
＊1: Standard display is EM30DT. If EM40 or EM45 is selected, specify the optional symbol in “Option”.
＊2: Convertor"EX30AR" mounted.
＊3: Limited Connection size.
＊4: Available for supply flow only.
＊5: Not available for "V" and "L".

25

背面 back sideD

底面 bottom sideLR

左右 left and right

04

Rc3/4

05

Rc1

06

Rc1 1/4

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow ＊6

Ｖ

バルブ valve ＊6

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve ＊601

Rc1/4 ＊5

03

Rc1/2

R3

R1/2 ＊5

02

Rc3/8

04

Rc3/4

R4

R3/4 ＊5

連数を記入 Shows here # of port

S

サプライ用 For supplyR

リターン用 For return ＊4＊6：本管規格25Aのみ対応可。
＊7：表示計・変換器のページ参照
例 ）「-3DTP」
・・・EM30DTPを系統数添付。
無記入 Blank バルブ無し With no needle valve＊8：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
ボールバルブ With ball valve ＊3,4
V
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
例1）
「-P2」
・
・
・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter ＊4
B
予備ポートの位置を型式で示したい場合は、本管を下側にL型ニードルバルブ L type with a needle valve ＊3
L
置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
ストレートニードルバルブ With straight needle valveN例2）表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、
1-5V出力 output ＊2
パルス出力 Pulse output
N
A「-GGGPP」
0-10V出力 output ＊2 ＊6: Available for the TPS25 Series only.
表示計搭載 With Indicator ＊1W
G
1-10V出力 output ＊2 ＊7: Refer to Digital meter / Converter in the catalogue.
4-20mA出力 output ＊2
TIe.g.「-3DTP」・・・Indicating the number of EM30DTP installed.
0-5V出力 output ＊2
V＊8: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.
Describe "P" indicating Spare-Port and the number of the Port.
分岐流量 Sub-Port flow 分岐口径 Sub-Port connection size 本管口径 Main-Port connection size
e.g.「-P2」・・・2-PortRc1/4〜1/2, R1/2
0.5〜5L/min
To indicate the position of Spare-Port, put the main-port downward,
Rc3/4, Rc1
1〜10L/minand then describe the Sub-Port options and "P" from left.
Rc3/8〜1/2, R1/2
e.g.「-GGGPP」・・・5-port with displays having 2 Spare-Port from right.
2〜20L/min

3〜30L/min
5〜50L/min074

向かって右側 Right side when looking at system

B

A

2〜20L/min
32

R

下記分岐流量の最大流量を記入
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below

Max.
連数 # of port

L

予備ポート Spare-port ＊8
底面取付D
Installed on bottom side
背面取付
B
Installed on back side
向かって左側 Left side when looking at system2023

Rc1/2〜3/4, R3/4

Rc1, Rc1 1/4

W
液体用仕様 Specifications±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※V, N, W, T type

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

TPS25/32-H

I type

パルス出力 Pulse output※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

G type ※内容 Function＋DC V

黄 Yellow

CP1

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

パルス出力

白 WhiteCOM

Pulse output

規格寸法※ EM30DTの仕様です。
EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。
The pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page fordetail of EM40 and EM45.

内容 Function

線色 Cable colors

線色 Cable colors

白 WhiteI, V, N, W, T type

AWG 26(0.1mm2)

橙 Orange

AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors
青 Blue
茶 Brown

GND
アナログ出力Analog output
CP1（N.O.）

黒 Black

GND

黄 Yellow

赤 Red

＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM
DC 0V
DC ＋24V

A table of standard dimensions

規格 Std.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

黒 Black

TPS25

20

26.5

47

60

(70)

26.5

84

58

4.8

赤 Red

TPS32

24

36

66

76

(90)

34

98.5

59

6

構造図 Structural drawing
A

組み合わせ参考例

B

C

C

C

C

B

D
E

Reference example

材質 Materials
⑨

⑧

⑦
⑥

①

F

G

H

⑤

②

4×φJ

③

④

No.

流量計測マニホールド※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃ま
でとなります。
Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max. fluid temperature should be 50°C.

流量精度 Flow accuracy

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボールバルブ Ball valve

SCS13 他 SCS13, etc.

2

本管アダプタ Main-Port adapter

SCS13

3

マニホールド部 Part of the manifold

SCS13

4

本管プラグ Main-Port plug

SCS13

5

分岐プラグ Sub-Port plug

SCS13

6

ストレートニードルバルブ Straight needle valve

SCS13 他 SCS13, etc.

7

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

8

L型ニードルバルブ L type with a needle valve

SCS13 他 SCS13, etc.

9

連結ボールバルブ A coupled ball valve

SCS13 他 SCS13, etc.

2023

075

W
For Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPS25/32-R (H type) TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
冷却水ラインの戻り側の流量監視に最適です。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

A set of the header, valve and flowmeter, is available.
Most suited to the flow monitor at return end of the cooling water line.
■ Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
本管 Main-Port
本管規格
Main-Port std.

TPS-

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port
バルブ
Valve

R

表示/出力
Display / Output

H

連数# of port- R

本管 Main-Port

最大流量
口径
継手形状
口径
接続口 取付姿勢 オプション 特殊項目
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option For specialized item

-

-

B

-

-

表示計 ＊4 Indicator

記入例 e.g. : TPS25-RBHA-R3-B5-03-A05R-D

予備ポート ＊5 Spare-port＊1：標準は、EM30DT搭載です。EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入してください。
＊2：変換器EX30AR搭載。
＊3：本管規格25Aのみ対応可。
＊4：表示計・変換器のページ参照
例 ）「-3DTP」
・・・EM30DTPを系統数添付。
＊5：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
例1）
「-P2」
・
・
・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
予備ポートの位置を型式で示したい場合は、本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ） 表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-GGGPP」＊1: Standard display is EM30DT. If EM40 or EM45 is selected, specify the optional
symbol in “Option”＊2: Convertor"EX30AR" mounted.
＊3: Available for the TPS25 Series only.
＊4: Refer to Digital meter / Converter in the catalogue.
e.g.「-3DTP」・・・indicating the number of EM30DTP installed.
＊5: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.
Describe "P" indicating Spare-Port and the number of the Port.
e.g.「-P2」・・・2-PortTo indicate the position of Spare-Port, put the main-port downward, andthen describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-GGGPP」... 5-port with displays having 2 Spare-Port from right.

Max.

25

1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

076

2023

向かって右側Right side when looking at systemB

背面 back sideD

底面 bottom sideLR

左右 left and right

04

Rc3/4

05

Rc1

06

Rc1 1/4

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow ＊3

Ｖ

バルブ valve ＊3

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve ＊3
Rc1/2

R3

R1/2

04

Rc3/4

R4

R3/4

下記分岐流量の最大流量を記入
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below

表示計搭載 With Indicator ＊1
4-20mA出力 4-20mA output＊2

V

0-5V出力 output ＊2

N

1-5V出力 output ＊2

W

0-10V出力 Output at 0-10V ＊2

B

1-10V出力 Output at 1-10V ＊2
T
ボールバルブ付 With ball valveN

ニードルバルブ付 With a needle valve

Rc1/2〜3/4, R3/4

R03

本管口径 Main-Port connection size
Rc3/4, Rc1

2〜20L/min32

向かって左側Left side when looking at system

Rc3/8

I

Rc3/8〜1/2, R1/2

L

02

パルス出力 Pulse output

Rc1/4〜1/2, R1/2

背面取付
Installed on back side

Rc1/4

G

0.5〜5L/min

B

A

連数 # of port 連数を記入 Show here # of port

分岐口径 Sub-Port connection size

底面取付Installed on bottom side01

A

分岐流量 Sub-Port flowD

Rc1, Rc1 1/4

W
液体用仕様 Specifications±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃ま
でとなります。
Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max.fluid temperature should be 50°C.

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※V, N, W, T type

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

TPS25/32-R (H type)

I type

パルス出力 Pulse output※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

配線 Wiring diagram
A typeG type ※AWG 24(0.2mm2)

AWG 26(0.1mm2)

I, V, N, W, T type

CP1

AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

GND

青 Blue橙 Orange＋DC V

黄 Yellow

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

パルス出力

白 WhiteCOM

Pulse output

黒 Black

GND

黄 Yellow

CP1（N.O.）

赤 Red

＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

白 White※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

組み合わせ参考例

B

C

C

F

G

⑥

④

③

I

J

(70) 26.5

56

58

49

4.8

34

66

59

55

6

B

C

D

TPS25

20

26.5

47

60

TPS32

24

36

66

76

(90)

No.

I

②

H

A

F

材質 Materials

⑦

①

E

D

⑧

G

E

規格 Std.

B

Reference example

H

Analog output

規格寸法 A table of standard dimensions
A

4×φJ

アナログ出力茶 Brown

構造図 Structural drawing⑤

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

名称 Names of parts

材質 Material1

表示計付流量計 Flowmeter with indicator

SCS13 他 SCS13, etc.

2

ストレートニードルバルブ Straight needle valve

SCS13 他 SCS13, etc.

3

本管アダプタ Main-Port adapter

SCS13

4

マニホールド部 Part of the manifold

SCS13

5

本管プラグ Main-Port plug

SCS13

6

連結ボールバルブ A coupled ball valve

SCS13 他 SCS13, etc.

7

流量計部 Part of the flowmeter

SCS13 他 SCS13, etc.

8

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

2023

077

W
For Water

流量計測マニホールド(カルマン渦式流量計)

TPS25/32-K

TOFPINE

Flow measuring manifold (Karman vortex flow meter)

カルマン渦式流量計を搭載したトフパインシリーズです。
ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減いたします。
■■■

Tofpine Series with Vortex flow meter.
Header integrated with valve(s) and Vortex flow meter(s).
■ Unlimited variation to meet your needs.
■ Reduction in hours of design and work expected.
■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port

本管規格
Main-Port std.

表示/出力 バルブ サプライ/リターン 連数
Display / Output
Valve Supply / Return # of port

最大流量 口径 継手形状 口径
接続口 取付姿勢 オプション
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option

TPS

- K

-

- B

-

本管 Main-Port-

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。

Identify model number(s) based on configurations from left.

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計 Flow indicator ＊5
予備ポート Spare port ＊6

記入例 e.g. : TPS25-KG-S3-B20-03-A05B-D-5RT＊1：ご使用条件により選定できる連数が限定されます。お問い合わせ願います。
オプション欄に表示計オプション記号を記入して下さい。
＊2：EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に変換器のオプション記号を記入して下さい。
＊3：電圧出力の場合、＊4：各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例）「B5/10」として位置は図面で示す。
オプション記号を記載願います。
＊5：表示計・変換器のページを参照し、
形状「A」
・
・
・別置きの表示計を流量センサの数量分添付。
形状「G」or「R」
・・・表示計or変換器を搭載。対象：EM30、EM40、EM45、EX30シリーズ＊6：予備ポートの数量または位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
（予備ポートの位置は別途図面等で示します。）
例1)「-P2」・・・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
＊1：Number of sub-port is limited depending on applications. Consult with us regarding this.
＊2：For using EM40 or EM45 Series, specify an optional symbol in Option.
＊3：For voltage output, specify the optional symbol of the Converter in Option.
＊4：In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes, specify them from the left channel when looking at this product.
e.g.) Specified as “B5 / 10” in model number(s) with details described in a drawing.
＊5：Refer to Digital meter / Converter Page for optional symbol(s)Shape “A”: The same quantity of remote display(s) are supplied as that of flow sensor(s)Shape “G” or “R”: Display(s) or converter(s) is mounted. Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
01＊6：Number of spare port(s) or position(s) should be specified as follows.
Specify “P”, which stands for Spare port, and the quantity of P. (Spare port position(s) are described in a drawing)
02
e.g. “-P2”:, 2 ports are regarded as Spare out of the available ports.

L
R
B
D
LR

Rc3/4
04
Rc1
05
Rc1 1/406
アダプタのみ Adapter only
エルボ Elbow
バルブ Valve
エルボ＋バルブ Elbow + valve

A
L
V
LV

04
R3
R4

Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

03

底面取付 Installed on bottom side
D
背面取付 Installed on back sideB
向って左側 Left side when looking at system
向って右側 Right side when looking at system
背面 Back side
底面 Bottom side
左右 Left and right

Rc3/4
R1/2
R3/4

本管規格25Aのみ対応可
Available for the TPS25 Series only.
＊4

Max.
下記分岐流量の最大流量を記入 Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below
連数 # of port 連数を記入(7連以上要相談) Shows here # of port (Consult with us for 7 ports or more)

A

S

サプライ用 For supplyR

リターン用 For return

無記入 Blank

バルブ無し With no needle valve

V

ボールバルブ With ball valve

B

アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter

L

L型ニードルバルブ L type with a needle valveNストレートニードルバルブ With straight needle valve

バルブは流量計のOUT側に付きます。
V、Lはリターン用で選択不可
Valve(s) is installed at the outlet side of flow meter(s)V and L are not available for Return.

パルス出力 Pulse output
標準：EM30DT搭載 Std. : With Indicator EM30DT

G

表示計搭載 With Indicator ＊2

R

アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Convertor-mounted models) ＊3 標準：EX30AR-I搭載（4-20mA出力）Std. : With analog converter EX30AR-I
分岐接続口径 Sub-Port connection size

分岐流量 Sub-Port flow

サプライ用バルブ付 Valve for Supply
V, L

25
32

078

1〜10L/min
2〜20L/min ＊1
5〜50L/min ＊1

2023

Rc3/8, 1/2
Rc1/2, 3/4

リターン用バルブ付 Valve for Return バルブ無し
B, N

Rc1/4〜1/2, R1/2
Rc3/8〜1/2, R1/2
Rc1/2〜3/4, R1/2

With no valve

本管口径
Main-Port connection size
Rc3/4, Rc1
Rc1, Rc1 1/4

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G) at 50℃

使用流体温度 Operating fluid temperature

A type : Max. 90℃ , G/R type：Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A type

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 Max. DC33V Max. 5mA Push-pull transistor output ... Max. DC 33V, Max. 5 mA

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10％

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ Max. DC35V 100mA Max. 2点 NPN open collector Max. DC 35 V 100 mA Max. 2 points

G type 表示 Indication

LCD4桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max.DC30V 100mA Max. 2点 Max. 2 points

R type アナログ出力 Analog output

TPS25/32-K

4-20mA 負荷抵抗300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 65mA Max.

※ G、
Rタイプのオプション仕様については、各ページをご確認ください。Refer to Digital meter / Converter Page for G & R Type.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

G type ※AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

R typeAWG 26(0.1mm2)

茶 Brown＋DC V

黄 Yellow

CP1

青 BlueGND

白 White-緑 Green

CP2

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

青 Blue

パルス出力 Pulse output

白 WhiteCOM

黄 Yellow

CP1（N.O.）

黒 Black

GND

黒 Black

GND

橙 Orange

CP1（N.C.）

灰 Gray

-

赤 Red

＋DC V

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは、
詳細ページを参照願います。The above pin assignments are used for
EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例
Example configurations

B

J

Φ

C

C

C

C

B

A

④

④

④

④

⑦

⑦

⑧

⑧

サプライ用
For supply
④

④
⑦

⑥

G1

R

G2

リターン用
For return

④
⑧

④
A

G3

G1

R

G2

G3

F

F

G

G

I

H

H

I

A

⑤

ΦJ

4×

D
E

D
E

4×

①

②

③

③

材質 Materials
No.
A

2

マニホールド部 Part of the manifold

SCS13

G1

3

本管プラグ Main-Port plug

SCS13

G2

4

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

G3

5

L型ニードルバルブ L type with a needle valve

SCS13 他 etc.

6

ボールバルブ Ball valve

8

SCS13 他 etc.
ストレートニードルバルブ Straight needle valve SCS13 他 etc.
連結ボールバルブ A coupled ball valve
SCS13 他 etc.

R

Flowmeter

材質 Material
SCS13

流量計

名称 Names of parts
本管アダプタ Main-Port adapter

7①

寸法表 A table of Dimensions

1

No.

②

名称 Names of parts

材質 Material

パルス出力 Pulse output

SCS13 他 etc.

EM30DT搭載 EM30DT mounted SCS13 他 etc.
EM40ET搭載 EM40ET mounted SCS13 他 etc.
EM45RT搭載 EM45RT mounted SCS13 他 etc.

型式
Model number
selection

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TPS25 20 26.5 47 60 (70) 26.5 56 72 58 4.8
TPS32 24 36

66 76 (90) 34 66 82 59

6

アナログ出力変換器：EX30AR-I
SCS13 他 etc.
Analog Converter: EX30AR-I

2023

079

W
For Water

流量計測マニホールド（面積式流量計）

TPS25-ATOFPINE

Flow measuring manifold (Variable area flow meter )警報の取付が可能なスプリング付面積式流量計を搭載した
トフパインシリーズです。
■ ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減いたします。
■■

Tofpine Series with spring-loaded variable-area flow checker(s) with switching capability .
Header integrated with valve(s) and flow checker(s).
■ Unlimited variation to meet your needs.
■ Reduction in hours of design and work expected.
■

型式 Model number selection
分岐 Sub-Port
本管規格
Main-Port std.

警報
Alarm

分岐 Sub-Port
バルブ サプライ / リターン 連数
Supply / Return # of port
Valve

TPS 25 - A-

本管 Main-Port

最大流量
口径
継手形状
口径
接続口 取付姿勢 オプション
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option

- B

-

-

-

-

VP 高圧仕様 High pressure spec.

記入例 e.g. : TPS25-A0-S3-B10-02-A05R-D

予備ポート Spare-port ＊3

ヘッダを下側に置いて、流量計を正面から見たときと位置関係を示します。
Always look at product(s) with main ports faced downward for model selection.
＊1：ご使用条件により選定できる連数が限定されます。お問い合わせ願います。
＊2：各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例）「B5/5/5/10/10」、又は「B5/10」
として位置は図面で示す。
＊3：予備ポートの数量または位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
（予備ポートの位置は別途図面等で示します。）
例1)「-P2」・・・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
予備ポート位置を型式で示したい場合は、本管を下側に置いて、向って左側よ
り流量計を示す記号「A」と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例2）分岐合計5連、右側2つが予備ポートの場合、「-AAAPP」＊1：Number of sub-port is limited depending on applications. Consult with us regarding this.
＊2：In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes, specify them from the left channel
when looking at this product.
e.g.) Specified as “B5 / 5 / 5 / 10 / 10” or “B5 / 10” in model number(s) with details described in a drawing.
＊3：Number of spare port(s) or position(s) should be specified as follows.
Specify “P”, which stands for Spare port, and the quantity of P. (Spare port position(s) are described in a drawing)e.g.1) “-P2”:, 2 ports are regarded as Spare out of the available ports.
When clarifying the position(s) of spare port(s) in model number(s), with main pipe(s) faced downward,
use “A” ,which stands for flow checker(s), and “P”, which stands for spare port(s) from the left.
e.g.2) Manifold with 2 spare-port on the right out of 5 sub-port “-AAAPP”

Max.

連数 # of port

無記入 Blank

特殊項目
For specialized item

D

底面取付 Installed on bottom side

B

背面取付 Installed on back sideL

向かって左側 Left side when looking at system

R

向かって右側 Right side when looking at systemB

背面 back sideD

底面 bottom sideLR

左右 left and right

04

Rc3/4

05

Rc1

A

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow

Ｖ

バルブ valve

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve

01

Rc1/4

03

Rc1/2

04

02

Rc3/8

R3

R1/2

＊2

Rc3/4

下記分岐流量の最大流量を記入
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below ＊2

連数を記入(7連以上要相談) Shows here # of port (Consult with us for 7 ports or more)

S

サプライ用 For supplyR

リターン用 For return

バルブ無し With no needle valve

B

アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter

L

L型ニードルバルブ L type with a needle valveNストレートニードルバルブ With straight needle valve0

スイッチ無し With no switch

1

リードスイッチA接点付 With reed switch of contact A

2

リードスイッチB接点付 With reed switch of contact B

バルブは流量計のOUT側に付きます。
Lはリターン用で選択不可
Valve(s) is installed at the outlet side of flow meter(s).
V and L are not available for Return.

分岐接続口径 Sub-Port connection size
分岐流量 Sub-Port flow

サプライ用バルブ付 Valve for SupplyL

0.4〜5L/min

25

1〜10L/min
1〜15L/min ＊1 Rc3/8, Rc1/2
2〜20L/min ＊1
2〜30L/min ＊1

080

2023

B, N

本管口径
リターン用バルブ付 Valve for Return バルブ無し
Main-Port connection size
With no valve
B, N

Rc1/4〜1/2, R1/2

Rc1/4〜1/2

Rc3/8〜1/2, R1/2

Rc3/8〜3/4

Rc1/2, R1/2

Rc1/2〜3/4

Rc3/4, Rc1

W
液体用仕様 Specifications
標準 Standard

規格 Std.

VP±5% of F.S.

流量精度 Flow accuracy

1MPa(G)

流量計測マニホールド

0.5MPa(G)使用最高圧力 Max. operating pressure

Max. 100℃（警報付 With alarm：Max. 50℃）

使用流体温度 Operating fluid temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

使用環境温度 Ambient operating temperature

A接点 Contact A（設定値以上クローズ Closed as the float rises past the switch）

接点方法 Contact forms

B接点 Contact B（設定値以下クローズ Closed as the float falls past the switch）
DC0〜24V

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A
50cm(AWG 24)

ケーブル長 Cable length

構造図 Structural drawing
143

TPS25-A

組み合わせ参考例

239

Reference example

M4ネジを使用してください。Use M4-size screw

60±0.570

サプライ用(リードスイッチ付)
For supply (With reed switch)

47

47

47

47

47

47

(248)

47

239

60±0.5

リターン用(スイッチなし)
For return (with no switch )

47

47

47

47

47

47

70

M4ネジを使用してください。Use M4-size screw

47

(254)

143

2023

081

W
For Water

流量計測マニホールド(バルブ)TPR25-S TOFPINEFlow measuring manifold (Valve)

樹脂製ヘッダを採用した安価、軽量のマニホールド・バルブです。
マニホールド・バルブとの組合せで冷却水管理に最適です。
■ クリップによるアダプタ着脱方式のため、各種継手の施工が容易に可能です。
■ ストップバルブを標準搭載しており、各分岐の開閉が可能です。
■■■

Low-cost & lightweight manifold.
Suitable for liquid distribution.
■ Flexible scalability is available with fasteners.
■ Shut-off capability with manual stop valves is available.
■

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。 Identify model number(s) based on configurations from left.

系統数 予備ポート 左側口径 右側口径 取付位置 ストップバルブ 接続口径
Spare port Connection size (left) Connection size (right) Mounting direction stop valve Connection size
# of port

TPR25-S-

特殊項目
For specialized item

プラグ Plug
0
Rc1/4
1
Rc3/8
2
Rc1/2
3
なし NoneP
ストップバルブ付 Stop valve
V
標準 Default
本管側 Main-Port
バルブ側 Valve-Port
分岐側 Sub-port

記入例 e.g. : TPR25-S3P1-01A-V3 / V2 / P0

A
BCD
プラグ Plug
Rc1
Rc1 1/4

0
1
2
予備ポートなし None
予備ポート1箇所 1-port
予備ポート2箇所 2-port

2
3
4
5
6

取付位置

ハンドル側を正面として、向かって左側、右側を示します。
Identify the connection size on the left or right side when looking at the needle valves.

P0
予備ポート３箇所以上は、
「P3」、
「P4」
と記載して下さい。
P1
Identify “P3” or “P4” if 3 or more spare ports are required.
P22連タイプ 2-port
3連タイプ 3-port
予備ポートを含んだ
4連タイプ 4-port
系統数です。
“# of port” includes spare port(s).
5連タイプ 5-port
6連タイプ 6-port ７連以上はご相談下さい。Ask us if 7-port or more is required.

分岐アダプタにクリップ方式を採用

ストップバルブの開閉状態

本管の取り付けアダプタは90度変更することで、様々な取付方法が選択できます。

継手接続時のアダプタの脱着が容易なため、マニホールド全体をコンパクトにまとめられます。

Mounting direction

Fasteners for installing sub-port adaptors

Various mounting directions are available by turning the mounting feet as shown below.
Aタイプ：標準取付 A: Default

Stop valve position
全開 Fully open

Easy to install and remove the adaptors.

Bタイプ：本管側取付 B: Main-Port

アダプタ

Adaptor

ジョイントクリップ

Cタイプ：バルブ側取付 C: Valve-Port Dタイプ：分岐側取付 D: Sub-Port

Fastener

全閉 Fully closed※ストップバルブで流量調整はできません。
中間開度で使用しないでください。
Flow is not adjustable with stop valve.
Do NOT use it for flow adjustment.

082

2023

W
液体用

仕様 Specifications
0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 90℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

接液部材質 Wetted Material

PPS, SCS, FKM

流量計測マニホールド

使用最高圧力 Max. operating pressure

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例 Example configurations
M5ネジを使用してください。Use M5-size screw⑦⑧

Max. 80

95

⑨
⑩
142

95

No.

名称 Names of parts

1

クランプアップ Upper clamp

ADC12

2

六角穴付きボルト hexagon socket head cap screw

SUS3043

マニホールド Manifold

4

クランプダウン Lower clamp

ADC12

5

本管用プラグ Plug for main-port

SCS13

6

本管用アダプタ Adaptor for main-port

SCS13

7

分岐用アダプタ Adaptor for sub-port

8ジョイントクリップ Fastener

9

グランド Needle valve nut

SCS13

10 ストップバルブ Stop valve

PPS

TPR25-S79.5

材質 Materials
材質 Material

PPS

SCS13
SUS304-CSP

⑥
①

45

32.5

②
③
④
⑤

(33.5)

47

47

48

47

(61.5)

(283)

2023

083

W
For Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPR25-R TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )樹脂製ヘッダを採用した安価、軽量のマニホールド・流量計です。
マニホールド・流量計との組合せで冷却水管理に最適です。
■ 用途に合わせて様々な表示計・変換器との組合せが可能です。
■ 直管部不要の軸流羽根車式流量センサ内蔵によりコンパクト設計。
■■■

Low-cost & lightweight manifold with measuring capability.
Suitable for monitoring cooling process.
■ Configurable in various styles.
■ No need to have straight pipes due to the incorporated turbine wheel flow meter, providing minimized volume.
■

注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用してください。また、ニードルバルブは基本的に流量計のOUT側でご使用願います。樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them. A needle valve

should be basically installed to the OUT side of the flowmeter. With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

系統数 予備ポート 左側口径 右側口径 取付位置 表示/出力 ニードルバルブ
Spare port Connection size (left) Connection size (right) Mounting direction Display / Output Needle valve# of port

TPR25-R--

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。

Identify model number(s) based on configurations from left.

流量
Flow rate

接続口径 オプション
Connection size Option

特殊項目
For specialized item

＊4 表示計・変換器 Remote-mounted display required
A1 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”
A2 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”
A3 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”
A4 表示計・変換器特殊取付 See “Example display mounting”

記入例 e.g. : TPR25-R3P1-01A-GN23 / XN02 / XP00

オプション Option

0
1
2
3

表示計の搭載方法

Example display mounting
A1

プラグ Plug
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

0
1
2
3

A2

A
B
C
D

A3 ※

P0
P1
P2

A4 ※

2
3
4
5
6

なし None 流量センサを内蔵していません。 No measuring capability
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min
P なし NoneN ニードルバルブ付 Needle valve ＊3
A パルス出力 No display. Pulse output available.
G 表示計搭載 Display (EM30DT) mounted. ＊1
R アナログ変換器搭載(標準：4-20mA) Signal converter: EX30AR mounted (Default I / O: 4-20 mA) ＊2
ホールICセンサは付きません。No measuring capability
X なし None
標準 Default
本管側 Main-Port
詳細は、TPR25-Sを参照下さい。
バルブ側 Valve-Port
Refer to “Mounting direction” in the TPR25-S catalog for detail.
分岐側 Sub-port

0
プラグ Plug1
Rc1
2
Rc1 1/4
予備ポートなし None
予備ポート1箇所 1-port
予備ポート2箇所 2-port

ハンドル側を正面として、向かって左側、右側を示します。
Identify the connection size on the left or right side when looking at the needle valves.
予備ポート３箇所以上は、
「P3」、
「P4」
と記載して下さい。
Identify “P3” or “P4” if 3 or more spare ports are required.

2連タイプ 2-port
3連タイプ 3-port
予備ポートを含んだ系統数です。
4連タイプ 4-port“# of port” includes spare port(s).
5連タイプ 5-port
6連タイプ 6-port ７連以上はご相談下さい。Ask us if 7-port or more is required.

＊1：標準はEM30DTを搭載します。EM40シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入してください。
＊2：標準はEX30AR-Iを搭載します。電圧出力の場合、オプション欄に変換器オプション記号を記入してください。
＊3：流量調整用バルブのため、全閉機能はありません。
＊4：総合カタログの表示計・変換器ページにてご確認下さい。
※EM40シリーズは取付不可＊1: Standard display is EM30DT. If EM40 is selected, specify the optional symbol in “Option”＊2: Standard converter is EX30AR-I. If voltage output is required, specify the optional symbol in “Option”＊3: Due to flow adjustment valve, valve shut-off capability is not available.
＊4: Refer to Display / Converter catalog for detail.
※EM40 series: N/A

084

2023

W
液体用

仕様 Specifications±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

A type : Max. 80℃, G/R type：Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m

接液部材質 Wetted Material

PPS, SCS13, FKM, SUS304（Te）,（POM ＊ Max. 5L/min用のみ Max. 5 L/min only）

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
パルス出力 Pulse output
Atype 電源/消費電流 Power source / Current consumption

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.
DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

8mA Max.

NPNオープンコレクタ Max. DC35V 100mA Max. 2点 NPN open collector Max. DC 35 V 100 mA Max. 2 points

Gtype 表示 Indication※ 電源/消費電流 Power source / Current consumption

LCD4桁, 流量表示（瞬時値） 4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

比較出力 Comparative output

リレー出力（C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 2 points
4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

標準 Standard
アナログ出力 Analog output
R
type

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V

V,W,N,T type

電源/消費電流 Power source / Current consumption

負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

標準 Standard

DC24V±10％65mA Max.

V,W,N,T type

DC24V±10％40mA Max.

※ EM30DTの仕様です。
EM40シリーズは、
詳細ページを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page
for detail of EM40.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

線色 Cable colors

G type ※AWG 26(0.1mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

R typeAWG 28(0.08mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

内容 Function

橙 Orange

DC 5〜24V

黄 Yellow

CP1

青 Blue灰 GrayGND

緑 Green

CP2

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

白 White

パルス出力 Pulse input

白 WhiteCOM

黄 Yellow

CP1（N.O.）

黒 Black

GND

橙 Orange

CP1（N.C.）

赤 Red

＋DC V

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC 24V※ EM30DTの仕様です。EM40シリーズは、
詳細ページを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40.

GND

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例 Example configurations

M5ネジを使用してください。

Use M5-size screw⑧⑨

材質 Materials

Max. 83

95

79.5

No.

⑩
⑪
142

95

①
②
③
④
⑤
⑥

材質 Material

表示計 Display

2

クランプアップ Upper clamp

ADC12

3

六角穴付きボルト hexagon socket head cap screw

SUS304

4

マニホールド Manifold

5

クランプダウン Lower clamp

ADC12

6

本管用プラグ Plug for main-port

SCS13

7

本管用アダプタ Adaptor for main-port

SCS13

8

分岐用アダプタ Adaptor for sub-port

9ジョイントクリップ Fastener10

グランド Needle valve nut

11

ニードルバルブ Needle valve

-

PPS

SCS13
SUS304-CSP
SCS13
SUS304
（Te）

45

65

⑦

名称 Names of parts

1(33.5)

47

47

48

47

(61.5)

(283)

2023

085

TPR25-R

DC24V±10％ 90mA Max.

W
For Water

流量計測マニホールド（バルブ）

TPR30-VTOFPINE

Flow measuring manifold (Valve)

ヘッダ、アダプタ、バルブをセットでご提供いたします。
豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

A set of the header, adapter and valve, is available.
Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

型式 Model number selection
本管 Main-Port
規格Std.

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port

バルブ
Valve

口径
継手形状
口径
Connection size Fitting Options Connection size

TPR 30 - V

連数# of port--

本管 Main-Port
接続口
Inlet side-

取付姿勢 オプション
Mounting direction
Option-

予備ポート Spare-port ＊2

記入例 e.g. : TPR30-V-3-03-A05L-D

L

エルボ Elbow
バルブ valve

LV

エルボ+バルブ Elbow + valve

R1/2

5連 port左右 left and rightＶ

Rc1/2 ＊1

4連 port

向かって右側 Right side when looking at system

Rc1

R3

5

R
LR
05

Rc3/8 ＊1

3連 port

背面取付 Installed on back side

アダプタのみ Adapter only

03

4

B

A

02

3

底面取付 Installed on bottom side

向かって左側 Left side when looking at system

Rc3/4

Rc1/4 ＊1

2連 port

D
L

04

01

2

6
30

特殊項目
For specialized item

＊1

6連 port
本管規格 Main-Port std.

分岐口径 Sub-Port connection size

本管口径 Main-Port connection size

25A

Rc1/4〜1/2, R1/2

Rc3/4, Rc1＊1：各分岐の口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例 ）「02/03」
として位置は図面で示す。
＊2：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ） ボールバルブ搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-VVVPP」＊1: In case that there are some variations in connection sizes, specify them from the left channel when looking at this product.
e.g. Specified as "02 / 03" in model number(s) with details described in a drawing.
＊2: The number or position of Spare-Port should be discribed as indicated below.
Put the main-port downward, and then describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-VVVPP」・・・5-port with ball valves having 2 Spare-ports from right.

086

2023

W
液体用

仕様 Specifications
0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 90℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

流量計測マニホールド

使用最高圧力 Max. operating pressure

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例 Reference example
材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

ボールバルブ Ball valve

PPS他 etc.

SUS304/PTFE, FKM

2本管アダプタ Main-Port adapter

SCS13

3

マニホールド部 Part of the manifold

SCS13

4

本管プラグ Main-Port plug5

分岐アダプタ Sub-Port adapter

TPR30-V

No.

SCS13

20

47

26.5

⑤

26.5

53.5

(47)

①

47

26.5

70

60

SCS13他 etc.

②

③

④

2023

087

W
For Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPR30-H TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )軸流式流量計を搭載した樹脂ヘッダのトフパインシリーズです。
ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

Tofpine series of resin header with axial flow bladed wheel flow meter.
A set of the header, valve and flowmeter, is available.
■ Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
分岐 Sub-Port

本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

本管規格
Main-Port std.

表示/出力 バルブ
Display / Output
Valve

TPR 30 - H

連数# of port

サプライ/リターン
Supply / Return

-

最大流量
口径
継手形状
口径
接続口 取付姿勢 オプション
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option-

R

本管 Main-Port

-

B

-

-

表示計 Indicator ＊4

記入例 e.g. : TPR30-HA-S3-B5-03-A05R-D

予備ポート Spare-port ＊5＊1：電圧出力の場合、オプション欄に変換器のオプション記号を記入して下さい。
＊2：バルブはリターン用のみ対応。
＊3：各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例 ）「B5/10」
として位置は図面で示す。
＊4：表示計・変換器のカタログ参照
例 ）「-3DTP」
・・・EM30DTPを系統数添付。
＊5：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状2の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ） 表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-GGGPP」＊1: For voltage output, specify the optional symbol of the Converter in Option.
＊2: For valve mounting, it is mountable only for return.
＊3: In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes, specify themfrom the left channel when looking at this product.
e.g. Specified as "B5 / 10" in model number(s) with details described in a drawing.
＊4: Refer to Digital meter / Converter in the catalogue.
e.g.「-3DTP」・・・indicating the number of EM30DTP installed.
＊5: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.
Put the main-port downward, and then describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-GGGPP」... 5-port with displays having 2 Spare-Port from right.

Max.
連数 # of port

無記入 Blank
A

B

背面取付
Installed on back sideL

向かって左側Left side when looking at system

R

向かって右側Right side when looking at system

LR

左右 Left and right

04

Rc3/4

05

Rc1

A

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow
バルブ Valve

LV

エルボ+バルブ Elbow + Valve

01

Rc1/4

03

Rc1/2

02

Rc3/8

R3

R1/2

下記分岐流量の最大流量を記入 ＊3
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below

連数を記入（最大6連まで） Shows here # of port (up to 6 ports)

S

サプライ用 For supply ＊2

R

リターン用 For return

ボールバルブ(ストレート流れ) With ball valve (Straight-run) ＊2
V
パルス出力 Pulse output
表示計搭載 With IndicatorR

アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Convertor-mounted models) ＊1
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min

2023

底面取付
Installed on bottom side

バルブ無し With no needle valve

分岐流量 Sub-Port flow

088

D

Ｖ

G

30

特殊項目
For specialized item

標準：EM30DT搭載 Std.: With Indicator EM30DT
標準：EX30AR-I搭載（4-20mA出力）Std.: With analog converter EX30AR-I

分岐口径 Sub-Port connection size
Rc1/4〜1/2, R1/2
Rc3/8〜1/2, R1/2

本管口径 Main-Port connection size
Rc3/4, Rc1

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

A type : Max. 90℃, G/R type：Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

2m

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A typeG typeNPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

8mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

TPR30-HR type

パルス出力 Pulse output※ Rタイプのオプション仕様については、
EX30のカタログをご確認ください。 Refer to EX30 catalog for R Type.

配線 Wiring diagram
A typeG typeAWG 24(0.2mm2)

R typeAWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

AWG 26(0.1mm2)

青 BlueGND

橙 Orange＋DC V

黄 Yellow

CP1

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

パルス出力

白 WhiteCOM

Pulse input

黒 Black

GND

黄 Yellow

CP1（N.O.）

赤 Red

＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

白 White茶 Brown

アナログ出力Analog output

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例

20

26.5

47

47

26.5

60

⑧
①

⑥

⑤

材質 Materials

90.5

（99）

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

53.5

26.5

70

Reference example②③

名称 Names of parts
流量計 Flowmeter
本管アダプタ Main-Port adapter
マニホールド部 Part of the manifold
本管プラグ Main-Port plug
流量計 Display
分岐アダプタ Sub-Port adapter
キャップ Cap
ボールバルブ Ball valve

材質 Material
PPS
SCS13
PPS
SCS13
SCS13
PPS
PPS他 etc.

④

2023

089

W
For Water

流量計測マニホールド(カルマン渦式流量計)

TPR30-KTOFPINE

Flow measuring manifold (Karman vortex flow meter)

カルマン渦式流量計を搭載した樹脂ヘッダのトフパインシリーズです。
ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減いたします。
■■■

Tofpine Series with Vortex flow meter.
Header integrated with valve(s) and Vortex flow meter(s).
■ Unlimited variation to meet your needs.
■ Reduction in hours of design and work expected.
■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port

本管規格
Main-Port std.

表示/出力 バルブ
Display / Output
Valve

TPR 30 - K
記入例 e.g. :連数# of port-

本管 Main-Port

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。

Identify model number(s) based on configurations from left.
特殊項目
For specialized item

最大流量 口径 継手形状 口径
接続口 取付姿勢 オプション
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option

- B

-

-

-

-

表示計 Flow indicator ＊4
予備ポート Spare port ＊5

TPR30-KGV-3-B10-02-A05L-D-5RT
L
R
LR

A
L
V
LV

Max.

底面取付 Installed on bottom side
D
背面取付 Installed on back sideB
向って左側 Left side when looking at system
向って右側 Right side when looking at system
左右 Left and right04 Rc3/4
05 Rc1アダプタのみ Adapter only
エルボ Elbow
バルブ Valve
エルボ＋バルブ Elbow + valve

01
Rc1/4 ＊302
Rc3/8 ＊303
Rc1/2 ＊304
R1/2
＊3
下記分岐流量の最大流量を記入 Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below ＊3

連数 # of port 連数を記入（最大6連まで）Shows here # of port (up to 6 ports)
無記入 Blank バルブ無し With no needle valve
V
A

標準：EM30DT搭載 Std.: With Indicator EM30DT

G

表示計搭載 With Indicator ＊1

R

アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Convertor-mounted models) ＊2 標準：EX30AR-I搭載（4-20mA出力）Std.: With analog converter EX30AR-I

0.5〜5L/min
1〜10L/min

分岐接続口径 Sub-Port connection size

本管口径 Main-Port connection size

Rc1/4〜1/2, R1/2

Rc3/4, Rc1＊1： EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入して下さい。
＊2： 電圧出力の場合、オプション欄に変換器のオプション記号を記入して下さい。
＊3： 各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例）「B5/10」として位置は図面で示す。
＊4： 表示計・変換器のカタログを参照し、オプション記号を記載願います。
形状「A」
・
・
・別置きの表示計を流量センサの数量分添付。
形状「G」or「R」
・・・表示計or変換器を搭載。対象：EM30、EM40、EM45、EX30シリーズ＊5： 予備ポートの数量または位置を下記のように記載願います。
本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ）表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-GGGPP」

090

2023

Valve(s) is installed at the outlet side of flow meter(s).

パルス出力 Pulse output

分岐流量 Sub-Port flow30

バルブは流量計のOUT側に付きます。

ボールバルブ(ストレート流れ) With ball valve (Straight-run)＊1：For using EM40 or EM45 Series, specify an optional symbol in Option.
＊2：For voltage output, specify the optional symbol of the Converter in Option.
＊3：In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes,
specify them from the left channel when looking at this product.
e.g. Specified as “B5 / 10” in model number(s) with details described in a drawing.
＊4：Refer to Digital meter / Converter Page for optional symbol(s)Shape “A”: The same quantity of remote display(s) are supplied as that of flow sensor(s)Shape “G” or “R”: Display(s) or converter(s) is mounted. Mountable product Series is EM30, EM40,
EM45 and EX30.
＊5：Number of spare port(s) or position(s) should be specified as follows.
Put the main-port downward, and then describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-GGGPP」... 5-port with displays having 2 Spare-Port from right.

W
液体用

仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 90℃（形状G or R：Max. 50℃）

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

2m

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A type

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 Max. DC33V Max. 5mA Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10％ Max. 2mA

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ Max. DC35V 100mA Max. 2点 NPN open collector Max. DC 35 V 100 mA Max. 2 points

G type 表示 Indication

LCD4桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 Max. 2 points

TPR30-K

R type アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω
DC24V±10％ 65mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption※ G、
Rタイプのオプション仕様については、
EM40、
EM45、
EX30のカタログをご確認ください。Refer to EM40, EM45, EX30 catalog for G & R Type.

配線 Wiring diagram
A typeG type ※AWG 24(0.2mm2)

線色 Cable colors

AWG 26(0.1mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

R typeAWG 28(0.08mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

内容 Function

茶 Brown＋DC V

黄 Yellow

CP1

青 BlueGND

白 White-緑 Green

CP2

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

青 Blue

パルス出力 Pulse output

白 WhiteCOM

黄 Yellow

CP1（N.O.）

黒 Black

GND

橙 Orange

CP1（N.C.）

赤 Red

＋DC V

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

黒 Black

GND

灰 Gray-※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは、各カタログを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter catalog for detail of EM40 and EM45.

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例
Example configurations

26.5

47

26.5

60

70

20

①

⑤

⑥

材質 Materials（146）

名称 Names of parts

1

流量計 Flowmeter2

本管アダプタ Main-Port adapter

3

マニホールド部 Part of the manifold

4

本管プラグ Main-Port plug

5

表示計 Display

材質 Material

備考 Remarks

PPS

VK-HR

SCS13
PPS
SCS13

6

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

7

ボールバルブ Ball valve

PPS 他 etc. SUS304/PTFE, FKM

26.5（110.5）

No.

②

③

④

2023

091

W
For Water

カルマン渦式流量計（パルス出力）

VK-T

Karman vortex flow meter (Pulse output)

シンプルな構造で低圧力損失
可動部がないため耐久性に優れています。
■ 取付姿勢の制約がありません。
■■

Simplified construction and low pressure loss.
Excellent durability due to no moving parts.
■ No restriction on the installation attitude.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

出力
Output

P

VK-T

口径
流量
オプション
OptionFlow range Connection size

流体名
Fluids

-

-

-

B

特殊項目
For specialized item

表示計
Indicator ＊P
規格 Std.
R05
R10
M20
M25

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product

01
Rc1/4
Rc3/8
02
Rc1/2
03
Rc3/4
04
R3/8
R2
R1/2
R3
R3/4
R4
5
0.5〜5L/min
1〜10L/min
10
2〜20L/min
20
5〜60L/min60
10〜120L/min
120
水相当流体 Liquid of the water equivalency
特殊 For specialized unit

19
パルス出力 Pulse output
測定範囲 Measuring range

接続口径 Connection size
Rc1/4〜1/2、R3/8〜1/2
Rc3/8〜1/2、R3/8〜1/2
Rc1/2〜3/4、R3/4
Rc1

0.5〜5L/min
1〜10、2〜20L/min
5〜60L/min10〜120L/min＊当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.

仕様 Specifications
型式 Model number selection
測定範囲 Flow range

VK-TR05

VK-TR10

VK-TM20

VK-TM25

0.5〜5L/min

1〜10L/min
2〜20L/min

5〜60L/min10〜120L/min

測定流体 Fluid type

水相当液体 Water or equivalent

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用温度 Fluid temperatures

0〜70℃

使用環境温度 Operating temperatures
圧力 Pressure

使用最高圧力 1MPa(G) / 耐圧 1.5MPa(G) Pressure limit 1MPa(G) / Withstand pressure 1.5MPa(G)

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ Max. DC35V / 100mA NPN Open collector 35 V DC max. / 100 mA

電源/消費電流 Power source / Current consumption
ケーブル Cable

DC12〜24V ±10%標準2m

接液材質 Wetted materials

092

0〜50℃
（結露、凍結なきこと No dewing / freezing）

6mA max. 12-24 V DC ±10% 6 mA max.

AWG 26 Standard length: 2 m AWG 26
PPS、FKM、SCS13

2023

W
液体用

LED表示 LED light

配線 Electrical connections

2種類のLEDを搭載 2 of the LED lights.See below for each function.

ケーブル色
Cable color

内容
Function

黒 Black

OUTPUT

青 Blue

GND

茶 Brown

Vcc

カルマン渦式流量計

赤色LED：電源インジケータ Red LED: Power source indicator• 点灯：電源ON Turned ON: Power ON• 消灯：電源OFF Turned OFF: Power OFF

AWG 26

緑色LED：流量インジケータ Green LED: Flow indicator• 点灯 or 点滅：流量測定中 Turned ON or blinking: Flow measurement in progress• 消灯： 流量測定範囲外、測定異常 Turned OFF: Outside of flow range, measurement error

構造図 Structural drawing
VK-TR05/10 (R type)

①

①
⑤
15

47

52

⑤

2×接続口径 Connection size

15

47

③

③

約2000

流れ方向

Flow direction

④

8.5

8.5
H

A

(L)

40

Approx 2000

約2000

流れ方向

⑥
④

2×Rc1/2 or Rc3/4

流れ方向

Flow direction

2×R3/4

①
③
67

⑦
⑤
20

20

62

⑤

62

⑦

67

①

6
16.5

87

6
H

16.5

(120)

87

32.5

40

Flow direction

2×Rc1

(130)

H

A

Rc1/4、3/8 100 11.5
112 17.5
Rc1/2

24
26

R3/8

129

26

19

R1/2

132 27.5

24

接続口径
型式
Model number selection Connection size

H

Rc1/2
Rc3/4

27
32

VK-TM20

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks⑤

1

ボディ Body

PPS

渦発生体含む Bluff body included

2

ケース Case

ADC123アダプタ Adapter

SCS13

4

カバー Cover

PPS

5

PPS

41

センサホルダー Sensor holder

6

ケーブル Cable

-

50

7

プレート Plate

ADC12

-

Oリング O-ring

FKM

7.5
25.5

L

①

25

66.5

③

接続口径
Connection size

材質 Materials
71.5

②

VK-TR

Approx 2000

約2000

⑥
流れ方向

79

40

規格寸法 Standard dimensions
型式
Model number selection

25.5

27

32.5

(152)

VK-TM25 (Rc type)④

Approx 2000

VK-TM20 (R type)

⑥

③

H

A

(L)

40

VK-TM20 (Rc type)④ Flow direction

77

A

約2000

77

A

Approx 20002×接続口径 Connection size

Flow direction

52

約2000

流れ方向

④

⑥

VK-T

⑥

Approx 2000

VK-TR05/10 (Rc type)

AWG 262023

093

For Water

カルマン渦式流量計(アナログ出力)

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

VSP (A/ V type)Karman vortex flow meter (Analog output)

シンプルな構造で低圧力損失
高信頼性の流量検出方式■ 超小型・軽量・低価格■ CEマーキング■■

Simplified construction and low pressure loss.
Highly reliable flow detecting form.
■ Extremely small in construction and light weight, and offering at low price.
■ Acquisition of CE marking.
■■

型式 Model number selection
VSP□-A

規格
Std.

出力
Output

流体名
Fluids- A

VSP

規格 Std.
04
16
40
150
250

VSP□-V

規格
Std.

出力
Output

特殊項目
For specialized item

接続口径
Pipe size--

無記入 Blank R 1/2 or R1 1/4
ユニオン 25A(規格150のみ対応) Union 25A (Responding only to Std.150) ＊2
UN
水 Water1＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
9
特殊 For specialized fluid ＊1
詳細は当社にお問合せ下さい。
4-20mA 出力付 With output at 4-20 mA ※A
＊2: セキスイ製エスロン ユニオン継手のボールバルブ互換タ
イプ 25A（35A配管相当）
接続口径 Pipe size
接液材質 Material of contact area
測定範囲 Measuring range※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
R 3/8
0.5〜4L/min例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max. 流量（ただし、精度保2〜16L/min
証は測定範囲内になります。）
R 1/2
PPS,
FKM
4〜40L/min＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection. For details,
consult us with your specification.
UN25
10〜150L/min＊2: Eslon valve made by SEKISUI Plastics (Equivalent to 35A piping).
R1 1/425〜250L/min※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow
ranges we specify)

流体名
FluidsVSP 150 - V

接続口径
Pipe size

特殊項目
For specialized item

- UN -

UN
ユニオン 25A Union 25A ＊2
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
90-5V 出力付 With output at 0-5 V ※V
規格 Std. 測定範囲 Measuring range 接続口径 Pipe size
接液材質 Material of contact area
150
UN25
PPS, FKM
10〜150L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: セキスイ製エスロン ユニオン継手のボールバルブ互換タ
イプ 25A（35A配管相当）※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 0V : 0L/min, 5V : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection. For details,
consult us with your specification.
＊2: Eslon valve made by SEKISUI Plastics (Equivalent to 35A piping).
※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 0 V: 0L/min, 5 V: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we
specify)

回路、配線図 Plugging chart
4-20mA

0-5V
茶 Brown
黒 BlackR

A

青 BlueCOM2023

黒 Black＋−

4-20mAV＋
V
青 Blueシールド Shielding

シールド Shielding

094

負荷

A

茶 Brown

12-24VDC
Loading

W

COM

−

W
液体用

仕様 Specifications
仕様内容 Specified contents

項目 Items

工業用水, 水道水 Industrial water and tap water

測定流体 Operating fluid

Vタイプ type V

4-20mA
負荷抵抗 Load resistance
DC24V：500Ω以下 DC 24 V: ≦ 500 Ω
DC12V：250Ω以下 DC 12 V: ≦ 250 Ω

0-5V
負荷抵抗 Load resistance
10kΩ以上 ≧ 10 kΩ

精度 Accuracy

カルマン渦式流量計

出力 Output

Aタイプ type A±3％F.S.
VSP04/16/40 : 0〜70℃

流体温度 Operating temperature

VSP150/250：0〜90℃

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)時定数 Time constant

約1s（63％ 応答）Approx 1 s (63% response)

周囲温度 Ambient temperature

0〜50℃

周囲湿度 Ambient humidity

5〜90％

電源電圧 Power source voltage

12〜24VDC ±10％消費電力 Power consumption

1W

構造 Structure

VSP (A/V type)IP64（JIS C0920 防まつ構造）(Splash proof structure)
2m(AWG 24) : 端末処理済（予備ハンダ付）2 m (AWG 24): Terminal treated (Pre-tinned)

ケーブル長 Cable length

構造図 Structural drawing

流れ方向

Flow direction

2×R1/2

14.8
17.8

80.6

14.5

30

14.5

12.5

40

40

80

約2000

VSP250

2×Tr56.1×2.5

Approx 2000

VSP150

カバー Cover

PBT

スペーサ Spacer

PBT

ケーブルシース
Cable sheathe

耐熱・耐寒性 PVC
Heat and cold resistant PVC

10
32.5

45

φ56.1

32.5

10

(110)
34.6±0.1

4×φ4.4

30

45

43
30

46

（105）
4×φ4.4>PPS<
29.6±0.1

PPS/Glass 30%

27.5

28.05

材質 Material

ボディ Body

85.2

49

2×R 1 1/4

材質 Materials
名称 Names of parts

30

17.5

17.5

約2000

12.5

17.8

33±0.124±0.1

14.8

12

12

53

53

2×R3/8

Approx 2000

Flow direction

約2000

流れ方向

Approx 2000

約2000

VSP16/40

Approx 2000

VSP04

2023

095

W
For Water

カルマン渦式流量計(表示付)

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

VSP (DA type)Karman vortex flow meter (With indicator)

デジタル表示付きタイプ
シンプルな構造で低圧力損失■ 高信頼性の流量検出方式■ 超小型・軽量・低価格■ CEマーキング■■

Vortex flow meter with digitalmeter. ■ Simplified construction and low pressure loss.
Highly reliable flow detecting form.
■ Extremely small in construction and light weight, and offering at low price.
■ CE marking.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

形状
Shape

流体名
FluidsVSP 16 - DA

特殊項目
For specialized item

水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1
4-20mA 出力付 流量表示計一体型 Unified type with flow indicator with output at 4-20 mA
測定範囲 Measuring range
接液材質 Material of contact area
2〜16L/min
PPS, FKM
19DA
規格 Std.
16＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection. For details, consult us with your specification.
※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

096

2023

W
液体用

仕様 Specifications
仕様内容 Specified contents

項目 Items
4-20mA

アナログ出力 Analog output±3％F.S.

アナログ出力再現性 Analog output repeatability±0.5％F.S.

表示精度 Display accuracy±3％F.S.±1デジット（積算流量表示無し）F.S.±3% ±1 digit (No integrating flowrate indication)
上・下

カルマン渦式流量計

負荷抵抗：24VDC 500Ω以下/12VDC 250Ω以下 Load resistance: ≦ 500 Ω at 24 V DC / ≦ 250 Ω at 12 V DC

アナログ出力精度 Analog output accuracy

各一点, 計2点, 独立設定 Upper / Lower, each one point, total 2 points, independent setting

設定範囲：0〜100％F.S. Setting range: 0 - 100% of F.S.

警報出力形成 Alarm output forming

設定単位：表示単位と同じ Setting unit: Same as one displayed
オープンコレクタ, ON時 LED点灯 LED lights up, when Open collector is turned on.
表示精度と同じ Same as "Display accuracy"

警報出力精度 Alarm output accuracy

ヒス：固定幅（表示分解能と同じ）Hysteresis: Fixed width (Same as "Display resolution")
待機・保持動作：なし Standby・Holding operation: None

その他の警報出力特性 Other alarm output features

極性切替え・常時OFF可 Polarity switching・Possible to turn OFF normary.
自己診断機能 Self-diagnostic function

なし（起動時 全LED点灯）None (All LED lights up at startup)
過流量時→流量表示LED点滅（＞110％以上 時）At overflow → LED for flow indication blinking (At time of ＞110% and over)
1MPa(G)

使用最高圧力 Max. operating pressure
流体温度 Fluid temperature

0〜70℃（周囲温度35℃以下の場合） (In case of 35°C and below at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature

0〜50℃（流体温度30℃以下の場合） (In case of 30°C and below at fluid temperature)

周囲湿度 Ambient humidity

5〜90％RH

電源電圧 Power source voltage

12〜24VDC ±10％消費電力 Power consumption

2W

構造 StructureIP64（JIS C0920 防まつ構造） (JIS CO920 Splash proof structure)

ケーブル長 Cable length

3m(AWG 24)：端末処理済（予備ハンダ付） 3 m (AWG 24): Terminal processed (Pre-tinned)

構造図 Structural drawing

10

材質 Materials
名称 Names of parts

14.5

PPS/Glass 30%

カバー Cover

PBT

スペーサ Spacer

PBT

17.5

80

ケーブルシース Cable Sheathe

30

14.5

材質 Material

ボディ Body

12

45

59.2

40

Approx 3000

2×R1/2

45

約3000

流れ方向

Flow direction

耐熱・耐寒性PVC
Heat and cold resistance PVC

17.5回路、配線図 Plugging chart

灰 GrayOUT 1

Loading

DA( 表示計付 )(with indicator)

負荷

黒 Black

負荷

Loading

茶 Brown

30VDCmax.

白 White OUT 2
R
青 Blueシールド Shielding

＋

＋

−

−

12-24VDC

負荷 LoadingA

4-20mA

負荷抵抗 Load resistance R:
0〜250Ω（電源電圧 12V）(Power source voltage 12 V)
250〜500Ω（電源電圧 24V）(Power source voltage 24 V)

2023

097

VSP (DA type)

警報出力過電流→警報LED点滅（＞100mA以上 時）Overcurrent at alarm output → Alarm LED blinking (At time of ＞100 mA and over)

FAIL出力 Fail output

W
For Water

カルマン渦式流量計(パルス出力＋表示計)

VK-HP (A type)Karman vortex flow meter (Pulse output + indicator)

樹脂ボディのローコスト型カルマン渦式流量計です。
取付姿勢の制約がありません。
■ IP65相当■ RoHS対応品■■

Karman vortex flowmeter of a low cost as is made from resin body.
No restriction on the installation attitude.
■ Corresponding to IP65.
■ Corresponding product to RoHS.
■■注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

VK-HP

継手タイプ 接続口径 表示計
Pipe size Flow indicator
Joint type

出力
Output

流体名
Fluids

A

- 1 -

-

特殊項目
For specialized item-

（パネルマウントタイプ）とセット Display “EM30DT” (Panel-mounted type) for flow
3DT 流量表示計EM30DT（パネル埋込マウントタイプ）とセット
3DTP 流量表示計EM30DTP
Display “EM30DTP” (Panel-embedded type) for flowとセット Display “EM40ET” (4-20 mA output) for flow
4ET 流量表示計EM40ET（4-20mA出力）（1-5V出力）とセット Display “EM40ETN” (1-5 V DC output) for flow
4ETN 流量表示計EM40ETNとセット
5RT 流量＆温度表示計EM45RT（4-20mA出力）
Display “EM45RT” (4-20 mA output) for flow & temperatureとセット
5RTN 流量＆温度表示計EM45RTN（1-5V出力）
Display “EM45RTN” (1-5 V DC output) for flow & temperature
02 Rc3/8
05 Rc1
03 Rc1/2
06 Rc1 1/4
04 Rc3/4
07 Rc1 1/2
無記入 Blank 標準フィッティングタイプ Std. fitting type
ユニオンフィッティングタイプ Union fitting typeUN
水相当液体 Liquid of the water equivalency
1
パルス出力（表示計とセットで使用してください） Please use “Display” with your VK-HP Series (A type)
接続口径 Pipe size
ユニオンフィッティング Union fitting
測定範囲 Measuring range
0.5〜10L/min
1〜15L/min
Rc3/8, Rc1/2
対応可 Available
2〜32L/min
Rc1/2, Rc3/4
5〜50L/min対応不可 Not available
Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2
10〜150L/min

A
06
08
10
15
25

表示計仕様 Flow indicator
型式

Mode

l num

EM40ET

EM30DT

ber seEM45RT

lection
シンプル且つコンパクト
Simple and Compactly designed

パルスとアナログ出力付
Pulse / Analog output

瞬時流量と温度を同時に表示
Instantaneous flow rate & temperature displayable

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

−

−

●

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

アナログ出力 Analog output

−

●

●

パルス出力 Pulse output

−

●

−

電源/消費電流Power source / Current consumption

DC24V±10%/90mA

DC24V±10%/60mA

DC24V±10%/70mA

ケーブル長 Cable length

電源ケーブル : 5芯 2m
Power cable (5 wires), 2 m long
信号ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 2芯 2m Power cable (2 wires), 2 m long
信号出力ケーブル : 6芯 2m Signal output cable (6 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 10芯 2m
Power cable (10 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

特長 Features
流量表示 Flow indication
温度表示 temperature indication
警報出力 Alarm output※ 詳細は、表示計・変換器のページをご参照ください。See page on the indicator / converter.

098

2023

W
液体用

センサ仕様 Specifications on sensors

配線 Wiring diagram
線色 Cable colors

内容 Function

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

茶 Brown+DCV

使用温度 Temperature

0〜90℃

青 Blue

パルス出力 Pulse output

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

黒 Black

GND

白 White-

灰 Gray-0.5MPa(G)使用最高圧力 Max operating pressure

プッシュプルトランジスタ出力 ... Max. DC33V, Max. 5mA

パルス出力 Pulse output

カルマン渦式流量計

測定流体 Operating fluid

Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA ※電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5 - 24V±10% Max. 2mA

ケーブル長 Cable length

2m※ オープンコレクタ入力対応の表示計で使用可能です。Usable with display having open collector input.

センサ構造図 Structural drawing
VK-HP (A type)

標準フィッティングタイプ
Std. fitting type( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) Gray
(2m)

(30)

AWG 22

(流

Flo

路

wp

② ①
IN

経

ass

φ

age

)

(B1)

AWG 24

OUT

(B2)

④

C)

(φ
(A)

(A)

(L1)

2×Rcd

(H1)

③

(L)

ユニオンフィッティングタイプ
Union fitting type( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) Gray
(2m)

(30)

④

名称 Names of parts

No.

PA6T/6I

１

ボディ Body

２

フィッティング Fitting３

検出センサ Detecting sensor

４-

接続ケーブル Connecting cable

ETFE-

Oリング O-ring

FKM(GF40)路

wp

IN

材質 Material 備考 Remarks

(流

Flo

② ①

age

OUT

色:黒
Color: Black

経

ass

φ

)

(B1)

AWG 22

材質 Materials(B2)

AWG 24

C)

(φ

(L1)

SUS304

2×Rcd

(L)

③

(H1)
(H2)

AWG 24

寸法表 A table of Dimensions
規格
Std.
06
08
10
15
25

フィッティングタイプ
Fitting type

L

L1

A

H1

H2

φC

標準 Std.

106

58.2

20

-

27

ユニオン Union

126

68.2

-

36

38

標準 Std.

110

60.5

20

-

27

ユニオン Union

130

70.5

-

36

38

標準 Std.

120

66.9

22

-

33

ユニオン Union

130

71.9

-

44

46

標準 Std.

175

97.5

30

24

30
50
55

-

55
60

B1
32.5
32
33
37.5

B2

流路径φ
Flow passage φ

Rcd

12

3/8,
1/2

16

1/2,
3/4

26

1, 1 1/4,
1 1/2

77
83
76
81
81
87
96
98.5

2023

099

W
For Water

カルマン渦式流量計(アナログ出力)

VK-HP (C type)Karman vortex flow meter (Analog output)

樹脂ボディのローコスト型カルマン渦式流量計です。
取付姿勢の制約がありません。
■ IP65相当■ RoHS対応品■■

Karman vortex flowmeter of a low cost as is made from resin body.
No restriction on the installation attitude.
■ Corresponding to IP65.
■ Corresponding product to RoHS.
■■注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

VK-HP

継手タイプ 接続口径
Joint type Connection size

出力Output

流体名
Fluids

C

- 1 -

08
10
15
25

特殊項目
For specialized item

02
Rc3/8
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
06
Rc1 1/4
07
Rc1 1/2
無記入 Blank 標準フィッティングタイプ Std. fitting type
ユニオンフィッティングタイプ Union fitting typeUN
水相当液体 Liquid of the water equivalency
14-20mA出力 4-20 mA output ※C
接続口径 Connection size
ユニオンフィッティング Union fitting
測定範囲 Measuring range
1〜15L/min
Rc3/8, Rc1/2
対応可 Available
2〜32L/min
Rc1/2, Rc3/4
5〜50L/min対応不可 Not available
Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2
10〜150L/min※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

回路、配線図 Plugging chart(茶) Brown

4-20mA出力
4-20 mA output

C(青) Blue

2023

(+)

(NC)
(黒) Black100

12-24VDC(-)

R
負荷
Loading

(+)

A

(-)

※ 接続する電源のGNDとアナログ出力のGNDは共通のGNDでご使用ください。
電源のGNDとアナログ出力のGNDが共通でない(アイソレートされている)場合には正常に出力をすることができません。
※ 5芯ケーブルを使用しています。配線色のケーブルのみをご使用ください。
※ Use the common GND to the power source and analog output to be connected. If using uncommon GND (isolated) tothe power source and analog output, output cannot be produced normally.
※ 5 wires cable used. Use the wiring colored cable only.

W
液体用仕様 Specifications
水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

使用温度 Temperature

0〜90℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

カルマン渦式流量計

測定流体 Operating fluid

使用最高圧力 Max operating pressure 0.5MPa(G)アナログ出力 Output

4-20mA出力...負荷抵抗：200Ω以下(at 12V), 800Ω以下(at 24V) 4-20 mA output ... Load resistance: Below 200 Ω (at 12 V), Below 800 Ω (at 24 V)

電源 Power source

DC12-24V±10%

ケーブル長 Cable length2m

構造図 Structural drawing
標準フィッティングタイプ
Std. fitting type(2m)

VK-HP (C type)( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) GrayAWG 22

(流

Flo

路

wp

IN

経

ass

φ

age

)

(B1)

AWG 24

OUT

(B2)

(30)

C)

(φ
(A)

(A)

(L1)

2×Rcd

(H1)

(L)

ユニオンフィッティングタイプ
Union fitting type( 茶 ) Brawn( 白 ) White( 青 ) Blue( 黒 ) Black( 灰 ) Gray(2m)

AWG 22

１路

wp

材質 Materials
No.

(流

Flo

IN

名称 Names of parts
ボディ Body

材質 Material

備考 Remarks

PA6T/6I

色:黒
Color: Black(GF40)

２ フィッティング Fitting３

検出センサ Detecting sensor

４-

接続ケーブル Connecting cable

age

OUT

φ

)

C)

(φ

(L1)

2×Rcd

(L)

SUS304

(H1)
(H2)

ETFE
-

経

ass

(B1)

AWG 24(B2)(30)

AWG 24FKM

Oリング O-ring

寸法表 A table of Dimensions
規格
Std.
08
10
15
25

フィッティングタイプ
Fitting type

L

L1

A

H1

H2

φC

標準 Std.

106

58.2

20

-

27

ユニオン Union

126

68.2

-

36

38

標準 Std.

110

60.5

20

-

27

ユニオン Union

130

70.5

-

36

38

標準 Std.

120

66.9

22

-

33

ユニオン Union

130

71.9

-

44

46

標準 Std.

175

97.5

30

24

30
50
55

-

55
60

B1
32.5
32
33
37.5

B2

流路径φ
Flow passageφ

Rcd

12

3/8,
1/2

16

1/2,
3/4

77
83
76
81
81
87
96
98.5

26

1, 1 1/4,
1 1/2

2023

101

W
For Water

カルマン渦式流量計(パルス出力＋表示計)

VK-HR (A type)Karman vortex flow meter (Pulse output + indicator)

樹脂ボディの軽量なカルマン渦式流量計です。
様々なタイプの表示計と組み合わせてご利用いただけます。
■ 配管システム（トフパイン）に組み込みできます。
■■

Lightweight vortex flow meter made out of plastic body
Usable with various kinds of displays■ Mountable on Tofco manifold (Tofpine)■■注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

VK-HR

出力
Output

流体名
Fluids- S

A

流量単位 最大流量 接続口径 表示計
Units
Max. flow Connection size Flow indicator

-

-

-

特殊項目
For specialized item

3DT
3DTP
4ET
4ETN
5RT
5RTN

流量表示計EM30DT（パネルマウントタイプ）とセット
Display “EM30DT” (Panel-mounted type) for flow
流量表示計EM30DTP（パネル埋込マウントタイプ）とセット
Display “EM30DTP” (Panel-embedded type) for flow
流量表示計EM40ET（4-20mA出力）とセット
Display “EM40ET” (4-20 mA output) for flow
流量表示計EM40ETN（1-5V出力）とセット
Display “EM40ETN” (1-5 V DC output) for flow
流量＆温度表示計EM45RT（4-20mA出力）とセット
Display “EM45RT” (4-20 mA output) for flow & temperature
流量＆温度表示計EM45RTN（1-5V出力）とセット
Display “EM45RTN” (1-5 V DC output) for flow & temperature

01
Rc1/4
02
Rc3/8
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

A
06
08

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid
9
パルス出力 Pulse output
測定範囲(L/min) Measuring range
0.5〜5
1〜10

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8＊1：特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。＊1：For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

センサ仕様 Specifications on sensors
測定流体 Operating fluid

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

使用温度 Temperature

0〜90℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa(G)

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 ... Max. DC33V, Max. 5mA
Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA ※電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5 - 24V±10% Max. 2mA

ケーブル長 Cable length

2m※ オープンコレクタ入力対応の表示計で使用可能です。Usable with display having open collector input.

102

2023

W
液体用

表示計仕様 Flow indicator
型式

Mod

EM40ET

EM30DT

el n

er se

EM45RTlect

カルマン渦式流量計

umb

ion
パルスとアナログ出力付
Pulse / Analog output

瞬時流量と温度を同時に表示
Instantaneous flow rate & temperature displayable

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

−

−

●

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

アナログ出力 Analog output

−

●

●

パルス出力 Pulse output

−

●

−

電源/消費電流Power source / Current consumption

DC24V±10%/90mA

DC24V±10%/60mA

DC24V±10%/70mA

ケーブル長 Cable length

電源ケーブル : 5芯 2m
Power cable (5 wires), 2 m long
信号ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 2芯 2m
Power cable (2 wires), 2 m long
信号出力ケーブル : 6芯 2m
Signal output cable (6 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

電源ケーブル : 10芯 2m
Power cable (10 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m
Signal cable (3 wires), 1 m long

流量表示 Flow indication
温度表示 temperature indication
警報出力 Alarm output

VK-HR (A type)

シンプル且つコンパクト
Simple and Compactly designed

特長 Features※ 詳細は、表示計・変換器のカタログをご参照ください。See catalog on the indicator / converter.

配線 Wiring diagram
内容 Function

線色 Cable colors
茶 Brown+DCV

青 Blue

パルス出力 Pulse output

黒 Black

GND

灰 Gray-白 White-

センサ構造図 Structural drawing

40.4

VK-HR□A

2×Rc1/4 or Rc3/8

④③
(62)

15

11.5

OUT

⑤

材質 Materials

①
②

11.5

(2m)

72

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

PPS

1

ボディ Body2アダプタ Adapter3

渦発生体 Vortex shedder

4

センサ Sensor

5

ケーブル Cable--

Oリング O-ring

FKM

SCS13
PA6T/61-GF40
ETFE
AWG 24

IN

2023

103

For Water

カルマン渦式流量計(表示付/アナログ出力)

VK-HR (G/R type)Karman vortex flow meter (With indicator/analog output)

樹脂ボディの軽量なカルマン渦式流量計です。
様々なタイプの表示計やアナログ変換器を搭載してご利用いただけます。

■■

Rugged vortex flow meter made out of stainless steel.
Usable with various types of displays and Converters.

■■

注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

形状
Shape

流量単位 最大流量 接続口径 表示計/変換器
Units
Max. flow Connection size Option

流体名
Fluids

- S

VK-HR

-

-

-

特殊項目
For specialized item-

規格 Std.
06
08

L/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊19表示計搭載 Display mounted.
アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Converter mounted.)
測定範囲 Measuring range
0.5〜5L/min
1〜10L/min＊1：特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。
＊1：For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.

仕様 Specifications
測定流体 Operating fluid

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用温度 Temperature

0〜50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露、凍結なきこと No dewing and be free from freezing.）

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa(G)

104

2023

選択時︶

G
R

選択時︶変換器︵形状Max.

表示計︵形状

無記入 Blank
EM30DT搭載 Display (EM30DT) mounted.
4ET
EM40ET搭載 Display (EM40ET) mounted.
4ETN
EM40ETN搭載 Display (EM40ETN) mounted.
EM40ETV搭載 Display (EM40ETV) mounted.
4ETV
G
EM45RT搭載 Display (EM45RT) mounted.
5RT
EM45RTN搭載 Display (EM45RTN) mounted.
5RTN
EX30AR-I搭載 Converter (EM30AR-I) mounted.
無記入 Blank
EX30AR-V搭載 Converter (EM30AR-V) mounted.
ARV
EX30AR-W搭載 Converter (EM30AR-W) mounted.
ARW
R
EX30AR-N搭載 Converter (EM30AR-N) mounted.
ARN
EX30AR-T搭載 Converter (EM30AR-T) mounted.
ART
Rc1/4
01
Rc3/8
02
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
For “R Output Selection” For “G Output Selection”

W

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8

W
液体用

電気仕様 Electrical specification
EM30DT

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points

表示 Indication

LCD4桁、流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points

表示 Indication

LED3桁、流量表示（瞬時値）3-digit LED display for flow rate (instantaneous value)

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 10mA Max.
標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

アナログ出力 Analog output

V,N type：0-5V/1-5V

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 60mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points
LED4桁、流量表示（瞬時値）4-digit LED display for flow rate (instantaneous value)

表示 Indication

LED4桁、温度表示 4-digit LED display for temperature

EM45RT

標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 510Ω以下 Load resistance: Below 510 Ω

アナログ出力 Analog output

N type：1-5V

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 70mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 2 points

VK-HR (G/R type)

EX30AR

カルマン渦式流量計

EM40ET

比較出力 Comparative output

標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

アナログ出力 Analog output

V,W,N,T type：0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗 : 5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

標準 Standard：DC24V±10％ 65mA Max.
V,W,N,T type：DC24V±10％ 40mA Max.

※ 詳細、及び配線図は各表示計・変換器のページを参照願います。See page on the indicator / converter.

構造図 Structural drawing
EM30DT 搭載型

40.4

Display (EM30DT) mounted type2×Rc1/4 or Rc3/8

④③
(30)

(34.3)

15

11.5

OUT

⑤

材質 Materials

①
②

11.5

72

No.

材質 Material

名称 Names of parts

1

ボディ Body2アダプタ Adapter

PPS
SCS13
PA6T/61-GF40

3渦発生体 Vortex shedder

4

センサ Sensor

ETFE

-

Oリング O-ring

FKM

5

表示計 Display-

IN

EM40ET 搭載型

EM45RT 搭載型

40.4

Display (EM45RT) mounted type
40.4

Display (EM40ET) mounted type(30)

(34.3)

15(35.5)

OUT(34.3)

72

11.5

⑤

①
②

11.5

72
IN

11.5

①
②

15

OUT
11.5

⑤

2×Rc1/4 or Rc3/8④③

2×Rc1/4 or Rc3/8

④③

IN

2023

105

W
For Water

カルマン渦式流量計(パルス出力＋表示計)

VK-HM (A type)Karman vortex flow meter (Pulse output + indicator)

ステンレスボディの丈夫なカルマン渦式流量計です。
OUT側に用途に合わせたバルブを選択可能です。
■ 様々なタイプの表示計と組み合わせてご利用いただけます。
■■

Rugged vortex flow meter made out of stainless steel.
Selectable valve for downstream applications.
■ Usable with various types of displays and temperature sensors.
■■

注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

VK-HM

出力
Outputバルブ ＊2
Valve

A

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 表示計
Units
Max. flow Connection size Flow indicator

-

-

-

特殊項目
For specialized item-とセット Display “EM30DT” (Panel-mounted type) for flow
3DT 流量表示計EM30DT（パネルマウントタイプ）とセット
3DTP 流量表示計EM30DTP（パネル埋込マウントタイプ）
Display “EM30DTP” (Panel-embedded type) for flowとセット Display “EM40ET” (4-20 mA output) for flow
4ET 流量表示計EM40ET（4-20mA出力）とセット Display “EM40ETN” (1-5 V DC output) for flow
4ETN 流量表示計EM40ETN（1-5V出力）
流量＆温度表示計EM45RT（4-20mA出力）とセット
5RT Display “EM45RT” (4-20 mA output) for flow & temperature
流量＆温度表示計EM45RTN（1-5V出力）とセット
5RTN Display “EM45RTN” (1-5 V DC output) for flow & temperature
01
02
03
04

Rc1/4 ＊4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊3Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid
9
バルブ無し With no valveS
ボールバルブ With ball valve
V
BV
アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter
NS
ストレート型ニードルバルブ With straight type needle valve
NL
L型ニードルバルブ With L-Type needle valve＊1: その他の仕様に関しては、ご相談願います。
＊2：バルブはOUT側につきます。
パルス出力 Pulse output
A＊3：特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。
測定範囲(L/min) Measuring range ＊1 接続口径 Connection size ＊1＊4：ボールバルブ（V）、L型ニードルバルブ（NL）は対応不可。
Rc1/4, Rc3/8
1〜10＊1：Ask us for specifications other than the above.
＊2：The valve should be installed to the OUT side.
Rc3/8, Rc1/2
2〜20＊3：For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
Rc1/2, Rc3/4
5〜50

08
10
15

＊4：No ball valve(V) and L-Type needle valve(NL) available.

表示計仕様 Flow indicator
型式

Model

numbe

r selec

EM40ET

EM30DT

EM45RTtion
シンプル且つコンパクト
Simple and Compactly designed

パルスとアナログ出力付
Pulse / Analog output

瞬時流量と温度を同時に表示
Instantaneous flow rate & temperature displayable

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

瞬時値 Instantaneous

−

−

●

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

トランジスタ出力 2点 Transistor output 2 points

アナログ出力 Analog output

−

●

●

パルス出力 Pulse output

−

●

−

DC24V±10%/90mA

DC24V±10%/60mA

DC24V±10%/70mA

特長 Features
流量表示 Flow indication
温度表示 temperature indication
警報出力 Alarm output

電源/消費電流Power source / Current consumption
ケーブル長 Cable length

電源ケーブル : 2芯 2m Power cable (2 wires), 2 m long
電源ケーブル : 5芯 2m Power cable (5 wires), 2 m long
信号出力ケーブル : 6芯 2m Signal output cable (6 wires), 2 m long
信号ケーブル : 3芯 1m Signal cable (3 wires), 1 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m Signal cable (3 wires), 1 m long

※ 詳細は、表示計・変換器のページをご参照ください。See page on the indicator / converter.

106

2023

電源ケーブル : 10芯 2m Power cable (10 wires), 2 m long
信号入力ケーブル : 3芯 1m Signal cable (3 wires), 1 m longW
液体用

センサ仕様 Specifications on sensors

配線 Wiring diagram
線色 Cable colors

内容 Function

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3% of F.S.

茶 Brown+DCV

使用温度 Temperature

0〜90℃

青 Blue

パルス出力 Pulse output

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと）No dewing and be free from freezing.

黒 Black

GND

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa(G)白 White-

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 ... Max. DC33V, Max. 5mA
Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA ※灰 Gray-

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5 - 24V±10% Max. 2mA

ケーブル長 Cable length2m

カルマン渦式流量計

測定流体 Operating fluid※ オープンコレクタ入力対応の表示計で使用可能です。Usable with display having open collector input.

センサ構造図 Structural drawing)D(φ
径 sage
④③
路 as

(B)

寸法表 A table of Dimensions

2×Rcd

流 wp
Flo

A

6

C
2×M3

L

A

VK-HM08

1/4, 3/8

72

15 63

3/8
1/2
1/2, 3/4

No.

20

L

B

72

15 61

82

21 63

C

ΦD

11.5

12

11.5

12

17.5

16

16.5

材質 Materials

矢視 Arrows

20
矢視図 Arrow view
C

(2m)

d

VK-HM15⑤②

型式
Model number selection

VK-HM10OUT①

VK-HM (A type)40

バルブ無し With no valve

IN

バルブ付 With valve

材質 Material

名称 Names of parts

備考 Remarks

SCS13

1

ボディ Body2アダプタ Adapter3

渦発生体 Vortex shedder

4

センサ Sensor

5

ケーブル Cable--

Oリング O-ring

FKM

SCS13
PA6T/61-GF40
ETFE
AWG 24

寸法表 A table of Dimensions

H

V

V

BV

NL

NS

C

H

H

E

H

11.5

61

58

14

58

型式
Model number selectiond

VK-HM08

1/4, 3/8
3/8

11.5

1/2

17.5

1/2, 3/4

16.5

VK-HM10
VK-HM15

61

58

66

59

14
14.5
18

58
59

C

BV
20

矢視 Arrows

H

20
矢視図 Arrow view

NS

25

H

(E)

C

NL

2023

107

For Water

カルマン渦式流量計(表示付/アナログ出力)

VK-HM (G/R type)Karman vortex flow meter (With indicator/analog output)

ステンレスボディの丈夫なカルマン渦式流量計です。
OUT側に用途に合わせたバルブを選択可能です。
■ 様々なタイプの表示計やアナログ変換器を搭載してご利用いただけます。
■■

Rugged vortex flow meter made out of stainless steel.
Selectable valve for downstream applications.
■ Usable with various types of displays and temperature sensors.
■■

注意
Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)、OUT側に2D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. For outlet installation, use straight pipe with 2D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格Std.

バルブ ＊2Valve

出力
Output-

VK-HM

流量単位 最大流量 接続口径 表示計/変換器
Units
Max. flow Connection size Option

流体名
Fluids

-

-

-

特殊項目
For specialized item-選択時︶変換器︵形状
選択時︶

Max.

表示計︵形状

無記入 Blank
EM30DT搭載 Display (EM30DT) mounted.
4ET
EM40ET搭載 Display (EM40ET) mounted.
4ETN
EM40ETN搭載 Display (EM40ETN) mounted.
EM40ETV搭載 Display (EM40ETV) mounted.
4ETV
G
EM45RT搭載 Display (EM45RT) mounted.
5RT
EM45RTN搭載 Display (EM45RTN) mounted.
5RTN
EX30AR-I搭載 Converter (EM30AR-I) mounted.
無記入 Blank
EX30AR-V搭載 Converter (EM30AR-V) mounted.
ARV
EX30AR-W搭載 Converter (EM30AR-W) mounted.
ARW
R
EX30AR-N搭載 Converter (EM30AR-N) mounted.
ARN
EX30AR-T搭載 Converter (EM30AR-T) mounted.
ART
Rc1/4 ＊4
01
Rc3/8
02
Rc1/2
03
Rc3/4
04
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
For “R Output Selection” For “G Output Selection”

W

L/min
B
特殊 For specialized unit ＊3Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊3
9バルブ無し With no valveS
ボールバルブ With ball valve
V
アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter
BV
ストレート型ニードルバルブ With straight type needle valve
NS
NL
L型ニードルバルブ With L-Type needle valve
表示計搭載 Display mounted.
アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Converter mounted.)

規格 Std.
08
10
15

G
R
測定範囲 Measuring range ＊1
1〜10L/min
2〜20L/min
5〜50L/min

接続口径 Connection size ＊1
Rc1/4, Rc3/8
Rc3/8, Rc1/2
Rc1/2, Rc3/4

仕様 Specifications
測定流体 Operating fluid

水相当液体 Liquid of the water equivalency

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用温度 Temperature

0〜50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露、凍結なきこと No dewing and be free from freezing.）

使用最高圧力 Max operating pressure

0.75MPa(G)

108

2023

＊1：その他の仕様に関しては、ご相談願います。
＊2：バルブはOUT側につきます。
＊3：特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。
＊4：ボールバルブ（V）、L型ニードルバルブ
（NL）
は対応
不可。
＊1：Ask us for specifications other than specified here
＊2：The valve should be installed to the OUT side.
＊3：For specialized items specify them at end of Model number selection inorder. For details, consult us with your specification.
＊4：No ball valve(V) and L-type needle valve(NL) available

W
液体用

電気仕様 Electrical specification
EM30DT

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points

表示 Indication

LCD4桁、流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points

表示 Indication

LED3桁、流量表示（瞬時値）3-digit LED display for flow rate (instantaneous value)

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 10mA Max.
標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

アナログ出力 Analog output

V,N ｔype：0-5V/1-5V

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 60mA Max.

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. 2点 2 points
LED4桁、流量表示（瞬時値）4-digit LED display for flow rate (instantaneous value)

表示 Indication

LED4桁、温度表示 4-digit LED display for temperature

EM45RT

標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 510Ω以下 Load resistance: Below 510 Ω

アナログ出力 Analog output

N ｔype：1-5V

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 70mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 2 points

VK-HM (G/R type)

EX30AR

カルマン渦式流量計

EM40ET

比較出力 Comparative output

標準 Standard：4-20mA 負荷抵抗 : 300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

アナログ出力 Analog output

V,W,N,T ｔype：0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗 : 5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ
標準 Standard：DC24V±10％ 65mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

V,W,N,T ｔype：DC24V±10％ 40mA Max.

※ 詳細、及び配線図は各表示計・変換器のページを参照願います。See page on the indicator / converter.

構造図 Structural drawing
EM30DT 搭載型

寸法表 A table of Dimensions
40

Display (EM30DT) mounted type

)

D
(φ e
径 ssag
a ④③

路

2×Rcd

wp

流 o
Fl

30

(B)

A

型式
Model number selection

d

L

A

B

C

ΦD

VK-HM08

1/4, 3/8

72

15

34.2

11.5

12

3/8

VK-HM101/2
1/2, 3/4

VK-HM15

6

72

15

32.6

82

21

34.6

11.5

12

17.5
16.5

16

OUT

材質 Materials

C

⑥

2×M3

No.

L

Arrows20

矢視20
矢視図 Arrow view
C

①
②

IN

EM40ET 搭載型

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body2アダプタ Adapter3

渦発生体 Vortex shedder

4

センサ Sensor

ETFE

-

Oリング O-ring

FKM

6

表示計 Display

-

SCS13
SCS13
PA6T / 61-GF40

EM45RT 搭載型

30

(B)
OUT

A
6

35.5

(B)

A

OUT
C

⑥

2×Rcd

流 ow p
Fl

⑥

6

2×M3

2×M3
矢視

矢視

IN

L
20

20

矢視図 Arrow view

矢視図 Arrow view

①
②

C

②

C

①

Arrows20

L

Arrows20

流 ow pFl)D(φ e
径 ssag路 a ④③

2×Rcd

C

)
D
(φ e
径 ssag路 a ④③40

Display (EM45RT) mounted type40

Display (EM40ET) mounted type

IN

2023

109

W
For Water

羽根車式流量計

TP-H Helical flow

Turbine flow meter

豊富な出力バリエーションを選択可能
OUT側に用途、コストに合わせたバルブを選択可能■ 表示計の向きを自由に取り付け可能。
■ 流れを目視確認することができます。(TP-HP)■■

Enable us to select abundant variety of output.
A valve can be selected to the OUT side in accordance with your application and cost.
■ The direction of the indicator can be changed from right to left or up and down.
■ Flow visibility available. (TP-HP)■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
規格
Std.

TP- H

出力
Outputバルブ＊3 流体名
Valve
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計
Indicator
D

Max.

C30
P40

02

Rc3/8

03

Rc1/2

04

Rc3/4

R3

R1/2

R4

R3/4

下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

L/min
特殊 For specialized unit

1

水 Water9

特殊 For specialized fluid

＊5

＊5

BV

ボールバルブ付 With ball valveNSストレート型ニードルバルブ付 With straight type needle valve

NL

L型ニードルバルブ付 With L-Type needle valve＊4A

パルス出力 Pulse output

G

表示計EM30DT搭載（標準）瞬時値表示＋警報出力 Standard display is EM30DT. Indicating digits + Alarm output ＊2

I

変換器EX30AR搭載 4-20mA出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 4-20 mA + Alarm output ※V

変換器EX30AR搭載 0-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-5 V + Alarm output ※W

変換器EX30AR搭載 0-10出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-10 V + Alarm output ※N

変換器EX30AR搭載 1-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-5 V + Alarm output ※T

変換器EX30AR搭載 1-10V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-10 V + Alarm output ※規格 Std. 測定範囲 Measuring range ＊1
C20

Rc1/4

Z

バルブ無し With no valve

防滴カバー Drip-proof cover ＊7

01

B

S

表示計・変換器のページをご参照下さい ＊6
See page on the indicator / converter.

0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8
Rc3/8, Rc1/2, R1/2

※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA:0L/min, 20mA:Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

Rc1/2, Rc3/4, R3/4

＊1：測定範囲は、水換算20℃（293K)条件の流量です。
＊1: The ranges to be measured shows the flowrate equivalent to those of water at 20°C{293K}.
＊2：EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を＊2: If EM40 or EM45 is selected, specify the optional symbol in “Option” .
記入して下さい。
＊3: The valve should be installed to the OUT side.
＊3: バルブはOUT側に付きます。
＊4: Either Rc3/8 or Rc1/2 is available.
＊4: Rc3/8、Rc1/2のみ対応可。
＊5: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
＊5: 特殊項目は型式末尾に順番に記載してください。
For details, consult us with your specification.
＊6: 表示計・変換器のページを参照し、オプション記号を記載願います。
＊6: Refer to Digital meter / Converter Page to specify optional symbol.
出力「A」--- 当社にて別置きの表示計にパラメータを設定して、セットで出荷いたします。
For “Output A”, all of the necessary parameters are setup at Factory.
出力「G」--- 標準表示計EM30DT以外を搭載する場合。
For “Output G”, a display other than the EM30DT is selected.
Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
対象：EM30, EM40, EM45, EX30シリーズ＊7: indicator that is to be loaded for converter.
＊7: 表示計, 変換器搭載用

110

2023

W
液体用

仕様 Specifications±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

使用最高温度 Max. temperature

80℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable lengths2m

羽根車式流量計※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃までとなります。
Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max. fluid temperature should be 50°C.

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※(EM30DT)(EX30AR-I)
V, N, W, T type
(EX30AR-V, VN, VW, VT)

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

V: 0-5V/N: 1-5V/W: 0-10V/T: 1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

TP-H

I type

パルス出力 Pulse output※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

G type ※AWG 26(0.1mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

I, V, W, N, T type
線色 Cable colors

AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

青 Blue

GND

茶 Brown

アナログ出力Analog output

GND

黄 Yellow

CP1（N.O.）＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

橙 Orange＋DC V

黄 Yellow

CP1

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

白 White

パルス出力
Pulse output

白 WhiteCOM

黒 Black
赤 Red※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。
The pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45 Series.

特長 Features
TP-H

TP-HP40

取付板の向きを変更するとこで、表示計の向きを自由に変更できます。
By changing the direction of the mounting adapter, the direction of the indicator can be changed from right to left or up and down.

窓からスクリューの回転状態や、流体の流れを目視確認することができます。
Rotational state of the screw and flow of fluid can be visuallyconfirmed from the window.

取付板
Cubic EM30DT

Mounting adapter

2023

111

W
For Water

TP-HC 構造図 Structural drawing
TP-HC バルブ無し With no valve

W

H

H

⑨
R

2×M3×4(有効ネジ深さ）

14.5 20

L3
L(Effective thread depth)

20(Effective thread depth)①(2000)(2000)

②
③
④
⑤

L1

2×M3×4(有効ネジ深さ）

⑥

⑦

L2

②
③
④
⑤

L1

⑦
L

①

⑥

⑧

8

φ2

14.5 20

L2

40

40

Turbine flow meter

W

TP-HC L型ニードルバルブ付 L type with a needle valve

TP-HC ストレートニードルバルブ付 With straight needle valve
W

20

TP-HC ボールバルブ付 With ball valve
W

H

40

H

②
③
④
⑤

⑩

2×M3×4(有効ネジ深さ）②③④⑤(Effective thread depth)

①

L

⑥

φ

L1

L

L1

⑦

45

⑨

⑥

2×M3×4(有効ネジ深さ）(Effective thread depth)⑦ 200014.5 20⑧

φ214.5 20

8

①

L2

L2

①

①

20

(2000)

20

寸法表 A table of Dimensions
型式
接続口径
Model number selection Connection size

材質 Material
No.
1
2

名称 Names of parts

材質 Material

アダプタ Adapter

SCS13

ボディ Body
軸受け Bearing

アルミナ Alumina

4 シャフト Shaft

3

TP-HC20: POM

アルミナ Alumina

Max. 5L/min: SUS316

PPS

Sm-Co Mg封入 sealed

6

Oリング O-ring

FKM

7

ホールICセンサ
Hall IC sensor

PC

ニードルバルブ
8
Needle valve
9

10

SUS304

ニードルバルブボディ
Needle valve body
ボールバルブ
Ball valve

SCS13
SCS13他 etc.

2023

TP-HC
バルブ無し
With no valve

TP-HC30: PPS

スクリュー Screw

5

112

SCS13, POM / PPS

備考 Remarks

TP-HC
L型ニードルバ
ルブ付
L type with a needle
valve
TP-HC
ストレートニー
ドルバルブ付
With straight needle
valve

Rc1/4
Rc3/8

L1

72

Rc1/2

84

L2

17.5

104
-

Rc3/8

100

Rc1/2

106

R1/2

-

27.5

130

11.5

Rc3/8
Rc1/2

142

R1/2

162

Rc3/8

11.5
49

107

142

R1/2

162

H

W

-

-

16

(62)

-

-

-

17.5

17.5

25

φ23.5 29 (77〜84)
φ29

38 (88〜96)
-

-

-

-

-

-

25 (81〜88)

-

-

14

27.5
11.5

130

Rc1/2

R

27.5

R1/2

Rc1/4

L3

11.5
49

Rc1/4

Rc1/4
TP-HC
ボールバルブ付
With ball valve

L

107

17.5
27.5

(54)

W
液体用

TP-HP 構造図 Structural drawing
TP-HP バルブ無し With no valve

TP-HP L型ニードルバルブ付 L type with a needle valve
W

H

⑨

①

L2

(2000)⑥

2×M3×5(有効ネジ深さ）(Effective thread depth)

TP-H

20

R

L

17.5 20(Effective thread depth)

⑥

②
③
④
⑤

⑦

2×M3×5(有効ネジ深さ）17.5 20

L3

②
③
④
⑤

L1

⑧

6

φ3

L1

L2

①
⑦

L

40

40

H

羽根車式流量計W

20

TP-HP ストレートニードルバルブ付 With straight needle valve

W

H

H

4

②
③
④
⑤

(2000)①(Effective thread depth)⑥⑦ 2000
2×M3×5(有効ネジ深さ）(Effective thread depth)

①

20

20

寸法表 A table of Dimensions
材質 Material

備考 Remarks

SCS13

1

アダプタ Adapter

2

ボディ Body

SCS13, PEI

3軸受け Bearing

アルミナ Alumina

4シャフト Shaft

アルミナ Alumina

5スクリュー Screw

PPS

6

Oリング O-ring

FKM

7

ホールICセンサ
Hall IC sensor

PC8

ニードルバルブ
Needle valve

SUS3049

ニードルバルブボディ
Needle valve body

SCS13

10 ボールバルブ Ball valve

②
③
④
⑤

2×M3×5(有効ネジ深さ）

材質 Material
名称 Names of parts

⑩

L1

L1

⑦

L

φ5

⑥

No.

①

⑨

17.5 20⑧

17.5 20

6

L2

L2

①
φ3

L

40

40

W

TP-HP ボールバルブ付 With ball valve

SCS13他 etc.

型式
接続口径
Model number selection Connection size
TP-HP
バルブ無し
With no valve

Sm-Co Mg封入 sealed

Rc1/2
Rc3/4
R3/4

TP-HP L型ニードルバルブ付
L type with a needle
valve

Rc1/2

TP-HP ストレートニードルバ
ルブ付 With straightneedle valve

Rc1/2

TP-HP
ボールバルブ付
With ball valve

Rc3/4
R3/4
Rc3/4
R3/4
Rc1/2
Rc3/4
R3/4

L
88

L1

55

L2
16.5

L3

R

H

W

-

-

20

(70)

120

32.5

114.5

16.5 25

55

32.5

130.5
147

114

179

φ34 40 (100〜112)

-

-

-

-

-

-

32

(95〜104)

-

-

20

(69)

32.5

179
147

16.5

φ29 39 (100〜110)

114

16.5
32.5

2023

113

W
For Water

羽根車式流量計

HF-PK

Helical flow

Turbine flow meter

豊富な出力バリエーションを選択可能。
様々なタイプの表示計と組み合わせてご利用いただけます。
■ 窓からスクリューの回転が目視できます。
■■

Various signal outputs available.
Usable with various types of displays.
■ Rotating turbine installed in the flow path can be visually confirmed from the small window.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
規格
Std.

HF-PK 60

形状
Shape

出力
Output-

流体名
Fluids-0

特殊項目
For specialized item

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

表示計
Indicator

Max.

A
G
I
V
W
N
T
規格 Std.
60

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product防滴カバー Drip-proof cover ＊3
D
05
Rc1
06
Rc1 1/4
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

L/min
B
Z
特殊 For specialized unit ＊1
水 Water1
9
特殊 For specialized fluid ＊1
パルス出力 Pulse output
表示計EM30DT搭載（標準）瞬時値表示＋警報出力 Standard display is EM30DT. Indicating digits + Alarm output
変換器EX30AR搭載 4-20mA出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 4-20 mA + Alarm output
変換器EX30AR搭載 0-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-5 V + Alarm output
変換器EX30AR搭載 0-10出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-10 V + Alarm output
変換器EX30AR搭載 1-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-5 V + Alarm output
変換器EX30AR搭載 1-10V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-10 V + Alarm output
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
10〜100L/min
15〜150L/min
Rc1, Rc1 1/4
20〜200L/min＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：表示計・変換器のページを参照し、オプション記号を記載願います。
＊2: Refer to Digital meter / Converter Page to specify optional symbol.
出力「A」
・
・
・当社にて別置きの表示計にパラメータを設定して、セットで出荷いたします。
For “Output A”, all of the necessary parameters are setup at Factory.
出力「G」
・
・
・標準表示計EM30DT以外を搭載する場合。
For “Output G”, a display other than the EM30DT is selected.
対象：EM30, EM40, EM45, EX30シリーズ
Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
＊3：表示計 EM30, 変換器 EX30シリーズ用＊3: For EM30, EX30 series

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※I typeV, N, W, T type

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

114

2023

W
配線 Wiring diagram

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)A typeAWG 24(0.2mm2)

線色 Cable colors

Max. 80℃（出力A以外：Max. 50℃ Other than output A: Max. 50°C）

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

重量 Weight

約700g Approx. 700 g※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、
使用流体温度Max. 50℃までとなります。
※ Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C. When using at temperature range of 35 - 55°C, max.
fluid temperature should be 50°C.

構造図 Structural drawing

内容 Function

橙 Orange＋DC V

灰 GrayGND

白 White

パルス出力 Pulse output

G typeAWG 26(0.1mm2)

内容 Function

線色 Cable colors
黄 Yellow

CP1

緑 Green

CP2

白 WhiteCOM

黒 Black

GND

赤 Red

＋DC V

材質 Materials

I, V, W, N, T type
名称 Names of parts

材質 Material

1 アダプタ Adapter
2

SCS14

Oリング O-ringFKM

3 ウェーブワッシャー Wavewasher

SUS304-CSP-H

4 ホールICセンサ Hall IC sensor

POM他 etc.

5

整流板 Rectifier

6

ベアリング Bearing

備考 Remarks

ケーブル AWG 24 Cable AWG 24

PPS
アルミナ Alumina

7 シャフト Shaft

アルミナ Alumina

Ass'yスクリュー Ass'y screw

PPS

Sm-Co Mg封入 Sm-Co Mg sealed

9 ボディ Body

ポリエーテルイミド Polyetherimide（PEI)

クリア Clear

10 ケース Case

ADC12

8

A typeAWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors
青 Blue

GND

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

黄 Yellow

CP1（N.O.）

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

G, I, V, W, N, T type
55

(85)

55

55

55

OUT

(2000)

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

①
②
③
④
118

①
②
③
④

118

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

OUT

IN
2×Rc1 or Rc1 1/4

IN
2×Rc1 or Rc1 1/4※ Gタイプのオプション仕様についてはお問い合わせください。
※ Ask us for detail of “Output G”.

2023

115

HF-PK

※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for EM40 and EM45 Series.

羽根車式流量計

使用流体温度 Operating fluid temperature

No.

液体用

仕様 Specifications

W
For Water

羽根車式流量計

HF-PE

Helical flow

Turbine flow meter

羽根車式 ローコストタイプ。
流出を目視確認することができます。
■ ポリエーテルイミド成型ボディの為、
シンプルかつローコストにて供給可能。
■ 取付姿勢の制約を受けません。
■■

Rotating vane flow meter. Low-cost type.
Flow visibility. ■ No restriction placed on installation attitude.
■ A s the main body is molded by polyetherimide resine,it is simple in construction and can be supplied at low cost.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質
Material

出力Output

規格Std.

HF - PE

形状
Shape

- 0

流体名
Fluids

最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計
Flow indicator

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product防滴カバー Drip-proof cover ＊3

D
01
Rc1/4
Rc3/8
02
Rc1/2
03
R1/2
13
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

PE

Max.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9
規格 Std. 測定範囲 Measuring range
0.2〜2L/min
20
0.5〜5L/min
1〜10L/min
30
2〜20L/min
A
パルス出力 Pulse output
G
表示計EM30DT搭載（標準）瞬時値表示＋警報出力 Standard display is EM30DT. Indicating digits + Alarm output
I
変換器EX30AR搭載 4-20mA出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 4-20 mA + Alarm output
V
変換器EX30AR搭載 0-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-5 V + Alarm output
W
変換器EX30AR搭載 0-10出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-10 V + Alarm output
N
変換器EX30AR搭載 1-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-5 V + Alarm output
T
変換器EX30AR搭載 1-10V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-10 V + Alarm output
ポリエーテルイミド ＋ SCS14 Polyetherimide + SCS14＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：表示計・変換器のページを参照し、オプション記号を記載願います。Refer to Digital meter / Converter Page to specify optional symbol.
出力「A,I,V,W,N,T」
・・
・当社にて別置きの表示計にパラメータを設定して、セットで出荷いたします。For “Output A, I, V, W, N and T”, all of the necessary parameters are setup at Factory.
出力「G」
・
・
・標準表示計EM30DT以外を搭載する場合。For “Output G”, a display other than the EM30DT is selected.
対象：EM30, EM40, EM45, EX30シリーズ Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
＊3：表示計 EM30, 変換器 EX30シリーズ用 For EM30, EX30 series

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※I typeV, N, W, T type

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

116

2023

W
液体用

仕様 Specifications

配線 Wiring diagram
A type

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa（G）（常温常湿度時）(At normal temperature and humidity.)

AWG 24(0.2mm 2 )線色 Cable colors

内容 Function
＋DC V

0〜55℃
（結露なきこと No dewing）

灰 Gray

GND

ケーブル長 Cable length

HF-PEA：20cm, HF-PEG/I/V/W/N/T：2m

白 White

パルス出力 Pulse output※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。
使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃までとなります。
※ Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C.
When using at temperature range of 35 - 55°C, max. fluid temperature should be 50°C.

G typeAWG 26(0.1mm 2 )線色 Cable colors

構造図 Structural drawing

内容 Function

黄 Yellow

CP1

緑 Green

CP2

白 WhiteCOM

黒 Black

GND

赤 Red

＋DC V

羽根車式流量計

橙 Orange

使用環境温度 Ambient temperature（出力A以外：Max. 50℃ Other than output A: Max. 50°C）
使用流体温度 Operating fluid temperature Max. 80℃※ EM30DTの仕様です。EM40, EM45シリーズは詳細ページを参照願います。Refer to Digital meter / Converter Page for EM40 and EM45 Series.

HF-PEA

HF-PEG/I/V/W/N/T

I, V, W, N, T type31

寸法表 A table of Dimensions

31

GND

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

黄 Yellow

CP1（N.O.）

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）L

紫 Purple

CP2（N.C.）

Rc1/4, Rc3/8

66

白 White

COM

Rc1/2

78

黒 Black

DC 0V

R1/2

98

赤 Red

DC ＋24V

２×Ｒｃ×R ｄ

OUT

青 Blued（45.5）

31

規格 Std. : 20

OUT

L

L

規格 Std. : 30
①
②
③
⑥

⑪

①
②
④
⑤
⑦

⑪

⑧

⑧

⑨

⑨
⑩

（2m）

⑩
IN

IN

正面 Front

左側面 Left side

パネルカット Panel cut-out

材質 Materials

正面 For front view

背面 For rear view

No. 名称 Names of parts

φ

10

φ

20

4

20

（φ１０はスクリューの回転を目視する窓です。）（Screw rotation can be viewed through the window of φ10.）

4

φ

2×

20

2×

HF-PE

31

２×Ｒｃ×R ｄ

AWG 28(0.08mm 2 )内容 Function

線色 Cable colors

20(HF-PEAのみ)（HF-PEA only）

注）
パネルの厚みを考慮して、タッピンねじ（呼び径３）の長さを選定して下さい。
（下穴深さ７ｍｍ）推奨トルク値：35cN・m以下Note) Select a tapping screw length (nominal diameter: 3) considering panel thickness (Prepared hole 7 mm deep).
Recommended torque: Below 35cN・m

材質 Material

備考 Remarks

1

Oリング O-ring

FKM

2

止め輪 Cover ring

SUS3043軸受け Bearing

POM

4

整流板 Rectifier

PPS

5軸受け Bearing

アルミナ Alumina

6

シャフト Shaft

SUS3167シャフト Shaft

アルミナ Alumina

8スクリュー Screw

PPS

Sm-Co Mg封入 Mg sealed

ボディ Main Body

ポリエーテルイミド
Polyetherimide

クリア Clear

910 アダプタ Adapter

SCS14

ホールICセンサ
11
Hall IC sensor

PC

2023

117

W
For Water

羽根車式流量計(パルス出力)

HF-MPA

Helical flow

Turbine flow meter (Pulse output)

羽根車式ローコストタイプ
ホール素子パルスカウント型。
■ 流出を目視確認することができます。
■ 取付姿勢の制約を受けません。
■■

Rotating vane flow meter. Low-cost type.
Hall element- Digital meter is loaded. counting type.
■ Flow visibility at outflowing.
■ No restriction placed on installation attitude.
■■

型式 Model number selection
材質
Material

出力OutputHF - MP

A

規格
Std.

形状
Shape

-

0

流体名
Fluids

最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計 表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）
Flow indicator Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product
03
R1/2
04
R3/4
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

MP

Max.
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
標準 Std.
0
規格 Std.
測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
0.5〜5L/min
1〜10L/min
R1/2
30
2〜20L/min
3〜30L/min
40
R3/4
5〜50L/min
A
パルス出力 Pulse output
PMMA ＋ PPE＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記して下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.

118

2023

＊2

W
液体用

規格寸法 Standard dimensions

仕様 Specifications
口径 Connection size

±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)※

28

1/2

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

36

3/4

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃

L

B

A1

A2

30

100

34

34

40

110

40

40

羽根車式流量計

流量精度 Flow accuracy

d

規格
Std.

NPN オープンコレクタ DC26.4V
15mA Max. 0〜約140Hz

パルス出力 Pulse output

NPN open collector 26.4 V DC
15 mA at max., 0 - approx140Hz

電源 Power source

DC5〜24V ±10％ 8mA Max.

ケーブル長 Cable length2m※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、0.3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
※ If the operating environment temperature and / or operating fluid temperature is used in excess of 45°C, it should be used at the operatingpressure less than 0.3MPa(G).

HF-MPA

構造図 Structural drawing

L
A

B

（18）

⑧

AーA断面
A-A sectional view

①

② ③

④ ⑤

⑥

⑦

A2
2×Rd

A1

A

流れ方向 Flow direction

配線 Wiring diagram
線色 Cable colors

内容 Function

橙 Orange＋DC V

灰 GrayGND

白 White

出力 Output

IN

OUT

Serial No.

TOFCO

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッテング Fitting

PPE

2

Oリング O-ring

FKM

3

整流板 Rectifier

PPE

4スクリュー Screw

PPS-GF30

5シャフト Shaft

アルミナ Alumina

6

ベアリング Bearing

アルミナ Alumina

7

ボディ Body

8

ホールICセンサ Hall IC sensor

備考 Remarks

PMMA

クリア Clear

POM 他 POM,etc.

ケーブルAWG 24 Cable: AWG 24

2023

119

W
For Water

羽根車式流量計(パルス出力)

HF-GCA Helical flow

Turbine flow meter (Pulse output)

羽根車式、パルス出力タイプ
流体を目視確認。
■ 小型で直管部不要。
■ ニードルバルブにて流量調整が可能。
■ 取付姿勢の制約なし。
■■

Rotating vane flow meter with pulse signal output. ■ Flow visibility.
Constructed small, and no need to provide with a straight pipe section.
■ Flow control can be made by needle valve. ■ No restriction placed on installation attitude.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質
Material

出力OutputHF - GC

A

規格
Std.

バルブ
Valve

流体名
Fluids-

最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計
表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊2
Flow indicator Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product
02
Rc3/8
03
Rc1/2
04
Rc3/4
09
特殊 For specialized pipe size ＊1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

GC

Max.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
90
ニードルバルブ無し With no needle valve
1
OUT側ニードルバルブ（下→上後） Needle valve at outlet,(Bottom →Behind top)
2
OUT側ニードルバルブ（下後→上後） Needle valve at outlet,(Behind bottom → Behind top)
規格 Std.
測定範囲 Measuring range
接続口径（Rc）Connection size (Rc)
0.5〜5L/min
3/8
30
1〜10L/min
1/2
2〜20L/min
3〜30L/min
1/2
40
5〜50L/min
3/4
パルス出力 Pulse output
A
ガラス＋SUS Glass + SUS＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ DC26.4V 15mA Max. 0〜約140Hz NPN open collector 26.4 V DC 15 mA at max. 0 - approx 140Hz.

電源 Power source

DC 5〜24V±10％ 8mA Max. DC 5 - 24 V±10% 8 mA at Max.

ケーブル長 Cable length2m

急激な圧力変化や温度変化なきこと。
No abrupt changes in pressure and temperature must be caused.

120

2023

W
規格 Std.

L2

L1

30

82

66

63

31.5

98

67

93.5 112 33.5

75

3

4

17.5

12

22.5 16.5

W
34
40

A1

C

A2
22

34.5

45〜57

24
24

45

52.5〜67

27

φR
36
45

内容 Function

φD

Rcd

線色 Cable colors

25

3/8

橙 Orange30

1/2

灰 Gray

GND

35

1/2

白 White

パルス出力 Pulse output

38

3/4

DC＋5〜24V

構造図 Structural drawing
L1

バルブ無しタイプ
Type with no needle valve

22①

パネルカット Panel cut-out

W

⑩

2×Rcd

6×M3×3

φ17

2×φ4

HF-GCAW⑪ ⑫ ⑬

流れ方向 Flow direction
⑦ ⑥

42

(17)

6×M3×3

⑨ ⑧

IN

OUT

⑤
42

流れ方向 下→上後 Flow direction: Bottom→Behind top(C)

5×M3×3W③

パネルカット Panel cut-out

A2

① ⑭

②

注）φ17はセンサがパネル側の時のみ必要
Note) φ17 is required, only when sensor is to be installed atpanel side.

Rcd
D

⑦

φ

3

5

④

A1

1

φR

⑮

21

⑧

4

L2

φ１７

OUT

φ４

⑥

⑩

⑫

⑥

⑨

Rcd

ロックナット取付の場合
For the case of lock nut installation
注）
パネル板厚は2mm以上を使用して下さい。
Note) Use panel of 2 mm and more in thickness.

IN

流れ方向 下後→上後 Flow direction: Behind bottom→Behind top
4×M3×3

W

A1

③ ②

①

A2

⑭

パネルカット Panel cut-out

2×Rcd

φD

⑦

2×

3

5

④

(C)

OUT

φ17
2

φR
L3
2

⑥

⑨

⑧

M6×8

⑩
ＩＮ

注）
パネル板厚は2mm以上を使用して下さい。
Note) Use panel of 2 mm and more in thickness.

5⑮

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 MaterialNo.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 RemarksNo.

1

フィッティング Fitting

SCS14

PPS対応可 Available for PPS

92

シリンダ Cylinder

SUS30410 パイプ Pipe

3

ニードル Needle valve

SUS3044

ハンドル Handle

PP

11 サマリウムコバルトマグネット
Samariumcobalt magnet

5

ホールICセンサ
Hall IC sensor

POM 他
POM, etc.

6

ケース CaseABS

14 オリフィス Orifice

PEEK

7

Oリング O-ringFKM

15 ロックナット Lock nut

C3604

8

ベアリング Bearing

ケーブルAWG 24
Cable AWG 24

羽根車式流量計

40

2

1

L3

液体用

配線 Wiring diagram

規格寸法 Standard dimensions

シャフト Shaft

アルミナ Alumina
耐熱ガラス Heat-resistant glass-

12 スクリュー Screw

PPS-GF30

13 ステイボルト Stay bolt

SUS303

アルミナ Alumina

2023

121

W
For Water

羽根車式流量計(アナログ出力)

HF-GCC/T

Helical flow

Turbine flow meter (Analog output)

羽根車式、
アナログ出力タイプ
流れを目視確認。
■ 小型で直管部不要。
■ 取付姿勢の制約なし。
■■

Rotating vane flowmeter with analog signal output.
Flow visibility at outflowing.
■ Constructed small, and no need to provide with a straight pipe section.
■ No restriction placed on installation attitude.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質
Material

出力Output

規格Std.

HF - GC

形状
Shape

-

0

流体名 最大流量 接続口径 オプション
OptionFluidsMax. flow Connection size

-

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計
Flow indicator

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product.

ケーブル1m付 AWG 26 With cable of 1m long ＊3
C
Rc3/8
02
Rc1/2
03
Rc3/4
04
特殊 For specialized pipe size ＊109
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

GC

Max.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9
標準 Std.
0
測定範囲 Measuring range
規格 Std.
0.5〜5L/min
1〜10L/min
30
2〜20L/min
3〜30L/min
40
5〜50L/min
C
4-20mA 出力信号＋パルス出力 Output signal at 4-20 mA + Pulse output
T
1-10V 出力信号＋パルス出力 Output signal at 1-10 V + Pulse output
ガラス＋SUS Glass + SUS

接続口径（Rc）Connection size (Rc)
3/8
1/2
1/2
3/4

＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊3: 標準仕様はお客様にて出力ケーブルを用意していただきます。
（ハウジング、コンタクトは製品に添付）※アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
＊3: For standard specifications, the customer is requested to prepare for the output cable. (Housing and contact are attached to product)※Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

122

2023

＊2

W
規格 Std.

L

B

66

34

75

40

40

仕様 Specifications
Rcd

出力精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

3/8

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

1/2

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

1/2

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ DC35V. Max. 10mA 0〜約140Hz
NPN open collector output 10 mA at Max. 0 - Approx.140Hz

3/4

4-20mA 負荷抵抗：500Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 500 Ω

アナログ出力 Analog output

供給電源 Power source

羽根車式流量計

30

液体用

規格寸法 Standard dimensions

1-10V 負荷抵抗：1kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 1 kΩGCC

DC15〜24V±10％ 約45mA Approx 45 mA

GCT

DC15〜24V±10％ 約25mA Approx 25 mA

HF-GCC/T

HF-GCC/T

構造図 Structural drawing
パネルカット Panel cut-out
2×φ4

⑮
⑭

(32)

(52)

42

(18)

⑬⑫ ⑧

流れ方向 Flow direction
ＩＮ

Ｂ

ＯＵＴ

OUT

4×M3×3⑪④Ｂ⑤ ⑩ ⑥⑦ ⑨

① ②

2×Rcd

Ｌ

IN

③

オプションケーブル Optional cable（１０００）

ＣＮ2端子接続 Terminal connections

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

内容 Function

オプションケーブル色
Optional cable colorNo.
1

マグネット Magnet

サマリウムコバルトマグネット Samarium cobalt magnet

1

電源＋側入力 Power source + Side input

茶 Brown2

スクリュー Screw

PPS-GF30

2

NC

ー

3

ステイボルト Stay bolt

SUS3033

電源 0V 入力
Input at 0V of power source

青 Blue4

フィッティング Fitting

5

パイプ Pipe

耐熱ガラス Heat-resistant glass

4

NC

ー

6

シャフト Shaft

アルミナ Alumina

1

信号出力用コモン
Signal output common

白 White7

ベアリング Bearing

アルミナ Alumina

8

ホールICセンサ Hall IC sensor

アナログ出力Analog output

灰 Gray9

Oリング O-ring

パルス出力
Pulse output

黄 Yellow

端子 No
Terminal No.

CN1

１２３

１２３４

ＣＮ１

（１０００）

CN2 2
3

10 ケース Case
11 六角穴付ボルト hexagon socket head cap screw※添付コネクタ（JST）Types of attached connector (JST)CN1 ハウジング Housing：ZHR-4, コンタクト Contact：SZH-002T-P0.5
CN2 ハウジング Housing：ZHR-3, コンタクト Contact：SZH-002T-P0.5※推奨圧着器具 Recommended crimp tool：YRS-491（JST）

SCS14

FKM
ABS
SUS30412 アンプケース Amp. caseABS

13 アンプカバー Amp. coverPMMA

14 コネクタ CN1 Connector for CN1
15 コネクタ CN2 Connector for CN2

2023

123

W
For Water

羽根車式流量計(パルス出力)

HF-SCA Helical flow

Turbine flow meter (Pulse output)

羽根車式の耐熱タイプ。
小型でシンプルな為、小スペースにて有効活用できます。
■ 取付姿勢の制約を受けません。
■ 低温仕様も承ります。
■■

Rotating vane flow meter. Heat-resistant type.
Space-saving design promotes more effective use even in a small space due to extremely small and simple in construction.
■ No restriction placed on installation attitude.
■ Available for low temperature specification as well.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
材質
Material

出力OutputHF - SC

A

規格
Std.

形状
Shape

- 0

流体名
Fluids

最大流量 接続口径 オプション
OptionMax. flow Connection size

-

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊2
表示計
Flow indicator Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product.
Rc3/8
02
Rc1/2
03
Rc3/4
04
特殊 For specialized pipe size ＊109
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

SC

Max.
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9
標準 Std.
0
測定範囲 Measuring range
規格 Std.
0.5〜5L/min
30
1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min
40
5〜50L/min
A
パルス出力 Pulse output
SUS（耐熱タイプ, Max. 140℃）SUS（Heat resistant type, Max. 140°C）

接続口径（Rc）Connection size (Rc)
3/8
1/2
1/2
3/4

＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記して下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.

124

2023

W
L

規格 Std.

34
40

Rcd

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

3/8

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）※

1/2

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 140℃

1/2

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

3/4

羽根車式流量計

7540仕様 Specifications

W

66

30

液体用

規格寸法 A table of standard dimensions

NPN オープンコレクタ DC26.4V
15mA Max. 0〜約140Hz

パルス出力 Pulse output

NPN open collector 26.4 V DC
15 mA at max. 0 - approx 140Hz

電源 Power source

DC5〜24V ±10％ 8mA Max.

ケーブル長 Cable length2m※ 使用流体温度が100℃を超える場合、使用圧力は、0.5MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
※ In case that fluid temperatures go above 100°C, decrease inlet pressure values down to 0.5MPa(G) or lower.

構造図 Structural drawing
W

L

パネルカット Panel cut-out

22

⑧

⑨

⑩

①

⑦

HF-SCA

HF-SCA

φ17

2×Rcd

2×Φ4

W

6×M3×3

②

④

③

⑥

⑤

（17）

42

注）φ17はセンサがパネル側の時のみ必要
Note) φ17 is required, only when sensor is to be installed at panel side.

流れ方向 Flow direction

IN

OUT

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

配線 Wiring diagram
材質 Material

1

フィッティング Fitting

2

センサ Sensor

POM 他 POM, etc.

3

ケース Case

PPS

4

Oリング O-ringFKM

5

ベアリング Bearing

アルミナ Alumina

6

シャフト Shaft

アルミナ Alumina

7

パイプ Pipe

SUS3048

サマリウムコバルトマグネット
Samariumcobalt magnet

9

スクリュー Screw

PPS-GF30

10

ステイボルト Stay bolts

SUS303

備考 Remarks

SCS14
センサケーブル：AWG 24 Sensor cable: AWG 24

線色 Cable colors

内容 Function

橙 Orange＋DC V

灰 GrayGND

白 White

出力 (Output)

2023

125

W
For Water

羽根車式流量計

UTF-P

Turbine flow meter

流体温度：-80℃〜+200℃
検出にピックアップコイルセンサを使用■ センサとアンプ一体型■ 金属ボディ一体型（シールレス構造）■■

Fluid temperature range of -80°C to +200°C supported
Pick-up coil sensor incorporated■ Sensor and driver unit integrated■ Metal body utilized (Sealless type)■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、

注 意 配管はIN側に5D（口径の5倍）の直管部を設けて下さい。
CautionTo ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, usestraight pipe with 5D or larger.

型式 Model number selection
規格
Std.

UTF-P

流量単位 最大流量 接続口径 ケーブル オプション
Cable
OptionUnits
Max. flow Connection size

-

-

-

-

B
Z
規格 Std.
15
15F
15
20

特殊項目
For specialized item

（オプション記号を記入） ＊2
表示計 表示計・変換器とセット
Flow indicator Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product.
無記入 Blank ケーブル無し With no cable
C2
コネクタ付ケーブル添付（2m）2 m-long cable with connector
Rc1/2
03
Rc3/4
04
特殊 For specialized pipe size ＊109
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
L/min
特殊 For specialized fluid ＊1
測定範囲 Measuring range
0.5〜5L/min
1〜10L/min
1.5〜20L/min
3〜40L/min

接続口径（Rc）Connection size (Rc)
Rc1/2
Rc3/4

＊1: 特殊項目については型式末尾へ順番に明記して下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.

仕様 Specifications
流体 Fluid type

フロリナート、
ガルデン等の液体 (水は不可) Non-freezing solutions, etc. (Not usable with water.) ※1

流体温度 Fluid temperature-80〜+200°
C

使用環境 Operating temperature

温度：+5°
C〜+35°
C、湿度：45〜85％（凍結及び結露なきこと）Temperature range: 5 - 35°C, Humidity range: 45 - 85% (Non condensing / freezing)

圧力 Pressure

最高使用圧力1.0MPa(G) / 耐圧2.0MPa(G) Pressure limit: 1.0MPa(G) / Withstand pressure: 2.0MPa(G)流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.（20°C水相当の体積流量）(water equivalent flow volume at 20°C) ※2

流れ方向 Flow direction

横流れ又は、下から上流れ Horizontal or vertical (Upward direction only) ※2

方式 Measuring method

軸流羽根車式 Turbine

保護等級 Protection grade

IP67相当 IP67 equivalent

センサ Sensor type

ピックアップコイル（上部にアンプ基板内蔵）Pick-up coil sensor (Amplifier unit is located above the sensor)

出力 Output signal

NPNオープンコレクタ、
パルス出力、DC30V、Max.100mA NPN Open collector, Pulse output, 30 V DC, Max. 100 mA

電源 Power source

DC12-24V±10％、Max. 25mA

※１: 水をご使用になる場合はご相談ください。Consult with us for using this product with water.
※2: 横流れの場合、最大流量の20％以下の流量は精度±5％ of F.S.となります。In horizontal flow direction, flow accuracy of ±5% of F.S. is applied for flow rates that are ≤20% of F.S.

126

2023

W
液体用

構造図 Structural drawing
UTF-P

羽根車式流量計

茶 Brown
青 Blue黒 Black

①
④⑤⑥
D

OUT
B

IN

UTF-P

⑦

（A1)

⑨

⑧

（A) (接続ケーブル無しの場合 in case of no cable included）

φ38

2×Rcd

②③

C
28

2×M5×514(本体固定用 For securing body）※お客様でケーブルをご用意される場合は、下図の本体 M12 コネクタのピンアサインをご確認下さい。
Refer to the below pin assignment of M12 connector
when using your own cable.

丸型コネクタ Circular connectors
4 Pin Male A-Coding
3

M12 × P1.0

(38)

4

AWG 24(茶 Brown) Vcc(青 Blue) GND(黒 Black) OUTPUT(Φ4.7)(28)

コネクタ付ケーブル Cable with connector(2000)

規格寸法 Standard dimensions

2
1

ピンアサイン Pin assignment
ピンNo.
Pin No.

内容
Function

1

Vcc

2

-

3

GND

4

OUTPUT

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

A

A1

B

C

D

d

No.

UTF-P15

144

164

30

74

38

1/2

1

ボディ Body

UTF-P20

150

170

36

80

42

3/4

2

羽根車 Turbine

SUS6303軸受 Shaft bearing

特殊樹脂 Specialized plastic

4

整流板 Rectifier

SUS304

5

プッシュナット Push nut

SUS304

6

止め輪 Retaining ring

7

センサ Sensor

SUS304,PPS等 SUS304, PPS etc.

8

基板 Amplifier unit-

9

M12コネクタ M12 Connector-

SUS304

SUS304※モータなどの強電機器本体および駆動配線、入出力配線とは十分に距離を離して設置してください。製品や配線同士の距離が近いと強電ノイズの影響を受けるおそれがあります。
Do NOT install this product in locations subject to strong electric field created by motors and cables such as used for power source and I/O. This product may be affected by signal noise when installed in these environments.

2023

127

W
For Water

羽根車式流量計（パルス出力）

FF-S (P type)

Fin flow

Turbine flow meter (Pulse output)

ホール素子パルスカウント型。
高温・高圧タイプも対応可能。
■ 様々な表示計・変換器とセット可能（オプション）■■Hall element pulse counting type.
Also corresponding to the types of high temperature and high pressure.
■ Enables to use in combination with various kinds of indicators・converter as a set. (Optional)■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し、（D：鋼管内径）
注 意 IN側には10D以上の直管部を設けてください。
CautionTo ensure flow accuracy, use the same (or larger) diameter of pipes and fittings as the connection size of the flow meter and install a minimum of 10
diameters(D) of straight pipe length for upstream of the flow meter.

型式 Model number selection
規格
Std.

出力
Output

FF-S

材質
Material

流体名
Fluids-

P

最大流量 オプション
OptionMax. flow

-

-

特殊項目
For specialized item

R

流れ方向 右→左 Flow direction : Right → Left ＊2
表示計・変換器とセット（オプション記号を記入） ＊3
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product

表示計 Flow indicator
5
10
30
50
100
150
200

0.5〜5L/min
1〜10L/min
3〜30L/min
5〜50L/min10〜100L/min
15〜150L/min
20〜200L/min

水 Water1
9
特殊 For specialized fluid ＊1
樹脂キャップ Resin cap
C
金属キャップ Metal cap
S
パルス出力 Pulse output
P
測定範囲(L/min) Measuring range
接続口径 Connection size
0.5〜5
Rc3/8
1〜10
Rc3/8
3〜30
Rc1/2
5〜50
Rc3/4
10〜100
Rc1
15〜150 or 20〜200
Rc1 1/4

規格 Std.
80
85
90
95
100
120

＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記してください。詳細は当社にお問い合わせください。
＊2：標準の流れ方向は向かって左→右です。
＊3：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は水換算20℃（293K）条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Standard flow direction is from left to right viewing from front.
＊3: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
項目 Item

Cタイプ（樹脂キャップ）C type (Resin cap)

出力精度 Output accuracy

Sタイプ（金属キャップ）S type (Metal cap)
±3% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa(G) at 40℃

1MPa(G)

使用最高温度 Max. temperature

60℃ at 0.5MPa(G)100℃ ※

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

0〜80℃（結露なきこと No dewing）

出力 Output

NPNオープンコレクタ Max. DC26.4V, NPN open collector Max. DC 26.4 V, 15mA Max, 0〜約140Hz Max. 15 mA, 0 - Approx 140Hz

電源/消費電流 Power source / Current consumption
ケーブル長 Cable length2m※ 使用温度70℃以上の場合につきましては、DC5〜12Vの範囲でご使用ください。
※ When operating temperature exceeds more than 70°C, please use it within the range of 5 V DC to 12 V DC.

128

DC5〜24V 約8mA approx 8 mA

2023

W
液体用

規格寸法 Specified dimensions

配線 Wiring diagram

規格 Std.

W

L1

L2

L3

B1

B2

H

T

流路径 Flow passage

Rc

線色 Cable colors

80

80

55

51

15

42.5

18.5

24

26

5.5

3/8

白黒 Black and White

パルス出力 Pulse output

85

80

55

51

15

42.5

18.5

24

26

9.5

3/8

黒 Black

OV

90

90

55

51

15

47.5

22.5

30

31

13

1/2

赤 Red

DC 5〜24V ±10％

95

95

66

62

17

47.5

24.5

34

31

13

3/4

100

100

70

66

21

47.5

21.5

42

31

18

1

120

120

76

72

25

60

25

50

33.5

26.4

1 1/4

内容 Function

羽根車式流量計

AWG 25構造図 Structural drawing

FF-S (P type)

B1
W

B2

⑨
⑩
⑥ ⑦

①
②

＊2

46

2×M4×12.5

54

T

④⑤

L2

⑧
③

L1

H

L3

2×Rc

2×M5×10

48
58

② ＊1

材質 Materials

1

材質 Material

名称 Names of parts

No.

ケーシング Casing

SCS14
C type : ポリカーボネート Polycarbonate ＊1

2

キャップ Cap

3

ホールICセンサ Hall IC sensor

ー4

バックプレート Back plate

A5052

5

フィン Fin6

マグネット Magnet

7

Oリング O-ring

FKM

8シャフト Shaft

ジルコニア Zirconia

9

軸受け Bearing

ジルコニア Zirconia

10 穴石 Hole stone

アルミナ AluminaーS type : SCS14 ＊2

GFPP（S80/85 : PP）
サマリウムコバルト Samariumcobalt

オリフィス(※）OrificePP※S80（5L/min用）、IN側のみ※Press-fit at the inlet side of S80 (5 L/min) only

2023

129

W
For Water

羽根車式流量計（アナログ出力）

FF-S (R/I/V/W/N/T type) Fin flow

Turbine flow meter (Analog output)

LED レベルメータ付（R タイプ）
様々なアナログ出力を選択可能■ 比較出力付■ 高圧タイプ選択可能■■

Equipped with LED level meter. (R type)
Various kinds of analog outputs selectable.
■ Comparative output provided.
■ High-pressure type selectable.
■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し、（D：鋼管内径）
注 意 IN側には10D以上の直管部を設けてください。
CautionTo ensure flow accuracy, use the same (or larger) diameter of pipes and fittings as the connection size of the flow meter and install a minimum of 10
diameters (D) of straight pipe length for upstream of the flow meter.

型式 Model number selection
規格
Std.

出力
Output材質
Material

流体名
Fluids

-

FF-S

最大流量 オプション
OptionMax. flow

-

-

特殊項目
For specialized item

R
流れ方向 : 右→左 Flow direction: Right → Left ＊2
100
10〜100L/min
0.5〜5L/min
150
15〜150L/min
1〜10L/min200
20〜200L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

5
10
30
50

規格 Std.
80
85
90
95
100
120

1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
樹脂キャップ Resin cap
C
金属キャップ Metal cap
S
出力 Output
仕様 Specifications
R
10 LED bar レベルメータ付 With 10 LED bar level meter
I
変換器EX30AR-I搭載 With converter EX30AR-I
変換器EX30AR-V搭載 With converter EX30AR-V
V
変換器EX30AR-VW搭載 With converter EX30AR-VW
W
変換器EX30AR-VN搭載 With converter EX30AR-VN
N
変換器EX30AR-VT搭載 With converter EX30AR-VT
T
測定範囲(L/min) Measuring range
接続口径 Connection size
0.5〜5
Rc3/8
1〜10
Rc3/8
3〜30
Rc1/2
5〜50
Rc3/4
10〜100
Rc1
15〜150 or 20〜200
Rc1 1/4

アナログ出力 Analog output
0-5V
4-20mA
0-5V
0-10V
1-5V
1-10V

警報出力 Alarm output
トランジスタ＆リレー Transistor & Relay
リレー Relay
リレー Relay
リレー Relay
リレー Relay
リレー Relay＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記してください。
詳細は当社にお問い合わせください。
＊2：標準の流れ方向は向かって左→右です。
※測定範囲は水換算20℃（293K）条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊2: Standard flow direction is from left to right viewing from front.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
項目 Item

Cタイプ（樹脂キャップ）C type (Resin cap)

出力精度 Output accuracy

Sタイプ（金属キャップ）S type (Metal cap)

±3% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa(G) at 40℃

1MPa(G)

使用最高温度 Max. temperature

50℃ at 0.6MPa(G)50℃

使用環境温度 Ambient temperature
比較出力Comparative output

アナログ出力 ※Analog output
電源/消費電流Power source /Current consumption

NPNオープンコレクタ NPN open collector DC35V 100mA max.

R

リレーC接点 Relay contact C Max. AC100V 0.1A, DC30V 1A

その他 etc.

リレーC接点 Relay contact C Max. AC100V 0.1A, DC30V 1A

R

0-5V 負荷抵抗 Load resistance：10kΩ以上 ≧ 10 kΩ

I

4-20mA 負荷抵抗 Load resistance：300Ω以下 ≦ 300 Ω

V,W,N,T

0-5V/0-10V/1-5V/1-10V 負荷抵抗 Load resistance：5kΩ以上 ≧ 5 kΩR

DC12〜24V

I

DC24V

約65mA Approx. 65 mA

V,W,N,T

DC24V

約40mA Approx. 40 mA

約60mA Approx. 60 mA

2m

ケーブル長 Cable length

130

0〜50℃
（結露なきこと No dewing）

2023※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate.
(Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

W
液体用

配線 Wiring diagram
R typeAWG 25

線色 Cable colors

I,V,W,N,T type

AWG 28

線色 Cable colors

内容 Function

内容 Function

トランジスタ出力（オープンコレクタ）
Transistor output (open collector)

青 Blueアナログ出力GND Analog output GND

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

黄 Yellow

アナログ出力 Analog output DC0〜5V

黄 Yellow

比較出力CP1（N.O.）Comparative output CP 1 (N.O.)

緑 Green

B接点（下限 ON）
Contact B (ON at lower limits)

橙 Orange

比較出力CP1（N.C.）Comparative output CP 1 (N.C.)

緑 Green

比較出力CP2（N.O.）Comparative output CP 2 (N.O.)

コモン Common

紫 Purple

比較出力CP2（N.C.）Comparative output CP 2 (N.C.)

A接点（上限 ON）
Contact A (ON at upper limits)

白 White

CP1, CP2コモン Common to CP 1 and CP 2

黒 Black

電源DC0V Power source 0 V DC
電源DC＋24V Power source + 24 V DC

接点出力 ＊

黒/白 Black / White

Contact output

緑/白 Green / White
0V

赤 Red

赤 Red

DC12〜24V±10%※ アースは、第三種アース（100Ω以下）とします。
※ 入力はシングルエンドタイプです。
※ CP1及びCP2比較出力は、
リレー出力です。
※ COMピンとGNDピンは接続されておりません。

＊ Max. AC100V/0.1A, DC30V/1A※ Earth shall be the third class one (less than 100 Ω）.
※ Input is a single end type.
※ Comparative output for the CP1 and CP2 is a relay output.
※ COM pin and GND pin are not connected.

FF-S (R/I/V/W/N/T type)

黒 Black

羽根車式流量計

黄/白 Yellow / White

規格寸法 Specified dimensions
規格 Std.

W

C1

C2

L1

L2

L3

B1

B2

B3

H

T

流路径 Flow passage

Rc

80

80

74

85

55

51

15

64

16

42.5

24

26

5.5

3/8

85

80

74

85

55

51

15

64

16

42.5

24

26

9.5

3/8

90

90

74

85

55

51

15

69

20

47.5

30

31

13

1/2
3/4

95

95

85

96

66

62

17

71.5 24.5

47.5

34

31

13

100

100

89

97

70

66

21

71.5 21.5

47.5

42

31

18

1

120

120

95

106

76

72

25

84

60

50

33.5

26.4

1 1/4

25

構造図 Structural drawing
R type

I/V/W/N/T type
W
56

④⑤ ⑥⑦

46

46
54
W

48
58

⑭

2×M4×12.5

54

H

30

2×Rc

48
58

T
2×M5×10(2000)

⑫
⑬

⑧
⑨①
⑩②
＊1

2×M4×12.5

30

③

B2

80

H

L3
L2
19
L1
(C1)

2×Rc

(C2)
L1
L2
L3

B3

(106)

⑪

B1
B2 24

2×M5×10

＊2

①②
⑧ ⑨⑩
⑦
⑥
③

②

⑤
④
②＊1

＊2

材質 Materials
No.
1

名称 Names of parts
ケーシング Casing

材質 Material

No.

SCS14

8

シャフト Shaft

ジルコニア Zirconia

C type : ポリカーボネート Polycarbonate ＊1

9軸受け Bearing

ジルコニア Zirconia

10 穴石 Hole stone

アルミナ Alumina

2

キャップ Cap

3

ホールICセンサ Hall IC sensor

ー4

バックプレート Back plate

A5052（S95〜120のみ）(S95 - 120 only)5

フィン Fin6

マグネット Magnet

7

Oリング O-ringFKMーオリフィス(※）OrificePP

S type : SCS14 ＊2

GFPP（S80/85 : PP）
サマリウムコバルト Samarium cobalt

名称 Names of parts

11 アンプケース Amp. case
12 ケーブルクランプ Cable clamp

材質 Material

備考 RemarksABS
ナイロン/他 Nylon / etc.

13 ケーブル CableーAWG 25, 2m

14 アナログコンバータ Analog Converterー

EX30AR※S80（5L/min用）、IN側のみ ※ Press-fit at the inlet side of S80 (5 L/min) only

2023

131

W
For Water

羽根車式流量計（表示付）

FF-S (G type)

Fin flow

Turbine flow meter (With indicator)

様々な表示計を選択可能
4-20mA 出力を選択可能（9ET）■ 比較出力付■ 高圧タイプ選択可能■■

Various kinds of indicates selectable.
Also corresponding to the types of 4-20 mA output. (9 ET)■ Comparative output provided.
■ Also corresponding to the types of high pressure.
■■

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用し、（D：鋼管内径）
注 意 IN側には10D以上の直管部を設けてください。
CautionTo ensure flow accuracy, use the same (or larger) diameter of pipes and fittings as the connection size of the flow meter and install a minimum of 10
diameters(D) of straight pipe length for upstream of the flow meter.

型式 Model number selection
規格
Std.

表示
Display

材質
Material

流体名
Fluids

最大流量 オプション
OptionMax. flow

-

FF-S

-

-

5
10
30
50

規格 Std.
80
85
90
95
100
120

R
流れ方向 : 右→左 Flow direction: Right → Left ＊2
100
10〜100L/min
0.5〜5L/min
150
15〜150L/min
1〜10L/min200
20〜200L/min
3〜30L/min
5〜50L/min

水 Water1
9
特殊 For specialized fluid＊1
樹脂キャップ Resin cap
金属キャップ Metal cap

CS
表示 Display

特殊項目
For specialized item

搭載表示計
Display type

瞬時表示
Inst. display

積算表示
Int. display

警報出力
Alarm output

アナログ出力Analog output
−
−
−

電源
Power sourceG
トランジスタ transistor○−
EM30DT
DC24V
トランジスタ transistor○−
GDT
EM0100DT
DC24V
リレー Relay○−
EM0100DR
DC24V
GDR
トランジスタ transistor○○
EM0900ET
4-20mA
DC24V
G9ET
測定範囲(L/min) Measuring range 接続口径 Connection size ＊1：特殊項目については型式末尾へ順番に明記してください。
0.5〜5
Rc3/8
詳細は当社にお問い合わせください。
＊2：標準の流れ方向は向かって左→右です。
1〜10
Rc3/8
※測定範囲は水換算20℃（293K）条件の流量です。
3〜30
Rc1/2
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
5〜50
Rc3/4
＊2: Standard flow direction is from left to right viewing from front.
10〜100
Rc1※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
15〜150 or 20〜200
Rc1 1/4仕様 Specifications
Cタイプ（樹脂キャップ）C type (Resin cap)

項目 Item
出力精度 Output accuracy

Sタイプ（金属キャップ）S type (Metal cap)
±3% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.7MPa(G) at 40℃

1MPa(G)

使用最高温度 Max. temperature

50℃ at 0.6MPa(G)50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

比較出力
Comparative output

GDR

リレーC接点 Relay contact C Max. DC35V 0.1A

その他 etc.

NPNオープンコレクタ NPN open collector DC35V 100mA Max.

アナログ出力 Analog output ※G9ET

4-20mA 負荷抵抗 Load resistance：350Ω以下 ≦ 350 Ω

電源/消費電流Power source /Current consumption

G

DC24V 約90mA Approx. 90 mA

GDT,GDR

DC24V 約110mA Approx. 110 mA

G9ET

DC24V 約80mA Approx. 70 mA

ケーブル長 Cable length2m※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

132

2023

W
液体用

配線 Wiring diagram
G typeAWG 26

線色 Cable colors

GDT, GDR type

内容 Function

AWG 24

内容 Function

線色 Cable colors

黄 Yellow

CP1比較出力 Comparative output CP 1

緑 Green

CP2比較出力 Comparative output CP 2

橙 OrangeNC

CP1 B接点出力 Contact B output

白 White

比較出力コモン Common to comparative output

緑 GreenNC

CP2 B接点出力 Contact B output

黒 Black

電源DC0V Power source 0 V DC

赤 Red

電源DC24V +24 V DC power source

黄 Yellow

CP1比較出力
Comparative output of CP 1

CP1 A接点出力
Contact A output

桃 PinkCP2比較出力
Comparative output of CP 2

CP2 A接点出力
Contact A output

AWG 26, 24

線色 Cable colors

白 White

内容 Function

GDR

比較出力コモン Common to comparative output

黒 Black

電源DC0V Power source 0 V DC

黄 Yellow

積算リセット入力 Integrating reset input

赤 Red

電源DC24V +24 V DC power source

緑 Green

アナログ出力コモン Analog output common

灰 Gray

積算リセット入力コモン Integrating reset input common

桃 Pink

比較出力CP1 Comparative output CP 1

紫 Purple

比較出力CP2 Comparative output CP 2

白 White

CP1, CP2コモン Common to CP 1 and CP 2

規格寸法 Specified dimensions

黒(太) Black (thick) 電源DC0V Power source 0 V DC
赤(太) Red (thick)

電源DC24V +24 V DC power source

H

T

流路径
Flow passage

Rc

15 77.5

16 42.5 24

26

5.5

3/8

51

15 77.5

16 42.5 24

26

9.5

3/8

55

51

15 82.5

20 47.5 30

31

13

1/2

96

66

62

17

85

24.5 47.5 34

31

13

3/4

100 100 100.5 97

70

66

21

85

21.5 47.5 42

31

18

1

26.4

1 1/4

規格
Std.

W

C1

C2

L1

L2

L3

80

80

85.5

85

55

51

85

80

85.5

85

55

90

90

85.5

85

95

95

96.5

120 120 106.5 106

76

72

B1

25 97.5

B2

25

B3

60

50 33.5

構造図 Structural drawing
G typeG (DT/DR/9ET) type
2×M4×12.5

2×M5×10

2×Rc

30

2×Rc

③

H

④⑤ ⑥⑦

＊2

①②
⑧ ⑨⑩
⑦
⑥

⑧
⑨①
⑩②

＊1

46
54
W
58
48

2×M4×12.5

⑬
⑭

T

H

③

48
58

46
54
W

30

⑪

⑭

B1
B2 37.5

⑫ ⑪

T

91
(114)

B3
B2

L3
L2
30.5
L1
(C1)

(C2)
L1
L2
L3

⑤
④

2×M5×10

＊2

＊1

②

②
材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

No.

SCS14

8

シャフト Shaft

ジルコニア Zirconia

9

軸受け Bearing

ジルコニア Zirconia

10 穴石 Hole stone

アルミナ Alumina

ケーシング Casing

2

キャップ Cap

3

ホールICセンサ Hall IC sensor

ー4

バックプレート Back plate

A5052（S95〜120のみ）(S95 - 120 only)5

フィン Fin6

マグネット Magnet

7

Oリング O-ringFKM

14 ケーブル Cableーオリフィス（※）OrificePP※S80（5L/min用）、IN側のみ

C type : ポリカーボネート Polycarbonate ＊1
S type : SCS14 ＊2

GFPP（S80/85 : PP）
サマリウムコバルト Samarium cobalt

材質 Material

名称 Names of parts1

11 デジタルメータ Digital meterー

備考 Remarks

DT/DR : EM0100DT/DR
9ET: EM0900ET
G: EM30DT

PP

12 アンプケース Amp. case
13 ケーブルグランド Cable gland

PC/他 etc.
ー2m※Press-fit at the inlet side of S80 (5 L/min) only

2023

133

FF-S (G type)

アナログ出力 Analog output

橙 Orange

羽根車式流量計

G9ET type

GDT

W
For Water

羽根車式流量計（パルス出力）

RF-XP Revo flow

Turbine flow meter (Pulse output)

ホール素子パルスカウント型
連続信号発振型。
■ 直管部不要の大流量モデル■ PVC パイプ接続（ソケット形）■■

Hall element pulse counting type.
Continuously signal producing type.
■ No need to provide with a straight pipe connection and yet a typical model of larger amount of flow.
■ PVC pipe connecting (Socket type)■■

型式 Model number selection
材質
Material

規格
Std.

流体名
Fluids

-

RF-XP

特殊項目
For specialized item

流量単位 最大流量 接続タイプ オプション
Units
OptionMax. flow Connector type-

- UN -

PF
パーフロパッキン Perfluoro packing
表示計
表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Flow indicator Provide option code of display or converter in case that you want to use with this productUN
ユニオン継手 Union joint
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

1
9

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1

規格 Std.
16
25
32
40
50
A
AS

＊1

測定範囲 Measuring range
10〜50L/min
20〜100L/min
30〜150L/min
40〜200L/min
60〜300L/min

ユニオン継手 呼び径 Union joint Nominal diameter
16
25
30
40
50

PVC製ボディ Material of all PVC
PVC製ボディ, サファイアシャフト Material of all PVC, Sapphire shaft＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
出力精度 Output accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）
NPNオープンコレクタ Max. DC26.4V
15mA Max. 0〜約140Hz

出力 Output

NPN open collector , Max. DC 26.4 V ,15 mA at max and 0 - approx 140Hz.

電源 Power source

DC5〜24V 8mA Max.

ケーブル長 Cable length2m＊流れ方向は水平を標準とします。縦方向で使用する場合、計測値が精度範囲に収まらない場合があります。
＊Horizontal flow direction is standard. If used in a longitudinal direction of flow, the measured values may not go within the flow accuracy specified.

134

2023

W
圧力に対する流体温度 Fluid temperature on Operating pressure

L2

L3

H

D

210

ー

100

81

48

25

210

138

100

81

70

32

235

156

110

86

82

40

280

185

120

85

100

50

320

207

150

91

106

0.6
使用圧力 Operating Pressure MPa（G)L116

配線 Wiring diagram

羽根車式流量計

規格 Std.

液体用

規格寸法 Specified dimensions

0.4

0.2

20

40

60

流体温度 Fluid temperature ℃

AWG 24(0.2mm 2 )内容 Function

線色 Cable colors
白 White

パルス出力 Pulse output

灰 Gray0V

橙 Orange

DC

RF-XP

5〜24V ±10％ +5 - 24 V DC ±10%(20構造図 Structural drawing

③

④

⑤

⑥

②

⑨

⑩

⑦

⑧

φD

(H)

①

0)
0

L3
(L2)
(L1)

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

1

ユニオン継手 Union joint

PVC

2

整流板 Rectifier

PVC

3

パイプ Pipe

PVC

4

グランド Gland

5

ホールICセンサ Hall IC sensor

6

Oリング O-ringFKM

7

パドルリテーナ Paddle retainer

PFA

8

パドル Paddle

9

シャフト Shaft

ジルコニア Zirconia

サファイア Sapphire10

ベアリング Bearing

アルミナ Alumina

サファイア Sapphire

RF-XPA

RF-XPAS

備考 Remarks
ソケット形 Socket type（JIS K6743 TS継手 TS fitting）

ABS
POM/他 POM, etc.
PF（オプション）PF (Optional)

PFA

2023

135

W
For Water

羽根車式流量計（パルス出力）

RF-UP Revo flow

Turbine flow meter (Pulse output)

ホール素子パルスカウント型
連続信号発振型。

■■

Hall element pulse counting type.
Continuously signal producing type.

■■

注 意 計測精度を保つため、IN側には10D（口径の10倍）、OUT側に5D以上の直管部を設けてください。
CautionTo keep a measuring accuracy, provide with a straight pipe 10D and over (ten times the pipe size) to inlet side and to outlet side 5D and over.

型式 Model number selection
材質
Material

規格
Std.

流体名
Fluids

-

RF-UP

特殊項目
For specialized item

流量単位 最大流量 オプション
Units
OptionMax. flow

-

-

表示計
Flow indicator

1
9

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊3
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this productMax.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
B
L/min
C
m3/minZ
特殊 For specialized unit ＊2
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2
口径（JIS10Kフランジ）Connection size (JIS 10K Flange)
測定範囲 Measuring range
25A
20〜100L/min
32A
30〜150L/min
40A
40〜200L/min
50A
60〜300L/min
65A
100〜500L/min
80A
160〜800L/min
100A
0.2〜1m3/min
0.4〜2m3/min
125A

規格 Std.
25
32
40
50
65
80
100
125
PVC ＊1
SUS304/SUS316 ＊1
PVDF

A
B
C

＊1：JIS 5Kフランジでの制作可能です。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記して下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※標準の流れ方向は向かって左→右です。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: It can be made at JIS 5K flange. For details, contact us with your specifications.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊3: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
※Standard flow direction is left to right as seen head on.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
項目 Item

RF-UPA

RF-UPB

出力精度 Output accuracy

RF-UPC±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure＊

0.5MPa（G）at 30℃

0.75MPa（G）

0.5MPa（G）at 40℃

使用流体温度 Operating fluid temperature＊※

50℃ at 0.3MPa（G）

８0℃

８0℃ at 0.3MPa（G）

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）
NPNオープンコレクタ Max. DC26.4V NPN open collector Max. DC 26.4 V
15mA Max, 0〜約140Hz Max. 15 mA, 0 - Approx 140Hz

出力 Output
電源 Power source

DC5〜24V 8mA Max.

ケーブル長 Cable length2m＊ 詳細は、次ページの「圧力に対する流体温度」のグラフをご参照下さい。
＊ Refer to a table of fluid temperature on Operating pressure.
※使用温度70℃以上の場合につきましては、DC5〜12Vの範囲でご使用下さい。 ※If operating temperature is more than 70°C, it should be used within 5-12 V DC.

136

2023

W
液体用

圧力に対する流体温度 Fluid temperature on Operating pressure
AWG 24(0.2mm 2 )

パルス出力 Pulse output

灰 Gray0V

橙 Orange

DC5〜24V±10％

規格寸法 Specified dimensions
L

D

25

180

32

180

40

H

n×φA

125

90

86

4×19

135

100

86

4×19

180

140

105

91

4×19

50

250

155

120

94

4×19

65

250

175

140

101

4×19

80

250

185

150

108

8×19

100

300

210

175

114

8×19

125

300

250

210

126

8×23

RF-UPB

0.8

0.8

0.6
0.4
0.2
20

40

60

80

流体温度 Fluid temperature ℃

0.6
0.4
0.2
20

40

60

80

流体温度 Fluid temperature ℃

RF-UPC
0.8
0.6
0.4

RF-UP

C

使用圧力 Operating Pressure MPa（G)

規格 Std.

RF-UPA

羽根車式流量計

白 white

使用圧力 Operating Pressure MPa（G)

内容 Function

線色 Cable colors

使用圧力 Operating Pressure MPa（G)

配線 Wiring diagram

0.2
20

40

60

80

流体温度 Fluid temperature ℃

構造図 Structural drawing

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑩

⑪

⑫

⑧

φD

φC

(H)

①

⑨
n×φA
L

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

RF-UPA

RF-UPB

RF-UPC

備考 Remarks

1

INフランジ IN flange

PVC

SUS304

PVDF ＊＊ PPGルーズフランジ Loose flange

2

パイプ Pipe

PVC

SUS316PVDF

3

グランド GlandABS

SUS316ABS

4

ホールICセンサ Hall IC sensor

5

Oリング O-ring

6

パドルリテーナ Retainer for paddle

7

パドル Paddle

8

シャフト Shaft

9

ベアリング Bearing

10

OUTフランジ OUT flange

11

ケーブルクランプ Cable clamp

12

シリンジ Syringeー
標準 Std.：FKM
PFA
サマリウムコバルト封入 In to samarium-cobalt

PFA

PVC

ジルコニア Zirconia

サファイア Sapphire

アルミナ Alumina

サファイア Sapphire

SUS304

PVDF ＊＊ PPGルーズフランジ Loose flange

ポリアミド polyamide , NBR, CR
PVC

SUS316

PVDF

2023

137

W
For Water

羽根車式流量計（アナログ出力）

RF-UR Revo flow

Turbine flow meter (Analog output)

ホール素子パルスカウント型
LED レベルメータ表示■ コンパレータ出力付。
■ アナログ出力にて自動制御が可能です。
■■

Hall element pulse counting type
LED level meter indication■ With comparator output■ Automatic control can be made in terms of analog output.
■■

注 意 計測精度を保つため、IN側には10D（口径の10倍）、OUT側に5D以上の直管部を設けてください。
CautionTo keep a measuring accuracy, provide with a straight pipe 10D and over (ten times the pipe size) to inlet side and to outlet side 5D and over.

型式 Model number selection
材質
Material

規格
Std.

流体名
Fluids

-

RF-UR

-

-

1
9

A
B
C

特殊項目
For specialized item

流量単位 最大流量
Units
Max. flow

Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
B
L/min
C
m3/min
特殊 For specialized unit ＊2Z
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2
口径（JIS10Kフランジ）Connection size (JIS 10k frange)
測定範囲 Measuring range
25A
20〜100L/min
32A
30〜150L/min
40A
40〜200L/min
50A
60〜300L/min
65A
100〜500L/min
80A
160〜800L/min
100A
0.2〜1m3/min
0.4〜2m3/min
125A

規格 Std.
25
32
40
50
65
80
100
125
PVC ＊1
SUS304/SUS316 ＊1
PVDF＊1: It can be made at JIS 5K flange. For details, contact us with your specifications.
＊1：JIS 5Kフランジでの制作可能です。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記して下さい。詳細は 当社にお問合せ下さい。 ＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Standard flow direction is left to right as seen head on.
※標準の流れ方向は向かって左→右です。
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。

仕様 Specifications
項目 Item

RF-URA

RF-URB

RF-URC±3％ of F.S.

出力精度 Output accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure ＊1

0.5MPa（G）at 30℃

0.75MPa（G）

0.5MPa（G）at 40℃

使用流体温度 Operating fluid temperature ＊1

50℃ at 0.3MPa
（G）

50℃

50℃ at 0.45MPa（G）

使用環境温度 Ambient temperature
アナログ出力 Analog output＊2

出力Output 比較出力 Comparative output

0〜50℃（結露なきこと No dewing）
DC0-5V 負荷抵抗10kΩ以上 0-5 V DC, Load resistance: ≧ 10 kΩ
NPN オープンコレクタ DC35V 100mA max. NPN Open collector DC 35 V 100 mA max.
リレーc接点 Max. AC100V 0.1A, DC30V 1A Relay contact C

Max. AC 100 V 0.1 A, DC 30 V 1A

DC12〜24V 約60mA Approx. 60 mA

電源 Power source2m

ケーブル長 Cable length＊1: 詳細は、次ページの「圧力に対する流体温度」のグラフをご参照下さい。
＊2: アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 0V : 0L/min、5V : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: Refer to a table of fluid temperature on Operating pressure.
＊2: Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 0 V: 0 L/min, 5 V: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

138

2023

W
圧力に対する流体温度 Fluid temperature on Operating pressure

線色 Cable colors

トランジスタ出力（オープンコレクタ）
Transistor output (open collector)

黄 Yellow

アナログ出力 Analog output DC0-5V

緑 Green
接点出力 ＊
Contact output

緑/白 Green / WhiteB接点（下限 ON）
Contact B (ON at lower limits)
コモン Common
A接点（上限 ON）
Contact A (ON at upper limits)

黒 Black

0V

赤 Red

DC12〜24V±10%

RF-URB

0.8

0.8

0.6
0.4
0.2
20

40

60

流体温度 Fluid temperature ℃

羽根車式流量計

黄/白 Yellow / White

RF-URA

使用圧力 Operating Pressure MPa（G)

内容 Function

使用圧力 Operating Pressure MPa（G)AWG 25(0.2mm )2

黒/白 Black / White

液体用

配線 Wiring diagram

0.6
0.4
0.2
20

40

60

流体温度 Fluid temperature ℃

RF-URC＊ Max. AC100V/0.1A, DC30V/1A

規格寸法 Standard dimensions
L

D

C

H

n×φA

25

180

125

90

97

4×19

32

180

135

100

97

4×19

40

180

140

105

102

4×19

50

250

155

120

105

4×19

65

250

175

140

112

4×19

80

250

185

150

134

8×19

100

300

210

175

140

8×19

125

300

250

210

157

8×23

0.6
0.4

RF-UR

規格 Std.

使用圧力 Operating Pressure MPa（G)

0.8

0.2
20

40

60

流体温度 Fluid temperature ℃

構造図 Structural drawing
③

④

⑬

⑨

⑭

⑮

⑤

⑫

⑥

⑩
φC

⑪

(H)

②

⑦

φD

①

⑧
n×φA

L

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

RF-URA

RF-URB

RF-URC

備考 Remarks

1

INフランジ IN flange

PVC

SUS304

PVDF ＊＊ PPGルーズフランジ Loose flange

2

パイプ Pipe

PVC

SUS316PVDF

3ホールICセンサ Hall IC sensor

4

Oリング O-ring5

パドルリテーナ Retainer for paddle

6

パドル Paddle

7

シャフト Shaft

8

ベアリング Bearing

9

OUTフランジ OUT flangeー
標準 Std.：FKM
PFA
PFA
サファイア Sapphire

アルミナ Alumina

サファイア Sapphire

PVC

10 ケーブルクランプ Cable clamp
11 シリンジ Syringe

SUS304PVC

SUS316
SUS316

13 グランドB Gland B

PVC

15 10 LED bar レベル表示計 Level indicator

PVDF ＊＊ PPGルーズフランジ Loose flange

66 ナイロン Nylon , EPDM

12 グランドA Gland A
14 ボンネット Bonnet

サマリウムコバルト封入 In to samarium-cobalt

ジルコニア Zirconia

PVDF

PVC
ABS, 他 etc.

2023

139

W
For Water

差圧式流量計DPF

Differential pressure flow meter

ダイヤフラムを使用した差圧式流量計です。
表示部が大きい為、目盛が読みやすい。
■ 自由な流れ方向( タテ・ヨコ）に使用可能。
■ 15A〜100A までのラインナップ。
■■

A diaphragm is applied to this differential pressure type flowmeter.
As the display is made larger, it is easy to take a reading.
■ Freely available in the direction of flow, such as longitudinal and lateral.
■ 15A up to 100A lined up.
■■

計測精度を保つ為、DPFのIN側に10D、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。初期通水時に必ず

注 意 Air抜きバルブをご使用下さい。
CautionTo keep a measuring accuracy, provide with a straight pipe 10D and over (ten times the pipe size) to inlet side and to outlet side 5D and over.
Be sure to use an air-bleeding valve when initially running water.

型式 Model number selection
規格Std.

DPF - M

液体用
For liquid

接続
Connection

流れ方向
Flow direction

-

W

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

0

材質
Material- 304 Max.

無記入 BlankFm3/hG
特殊 For specialized unitZ1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊2
R
左→右 Left →RightL
右→左 Right→Left
U
下→上 Down→UpD
上→下 Up→Down ＊1
Rc接続 Rc connection
フランジ接続 Flange connection

＊2

測定範囲
Measuring range

接続口径
Connection size

15

0.24〜1.2（m3/h）

Rc1/2

25
32
40
50
65

80
100

3

0.24〜1.2（m /h）
0.6〜3（m3/h）
1.2〜6（m3/h）
1.2〜6（m3/h）
2.4〜12（m3/h）
1.2〜6（m3/h）
2.4〜12（m3/h）
2.4〜12（m3/h）
3.5〜18（m3/h）
3.5〜18（m3/h）
6〜30（m3/h）
8〜42（m3/h）
3.5〜18（m3/h）
6〜30（m3/h）
8〜42（m3/h）
12〜60（m3/h）
20〜100（m3/h）＊1: 流れ方向 上→下は条件付で製作可。
（配管上満水である事）＊2: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: In case of the flow direction, Up →Down, it can be conditionally made. (Pipe should be filled fully with water.)＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

2023

下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below

規格
Std.
20

140

特殊項目
For specialized item

Rc3/4
Rc1
32A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
40A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
50A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
65A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent

80A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent
100A（JIS10Kフランジ Flanged connection）相当 equivalent

W
液体用仕様 Specifications

規格寸法 Standard dimensions
接続口径 Connection size

φD

φE

φC

n×φh

w

（B）

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

15-25

Rc1/2〜Rc1

ー

ー

ー

ー

ー

175

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa（G）

32

32A ＊

135

76

100 4×φ19 16 178

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 100℃

40

40A ＊

140

81

105 4×φ19 16 181

50

50A ＊

155

96

120 4×φ19 16 187

使用周囲湿度 Ambient operating temperature

85％RH以下 ≦ 85%RH（結露なきこと No dewing）

65

65A ＊

175 116140 4×φ19 18 194

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（凍結なきこと No freezing）

80

80A ＊

185 126

150 8×φ19 18 200

100

100A ＊

210 151

175 8×φ19 18 213

差圧式流量計

規格 Std.

＊ JIS10Kフランジ相当 JIS 10K flange equivalent

構造図 Structural drawing
Rc接続
Rc threaded connection①② ③

オリフィス部 Orifice part

R25
φD
φE

OUT

④

⑧

2

⑥ ⑤
⑨

⑥ ⑤④

OUT

(B)

ＩＮ

W
150
(B)

70

⑧

②③

(φ112)⑦

Rc1/2〜Rc1(φ112)

①

H=46

h

φ
n×
C
φ

DPF

フランジ接続Flanged connectionＩＮ

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

PPS他 PPS, etc.

接液部 Wetted part : SUS304,SUS303,PPS,FKM,PSF,NBR,シリコンゴム Silicon rubber

表示器固定リング Indicator securing ring

ADC12

黒塗装 Painted black

バルブボディ Valve body

SCS13

4

ボディ Body

SCS13

5

ハンドル Handle

6

Air抜きバルブ Air bleeding valve

7

目盛板 Scale plateAl8

カバーリング Cover ringABS

グリーン Green9

指針 PointerAl

黒塗装 Painted black

1

表示器 Indicator2
3

オリフィス一体型 A type unified with orifice

PA6
SUS303

2023

141

W
For Water

分流式流量計BY-OM

Bypass type flow meter

中流量から大流量までシリーズ化。
ストップバルブ付は、本体を配管に付けたまま指示部の保守が可能。
■ 流れ方向を自由に選定できます。
■ 目盛範囲は、
1( 最小流量)：5( 最大流量) になります。
■■

Ranging from middle amount of flow up to a large one in series.
With stop-valve closed, flow meter can be removed for maintenance while plumbing.
■ Selection can be freely made on flow direction.
■ Scale ranges is five (maxflowrate) to one (Minimum flowrate).
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

接続
Connection

液体用
For liquid

BY - OM

W

形状
Shape

-

流れ方向
Flow direction

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

0

材質
Material

オプション
Option- 304 -

特殊項目
For specialized item

FKM
V

Max.

無記入 Blank
F
規格
Std.
15
20
25
32

40
50

2023

下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below

B
L/min
C
m3/min
特殊 For specialized unitZ
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9左→右 Left →Right
右→左 Right→Left
下→上 Down→Up
上→下 Up→Down

＊1

R
L
U
D
Rc接続 Rc connection
フランジ接続 Flange connection

測定範囲
Measuring range
2〜10 L/min
4〜20 L/min
4〜20 L/min
10〜50 L/min
10〜50 L/min
20〜100 L/min
10〜50 L/min
20〜100 L/min
40〜200 L/min
10〜50 L/min
20〜100 L/min
40〜200 L/min
40〜200 L/min
60〜300 L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

142

バイトンパッキン Viton packing
ストップバルブ付 With stop valve

Rc接続タイプ
Rc connection

フランジ接続タイプ
Flange connection

Rc1/2

15A

Rc3/4

20A

Rc1

25A

Rc1 1/4

32A

Rc1 1/2

40A

Rc2

50A

W
Rc接続 Rc connection
d

15

1/2

20

3/4

L

80

25

1

32

1 1/4

40

1 1/2

50

2

B

仕様 Specifications
フランジ接続 Flange connection

D

呼び径
φD
Nominal diameter

φC

15A

95

70

20A

100

75
90

n×φh
4×15

85

48

25A

125

89

60

32A

135 100

91

65

40A

140 105

100 988050A

155 12090B133

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 75℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃（結露なきこと No dewing）

分流式流量計

規格
Std.

液体用

規格寸法 Standard dimensions

138
4×19

136
142

配管取付時の注意事項 Precaution in making up pipe
1.計測精度を上げるため、配管は、IN側に10D（口径の10倍）、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。
2.機器を正常に作動させるため、IN側にストレーナを取り付けることをお勧めします。
3.必ず流体が管内を充満するようにして下さい。
4.ストップバルブつきの場合は、バルブを全開にして下さい。
1. Set up the part of straight pipe more than 5D at outlet and 10D (ten times the connection size) at inlet in order to
upgradeflow measuring accuracy.
2. In order to operate properly it is recommended to set up a strainer at inlet.
3. Always keep inside of tube filled fully with fluid.
4. Fully open valve, if it is furnished with stop valve.

BY-OM

BY-OM

上流側直管部

下流側直管部

Straight pipe located upstream

Straight pipe located downstream

10D or more

5D or more

10D以上

5D以上

直管部 Part of straight pipe

構造図 Structural drawing
Rc接続タイプ For Rc connection

フランジ接続タイプ For flange connection

36

50

50

163
(135.5)

36

①
②

φC

L

⑥⑦

B

163

⑤

φD

Rcd

OUT

(135.5)

③
④

27.5

φD

⑦⑥

27.5

①
②
③
④
⑤

n×φh

⑥⑦

140

IN

B

⑥
⑦
OUT

IN

ストップバルブ付タイプ With stop valve

材質 Materials
ストップバルブ

Stop valve

B＋45
B寸法は45mm長くなります。

Dimension B extends to 45mm long.

No.

名称 Names of parts

材質 Material1

カバー Cover2

フロート Float3

テーパー管 Tapered tube

4

パッキン Packing

5

フィッティング Fitting

6

フランジ Flange

SUS304/SCS13

7

オリフィス Orifice

SUS304

備考 Remarks

PMMA
SUS316/Ti
耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard glass
NBR
SUS304
JIS10K規格 Std: JIS10K

2023

143

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FM-PZ

Variable area flow meter

警報スイッチが取付可能です。
短納期。低価格。

■■

Alarm switch can be installed.
Quick delivery and offering at a low price.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM-PZ

液体用
For liquid

W

バルブ
Valve

-

警報
Alarm

流体名 流量単位 最大流量 接続口径 オプション
FluidsUnits
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item-

ショートタイプ For short type ＊3
バイトンパッキン Viton packing
25
Rc1/4
01
Rc3/8
02
50
Rc1/2
03
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
mL/minA＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明L/min
B記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
特殊 For specialized unit ＊1
Z＊2: A接点：設定値以上クローズ
水 Water
1
B接点：設定値以下クローズ
特殊 For specialized fluid ＊1
9＊3: 規格25のみ対応。
0 スイッチ無し With no switch＊ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
1 リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A ＊2
＊ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜
2 リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B ＊2
80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛A 磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊2や接点方式等により使用範囲は異なりまB 磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊2
す。
C 磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊2※ Max. 5L/minの場合、供給圧力がD 磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊2
0.08MPa（G）以上必要となります。
9 特殊 For specialized alarm ＊1※
は即納品です。ただし、スイッチ無しの0
ニードルバルブ無し With no needle valve
下記型式に限定。
1
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
FM-PZ25W-101-B□-01
2＊1: For specialized items specify them at end of Model number
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side
selection in order. For details, consult us with your specification.
9
特殊 For specialized shape ＊1＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
材質 Material
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
40〜500mL/min＊3: Responding only to Std. 25
0.1〜1L/min
SCS14
Rc1/4
＊ Measuring range shown above are ones equivalent to water
0.2〜2L/min
at 20°C.
1〜5L/min＊ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
0.3〜3L/min
However, it varies depending on a scale and contact method
0.4〜5L/minof flowmeter.
1〜10L/min※ For Max. 5 L/min it is required to supply pressure at
SCS14
Rc3/8, Rc1/2
0.08MPa(G) or more.
1〜15L/min※ Pictorial markshows a quick delivery product;
2〜20L/min
however availability is limited to below model number(s)3〜30L/min
T1
FKM

規格 Std.
25

50

with no switching capability.
FM-PZ25W-101-B□-01

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃(結露なきこと No dewing)

144

2023

※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

W
磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※NPN出力-A接点 NPN output contact A

B接点 Contact B

面積式流量計PNP出力-B接点 PNP output contact B

50cm (AWG 24)

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

規格寸法 Standard dimensions
25

PNP出力-A接点 PNP output contact A

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

出力 Output
L

L1

L2

標準 Standard type

154

130

100

ショートタイプ Short type

139

115

85

規格 Std.

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※DC 0〜24V

接点容量 Contact capacity

液体用

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

タイプ Type

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
B接点：設定値以下クローズ Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

FM-PZ25 (リードスイッチ付) (with reed switch)

FM-PZ50 (リードスイッチ付) (with reed switch)

2×Rc1/4

4×M4×4

②
③
④
⑥
⑤
⑦
⑨
⑧
⑩

32

with switch

（28）

32.5

Max. 52

50

10

パネルカット Panel cut-out
FM-PZ25 スイッチ付

茶 Brown(＋)
青 Blue(−)

φ36

⑪
IN

⑪
⑫
150

120

185

（26）

青 Blue(−)

L1

茶 Brown(＋)

L

Max. 39

2×Rc3/8 or Rc1/2

⑫

⑦
⑧
⑨
⑩

30

35

OUT

①
②
③
④
⑤
⑥

FM-PZ

構造図 Structural drawing

46

17

磁気スイッチ Magnetic switch
FM-PZ50 スイッチ付with switch

2×φ20

⑬

2×φ29

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

35

※1

3

※1

（28）

（2000）

150

112

100

35

※1: リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※2：取付の際には一時的にハンドルを外してください。
※3：パネル板厚：1.2mm以上

4×φ5
19

15

10

L1

L2

120

40
28

※2

※3

φ30

パネル埋込取付 Panel-embedded※1: Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel※2: Remove valve handle before installing flow meter on panel.
※3: Panel thickness: 1.2 mm or greater

パネル前面取付 Panel-mounted

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

キャップ Cap2

フィッティング Fitting3

パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

ガイドポール Guiding pole

SUS3166テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

PPS

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

SUS316/SUS304

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

7

フロート Float

NBR

8

フロントプレート Front plate

PA12

POM/PPS/SUS316

9

ケース Case

ADC12

SCS14

10 ニードルバルブ Needle valve
11 ロックナット Locknut

SUS316

オリフィス Orifice : PEEK

C3604/Ni-3

12 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 2413 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM etc.

AWG 24

2023

145

W
For Water

面積式流量計FM-PX20

Variable area flow meter■

コンパクトでシンプル構造。

■

Compactly and simply constructed.

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PX 20

バルブ
Valve

液体用
For liquid

W

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow

-

-

特殊項目
For specialized item

FKM
Max.

A

規格 Std.

バイトンパッキン Viton packing

下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

mL/min1

特殊 For specialized unitZ
水 Water9

特殊 For specialized fluid

＊1

＊1

0

ニードルバルブ無し With no needle valve

1

下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side2

上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side9

特殊 For specialized shape＊1

測定範囲 Measuring range

材質 Material

口径 Connection size

BSBM

Rc1/8

10〜100mL/min
20

20〜200mL/min
40〜500mL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

146

2023

W
液体用

仕様 Specifications※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

構造図 Structural drawing

15②

2×Rc1/8①

FM-PX20（19）

4×M3×6.5

ＯＵＴ

③
④

⑦

⑨

⑧

⑩

50

84

⑥

2×M4×2.4

10

19

27

ＩＮ

9

66

104

⑤

25

Max. 37

27

2

パネルカット Panel cut-out
パネル埋込取付 Panel-embedded
15

2×φ16

17

50

84

56

2×φ5

14

20

9

66

4×φ4

パネル前面取付 Panel-mounted

φ16

材質 Materials
名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

2

フィッティング Fittings

BSBM

メッキ Plating3

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper

5

フロート Float6テーパー管 Tapered tube

7

フロントプレート Front plate

PMMA

クリア Clear8

ニードルバルブ Needle valve

SUS316

オリフィス Orifice：PEEK

9

ケース Case

AI（6063）

ブラック Black10

サラビス Countersink screw

SUS304

M3

No.

PTFE
SUS316耐熱ガラス Heat-resistant glass

2023

147

W
For Water

面積式流量計FM-PX25

Variable area flow meter

パネル取り付け型のパージメータです。
微小流量に対応しています。
■ 警報スイッチが取付可能です。
■■

Panel-mounted type flow meter
Flow ranges for low flow rates available■ Alarm switch can be installed.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PX 25

液体用
For liquid

バルブ
Valve

警報
Alarm

流体名
FluidsW -流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow

-

-

-

Max.

T1

ショートタイプ For short type

B

スタンド付（自立型） With stand (Stand alone type)

SW

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type

FKM

バイトンパッキン Viton packing

下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

A

mL/min

B

L/min

Z

特殊 For specialized unit

1

水 Water9

特殊 For specialized fluid

＊2

＊2

0

スイッチ無し With no switch

1

リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A＊3

2

リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B＊3A

磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊3

B

磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊3C

磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊3

D

磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊33

近接センサ With proximity sensor

9

特殊 For specialized alarm＊20

ニードルバルブ無し With no needle valve

1

下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side2

上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side9
規格 Std.

特殊項目
For specialized item

特殊 For specialized shape＊2

測定範囲 Measuring range

接点方式 Contact forms

口径 Connection size

材質 Material

Rc1/4

SUS316

1〜10 mL/min
2〜20
4〜50
10〜10025

近接センサ
Proximity sensor

20〜20040〜5000.1〜1 L/min
0.2〜2
0.3〜3

リード/磁気スイッチ
Reed / Magnetic switch

1〜5 ＊1＊1: Max.5L/minの場合、供給圧力が0.08MPa（G）以上必要となります。
＊2: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の20〜80％が使用範囲です。
ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。

148

2023

＊1: For max 5 L/min it is required to supply pressure at 0.08MPa(G) or more.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However,it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

W
液体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

オープンドレイン Open drain

0〜50℃(結露なきこと No dewing)
出力 Output※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

近接センサ仕様 Specifications on proximity sensors

ケーブル長 Cable length

DC12〜24V

電源 Power source

13mA以下 ≦ 13 mA

動作モード Operation mode

フロート近接時：OFF OFF: When float comes close
NPN電圧電流出力 NPN voltage-current output
開閉容量 Switching capacity：200mA max.

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

消費電流 Current consumption

制御出力 Control output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

2m (0.14mm2 - 3芯 3 wires )接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

L

L1

L2

L3

L4

標準 Standard type

154

130

110

104

94

ショートタイプ Short type

139

115

95

89

79

FM-PX25※配線図は巻末の技術資料参照 For wiring see technical data at the end of this catalog.
※A接点：設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
B接点：設定値以下クローズ Contact B: Switch is closed as the float falls past

規格寸法 Standard dimensions

構造図 Structural drawing

（28）

④
②
①

Max. 37

3（2000）

⑭ ⑫
⑪
⑯

ＩＮ

32

（39）

⑦
⑥
⑤
③
④
②
①

⑭

Max. 37

近接センサ付
With proximity sensor.

2×φ20

25

ＯＵＴ

（26）

⑬

⑯ ⑫⑪

28

ＩＮ

32

2×φ20

L1
L4

L
L2

⑤

⑩
⑨
⑧

リード/磁気スイッチ付
With reed / magnetic switch

18

⑮

18

2×Rc1/4

L1

⑦
⑥

30

φ14

ＯＵＴ

4×M3×6LL2⑨⑧

オレンジ Orange:＋DC12〜24V
グレー Gray:GND
ホワイト White:OUTPUT

2×1/4″

⑩

L1

30
18

パネルカット Panel cut-out

リードスイッチ付 With reed switch

L1
L3

磁気スイッチ付スウェージロックタイプ継手付
With magnetic switch but with joints of Swagelok type.
4×M3×6

面積式流量計

消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA

FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient operating temperature

PNP出力-A接点/B接点 PNP output contact A / B

電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing

使用流体温度 Max. operating temperature

NPN出力-A接点/B接点 NPN output contact A / B

出力形態 Output form

22

※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

ニードルバルブ Needle valve

SUS316

オリフィス Orifice：PEEK

2

フロントプレート Front plate

PMMA

3

センサブラケット Sensor bracket

4テーパー管 Tapered tube

5

フロート Float

6

ストッパー Stopper

7

Oリング O-ring

NBR

8

リテーナ Retainer

SUS316PMMA

近接センサ仕様は無し No need to proximity sensor

耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard Glass
SUS316/Ti

マグネット密封(リード/磁気スイッチ付)
Magnet sealed for reed and magnetic switch

PTFE/SUS316/FKM

9キャップ Cap

SUS316

10

フィッティング Fitting

SUS31611

アダプタ Adapter

SUS316

メッキ Plating

12

ロックナット Locknut

BSBM

AWG 2413

リードスイッチ Reed switch

14

ガイドポール Guiding pole

SUS31615

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

16

ケース Case

SUS303 他 etc.
AWG 24

AI

2023

149

W
For Water

面積式流量計DUO-PX

Duo flow

Variable area flow meter

フロートの位置で流量を現場目視できます。
同時に連続信号を出力できます。

■■

Flowrates are visually confirmed by the position of float on site.
Also a continuous signal can be produced simultaneously.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

DUO - PX

液体用
For liquid

W

バルブ
Valve

-

出力
Output

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
Units
Max. flow
Option--

特殊項目
For specialized item

B
SW
FKM
表示計
Indicator

規格 Std.
20

25

スタンド付（自立型） With stand (Stand-alone type) ＊2
スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok type ＊2
バイトンパッキン Viton packing
表示計とセット（オプション記号を記入）＊3
Provide option code of display in case that you want to use with this productMax. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
mL/minA
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
91
4-20mA出力 Output at 4-20 mA ※2
1-5V出力 Output at 1-5 V ※3
1-10V出力 Output at 1-10 V ※9特殊 For specialized item ＊1
ニードルバルブ無し With no needle valve0
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side1
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side2
特殊 For specialized shape ＊1
9
口径 Connection size
材質 Material
測定範囲 Measuring range
10〜100mL/min
Rc1/8
BSBM
20〜200mL/min
40〜500mL/min
250〜750mL/min
0.5〜1.5L/min
Rc1/4
SUS316
0.5〜2.5L/min
1〜4.5L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 規格25のみ対応。
＊3: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。表示計のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は、水換算20℃｛293K｝
条件の流量です。
※アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Responding only to Std. 25.
＊3: Display is paired with this product at Factory. Refer to "Digital meter / Converter" page regarding option codes.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

150

2023

W
液体用

仕様 Specifications

計測概要 Measurement overview±5％ of F.S.

出力精度 Output accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

投光側と受光側に赤外IRとフォトトランジスタそれぞれ20個あります。
その間にあるフロートが光を遮り、影の濃さによってフォトトランジスタが反応してON/OFFします。フロートの影を高低として読み取り、アナログ信号に演算され出力信号となります。
There are 20 pcs of phototransistor and infrared IR respectively on both of the transmitting and receivingsides. When the float rises or falls, beams emitting from the transmitting side are blocked, making thephototransistor turn ON/OFF. The shadow of the float is used to read flow rate, generating an analog output
signal.

使用環境温度 Ambient operating temperature 0〜50℃（結露なきこと）(No dewing)
4-20mA 負荷抵抗：400Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 400 Ω
1-5V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-5 V Load resistance: ≧ 50 kΩ

出力信号 Output signals

1-10V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 50 kΩ
出力性能 Output performance

約152分解能 Approx resolution of 152

電源 Power source ※DC12〜24V ±10％、
Ｍａｘ．
９０ｍＡ

ケーブル長 Cable length2m

投光側センサTransmitting side

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

受光側センサReceiving side

※ アナログ信号1-10Ｖの電源は、
ＤＣ２４Ｖ ±10％、Ｍａｘ．
９０ｍＡです。
※ Power source for analog output signal of 1-10 V is 24 V DC ±10%, Max. 90 mA.

ケーブル内訳 Function

ケーブル色 Cable color

DC12〜24Ｖ +12-24 V DC power source

赤 Red

0V

白 White

アナログ出力 Analog Output

黄 Yellow

外皮シールド Wire shielding

緑 Green

DUO-PX

ケーブル仕様 Specifications on cable

液体の流れ
Flow direction

線種 Class of cable

AWG 24構造図 Structural drawing
DUO-PX25

15

12

⑫
①

⑨

⑩

⑬
130

154

110

66.5

56
15

⑭

③
④
⑤

4×φ4

⑥
⑦

2×Rc1/8⑧18

材質 Materials
No.

（25）

⑨ ⑩⑪

IN

名称 Names of parts

材質 Material

12

ニードルバルブ Needle valve

SUS316

フロントプレート Front plate

PMMA

フロート Float

SUS316

SUS3163
4
5

ストッパー Stopper

PTFE

6

Oリング O-ring

NBR

Oリング O-ring

NBR

リテーナ Retainer

SUS316

リテーナ Retainer

BSBM

メッキ Plating

キャップ Cap

SUS316

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

7
8
9

フィッティング Fitting

SUS316BSBM

メッキ Plating

10 ロックナット Locknut
11 アダプタ Adapter
12 ケース Case

SUS316

材質 Material
SUS3163
4
5

フロントプレート Front plate

6
7
8
9

フロート Float

10 フィッティング Fitting
11 電源LED Power LED
12 リニアセンサ Linear sensor

4×φ4

18

※ ニードルバルブなしの場合、φ16のパネルカットは必要ありません。
※ No need to make a hole of φ16 for no needle valve version.

No.

名称 Names of parts
ニードルバルブ Needle valve

テーパー管 Tapered tube

18

2×Rc1/4

材質 Materials

1
2

ケース Case

14

9

IN

φ16

OUT

12

⑧

パネルカットPanel cut-out

22

②

⑫

84

66

104

66.5

⑪

⑦

32

φ16

（25）

①
②
③
④
⑤
⑥

Max. 37

14

OUT

4×M3×636
30

102

パネルカットPanel cut-out

2

27

10

Max. 37

66

31
25

10

4×M3×6.5

110

DUO-PX20

備考 Remarks

Al

黒アルマイト Black alumite

PMMA

クリア Clear

耐熱ガラス Heat-resistant glassー
PBT他 PBT, etc.

テーパー管 Tapered tube
ストッパー Stopper

13 電源LED Power LED
14 リニアセンサ Linear sensor

備考 Remarks
クリア Clear

耐熱ガラス Heat-resistant glass
PTFE/SUS316

BSBM

メッキ Plating

AIーPBT他 PBT, etc.

2023

151

W
For Water

面積式流量計

FM-PG

Variable area flow meter

パージ用流量計としても最適です。
容易な保守。
■ 構造が簡単で、耐久性に優れています。
■■

Most widely used as a purging flowmeter.
For maintenance to easy.
■ Simply constructed and excellent in durability.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PG

液体用
For liquid

W

バルブ
Valve

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
Units
Max. flow
Option--

特殊項目
For specialized item

スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok typeSW
バイトンパッキン Viton packing
FKM
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
Max.
mL/minL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.

25

30

40

A
B
Z
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9
ニードルバルブ無し With no needle valve0
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side1
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side2
特殊 For specialized shape ＊1
9
口径 Connection size
材質 Material
測定範囲 Measuring range
10〜100 mL/min
20〜20040〜500Rc1/4
0.1〜1 L/min
0.1〜1.5 L/min
0.2〜2
BSBM
（メッキ Plating）
0.3〜3
Ni-1
Rc3/8
0.4〜5
1〜10
1〜15
2〜20
2〜25
3〜30

Rc1/2

＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

152

2023

W
液体用

仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃(結露なきこと No dewing)

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.

RcA

L1

L2

L3

B

C

H

φd

φD

M

G

25

1/4

160 130

25

15

30.5

40

33

6

20

5

2.5

30

3/8

167 135 27.5

16

37.5

40

51

6

22

5

5

40

1/2

185 145 32.5

20

45.5

53

59

7

27

6

6

L

FM-PG

構造図 Structural drawing
FM-PG30/40

⑤
2×M

(L2)

⑨
２×M

IN

L3

①

G

２×RcA

(B)

Max. C

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

H

パネルカット Panel cut-out
25

30

40

備考 Remarks

1

キャップ CapBSBM

メッキ Plating

2

フィッティング FittingBSBM

メッキ Plating3

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper5テーパー管 Tapered tube

6

フロート Float

7

カバー Cover8

ニードルバルブ Needle valve

9

バックプレート Back plate

PTFE/SUS316

2×φD

BSBM

耐熱ガラス Heat-resistant glass

2×φd

SUS31680

Ti/SUS316
PMMA
SUS316

SUS304

ハンドルPP Handle: PP
白塗装 Painted white

SS400

10 取付ボルト Mounting bolt

SUS30411 ゴムストッパー Rubber stopper-

FKM

12 ガイドポール Guiding pole-

SUS316

13 カバー止め Hexagon head screw for securing Cover

⑩

(L3)

⑬

⑦

(L2)

IN

⑪
⑫

⑧

③
②

⑥

80

⑨

(16.5)

⑤
L

⑥

④

L1

⑩
80

L

⑦

OUT

③

L2

(19)

⑧

④

②

(L3)

⑬ ①

L3

OUT

L1

H

L１

Max. C

G(B)

L2

FM-PG25

BSBM

メッキ Plating

2023

153

W
For Water

面積式流量計FM-PR

Variable area flow meter

中〜大流量対応のパネル取付型流量計
流量調整バルブと警報スイッチ取付可能■■

Panel-mounting type flowmeters for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one.
Flow control valve and alarm switch can be installed.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PR

液体用
For liquid

W

形状
Shape

警報
Alarm

流体名
Fluids--＊1：スイッチ付不可＊2：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3：スイッチ横は向かって右側が標準です。
＊4：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下
クローズ(磁気スイッチは後付のみとなります)＊5：スタンドはPR50のみ対応。
※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や長さや接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: No switch installation＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊3: Std. switch installation is on right as one faces.
＊4: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.Contact B:
Switch is closed as the float falls past the switch. (Magnet switch can beinstalled at the back side only)＊5: For stand mounting, it is mountable only to PR50 type.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S.
However, it varies depending on a scale, size and contact method of
Flowmeter

0
1
2
3
4
5
9
規格 Std.
40

50

60
80

154

2023

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

B
スタンド付（自立型）With stand (Stand-alone type) ＊5
スウェジロックタイプ継手付 With joint of Swagelok typeSW
バイトンパッキン Viton packing
FKM
02
Rc3/8
Rc1/2
03
Rc3/4
04
Rc1
05
Rc1 1/4
06
Rc1 1/2
07
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
BL/min
特殊 For specialized unit ＊2
Z1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2
9スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチ横A接点（PR40型は不可） With side reed switch of contact A (No PR40 type) ＊3 ＊4
1
リードスイッチ横B接点（PR40型は不可） With side reed switch of contact B (No PR40 type) ＊3 ＊4
2
リードスイッチ後A接点 With rear reed switch of contact A ＊4
3
リードスイッチ後B接点 With rear reed switch of contact B ＊4
4
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊4
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊4
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊4
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊4
D
特殊 For specialized alarm ＊2
9パネル前面取付型 ニードルバルブ無し Panel-mounted type with no needle valve
パネル前面取付型 下側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at lower side
パネル前面取付型 上側ニードルバルブ付 Panel-mounted type with needle valve at upper side
パネル埋込取付型 ニードルバルブ無し Panel-embedded type with no needle valve
パネル埋込取付型 下側ニードルバルブ付 Panel-embedded type with valve at lower side
パネル埋込取付型 上側ニードルバルブ付 Panel-embedded type with valve at upper side
特殊 For specialized shape ＊2

測定範囲 Measuring range (L/min)
0.3〜3
0.4〜4
0.4〜5
0.3〜3
0.4〜5
1〜10
1〜15
2〜20
3〜30 ＊1
2〜20
3〜30
4〜50 ＊1
4〜50
10〜100

口径 Connection size

材質 Material

Rc3/8

Rc3/8
Rc1/2

Rc1/2, Rc3/4
Rc1, Rc11/4, Rc11/2

SUS304

W
流量精度 Flow accuracy±5% of F.S.

接点方法 Contact forms ※A接点/B接点 Contact A / Contact B

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

0〜50℃ (結露なきこと No dewing)※磁気スイッチ仕様は巻末の技術資料をご参照下さい。
For specification about magnetic switch, see technical data at the end of this catalog.

※パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。 FKM packing is optional

面積式流量計

使用環境温度 Ambient operating temperature

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.
40
50
60
80

L

L1

157

130

185

150

210

160

307

235

L2

L3

102

90

L5

L4

B

120 100 15
140 105 10

H28
39 25 37
〔37〕

30

45

31

145 91 42 56 81

55

Mx
M4×7

20

44
36
112 53 35 40【46】
102 62 40 42 56

175 145 30

φR φD2 φd

38

94

14

b1 b2

Z
〔31〜39〕
40〜52

5
M4×9

44〜59

52

6

M5×10

T

口径 Connection size

24

17

Rc3/8

24

17【15】

Rc3/8

〔

29

19【17】

Rc1/2【 】寸法は、センサ後付タイプ

35

19

Rc1/2

Parenthetical dimensions are for panel embedded type

38

22

Rc3/4

Bracketed dimensions for sensor at rear type

56

25.5

Rc1, Rc11/4

61

27.5

Rc1 1/2

φD1

30〜38

60〜84

備考 Remarks〕寸法は、パネル埋込型FM-PR

構造図 Structural drawing
FM-PR
パネル埋込取付型 リードスイッチ横付
Panel-embedded type with side reed switch

OUT

T
B

L1

⑮

⑪
⑱
⑫

H

L1

8-2

IN

H

⑩
⑨
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

※1

4×φd
OUT

L4
L

b2

L2

⑱
⑬
⑫

(25)

L5

L1

L

B

⑭

L1

8-1

φD2

4×Mx

⑪
⑯
⑭

⑩
⑨

Z

b1

b1

L3

2×φD1

L4

Z

パネルカット ※Panel cut-out

φR

パネルカット ※Panel cut-out

青 Blue（−）L2（＋）
茶 Brown(25)

FM-PR40/50/60
パネル前面取付型 リードスイッチ後付
Panel-mounted type with rear reed switch

⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

b1

IN

T

※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。

Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel※1: 取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。

FM-PR80
パネル前面取付型 磁気スイッチ付 Panel-mounted type with magnetic switch

Remove valve handle before installing flow meter on panel.

材質 Materials

磁気スイッチ Magnetic switch

⑲

No.
1

60〜84
6

③
④
②
①

56

IN

81

T

⑫

42

145

4×M5×10

235
175

175
235

307

⑰ 8-1
⑦
⑥
⑤

2×φD1
4×φ6
30

30

⑱
⑪
⑯ ⑲

⑩
⑨

パネルカット ※Panel cut-out

備考 Remarks

材質 Material
SUS316
SUS3043

パッキン Packing

NBR

4ストッパー Stopper

SUS3165 ガイドポール Guiding pole

SUS316

6 フロート Float

SUS304/
SUS316/Ti
耐熱ガラス
Heat resistant glass
AI,PMMA

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

8-2 フロントプレート Front plate
9 サイドプレート Side plate

PMMA

クリア Clear

10 ニードルバルブ Needle valve
11 バックプレート Back plate

SUS316

オリフィス Orifice：PEEK

PMMA

イエロー Yellow

12 アダプタ Adapter
13 ロックナット Locknut

SUS316

7 テーパー管 Tapered tube
OUT

6

名称 Name of parts
キャップ Cap

2 フィッティング Fitting

オレンジ Orange:＋DC12〜24V
グレー Gray:GND
ホワイト White:OUTPUT

91

液体用

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

仕様 Specifications

8-1 フロントプレート Front plate

AI

C3604/Ni-3 ニッケルメッキ Nickel plating

14 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他
SUS303, etc.

AWG 2415 ポインター PointerPMMA

クリア Clear

16 スイッチプレート Switch plate

ベークライトBakeliteブラック Black (PR40:なし None)

17 ステイボルト Stay bolt

SUS30418 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

19 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

AWG 24

2023

155

W
For Water

面積式流量計FM-KF

Variable area flow meter

中〜大流量対応のフランジ接続型流量計。
お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応します。
■ 各種パッキンに対応可能です。
■■

Flange connecting type for corresponding to the medium amount of flow up to the larger one.
Customization available for order quantity of 1 (Connection size, fluid, and flow range).
■ Various O-ring (packing) materials available.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - KF

液体用
For liquid

W

形状
Shape

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接液部
UnitsMax. flow Wetted part

-

-

特殊項目
For specialized itemS
SUS304
P
PVC
下表参照 following tables

G
1
2
規格
Std.

形状
Shape

標準流量 Standard flowG

6〜60L/h130〜300L/h2

0.1〜1.0m3/h

G

6〜60L/h150〜500L/h2

0.2〜2.0m3/h

G

6〜60L/h

160〜600L/h

2

0.4〜4.0m3/h

322

0.6〜6.0m3/h

402

0.8〜8.0m3/h

502

1.5〜15m3/h

652

2.5〜25m3/h

80

2

4〜40m3/h

15

20

25

Max.
L/min
B
m3/min
C
L/h
G
m3/h
H
特殊 For specialized unit ＊1
Z
Water
1
特殊 For specialized fluid ＊1
9グランドタイプ Gland type
ガイドポールなし type with no Guiding pole
ガイドポール付き type with Guiding pole
SUS304
形状
規格
Shape
Std.
製作可能流量 Available flow range
0.6〜6L/h(最小 Min.)G
10〜100L/h(最大 Max.)
10〜100L/h(最小 Min.)1
15
50〜500L/h(最大 Max.)
0.03〜0.3m3/h(最小 Min.)2
0.12〜1.2m3/h(最大 Max.)
0.6〜6L/h(最小 Min.)G
10〜100L/h(最大 Max.)
10〜100L/h(最小 Min.)1
20
60〜600L/h(最大 Max.)
0.03〜0.3m3/h(最小 Min.)2
0.25〜2.5m3/h(最大 Max.)
0.6〜6L/h(最小 Min.)G
10〜100L/h(最大 Max.)
10〜100L/h(最小 Min.)1
25
80〜800L/h(最大 Max.)
0.1〜1.0m3/h(最小 Min.)2
0.6〜6.0m3/h(最大 Max.)
0.15〜1.5m3/h(最小 Min.)32
2
0.8〜8.0m3/h(最大 Max.)
0.3〜3.0m3/h(最小 Min.)40
2
1.2〜12m3/h(最大 Max.)3
0.6〜6.0m /h(最小 Min.)50
2
2〜20m3/h(最大 Max.)3
1.2〜12m /h(最小 Min.)65
2
3〜30m3/h(最大 Max.)
3
2〜20m /h
(最小 Min.)80
2
5〜50m3/h(最大 Max.)

標準流量 Standard flow
6〜60L/h30〜300L/h
0.1〜1.0m3/h
6〜60L/h50〜500L/h
0.12〜1.2m3/h
6〜60L/h80〜800L/h
0.25〜2.5m3/h
0.4〜4.0m3/h
0.6〜6.0m3/h
1.2〜12m3/h
2〜20m3/h
3〜30m3/h

PVC
製作可能流量 Available flow range
0.6〜6L/h(最小 Min.)
8〜80L/h(最大 Max.)
10〜100L/h(最小 Min.)60〜600L/h(最大 Max.)
0.1〜1.0m3/h(最小 Min.)0.12〜1.2m3/h(最大 Max.)
0.6〜6L/h(最小 Min.)
8〜80L/h(最大 Max.)
10〜100L/h(最小 Min.)100〜1000L/h(最大 Max.)
0.1〜1.0m3/h(最小 Min.)0.2〜2.0m3/h(最大 Max.)
0.6〜6L/h(最小 Min.)
8〜80L/h(最大 Max.)
10〜100L/h(最小 Min.)120〜1200L/h(最大 Max.)
0.1〜1.0m3/h(最小 Min.)0.6〜6.0m3/h(最大 Max.)
0.15〜1.5m3/h(最小 Min.)0.8〜8.0m3/h(最大 Max.)
0.2〜2.0m3/h(最小 Min.)1.0〜10m3/h(最大 Max.)
0.5〜5.0m3/h(最小 Min.)1.5〜15m3/h(最大 Max.)
1.2〜12m3/h(最小 Min.)2.5〜25m3/h(最大 Max.)
1.5〜15m3/h(最小 Min.)4〜40m3/h(最大 Max.)＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。 ＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。

156

2023

W
呼び径
Nominal diameter

15
20

仕様 Specifications
SUS304

φD

φC

n×φh

H

15A

95

70

4×15

310 ＊1

規格 Std.

20A

100

75

4×15

310 ＊1

15

25

25A

125

90

4×19

320 ＊1

20

32

32A

135

100

4×19

400 ＊1

40

40A

140

105

4×19

400 ＊1

50

50A

155

120

4×19

410 ＊1

65

65A

175

140

4×19

500 ＊1

50

80

80A

185

150

8×19

600 ＊165＊1: 標準流量の寸法になります。 The dimensions are valid with the standard flow ranges.

80

フランジ規格Flange rating

SUS304

JIS10K : RF

PVC

JIS10K : FF

流量精度 Flow accuracy

PVC±2％ of F.S.

0.7MPa(G)0.35MPa(G)0.5MPa(G)0.3MPa(G)

面積式流量計

規格
Std.

液体用

規格寸法 Standard dimensions

25

使用最高圧力Max. operating pressure

32
40

0.35MPa(G)
0.25MPa(G)0.3MPa(G)

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 80℃

Max. 50℃

使用環境温度
Ambient operating temperature

0〜60℃(結露なきこと)(No dewing)

0〜50℃(結露なきこと)(No dewing)

FM-KF

構造図 Structural drawing
形状G グランドタイプ
Shape.G Gland type
φD
φC

形状1 ガイドポールなし
Shape.1 Type with no Guiding pole
φD

n×φh

形状2 ガイドポール付き
Shape.2 Type with Guiding pole
φD

n×φh

φC

n×φh

φC

⑦

⑦

⑨

⑥

⑥

⑥

⑤

⑤

H

⑦

H

⑧

H

⑧
⑧

⑤

④

④

④

③

③

③

②

②

②

①

①

①

材質 Materials
No.

SUS304

名称 Names of parts

形状1 Shape.1

形状G Shape.G

PVC
形状2 Shape.2

形状G Shape.G

形状1 Shape.1

1

フランジ Flange

2

接液部 Wetted part3

パッキン Packing

4

ストッパー Stopper

5

フロート Float6テーパー管 Tapered tube

7

保護カバー Protect cover ＊2

PMMA

PMMA

8

サポート Support

SUS304

SUS304

9

ガイトポール Guiding pole

SUS304＊1

SUS304

PVC

EPDM

EPDM

PTFE

形状2 Shape.2

PVC

SUS304PTFE

PVC

SUS304

PVC(錘埋込み) PVC (Weighted)

耐熱ガラス Heat-resistant glass

耐熱ガラス Heat-resistant glass-

SUS304-PVC＊1: その他、NBR、
ネオプレン、
シリコン、FKMに対応可能。 ＊1: NBR, Neoprene, Silicon, FKM available.
＊2: ステンレス製ホースクランプにて固定＊2: Fixed with stainless steel hose clamp.
＊標準流量の構造・材質になります。
＊The materials and dimensions indicated above are good for the standard flow ranges.

2023

157

W
For Water

面積式流量計FC-CX18 Flow checker

Variable area flow meter■

アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。

■

Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

液体用
For liquid

FC-CX 18

W

バルブ
Valve

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
Units
Max. flow
Option--

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing
Max.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below.
mL/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
18

AZ
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊10
ニードルバルブ無し With no needle valve
1
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side2
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side9
特殊 For specialized shape ＊1
接続口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
10〜100mL/min
Rc1/8
20〜200mL/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring ranges shown above are ones equivalent to water at 20°C.

158

2023

材質 Material
SUS304

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

構造図 Structural drawing

12
8.5

12

⑭

25

⑬

12

⑭

OUT

①

OUT

2×M3×5

③

③

84

②
(103)

②
84

(103)

⑬

①

2×M3×5

④

④

⑪

⑤

⑤
⑯

IN

⑨ ⑩ ⑫ ⑮

2×Rc1/8

材質 Materials⑮

2×Rc1/8

備考 Remarks

PMMA

クリア Clear2

フロート Float

ガラス Glass3

テーパー管 Tapered tube

PMMA

クリア Clear

4

カバー Cover

PMMA

クリア Clear

5

ストッパー Stopper

POM

6

ハンドル Handle

PP

7

スプリングケース Spring casePOM

8

ニードルシリンダー Needle cylinder

SUS3049

ニードルバルブ Needle valve

SUS30410

キャップ Cap

SUS30411

ニードルオリフィス Needle orifice

PPS

12

Oリング O-ring

NBR

13

アダプタ Adapter

SUS31614

インサートナット Inserted nut

C3604

15

パッキン Packing

16

ニードルキャップ Needle valve

2×φ15
2×φ4

NBR
SUS3161484

材質 Material

ボディ Body

63

名称 Names of parts⑫

パネルカット Panel cut-out

1

No.

⑩

10.5

⑦ ⑧

9.5

9.5

IN

⑥

φ14

22

12
25

FC-CX18

Max. 34.5

φ14

バルブなし
With no needle valve

22

バルブ付
With needle valve

2023

159

W
For Water

面積式流量計FC-C21 Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ
短納期、低価格。
■ アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。
■■

Mass-produced type.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
形状
Shape

警報
Alarm

FC-C21W -流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow

-

-

特殊項目
For specialized item

バイトンパッキン Viton packing
FKM
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
0.1〜1L/min
Rc1/8
0.1〜2L/min

1
2
L/min
特殊 For specialized unit ＊１

BZ
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊１
9スイッチ無し With no reed switch
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B

0
9

0
A
B
C
D
特殊 For specialized alarm ＊１
9ニードルバルブ無し(下→上) With no needle valve (Bottom→Top)
特殊 For specialized shape ＊１

＊2
＊2
＊2
＊2

＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、 B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80%が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

160

2023

材質 Material
SUS304

W
液体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5% of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃(結露なきこと No dewing)

出力形態 Output form

NPN出力-B接点 NPN output contact B※

PNP出力-A接点 PNP output contact A

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

PNP出力-B接点 PNP output contact B
電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下≦ 10 mA

オープンドレイン
出力 Output

Open drain

耐電圧 Max. DC30V

Withstand voltage Max. DC 30 V

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA
ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

重量 Weight

約100g Approx. 100 g※ A接点：設定値以上クローズ B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

FC-C21

構造図 Structural drawing

22

磁気スイッチ付き With magnetic switch

25

(28)

3

OUT

(20)

⑦
①
2×M3×4.5

⑧

103

③

⑨

オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレー

Gray

: GND

63

②

ホワイト White : OUTPUT④

3(2000)

20

(28)

3

2×Rc1/8
IN

パネルカット Panel cut-out
2×φ4

15

63

5

.
R7

61

⑤

材質 Materials

2×

1

⑥

No.

名称 Names of parts

材質 Material１

ガイドポール Guiding pole

SUS316２

フロート Float

SUS304３

ボディ Body

PMMA

４

ストッパー Stopper

SUS304

５

Oリング O-ring

NBR

６

アダプタ Adapter

SUS316

7

インサート Inserted

BSBM

8

スイッチプレート Switch plate

フェノール樹脂 Phenol resin9

磁気スイッチ Magnetic switch

POM/他 etc.

14

2023

161

W
For Water

面積式流量計

FC-CH22

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ
短納期、低価格。
■ アクリルボディの採用。コンパクト、シンプルクリーン。
■■

Mass-produced type.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■■

注 意 樹脂(PMMA)製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
バルブ
Valve

警報
Alarm

FC-CH22W -流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow

-

-

特殊項目
For specialized item

SUS アダプタ Adapter made of SUS
S
FKM
バイトンパッキン Viton packing
500
40〜500mL/min ＊3
0.1〜1L/min
1
0.2〜2L/min
2
3
0.8〜3L/min
mL/minL/min
特殊項目 For specialized unit ＊１

0
1
9

A
B
Z
水 Water1
特殊項目 For specialized fluid＊１
9
スイッチ無し With no switch
0
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
D
特殊項目 For specialized alarm ＊１
9ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ With needle valve at lower side
特殊項目 For specialized shape ＊１＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社までお問い合わせ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3: スイッチ対応不可※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: No switch installation.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

162

2023

W
液体用

仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5% of F.S.
0.5MPa(G) ※使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃ (結露なきこと No dewing)

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form

接液部材質 Material for wetted part

PMMA/SUS 他 etc.

接続口径 Connection size

Rc1/8

重量 Weight

約125g Approx. 125 g

PNP出力-A接点 PNP output contact A

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure

PNP出力-B接点 PNP output contact B
電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V
10mA以下 ≦ 10 mA

消費電流 Current consumption

オープンドレイン Open drain※ 使用環境温度及び、使用流体温度の一方が45℃を超える場合、使用圧力は、
0 .3MPa(G)以下に抑えてご使用ください。
※ If the operating environment temperature and / or operating fluid temperature is used in excess of 45°C, it should be usedat the operating pressure less than 0.3MPa(G).

出力 Output

耐電圧 Max. 30V Withstand voltage Max. 30 V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

構造図 Structural drawing

φ14

φ15

バルブ有り（スイッチ無し）- SUSアダプタ
With needle valve (With no magnetic switch) in SS adaptor version

Gray

: GND

22

22

オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレーホワイト White : OUTPUT
12

FC-CH22

バルブ無し（スイッチ付き）
With no needle valve (With magnetic switch)

25

14

12

Max. 30

2×Rc1/825

122×Rc1/8

①

①
②
③
④

②
③
④

⑨
⑩

3

84

103

84
(26)

⑥

⑨

⑤

103

⑤

(2000)⑦

2×M3×6

2×M3×6

⑫

9.5

9.5

⑫

⑧

⑪

材質 Materials

パネルカット Panel cut-out

POM

２

Oリング O-ring

NBR

３

ガイドポール４

ボディ Body

PMMA

５

フロート Float

SUS316/Ti

６

ニードルキャップ

7

ニードルシリンダー Needle cylinder

SUS3048

ニードルバルブ

SUS304

2×φ16

2×φ16

2×φ4

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

R

2×φ4

10.5

SUS316109アダプタ Adapters

POM

オプション「S」Option ''S''：SUS304

10

磁気スイッチ Magnetic switch

POM他 POM, etc.

AWG 24

11

ケース Case

PBT/GF30

12

インサート Inserted

20

84

POM
63

Needle valve

スイッチ無しWith no magnetic switch

63

Needle Cap

スイッチ付きWith magnetic switch

84

Guiding pole

備考 Remarks

10.5

材質 Material

キャップ Cap

22.5

名称 Names of parts

１

39

No.

⑪

BSBM

14

14

※ スイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with switch is uninstallable to magnetic panel

2023

163

W
For Water

面積式流量計FC-CX24

Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
アクリルボディの採用。コンパクト、シンプル、クリーン。

■■

Mass-produced type.
Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.

■■

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格Std.

FC - CX 24

液体用
For liquid

W

バルブ
Valve

-

警報
Alarm

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
02
Rc3/8
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.
24

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊1
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点 With reed switch of Contact A ＊2
1
リードスイッチB接点 With reed switch of Contact B ＊2
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
A
B
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
C
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
D
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
9
特殊 For specialized alarm ＊10
ニードルバルブ無し With no needle valve
1
下側ニードルバルブ付き With needle valve at lower side2
上側ニードルバルブ付き With needle valve at upper side9
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
0.2〜3L/min
Rc1/4, Rc3/8
0.5〜5L/min＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

164

2023

材質 Material
SUS304

W
液体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain
耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA

B接点 Contact B

ケーブル長 Cable length

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

電源電圧 Power source voltage

出力 Output

A接点 Contact A

接点容量 Contact capacity

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch
接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

2m (AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

50cm (AWG 24)

構造図 Structural drawing
FC-CX24

リードスイッチ付 With reed switch

パネルカット Panel cut-out⑫①

スイッチ付 With switch

2×Rc1/4 or Rc3/8②

スイッチ無し With no switch
２×φ２４

２×φ２４

ＯＵＴ

③
⑮

④

24

⑧
⑨ ＩＮ

Max. 42

31

⑩

20

15

スイッチ無し With no switch※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

⑫①

2×Rc1/4 or Rc3/8②

ＯＵＴ

磁気スイッチ Magnetic switch

③
⑨
⑧
⑮
⑩

⑤
⑥
⑬

⑭

3

ＩＮ

7

31

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

70

97

④

24

70

青 Blue（−）

70

（28）

⑥

70

97

⑤
⑦

⑪
茶 Brown（＋）（28）（2000）

20

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

8

ロックナット Lock nut

BSBM

メッキ Plating9アダプタ Adapter

SUS3041

キャップ Cap

2

Oリング O-ring

3

ストッパー Stopper

SUS304

10 ボディ Body

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

11 リードスイッチ Reed switch

PPS
NBR

5

フロート Float

SUS3046

スケールプレート Scale plate

PMMA

7

ニードルバルブ Needle valve

SUS304

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch
オリフィス Orifice : PEEK

12 インサート Insert

PMMA
SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 24

SUS30313 ニードルキャップ Needle cap

POM

14 磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM, etc.

15 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

AWG 24

2023

165

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-CX26 Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
短納期。低価格。
■ アクリルボディの採用。
コンパクト、シンプル、クリーン。
■■

Mass-produced type
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■■

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-CX 26

バルブ
Valve

液体用
For liquid

W

警報
Alarm

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

材質
Material-

特殊項目
For specialized item

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

-

バイトンパッキン Viton packing
FKM
Rc1/4
01
Rc3/8
02
BSBM（メッキ）(Plating)BS
SUS304304
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

0129
規格 Std.
26

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊1
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊190
スイッチ無し With no switch
1
リードスイッチA接点 With reed switch of contact A ＊2
2
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B ＊2
A
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
B
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
C
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
D
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
9
特殊 For specialized alarm ＊1
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower part
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper part
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
0.4〜3L/min
0.5〜5L/min
1〜10L/min＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
※
は即納品です。対象の型式につきましては、
お問い合わせください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.

166

2023

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8

W
液体用仕様 Specifications

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch
NPN出力-A接点 NPN output contact A±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)※A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the "oat rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the "oat falls past the switch.

構造図 Structural drawing

30

パネルカット Panel cut-out

Max. 34

33

20

⑨ ⑩

5

スイッチ付 With switch

スイッチ無し With no switch
２×φ２４

２×φ２４
φ28

ＯＵＴ

⑤
⑥

15

76

青 Blue（−）

（28）

④

76

茶 Brown（＋）

③

76

⑪ ⑫
①
②

114

FC-CX26

リードスイッチ付 With reed switchＩＮ⑦⑧
スイッチ無し With no switch⑬⑧

２×Rc1/4 or Rc3/8⑨ ⑩⑦

２×Rc1/4 or Rc3/8

ＯＵＴ

⑥
⑤

磁気スイッチ Magnetic switch

③

⑬

②

⑯

⑮

76

114

④

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
3

⑭

30

※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

（28）

ＩＮ

5

33

（2000）

20

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 RemarksNo.

1

ニードルバルブ Needle valve

SUS304

オリフィス Orifice：PEEK

9

ロックナット Lock nut

2

スケールプレート Scale plate

PMMA

10

アダプタ Adapter

11

スイッチプレート Switch plate

PMMA

12

リードスイッチ Reed switch

SUS303他 SUS303, etc.

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

BSBM
BSBM/SUS304

3

フロート Float

SUS316

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

13

インサート Insert

5

ストッパー Stopper

SUS30414

ニードルキャップ Needle cap

POM

6

ボディ Body

PMMA

15

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 POM, etc.

7

Oリング O-ring

NBR

16

ゴムストッパー Rubber stopper

NBR

8キャップ CapPPS

SUS303

Oリング O-ring

2023

167

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-CX30 Flow checker

Variable area flow meter

量産タイプ。
短納期。低価格。
■ アクリルボディの採用。
コンパクト、シンプル、クリーン。
■ 耐圧に優れています。
■■

Mass-produced type
Quick delivery and offering at a low price.
■ Employing acrylic body enabled to design compact, simple and clean.
■ Excellent in pressure resistance.
■■

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-CX 30

バルブ
Valve

液体用
For liquid

流体名
FluidsW -流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

材質
Material-

特殊項目
For specialized item

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

01
02

FKM
バイトンパッキン Viton packing
Rc1/4
Rc3/8

BS
BSBM（メッキ）(Plating)
304
SUS304
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.
30

0
1
9

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊1
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
ニードルバルブ無し With no needle valve
下側ニードルバルブ付 With needle valve at lower side
特殊 For specialized shape ＊1
測定範囲 Measuring range
0.2〜2L/min
0.4〜3L/min
0.5〜5L/min
1〜10L/min＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※
マークは即納品です。対象の型式につきましては、
お問い合わせください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.

168

2023

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

2.0MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 55℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

構造図 Structural drawing
バルブ無し With no needle valve

バルブ付 With needle valve

①

⑨

②

2×Rc1/4②

or Rc3/8

or Ｒｃ3/8

FC-CX30

③
④

③
④

⑤
⑩
2×M4×5

⑦

125

⑦

⑩

⑥
76

⑥

2×M4×5

⑧

76

⑤
125

⑨

①

2×Rc1/4

24.5

24.5

⑪

36

5

36

パネルカット Panel cut-out

20

36

Max. 313620

材質 Materials
2×φ24

20

76

36

2×φ5

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

PPS

1

キャップ Cap

2

Oリング O-ring

NBR

3

ボディ Body

PMMA

4

ストッパー Stopper

SUS3045

スケールプレート Scale plate

PMMA

6

ガイドポール Guiding pole

SUS316

7

フロート Float

8

ニードルバルブ Needle valve

BSBM/SUS304

9

アダプタ Adapter

BSBM/SUS304

10

インサート Threaded insert

11

ニードルキャップ Needle cap

SUS316
オリフィス Orifice: PEEK

BSBM
BSBM/SUS304

2023

169

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-A (PMMA type) Flow checker

Variable area flow meter

アクリルテーパー管、塩ビ接続のストレート型流量計
軽量、低価格、短納期 ■ 目盛幅が広く、視認性良好■ Rc 接続タイプとパイプ差込接着タイプを選択可能■■

Straight-type flow checker using PMMA tapered tube and PVC fittings
Lightweight, low-cost, and quick delivery product ■ Excellent visibility due to wide scale width■ Rc thread connection type and socket connection type are available
■
■

Info.

塩ビテーパー管タイプは246ページを参照下さい。Refer to page 246 for PVC tapered tube.

注 意 樹脂（PMMA）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-A

材質
Material

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing
Rc1/2
03
Rc3/4
04
Rc1
05
16mm
11
20mm
12
25mm
13
30mm
14
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊1
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
1
アクリルテーパー管 Acrylic tapered tube
9
特殊 For specialized material ＊1
接続口径 Connection size
規格 測定範囲 Measuring range
パイプ差込接着タイプ 材質 Material
Rc接続タイプ
Std.
（L/min）
Rc thread connection
Socket connection
0.2〜2
0.3〜3
0.4〜5
Rc1/2
16mm
20
0.5〜7
1〜10
2〜20
PMMA/
1〜10
PVC
2〜20
40
16mm, 20mm
Rc1/2, Rc3/4
3〜30
4〜50
4〜50
Rc1
25mm, 30mm
60
5〜70
10〜100＊1：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※
は即納品です。対象の型式につきましては、
お問い合わせください。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.

170

2023

W
相関グラフ Correlation diagram
使用温度と圧力の相関データ
Correlation data between fluid temperature and supply pressure

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）at 30℃

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃ at 0.3MPa(G)

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing）

接液部材質 Material for wetted part

PVC/PMMA/SUS他 etc.

0.6
0.5
圧力 MPa(G) Pressure±5％ of F.S.

A20 : 約230g Approx. 230 g
重量 Weight

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

A40 : 約320g Approx. 320 g
A60 : 約570g Approx. 570 g

規格寸法

液体用

仕様 Specifications

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

A table of standard dimensions

Rc接続タイプ Rc thread connection

10

20

30

40

50

60

液 温(℃) Solution temperature

パイプ差込接着タイプ Socket connection type

d
（Rc）

φD

B

L

呼び径 Nominal diameter

φd

φD

φC

L

20

1/2

45

38

216

16mm

22.4

50

29

244

40

1/2
3/4

50

42

216

60

1

68

50

260

16mm

22.4

20mm

26.45

25mm

32.55

30mm

38.6

55
70

31
35

FC-A (PMMA type)

規格
Std.

244

45

291

51

301

構造図 Structural drawing
Rc接続タイプ

パイプ差込接着タイプ

Rc thread connection type

Socket connection type

φD

φD

φC
φd

①

テーパー1/34

Tapered 1/34

②

①

③

②

L

③
④
L

⑤

④
⑤
⑧
⑥

⑦
⑥

⑦

B

2×Rcd

材質 Materials

材質 Materials

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

No.

材質 Material

備考 Remarks

1

フィッティング Fitting

PVC

グレー Gray1

ソケット Socket

PVC

グレー Gray2

Oリング O-ring

NBR

2

グランド GlandPVC

グレー Gray3

テーパー管 Tapered tube

PMMA

3

テーパー管 Tapered tube

PMMA

クリア Clear

4

フロート Float

SUS304/SUS316

4

フロート Float

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

SUS316

6

ストッパー Stopper

SUS316FKM

7

Oリング O-ring

NBR

8

ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

6

ストッパー Stopper

7

ゴムストッパー Rubber stopper

クリア Clear

名称 Names of parts

SUS304/SUS316

2023

171

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-AQ

Flow checker

Variable area flow meter

取付姿勢の制約を受けません。
低価格、短納期。

■■

No restriction on installation attitude.
Quick delivery and offering at a low price.

■■

樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。また、金属配管シール剤がテーパー管に付着しないよう注意してください。シール剤の種類によっては雰囲気でも破損するため、エポキシ系を推奨します。

注 意 With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals. Care should be taken not to apply metal piping sealant to the
Cautiontapered tube. According to the kind of the sealant, as it may cause damage possibly even by the atmosphere, so that we recommend that epoxy typesealant be used.

型式 Model number selection
流体名
Fluids

規格
Std.

FC-AQ

-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

- B

-

-

特殊項目
For specialized item

高圧仕様：Max.1MPa（G）High pressure spec. ＊2
接続口径 Connection size
Rc1/4
01
Rc3/8
02
Rc1/2
03
Rc3/4
04
Rc1
05
Rc1 1/4
06
Rc1 1/2
07
UN02 ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type Rc3/8
UN03 ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type Rc1/2
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
VP

規格 Std.

30

50

70

Max.
L/min
B
水 Water1
特殊 For specialized fluid
9
測定範囲 Measuring range
0.4〜5L/min
1〜10L/min
1〜15L/min
2〜20L/min
2〜30L/min
5〜50L/min
4〜50L/min
5〜70L/min10〜100L/min
10〜100L/min
10〜150L/min
20〜200L/min

規格 Std.
30
30、50
50
70
30

＊1
接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4
Rc1/2, Rc3/4
Rc3/4
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4

ユニオンフィッティング Union fitting

Rc1 1/2

配管に繋いだまま取り外しが可能。メンテナンスが容易にできます。

Removal while connecting to piping. Easy maintenance.
＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊
マークは即納品です。対象の型式につきましては、
お問い合わせください。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: When selecting the high pressure spec. , specify the operating pressure after the symbol.
＊Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

172

2023

W
規格 Std.

L

Rcd

仕様 Specifications
φA

1/4
130

1/2

50

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

21

使用最高圧力Max. operating pressure

0.5MPa（G）

25

VP

1MPa（G）

3/4

30

3/4

34

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 100℃

40

使用環境温度

0〜50℃（結露なきこと）

49

Ambient temperature(No dewing)

170

1
1 1/4

70

35

標準 Std.

H
18

175

1 1/2

55
60

面積式流量計

3/8

30

液体用

規格寸法 Standard dimensions

55

構造図 Structural drawing
FC-AQ

標準フィッティングタイプ Std. fitting type

ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type
φ38

H

24

36

2×Rcd

2×Rcd
8

①

⑫

②
③

④
（130）

⑩ ⑤

（L）

⑬

②

③

⑥
⑦

⑩

④
⑤
⑥

⑧

⑦

⑨

⑧
⑨

⑪
φA

材質 Materials
名称 Names of parts

No.

材質 Material

備考 Remarks

SCS13

1

フィッティング Fitting

2

Oリング O-ringFKM

3スプリング Spring

SUS3164テーパー管 Tapered tube

PSU

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

6

フロート Float

PPS、フェライト Ferrite

7

スリーブ Sleeve

PPS

8

ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

9

ストッパー Stopper

PPS

10

指示板 Indicator

POM

11

ナット Nut

SUS30412

ユニオンアダプタ Union type adapter

SUS30413

ユニオンナット Union nut

SCS13

プラマグ Plastic mg.

※FC-AQ50/70

2023

173

FC-AQX

Flow checker

Variable area flow meter

取付姿勢の制約を受けません。
低価格、短納期。
■ 全機種スイッチ取付可能です。
■■

No restriction on installation attitude.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Alarm switch can be installed to all the types.
■■

樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。また、金属配管シール剤がテーパー管に付着しないよう注意してください。シール剤の種類によっては雰囲気でも破損するため、エポキシ系を推奨します。

注 意 With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals. Care should be taken not to apply metal piping sealant to the
Cautiontapered tube. According to the kind of the sealant, as it may cause damage possibly even by the atmosphere, so that we recommend that epoxy typesealant be used.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-AQX

警報
Alarm

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
OptionUnits
Max. flow
Pipe size

-

B

-

-

特殊項目
For specialized item

高圧仕様 High pressure spec.：Max.1MPa（G） ＊2
規格 Std.
接続口径 Pipe size
01
Rc1/4
30
02
Rc3/8
03
Rc1/2
30, 50
04
Rc3/4
50
05
Rc1
06
Rc1 1/4
70
07
Rc1 1/2
UN02 ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type Rc3/830
UN03 ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type Rc1/2
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
VP

Max.
L/min
B
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチ A接点 Reed switch of contact A
1
リードスイッチ B接点 Reed switch of contact B
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊1
9
規格 Std. 測定範囲 Measuring range
接続口径 Pipe size
0.4〜5L/min
Rc1/4, Rc3/8 , Rc1/2
1〜10L/min
1〜15L/min
Rc3/8, Rc1/2, Rc3/430
2〜20L/min
Rc1/2, Rc3/4
2〜30L/min
5〜50L/min
Rc3/4
4〜50L/min
Rc3/4
50
5〜70L/min
Rc1
10〜100L/min
10〜100L/min
Rc1 1/470
10〜150L/min
Rc1 1/2
20〜200L/min＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: When selecting the high pressure spec. , specify the operating pressure after the symbol.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown as above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depend on a scale and contact method of flowmeter.

174

2023

仕様 Specifications
規格 Std.
流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure
使用流体温度 Operating fluid temperature

標準 Std.

VP±5％ of F.S.
0.5MPa（G）

1MPa
（G）

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

リードスイッチ
Reed switch

For Water

面積式流量計接点方法 Contact forms ＊3
接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length

A接点 Contact A
B接点 Contact B
0〜24VDC
Max. 0.2A
50cm (AWG 24)
NPN出力-A接点 NPN output contact A

出力形態 Output form ＊3
磁気スイッチMagnetic switch

W

NPN出力-B接点 NPN output contact B
PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V
消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain
出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

W
規格 Std.

ユニオンフィッティング Union fitting

L

Rcd

φA

21

35

面積式流量計

130

1/2

25

3/4

30

3/4
1
1 1/4

70

Removal while connecting to piping. Easy maintenance.

18

3/8

50

配管に繋いだまま取り外しが可能。
メンテナンスが容易にできます。

H

1/4
30

液体用

規格寸法 Standard dimensions

1 1/2

170

55

175

60

34
40
49
55

構造図 Structural drawing(500)

茶 Brown（＋）

ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type

青 Blue（−）

磁気スイッチ Magnetic switch⑭

茶 Brown（＋）

青 Blue（−）

36

オレンジ Orange :＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

FC-AQX(500)

標準フィッティングタイプ Std. fitting type3
（28）（2000）

H

24
38

ΦA

2×Rcd

2×Rcd
8

①
②

②

③

⑫
⑬
（130）

（L）

④
⑩ ⑤

⑫

③

⑥
⑦

⑬

⑩ ④
⑤
⑥
⑦

⑧

⑧

⑨

⑮

⑨

⑪

⑯

材質 Materials
名称 Names of parts

No.

材質 Material

備考 Remarks

SCS13

1

フィッティング Fitting

2

Oリング O-ringFKM

3スプリング Spring

SUS3164テーパー管 Tapered tube

5

ガイドポール Guiding pole

6

フロート Float

PPS、フェライト Ferrite

7

スリーブ Sleeve

PPS

8

ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

9

ストッパー Stopper

PPS

10

指示板 Indicator

POM

11

ナット Nut

12

スイッチブラケット Switch bracket

13

リードスイッチ Reed switch

POM/他 POM, etc.

14

磁気スイッチ Magnetic switch

POM/他 POM, etc.

15

ユニオンナット Union nut

SCS13

16

ユニオンアダプタ Union type adapter

SUS304PSU
SUS316

SUS304

プラマグ Plastic mg.

※FC-AQX50/70

POM

2023

175

W
For Water

面積式流量計FC-AQS

Flow checker

Variable area flow meter■

取付姿勢の制約を受けません。

■

No restriction on installation attitude.

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-AQS

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

- B

-

-

特殊項目
For specialized item

高圧仕様：Max.1MPa（G） High pressure spec.
接続口径 Connection size

VP

＊2

Rc1/4
01
Rc3/8
02
Rc1/2
03
04
Rc3/4
05
Rc1
06
Rc1 1/4
07
Rc1 1/2
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

19
規格 Std.

30

50

70

Max.
B
L/min
水 Water
特殊 For specialized fluid
測定範囲 Measuring range
0.4〜5L/min
1〜10L/min
1〜15L/min
2〜20L/min
2〜30L/min
5〜50L/min
4〜50L/min
5〜70L/min10〜100L/min
10〜100L/min
10〜150L/min
20〜200L/min＊1
接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4
Rc1/2, Rc3/4＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: When selecting the high pressure spec. , specify the operating pressure after the symbol.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

176

2023

Rc3/4
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2

W
規格 Std.

Rcd仕様 Specifications

L

A

1/2
3/4

40

170

1
1 1/4
1 1/2

1MPa（G）

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

接液部材質 Material for wetted part

SCS13, PSU他 etc.

65

重量 Weight

55

175

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

32

3/4

70

使用最高圧力 Max. operating pressure

42

VP±5％ of F.S.

面積式流量計130

標準 Std.

流量精度 Flow accuracy

21

3/8

50

規格 Std.

H

1/4
30

液体用

規格寸法 Standard dimensions

規格 Std.

FC-AQS30

FC-AQS70

重量 Weight

Rc1/4

約 Approx. 335g

Rc3/8

約 Approx. 315g

Rc1/2

約 Approx. 390g

Rc3/4

約 Approx. 345g

Rc3/4

約 Approx. 1030g

Rc１

約 Approx. 940g

Rc1 1/4

約 Approx. 1185g

Rc1 1/2

約 Approx. 1060g

FC-AQSFC-AQS50

接続口径 Connection size

構造図 Structural drawing

H

FC-AQS50/70

A

FC-AQS30

A
H

2×Rcd

41

①

(20.5)

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

パネルカット Panel cut-out

4×M6×8

材質 Materials

FC-AQS50/70
41

80

60

⑤
(L)

⑦
⑥
⑧
⑨
⑩
⑫

2×φ4.5

④

60

(L)

③
④
⑤

FC-AQS30③

4×M4×10

80

①
②

28

(23.5)②
2×Rcd

28
4×φ6.5

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fitting

2

Oリング O-ringFKM

3スプリング Spring

SUS3164テーパー管 Tapered tube

5

ガイドポール Guiding pole

6

フロート Float

PPS、フェライト Ferrite

7

スリーブ Sleeve

PPS

8

ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

9

ストッパー Stopper

PPS

備考 Remarks

SCS13

PSU
SUS316

10 ケース CaseAL

11 ナット Nut

SUS30412 六角穴付きボルト Hexagon socket head cap screw

SUS304

プラマグ Plastic mg.

アルマイト処理 Alumite treatment

2023

177

FC-AQSX

Variable area flow meter■

取付姿勢の制約を受けません。

■

No restriction on installation attitude.

Flow checker

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-AQSX

警報
Alarm

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
OptionUnits
Max. flow Connection size

- B

-

-

特殊項目
For specialized item

VP

高圧仕様：Max.1MPa（G） High pressure spec.
接続口径 Connection size

＊2

Rc1/4
01
Rc3/8
02
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
06
Rc1 1/4
07
Rc1 1/2
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.

30

50

70

Max.
B
L/min
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチ A接点 Reed switch of contact A
1
リードスイッチ B接点 Reed switch of contact B
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊19測定範囲 Measuring range
接続口径 Connection size
0.4〜5L/min
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
1〜10L/min
Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4
1〜15L/min
2〜20L/min
Rc1/2, Rc3/4
2〜30L/min
5〜50L/min
Rc3/4
4〜50L/min
Rc3/4
5〜70L/min
Rc1
10〜100L/min
10〜100L/min
Rc1 1/4
10〜150L/min
Rc1 1/2
20〜200L/min＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※ スイッチ設定範囲は、F.S.流量の20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: When selecting the high pressure spec. , specify the operating pressure after the symbol.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※ Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depend on a scale and contact method of flowmeter.

178

2023

仕様 Specifications
規格 Std.
流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure

標準 Std.

VP±5％ of F.S.
0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

1MPa
（G）

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

リードスイッチ
Reed switch

For Water

面積式流量計接点方法 Contact forms ＊3
接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length

A接点 Contact A
B接点 Contact B
0〜24VDC
Max. 0.2A
50cm (AWG 24)
NPN出力-A接点 NPN output contact A

出力形態 Output form ＊3
磁気スイッチMagnetic switch

W

NPN出力-B接点 NPN output contact B
PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦ 100 mA

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 24)

W
規格 Std.

Rcd

重量 Weight

L

A

重量 Weight

Rc1/4

約 Approx. 340g

42

Rc3/8

約 Approx. 320g

Rc1/2

約 Approx. 395g

Rc3/4

約 Approx. 350g

Rc3/4

約 Approx. 1035g

Rc１

約 Approx. 945g

Rc1 1/4

約 Approx. 1190g

Rc1 1/2

約 Approx. 1065g

FC-AQSX30
32

3/4
3/4

40

170

1

FC-AQSX50

65

1 1/4

55

175

1 1/2

FC-AQSX70

面積式流量計

130

1/2

70

接続口径 Connection size

21

3/8

50

規格 Std.

H

1/4
30

液体用

規格寸法 Standard dimensions

構造図 Structural drawing
FC-AQSX50/70

FC-AQSXFC-AQSX30
磁気スイッチ Magnetic switch⑭

オレンジ Orange :＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUT PUT
3（2000）
H

茶 Brown（＋）A（28）

青 Blue（−）②
28③(20.5)

(L)
60

⑫

⑬

⑩

2×M6×8⑪

材質 Materials
FC-AQSX50/70

×
(R

)

41

17

28

80

17

(97)

2
60

(77)

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑬

FC-AQSX30

2×φ4.5④

2×M4×10

パネルカット Panel cut-out

41(23.5)

青 Blue（−）
2×Rcd

①
②
③
④
⑤
⑦
⑥
⑧
⑨
⑫⑩

(L)

①

80

A
H

2×Rcd
茶 Brown
（＋）

)

(R

2×

4×φ6.5

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fittings

SCS13

2

Oリング O-ringFKM

3スプリング Spring

SUS3164テーパー管 Tapered tube

PSU

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

6

フロート Float

7

スリーブ Sleeve

PPS

8

ゴムストッパー Rubber stoppers

FKM

9

ストッパー Stoppers

PPS

PPS、フェライト Ferrite

10 ケース CaseAL

11 ナット Nut

SUS30412 六角穴付きボルト Hexagon socket head cap screw

備考 Remarks

プラマグ Plastic mg.
着磁有りMagnetized

アルマイト処理
Alumite treatment

SUS304

13 リードスイッチ Reed switch

POM/他 POM,etc

14 磁気スイッチ Magnetic switch

POM/他 POM,etc

2023

179

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-SM

Flow checker

Variable area flow meter■

全機種スイッチ取付可能です。

■

The switch can be installed to all the types.

注 意 樹脂（PMMA, PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PMMA, PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SM

警報
Alarm

流体名
Fluids-1

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size

-

B

-

特殊項目
For specialized item

Rc3/8
02
Rc1/2
03
04
Rc3/4
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

規格 Std.

40

40P

Max.
B
L/min
1
水 Water ＊30
スイッチ無し With no switch
1
スイッチA接点 With switch of contact A ＊2
2
スイッチB接点 With switch of contact B ＊2
9
特殊 For specialized alarm ＊1
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
0.2〜2.4L/min
Rc3/8
0.5〜6L/min
Rc3/8
1〜12L/min
Rc1/2
2〜22L/min
Rc1/2
2〜34L/min
1〜12L/min
Rc3/8
2〜22L/min
Rc1/2, Rc3/4
2〜34L/min
Rc1/2, Rc3/4
4〜50L/min
Rc3/4

流れ方向 Flow direction
流れ方向：下→上
Flow direction: Bottom to top.

PC + SCS14
流れ方向：下→上, 水平
Flow direction: Bottom to top,
Horizontal.

＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3：液体は水限定品とします。
＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊
マークは即納品です。スイッチ付(A接点)タイプ限定です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at the end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3: The liquid to be measured is restricted only to water.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Pictorial marking forshows a quick delivery, but restricted to types with switch of contact A.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depend on a scale and contact method of flowmeter.

180

2023

材質 Material

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

A接点 Contact A

接点方法 Contact systems ※B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable lengths

2m (AWG 19)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing
FC-SM40P
Ｒｃ３/８：２２
Ｒｃ１/２, Ｒｃ３/４：３３

Ｒｃ３/８：２２
Ｒｃ１/２ : 33⑤⑥

青 Blue :（−）

⑩

4-2

（40）

茶 Brown :（＋）
青 Blue :（−）⑨⑧
29

2×M4×7ＩＮ

パネルカット Panel cut-out※30

ＩＮ

材質 Materials

2×φ5

※5

92

注）※印のカット寸法は、スイッチ付仕様のみご使用くださいNote) Cut-out dimension marked with＊is used forswitch installation only.

※82(2000)⑤⑥⑨⑧
2×M4×7（29）②③(2000)
茶 Brown :（＋）

⑦
⑪

①

92

（40）

4-1

150

２×Ｒｃｄ

（29）

②
③

29

ＯＵＴ

⑦
⑪

①

21

２×Ｒｃｄ

29

ＯＵＴ

42

29

150

21

92

42

FC-SM

FC-SM40

リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

備考 Remarks

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fitting

SCS14

2

Oリング O-ring

FKM

3

ケース CasePC

クリア Clear

4-1

フロート Float

PMMA/SUS316

4-2

フロート Float

PA12

マグネット密封
Magnet sealed5テーパー管 Tapered tubePC

6

ガイドポール Guiding pole

SUS316

7

ストッパー Stopper

8スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

9

リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc

10スプリング Spring

SUS316

11

インサートナット Inserted nut

C3604

クリア Clear

PC/SUS316

AWG 19

2023

181

W
For Water

面積式流量計FC-SP Flow checker

Variable area flow meter

高温タイプの流量チェッカーです。
成型機、工作機械の冷却水、オイル等に最適です。
■ 小型形状でMax.3L/min からMax.100L/min と幅広いレンジに対応。
■ 金属テーパー管(S)、樹脂テーパー管(P)、
ガラス管(G) とラインナップ化され、スイッチの種類も豊富。
■ ニードル付きや、
流れ方向等、
ご希望の仕様に合わせた選定が可能です。
■■

Flow Checker designed for use in high temperature.
Most suitable for cooling water or oil flow control of molding machine tools.
■ Widely ranging from max 3 L/min to max 100 L/min, even though it is a reduced size.
■ Metal(S) / plastic(P) / glass(G) tapered tubes are available with switching capability■ Selectable needle valve, flow directions, etc.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SP

材質
Material

バルブ
Valve

-

警報
Alarm

形状
Shape

流れ方向 ＊2 流体名
Flow direction
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size
Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

FKM バイトンパッキン Viton packing ＊3
VP 高圧仕様 High-pressure spec. :Max.1.0MPa(G)＊4
OS 耐油仕様スイッチ Oil-resisting spec. switch
VT 高温仕様 High-temperature spec. ＊4
02
03
04
05

Max.
1

B

L/min

水 Water

9

Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1

次ページ、測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range next pageZ

特殊 For specialized unit

特殊 For specialized fluid

＊1

＊1

R
L
U
D

左→右 Left→Right
右→左 Right→Left
下→上 Down→Up
上→下 Up→Down
ストレート（バルブ対応不可）Straight (No valve installation)0
下→上後（OUT側バルブのみ対応可） Bottom to top behind (Available for the valve at outlet only.)1
下後→上（IN側バルブのみ対応可） Bottom behind to top (Available for the valve at inlet only.)2
下後→上後 Behind bottom→Behind top
3
特殊 For specialized shape ＊1
9スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点 With reed switch of contact A
1
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊1
90
ニードルバルブなし With no needle valve
1
IN側 ニードルバルブ付 With needle valve at inlet
OUT側 ニードルバルブ付 With needle valve at outlet
2
特殊 For specialized shape ＊1
9
材質 Material
Oリング O-ring
フィッティング Fittings
テーパー管 Tapered tube
FKM
樹脂 plastic（SP40：PC, SP60：PSU）
P
BSBM（C3771）
金属 Metal（SP40：BSBM, SP60：SUS304 ）S
NBR
耐熱ガラス Heat-resistant glass
G
規格 Std. 規格最大流量 Max. flowrate specified〜30L/min
40〜100L/min60＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。 ＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：次ページ、「規格流量及び接続口径」を参照してください。
＊2: Refer to "Standard flowrate and connection sizes" on the next page.
＊3：材質Pタイプや高温仕様は、
バイトンパッキンが標準です。オプションで選択不要です。＊3: FKM O-rings are used on FC-SP40/60P Series and “VT” (Option) type. No need to select FKM O-rings as the optional item.
＊4：Sタイプのみ＊4: S type only

182

2023

W
液体用

規格流量および接続口径 Standard flowrate and connection sizes
材質 Material

測定範囲 Measuring range

規格 Std.

流れ方向 Flow direction

接続口径 Connection size

0.4〜5L/min

Uのみ For U only

Rc3/8, Rc1/2

面積式流量計

1〜10L/min
1〜15L/min

40

2〜20L/min

P

Rc1/2, Rc3/4
全て対応可 Available for all

2〜30L/min
4〜50L/min

Rc3/4, Rc1

5〜70L/min60

10〜100L/min

Rc1

1〜10L/min

Rc3/8, Rc1/2

1〜15L/min
2〜20L/min

40

Rc1/2, Rc3/4

2〜30L/minS

4〜50L/min

FC-SP

4〜50L/min

Rc3/4, Rc1

5〜70L/min60

全て対応可 Available for all

Rc3/4

10〜100L/min

Rc1

0.3〜3L/min
0.4〜5L/min

Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4

Uのみ For U only

Rc1/2, Rc3/4

全て対応可 Available for all

1〜10L/min

40

1〜15L/minG

2〜20L/min
2〜30L/min
4〜50L/min
60

Rc3/4, Rc1

5〜70L/min10〜100L/min

Uのみ For U only

Rc1

＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
スイッチ設定範囲は、F.S.（Max.）流量の約30〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や長さや接点方式等により使用範囲は異なります。
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
Set point for contact range shall be within 30% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

仕様 Specifications-VP : 高圧仕様 High pressure spec. , -VT : 高温仕様 High-temperature spec.
SP□□P

SP□□G

SP□□S

Kind of switch

スイッチ取付け︵種類︶

流量精度 Flow accuracy

SP□□S-VP/VT

●

●

●

●

-

-

磁気スイッチ Magnetic switch

●

●

●

●

-

-

耐油仕様リードスイッチ(OS) Oil-resisting spec. reed switch

●

●

●

●

-

-

高温リードスイッチ High-temperature spec. reed switch

-

-

-

-

●

●

高温耐油リードスイッチ(OS) High-temperature oil-resisting spec. reed switch

-

-

-

-

●

●

スケールの約30%〜80% Approximately 30% - 80% of the scale
0.5MPa(G)使用最高圧力 Max. operating pressure
使用最高温度 Operating fluid temperature

50℃

リードスイッチ接点方式 Contact forms

0.5MPa(G)1.0MPa(G)

80℃

140℃

140℃

80℃

リードスイッチ Reed switch Ａ接点, B接点 Contact A, Contact B

接点容量 Contact capacity
ケーブル長/サイズ
Cable length / size

60℃

1.0MPa(G)0〜50℃（結露なきこと No dewing）

使用環境温度（スイッチ環境）Ambient operating temperature
Reed switch

SP□□S-VT

標準リードスイッチ Std. reed switch

スイッチ設定範囲 Set point for contact range

DC0〜24V

Max. 0.2A, Max. 4.8W ※50cm、AWG 24（ 導体 Conductor φ0.62, 被覆 Shielded φ1.5）

標準 Std.

2m、AWG 19（ 導体 Conductor φ1.1, 被覆 Shielded φ2.3）※

耐油用(OS) Oil-resisting spec.

NPN出力 A/B接点、PNP出力 A/B接点 NPN output contact A / B, PNP output contact A / B-

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V-

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA-

出力形態 Output form
磁気スイッチMagnetic switch

SP□□S-VP

Ｆ.Ｓ. ± 5%

出力 Output
ケーブル長/サイズ Cable length / size

パッキン Packing

オープンドレイン Open drain, 耐電圧 Withstand voltage : Max. DC30V,
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA
2m、AWG 24（導体 Conductor φ0.5, 被覆 Shielded φ1.15）
FKM

NBR

FKM

※ リードスイッチ（耐油仕様OSも含めて）AC100V、AC200Vの対応も可能ですので、お近くの営業所へお問い合わせください。
※ Consult with us on any reed switch matter. Oil-proof type and contact capacity AC100V or AC200V available.

2023

183

W
For Water

規格寸法 Standard dimensions
規格 Std.

接続口径
Connection size

SP40

Rc1/2
Rc3/4

M

A

N

B

P

20

135 22.5

13

150

30

17.5

185

35

22

20

H

E

30
40

40

24

T

φR

φd→w

24

Max. 42 φ28 φ5 M4

33

Max. 46 φ36

42Max. 76 φ55

深さ4

C

Q

V

S

F

φI

U

29
20

90

32

115

deep4

φD

φ20 φ27

36.5

77

31

81

99

44

103 φ42 φ51

φ27 φ36

φ6 M5

Rc3/4

SP60

Rc1

58

30

60

深さ4

43

deep4

Z寸法 Z dimensions
規格 Std.

リードスイッチ Reed switch

リードスイッチ（OS : 耐油仕様） Reed switch (OS: Oil-resisting spec.)

磁気スイッチ Magnetic switch

SP40P/G

28

38

39

SP40S

41

51

43

SP60P/G

28

45

32

SP60S

41

50

41

構造図 Structural drawing
FC-SP40/60P(スイッチ無し) with no switch
2

パネルカット Panel cut-out

AA

パネル埋込取付
Panel-embedded

パネル前面取付
Panel-mounted
2×φd

2×φd
2×接続口径C

Connection size

OUT

C

V

⑱

φI ※1
H

P

FC-SP40/60S(スイッチ付き) with reed switch
A

A

OUT

2×φd

2×φd

5

R1
2×

C
C

Connection size
2×W

S

⑬

F

※1

30

⑮

22

⑯

IN

2023

2×接続口径パネル前面取付
Panel-mounted

Q

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑫

パネル埋込取付
Panel-embedded

茶色 Brown (＋)
青色 Blue (−)

M

Q

(M)

C

パネルカット Panel cut-out(Z) (500)E2※1：取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
※1: Remove valve handle before installing flow meter on panel.

U

B

Q

T

Q

E

184

φD

N

φR

IN

Q

Q

L

⑰

⑲

M

⑬

Q

⑯

M

Q

⑫

F

M

②

S

⑤
⑩

2×W

C

2×W
(M)

2×W

H

①

Q

③

C

L

Variable area flow meter

Rc3/8

L

C

※1: スイッチ付きの場合のみ、
パネルカットして下さい。
リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※1: For panel cut-out, it is needed only for the type with switch.
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel

W
液体用

構造図 Structural drawing
FC-SP40/60G(磁気スイッチ付き) with magnetic switch
AA

3

面積式流量計2(2000)
オレンジ Orange : +DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
2×接続口径H

Connection size

(M)

パネル埋込取付
Panel-embedded

Ｌ

Ｌ

⑳
Q

パネル前面取付
Panel-mounted

22

2×φD

⑲

2×φd

C

C

5

R1
2×

N

φR

IN

⑱

※2
F

S

※2：FC-SP60用ニードル側フィッティングのみ※2: For dimension of the protruding part, it applies only to SP60 type with needle valve.

FC-SP40/60S(耐油スイッチ付き) with Oil-resisting switch
A(2000)

A

φI

M

M

2×φd
V

2

※2

30

L

P

Q

⑰

U

B

Q

T

3.5

E

FC-SP

⑭ ⑯

(M)

②
(Z)

パネルカット Panel cut-out

C

Q

Q

2×W

OUT

③
⑫
⑤
⑬
⑪

M

C

2×W

N

①

※1

茶色 Brown (＋)
青色 Blue (−)

H
OUT

(M)

C

※１
：取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
※2：スイッチ付きの場合のみ、
パネルカットして下さい。
リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
※1: Remove valve handle before installing flow meter on panel.
※2: For panel cut-out, it is needed only for the type with switch.
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable to magnetic panel.

2×W
N

2×W

Ｌ

Q

Q

21

Q
Ｌ

(Z)

備考 Remarks

No.

2×接続口径

E

N

φR

IN

M

Connection size

T

B

P

材質 Materials
材質 MaterialNo.

名称 Names of parts

1

フィッティング Fittings

2

ストッパー Stoppers

3

Oリング O-ring

NBR/FKM

4

サポートスプリング Supporting spring

SUS316

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

6スプリング Spring

SUS316

16 ボディ Body

7

サポートリング Supporting ring8

インジケータ Indicator9テーパー管 Tapered tube

10 テーパー管 Tapered tube

BSBM（C3771） メッキ Plating
SP40:BSBM

12 フロントプレート Front plate

SP60:SUS304

PE/AI

名称 Names of parts

11 テーパー管 Tapered tube

※1

※2

フェライト Ferrite

材質 Material

備考 Remarks

耐熱ガラス Heat-resistant glass
PA12
SUS304/SUS316
/PPS

※3

14 スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

SP60のみ SP60 only

15 リードスイッチ Reed switch

SUS303他 SUS303, etc

AWG 2413 フロート Float

17 オリフィス Orifice

ABS
PPS

18 オリフィスロック Orifice lock

BSBM（C3604）

19 ニードルAssy Needle assy

SUS304他 SUS304, etc

SP60:SUS304

20 磁気スイッチ Magnetic switch

ABS他 ABS, etc

AWG 24

SP40:PC

21 耐油用スイッチ Oil-resisting switch

BSBM他 BSBM, etc

OS仕様 OS specifications AWG 19

SP60:PSU

22 ブラケットロック Bracket lock

SP40:BSBM

メッキ Plating

ハンドル：PP Handle: PP

PA66※1: 型式が、SP□□Pの時、FKMになります。FKM is installed with product typed SP□□P※2：型式が、SP60S-標準仕様の時のみPEになります。PE is installed with SP60S Series※3：SP□□S型とスイッチ付き仕様は、マグネット密封もしくは着磁しています。The float of SP□□S type and FC-SP Series with a switching capability has magnet(s), or is magnetized.

2023

185

W
For Water

面積式流量計

FC-SA Flow checker

Variable area flow meter

流量指示は磁気追従方式を採用。
金属テーパー管（FC-SA40S 型）と、透明ポリカーボネートテーパー管（FC-SA40M 型）の 2 種類があります。

■■

Externally magnetic following system is applied to flow indication.
Two kinds of tapered tubes are used, one is made of metal (for FC-SA40S type)and other polycarbonate (for FC-SA40M type)■■

注 意 樹脂（PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SA40

警報
Alarm

流れ方向 流体名
Flow direction Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow--

材質
Material

接続口径 オプション
Connection size Option

-

-

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing ＊4
01
Rc1/4
02
Rc3/8
03
Rc1/2
04
Rc3/4
BS
BSBM
304
SUS304
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unitZ
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9R
左→右 Left → RightL
右→左 Right → Left
U
下→上 Down → Up
D
上→下 Up → Down ＊20
スイッチ無し With no switch
1
リードスイッチA接点 With reed switch of contact A
2
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B
9
特殊 For specialized alarm ＊1
規格 Std. 測定範囲 Measuring range
テーパー管 Tapered tube
0.1〜1L/min
0.2〜2L/min
BSBM/SUS304
0.4〜5L/min
S
1〜10L/min
1〜15L/min
BSBM/SUS304
2〜20L/min
2〜30L/min
0.4〜5L/min
M
PC
1〜10L/min

＊1

＊3
＊3
パッキン Packing

備考 Remarks

NBR

流れ方向は 下→上 限定
Restriction made down to up on flow direction.

NBR

FKM

＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：D,流れ方向 上→下は、条件付で制作可。（配管上満水である事）＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊4：Mタイプは標準がバイトンパッキンです。オプションで選択する必要はありません。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Flow direction D (to flow top to bottom) is conditionally made (Pipe must be filled fully with water)＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊4: FKM O-rings are used on FC-SA40M Series as standard. No need to select FKM O-rings as the optional item.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

186

2023

流れ方向は 下→上 限定
Restriction made down to up on flow direction.

W
液体用

h 寸法表 A table of Dimensions (h)仕様 Specifications

BSBM

SCS14

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

1/4

30

22

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa
（G）

3/8

30

22

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

1/2

30

33

3/4

33

33

面積式流量計d（Rc）

A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※B接点 Contact B
DC 0〜24V 0 - 24 V DC

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 19)※A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. ContactB: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing

OUT

パネルカット Panel cut-out③

2×M4×7

29

⑩
⑪

⑪

⑦
⑧

⑫
⑬

⑨
⑩

2×M4×7

29(40)

名称 Names of parts

1 フィッティング FittingIN

茶 Brown :（＋）

材質 Material

備考 Remarks

BSBM/SCS14No.

名称 Names of parts

1 フィッティング FittingPC

クリア Clear

2 ケース Case

3 テーパー管 Tapered tube

PC

クリア Clear

3 サポートスプリング Supporting spring

4 インジケータ Indicator

ネオジムプラスチック
Neodymium plastic

6 ガイドポール Guiding polePMMA

4 テーパー管 Tapered tube
5 サポートリング Support ring

マグネット密封
Magnet sealed

SUS316

7 クッションパッキン Cushion packing

NBR

8 Oリング O-ringFKM

9 ストッパー Stopper

青 Blue :（−）

21

29

(40)

材質 Material

2 ケース Case

5 フロート Float

2×Rcd

h

注）※印のカット寸法は、スイッチ付仕様のみ
ご使用ください。
Note) Cut-out dimension marked with＊is used forswitch installation only.
リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable tomagnetic panel

42

42
h

青 Blue :（−）

※5

IN

※30

材質 Material
No.

②
③
④
⑤
⑥

2×Rcd

茶 Brown :（＋）

21

92

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

※82

92

④

(29)

②

①

２×φ５

92

(29)

①

29

OUT

FC-SA40S

FC-SA

FC-SA40M

PC

材質 Material
BSBM/SCS14
PC

クリア Clear

SUS316
BSBM/SUS304
PE
フェライト Ferrite

1L用のみ
ネオジムプラスチック＊Neodymium plastic
used for 0.1-1L/min range

7 フロート Float

SUS316

マグネット密封
Magnet sealed

8 ガイドポール Guiding pole

SUS316

6 インジケータ Indicator

10 リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

AWG 199 Oリング O-ring

NBR

11 スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakeliteブラック Black

10 ストッパー Stopper

BSBM/SCS14

11 スプリング Spring

SUS316＊スイッチ無しタイプは⑪スイッチプレートがバックプレートになります。
材質：PMMA（ホワイト）。
＊In case of type without switch item No.11 of switch plate changes to back plate.
Material: PMMA (White)

備考 Remarks

12 リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

AWG 1913 スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakeliteブラック Black＊スイッチ無しタイプは⑬スイッチプレートがバックプレートになります。
材質：PMMA（ホワイト）。
＊In case of type without switch item No.13 of switch plate changes to back plate. Material: PMMA (White)＊Max. 1, 2, 5L/min仕様は③, ⑤, ⑪が付きません。
＊No.3, 5 and 11 are not included for 0.1-1, 0.2-2, and 0.4-5Lmin ranges.

2023

187

W
For Water

面積式流量計

FC-SD Flow checker

Variable area flow meter

耐久性に優れています。
流れ方向の制約を受けません。
■ 全機種センサ取付可能です。
■ 耐圧・耐熱に優れています。
■■

Excellent in durability
No restriction on flow direction■ Alarm switch can be installed to all types.
■ Excellent in pressure / heat resistance■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SD

接続
Connection

警報
Alarm

-

流れ方向
Flow direction

流体名
Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

接続口径 オプション
Connection size Option

材質
Material

-

-

-

特殊項目
For specialized item-

FKM バイトンパッキン Viton packing
D
防滴タイプ Drip-proof type ＊1
VP 高圧仕様：Max. 2MPa（G）High pressure spec.: Max. 2MPa(G)＊1＊5
高圧仕様：Max. 7.5MPa（G） High pressure spec.: Max. 7.5MPa(G)WP＊1＊5VT 耐熱仕様：Max. 150℃ Heat resistant spec.: Max. 150°C ＊1
WT 耐熱仕様：Max. 200℃ Heat resistant spec.: Max. 200°C ＊1
W 溶接仕様：Max. 270℃ Welding specification: Max. 270°C ＊1
JIS 10KF
Rc
ー
1/4
01
10A
3/8
02
15A
1/2
03
20A
3/4
04
25A
1
05
32A
1 1/4
06
40A
1 1/2
07
50A
2
08
65A
2 1/2
09
80A
ー
10
100A
ー
11
BSBM（メッキ）(Plating) Ni-3 ＊1
BS
SUS304304
次ページ、測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range next page

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊2
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊2
9
左→右 Left→RightR
右→左 Right→Left
L
下→上 Down→UpU
上→下 Up→Down ＊4
D
スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点 With reed switch contact A＊3
1
リードスイッチB接点 With reed switch contact B＊3
2
特殊 For specialized alarm ＊2
9
無記入 Blank Rc接続 Rc connection
フランジ接続 Flange connection
F
規格 Std. 規格最大流量 Max. flowrate specified
接続口径 Connection size
65 ＊1
Rc1/4〜1/2〜5L/min
70 ＊1〜50L/minRc1/4〜1, JIS10K 10〜20A
85〜100L/min
Rc3/4〜1 1/4, JIS10K 20〜32A
85L〜250L/min
Rc1 1/2〜2, JIS10K 40〜50A
130〜700L/min
Rc2 1/2, JIS10K 65〜80A
130L〜1000L/min
JIS10K 80〜100A

188

2023

＊1：対応できない仕様があります。次ページの対応表を参照願います。
＊2：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊4：D、流れ方向 上→下は、条件付で制作可。
（配管上満水である事）＊5：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊1: Some specifications are not available. Refer to "Table of flow ranges, flow direction, connection size andcorresponding materials" on the next page for detail.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with yourspecification.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past
the switch.
＊4: Flow direction D (to flow top to bottom) is conditionally made (Pipe must be filled fully with water).
＊5: When selected the high pressure spec., specify the operating pressure after the symbol.

W
液体用

流量および流れ方向、接続口径、材質対応表 Table of flow ranges, flow direction, connection size and corresponding materials
材質 Material

0.1〜1
0.2〜2

65

0.4〜5
0.1〜1
0.2〜2
0.4〜5
70

流れ方向
Flow direction

Rc

フランジ Flange

接続口径 標準
接続口径 標準D VP WP VT VP＋VT WT W
D VP WP VT VP＋VT WT W
Connection size Std. ＊1
Connection size Std. ＊1
＊2 ＊3

左右のみ
To right
and left only
下→上のみ
Bottom totop only

1/4
3/8
1/2

SUS
304

ー

SUS

ー

304

SUS
304

3/8
1/2

1〜15

3/4

2〜20

1

浮遊式 Floating type
流れ方向 Flow directionー

浮遊式
Floating type

10A

1/4

1〜10

ー

BSBM/

BSBM/

15A

SUS304

備考
Remarksー

SUS304

SUS304

20A

85

4〜50

1
3/4

5〜70

1
全て対応
Correspond to all 1 1/4
directions of flow

10〜100
10〜15085L

20〜20050〜2501 1/2
2ーSUS30440〜30060〜500

20A
25A
32A
40A

SUS30450Aー

SUS30430〜200
130

FC-SD

2〜30
4〜50

SUS304

65A
2 1/2
80A

100〜700
130L 200〜1000

80A

ー

100A

＊1: オプションのVT、WT、Wタイプ対応不可＊2: スイッチ付はRcネジのみ対応可＊3: フランジタイプの溶接仕様は、特注になります。
＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: Optional specifications of VT, WTandW types are not available.
＊2: The type with switch is only for Rc threaded connection.
＊3: Welding specification on the flanged type is for special order.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

仕様 Specifications
規格 Std.

面積式流量計

規格
Std.

測定範囲
Measuring range（L/min）

標準 Std.

VP

WP

使用最高圧力 Max. operating pressure

1.0MPa
（G）

2MPa
（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃

Max. 80℃

流量精度 Flow accuracy

VT

WT

W

7.5MPa（G）

0.75MPa（G）

0.75MPa（G）

0.75MPa（G）＊1

Max. 80℃

Max. 150℃

Max. 200℃

Max. 270℃±5％ of F.S.

使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃（結露なきこと No dewing)
A接点 : 設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.

接点方法 Contact forms

B接点 : 設定値以下クローズ Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
DC 0〜24V 0 - 24 V DC

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length
パッキン Packing

2m (AWG 19)
NBR

NBR ＊2FKM

NEW PFー＊1: 20MPa(G)まで対応可。ご相談下さい。
＊2: Oリングにバックアップリング付。
＊1: Available for Rc thread type up to 20MPa(G). Consult us with your specifications.
＊2: O-ring provided with backup ring.

2023

189

W
For Water

構造図 Structural drawing※ 規格寸法と材質につきましては、右ページをご参照ください。

FC-SD65 浮遊式/スイッチ付

FC-SD 標準/スイッチ付

FC-SD 浮遊式タイプ

Floating type with switch

Flow indicating type with switch

Floating type

(E)

Variable area flow meter

OUT

65.5

2×Rcd

100

1.5

⑬

B

33

62.5

⑮

1
0.4

⑤
⑧

L

2

⑥

⑭

②
⑩
⑫
⑦
⑨
④

140

③

ＦＬ

⑲

茶 Brown（＋）
青 Blue
（−）

Rcd

①

(E)

ＦＣ−ＳＤ６５−R05-

(2m)

H1

H2

IN

75.5

FC-SD フランジタイプ

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

＊必ず垂直に配管してください。
＊Be sure to make up pipe vertically⑳
茶 Brown（＋）⑭⑮⑱

青 Blue（−）

Flanged type
φD
φC

特殊型参考図
電装部
Electronics partReferential drawing for specific types
防滴タイプ Drip-proofing type

(85)

⑱
⑯
⑬
⑰

＊窓枠、防滴ケース、端子ケース、
フロントプレート、
フィッティング
端面には防水パッキングが装着されています。
＊Packing for water proofing are put into
window frame drip-proof case, terminal case,front plate and end face of the fiting.

H4

L

⑳

(H3)

⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑤
④
③
②
①
n×φh

21

＊フランジはルーズフランジ形状になります。＊Flanges are used in shape of loose flange.

VT仕様タイプ High-temperature spec. of VT type
2×Rcd

22

(A)

WT仕様タイプ High-temperature spec. of WT type
OUT

OUT

青 Blue
（−）

F

32

27.5

IN

170

茶 Brown
（＋）

140

53.6

52

75
105

＊センサヘッドに風をあてて周囲温度を60℃程度まで下げて下さい。＊Lower the ambient temperature up to such degree of 60°C by exposing sensor head to wind.

190

2023

G

51

IN

W
液体用

規格寸法 Standard dimensions
フランジ Flange

Rc
L

L
d

65

標準 Std.

W

構造図参照
Refer tostructural drawing

ー

標準
Std.

VP

接続口径
Pipe size

W

φC

φD

n×φh

A

B

1/4

H2

H3

H4

構造図参照
Refer to structural drawing

ー

3/8

H1

1/2

E

F

G

35

29.5

41

面積式流量計

規格
Std.

1/4
3/8
70

150

1/2

150

180

180

190

3/4

10A

65

90

4×15

15A

70

95

4×15

20A

75

100

4×15

20A

75

25A

90

32A

90

70

34

30
112
(29)

35

35

29.5

41

100

4×15

125

4×19 130

85

47

48

45

39.5

54

100

135

4×19

41
123
(40)

40A

105

140

4×19

50A

120

155

4×19

85

47

41
123
(40)

48

50

44.5

59

65A

140

175

4×19

80A

150

185

8×19

130 130 74

78
160
(77)

75

35

29.5

44

80A

150

185

8×19

100A

175

210

8×19

130 130 74

78
160
(77)

75

35

29.5

44

1
3/4
190

1

190

230

230

250

1 1/4
190

85L

260

210

130

230

300

130L

1 1/2
2
2 1/2

ー

230

230

250

230

300

300

230

300

300

130

( )寸法は、スイッチ無しの寸法になります。Dimensions in the parenthesis ( ) are applied for a product with no switching capability.

材質 Materials
No.
1

名称 Names of parts

標準 Std./VP/WP ＊1

フィッティング Fitting

VT

SUS304
FKM

NBR

W

WT

BSBM/SUS304

ーNEW PF

2

Oリング O-ring ＊1

3

ケース Case

4

フロントフレーム Front frame

5

フロントプレート Front plate6

ポインター Pointer7

インジケーター Indicator

8

スケールプレート Scale plate9

フロート Float10テーパー管 Tapered tube

11

スプリング Spring

12

ガイドポール Guiding pole

13

ストッパー Stopper

14

リードスイッチ Reed switch

15

スイッチプレート Switch plate16

バックプレート Back plate

17

フランジ Flange

SUS30418

サポートスプリング Supporting spring

SUS31619

パイプ Pipe

20

サポートリング Supporting ring21

防滴ケース Drip-proof case

Al合金 Al alloyー22端子カバー Terminal cover

Al合金 Al alloyーAl（合金）Al alloy
Al（合金）Al alloy
耐熱ガラス Heat-resistant glassPC燐青銅 Phosphor bronze
フェライト Ferrite
ベークライト Bakelite

Al
SUS304（Mg密封）(Mg sealed)
SUS304

BSBM/SUS304
SUS304
SUS316

SCS14

BSBM/SCS14

BSBM他 BSBM, etc. (AWG 19)
Al（合金）Al alloy
PMMA

PTFE

Al

SUS304
PE

PTFE

Al

＊1 WP高圧仕様にはOリングにバックアップリング（PTFE）が付きます。 ＊1 For optional WP specifications, backup ring is attached to o-ring (PTFE).

2023

191

FC-SD

85

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-S Flow checker

Variable area flow meter

耐熱ガラスを使用した、ストレート型の面積式流量計です。
流体、流量、圧力の各用途に合わせた製品を製作いたします。
■ 即納品( 在庫品) あり■■

Heat-resistant glass incorporated straight-type variable area flow meter.
Customization available to fluid types, flow ranges and inlet pressure values.
■ Off-the-shelf products■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-S

液体用
For liquid

形状
Shape

W - 0

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
OptionUnits
Max. flow
Pipe size

-

-

-

特殊項目
For specialized item

バイトンパッキン Viton packing
FKM
01
Rc1/4
03
Rc1/2
04
Rc3/4
Rc1
05
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

19
規格 Std.

26

42

42P

65

Max.
A
mL/minB
L/minZ
特殊 For specialized unit
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1

測定範囲 Measuring range
10〜100mL/min
20〜200mL/min
40〜500mL/min
0.1〜1L/min
0.1〜1.5L/min
0.2〜2L/min
0.3〜3L/min
0.4〜5L/min
1〜10L/min
1〜15L/min
2〜20L/min
3〜30L/min
4〜20L/min
10〜50L/min
3〜30L/min
4〜50L/min
6〜60L/min
6〜70L/min
8〜80L/min10〜100L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: For specialized items specify them at the end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

192

2023

＊1

口径 Pipe size

流れ方向 Direction of flow

Rc1/4
Rc1/2
下→上
Bottom to top
Rc1/2
Rc3/4

Rc1/2, Rc3/4
Rc3/4
Rc3/4
Rc1

下→上, 水平Bottom to top, Horizontal
下→上Bottom to top

Rc1※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※
マークは即納品です。
（水、口径 Rc1/2のみ対応いたします）※The measuring range shown above show the ones equivalent to water at 20°C.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. (But the pipe size to which corresponds is restricted only to Rc1/2).

W
液体用仕様 Specifications※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max operating pressure±5％ of F.S.

使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient operating temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing FKM：Max. 100℃ ※0.8MPa（G）

面積式流量計

0〜60℃（結露なきこと No dewing）

構造図 Structural drawing
FC-S42P

②

②

③

③

③
150

②

2×Rc1/2

2×Rc1/2⑨

or Rc3/4

φ40⑨⑧

4×M4×7IN

Rc1/2 :（30）
Rc3/4 :（35）

（26）

⑦

⑥

or Rc3/4

Rc1/2：（30）
Rc3/4：
（35）

φ40

ＩＮ

ＩＮ
φ26

ＩＮ

⑨

⑩

③
⑤

220

⑥
⑦
⑧

⑨

or Rc1/2

②

④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑤

⑧

2×Rc1/4

①

32.5

150

①

155

ＯＵＴ

ＯＵＴ

①

FC-S

①

⑤

150

FC-S65OUT

FC-S42ＯＵＴ

FC-S2632.5（44）

2×Rc3/4 or Rc1

3

68

65

パネルカット Panel cut-out

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

S26

S42/S42P

S65

1

フィッティング
Fitting

SUS316

Rc1/2 : SCS14
Rc3/4 : SUS304

SCS14

2

ケース
Case

3

テーパー管
Tapered tube

4

スプリング
Springー

SUS316

ー

5

フロート
Float

SUS316/Ti

SUS304/316

SUS304

6

ガイドポール
Guiding poleー

SUS316

7

ゴムストッパー
Rubber stopper

ー

FKM

8

ストッパー
Stopper9

パッキン
Packing10

バックプレート
Back plate

備考 Remarks

FC-S654×φ5C3Al合金 Al alloy

BSBM

PTFE

S42 : SUS316
S42P : SUS304

151

155

耐熱ガラス Heat-resistant glass

SUS31646

NBR(FKM)

50

ー

ー

PMMA

ホワイト White

2023

193

W
For Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-SX Flow checker

Variable area flow meter

耐熱ガラスを使用した、ストレート型の警報スイッチ付面積式流量計です。
流体、流量、圧力の各用途に合わせた製品を製作します。
■ 即納品 ( 在庫品 ) あり■■

Heat-resistant glass incorporated straight-type variable area flow meter with switching capability
Customization available to fluid types, flow ranges and inlet pressure values.
■ Off-the-shelf products■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SX

液体用
For liquid

W

警報
Alarm

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

129
規格 Std.

26

42

42P

65

Max.
A
mL/minL/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Reed switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch. )リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Reed switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)
特殊 For specialized alarm ＊1

測定範囲
Measuring range
30〜300mL/min
40〜500mL/min
0.1〜1L/min
0.1〜1.5L/min
0.2〜2L/min
0.3〜3L/min
0.4〜5L/min
1〜10L/min
1〜15L/min
2〜20L/min
4〜20L/min
10〜50L/min
4〜30L/min
4〜50L/min
6〜70L/min10〜100L/min

口径
Connection size

流れ方向
Direction of flow

Rc1/4
Rc1/2
下→上
Bottom to top
Rc1/2
Rc3/4

Rc1/2, Rc3/4
Rc3/4
Rc3/4
Rc1
Rc1

下→上, 水平Bottom to top, Horizontal
下→上Bottom to top＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※
マークは即納品です。対象の型式につきましては、
お問い合わせください。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。
ただし、個々の目盛や接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at the end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

194

2023

仕様 Specifications
流量精度
Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing
FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度
Ambient operating temperature

0〜60℃（結露なきこと）(No dewing)

接点方法
Contact forms

A接点(設定値以上クローズ)(Switch is closed as the float rises past the switch.)
B接点(設定値以下クローズ)(Switch is closed as the float falls past the switch.)

接点容量
Contact capacity

DC 0〜24V
Max. 0.2A

ケーブル長
Cable length

2m (AWG 19)※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

W
液体用

構造図 Structural drawing
41

47（23.5）

33

(25)

(25)

⑧

⑧

25

2×M4×6

(29)

Brown
青（−）

2×Rc1/2 or Rc3/4

茶（＋）

Brown
青（−）

Blue
56.5

33

65

(40)

(25)

(32.5)

ＯＵＴ

ＯＵＴ（23.5）

47

Blue

(40)

⑦
ＩＮ

FC-SX42

茶（＋）（18） 23

2×M5×6

Rc1/2 : (30)ＩＮ

FC-SX26

⑩

⑤

①

⑧

155

⑥
⑦

⑩

FC-SX65

Brown
青（−）

茶（＋）

（44）

Rc3/4 : (35)茶（＋）

4×M4×72×Rc3/4 or Rc1

ＩＮ

ＩＮ

⑨

⑤

2×Rc1/2 or Rc3/4

Brown
青（−）

Blue
56.5

FC-SX26

FC-SX42

2×φ5

2×φ6

(40)

68

FC-SX65

No.

4×φ5

155
5

151

90
100

91
100

3
(40)

材質 Materials

C3

34※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable
to magnetic panel

Blue
32.5

パネルカット Panel cut-out

4.5

③
④

2×M5×6

⑦

220

100

⑥
⑤

Rc1/2 : (30)

⑨

⑩

25

150

④

27

⑧

②

②
③

32.5

⑪

①

FC-SX

2×Rc1/4 or Rc1/2

⑨

25

⑤
⑦

②
③
④
⑥

⑨
⑥

⑩

Rc3/4 : (35)

③
④

150

②

100

①
100

150

①

FC-SX42P

面積式流量計

ＯＵＴ

ＯＵＴ

36

46
50

名称 Names of parts

材質 Material

1

ケース CaseAI

2

フロート Float

SUS304/SUS316/Ti

3

テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

5

パッキン Packing

NBR(FKM)

6

ストッパー Stopper

7

フィッティング Fitting

8

リードスイッチ Reed switch

マグネット密封
Magnet sealed

SUS304
SUS316/SUS304/SCS14
BSBM 他 BSBM, etc.

AWG 19
等分目盛付
With uniform scale

9

スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

10

ゴム/スプリングストッパー
Rubber / Spring stopper

FKM/SUS304

11 スプリング Spring

備考 Remarks

SUS316

2023

195

W
For Water

面積式流量計FC-GF Flow checker

Variable area flow meter

取付姿勢を選択できます。
耐熱ガラスのテーパー管を使用した、スプリング付き面積式流量計です。
■ スイッチ取付可能です。
■ 中〜大流量対応のコンパクトタイプです。
■ フランジ接続タイプ■■

Selectable mounting direction
Spring-installed variable area flow meter with tapered tube made out of heat-resistant glass■ Switching capability available■ Compact flow meter made for middle-high flow rates.
■ Flanged connection.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-GF

警報
Alarm

流れ方向
Flow direction-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 オプション
OptionUnits
Max. flow-

特殊項目
For specialized item

バイトンパッキン Viton packing
FKM
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
Max.
L/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
25
32
40
50
65
80

B
Z
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
左→右 Left→RightR
右→左 Right→Left
L
下→上 Down→UpU
上→下 Up→Down ＊2
D
スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
1
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)2
特殊 For specialized alarm ＊19測定範囲 Measuring range
接続口径（JIS１０Kフランジ） Connection size (JIS10K Flange)
5〜50L/min
25A
10〜100L/min
10〜100L/min
32A
20〜150L/min
20〜150L/min
40A
20〜200L/min
20〜200L/min
50A
40〜300L/min
40〜300L/min
65A
60〜500L/min
60〜500L/min
80A
100〜700L/min＊1: 特殊事項については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 流れ方向 D 上→下は、条件付で制作可。
（配管上満水である事）＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to A table of Measuring range.
＊Measuring range shown as above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

196

2023

W
規格 接続口径
Std. Connection size

液体用

規格寸法 Standard dimensions

仕様 Specifications

L

φC

φD

n×φh

25A

160

90

125

4×φ19

32

32A

160

100

135

4×φ19

40

40A

160

105

140

4×φ19

50

50A

160

120

155

4×φ19

65

65A

220

140

175

4×φ19

80

80A

220

150

185

8×φ19

JIS 10Kフランジ
Flanged at JIS10K

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.7MPa（G）

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度
Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと）(No dewing)

接点方法
Contact forms

リードスイッチA接点(設定値以上クローズ)
Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ)
Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)

接点容量

DC 0〜24V

Cord lengths

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable lengths2m

面積式流量計25

備考 Remarks

FC-GF

構造図 Structural drawing
スイッチなし with no switch

リードスイッチ付 with reed switch

茶（＋）

Brown

n×φh

n×φh

（2000） （40）

① ② ③④① ② ④ ⑩ ６-１ ⑦ ⑧ ⑨

青（−）

Blue

φD

OUT

IN

φD

OUT

IN

φC

L

φC

L

⑤ ６-２ ⑦ ⑧ ⑨

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body2テーパー管 Tapered tube

3

スイッチプレート Switch plate4

ガイドポール Guiding pole

SUS304

5

リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

6-1 フロート Float
6-2 フロート Float

備考 Remarks

Al合金 Al alloy
耐熱ガラス Heat-resistant glass
ベークライト Bakelite
AWG 19

SUS304
SUS3047スプリング Spring8

パッキン Packing

9

フィッティング Fitting

SUS30410

バックプレート Back plate

PMMA

Mg密封 Mg sealed

SUS304/SUS316
NBR
ホワイト White

2023

197

W
For Water

面積式流量計FC-GFP Flow checker

Variable area flow meter

CIP 洗浄の排水用に特化したフローチェッカーです。
耐薬性を考慮し、ポリサルフォン製樹脂テーパー管を使用しています。
■ スプリングを使用して全長をコンパクトに作っています。
■ 左流れ又は右流れで設置できる流量目盛を標準採用しています。
■■

Specially made for measuring wastewater in Clean-in-place (CIP) process
Tapered tube made out of polysulfone incorporated for chemical-resistant purpose■ Short face-to-face dimension made possible by incorporating spring for tapered tube
■ Double scale equipped for flow directions of left and right■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-GFP

警報
Alarm

流れ方向
Flow direction

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow

-

0
1
2
9
規格 Std.
50
65

特殊項目
For specialized itemMax.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
m3/h ＊1
G
特殊 For specialized unit ＊2
Z1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊2
左⇔右両流れ対応目盛 Double scale for flow directions of left ⇔ right ＊1

R
スイッチ無し With no switch
リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)
特殊 For specialized alarm ＊2
接続口径（JIS10Kフランジ） Connection size (JIS10K Flange)
測定範囲 Measuring range ＊1
5〜20m3/h
50A
4〜30m3/h
65A＊1：その他の仕様に関しては、ご相談願います。
＊2：特殊項目については、型式末尾に順番に明記ください。
＊測定範囲は水換算20℃{293K｝
条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: Consult with us for any specialized specifications＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

198

2023

W
液体用

仕様 Specifications

規格寸法 A table of standard dimensions±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

規格 Std.

接続口径
Connection size

L

C

D

50

50A

160

120

155

65

65A

220

140

175

A接点(設定値以上クローズ) Contact A (Closed as the float rises past the switch)

接点方法 Contact forms

B接点(設定値以下クローズ) Contact B (Closed as the float falls past the switch)

接点容量 Cord lengths

DC 0〜24V

ケーブル長 Cable lengths

2mMax. 0.2A

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

構造図 Structural drawing
リードスイッチ付 With reed switch

4×φ19

4×φ19

IN

OUT

① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦

FC-GFP

スイッチなし With no switch

IN

OUT

① ②③ ④ ⑤ ⑥⑦

⑧

⑧

⑬

⑬
（※）

⑭ ⑪

⑫

OUT

⑫

⑩ ⑨⑪

※40以下

≦ 40

L

ΦD

IN

ΦD

OUT

P.C.D.ΦC

IN

P.C.D.ΦC⑮⑮（2000）
L

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

ボディ Body2

IN側 フィッティング Fittings at inlet

SCS14

3

ガイドポール Guiding pole

SUS316

4

平パッキン Packing

FKM

5テーパー管 Tapered tube

PSU

6

フロート Float

SUS304

マグネット密封 Magnet sealed

7

フロントプレート Front plate

PMMA

クリア Transparent

8

OUT側 フィッティング Fittings at outlet

SUS14

Al合金 Al alloy

9

スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakeliteブラック Black

10

リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

AWG 1911スプリング Spring

SUS316WPA

12

六角穴付ボルト hexagon socket head cap screw

SUS30413

ガイドポール用Uナット U-nut for Guiding pole

SUS31614

バックプレート Back plate

PMMA

15

スプリングワッシャー Springwasher

SUS316ホワイト White

2023

199

PCF-035R

Pico flow■

Designed specifically for flow measurement of lubrication oil.
Calibrated by using lubrication oil graded on ISO VG32.

■■

注 意 油温・粘度が変化すると、表示と実流量に誤差が生じます。
CautionThe scale is not valid, if oil temperatures and viscosities other than specified are used.

型式 Model number selection
警報
Alarm

仕様 Specifications

流体名
Fluids

PCF-035R -

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size

-

-

B

Max.

規格 Std.
035R

32mm2/S（ISO VG32グレード品）(Graded No. : ISO VG32)

動粘度
Kinetic viscosity

特殊項目
For specialized item

標準温度 Standard temperature 40℃ ＊3

02
03

Rc3/8
Rc1/2

下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below

B
L/min
1
工業用潤滑油 Industrial lubricating oil
特殊 For specialized fluid ＊1
90 スイッチ無し With no switch
1 リードスイッチA接点 With reed switch of contact A ＊2
2 リードスイッチB接点 With reed switch of contact B ＊2
A 磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
B 磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
C 磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
D 磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
9 特殊 For specialized alarm ＊1
測定範囲 Measuring range
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min

実測潤滑油
Actually measured lubricating oil

ISO VC32グレードにてキャリブレーション
Calibrated by Graded on ISO VG32 ＊3

流量精度 Flow accuracy±10％以内 of F.S. Within ±10% of F.S.

最高使用圧力Max. operating pressure

1.0MPa（G）

最高使用流体温度
Max operating fluid temperature

Max. 60℃

流れ方向 Flow direction

下→上 Down →Up

リードスイッチ Reed switch
接点方法 Contact forms ＊2
接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length

A接点/B接点 Contact A / Contact B
DC 0〜24V Max. 0.2A
1m(AWG 24)

磁気スイッチ Magnetic switch
NPN出力-A/B接点 NPN output contact A / B
PNP出力-A/B接点 PNP output contact A / B
電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V
消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain
出力 Output
耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA
ケーブル長 Cable length
2m(AWG 24)
出力形態 Output form ＊2＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊3：他の油温・粘度については、当社にお問い合わせください。Contact us regarding other oil temperatures and viscosities.

構造図 Structural drawing⑫ リードスイッチ Reed switch

R1

(28)

H=30

38
(20)

茶 Brown（＋）

Rc3/8 or Rc1/2

①
②

③

OUT

④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪ 磁気スイッチ Magnetic switch
オレンジ Orange:＋DC12〜24V
グレー Gray:GND
3

(28)

IN

200

(1000)

青 Blue（−）

8

36

80

Variable area flow meter / Flow switch

潤滑油測定に特化
ISO VG32 グレード潤滑油でキャリブレーション■

120

For Water

面積式流量計

(20)

W

2023

ホワイト White:OUTPUT(2000)

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

フィッティング Fitting

C3604

Ni-3

2

ストッパー Stopper3

ケース Case

4

テーパープロント Taper prompt

5ガラス管 Glass tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

6

スプリング Spring

SUS304

7

なべ小ネジ Round head screw

SUS3048

平パッキン Packing

FKM

9

シートパッキン Sheet packing

FKM

10 フロート Float

PPS GF40AL
PPS GF40

AL

11 磁気スイッチ Magnetic switch

POM他 POM etc.

12 リードスイッチ Reed switch

POM他 POM etc.

マグネット密封 Mg sealed

W
液体用

フロースイッチ

FC-SE901

面積式流量計／フロースイッチ

構造が非常に簡単で、耐久性に優れています。
流れ方向の制約を受けません。
■ 流れ方向上→下へ接続する場合は条件付きで製作致します。
■■

Structurally simplified and excellent in durability.
No restriction on flow direction.
■ Flow direction from top to bottom is conditionally made.
■
■

規格
Std.

FC-SE901 -

警報
Alarm

特殊項目
For specialized item

流体名
Fluids-＊1：目安になります。
＊2：特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊3※スイッチ設定範囲表示は水換算20℃{293K}条件の流量です。
＊1: It indicates the targeted flowrates.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order.
材質
使用可能流量 ＊1
器差
For details, consult us with your specification.
Available flow ranges Instrumental error Material＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
〜10L/min±0.5L/min
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
〜20L/min±1L/min BC ※Switch setting ranges as shown above are ones equivalent to water at 20°C.

1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2
9リードスイッチA接点 Reed switch of contact A
リードスイッチB接点 Reed switch of contact B
特殊 For specialized alarm ＊2

129
規格 Std.

スイッチ設定範囲
Switch setting ranges

30
40
50

1〜5L/min
1〜10L/min
4〜30L/min〜50L/min±2L/min仕様 Specifications

規格寸法 A table of standard dimensions
規格 Std.

L

L1

L2

H

H1

B

Rcd

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa
（G）

30

140

125

100

37

23

26

3/8

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃
0〜60℃（結露なきこと No dewing）

40

150

135

105

43

25

32

1/2

使用環境温度 Ambient temperature

50

150

135

105

46.5

26

37

3/4

接点方法 Contact forms

A接点/B接点 Contact A / Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V/Max. 0.2A

ケーブル長 Cable lengths

2m (AWG 19)

構造図 Structural drawing
茶 Brown（＋）

パネルカット Panel cut-out

青 Blue（−）

25 0

+0.2

2×φ5

⑤

⑥

⑦

L2 ±0.2
L1

5.5

(40)

① ② ③ ④OUT

材質 Materials

H

IN

H1

磁性体パネルでは使用できません。
This product is not allowed to mount on a magnetic panel.

No.
2×Rcd

L

2×M4

25

Ｌ／ｍｉｎ

ＷＡＴＥＲ

ＦＬＯＷ

B

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body

BC72

フロート Float

SUS3043スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite4

リードスイッチ Reed switch

BSBM 他 BSBM, etc.

5スプリング Spring

SUS316

6

ガイドポール Guiding pole

SUS316

7

ストッパー Stopper

BSBM

2023

201

PCF-035R | FC-SE901

型式 Model number selection

W
For Water

フロースイッチ

FC-SE903

Flow switch

構造が非常に簡単で、耐久性に優れています。
取付姿勢の制約を受けません。
■ 流れ方向上→下へ接続する場合は条件付きで製作致します。
■ ※BSBM の仕様の場合、
FC-SE901 をご選定下さい。
■■

Structurally simplified and excellent in durability.
No restriction on installation posture.
■ The type with direction of flow from top to bottom can be made conditionally.
■ ＊Select FC-SE901 in case of specification on the material of BSBM.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SE903 -

警報
Alarm

流体名
Fluids

-

-

1
9

1
2
9
規格 Std.
30
40
50

特殊項目
For specialized item

オプション
Option

バイトンパッキン Viton packing
FKM
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2

リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)
特殊 For specialized alarm ＊2
スイッチ設定範囲
Switch setting ranges
1〜5L/min
1〜10L/min
4〜30L/min

使用可能流量 ＊1
Applicable flowrates〜20 L/min〜30 L/min〜50 L/min＊1: 目安になります。
＊2: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※スイッチ設定範囲表示は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: It indicates the targeted flowrates.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Switch setting ranges as shown above are ones equivalent to water at 20°C.

202

2023

接続口径
Connection size
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4

器差
Instrumental error±0.5L/min±1L/min±2L/min

材質
Material
SUS304

W
液体用

規格寸法 A table of standard dimensions

仕様 Specifications

L

φB

b1

H

h1

d（Rc）

G

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa（G）

30

140

36

26

41

23

3/8

27

40

150

45

34

52.5

30

1/2

33

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 80℃

50

150

45

34

52.5

30

3/4

33

フロースイッチ

規格 Std.

0〜60℃（結露なきこと）

使用環境温度
Ambient temperature(No dewing)

接点方法 Contact forms ※A接点 Contact A
B接点 Contact B
DC 0〜24V

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A
2m (AWG 19)

ケーブル長 Cable lengths※A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
ContactB: Switch is closed as the float falls past the switch.

φB

FC-SE903

構造図 Structural drawing

100
L

茶 Brown（＋）
青 Blue（−）②③④

2×M4×7

h1

（40）

①

OUT

G

H

IN

2×Rcd

⑤

⑥

⑦

⑧

パネルカット Panel cut-out⑩

材質 Materials

b1

2×φ5

4

⑨

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite2

リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

3スプリング Spring

AWG 19SUS316

4

ガイドポール Guiding pole

5

フィッティング Fitting

SUS304/SCS14

92

6

ストッパー Stopper

SCS14

100

7

Oリング O-ring

8

テーパー管 Tapered tube

9

フロート Float

SUS316

10

ケース Case

AI合金 Al alloy

磁性体パネルでは使用できません。
This product is not allowed to mount on a magnetic panel.

備考 Remarks

SUS316NBR
SUS304
マグネット密封 Mg sealed

2023

203

W
For Water

フロースイッチ

FC-SE013

Flow switch

小型設計。低価格。
全機種リードスイッチ、磁気スイッチを取付可能です。

■■

Small in construction, and offering at low cost.
A reed switch can be installed to all the types.

■■

注 意 樹脂（PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
警報
Alarm

流体名
Fluids

FC-SE013 -

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size

-

-

特殊項目
For specialized item

Rc3/8
02
Rc1/2
03
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

0
1
2
A
B
C
D
9
規格 Std.
SE013

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
スイッチ無し With no switch
リードスイッチ A接点 Reed switch of contact A ＊2
リードスイッチ B接点 Reed switch of contact B ＊2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
特殊 For specialized alarm ＊1

測定範囲 Measuring range
0.5〜2L/min
1〜5L/min
2〜10L/min
4〜20L/min＊1: 特殊事項については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊Measuring range shown as above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

204

2023

W
液体用

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±10％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

流れ方向 Flow direction

下→上 Down → Up

NPN出力-A接点 NPN output contact A
NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※フロースイッチ

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

出力 Output

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA
A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※2m (AWG 24)

ケーブル長 Cable length

B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

FC-SE013

構造図 Structural drawing
リードスイッチ付 With reed switch
40
15(18.5)(500)

寸法表 A table of Dimensions

(25)

L

d(Rc)
30

茶 Brown :（＋）
青 Blue :（−）

3/8

90

1/2

100

ＯＵＴ

Rcd

①

２×Ｍ４×8②

磁気スイッチ Magnetic switch
⑨

③

⑤

L

⑩

⑪

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

64

④

3

⑥

（28）

（2000）⑦

ＩＮ⑧

材質 Materials

パネルカット Panel cut-out

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fitting

SUS304

2

Oリング O-ring

3

ケース Case

4

スプリング Spring

SUS3165フロート Float

SUS316

マグネット密封 Magnet sealed6テーパー管 Tapered tube

PC

クリア Clear

7

ガイドポール Guiding pole

SUS316

8

ストッパー Stopper

9スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite10

リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 2411

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

AWG 24

2×φ5

備考 Remarks

FKM

64

アルマイト処理 Alumite treatment
55

Al

16

SUS316※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable tomagnetic panel

2023

205

W
For Water

フロースイッチ

FC-SE301

Flow switch

構造が非常に簡単で、耐久性に優れています。
流れ方向の制約を受けません。
■ 市水、工業用水、OIL 対応。
■ 流れ方向上→下へ接続する場合は条件付きで製作致します。
■■

Structurally simplified and excellent in durability.
No restriction on flow direction.
■ Compatible with flow controls such as tap water, industrial water supply and oil.
■ For flow direction top to bottom, it can be conditionally made.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SE301 -

警報
Alarm

-

特殊項目
For specialized item

流体名
Fluids

水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)
特殊 For specialized alarm ＊1

1
2
9
スイッチ設定範囲
規格 Std.
Contact setting ranges
0.2〜2L/min
30
0.5〜5L/min
40
1〜10L/min
50

使用可能流量(目安)
Available flow ranges (It indicates the targeted flowrates)〜10L/min〜20L/min〜50L/min＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※スイッチ設定範囲表示は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Switch setting ranges as shown above are ones equivalent to water at 20°C.

206

2023

接続口径
Connection size
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4

器差
Instrumental error±0.5L/min内 Within ±0.5 L/min±1L/min内 Within ±1 L/min±2L/min内 Within ±2 L/min

材質
Material
BSBM
Ni-3

W
液体用

規格寸法 A table of standard dimensions

仕様 Specifications
接続口径
Connection size

L

A

H

B

30

60

15

30

25

40

80

19

35

30

20

Rc1/2

50

80

20

37

35

25

Rc3/4

B1

Rc3/8

使用最高圧力 Max. operating pressure

2MPa
（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 80℃
0〜60℃

使用環境温度 Ambient temperature

フロースイッチ

規格 Std.

（結露なきこと No dewing）
A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※B接点 Contact B
DC 0〜24V

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable lengths

50cm (AWG 24)※A接点：設定値以上クローズ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
B接点：設定値以下クローズ ContactB: Switch is closed as the float falls past the switch.

FC-SE301-30

FC-SE301

構造図 Structural drawing
FC-SE301-40/50
4×M3×5
4×M3×32×接続口径 Connection size

⑤
⑥

⑦

③

青 Blue :（−）④

茶 Brown :（＋）

70

L

②

54

①

⑨

⑧
A
H

（26）

B

B1
B

パネルカット Panel cut-out
FC-SE301-30

材質 Materials
FC-SE301-40/50

+0.3

60 0

±0.2

4×φ4

70

+0.3

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

ボディ Body

BSBM

Ni-3

2

ストッパー Stopper

BSBM

3

スプリング Spring

SUS3164

フロート Float

SUS304

5

ガイドポール Guiding pole

SUS316

6

スケールプレート Scale plate

ベークライト Bakelite7

リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

8

ポインター Pointer9

ナット Nut

マグネット密封 Mg sealed

AWG 24

燐青銅 Phosphor bronze
C3604/Ni-3

5

+0.3

48 0

54

±0.2

2×φ4

B 0

±0.2

B1
B

+0.3
0

磁性体パネルでは使用できません。
This product is not allowed to mount on a magnetic panel.

2023

207

W
For Water

フロースイッチ

FC-SE402/403

Flow switch

構造が非常に簡単で、耐久性に優れています。
取付姿勢の制約を受けません。
■ 市水、工業用水、純水対応。
■■

Simply constructed and excellent in durability.
No restriction on installation posture.
■ Corresponds to city water, industrial water and pure water.
■■

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格1
Std.1

規格2
Std.2

-

FC-SE

警報
Alarm

流体名
Fluids

-

-

1
2
9
規格1
Std.1
402
403

接続口径 オプション
Connection size Option-

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing
02
Rc3/8
R1/2 or Rc1/2
03
1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊2
9リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)
特殊 For specialized alarm ＊2

規格2
Std.2

スイッチ設定範囲
Switch setting ranges

使用可能流量 ＊1
Applicable flowrates

器差Instrumental error

20
21
20
21

0.5〜2.5L/min
1〜5L/min0.5〜2.5L/min
1〜5L/min〜20L/min±1L/min内 Within ±1 L/min＊1: 目安になります。
＊2: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ スイッチ設定範囲表示は、水換算20℃｛293K｝条件の流量です。
＊1: It indicates targeted flowrates.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Switch setting ranges as shown above are ones equivalent to water at 20°C.

208

2023

Connection size

材質
Material

R1/2

PPS ＋ PPE

Rc3/8, Rc1/2

PPS ＋ SCS14

接続口径

W
液体用

仕様 Specifications
FC-SE402

FC-SE403

0.5MPa(G)使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient temperature

フロースイッチ

Max. 50℃
0〜50℃（結露なきこと）(No dewing)

接点方法 Contact forms

A接点 Contact A / B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V

Max. 0.2A

50cm (AWG 24)

ケーブル長 Cable lengths

構造図 Structural drawing

FC-SE402

FC-SE403

FC-SE402/403

116

90

茶 Brown（＋）
青 Blue（−）

茶 Brown（＋）
青 Blue（−）

⑬

⑬
⑫
⑪

2×R1/2

34

① ③

28
34

⑨

⑫
⑪

2×Rc3/8
or Rc1/2

34

⑨

⑩
（23）

（23）

⑩

28

④ ⑤ ⑥⑦② ③④ ⑤ ⑥ ⑦34

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks

1

フィッティング Fitting

PPE

2

フィッティング Fitting

SCS14

3

ボディ Body

4

ストッパー Stopper

5

ガイドポール Guiding pole

6

スプリング Spring7

フロート Float

PPS, フェライト Ferrite

プラマグ Plastic mg.

8フロート Float

SUS304

マグネット密封 Magnet sealed

PPS
PPS
SUS316
SUS3169スイッチプレート Switch plate

ABS

10

リードスイッチ Reed switch

POM他 POM, etc.

11

O リング O-ring

NBR

12

ポインター Pointer燐青銅 Phosphor bronze

13

ナット Nut

C3604

AWG 24

Ni-3

2023

209

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

FC-SF

Flow switch / Sight flow indicator

簡易型の断水スイッチです。
低価格、コンパクト、軽量。
■ 即納品。
■■

Most simplified flow switch for water stoppage.
Constructed compact, light weight and offers at low price.
■ Quick delivery.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

接点形式
Contact form

-

FC-SF

流体名
Fluids1

規格 Std.
601
602

取付姿勢 Installation attitude

1
1

特殊項目
For specialized item

流れ方向
Flow direction

-

上 Top

下 Bottom

水 Water
1
A接点 ※「性能」参照 Contact A ※ Refer to ''Performance’’
接続口径 Connection size

※常時満水でご使用ください。Use it with water filled fully.

垂直 Vertical

R1/2
R3/4

下→上 Bottom → Up

水平 Horizontal 上図参照 See above figures

性能 Performance※特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

仕様 Specifications
流体 Fluids

水 Water

使用圧力 Operating pressure

0〜0.75MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

0〜60℃（凍結なきこと No freezing）

FC-SF601

FC-SF602

垂直Vertical

約3L/min以上 ON
ON at approx 3 L/min or more.

約4.5L/min以上 ON
ON at approx 4.5 L/min or more.

水平Horizontal

約2.5L/min以上 ON
ON at approx 2.5 L/min or more.

約4L/min以上 ON
ON at approx 4 L/min or more.

※スイッチの設定値は固定となります。
※当該値は目安であり、保証値ではございません。
※The setting values of the switch will be fixed.
※The values given are for guidance only, but not those guaranteed.

-20〜70℃，90%以下 -20 – 70°C, ≦ 90%
許容環境温湿度
Acceptable environmental temperature and humidity （結露なきこと No dewing）
耐圧 Withstand pressure

水圧 Water pressure 1.75 MPa(G) at 1min

接点容量 Contact capacity

Max. DC24V，Max. 0.3A Max. AC100V，Max. 0.1A

耐久性 Durability

10万回 100,000 times

ケーブル長 Cable length

約565mm，AWG 24 Approx. 565 mm, AWG 24

配線 Wiring+ - の極性なし No polarity (+ and -)認証 Authentication

RoHS対応 RoHS corresponding

圧力損失データ Data on pressure loss
80

構造図 Structural drawing

60

SF601

40

0

0

10

20

30

型式

接続口径

Model number selection Connection size

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body

PPS

2

カバー Cover

PPS

3

Oリング O-ring

FKM

4

タッピングネジ Tapping screw

鉄／３価クロムクロメート Iron / Trivalent chromium chromate

5

パドル Paddle

SUS304

6

マグネット Magnet

フェライト Ferrite

7

リードスイッチ Reed switch

PBT, PUR他 etc.

2023

50

L

FC-SF601

R1/2

70.6

FC-SF602

R3/4

77

32

48
(5)

19.5

(565)

⑦

IN

210

40

流量 Flowrate L/min

材質 Materials
No.

SF602

20

L

For Water

フロースイッチ

圧損 Pressure loss kPa

W

⑤
⑥

④
③
②
①

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

S-OA

フロースイッチ／サイトフロー

簡易目盛付ローコストフローサイト。即納対応製品です。
シンプル構造でパッキンレス。
■ 取付姿勢の制約なし。
（ただし、上→下を除く）■ リードスイッチ取付可能。
■■

Flow Sight of low cost with an abridged scale. Quick delivery.
Simply constructed with no packing.
■ No restriction placed on installation posture except flowing top to bottom.
■ A reed switch can be installed.
■■

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals.

S-OA10 -最大流量Max. flow-

特殊項目
For specialized item

使用最高圧力 Max. operating pressure

0
1
2
※

〜10L/min用（目安） For 10 L/min (Target)〜20L/min用（目安） For 20 L/min (Target)
スイッチ無し With no switch
リードスイッチA接点 Reed switch of contact A ＊1
リードスイッチB接点 Reed switch of contact B ＊1
は即納品です。※ Pictorial mark0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature Max. 50℃

10
20

FC-SF | S-OA

仕様 Specifications

型式 Model number selection
警報
Alarm

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

接点方法 Contact forms ＊1

A接点 / B接点
Contact A / Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V / Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)

shows a quick delivery product.

＊1: A接点：設定値以上クローズ、 B接点：設定値以下クローズ ＊1: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing
スイッチ付with switch

28

（23）

(500)

茶 Brown（＋）
青 Blue（−）

28

φ

28

φ

0

3

0

0

3

φ3

スイッチ無しwith no switch

28

28

28
Rc3/8

①

②
③

②
③

④

⑤

⑦

⑤

〜10L/min

95

①

②
③
95

①

⑥

⑦
⑧

④
⑤

⑨

〜20L/min

ゲージ目盛のよみ方 How to read gage

材質 Materials
No.
1

フロート float

目盛位置
Scale position

名称 Names of parts
インサート Insert

材質 Material

2

ストッパー Stopper

PA12

3

スプリング Spring

SUS3168

4

ガイドポール Guiding pole

SUS3166

5

ボディ Body

46

フロート Float

PMP

7

フロート Float

PPS, フェライト Ferrite

8

リードスイッチ Reed switch

POM 他 POM, etc.

9スイッチプレート Switch plateABS1

備考 Remarks

BSBM

10

2

W
液体用

サイトフロー

PA12
プラマグ Plastic mg.

2023

211

S-TB
■

Simple, compact in construction and rigid design
Offers at low price.

■■

注意
Caution樹脂（PMMA, PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
With respect to plastic product (PMMA, PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

仕様 Specifications

型式 Model number selection
規格
Std.

形状
Shape

-

S-TB

特殊項目
For specialized item-

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃

0
1

PTFEフロート Float made of PTFESUS304フロート Float made of SUS304
スプリング入りSUS304フロート（規格：25のみ）
2
Float made of SUS304 with spring (Std: Only for 25)
9
特殊 For specialized shape ＊1
接続口径 Connection size
材質 Material
Rc1/4
PMMA
SUS304
Rc3/8
PC

規格 Std.
20
25＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing
H

20

20

1/4

19

25

25

3/8

23
φD

ゲージ目盛のよみ方
How to read gauge scale

①
②
③
④
⑤

H
M

Rcd

SUS３０４製フロート 口径Rc1/4

Float made of PTFE

Float made of SUS304

Connection size: Rc1/4

H

H

M

M

L
0.1

0.2

0.3

流量目盛 Scale

Rcd

PTFE製フロート 口径Rc1/4⑥

0.2

SUS３０４製フロート 口径Rc3/8
Float made of SUS304

Connection size: Rc3/8

H

H

M

M

L
0.5

1.0

1.5

1

材質 Material

1

フィッティング Fitting

SUS3042

パッキン Packing

3

ケース Case4テーパー管 Tapered tube

5

フロート Float

6

ストッパー Stopper

備考 Remarks

H
M

FKM
BSBM
PC/PMMA
PTFE/SUS304
POM

メッキ Plating

L
2

4
流量 Flowrate L/min※ 流量は水相当 Flowrates equivalent to water

212

2023

2

3

流量 Flowrate L/min

Float made of SUS304 with spring Connection size: Rc3/8

名称 Names of parts

Connection size: Rc3/8

L

スプリング入SUS304製フロート 口径Rc3/8

No.

0.6

Float made of PTFE流量 Flowrate L/min

材質 Materials

0.4

流量 Flowrate L/min

PTFE製フロート 口径Rc3/8

L
ボールフロート
Ball type float

Connection size: Rc1/4

L

流量 Flowrate L/min

流量目盛 Scale

φD

H

流量目盛 Scale

規格 Std.

目盛に対する流量(目安) Flowrates (Targeted flowrates) on scale

流量目盛 Scale

Sight flow indicator

構造がシンプルでコンパクト、堅牢設計。
低価格。

■

流量目盛 Scale

For Water

サイトフロー

92

W

6

8

10

4

5

W
液体用

サイトフロー

S-FV

サイトフロー

流量値は表示しませんが、流れているかどうかを目視で確認出来ます。
羽の回転によって流れを確認出来ます。
■ 軸部にはセラミックベアリングを採用し耐久性アップ。
■■

Having no flow indication, visually checking to see whether fluid is flowing or not can be made.
Fin rotation makes it possible to visualize flow.
■ Employment of ceramic bearing to the axis enables to ruggedize.
■
■

規格1
Std.1

規格2
Std.2

-

S-FV

30
40

特殊項目
For specialized item

対応目安流量（L/min）Targeted Flowrates (L/min)

接続口径 Connection size10

水 1〜10 Water 1-10

Rc3/8

20

水 2〜20 Water 2-20

Rc1/2

50

水 5〜50 Water 5-50

Rc3/4

流体 Fluid

WATER

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃

S-TB | S-FV

仕様 Specifications

型式 Model number selection

規格寸法 A table of standard dimensions
規格1 規格2
Std 1
Std 2
30

＊特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

40

10
20
50

L

W

U

66

34

3

75

40

4

接続口径 Connection size
（d）
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4

注意 Caution• 対応目安流量以下の場合は羽が回転しない場合があります。
• 対応目安流量を大幅に超えた流量域では、軸部耐久性が低下します。
• There is possibly the case where no fin rotation may occur when flowrate is less thantargeted flowrate.
• Durability may result in deterioration in shaft, when using it well over the flow range oftargeted flowrate.

構造図 Structural drawing
パネルカット Panel cut-out
42

6×M3×U

42

2×φ4

A-A断面
A-A cross section
②

③

22

④

W

d

No.

A

W

①

材質 Materials

L

⑤

A

⑥

⑦

⑧

名称 Names of parts

材質 Material

1スクリュー Screw

PPS-GF30

2

ステイボルト Stay bolt

SUS303

3

フィッティング Fitting

4

パイプ Pipe

5

Oリング O-ring

FKM

6

シャフト Shaft

アルミナ Alumina

7

ベアリング Bearing

アルミナ Alumina

8

六角穴付ボルト Cap bolt

SCS14
耐熱ガラス Heat-resistant glass

SUS304

2023

213

C
For Chemicals

For Chemicals

214

薬液・純水用C
薬液・純水用

目次 Contents
フローコントローラ Flow controller

FLC4000R ・・・・・・・・・・・・・・・ 216
フローコントロールバルブ Flow control valve

FCV-C ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220
超音波流量計 Ultrasonic flow meter

USF500S ・・・・・・・・・・・・・・・・ 224
USF500N ・・・・・・・・・・・・・・・・ 228
カルマン渦式流量計 Karman vortex flow meterSSF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 232
羽根車式流量計 Turbine flow meter

FF-P ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 234
面積式流量計 Variable area flow meter
リ ー ズ ナ ブ ル タ イプ

FM-PF（Reasonable type）・
FM-PF（Custom type）・・・・
FM-PF（Excel type）・・・・・・・
DUO-PF ・・・・・・・・・・・・・・・・・
FC-A（PVC type）・・・・・・・・・・
カ ス タ ム タ イプ

エ ク セ ル タ イプ

236
238
240
244
246

215

C
For Chemicals

フローコントローラ

FLC4000R

Flow controller

流量制御に必要な全ての機能を専用コントローラとして開発搭載しました。
接液部は全てフッ素樹脂にて製作されており耐薬品性を向上させました。
■ 接液部はエアー制御弁と超音波流量計のみのシンプルな構成。
■ モータ駆動方式に比較し高速応答できるエアー駆動方式を採用。
■■

Developed as a proprietary controller providing full functions needed for the flow control.
Fluorocarbon resin is all used for the wetted part and improved the chemical resistance.
■ Simply constructed so that there are only a pneumatic control valve and ultrasonic flowmater in the control valve unit.
■ Employed air-driven system enabling a high-speed operation compared to the motor-driven type.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FLC4000R -流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

アナログ設定Analog setting-

特殊項目
For specialized item

出力 Output

入力 InputAA

4-20mA

B

B

1-5V

C

C

0-5V

最大流量をご記入下さい。 Shows here Max. flowrate.

Max.
A

mL/min

B

L/min

1

水 Water9

特殊 For specialized fluid＊1
接続 Pipe connection

規格 Std. 制御流量範囲 Control flow range

1/4″NEW PFAチューブ 1/4” NEW PFA tube connection

30〜300mL/min

G08

＊2

50〜500mL/min
100〜1000mL/min
200〜2000mL/min
300〜3000mL/min
400〜4000mL/min
G10

500〜5000mL/min＊1: 特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：制御流量範囲を参照下さい。
＊1: For specialized items specify them at end ofModel number Selection in order. For details,
consult us with your specification.
＊2: Refer to a table of Control flow range.

3/8″NEW PFAチューブ 3/8” NEW PFA tube connection

0.1〜1L/min
0.2〜2L/min
0.3〜3L/min
0.4〜4L/min
0.5〜5L/min

構成図 Configurational diagram
接液部 Control valve unit
薬液供給 Chemical feed
IN

制御流量 Controlling flow

流量制御バルブ
Flow control valve

超音波流量計Ultrasonic flowmeter

OUT
制御エアー Control air

電装部 Control unit
エアー制御ユニット
Air control unit

流量計AMP
Flowmeter AMP

エアー供給 Air supply

コントローラ Controller

0点
リセット
Reset atzero point

216

2023

流量信号
アナログ出力Flow signal
at Analog output

警報出力
Fail出力１点
Alarm output
at Fail output one points

アナログ
設定入力
Analogsetting input

プリセット
制御ON/OFFFAIL処理リセット設定入力
PresetControl ON/OFF
FAIL process
Reset setting input

電源供給 Power to source

C
薬液・純水用仕様 Specifications
接液部 Control valve unit
エアー式制御バルブ Air-operated

接液部材質 Wetted materials

PTFE、NEW PFA

流体 Fluid

純水、薬液（電装部記載流体）DI water, Chemicals (Fluid type indicated on control valve unit)

制御流量範囲 Flow range

流量精度 Flow accuracy
制御精度 Control accuracy

FLC4000R−Ｇ08

30〜300 mL/min

FLC4000R−G10

50〜500 mL/min

FLC4000R−G10

100〜1000 mL/min

FLC4000R−G10

200〜2000 mL/min

FLC4000R−G10

300〜3000 mL/min

FLC4000R−G10

400〜4000 mL/min

FLC4000R−G10

500〜5000 mL/min

F.S.±1.0％※1R.D.±2.0％※1

フローコントローラ

バルブ駆動方式 Valve type

供給圧力：Aタイプ Supply pressure: type A

供給圧力：Bタイプ Supply pressure: type B

50mL／min未満：±1mL For < 50 mL/min, ±1 mL
0〜50℃

動作環境温度 Operating temperature

15〜40℃

供給圧力 Supply pressure

A タイプ type A：0.05〜0.3MPa(G)(1次側圧力) (Inlet)

B タイプ type B：0.1〜0.3MPa(G)

応答性 Response time

3s以内 Within 3 seconds

再現性 Repeatability±0.5％（通常20℃）(Normally calibrated at 20°C)※2

FLC4000R

使用温度範囲 Fluid temperature

湿度が80％以下（結露なき事） ≦ 80% of Humidity (No dewing)

差圧：0.05MPa(G)以上 Differential pressure: ≧ 0.05MPa(G)
差圧：0.1MPa(G)以上 Differential pressure: ≧ 0.1MPa(G)チューブエンド接続 Tube ends
接続口径 Connection size

ケーブル/チューブ長さ Cable / Tube length
騒音値 Noise level
耐圧 Withstand pressureG08（チューブ径 Tube diameter：φ1／4

φ6.35×φ4.35）

G10（チューブ径 Tube diameter：φ3／8

φ9.53×φ6.35）

SMBコネクタ付ケーブル：3m Cable with SMB connectors: 3 m
制御エアーチューブφ4×φ2：最大2m Tube for air-operated valve: Max. 2 m
80dB以下 ≦ 80dB
接液部0.5MPa(G) Flow meter: 0.5MPa(G)

制御エアー部

0.4 MPa(G) Air control unit: 0.4MPa(G)※1 使用薬液相当の流量校正が必要 ※1 Accuracy is ensured with water※2 使用温度での校正が必要 ※2 Calibration is required at the fluid temperature you use.

電装部 Control unit
電源 Power source

DC24V（±10％）消費電流 Current consumption

0.3A以下 ≦ 0.3 A

動作環境温度 Operating temperature

15〜40℃
4-20mA

電源投入時（2.5A）When locating power (2.5A)

湿度が80％以下（結露なき事）≦ 80% of Humidity (No dewing)
入力抵抗20Ω 4-20 mA (Input resistance 20 Ω)

外部アナログ入力 Analog input

0-5V

入力抵抗1MΩ 0-5 V (Input resistance 1 MΩ)

選択式 Selectable

1-5V

入力抵抗1ＭΩ 1-5 V (Input resistance 1 MΩ)

入力方式：シングルエンド入力（電源とは非アイソレーション）Input signaling: Single ended (Non-isolated to power)
アナログ出力 Analog output
選択式(一点) Selectable (One point)
比較動作 # of alarm points
比較出力 Alarm signal output type
Fail処理動作 Fail process type4-20mA 出力 負荷抵抗 300Ω以下 4-20 mA, Load resistance: ≦ 300 Ω
0-5V 出力 負荷抵抗 1kΩ以上 0-5 V, Load resistance: ≧1 kΩ
1-5V 出力 負荷抵抗 1kΩ以上 1-5 V, Load resistance: ≧1 kΩ
瞬時値

上下限二段警報出力動作 2 points for Instant. flow rate

＊Fail処理機能時1接点 *Only 1 point is available when “Fail” is processed（上限・上限／上限・下限／下限・下限）(Upper / upper, Upper / lower, Lower / lower)
オープンコレクタ出力 Open collector output
出力印加電圧：DC35V以下、シンク電流：100mA以下（Vol=1.3V）Applied voltage: ≦ 35 V DC, Sink current: ≦ 100 mA (Vol=1.3 V)
a．測定不具合の場合バルブフルクローズ及びFail出力動作 a. When flow measurement error occurs, valve will be fully closed with fail processedb．測定不具合の場合バルブホールド及びFail出力動作 b. When flow measurement error occurs, valve will keep its position with fail processed

Fail出力 Fail signal output type

オープンコレクタ出力 Open collector output（流量計異常出力）(Flow meter error)

出力印加電圧：DC35V以下、シンク電流：100mA以下（Vol=1.3V）Applied voltage: ≦35 V DC, Sink current: ≦100 mA (Vol=1.3 V)

騒音値 Noise level

80dB以下 ≦ 80dB

エアー供給圧力 Supply AIR pressure

0.4〜0.5MPa(G)（ドライエアー) (Dry air)

制御とゾーン Control type (# of zones)

PID制御方式（ゾーンPID：最大6分割) PID-type (max. 6) ※3※3 電装部のコントローラーには、専用PIDコントローラーが装備されております。専用PIDコントローラー（MEC100SV）の操作につきましては別紙の取扱説明書をご参照ください。
※3 The PID-controller is installed on the control unit.The instruction manual of the controller modelled “MEC100SV” is separately provided.

2023

217

C
For Chemicals

構造図 Structural drawing
接液部 Control valve unit
188

50
68

20

35.25

(12)

5

.7

R2

46

Flow controller

50

200

4×

①

②

③

Air IN

IN
15

④

49.3

65.5

188

46

210

パネルカット Panel cut-out
20±0.1

56

107

OUT

4×M5

名称 Names of parts

No.

備考 Remarks

1

SMBコネクタ付きケーブル（白）Cable with SMB connector (White)

3m

2

Air 配管 Piping for air

3

NEW PFAチューブ NEW PFA tube

NEW PFAチューブ付属 NEW PFA tube is attached：φ4×φ2×2m
G08 : 1/4″（φ6.35×4.35）
G10 : 3/8″（φ9.53×6.35）

4SMBコネクタ付きケーブル（黒）Cable with SMB connector (Black)

200±0.1※接液部取付ネジは、M5×12以上のネジを使用してください。
※For mounting screws of the control valve unit,
use screws having a size of M5x12 or larger

3m

（10）

電装部 Control unit

背面図 Rear view
①

②

③

④

82

CN 2

AIR
OUT

パネルカット Panel cut-out

BLACK WHITE

63

150

AIR
IN
FG

8

46

±0.1

ERROR
POWER

72

CN 1

84

4.5

⑤

99
93

×

76
46

4

218

2023

⑦

⑧

※電装部取付ネジは、M4×5以上のネジを使用してください。
※For mounting screws of the control valve unit,
use screws having a size of M4x5 or larger

5

.2

2

R

⑥

4×M4

93±0.1

No.

名称 Name of parts

1

電源用コネクタ Power connector port2

信号用コネクタ Signal connector port

3

制御エアー接続ポート OUT Air-outlet port

4

制御エアー接続ポート IN Air-inlet port

5

SMBコネクタ接続ポート SMB connector port

6

電源ランプ Power lamp

7

エラーランプ Error lamp

8FG

備考 Note

適用チューブ径 Tube diameter：φ4×φ2

取付け推奨端子 Recommended ring terminal size for FG：R1.25-3.5

C
薬液・純水用配線方法 Structural drawing
電源ケーブル Power cable
信号ケーブル Signal cable

フローコントローラ

NEW PFAチューブ NEW PFA tube

AIR
OUT

CN 2

CN 1

AIR
IN
BLACK WHITEAirチューブ径φ４（お客様でご用意下さい）
Tube for air supply, OD of φ4 (Prepared by user)

FG
ERROR
POWER

FLC4000R

SMBコネクタ（黒）SMB connector (Black)

SMBコネクタ（白）SMB connector (White)

電源ケーブル Power cable
リセプタクルハウジング Receptacle housing
SMR-02V-N（日本圧着端子製） (Made by J.S.T.Mfg.Co.,)
ピンコンタクト Pin contact
SYM-001T-P0.6（日本圧着端子製） (Made by J.S.T.Mfg.Co.,)
EXT-2 2C×24AWG（TAIYO製） (Made by TAIYO)
２１

収縮チューブ
(35)

shrinkable tube
2000

内容 Function

線径 Wire dia.

1

桃 Pink色 Cable colors

電源DC＋24V Power source at + 24 V DC

AWG 24

2

空 Sky blue

電源DC 0V Power source at 0 V DC

AWG 24

ピン Pin No.

(40)

信号ケーブル signal cable
リセプタクルハウジング Receptacle housing
SMR-18V-N（日本圧着端子製） (Made by J.S.T.Mfg.Co.,)１ ２ ３ ・ ・ ７ ８ ９１０ １１ １２・１６ １７ １８

ピンコンタクト Pin contact
SYM-001T-P0.6（日本圧着端子製） (Made by J.S.T.Mfg.Co.,)

ピンPin
No.

色 Color

内容 Function

MIX15（AWG 26,24）SR-SV（20276）
アース線（緑）AWG 22（被服外形1.06/導体0.76）L＝70
Earth cable (Green) AWG 22 (Shielded outer did. 1.06 / Conductor0.76) L＝70

収縮チューブshrinkable tube
(40)

2000

(50)

線径 Wire dia.

備考 Remarks

0点リセット Zero point reset
流量計の0点調整を行います。 Zero Adjustment is made for flowmeter.
0点リセット Zero point reset
流量出力 アナログ出力OUT Flow output Analog output OUT
測定流量出力として使用します。They are used for the flowrates to be measured.
流量出力 アナログ出力COM Flow output Analog output COM
プリセット1 Preset 1
使用しません。 This terminal is not available flowrates to be measured.
プリセットCOM Preset COM
Control ON/OFF by turning ON/OFF on preset terminal 2.
プリセット端子2 ON/OFFにより制御ON/OFF
通常時はプリセット端子2はＯＮ(制御ＯＮ)で使用して下さい。 Preset terminal 2 should be normally used with ON (Control ON).
プリセット2 Preset 2

6

赤太 Red thick黒太 Black thick
橙 Orange
緑 Green
黄 Yellow
灰 Gray7

白 White8

桃 Pink
CP1 CP1
上限又は下限の警報出力として使用します。 CP1 and CP2 is used as a alarm output of the upper or lower limits.
空 Sky blue
CPCOM CP COM
草 Grass green
CP2 CP2
未接続 No connection
未接続 No connection
未接続 No connection
紫 Purple
USF通信 RS-485 GND USF communication RS-485 GND 流量計の通信機能として使用します。(流量値校正用として使用します。)
茶 Brown
USF通信 RS-485＋ USF communication RS-485 +※左記以外の御使用はしないで下さい。
They are used as communication function with flowmeter. (They are used for calibrating the flowrates) Do not use for any purpose other than above.
青 BlueUSF通信 RS-485− USF communication RS-485 赤 Red
外部入力 アナログ入力 IN External input Analog input IN
設定値入力として使用します。
黒 Black
外部入力 アナログ入力COM External input Analog input COM They are used for entering the setting values.

1
2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AWG 24
AWG 24
AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26

AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26
AWG 26

2023

219

C
For Chemicals

フローコントロールバルブ

FCV-C

Flow control valve

設定流量値と外部からの流量情報を比較しフィードバック制御
高性能ステッピングモータ採用＆高分解能化処理■ シリアル通信機能搭載(ModbusRTU 方式、最大 32 連)■ 設定流量値の指示方法選択可能( アナログ信号入力またはシリアル通信)■ 高速な制御応答性(C40 型 : 約 1 秒、
C60/C80 型 : 約 2 秒)
■ 高速なバルブ全開動作(C40 型 : 約 0.3 秒、
C60/C80 型 : 約 1 秒)■■

Feedback control via input signals from flow meter.
High performance and high resolution stepper motor incorporated■ Modbus-RTU based multi communication (up to 32 connections)■ Valve position selectable with analog signal input or serial communication.
■ Quick valve control (C40: Approx.1s, C60 / C80: Approx.2s)■ Fast valve response from 0 to 100% valve open (C40: Approx.0.3s, C60 / C80: Approx.1s)■■

型式 Model number selection
規格

Std.

FCV -

接続口径 流量単位 最大流量 アナログ出力方式 制御流量入力方式 流量計/モニタ入力

Connection size

-

Units

Max. Flow Analog Output Type Control Signal Type Signal from flowmeter

-

-

特殊項目
For specialized itemA
4-20mAB
1-5V
4-20mA
1-5V
パラメータ (RS485通信 [ModbusRTU] Parameters (ModbusRTU-based RS485)

A
＊2
B
F
A
4-20mAB
1-5V
N
機能なし Non
制御流量範囲よりご選定ください Specify from the Flow Range
mL/min (C40）A
L/min (C60/C80）
B
規格 Std.
接続口径 Connection Size
制御流量範囲 Flow Range
備考 Note15.0 〜 300.0ｍL/min ● 制御流量分解能 Control flow rate resolution
Tube1/4″
25.0 〜 500.0ｍL/min
0.1ｍL/min (最大流量500ｍL/min以下) 0.1 mL/min (Max. Flow 500 mL/min below)
G08 (φ6.35×φ4.35)
C40
50 〜 1000ｍL/min
1ｍL/min (最大流量500ｍL/min超える) 1 mL/min (Max. Flow 500 mL/min above)
100 〜 2000ｍL/min
C60,C80
0.01L/min
C40

25.0 〜 500.0ｍL/min ● 各仕様により必要差圧が異なります。
「仕様」項をご参照ください。
Required differential pressure varies depending on applications. Please ask.
50 〜 1000ｍL/min
Tube3/8″
G10 (φ9.53×φ6.33) 100 〜 2000ｍL/min ● 使用する流量センサのアナログ信号により本機の最大流量値が制御できない場合があります。
It can be difficult for you to control the max. flow of this product depending on analog signals generated from your flow sensor.
150 〜 3000mL/min(例) 流量信号出力 (4-20mA方式) 最大値が20mA以上出力されない流量センサを使用される
500 〜 5000mL/min
場合、本機の制御できる最大流量は左記流量仕様値の98%流量値となります。

C60

G15

Tube1/2″(φ12.7×φ9.53)

G20

Tube3/4″(φ19×φ15.8)C80＊10.25 〜 5.00L/min
0.50 〜 10.00L/min
0.75 〜 15.00L/min
1.00 〜 20.00L/min
1.50 〜 30.00L/min※順次拡充予定 To be released(e.g.) When using a flow sensor that can generate up to 20 mA, the max. flow will be 98% of the range indicated left.

＊1: FCV-C80タイプは輸出貿易管理令該当貨物となるため、法令に従い輸出手続きが必要となります。詳細はお問い合わせください。
FCV-C80 Series is an export-trade controlled goods; therefore in accordance with laws and regulations, export formalities are required. Contact us for more detail.
＊2: 制御流量の設定は下記いずれかの方法で行います。本体に制御流量値変更のための物理スイッチは搭載しておりません。
There are 2 ways for flow control as below.No physical switch is available on this product.
① 外部からのアナログ信号を入力(標準 4-20mA) Analog input signals (Standard input: 4-20 mA)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 制御流量入力方式 : A Control signal type: A② 外部通信機器とのシリアル通信(RS485 Modbus RTU) Modbus RTU-based RS485 communication ・
・
・
・
・
・
・
・ 制御流量入力方式 : F Control signal type: F

220

2023

C
薬液・純水用仕様 Specifications
品名 Product Name

フローコントロールバルブ（フィードバック制御式）Flow Control Valve (with feedback capability)

動力部 Drive System

ステッピングモータ Stepper Motor
FCV-C40流量仕様 Max. flow rate

300mL/min 500mL/min 1000mL/min 2000mL/min 3000mL/min 5000mL/min

制御流量範囲 Control Range ※1

15
25
50
100
500
0.25
0.50
0.75
1.00
1.50
150
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
300mL/min 500mL/min 1000mL/min 2000mL/min 3000mL/min 5000mL/min 5.00L/min 10.00L/min 15.00L/min 20.00L/min 30.00L/min

制御精度 Control Accuracy ※2±1% of RD※ 流量仕様の10％以下：±0.1% of F.S. 10% or lower of Max. flow rate: ±0.1% of F.S.

再現性 Repeatability ※2±1% of RD※ 流量仕様の10％以下：±0.1% of F.S. 10% or lower of Max. flow rate: ±0.1% of F.S.

安定性 Stability ※3±2% of RD

接続口径 Connection Size

TUBE 1/4″

オリフィス径 Control Range ※4

φ3使用最高圧力 MPa(G)Pressure limit MPa(G)

0.05
〜
0.3

必要差圧（MPa(G)）
Required differential pressure

0.05

FCV-C60
5L/min

10L/min

FCV-C80
15L/min

20L/min

30L/min※ 流量仕様の10％以下：±0.2% of F.S. 10% or lower of Max. flow rate: ±0.2% of F.S.
TUBE 1/4″or TUBE 3/8″
φ3

TUBE 1/2″

TUBE 3/4″

φ10

φ20

0.10〜0.3

0.15
〜
0.3

0.05
〜
0.3

0.10
〜
0.3

0.15
〜
0.3

0.10〜0.3

0.1

0.15

0.05

0.1

0.15

0.1

約0.3秒 Approx. 0.3s

約1秒 Approx. 1s

約1秒 Approx. 1s

約2秒 Approx. 2s

制御動作完了時間 ※5
Time elapsed until flow reaches selected flow rate
流量センサ部 Flow Sensor

無し ※流量コントロール及び流量出力をする場合にはアナログ出力機能付き流量センサが必要。
No flow sensor installed ※To use this flow contorol capability, a flow sensor with analog inout / output is required.

流量センサ入力 Analog Type

4-20mA(標準) または1-5V 4-20 mA (Standard) or 1-5 V

アナログ入出力流量
Analog input vs flow rate

4mA (1V)：0mL/min

使用流体 Fluid NameWATER・薬品（別途お打ち合わせ）WATER / Chemicals (Preliminary discussion required)

FCV-C

全閉→全開動作 0% → 100%

TUBE 3/8″
φ520mA (5V)：制御流量範囲最大値 Max. flow rate specified in above Control Range

耐圧 Withstand Pressure

0.5MPa(G)/20℃

使用流体温度 Fluid Temperature

10〜90℃ ※結露なきこと。
（使用温度により最高圧力が異なります。）No condensation (Max. Pressure value varies depending on your fluid temperature)

使用環境温度 Operating Temperature １５〜５０℃ ※結露なきこと。※No condensation
接液部材質 Wetted Material
指令入力(開度入力)
Analog Input (Valve Position Input)
流量出力 Analog output

CNT2出力 Alarm Output (CNT2 Line)

PFA/PTFE
4-20mA（標準）：入力抵抗20Ω / 1-5V：入力抵抗1MΩ 4-20 mA (Standard): Input Resistance: 20 Ω / 1-5 V Input Resistance: 1 MΩ
4-20mA（標準）：負荷抵抗300Ω / 1-5V：負荷抵抗1kΩ 4-20 mA (Standard): Load Resistance: 300 Ω / 1-5 V Load Resistance: 1 kΩ
トランジスタNPNオープンコレクタ出力 (出力印加電圧：DC35V以下 / シンク電流：100mA以下(Vol=1.3V))
Transistor NPN Open Collector (Output Applied Voltage: 35 V DC or lower / Sink Current: 100 mA or lower (Vol=1.3 V))
断線エラー警報 ※流量入力断線時や指令入力断線時に出力します。
Disconnection Error Alarm ※this is applied to any disconnection

PS2入力(制御ON/OFF)

制御ON/OFF(無電圧A接点)

Control ON / OFF (PS2 Line)

Control ON / OFF (Non-voltage Normally Open Contacts) ※Control ON is valid when contacts are closed. (Contacts are normally closed.Inoperable with Contacts open.)

EXT1入力(バルブ強制全開)

バルブ強制全開(無電圧A接点)

Forced Valve 100% Open (EXT1 Line)

Forced Valve 100% Open (Non-voltage Normally Open Contacts) ※Forced valve 100% open is valid when contacts are closed. (Operable with Contacts open.)

電源 Power Source

フローコントロールバルブ

型式 Model number Selection※接点を閉じた状態が制御ONとなります。(通常運転時は接点閉。開時は制御を停止します。)※接点を閉じた状態が強制全開となります。(接点開時に流量制御可能となります。)

FCV-C40：DC24V±10% 消費電流：約0.3A (ピーク時約0.5A) FCV-C40：DC24V±10%: Approx. 0.3A (When peak: Approx. 0.5A)
FCV-C60：DC24V±10% 消費電流：約0.4A (ピーク時約0.7A) FCV-C60：DC24V±10%: Approx. 0.4A (When peak: Approx. 0.7A)
FCV-C80：DC24V±10% 消費電流：約0.5A (ピーク時約0.9A) FCV-C80：DC24V±10%: Approx. 0.5A (When peak: Approx. 0.9A)※1：USF500シリーズ使用時。使用する流量センサのアナログ出力最大値が20mA以上(電圧時は5V以上)出力されない場合、制御流量範囲の上限は｢流量仕様｣の98%相当となります。
(例)300mL/min仕様時の制御流量範囲⇒15〜294mL/min※2：USF500シリーズ使用時。制御精度は流量センサの精度を含みません。ご使用の流量センサにより記載の各精度が異なる場合があります。
※3：USF500シリーズ使用時。安定性は供給圧力の安定性等により異なります。
※4：水相当流量時のオリフィス径。ご使用の流体情報を基にオリフィス径 / バルブ最適化を行います。
※5：当社超音波流量計 USF500シリーズ を使用した場合の速度（FCV-C専用設定時）。流量センサ側アナログ入出力に依存。
※1: Valid with USF500 Series.If your flow sensor doesn't generate more than 20 mA (5 V), available Control Ranges will be 98% of Max. flow rate.
(e.g.) Control Range will be 15 (*) - 294 mL/min with flow sensor whose Max, flow rate is 300 mL/min* Lower limit of Control Range varies depending on Base model※2: Valid with USF500 Series.The abovementioned control accuracy does not consider the flow accuracy of your flow meter. For that reason, your flow meter may affect the above accuracy.
※3: Valid with USF500 Series.Stability varies in accordance with how stable your supply pressure is, etc.
※4: Orifice size suitable for water or water equivalent fluid. Orifice size and base model to optimize in accordance with fluid name
※5: Time to be affected by analog input / output from your flow sensor.

取付姿勢 Installation attitude

2023

221

C
For Chemicals

応答性 (C40) Response Time (C40)※ 超音波流量計USF500を使用した場合のデータです。Below data taken with USF500 Series

制御立上り応答データ 1次流体圧力0.1MPa(G)Response Time Data Inlet Pressure 0.1 MPa(G) after starting operation

流量(mL/min) Flow RAte (mL/min)

600

応答0.5s程度(90%)

Controlled in about 0.5s (90%)

500

流量(mL/min) Flow Rate (mL/min)

Flow control valve

600

制御立下り応答データ 1次流体圧力0.1MPa(G)Response Time Data Inlet Pressure 0.1 MPa(G) after stopping operation operation

400
300
200

スタート

Operation start

100
0
-100
4.0

4.5

5.0

5.5
6.0
6.5
時間(s) Time (s)

7.0

7.5

500

500
400
300
200
100
50
10
0

400
300
200
100
0
-100
63.0

8.0

ストップ

Operation stop

応答0.5s程度

Flow reaches zero in about 0.5s

63.5

64.0

64.5
65.0
65.5
時間(s) Time (s)

66.0

66.5

67.0

システム構成 System Configuration
FCV-C
制御後流体OUT Controlled fluid flow

制御バルブ
Control Valve

流量計
Flow Sensor(4-20mA/1-5V)(4-20mA/1-5V)

Control Board

EXT1入力 (1点) EXT1 Input (1 point)(強制全開) (Forced 100% valve open)
PS入力 (1点) PS input (1 point)(制御ON/OFF) (Forced ON / OFF)

流量出力 ※1 Output※1(4-20mA/1-5V)

警報出力 (1点選択) Alarm Output (1 point)

電源入力 Power sourceYour System

指令入力 (目標値設定) ※1 Selected flow (Target flow) ※1(断線エラー) (Disconnection Error)(DC24V)
シリアル通信機能 ※1 Serial Commnication ※1

ユーザー装置Ｉ／Ｏへ

流量入力 ※1 Input Signal ※1

制御基板

ユーザー装置Ｉ／ＯからYour System

流体供給 Fluid Flow

(通信規格 : Modbus RTU) (Modbus RTU-based)

本機メンテナンス(PCソフトウェア)
Maintenance・パラメータ設定 Parameter Setup
FCV-C “Term” Software Soft ・モニタリング、流量、バルブ開度、指示入力等 Monitoring, Flow Rate, Valve Position, Inputs, etcInputs, etc
FCV-C Term

※1: アナログ入出力及びシリアル通信機能設定は工場出荷時に校正及びパラメータ設定が必要となります。ご注文時にアナログ出力方式、制御流量方式、流量計入力方式についてご指示ください。

※1: Parameter / calibration setup is required for anallog input / output or Serial communication at the factory. Please select Analog output type, Control signal type, and Analog input type from your flow meter when ordering.

AWG 26

AWG 24

配線図 Wiring diagram

222

2023

White

白

Black

黒

電源入力 ＋ Power input +電源入力 − Power input -Brown / White茶／白シリアル通信 RS485 TRx ＋（B）Serial communication RS485 TRx + (B)Blue / White青／白

シリアル通信 RS485 TRx −（A）Serial communication RS485 TRx - (A)Green / White緑／白

シリアル通信 RS485 TRx COM Serial communication RS485 TRx COM

Light Green若葉

CNT 2（警報出力）CNT 2 (Alarm output)

Sky blue空

CNT COM（警報出力）CNT COM (Alarm output)

Red / White

赤／白

EXT1（バルブ強制全開）EXT1 (Valve forced fully open)

Gray / White灰／白EXT COM（バルブ強制全開）EXT COM (Valve forced fully open)

Orange / White

橙／白PS2（制御ON／OFF）PS2 (Control ON / OFF)

Gray

灰

PS COM（制御ON／OFF）PS COM (Control ON / OFF)

Orange橙流量アナログ出力 ＋ Flow rate analog output +

Green

緑

流量アナログ出力 COM Flow rate analog output COM

Brown

茶

流量アナログ入力 ＋ Flow rate analog input +Purple紫流量アナログ入力 COM Flow rate analog input COM

Red

赤指令入力 ＋ Command input +

Blue

青

指令入力 COM Command input COM

C
薬液・純水用構造図 Structural drawing
FCV-C40

FCV-C60

フローコントロールバルブ

①

①

②

②

ＰＦＡチューブ PFA tube connection
Ｃ40-Ｇ08：TUBE1/4″(φ6.35×φ4.35)
Ｃ40-Ｇ10：TUBE3/8″(φ9.53×φ6.33)③④

ＰＦＡチューブ PFA tube connection
Ｃ60-Ｇ15：TUBE1/2″(φ12.7×φ9.5)

③
④
⑤

82

(80)

⑪

98

28

42.6

32

40

107

93

130

⑩

（60）

FCV-C

（60）

20

4

⑨

(80)

40
52

115

⑦
⑧
⑨

19

⑦
⑧

⑩
⑪

18

⑥

18

8

⑥

2×φ5．
５

112

54.6

⑤

4×φ5．
５

124

FCV-C80①

ＰＦＡチューブ PFA tube connection
Ｃ80-Ｇ20：TUBE3/4″(φ１９×φ15.8)

②
③
④
⑤

18

⑥
160

⑦
⑧

(80)

115

24

8

⑨

(80)

⑩

131

７５．
６

７３

56.5

⑪

4×φ６．
５

147

材質 Materials
No.
1

名称 Names of parts
本体ケース Housing

材質 Material

備考 Remarks

PBT

ダークグレー Dark gray2

基板カバー Circuit board cover

PBT

3

グランド Gland

PPS

4ケーブル Handle

PVC

20芯/3m 20-core / 3 m

5

基板カバー取付ネジ Screws for circuit board cover

PPS

基板カバー固定用 Screws to secure circuit board cover
本体ケース固定用 Screws to secure housing6

本体ケース取付ネジ Screws for housing

PPS

7

ボディ Body

PTFE

8

銘版ラベル Name plate label

PET

9

ホールキャップ Hole cap

TPE

通信端末切替用穴 Hole for termination resistor switch

10

プレート取付ネジ Screws for plate

PEEK

プレート固定用 Screws to secure plate

11

プレート Plate

PBT

2023

223

C
For Chemicals

超音波流量計USF500S

Ultrasonic flow meter

DSP機能搭載で安定性・応答性・耐気泡性の向上
脱着式ケーブルで配線作業が容易■ 高温流体対応可能(Max. 200℃、高温仕様)■ マルチ通信(最多31台連結可能)■■

Faster and more stable flow measurement is available with the new feature of DSP. Anti-bubble capability enhanced as well.
Easy wiring since cables can be disconnected from the transducer.
■ A fluid temperature of ≦ 2000C is usable.
■ Up to 31 units connectable■■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

型式 Model number selection
形状
Shape

標準/高温 流量単位 最大流量 標準SET
口径
Connection size Std. / High temp.
UnitsMax. flow
Std. SET-USF500S--

通信
オプション 保守対応
OptionComponent Communication

流体名
Fluids--

特殊項目
For specialized item

無記入 Blank Modbus-RTU通信 Modbus-RTU communication
USFプロトコル通信 USF Protocol communication
U
変換器のみ手配 Driver unit
AMP
SENSOR 検出器のみ手配 Transducer unit

記入例 e.g. : 表示なし w/no Display : USF500S-G15HK-B20-H2SO4
表示あり w/ Display : USF500SL-G08HK-A3000-H3PO4

表示計
Flow indicator

セット手配時、デジタルメータ型式を指定
Select additional display model number

流体名 Fluids 流体名を記入 Add a fluid name
無記入 Blank 標準仕様 Standard spec.
フローコントロールバルブ FCV-Cとのセット仕様 Shipped with flow control valve FCV-C＊表示なしのみ選択可 No display onlyF
＊P. 220をご参照の上、FCV-Cの型式をご選定ください。
Select model number(s) of FCV-C Series, referring to P. 220.
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
A
mL/min ＊対応口径：G08/10、GZ08/10 Connection size: G08 / 10, GZ08 / 10
BL/min
無記入 Blank 標準仕様 Standard spec.
HK
高温仕様 High-temperature spec.

無記入 Blank
L

検出器
Transducer unit

測定範囲
Measuring range

接続口径
Connection size

G08

0〜3L/minTube 1/4″(φ6.35×4.35)

G10

0〜6L/minTube 3/8″(φ9.53×6.33)

G15

0〜20L/min

Tube 1/2″(φ12.7×9.53)

G20

0〜50L/min

Tube 3/4″(φ19.0×15.8)

G25

0〜80L/min

Tube 1″(Φ25.4×Φ22.2)

GZ08

0〜3L/minTube 1/4″(φ6.35×4.35)

GZ10

0〜6L/minTube 3/8″(φ9.53×6.33)

GZ15

0〜20L/min

Tube 1/2″(φ12.7×9.53)

GZ20

0〜50L/min

Tube 3/4″(φ19.0×15.8)

GZ25

0〜80L/min

Tube 1″(Φ25.4×Φ22.2)

流体温度 Fluid Temperature
標準 Std.

高温 High-temp.
Max. 180℃

Max. 90℃
Max. 200℃

Max. 180℃
Max. 90℃
Max. 200℃-

表示なし No display
表示あり Display

2023

標準型 Std. Shape-※G25／GZ25はHK（高温仕様）のみ取り扱いとなります。また、
フローコントロールバルブFCV-Cとのセットは未対応です。
＊ G25 / GZ25 is available on HK (high-temp version). Also, it is not usable with our flow control valve “FCV-C”.

224

形状
Shape

Z型 Z Shape

C
型式 Model number Selection

USF500S-G25HK
USF500S-G08
USF500S-G10
USF500S-G15
USF500S-G20
純水, スラリー, 薬液(IPA, H₂O₂, H₂SO₄, H₃PO₄, HF, HCl, O₃, NH₃など) DI water, Slurry, Chemicals (IPA, H2O2, H2SO4, H3PO4, HF, HCl , O3, NH3, etc.)

流体 Fluid

0〜6L/min

0〜20L/min

標準 Std. 0.01L/min

チューブエンド Tube end 1/4″(φ6.35×4.35) チューブエンド Tube end 3/8″(φ9.53×6.33) チューブエンド Tube end 1/2″(φ12.7×9.53) チューブエンド Tube end 3/4″(φ19.0×15.8) チューブエンド Tube end 1″(Φ25.4×Φ22.2)

接続口径 Connection size

±1％ of R.D. ※ 測定流量範囲の10％以下：±0.1％ of F.S. ※ ≦ 10% of the flow ranges: ±0.1% of F.S.

測定流量精度 (出荷校正時）「純水20℃（室温25℃）、流量安定状態で校正された瞬時流量精度」となります。
Instantaneous flow accuracy is ensured with stable DI water of 200C (ambient temperature of 250C)

Measuring flow accuracy (Ensured at Factory)

1チャンネル Channel 1

計測チャンネル数 Available number of measurement channel
データ更新周期 Measurement updated cycle

10ｍs

最高使用圧力 90℃以下 ≦ 900C
Max. operating pressure 90〜200℃(or 90〜180℃)

1.03MPa(G)0.78MPa(G)0.49MPa(G)

180℃

200℃

0〜80℃（検出器 Transducer unit）/ 0〜50℃（変換器 Driver unit）結露なきこと No dewing●TTLまたは無電圧接点入力 TTL level or No-volt contact input●入力ポート2系統 2-ports.
●デジタル入力1: ゼロ点調整入力 デジタル入力2: 積算値リセット入力
Digital input 1: zero-point adjust Digital input 2: totalized flow value reset

デジタル出力(NPNオープンコレクタ) Digital output (NPN open collector) アナログ出力 Analog output

入力信号(デジタル入力)
Input signals(Digital input)

出力信号 Output signals

超音波伝搬時間差方式 Measuring propagation time difference between sending

計測出力 4-20mA
Output 4-20 mA●分解能: 12bit（約1/4000 ステップ）Number of step: 12bit (Approx. 1/4000)●最大負荷抵抗: 600Ω Max load resistance: 600 Ω●出力ポート: 出力ポート: 1系統 Output port: 1 ports.
瞬時流量値、積算値より選択 Selectable between instantaneous flow value and totalized flow value.
●瞬時流量範囲: 上記 測定流量範囲同じ Instantaneous flow range: Same as above flow range●積算流量範囲: 上限設定（20mA）
は任意に設定可能 Totalized Flow range: Arbitrary setting can be made up to upper limit (20 mA)
G08 / G10：〜32.000L (設定ステップ 0.001L Setting STP 0.001L)
G15 / G20 / G25HK：〜320.00L (設定ステップ 0.01L Setting STP 0.01L)

出力定格 Rated Output●印加電圧: Max．35V（VoL＝1.3V）Impressed voltage: Max. 35 （V VoL=1.3 V）＊VoL＝ローレベル出力電圧 VoL =low-level output voltage●シンク電流: Max．100mA Sink current: Max. 100 mA●出力ポート: 2系統 1系統につき1種類の出力を設定可能（アクティブ LOW）
Output port: 2 ports. One output type is selectable per port (Active LOW)
●瞬時周波数出力, 積算パルス出力, 比較出力, エラー出力より選択
Selectable between frequency output of instantaneous flow, totalized pulse output, 4 types of alarm output, and Error output.

瞬時周波数出力（瞬時流量） ●出力可能周波数: 10〜3000Hz（F.S.周波数は100〜3000Hzの範囲で任意設定可能）
Instant frequency output
Frequency range: 10 - 3000Hz (selectable between100 and 3000Hz for F.S.)(Instantaneous flowrate)●出力可能流量: χ〜F.S.流量 ※χ＝F.S.流量によってオフセット Available range (flow rate based): χ - F.S ※χ is determined based on F.S. value
積算パルス出力（積算流量）
Integrating pulse output(Integrated flowrate)●パルス流量設定: 1パルスあたりの積算流量を任意で設定可能 Flow rate setup per pulse: Value selectable for totalized flow per pulse
G08 / G10: 設定範囲 0.001〜32.000L（設定ステップ 0.001L）G08 / G10: Setup range 0.001 - 32.000 L (Setting STP: 0.001 L)
G15 / G20 / G25HK: 設定範囲 0.01〜320.00L（設定ステップ 0.01L）G15 / G20 / 25HK: Setup range 0.01 - 320.00 L (Setting STP: 0.01 L)●パルス幅設定 :1〜800ms（設定ステップ 1ms）Pulse width setup: 1 - 800 ms (Setting STP: 1 ms)

比較出力 Comparative output●出力設定: 瞬時流量、積算流量と上限出力、下限出力より選択
OUTPUT: Selectable between instantaneous flow rate and totalized flow volume with upper or lower limit●比較値設定: 瞬時流量 L/min・積算流量 L Trip-point setup: Instantaneous flow L/min・Totalized flow L
G08 / G10：設定範囲 0〜32.000（設定ステップ 0.001）G08 / G10: Setup range: 0 - 32.000 (Setting STP: 0.001)
G15 / G20 / G25HK：設定範囲 0〜320.00（設定ステップ 0.01）G15 / G20 / 25HK: Setup range: 0 - 320.00 (Setting STP: 0.01)

エラー出力 Error output●計測エラー時に出力ON Activated when measurement failure occurs

通信機能 Communicating function
電源電圧 Power source voltage
消費電流 Current consumption
検出器
Transducer unit

USF500S-

90℃

計測方式 Measuring method
接点 Contact

0.36MPa(G)

常温破壊圧力に200℃(180℃)の破壊圧力低下係数を掛け合わせた規格値です。
ご使用の際は規格値の1/2〜1/5以下で運用いただくことを推奨致します。
The above are specified values calculated from multiplying burst pressure at ambient temperature by reduction factor of burst pressure at 200°C (180°C).
It is recommended to operate with 1/2 to 1/5 of the specified values or lower.

標準 Std.
最高流体温度Max. operating fluid
高温 High-temperaturetemperature

変換器 Driver unit

0.2MPa(G)(60℃〜200℃)

0.2MPa（G）

200℃(180℃)

使用環境温度 Ambient operating temperature

0.5MPa(G) ※60℃以下≦ 600C

0.5MPa（G）
0.98MPa(G)

破壊圧力
burst pressure

0〜80L/min

0〜50L/min

標準 Std. 0.001L/min

最小流量 Minimum flow rate

RS-485 (Modbus-RTU) 最多変換器31台連結可能 Up to 31 units connectable
通信速度 Communication speed：9600,19200, 38400, 57600bps
DC24V±10%
通常時 Regular time: 100mA以下 (突入電流：約8A / 0.5ms以下) ≦ 100 mA (Inrush current: Approx. 8A / 0.5 ms below)

接液部材質 Wetted Material

NEW PFA

ケーブル長 Cable length

標準ケーブル (PVC被覆)：3m, ETFEケーブル（ETFE被覆）：3m Standard cable (Shielded with PVC), ETFE cable (Shielded with ETFE)※本製品は、出荷時に各入出力やシリアル通信機能の校正とパラメータ設定を行っております。標準設定以外のパラメータ設定をご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
＊ This product is calibrated for each of the I/O and serial communication capability at Factory. In case that you require setting(s) other than the default, specify when ordering.

各機能 Function
標準設定 Default setting

超音波流量計0〜3L/min

測定流量範囲 Measuring flow ranges

薬液・純水用性能 Performance

デジタル入力１ Digital input 1

デジタル入力２ Digital input 2

アナログ出力 Analog output

ゼロ点調整
Zero point adjustment

積算値リセット
Totalized value reset

瞬時流量Inst. flow rate

デジタル出力１ Digital output 1 デジタル出力２ Digital output 2
瞬時周波数出力Inst. frequency output

エラー出力
Error output

標準設定やパラメータ設定ソフトウェア等の詳細につきましては、当社へお問い合わせください。 Contact us if you have questions on the default settings and software that allows you to set this product.

2023

225

C
For Chemicals

構造図 Structural drawing■ 表示あり Display

変換器 Driver unit

6.5〜13

CN1

75

17

Ultrasonic flow meterCN2■ 表示なし No display

精密マイナスドライバー(刃先サイズ：2.0×0.4)

9389

Precision flat-head screwdriver(Tool edge: 2.0×0.4)

1317

配線 Wiring

89

CN1

CN2

20

80

46

コネクタ：DINKLE 製 Connector: Made by DINKLENo.

型番 Model number selection

CN10156-2B12

UL規格(AWG) UL standard (AWG)
単線 Solid：28〜16CN20156-2C08

撚線 Twisted：28〜16端子接続 Terminal connection
CN1

1

7

2

8

3

9 F.G.

410

CN2

電源 Power source
DC24V

1
2

RS-4855

11

6

12 GND

出力信号(アナログ出力) Output signals (Analog output )4-20mA

3

出力信号(デジタル出力1) Output signals (Digital output 1)

4

出力信号(デジタル出力2) Output signals (Digital output 2)

5

COM

6

入力信号(デジタル入力1) Input signals (Digital input 1)

7

入力信号(デジタル入力2) Input signals (Digital input 2)

8

検出器 Transducer unitL

4×Φ4.5■ Z型 Z type32

■ 標準型 Std. type

A
L
φ6.5

B

白 WhiteB

黒 Black

白 White
4×Φ4.5C

IPコード : X7相当

40

3
φ6.5

A

黒 Black

規格寸法 Standard dimensions

226

規格 Std.

A

B

C

D

L

USF500S-G08/G08HK

138

80

104.5

185

94.6

USF500S-G10/G10HK

145

80

124.5

225

101.6

USF500S-G15/G15HK

178

110

124.5

225

134.6

USF500S-G20/G20HK

184

110

124.5

225

140.6

USF500S-G25HK

192

110

131.5

233

148.2

2023

40

32

24.5

D

3

24.5

IP Cord: X7 equivalent

C
薬液・純水用ケーブル Cable
標準タイプ(PVC被覆) Standard type (Shielded with PVC)

(20)

マーカー : 白 Marker: White

被覆 : 黒 Shielded: Black

マーカー : 黒 Marker: Black

被覆 : 黒 Shielded: Black

超音波流量計3000(100)

マーカー : 白 Marker: WhiteETFEタイプ(ETFE被覆) - オプション対応 ETFE type (Shielded with ETFE) - Option correspondence.

USF500S

3000

マーカー : 黒 Marker: Black

被覆 : 白 Shielded: White

マーカー : 黒 Marker: Black

被覆 : 黒 Shielded: Black

取付姿勢 Installation attitude
a（○）

b（○）

c（×）

d（△）

e（×）

f（○）

g（○）

h（×）

i（×）

j（◯）

注意

Note

検出器は付属の固定ブラケットで安定した構造物へネジ固定してください。
取付姿勢は、a,b,f,g,jをお勧めします。
d は測定上問題ありませんが、液溜りが発生します。配管内から流体除去するパージ作業において、流体が抜けにくい為、ご注意下さい。
c,e,h,iは、気泡溜まりが考えられますので、避けて下さい。
気泡は計測の妨げになりますので、気泡が入らぬよう注意して下さい。
常に満水状態でご使用下さい。

Always fix Transducer unit on stable place with the brackets and screws that come with it.
Installation orientations of "a", "b", "f", "g", "j" are recommended.
Installation position "d" allows you to measure flow, but this causes fluid to stay in the path, resulting in a factthat you may have a difficulty in removing fluid from pipes by purging AIR.
Do NOT use installation positions of "c", "e", "h", "i" due to bubbles that stay in the path.
Please avoid entry of air bubbles, because air bubbles interfere with flow measurement.
The flowmeter must be filled fully with fluid at all times.

2023

227

C
For Chemicals

超音波流量計USF500N

Ultrasonic flow meter

DSP機能搭載で安定性・応答性・耐気泡性の向上。
2チャンネル採用で省スペース化を実現。
■ 脱着式ケーブルで配線作業が容易。
■ 高温流体対応可能。
（Max. 200℃，高温仕様 )■ マルチ通信。
（最多31台連結可能）■■

Faster and more stable flow measurement is available with the new feature of DSP. Anti-bubble capability enhanced as well.
The new driver unit is capable of accepting up to 2 input signals, resulting in small foot print and minimized volume.
■ Easy wiring since cables can be disconnected from the tranceducer.
■ A fluid temperature of ≦ 2000C is usable. ■ Up to 31 units connectable■■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

型式 Model number selection
CH1

CH2 ※未使用の場合は無記入 No need to select models when CH2 is not necessary
特殊項目
For specialized item

口径
標準/高温 流量単位 最大流量 標準SET
口径 標準/高温 流量単位 最大流量 標準SET CH1流体名 CH2流体名
Connection size Std. / High temp.
Units
Units
CH1 fluids
CH2 fluids
Max. flow
Std. SET Connection size Std. / High temp.
Max. flow
Std. SETUSF500N -

-

-

-

-

-

CH2の流体名を記入
Add a fluid name for CH2

記入例 e.g. : 1CH : USF500N-G15HK-B20-H2SO4

2CH : USF500N-G08HK-A3000-G20HK-B50-H2SO4-H3PO4

CH1の流体名を記入
Add a fluid name for CH1

無記入 Blank
HK

A
B

Max.

検出器 Transducer unit
G08
G10
G15
G20
G25

無記入 Blank
F

CH1

参照
Refer to CH1

GZ08
GZ10
GZ15
GZ20
GZ25

無記入 Blank 標準仕様 Standard spec.
フローコントロールバルブ FCV-Cとのセット仕様 Shipped with flow control valve (FCV-C)
F
Max. 下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
mL/min ＊対応口径：G08/10、GZ08/10 Connection size: G08 / 10, GZ08 / 10
A
L/min
B
無記入 Blank 標準仕様 Standard spec.
HK
高温仕様 High-temperature spec.
流体温度 Fluid Temperature
検出器
測定範囲
接続口径
形状
Transducer unit
Measuring range
Connection size
Shape
標準 Std.
高温 High-temp.
G08
G10
G15
G20
G25
GZ08
GZ10
GZ15
GZ20
GZ25

0〜3L/min
0〜6L/min
0〜20L/min
0〜50L/min
0〜80L/min
0〜3L/min
0〜6L/min
0〜20L/min
0〜50L/min
0〜80L/min

Tube 1/4″(φ6.35×4.35)
Tube 3/8″(φ9.53×6.33)
Tube 1/2″(φ12.7×9.53)
Tube 3/4″(φ19.0×15.8)
Tube 1″(Φ25.4×Φ22.2)
Tube 1/4″(φ6.35×4.35)
Tube 3/8″(φ9.53×6.33)
Tube 1/2″(φ12.7×9.53)
Tube 3/4″(φ19.0×15.8)
Tube 1″(Φ25.4×Φ22.2)

Max. 180℃

Max. 90℃
Max. 200℃
Max. 90℃

Max. 180℃
Max. 200℃-※G25／GZ25はHK（高温仕様）のみ取り扱いとなります。また、
フローコントロールバルブFCV-Cとのセットは未対応です。
＊ G25 / GZ25 is available on HK (high-temp version). Also, it is not usable with our flow control valve “FCV-C”.

228

2023

標準型 Std. Shape

Z型 Z Shape

C
型式 Model number Selection
流体 Fluid

USF500N-G08
USF500N-G10
USF500N-G15
USF500N-G20
USF500N-G25HK
純水, スラリー, 薬液(IPA, H₂O₂, H₂SO₄, H₃PO₄, HF, HCl, O₃, NH₃など) DI water, Slurry, Chemicals (IPA, H2O2, H2SO4, H3PO4, HF, HCl , O3, NH3, etc.)
0〜6L/min

0〜20L/min±1％ of R.D.

測定流量精度 (出荷校正時）※ 測定流量範囲の10％以下：±0.1％ of F.S. ※ ≦10% of the flow ranges: ±0.1% of F.S.

「純水20℃（室温25℃）、流量安定状態で校正された瞬時流量精度」となります。

Measuring flow accuracy (Ensured at Factory)

Instantaneous flow accuracy is ensured with stable DI water of 200C (ambient temperature of 250C)

計測チャンネル数 Available number of measurement channel

2チャンネル Channel 2

データ更新周期 Measurement updated cycle

10ｍs

0.78MPa(G)0.49MPa(G)

-

90℃
180℃

200℃

0〜80℃（検出器 Transducer unit）/ 0〜50℃（変換器 Driver unit）結露なきこと No dewing

入力信号(デジタル入力)
Input signals(Digital input)●TTLまたは無電圧接点入力 TTL level or No-volt contact input●入力ポート2系統 1系統につき1種類の入力のみリセット可能 2-port. 1 reset type per port
●各CHの積算値リセット入力 及び ゼロ点調整入力より選択
Selectable between input for resetting totalized flow value and resetting zero-point in each channel

デジタル出力(NPNオープンコレクタ) Digital output (NPN open collector) アナログ出力 Analog output

超音波伝搬時間差方式 Measuring propagation time difference between sending

接点 Contact

0.36MPa(G)

常温破壊圧力に200℃(180℃)の破壊圧力低下係数を掛け合わせた規格値です。
ご使用の際は規格値の1/2〜1/5以下で運用いただくことを推奨致します。
The above are specified values calculated from multiplying burst pressure at ambient temperature by reduction factor of burst pressure at 200°C (180°C).
It is recommended to operate with 1/2 to 1/5 of the specified values or lower.

計測方式 Measuring method

出力信号 Output signals

変換器 Driver unit

使用環境温度 Ambient operating temperature

1.03MPa(G)USF500N

標準 Std.
最高流体温度Max. operating fluid
高温 High-temperaturetemperature

0.2MPa(G)(60℃〜200℃)

0.2MPa（G）
0.98MPa(G)

200℃(180℃)

0.5MPa(G) ※60℃以下≦ 600C

0.5MPa（G）

最高使用圧力 90℃以下 ≦ 900C
Max. operating pressure 90〜200℃(or 90〜180℃)

計測出力 4-20mA
Output 4-20 mA●分解能: 12bit（約1/4000 ステップ）Number of step: 12bit (Approx. 1/4000)●最大負荷抵抗: 600Ω Max load resistance: 600 Ω●出力ポート: 2系統 1系統につき1種類の出力のみ設定可能 Output port: 2 ports. 1 output selectable per port.
各CHの瞬時流量値、積算値より選択 Selectable between instantaneous flow value and totalized flow value in each channel●瞬時流量範囲: 上記 測定流量範囲同じ Instantaneous flow range: Same as above flow range●積算流量範囲: 上限設定（20mA）
は任意に設定可能 Totalized Flow range: Arbitrary setting can be made up to upper limit (20 mA)
G08 / G10：〜32.000L (設定ステップ 0.001L Setting STP 0.001 L)
G15 / G20 / G25HK：〜320.00L (設定ステップ 0.01L Setting STP 0.01 L)

出力定格 Rated Output

V VoL=1.3 V）＊VoL＝ローレベル出力電圧 VoL =low-level output voltage●印加電圧: Max．35V（VoL＝1.3V）Impressed voltage: Max. 35 （●シンク電流: Max．100mA Sink current: Max. 100 mA●出力ポート: 2系統 1系統につき1種類の出力を設定可能（アクティブ LOW）
Output port: 2 ports. One output type is selectable per port (Active LOW)
●各CHの瞬時周波数出力, 積算パルス出力, 比較出力4種類, エラー出力より選択
Selectable between frequency output of instantaneous flow, totalized pulse output, 4 types of alarm output, and Fail output in each channel.

瞬時周波数出力（瞬時流量） ●出力可能周波数: 10〜3000Hz（F.S.周波数は500〜3000Hzの範囲で任意設定可能）
Instant frequency output
Frequency range: 10 - 3000Hz (selectable between500 and 3000Hz for F.S.)(Instantaneous flowrate)●出力可能流量: χ〜F.S.流量 ※χ＝F.S.流量によってオフセット Available range (flow rate based): χ - F.S ※χ is determined based on F.S. value
積算パルス出力（積算流量）
Integrating pulse output(Integrated flowrate)●パルス流量設定: 1パルスあたりの積算流量を任意で設定可能 Flow rate setup per pulse: Value selectable for totalized flow per pulse
G08 / G10: 設定範囲 0.001〜32.000L（設定ステップ 0.001L）G08 / G10: Setup range 0.001 - 32.000 L (Setting STP: 0.001L)
G15 / G20 / G25HK: 設定範囲 0.01〜320.00L（設定ステップ 0.01L）G15 / G20 / G25HK: Setup range 0.01 - 320.00 L (Setting STP: 0.01L)●パルス幅設定 :1〜800ms（設定ステップ 1ms）Pulse width setup: 1 - 800 ms (Setting STP: 1 ms)

比較出力 Comparative output●出力設定: 瞬時流量、積算流量と上限出力、下限出力より選択
OUTPUT: Selectable between instantaneous flow rate and totalized flow volume with upper or lower limit●比較値設定: 瞬時流量 L/min・積算流量 L Trip-point setup: Instantaneous flow L/min・Totalized flow L
G08 / G10：設定範囲 0〜32.000（設定ステップ 0.001）G08 / G10: Setup range: 0 - 32.000 (Setting STP: 0.001)
G15 / G20 / G25HK：設定範囲 0〜320.00（設定ステップ 0.01）G15 / G20 / G25HK: Setup range: 0 - 320.00 (Setting STP: 0.01)

エラー出力 Error output●計測エラー時に出力ON Activated when measurement failure occurs

通信機能 Communicating function
電源電圧 Power source voltage
消費電流 Current consumption
検出器
Transducer unit

0〜80L/min

標準 Std. 0.01L/min

チューブエンド Tube end 1/4″(φ6.35×4.35) チューブエンド Tube end 3/8″(φ9.53×6.33) チューブエンド Tube end 1/2″(φ12.7×9.53) チューブエンド Tube end 3/4″(φ19.0×15.8) チューブエンド Tube end 1″(Φ25.4×Φ22.2)

接続口径 Connection size

破壊圧力
burst pressure

0〜50L/min

標準 Std. 0.001L/min

最小流量 Minimum flow rate

RS-485 (Modbus-RTU) 最多変換器31台連結可能 Up to 31 units connectable
通信速度 Communication speed：9600,19200, 38400, 57600bps
DC24V±10%

通常時 Regular time : 170mA以下（突入電流:約9A／0.5ms以下）≦ 170 mA (Inrush current: Approx. 9A / 0.5 ms below)

接液部材質 Wetted Material

NEW PFA

ケーブル長 Cable length

標準ケーブル (PVC被覆)：3m, ETFEケーブル（ETFE被覆）：3m Standard cable (Shielded with PVC), ETFE cable (Shielded with ETFE)※本製品は、出荷時に各入出力やシリアル通信機能の校正とパラメータ設定を行っております。標準設定以外のパラメータ設定をご希望の場合は、ご注文時にご指定ください。
＊ This product is calibrated for each of the I/O and serial communication capability at Factory. In case that you require setting(s) other than the default, specify when ordering.

各機能 Function デジタル入力１ Digital input 1 デジタル入力２ Digital input 2 アナログ出力1 Analog output 1 アナログ出力2 Analog output 2 デジタル出力１ Digital output 1 デジタル出力２ Digital output 2
標準設定
Default setting

CH1ゼロ点調整
CH1 Zero point adjustment

超音波流量計0〜3L/min

測定流量範囲 Measuring flow ranges

薬液・純水用性能 PerformanceCH2ゼロ点調整
CH2 Zero point adjustment

CH1瞬時流量CH1 Inst. flow rate

CH2瞬時流量CH2 Inst. flow rate

CH1瞬時周波数出力
CH1 Inst. frequency output

CH2瞬時周波数出力
CH2 Inst. frequency output

標準設定やパラメータ設定ソフトウェア等の詳細につきましては、当社へお問い合わせください。Contact us if you have questions on the default settings and software that allows you to set this product.

2023

229

C
For Chemicals

構造図 Structural drawing
変換器 Driver unit

CN1

Ultrasonic flow meter7115

精密マイナスドライバー(刃先サイズ：2.0×0.4)

Precision flat-head screwdriver(Tool edge: 2.0×0.4)

9

配線 Wiring

精密マイナスドライバー(刃先サイズ：2.5×0.4)

CN2

90

CN2

Precision flat-head screwdriver(Tool edge: 2.5×0.4)

15

配線 Wiring

コネクタ：DINKLE 製 Connector: Made by DINKLE

26

CN1

UL規格(AWG) UL standard(AWG)No.

型番 Model number selection

CN1

ESC250V-10P

単線 Solid：28〜20CN20134-4106

撚線 Twisted：28〜14端子接続 Terminal connection
CN1

1
2

CN2

出力信号(アナログ出力1) Output signals(Analog output 1)
4-20mA1

3

出力信号(デジタル出力1) Output signals(Digital output 1)

3 F.G.

4

出力信号(デジタル出力2) Output signals(Digital output 2)

4

5

COM

5

6

入力信号(デジタル入力2) Input signals(Digital input 2)

8910

検出器 Transducer unit

出力信号(アナログ出力2) Output signals(Analog output 2)
4-20mAL

4×Φ4.5■ Z型 Z type32

■ 標準型 Std. typeRS-4856 GND

入力信号(デジタル入力1) Input signals(Digital input 1)

7

電源 Power source
DC24V

2

A
L
B
φ6.5

B

白 White黒 Black

白 White
4×Φ4.5C

IPコード : X7相当

40

3
φ6.5

A

黒 Black

規格寸法 Standard dimensions

230

規格 Std.

A

B

C

D

L

USF500N-G08/G08HK

138

80

104.5

185

94.6

USF500N-G10/G10HK

145

80

124.5

225

101.6

USF500N-G15/G15HK

178

110

124.5

225

134.6

USF500N-G20/G20HK

184

110

124.5

225

140.6

USF500N-G25HK

192

110

131.5

233

148.2

2023

40

32

24.5

D

3

24.5

IP Cord: X7 equivalent

C
薬液・純水用ケーブル Cable
標準タイプ(PVC被覆) Standard type(Shielded with PVC)

(20)

マーカー : 白 Marker: White

被覆 : 黒 Shielded: Black

マーカー : 黒 Marker: Black

被覆 : 黒 Shielded: Black

超音波流量計3000(100)

マーカー : 白 Marker: WhiteETFEタイプ(ETFE被覆) - オプション対応 ETFE type(Shielded with ETFE) - Option correspondence.

USF500N

3000

マーカー : 黒 Marker: Black

被覆 : 白 Shielded: White

マーカー : 黒 Marker: Black

被覆 : 黒 Shielded: Black

取付姿勢 Installation attitude
a（○）

b（○）

c（×）

d（△）

e（×）

f（○）

g（○）

h（×）

i（×）

j（◯）

注意

Note

検出器は付属の固定ブラケットで安定した構造物へネジ固定してください。
取付姿勢は、a,b,f,g,jをお勧めします。
d は測定上問題ありませんが、液溜りが発生します。配管内から流体除去するパージ作業において、流体が抜けにくい為、ご注意下さい。
c,e,h,iは、気泡溜まりが考えられますので、避けて下さい。
気泡は計測の妨げになりますので、気泡が入らぬよう注意して下さい。
常に満水状態でご使用下さい。

Always fix Transducer unit on stable place with the brackets and screws that come with it.
Installation orientations of "a", "b", "f", "g", "j" are recommended.
Installation position "d" allows you to measure flow, but this causes fluid to stay in the path, resulting in a factthat you may have a difficulty in removing fluid from pipes by purging AIR.
Do NOT use installation positions of "c", "e", "h" , "i" due to bubbles that stay in the path.
Please avoid entry of air bubbles, because air bubbles interfere with flow measurement.
The flowmeter must be filled fully with fluid at all times.

2023

231

For Chemicals

カルマン渦式流量計

SSF

Karman vortex flow meter

超音波より、
カルマン渦を検出する方式のため、接液部に駆動部を無くすことが可能となりました。
■ 接液部は、PFA製ですので純度を要す流体の計測に適します。
■ CEマーキング適合品。
■

The method to detect Karman vortex by ultrasonic waves has enabled to cut out the driven part from the wetted part.
Well suited to measure fluids needed to maintain purity, as it is made from all PFA in the wetted part.
■ Compliant with CE marking■■

注意Caution

計測精度を保つため、IN側に7D(口径の7倍)、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, for installation into inlet, use straight pipe with 7D. For outlet installation, use straight pipe with 5D or larger.
Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
規格
Std.

SSF

-

形状
Shape

流体名 オプション
OptionFluids

T-

特殊項目
For specialized item-

T
規格 Std.
10
15
20
25

B

ブラケット付 With bracket (規格20のみ) (For std 20 only)

9ET

瞬時・積算表示計(EM0900ET) Instantaneous / integrating indicator (EM0900ET) ＊4

1

純水 Purified water9

特殊 For specialized fluid＊3

チューブ接続 Tube connection
測定範囲 Measuring range＊1

接続口径 Connection size

0.5〜3.5（1×10−6m2/s）L/min

チューブエンド Tube end 3/8″

1〜16（1×10−6m2/s）L/min

チューブエンド Tube end 1/2″

2〜40（1×10−6m2/s）L/min＊2

5〜130（1×10−6m2/s）L/min＊1: 測定範囲は水換算20℃｛293K｝条件の流量です。
＊2: 液体温度が70℃以上の場合、流量範囲は6〜40L/minになります。
＊3: フッ素樹脂を腐食・透過しない液体（液体についてはご相談下さい）。
特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊4: 当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。
表示計の詳細は、EM0900ETのページを参照してください。

チューブエンド Tube end 3/4″
チューブエンド Tube end 1″＊1: Measuring range shown above indicate ones equivalent to water at 200C.
＊2: If more than 700C in liquid temperature, it will range between 6 L/min and 40 L/min.
＊3: For liquids which will not corrodes and permeates fluorocarbon resin.
(Consult us with your specifications ragarding the liquid.)
For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.
For details, consult us with your specification.
＊4: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to digital meter page for detail of EM0900ET.

仕様 Specifications
型式 Model number Selection

SSF10
PFA/φ9.53×φ6.33

電源 Power source
ケーブル長 Cable length
質量 Mass

SSF15
SSF20
超純水/純水/薬液 Ultrapure water / Purified water / Chemicals
PFA/φ12.7×φ9.53 PFA/φ19.0×φ16.0
2〜40.0L/min

5〜130L/min±5％ of F.S.

±2.5％ of F.S.

±1.5％ of F.S.

±2.5％ of F.S.

0.6MPa(G)0.45MPa(G)0.8MPa(G) at 25℃

5〜85℃
5〜60℃
5〜80％RH（結露なきこと No dewing）
NPNオープンコレクタ出力 NPN open collector output
Max. DC30V/80mA
10mL/P
約5ms Approx. 5 ms
4-20mA（流量0のとき4mA）(4 mA when flowrate indicates 0.)
約2s Approx. 2 s
500Ω以下 500 Ω and below
NPNオープンコレクタ出力 NPN open collector output
Max. DC30V/80mA
DC24V±10％（120mA以下） 24 V DC±10% (120 mA and below)
2m
約180g Approx 180 g

2023

PFA/φ25.4×φ22.2

1〜16.0L/min

約190g Approx 190 g

約220g Approx 220 g※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

232

SSF25

0.5〜3.5L/min

出 力 信 号

液体 Liquids
接液部材質/接続チューブ径 Material of wetted part / Tube size
測定流量範囲 Measuring flow ranges（at 1×10−6m2/s）
測定流量精度 Flow accuracy
最高使用圧力 Max. operating pressure (at 25℃)
使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient temperature
使用環境湿度 Ambient humidity
方式 Form
パルス出力
容量 Capacity
Pulse output
パルス単位 Pulse unit
パルス幅 Pulse width
方式 Form
アナログ出力 ※応答時間 Response time
Analog output
負荷抵抗 Load resistance
方式 Form
比較出力
容量 Capacity
Comparative output
Output signals

C

100mL/P

約310g Approx 310 g

C
薬液・純水用構造図 Structural drawing
SSF10/15/20/25

カルマン渦式流量計①

59.1

ケーブル(2m)

61.4

Cable

⑥
⑤④
⑩

③ ②

⑦

⑨

パネルカット Panel cut-out⑧

b2(Mounting hole)
L

D1

D2

SSF

H

b1

2×n×4.5（取付け穴）

SSF20-（ ）-B ブラケット付 SSF20-( )-B with bracket
34
26

5

＊SSF20タイプは取付穴がありません。
ブラケットをご使用下さい。
＊The mounting hole is not provided in SSF20 type,so that bracket should be used for it.

（65）

8

（57）

78

70

4×φ4.5配線図 For wiring diagram

規格寸法 A table of standard dimensions
規格 Std.

L

D1

D2

SSF10

195

φ9.53

φ6.33

SSF15

210

φ12.7

φ9.53

SSF20

228

φ19.05

φ15.9

SSF25

352

φ25.4

φ22.2

H
57
71.6

n

b1

M3×O.5M4×O.7b2

線色 Cable colors

信号名 Signal name赤 Red

DC24V電源 Power source at 24 V DC

33.5

21.5

黒 Black

OV電源 Power source at 0Vーー

白 White

4-20mA出力（＋）4-20 mA output (+)

44

24

青 Blue4-20mA（−）4-20 mA (-)

黄 Yellow

パルス出力（＋）Pulse output (+)

灰 Gray上下限定出力（＋）Upper / lower limits setting output (+)

電線サイズ Applicable wire : AWG 28, 絶縁被覆径 Insulating coating size : φ0.85

上下限設定出力、LED点灯 Upper / lower limit output. LED lights up.

材質 Materials
名称 Names of parts

No.

材質 Material1

流量表示部 Flow displayー2

上限設定出力表示部 Display of upper limits setting output

ー3

下限設定出力表示部 Display of lower limits setting outputー

4

上限設定モード/up キー Upper limits setting mode / Up key

ー5

下限設定モード/down キー Lower limits setting mode / Down key

6

パネル Panel

ポリエステル Polyester

7

カバー CoverP.P

8ボディー Body

PFA

9

アンプケース Amp. case

P.P

10

ケーブルガード Cable guard

FKM

ー

Hi
Lo
Hi
Lo

OFF

OFF

ON
ON

※上限：OFF, 下限：OFF固定※Upper limit: OFF, Lower limit: Fixed to OFF

2023

233

C
For Chemicals

羽根車式流量計

FF-P Fin flow

Turbine flow meter

光電センサ採用のフィン回転式流量計。
極小でシンプル。
■ 純水、薬液用。
■ 連続信号発振型。
■■

A fin rotary flowmeter employing a photosensor.
Minimal and simple in construction■ Designed for use in pure water and chemicals.
■ A continuously signal producing type.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

流体名
Fluids-FF - P

流量単位 最大流量 オプション
Max. flow
Option
Units

-

-

特殊項目
For specialized item

表示計
Flow indicatorPFA

mL/min

B

L/min

1

純水 Purified water9

特殊 For specialized fluid

測定範囲 Measuring range

50

20〜100mL/min

100S
100

40〜200mL/min
50〜500mL/min

パーフロパッキン Perfluoro packing

下記測定範囲の最大流量を記入

Max.

規格 Std.

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product.
Max. flow rate selected from the available flow range below＊1
接続口径 Connection size

＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。
表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は水換算20℃｛293K｝
条件の流量です。

チューブエンド Tube end 1/4″（φ6.35×4.35）

100〜1000mL/min

150

0.3〜3L/min
0.5〜5L/min

200

1〜10L/min

300

2〜30L/min＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.
For details, consult us with your specification.
チューブエンド Tube end 1/2″（φ12.7×9.53） ＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digitalmeter / Converter" page regarding option codes.
チューブエンド Tube end 3/4″（φ19.05×15.88） ※Measuring range shown above indicate ones equivalent to water at 20°C.

チューブエンド Tube end 3/8″（φ9.52×6.35）

仕様 Specifications

取付姿勢 Installation attitude

項目 Item

P50

出力精度 Output accuracy

P100

P100S

P150

P300

±3％ of F.S.

±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.35MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient temperature

P200

Max. 50℃
0〜50℃（結露なきこと No dewing)
NPNオープンコレクタ DC30V 50mA Max. NPN open collector DC 30 V 50 mA at Max.

パルス出力 Pulse output

0〜120Hz程度 degree of 0 - 120Hz

0〜150Hz程度 degree of 0 - 150Hz

DC12〜24V 20mA Max.

電源 Power source

2m（AWG 26）

ケーブル長 Cable length＊薬液でご使用の場合、パッキン材質を確認ください。
（標準FKM）＊流体に色がついている場合、光の透過を妨げられ計測ができないことがあります。
＊流体中に気泡が混入すると流量計内部に付着し、光の乱反射や、フィンの回転抵抗により計測が不安定になる場合があります。
＊For use in chemicals make certain of materials of packing to be used. (Std: FKM)
＊If the fluid is colored, it may be sometimes obscured from optical transmission and disabled it for flow measurement.
＊If getting air bubbles mixed into the fluid, they will be deposited in the inside of the flowmeter, and thereby reflecting the light diffusely, or the resistance on the fin rotation
will be produced and sometimes made it unstable in flow measurement.

234

2023

水平流れ・縦置き

Horizontal flow ・vertical installation

C
配線 Wiring diagram
AWG 26(0.1mm 2 )

L

φA

W1

W2

H

h1

h2

B

φD

P100

140

46

47

38

41

17.5

6

5.5

6.35

P150

180

61

60

50

45

20

4

13.5

9.52

P200

200

61

60

50

55

24

9.5

11

12.7

P300

230

70

59

50

63

32

9

13

19.05

線色 Cable colors
茶 Brown

投光側 Transmitter side

受光側 Receiver side

DC12〜24V

0V

青 Blue-黒 Black

羽根車式流量計

規格 Std.

出力 Output

構造図 Structural drawing

FF-P50

薬液・純水用規格寸法 A table of standard dimensions

FF-P100, 150, 200, 300
32(2000)

45

投光側 Transmitter side

W2
B

(2000)

W1

6

38

FF-P

受光側 Receiver side

受光側 Receiver side

2×φ3.5

①⑨ ③

□32

⑪ ⑤⑥

4×φ4.5W2

φ6.35

投光側 Transmitter side

(33.5)

L

6

14

(25)

φA

④

(160)

⑧

h2

h1

φD

H

② ⑩ ⑦

FF-P100S
38

47

5.5

38

材質 Materials(2000)
4×φ4.5

受光側 Receiver side
投光側 Transmitter side
φ46

φ6.35

⑤⑦ ⑧

6

(31.5)(42.5)
23

②③ ⑥⑨

①

④ ⑩

⑫

No.

P50

P100S

P100〜P300

1

ケーシングB Casing B

PFA

NEW PFA

PFA

2

ケーシングA Casing A

PFA

NEW PFA3

トッププレート Top plate

SUS3044

ボトムプレート Bottom plate

SUS304

5

フィン Fin

名称 Names of parts

PFA
PP
PP

PTFE

6

ベアリング Bearing

7

シャフト Shaft

サファイア Sapphire

8

Oリング O-ring

FKM(標準 Std.) ※9光電センサ(受光側)
Photosensor (Receiver side)

光電センサ(投光側)10 Photosensor (Transmitter side)

サファイア Sapphire

PP/他 etc.
PP/他 etc.

11 ストッパー Stopper
サファイア Sapphire
12 アジャストボルト Adjustable bolt
PFA
SUS304
ロックボルト Lock bolt
※PFやカルレッツ仕様も制作可 PF / Kalrez specification is also available to make.

140

2023

235

C
For Chemicals

面積式流量計FM-PF (Reasonable type)
リ ー ズ ナ ブル タ イプ

Variable area flow meter

オールPVC。
パネル取付け型。

■■

Made from all PVC
Panel mounting type■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PF

形状
Shape

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-

特殊項目
For specialized item

Max.

規格 Std.

下記測定範囲の最大流量を記入

B

L/min

Z

特殊 For specialized unit

1

純水 Purified water9

特殊 For specialized fluid

Max. flow rate selected from the available flow range below

＊1

＊1

1

取付方向

下→上 Mounting direction: Bottom → Top

2

取付方向

下後→上後 Mounting direction: Behind bottom → Behind top

9

特殊 For specialized shape＊1

測定範囲 Measuring range

接続口径 Connection size

材質 Material

0.2〜2L/min
0.4〜5L/min
04

1〜10L/min

Rc1/2

2〜20L/min
オールPVCAll PVC

5〜30L/min
2〜30L/min
06

4〜50L/min

Rc3/4

6〜70L/min
06G

6〜70L/min10〜100L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above show ones equivalent to water at 20°C.

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.35MPa(G）使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 40℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing)＊ケミカルでご使用の場合、パッキン材質を確認下さい。(標準FKM)＊For use in chemicals make certain of materials of packing to be used (Std: FKM)

236

2023

Rc1

C
薬液・純水用規格寸法 A table of standard dimensions
L

1

2

3

H

B

b1

b2

d1

d2

C

A

04

215

180

130

25

56

56

44

44

25

6

M5

1/2

06

276
(261)

231

170

30.5

74

74

60

60

30

7

M6

3/4

06G

296
(261)

241
(231)

170

35.5
(30.5)

74

74

60

60

38

7

M6

1

備考 Remarks

面積式流量計

規格 Std.

( )は形状1(取付方向下→上)タイプ
Dimensions parenthesized show type of Shape 1(Mounting direction: Bottom→Top).

構造図 Structural drawing
形状1 Shape 1

形状2 Shape 2
H
8×C×5

2×RcA

B

8×C×5

b1

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥

⑥
⑦

⑦

パネルカット Panel cut-out
パネル前面取付 Panel- mounted

パネル埋込取付 Panel-embedded

4×φd2

4×φd2

4×φd2

4×φd2

b1

b2

パネル前面取付 Panel- mounted

1

1

1

b1

2

パネル埋込取付 Panel-embedded

b1

1

パネルカット Panel cut-out

2

⑧

1

⑧

1
L

1

L

②

b2

2×RcA

H

①

①

b1

FM-PF (Reasonable type)

B
b1

3

3

2×φd1

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

1

フィッティング Fitting

PVC

2

Oリング O-ringFKM

3

テーパー管 Tapered tube

PVC

4

ガイドポール Guiding pole

PCTFE

5

フロート Float

PVC

SUS316密封 SUS316 sealed

6

フロントプレート Front plate

PVC

目盛付 Scaled

7

ステイロッド Stay rod

8

バックプレート Back plate

材質 Material

備考 Remarks

SUS304
PVC

イエロー Yellow

2023

237

C
For Chemicals

面積式流量計FM-PF (Custom type)カ ス タ ム タ イプ

Variable area flow meter

ガラステーパー管仕様。
純水／薬液対応。
■ 警報接点取付可能です。
■■

Glass tapered tube specification.
Corresponds to purified water / chemicals.
■ Alarm contact can be installed.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PF

バルブ
Valve

警報
Alarm

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size

-

-

-

-

Max.

規格 Std.
45

特殊項目
For specialized item

接続口径 Connection size

規格 Std.

01

Rc1/4

45

02

Rc3/8

03

Rc1/2

04

Rc3/4

下記測定範囲の最大流量を記入

B

L/min

Z

特殊 For specialized unit

1

水 Water9

特殊 For specialized fluid

55
65
Max. flow rate selected from the available flow range below

＊1

＊1

0

スイッチ無し With no switch

1

リードスイッチ後A接点 Reed switch of contact A, but no PF45

＊2

2

リードスイッチ後B接点 Reed switch of contact B, but no PF45

＊2A

磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A＊2

B

磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B＊2

C

磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A＊2

D

磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B＊2

9

特殊 For specialized alarm＊10

バルブ無し With no needle valve

1

下側ニードルバルブ付 With lower needle valve

2

上側ニードルバルブ付 With upper needle valve

9

特殊 For specialized shape＊1

測定範囲 Measuring range
0.1〜1L/min
0.2〜2L/min

スイッチ Switch

接続口径 Connection size

×

Rc1/4

◯

Rc3/8

◯

Rc1/2

◯

Rc3/4

材質 Material

0.3〜3L/min
0.4〜5L/min
55

1〜10L/min
2〜20L/min
3〜30L/min

65

4〜50L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

238

2023

PVC

C
流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G) at 40℃

使用流体温度 Operating fluid temperature

60℃ at 0.3MPa(G)

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing)

NPN出力-A接点 NPN output contact A

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

Max. 0.2A
出力 Output

50cm (AWG 24)h

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦ 100 mA

規格寸法 A table of standard dimensions
H

面積式流量計

DC 0〜24V

ケーブル長 Cable length

L

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※規格 Std.

薬液・純水用

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

仕様 Specifications

ケーブル長 Cable length

b

D1

D2

D3

d1

d2

34

25

6

25

M5

Rc1/4

170 14044

55

182 150

60

4

42

34

6

32

M5

65

190 150

61

5

42

36

5

32

M4

※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

Rc3/8
Rc1/2

FM-PF (Custom type)45

2m (AWG 24)

Rc3/4

構造図 Structural drawing
FM-PF 45

磁気スイッチ Magnetic switch

8×d1×5⑫

2×Rcd2

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

①
3

②

（28）

③
④
⑤

（2000）

パネルカット Panel cut-out
パネル前面取付
Panel-mounted

L

⑥
⑦
⑧
⑨

パネル埋込取付
Panel-embedded

4×φD2
2×φD1

4×φD2

Max. 36

H

100

44

20

b

※1: 取付の際には一時的にハンドルを取り外してください。
※1: Remove valve handle before installing flow materon panel.

FM-PF 55/65
8×d1×6bb

2×Rcd2①

φD3 ※1

材質 Materials

ＯＵＴ

②

No.

名称 Names of parts

③
④
⑤
⑥

1

フィッティング Fitting

PVC

2

パッキン Packing

FKM

3

ストッパー Stopper

PVC

4

ガイドポール Guiding pole

PCTFE

5

テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

6

フロート Float

PVC

7

バックプレート Back plate

PMMA

8

フロントカバー Front cover

PMMA

9

ニードル Needle valve

PVC

10 リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

⑪⑩
茶 Brown（＋）

⑨

⑬
ＩＮ

Max. 39Hh

青 Blue（−）
L

（28）

⑧

52

100

リードスイッチ付きの場合、磁性体
パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch isuninstallable to magnetic panel.

材質 Material

11

補強リング Reinforced ring

SUS30412

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

13

スイッチプレート Switch plate

PMMA

備考 Remarks

マグネット密封（スイッチ付）
Magnet sealed for switch

AWG 24
AWG 24

2023

239

C
For Chemicals

面積式流量計FM-PF (Excel type)エ ク セ ル タ イプ

Variable area flow meter

PFA一体成型採用により、リークの心配および切削面を極力無くすことができました。
■ 強酸・強アルカリの薬液計測に最適です。
■

Thanks to monolithic PFA molding these models are free from leakage and reduce cutting area to minimum.
Corresponds to the chemical flow measurement of strong acids and alkalies.

■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FM - PF

バルブ
Valve

警報
Alarm

-

流体名
Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Options
Units

-

-

-

特殊項目
For specialized item

パーフロパッキン Perfluoro packing
光電センサダークON DC24V Photosensor formed Dark ON at 24 V DC ＊5
光電センサライトON DC24V Photosensor formed Light ON at 24 V DC ＊5
光電センサダークON DC12V Photosensor formed Dark ON at 12 V DC ＊5
光電センサライトON DC12V Photosensor formed Light ON at 12 V DC ＊5
キャップ溶接 Cap welded
接続口径 Connection size
規格 Std.
Rc3/8
400
Rc1/2
500
Rc3/4
チューブエンド Tube end 1/4″
200
チューブエンド Tube end 3/8″
300
チューブエンド Tube end 1/2″
400
チューブエンド Tube end 3/4″
500

PF
PD1
PL1
PD2
PL2
W
02
03
04
21
22
23
24
Max.

規格 Std.
200
300
400
500

A
mL/minB
L/minZ
特殊 For specialized unit ＊2
1
純水 Purified water9
特殊 For specialized fluid ＊20
センサ無し With no sensor
1
リードスイッチ横A接点 With side reed switch of contact A ＊3 ＊4
2
リードスイッチ横B接点 With side reed switch of contact B ＊3 ＊4
3
リードスイッチ後A接点 With rear reed switch of contact A ＊4
4
リードスイッチ後B接点 With rear reed switch of contact B ＊4
A
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊4
B
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊4
C
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊4
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊4
D
特殊 For specialized alarm ＊2
9バルブ無し With no needle valve0
上側ニードルバルブ付 With needle valve at upper side2
特殊 For specialized shape ＊2
9規格最大流量 Max. flowrate specified〜2L/min〜3.5L/min〜15L/min〜50L/min ＊1＊1: FM-PF500ニードルバルブ付きタイプは、輸出貿易管理令該当貨物となるため、法令に従い輸出手続きが必要となります。詳細はお問い合わせください。
＊2: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊3: リードスイッチ横は向かって右側が標準です。
＊4: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊5: 光電センサの時は警報の9を選び、オプションで表示して下さい。

240

2023

次ページ、測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range next page

＊1: FM-PF500 Series with the needle valve is an export-trade controlled goods;
therefore in accordance with laws and regulations, export formalities are required. Contact us for more detail.
＊2: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.For details, consult us with your specification.
＊3: Lateral reed switch is a standard installation that is installed on right as one faces.
＊4: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊5: When selecting the photosensor, select the item 9 in Alarm and designate it in the optional item.

C
規格
Std.

300

500

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）（PF500 at 30℃）

使用流体温度 Operating fluid temperature

60℃（PF500 at 0.4MPa（G））

使用環境温度 Ambient operating temperature−

接点方法 Contact forms○

接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length
−

○

O〜40℃
（結露なきこと No dewing)
リードスイッチ Reed switch

光電センサ Photosensor

A接点 Contact A

ダーク ON Dark ON type

B接点 Contact B

ライト ON Light ON typeDC 0〜24V

DC12V ±10% or 24V ±10%Max. 0.2A

Max. 80mA50cm(AWG 24)

2m(AWG 26)＊ケミカルでご使用の場合、パッキン材質を確認下さい（標準FKM）＊For use in chemicals make certain of materials of packing to be used (Std: FKM)

磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch○○○

NPN出力-A接点 NPN output contact A−

出力形態 Output form ※NPN出力-B接点 NPN output contact B
PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B○○

FM-PF (Excel type)400

2〜20 mL/min
5〜50
10〜10020〜20020〜30050〜5000.1〜1L/min
0.2〜2
0.1〜1
0.2〜1.5
0.2〜2
0.2〜2.5
0.2〜3
0.4〜3.5
0.4〜5
1〜10
2〜15
2〜15
2〜20
3〜30
4〜40
4〜50

センサ Sensors
リード/磁気 Reed / Magnetic 光電 Photoelectric

面積式流量計200

測定範囲
Measuring range

薬液・純水用仕様 Specificationsof flowrates
流量/規格別センサ表 Aandtablesensors specified＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10mA
オープンドレイン Open drain

出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦100mA

ケーブル長 Cable length

2m(AWG 24)※ A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※ Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

光電センサの一般的な使い方 How to use the photosensor in general
下限警報として Indicating alarm at lower limit

常用値の認識として In confirmation of the normal value
センサは常用値に設定
The sensor should be set at normal value.

センサは最下部に設定
The sensor should be set at the lowest part.

通常使用時 When using under normal condition

常用値近辺 When using near the normal value

ダークON Dark ON

OFF

ダークON Dark ON

ON

ライトON Light ON

ON

ライトON Light ON

OFF

フロートが光を遮ると…
If the float obstructs the light, …

フロートが光軸から上下に外れると…
If the float is vertically deviated from light axis, …

流量低下時 In case of decreasing the flowrate,

流量設定外 In case of being out of the setting flowrate,

ダークON Dark ON

ON

ダークON Dark ON

OFF

ライトON Light ON

OFF

ライトON Light ON

ON※設定できる流量は個々の流量計により異なります。詳細はお問い合わせください。
※The flowrate to be able to set varies according to the individual flowmeter. For more details, contact us at the nearest sales offices.

2023

241

C
規格 Std.

Variable area flow meter

1

2

3

4

5

6

Ho

H

B

b1

b2

b3

D

Do

Rcd

200

106
（110） 80

60

100

ー

10

ー

ー

26

32

20

26

ー

11

17

ー

6.35×4.35X42

300

134 100
（138）

76

124

ー

12

ー

ー

32

37

26

28

ー

15

21

ー

9.52×6.35X47

400

169 115
（165）

80

90

75

12.5

63

57

51

42

28

30

43

29

29

3/8

12.7×9.5X100

500

206
（198） 150

100

112

90

19

80

65

57

52

30

32

52

39

37

1/2
3/4

19×15.8X100

L＊ ( )内は溶接仕様 Dimensions parenthesized indicate the one specific to welding specification.

構造図 Structural drawing
PF400/500 光電センサ付 with photosensor

32
20（Max. 30） 26
3

⑯

③④ ②

2×M5×5

⑭
⑬

⑧

⑩

100
106

1

⑬

⑧

⑭

①
⑪

茶色 Brown
青色 Blue
黒色 Black
茶色 Brown
青色 Blue⑩⑨

4×φ3.5貫通

4×φ3.5 through-hole

2×Rcd

2×Tube1/4

⑥

⑮

ＩＮ

⑪ ⑨

②

④
⑤

⑮
Ｌ

⑤
⑥
⑦

③

13

ＯＵＴ

42

80

Ｈｏ
Ｈ

①

φ4.35
φ6.35

Ｂ

PF200/300 光電センサ付 with photosensor

4

PF400/500 リード/磁気スイッチ後付 with rear reed / magnetic switch
Ｂ

PF400:26〜36
PF500:35〜45

①

Ｈｏ
Ｈ

φ×

磁気スイッチ Magnetic switch
ＯＵＴ

L

⑤
⑥
⑦
⑧

2×M5×5⑫
23

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT
3

茶色 Brown
青色 Blue

1

③④ ②

⑰

4

For Chemicals

規格寸法表 A table of standard dimensions（28）（2000）⑬
ＩＮ⑨⑩

PFA溶接 PFA welded

材質 Materials
No.
名称 Names of parts
1 ボディ Body
2

グランド Gland3

ハンドル Handle

4
5
6
7
8

242

材質 Material
PFA
PF200/300：ETFE
PF400/500：PCTFE
PF200/300：ETFE

PF400/500：PP
ニードル Needle valve
PFA
サイドプレート Side plate
PVC
フロントプレート Front plate PVC
スケールプレート Scale plate PVC
フロート Float
PTFE/PFA ※1

2023

No.
名称 Names of parts
9 キャップ Cap
10 Oリング O-ring
11 サラビス Countersink screw
12 リードスイッチ Reed switch
13 スイッチプレート Switch plate
14 スイッチブラケット Switch bracket
15 光電センサ Photosensor
16 補強リング Reinforced ring
17 磁気スイッチ Magnetic switch

材質 Material
PFA
PF200 : PF, 他 etc. : FKM
PEEK
SUS303 他 etc.
PVC
PVC
SUS304
POM 他 etc.

備考 Remarks
オプション Options : PF
AWG 24

AWG 26※2
AWG 24※1 SUS316のウェイトを封入する場合あり。 ※1: Weight made out of SS316 may be encapsulated.
※2: PF500(Rc3/4)のみ ※2: For PF500 (Rc3/4) only.

C
薬液・純水用

パネルカット Panel cut-out
パネル埋込取付 Panel-embedded
PF400/500

φDo

5PF200:4×φ4.5
PF300:4×φ5.5

面積式流量計PF200/300

5PF200:10
PF300:12b2※取り付けの際は、フロントプレートの固定ネジを利用する為、プレートを取り外すか、又は共締めにして下さい。
ボディのネジ穴: M4 - 深さ5mm
プレート厚 : t=3mm※Use screws being used to fix front plate in mounting.
M4 threaded screw hole of the body (5 mm depth)
Thickness of the front plate: t=3 mm

2PF400:5
PF500:6

3

b2

2

3

φDo

FM-PF (Excel type)

4×φ5.5b1

b1※ニードルバルブなしの場合、φDoは必要ありません。 No need to make a hole of φDo, when it is a type without needle valve.

パネル前面取付 Panel-mounted■スイッチなし Type without switch■リードスイッチ横付 Type with reed switch on the side
PF200/300
b1■リード／磁気スイッチ後付 Type with rear reed / magnetic switch

PF400/500
PF200 : 4×φ4.5
PF300:4×φ5.5

PF300

PF400/500
4×φ5.5

2×φD

2×φＤ

2×φ7
5

2×φ7

2×φ15

4

1

6

15

80

100

124

1

4

1

3

φD

17

PF400: 20
PF500:30

2×(R)

2×(R)

26

■光電センサ付 Type with photosensor
PF300

4×φ5.526

PF400/500

2×φD

R

2×φ7

20

22

20

12

0.75

10

PF200

b3

6

4

1

30

100

80

124

60

30

101.5

80

100

21.5

21.5
R

PF400:6
PF500:5

4×φ4.5

2×φ15

2023

243

C
For Chemicals

面積式流量計DUO-PFDuo flow

Variable area flow meter

フロートの位置で流量を現場目視できます。
同時に連続信号を出力できます。

■■

Flowrates are visually confirmed by the position of float on site.
Also a continuous signal can be produced simultaneously.

■■

型式 Model number selection
形状1
Shape1

形状2Shape2

流体名
FluidsDUO - PF200 -

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Max. flow Connection size Options
Units

-

0
2
9

- 21 -

特殊項目
For specialized item-

W
キャップ溶接 Cap welded
21
チューブエンド Tube end 1/4″
5〜15mL/min
15
10〜40mL/min
40
10〜100mL/min
100
50〜150mL/min
150
50〜250mL/min
250
100〜500mL/min
500
0.1〜1L/min
1
0.2〜1.7L/min
1.7
AmL/minB
L/minZ
特殊 For specialized unit ＊1
1
純水 Pure water9
特殊 For specialized fluid ＊1
4-20mA出力 Output at 4-20 mA
1
1-5V出力 Output at 1-5 V
2
1-10V出力 Output at 1-10 V
3
特殊 For specialized shape ＊1
9バルブ無し With no needle valve
上側ニードルバルブ付 With upper needle valve
特殊 For specialized shape ＊1＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above indicate ones equivalent to water at 20°C.
※Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

244

2023

C
±5％ of F.S.

出力精度 Output accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと No dewing）

出力性能 Output performance

4-20mA 負荷抵抗：400Ω以下
4-20 mA Load resistance: ≦ 400 Ω
1-5V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-5 V Load resistance: ≧ 50 kΩ
1-10V 負荷抵抗：50kΩ以上
1-10 V Load resistance: ≧ 50 kΩ
約152分解能 Approx resolution of 152

電源 Power source ※DC12〜24V ±10％、Ｍａｘ．９０ｍＡ

ケーブル長 Cable length2m

出力信号 Output signals ※投光側と受光側に赤外IRとフォトトランジスタそれぞれ20個あります。その間にあるフロートが光を遮り、影の濃さによってフォトトランジスタが反応してON/OFFします。フロートの影を高低として読み取り、アナログ信号に演算され出力信号となります。
There are 20 pcs of phototransistor and infrared IR respectively on both of the transmitting and receiving sides.
When the float rises or falls, beams emitting from the transmitting side are blocked, making the phototransistor
turn ON / OFF. The shadow of the float is used to read flow rate, generating an analog output signal.

投光側センサTransmitting side

面積式流量計

流量精度 Flow accuracy

薬液・純水用計測概要 Measurement overview

仕様 Specifications

受光側センサReceiving side

※ アナログ信号1-10Ｖの電源は、
ＤＣ２４Ｖ ±10％、Ｍａｘ．
９０ｍＡです。
※ Power source for analog output signal of 1-10 V is 24 V DC ±10%, Max. 90 mA.

ケーブル内訳 Function

ケーブル色 Cable color

DC12〜24Ｖ +12-24 V DC power source

赤 Red

0V

白 White

アナログ出力 Analog Output

黄 Yellow

外皮シールド Wire shielding

緑 Green

線種 Class of cable

DUO-PF

ケーブル仕様 Specifications on cable
液体の流れ
Flow direction

AWG 24構造図 Structural drawing
6.35×4.35×41

パネルカット Panel cut-out
パネル前面取付 Panel-mounted
10

OUT

3

R

⑫

100

⑥
⑦

R

IN

※ 寸法はキャップ溶接仕様※ Parenthetic dimensions are for cap welded.

38
21.5

⑪

⑧
24

材質 Materials

4×φ4.5

パネル埋込取付 Panel-embedded

1

フロート Float

2

ボディ Body

PFA

3

ハンドル Handle

PCTFE

4

ニードル Needle valve

PFA

5

サイドプレート Side plate

PBT

6

フロントプレート Front plate

PVC

7

Oリング O-ringPF

8

キャップ Cap

PFA
PVC

9

バックプレート Back plate10

電源LED Power LED

11

リニアセンサ Linear sensor

12

グランド Glands

20

備考 Remarks
20

PTFE

4×φ4.510

材質 Material

φ17

クリア Clear60

名称 Names of parts

100

No.

21.5

80

⑤

②

20

10

①

③

106（110）＊

100

⑩

0.75

④

20

⑨

60

27

101.5

Max. 30

20

80

40

26

ー
PBT他 PBT,etc.
PCTFE※ ニードルバルブなしの場合、φ17は必要ありません。
※ No need to make a hole of φ17 for no needle valve version.

2023

245

C
For Chemicals

面積式流量計

FC-A (PVC type)

Flow checker

Variable area flow meter

テーパー管、接続部が塩ビ製のストレート型流量計。
耐薬性に優れたオールPVC タイプ。
（材質：2）■ Rc 接続タイプとパイプ差込接着タイプを選択可能。
■ 目盛幅が広く、視認性良好。
■■■

Straight-type flow checker using PVC tapered tube and fittings.
All PVC type,which is excellent for chemical resistance,is available. (Material: 2)■ Rc thread connection type and socket connection type are available.
■ Excellent visibility due to wide scale width.
■

Info.

アクリルテーパー管タイプは170ページを参照下さい。Refer to page 170 for acrylic tapered tube.

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-A

材質
Material

流体名
Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option

-

-

-

特殊項目
For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing ＊2
03
Rc1/2
04
Rc3/4
05
Rc1
11
16mm
12
20mm
13
25mm
14
30mm
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
B
L/min
Z
特殊 For specialized unit ＊1
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
SUSフロート/PVCテーパー管 Float made of SUS / PVC tapered tube
0
オールPVC All PVC
2
特殊 For specialized material ＊1
9接続口径 Connection size
測定範囲 Measuring range（L/min）
規格 Std.
材質 Material : 0 材質 Material : 2 Rc接続タイプ Rc thread connection パイプ差込接着タイプ Socket connection
0.2〜2
0.5〜7
0.4〜5
1〜10
1〜10
Rc1/2, Rc3/4
16mm, 20mm
40
2〜20
2〜20
3〜30
3〜30
10〜50
4〜50
4〜50
5〜70
Rc1
25mm, 30mm
60
10〜100＊1: 特殊項目については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: オールPVCタイプは標準がバイトンパッキンです。オプションで選択する必要はありません。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: No need to select FKM at optional item, because Viton packing is a standard in all PVC type.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

246

2023

材質 Material

PVC

C
仕様 Specifications

パイプ差込接着タイプ Socket connection type
規格 Rc接続タイプ Rc thread connection
Std.
呼び径 Normal diameter
φd
φD φC
L
d（Rc） φD
B
L
40

1

60

50
68

42
50

216
260

16mm

22.4

20mm

26.45

25mm

32.55

30mm

38.6

31

55

35

70

244

45

291

51

301

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.4MPa(G)

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 40℃

使用環境温度
Ambient temperature

0〜40℃（結露なきこと）(No dewing)

接液部材質
Material for wetted part

SUSフロート Float made of SUS : PVC, SUS他 etc.

面積式流量計

1/2
3/4

薬液・純水用規格寸法 A table of standard dimensions

オールPVC All PVC : PVC他 etc.
A40 : 約320g Approx. 320 g

重量 Weight

A60 : 約570g Approx. 570 g

オールPVC、Rc接続タイプ

SUSフロート、Rc接続タイプ

SUSフロート、パイプ差込接着タイプ

Rc thread connection type of All PVC

Float made of stainless steel, Rc threaded connection type

Float made of stainless steel, Socket connection type

φD

2×Rcd

φD
φC
φd

φD

①

L
L

④
⑤
L

④
⑤

⑥
⑦

⑥

④
⑤
⑥
⑦
⑧

Ｂ

B

2×Rcd

材質 Materials

材質 Materials

名称 Names of parts

材質
Material

備考
Remarks

1 フィッティング Fitting

PVC

グレー Gray

2 Oリング O-ringFKM

3 テーパー管 Tapered tube

PVC

4 フロート Float

PVC

クリア Clear

PVC

グレー Gray

材質 Materials

名称 Names of parts

材質
Material

備考
Remarks

1 フィッティング Fitting

PVC

グレー Gray2

Oリング O-ring

NBR

3テーパー管 Tapered tube

PVC

No.

4 フロート Float

5 ガイドポール Guiding pole PCTFE
6 ストッパー Stopper

②
③

③

No.

①

③

②

テーパー1/34

Tapered 1/34②①

FC-A (PVC type)

構造図 Structural drawing

SUS304/
SUS3165 ガイドポール Guiding pole SUS316
67

ゴムストッパー Rubber stopper
ストッパー Stopper

FKM
SUS316

クリア Clear

材質
Material

備考
Remarks

1 ソケット Socket

PVC

グレー Gray

2 グランド GlandPVC

グレー Gray

3 テーパー管 Tapered tube

PVC

クリア Clear

No.

名称 Names of parts

4 フロート Float

SUS304/
SUS3165 ガイドポール Guiding pole

SUS316

6 ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

7 ストッパー Stopper

SUS316

Oリング O-ring

NBR

8

2023

247

P
Parts

Parts

248

周辺パーツ

P
周辺パーツ

目次 Contents
フィルター Filter

F-LG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250
F-YG ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251
F-YS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 252
エジェクター Ejector

M-EM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253
ボールバルブ Ball Valve

TP-BV ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 254
チェックバルブ Check valve

TP-CV ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 255
ケミカルリリーフバルブ Chemical relief valve

CF-RV ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 256
ケミカルプレッシャースイッチ Chemical pressure switch

CF-PS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 257
ケミカル温度センサ Chemical temperature sensor

CF-SCMT ・・・・・・・・・・・・・・・・ 258
ケミカルラインフィルター Chemical line filter

CF-LF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 259
ケミカルエジェクター Chemical ejector

CF-EM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260

249

F-LG
■

Contaminated condition can be visually confirmed.
Easily installed at the middle of pipe line.
■ Slim shape.
■■

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic products. please refrain from use of mixing chemicals.

仕様 Specifications

型式 Model number selection
規格
Std.

F-LG

形状
Shape

-

接続口径 オプション
Connection size Options

-

-

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/4
02
Rc3/8
03
Rc1/2
04
Rc3/4
0
管用ネジRc接続 Taper pipe Rc threaded connection
9
特殊 For specialized shape ＊1
規格 Std. メッシュ(相当) Mesh (Equivalent) 材質 Material
フィルター Filter
5050
メッシュフィルター Mesh filter
100
100
PP
150
150
多孔質フィルター Porous filter
300
300
PE

使用流体
Operating fluid

WATER

使用最高圧力Max. operating pressure

1.0MPa(G)

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度
Ambient temperature

0〜60℃

圧力損失データ(WATER) Data on pressure loss (WATER)
40

20

Rc1/2,
Rc3/4

0
100

LG100

80

構造図 Structural drawing

60
40

Rcd

①

②

③
④

Rcd

H

1/4

18

3/8

21

1/2

25

3/4

30

20
0
120
100
80
60
40
20
0
160
140
120
100
80
60
40
20
0

LG150

LG300

0

10

20

30

40

50

流量 Flowrate L/min

材質 Materials

φ35

2023

Rc3/8

10

＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

250

Rc1/4

LG50

30

圧力損失 Pressure loss kPa

Filter (Line filter) / (Y-type strainer)

汚れの状態が目視可能。
パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
■ スリムな形状
■

H

Parts

フィルター（ラインフィルター）

120

P

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fitting

SCS13

2

パッキン Packing

NBR

3フィルター Filter

PE/PP

4

パイプ Pipe

PA12

備考 Remarks

クリア Clear

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

F-YG

P
周辺パーツ

フィルター（Y形ストレーナ）

フィルター

パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
取り付けたままでフィルターの掃除ができます。
■ マグネット入りタイプは、
鉄粉除去に最適です。
■ 汚れの状態が目視可能。
■■

Easy to install around the middle of pipeline.
Filter cleaning can be done while leaving it installed.
■ Magnet installed type is most suitable for removing iron power.
■ Visually checking can be done for contamination.
■■

注 意 樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic products. please refrain from use of mixing chemicals.

型式 Model number selection

F-YG

マグネット メッシュ オプション
MagnetMesh size
Options--

規格 Std.
8
10
15
20

-

特殊項目
For specialized item-

使用流体 Operating fluid

WATER

使用最高圧力 Max. operating pressure

1.0MPa(G)使用最高温度 Max. temperature

60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃

バイトンパッキン Viton packing
FKM
060メッシュ Mesh
マグネット無し With no magnet
マグネット入り With magnet
接続口径 Connection size
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4

0
1

F-LG | F-YG

規格
Std.

仕様 Specifications

規格寸法 A table of standard dimension
規格 Std.

Rcd

S

8

Rc1/4

18

10

Rc3/8

21

15

Rc1/2

25

20

Rc3/4

30

※
は即納品です。対象の型式につきましては、
お問い合わせください。
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing
φ35

+2

120 0

S
Rcd

IN

OUT

⑥
(61.5)①

60メッシュフィルタ

60 Mesh filter

③

④

⑤

②
18
φ36

材質 Materials
No.

材質 Material

名称 Names of parts

1

ボディ Body

PA122

キャップ Cap

SCS13

3フィルター FilterPP4

パッキン Packing

NBR

5

マグネット Magnet

フェライト Ferrite

6

フィッティング Fitting

SCS13

2023

251

Partsフィルター（Y形ストレーナ）

F-YS

Filter (Y-type strainer) / Ejector

パイプラインの途中に簡単に取り付けられます。
取り付けたままでフィルターの掃除ができます。
■ マグネット入りタイプは鉄粉除去に最適です。
■■

Easily installed on the way to pipe line.
Filter cleaning can be done while leaving it installed.
■ Magnet installed type is most suitable for removing iron power.
■■

型式 Model number selection
BS

規格
Std.

仕様 Specifications
材質
Material

マグネット メッシュ
MagnetMesh size

F-YS

A

-

- BS -

規格 Std.
15
20
25

SUS

規格
Std.

マグネット メッシュ
MagnetMesh size

-

F-YS

特殊項目
For specialized item

0
1
Rc1/2
Rc3/4
Rc1

0
60メッシュ Mesh
9
特殊 For specialized mesh ＊1
マグネット無し With no magnet
マグネット入り With magnet
接続口径 Connection size

特殊項目
For specialized item

- SUS -

規格 Std.
10
15

WATER,各種液体 Various liquid

使用最高圧力Max. operating pressure

1.0MPa(G)使用最高温度Max. temperature

100℃

使用環境温度
Ambient temperature

0〜100℃

BS

材質
Material

01

使用流体
Operating fluid

規格寸法 A table of standard dimensions

0
60メッシュ Mesh
9
特殊 For specialized mesh ＊1
マグネット無し With no magnet
マグネット入り With magnet
接続口径 Connection size
Rc3/4
20
Rc3/8
Rc1
25
Rc1/2

規格 Std.

接続口径
Connection size

L

H

X

Y

15

Rc1/2

75

53

29

21

20

Rc3/4

90

64

35

24

25

Rc1

110

77

43

30

規格 Std.

接続口径
Connection size

L

H

X

Y

10

Rc3/8

70

50

23

17

15

Rc1/2

85

60

29

19

20

Rc3/4

100

65

35

22

25

Rc1

115

77

43

27

SUS

＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
他のメッシュサイズも製作可能です。ご相談ください。BS：40、80、100。SUS：20、30、40、80、100。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
Other mesh sizes are available such as the following. For BS: 40, 80, 100. For SUS: 20, 30, 40, 80, 100.

構造図 Structural drawingLX

2×接続口径 Connection size

材質 Materials
IN

OUT

①

②

③④⑤

Y

252

2023

Serial No.

名称 Names of parts

BS

SUS

1

ボディ Body

CAC406SCS13

2

キャップ Cap

CAC406SCS13

3

メッシュフィルターMesh filter

4

パッキン Packing

5

マグネット Magnet ※

No.

(H)

P

※マグネット入りのみ For magnet installed type.

SUS304PTFE
フェライト Ferrite

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

M-EM
■
■
■

フィルター／エジェクター■

効率良い吸引ミキシングが行えます。
1 ピース構造にて、液漏れ等の心配がありません。
Outperforming suction and mixing
No fear for leakage due to monolithic construction

型式 Model number selection

M-EM - A

特殊項目
For specialized item

規格 Std.
01
02
03
04

オリフィス Orifice
φ2
φ3
φ4.5
φ5

Rcd2
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8

使用最高圧力 Max. operating pressure

2.0MPa(G)使用最高温度 Max. temperature

100℃

材質 Material

SUS316

F-YS | M-EM

仕様 Specifications

規格
Std.

吸引能力 Suction capacity

Rcd1
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

本体 IN Body at inlet 吸引部 Suction part 吸引流量 Suction flowrate
WATER

Air

30〜150％Air

Air

20〜30％※吸引流量は本体IN側からの流入量に対する割合となります。
※The suction flowrates shown above indicate the ratio for the inflow coming from the bodyat inlet.

※ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

原理 How it works

本エジェクターは、流体入口側を絞り込み流体出口
側口径を膨らましています。それにより、流体が細い通路を通過する際、速度が増し、流体出口側は負圧（減圧）状態になり吸引部の流体を引き込みます。
The Ejector is narrowed at the entrance to fluid, the bore diameter is,
however, swelled at the exit side of the fluid. Accordingly flow velocity
出口 increases when fluid passes through in the narrow path of flow and the
Exit
Ejector becomes a negative pressure (Reduced pressure) at outlet of thefluid, and draws in the fluid at the suction part at that time.

65

φ40
2

30

15

15

38

流体入口
Entrance to fluid

30

φ40

Rcd2

吸引部
Sucking part2×Rcd1

吸引データ Suction data

IN: water / 吸引 Suction: Air(L/min)01

Suction flow

︵吸引流量︶

IN: Air / 吸引 Suction: Air(L/min)

規格
Std.

02

03

注 意 Caution

04

40

50

50

40

40

左記データは、エジェクターの2次側開放状態でのものです。使用方法によってはデータが異なります。

30

40

30

30

30

The data shown left show as indicating that the Ejector is in a released
status at the secondary side. The data varies according to how it is used.

20

20

20

10

10

10

0

0

25

30

0
50
100
（IN流量） Flowrate at inlet

0

50

100

150

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

0

2

4

6

0

5

10

15

P
周辺パーツ

エジェクター

0

35
30
25
20
15
10
5
0

20
10
0

100

200

300

0

0

100

200

300

50
40
30
20
10
0

10

20

30

0

0

20

40

2023

253

TP-BV■

Ball valve for liquid.
Corresponding to various kinds of connection size.
■ Enable to use in combination with each parts of TOFPINE Series.
■■

構造図 Structural drawing

型式 Model number selection
接続口径
Connection size

-

d

L
40

17.5 93

R1/2

27.5 113

(40)
(54)
2×d

対応流量 Corresponding flowrate〜20L/min用 For - 20 L/min

OUT

④

①
②

L

接続口径
Connection size

φ

45

特殊項目
For specialized item

③

-

IN

03
04
R4
規格 Std.
32d
対応流量 Corresponding flowrate〜50L/min用 For - 50 L/min

40(25.5)TP-BV32

Rc1/2
Rc3/4
R3/4

A

L

Rc1/2, Rc3/4 16.5 92
R3/4

32
40

TP-BV 32 -

A

Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
R1/2

規格 Std.
25

規格
Std.

(24)

Rc1/4, Rc3/8 11.5 81

01
02
03
R3

TP-BV32

TP-BV25(A)

TP-BV 25 -特殊項目
For specialized item

58

規格
Std.

(A)

TP-BV2532.5 124(49)(69)※ IN/OUTの接続口径が異なる場合、IN側口径/OUT側口径の順番で以下のように記載願います。
例）TP-BV25-R3/03 ・・・IN側：R1/2、OUT側：Rc1/2※ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ In the case the connection size to be connected to IN / OUT is different, please describe the connection size of IN side, then OUT side in that order.
For instance) TP-BV25-R3/03 ・・・IN: R1/2, OUT: Rc1/2※ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

(A)

④

OUT

①
②

仕様 Specificationsφ

項目 Item5

内容 Function

使用流体 Operating Fluid

WATER、各種液体 Various liquid

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

0〜100℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃

重量 Weight

BV25：290g、BV32：500g※ 凍結なき事 No freezing.

254

2×d

59

Ball valve / Check valve

液体用ボールバルブ
様々な接続口径に対応■ TOFPINE シリーズの各部品と組み合わせ可能
■

L

Parts

ボールバルブ

2023

4

③

(A)

P

IN

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1アダプタ Adapter

SCS13

2

ボールバルブ
Ball valve

SCS13他 etc.

3

Oリング O-ringFKM

4六角穴付きボルトCap bolt

SUS304

備考 Remarks

BV25:P20
BV32:P24
BV25:M4×L8
BV32:M4×L12

P
周辺パーツ

チェックバルブ

TP-CV

ボールバルブ / チェックバルブ

液体用チェックバルブ
様々な接続口径に対応■ TOFPINE シリーズの各部品と組み合わせ可能■■

Check valve for liquid
Corresponding to various kinds of connection size.
■ Enable to use in combination with each parts of TOFPINE Series.
■■

TP-CV25

規格
Std.

接続口径
Connection size

TP-CV25
40

-

d

Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
R1/2

特殊項目
For specialized item-

27.5 88

⑧

L

⑨

④

⑥

③

⑤

⑦

2×d

TP-CV32d※ IN/OUTの接続口径が異なる場合、IN側口径/OUT側口径の順番で以下のように記載願います。
例）TP-CV25-R3/03 ・・・IN側：R1/2、OUT側：Rc1/2※ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ In the case the connection size to be connected to IN / OUT is different, please describe the connection size of IN side, then OUT side in that order.
For instance) TP-CV25-R3/03 ・・・IN: R1/2, OUT: Rc1/2※ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

項目 Item
使用流体 Operating Fluid

内容 Function
WATER、各種液体 Various liquid ＊1

最高使用圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

0〜100℃ ＊1

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃

最低開弁圧力差（クラッキング圧）
Minimum valve opening pressure differential (Cracking pressure)
完全シール圧力差
Pressure difference of completely sealing

32.5 101

①

⑨
⑥

④
⑤
③

⑦

2×d

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body

SCS132

ガイド付き弁 Valve with Guiding pole

SUS3043

パッキン Packing

FKM

0.003MPa4

ストッパー Stopper

SCS13

5

スプリング Spring

SUS304

0.05MPa ＊2

6

ウェーブワッシャー Wavewasher

SUS304

7

Oリング O-ring

8六角穴付きボルト Cap bolt

SUS304

9

Eリング E-ring

SUS30410 アダプタ Adapter

SCS13

CV25：170g、CV32：370g＊1: 凍結なき事＊2: シール面への異物の付着、劣化等がある場合は除く＊1: No freezing.
＊2: Except as foreign matter attached to the sealing surface and any deterioration occurred.

L

②

⑧

仕様 Specifications

R3/4

⑩

L

対応流量 Corresponding flowrate〜50L/min用 For - 50 L/min

A

Rc1/2, Rc3/4 16.5 69(A)

規格 Std.
32

□40

Rc1/2
Rc3/4
R3/4

36

03
04
R4

重量 Weight①(A)

TP-CV 32 -(A)

対応流量 Corresponding flowrate〜20L/min用 For - 20 L/min

接続口径
Connection size

17.5 68

R1/2

②

33

規格 Std.
25

規格
Std.

L

Rc1/2

⑩

(A)

01
02
03
R3

TP-CV32

A

Rc1/4, Rc3/8 11.5 56
28

TP-CV 25 -特殊項目
For specialized item

TP-BV | TP-CV

構造図 Structural drawing

型式 Model number selection

FKM

2023

255

CF-RV■PFA / PTFE in wetted partHigh-precision bellows and special packing employed■■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

型式 Model number selection
規格
Std.

接続口径 設定圧力
Connection size Setting pressure

-

CF-RV

仕様 Specifications-

特殊項目
For specialized item

設定圧力
Setting pressure
2223

規格 Std.
101520

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃

ケミカルで御使用の場合、パッキン材質を確認下さい。(標準FKM)
取付の際には流れ方向に従って取り付けて下さい。
Please confirm packing material when using chemicals. (Std.packing: FKM)
Install according to the direction of the flow, when installing.

各規格の設定圧力範囲内から指定
Select setting pressure from specified range on each base model

チューブエンド Tube end 3/8″（φ9.53×6.35）
チューブエンド Tube end 1/2″（φ12.7×9.5）
設定圧力 Setting pressure
オリフィス径 Orifice diameter
0.06〜0.1MPa（G）
0.11〜0.3MPa（G）
10mm
0.31〜0.5MPa（G）※ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing
34 ±0.2

4×∅3.54×∅4.534 ±0.2

パネルカット Panel cut-out

34

材質 Materials

40
（240）

①

⑬

⑩
10

⑭

57

⑫

2×PFA溶接⑪

2×PFA welded

256

2023

（87）

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

6 （14）②

10

Chemical relief valve / Chemical pressure switch

接液部はPFA/PTFE 製です。
高精度ベローズと特殊パッキン採用。

■

34

Parts

ケミカルリリーフバルブ

40

P

No.

名称 Names of parts

1

調整ネジ Regulating screw

PVDF

2

ロックナット Lock nut

PVDF

3

キャップ Cap

POM

4

ストッパー Stopper

PCTFE

5

スプリング押サエ Spring gland

PTFE

6

スプリング Spring

7

Oリング O-ringFKM

8

ベローズ Bellows

PTFE

9

パッキン Packing

FKM

材質 Material

SUS316

10 チューブ Tube

PFA

11 座 Seat

PVC

12 ボディ BodyPTFE

13 皿ネジ Countersink screw

PEEK

14 パッキン押サエ Packing gland

PTFE

備考 Remarks

不動態膜処理Insulator coating process

P
周辺パーツ

ケミカルプレッシャースイッチ

CF-PS
■
■
■

リリーフバルブ／プレッシャースイッチ■

光電センサ採用。
接液部はPTFE 製です。
Photosensor applied.
PTFE used for wetted part.

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

規格
Std.

接続口径 設定圧力 オプション
Connection size Setting pressure Option

-

CF-PS

仕様 Specifications

-

-

特殊項目
For specialized item

PF

設定圧力
Setting pressure
01
02
規格 Std.
05
10
20
30

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃

出力 Output

NPNオープンコレクタ
NPN open collector
50mA Max.

電源 Power source

DC12〜24V 約25mA
Approx. 25 mA

ケーブル長 Cable length2m

パーフロパッキン Perfluoro packing

各規格の設定圧力範囲内から指定
Select setting pressure from specified range on each base model

Rc1/4
Rc3/8

使用最高圧力 Max. operating pressure

設定圧力 Setting pressure
0.03〜0.05MPa(G)0.06〜0.1MPa(G)0.11〜0.2MPa(G)0.21〜0.3MPa(G)

ケミカルで御使用の場合、パッキン材質を確認下さい。(標準FKM)
Please confirm packing material when using chemicals. (Std.packing: FKM)

※ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

茶 Brown

茶 Brown

材質 Materials

青 Blue青 Blue黒 Black⑭①

線色 Cable colors

内容 Function

茶 Brown

DC12〜24V

青 Blue0V

黒 Black

出力 Output

電線サイズ Applicable wire : AWG 26
45

⑩

②
37

③

75

④

⑥

⑪

⑦

⑫

⑧
⑨

⑬

38

⑤

No.

名称 Names of parts

備考 Remarks

キャップ Cap2光電センサ Photosensor

3

センサ取付け板 Sensor mounting plate

SUS304

4

ナベ小ネジ Pan head screw

SUS304

5

アジャストネジ Adjustable screw

SUS304

6

上部フィッティング Upper fitting

SUS304

7

Oリング O-ring

FKM

PF製作可
PF available

8

スプリング Spring

SUS316

不動態膜処理Insulator coating process

9 ロッド Rod
10 ロッドキャップ Rod cap

PEEK

11 ベローズ Bellows

PTFE

12 ナベ小ネジ Pan head screw
13 下部フィッティング Lower fitting
24

材質 Material1

14 六角穴付止めネジ Cap bolt

PP

PVC
SUS304PTFE
SUS304

M3

2023

257

CF-RV | CF-PS

型式 Model number selection

CF-SCMT

Thermo connector

CF-SCMT Series is a chemical thermoconnector made of NEW PFA which has been mainly designed for monitoring thetemperature of ultrapure water and chemicals in semiconductor and FPD manufacturing lines.
■ Due to the sensor holder installed in the fluid a temperature sensor measures fluid temperature with no contact.
■ Due to in-line type liquid entrapping part has been reduced.
■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

型式 Model number selection
センサ

接続口径
Connection size

Sensor

CF-SCMT -仕様 Specifications-

使用温度範囲 Operating temperature range

特殊項目
For specialized item

センサ
Sensor-CA
PTM

3/8″（φ9.53×6.35）
22
1/2″（φ12.7×9.5）
23
3/4″（φ19×15.8）
241″（φ25.4×22.2）
25K熱電対 Type K thermocouple

構造図 Structural drawing
CA: (2080), PTM: (1960)
Ａ

φ32

①

Ｂ

②
③

⑤

溶着 Welded

φ2

④

6

0〜90℃
0〜150℃

30
20

0〜50℃

2×M3×6

取付穴寸法
Dimensions for mounting hole2×φ3.520

3/8″,1/2″,3/4″:(230)1″:(334)

20

MPa(G)

流体温度 Fluid temperature

口径
Connection size

24℃

50℃

100℃

150℃

3/8″

0.97

0.65

0.38

0.24

1/2″

0.74

0.49

0.29

0.18

3/4″

0.47

0.31

0.18

0.11

1″

0.34

0.23

0.13

0.08

MPa(G) 1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

3/8”
1/2”

3/4”
1”

0

150°C

100

50

材質 Materials
No.

15

(56)

⑥

CA

環境温度
Ambient temperature

使用最高圧力 Max. operating pressure＊ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

Ｂ

流体温度
Fluid temperature

PTM

Pt100 測温抵抗体（PFAモールド）
Pt100 platinum resistance thermometer, PFA mold

名称 Names of parts

CA

PTM

SUS316

NEW PFA

1

温度センサ
Temperature sensor

2

テーパーリング
Tapered ring

PTFE

3

キャップ CapPP

4

センサホルダーSensor holder

NEW PFA

5

ボディ Body

NEW PFA

6

チューブ Tube

NEW PFA

センサ Sensor
CA

許容差：JIS クラス2

PTM

M4圧着Y端子Tolerance: JIS class 2

Pressure spade terminal for M4
48

40（2000）AWG 20

80

赤 Red

＋

青 Blue−最小曲げ半径：R16

Minimum bending radius: R16

φ3±0.1

Chemical temperature sensor / Chemical line filter

主に半導体製造、FPD 製造ラインでの超純水および薬液の温度監視用に開発されたNEW PFA 製インライン型サーモコネクタです。
■ 流体中に設置されたセンサホルダーによって温度センサは非接触で流体温度を測定します。
■ インライン型の為、液だまり部分が少なくなっています。
■

26
20

Parts

ケミカル温度センサ

Φ3.2

P

許容差：JIS A級、測定電流：2mA

A：赤 RedTolerance: JIS class A, Measuring current: 2 mA（1500）（500）

PFAチューブ：NEW PFA

PFAリード線

PFA tube: NEW PFA

PFA lead wire

2023

Ａ

B：黒 Black

Ｂ
収縮チューブ：FEP

Flex tube: FEP

AWG 30M4圧着丸端子Pressure ring terminal for M4

258

B：白 WhiteＢ

最小曲げ半径：R12

Minimum bending radius: R12

P
周辺パーツ

ケミカルラインフィルター

CF-LF

温度センサ／ラインフィルター

PTFE多孔質フィルター使用。
ポンプの目詰り予防に最適です。
■ スリムな形状■ ゴミがフィルターの外側につくので、目視による確認が可能。
汚れの状態を見ることができます。
■■

PTFE filter applied.
Most useful for preventing pump from clogging.
■ Slim shape.
■ As dirt is deposited on outside of the porous filter, it enables us to confirm it. Contaminated condition can be seen.
■■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

接続口径 オプション
Connection size Option

-

CF-LF

-

特殊項目
For specialized item

02
03
04
22
23
24
29

規格 Std.
400
250

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.35MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃＊ケミカルで御使用の場合、パッキン材質を確認下さい。(標準FKM)＊Please confirm packing material, when using chemicals. (Std. packing: FKM)

PF
パーフロパッキン Perfluoro packing
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
3/8″（φ9.53×6.33）
1/2″（φ12.7×9.5）
3/4″（φ19×15.8）
特殊 For specialized piping ＊1
最大孔径 Maximum Pore Size
400μm
250μm

圧力損失データ Data on pressure loss
0.3

250μm

Tube3/8”

0.2
Rc3/8

0.1
圧損 Pressure loss MPa

規格
Std.

仕様 Specifications＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

Tube1/2”

0
0.3

Rc1/2

400μm

0.2

Rc3/4,
Tube3/4”

0.1
0

0

10

20

30

流量 Flowrate L/min

構造図 Structural drawing
チューブ接続タイプ
Tube type connection

規格寸法表 A table of dimensions

φ38

Rc接続タイプ
Rc threaded connection

接続口径 Connection size

Rｃｄ

A

B

E

02

3/8

38

34

130

03

1/2

38

34

130

04

3/4

45

38

140

30

①
②
③
④
⑤
⑥

接続口径 Connection size

ｄ

C

D

22

3/8

50

230

23

1/2

50

230

24

3/4

60

250

C

①

8

90
E

②
③
④

PFA溶接

PFA welded
2-d

D

90
8

⑥

C

2×Rcd

130

⑤

8
B
φA

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

1

フィッティング Fitting

New PTFE

2

Oリング O-ring

FKM

PF製作可 PF available

3

Oリング O-ring

FKM

PF製作可 PF available

4

パイプ Pipe

PFA

5

パイプカバー Pipe cover

透明塩ビ Transparent PVC

6フィルター Filter

PTFE

材質 Material

備考 Remarks

2023

259

CF-SCMT | CF-LF

型式 Model number selection

CF-EM■

Outperforming suction and mixing
No fear for leakage due to monolithic construction■■

注 意 本製品の接液部材質に対し、浸透性のある薬液のご使用における故障は補償しかねます。
CautionWe cannot be responsible for the failure caused by the use of the penetrating chemicals on the materials of the wetted part of this product.

仕様 Specifications

型式 Model number selection
規格
Std.

CF-EM - A

使用最高圧力 Max. operating pressure
使用最高温度 Max. temperature
材質 Material

特殊項目
For specialized item

規格 Std.

オリフィス Orifice

Rcd2

Rcd1

01

φ2

Rc1/4

Rc1/4

02

φ3

Rc1/4

Rc1/4

03

φ4.5

Rc1/4

Rc3/8

04

φ5

Rc3/8

Rc1/2

0.4MPa(G)
50℃
PTFE

吸引能力 Suction capacity
本体 IN Body at inlet 吸引部 Suction part 吸引流量 Suction flowrate
WATER
Air
30〜150％Air
Air
20〜30％※吸引流量は本体IN側からの流入量に対する割合となります。
※The suction flowrates shown above indicate the ratio for the inflow coming from the body at inlet.

※ 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

構造図 Structural drawing

原理 How it works

本エジェクターは、流体入口側を絞り込み流体出口
側口径を膨らましています。それにより、流体が細い通路を通過する際、速度が増し、流体出口側は負圧（減圧）状態になり吸引部の流体を引き込みます。
The Ejector is narrowed at the entrance to fluid, the bore diameter is,
however, swelled at the exit side of the fluid. Accordingly flow velocity
出口 increases when fluid passes through in the narrow path of flow and the
Exit
Ejector becomes a negative pressure (Reduced pressure) at outlet of thefluid, and draws in the fluid at the suction part at that time.

65

φ40
2

30

15

15

38

流体入口
Entrance to fluid

30

φ40

Rcd2

吸引部
Sucking part2×Rcd1

吸引データ Suction data
規格
Std.
︵吸引流量︶

260

01

Suction flow

Chemical ejector

効率良い吸引ミキシングが行えます。
1 ピース構造にて、液漏れ等の心配がありません。

■

IN: Air / 吸引 Suction: Air(L/min)Parts

ケミカルエジェクター

IN: water / 吸引 Suction: Air(L/min)

P

02

03

50

50

40

30

40

40

30

30

30

20

20

10

10

10

0

0

25

30

20

0
50
100
（IN流量） Flowrate at inlet

0

50

100

150

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

0

2

4

6

2023

0

5

10

15

0

35
30
25
20
15
10
5
0

注 意 Caution

0440

左記データは、エジェクターの2次側開放状態でのものです。使用方法によってはデータが異なります。
The data shown left show as indicating that the Ejector is in a released
status at the secondary side. The data varies according to how it is used.

20
10
0

100

200

300

0

0

100

200

300

50
40
30
20
10
0

10

20

30

0

0

20

40

P
周辺パーツ

エジェクター

CF-EM

261

2023

D
Digi / Con

Digital meter/Converter262

デジタルメータ/コンバータ

D
表示計・変換器

目次 Contents
Digital meter option ・・・・・ 264
アナログコンバータ Analog converter

EX30AR ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 266
デジタルメータ Digital meter

EM30DT ・・・・・・・・・・・・・・・・・
EM40ET ・・・・・・・・・・・・・・・・・
EM45RT ・・・・・・・・・・・・・・・・・
EM0100DT/DR ・・・・・・・・・・・
EM0900ET ・・・・・・・・・・・・・・・

268
270
272
274
276

263

D

Digital meter option● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 標準仕様にて対応いたします。 It shows that it is covered by standard specifications.
▲ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表示計センサ電源使用不可。 Unusable to use the sensor power source of the indicator system.
− ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 対応不可 No correspondence

ARI[P]

ARV[P]

ARW[P]

ARN[P]

ART[P]

4-20mA

0-5Ｖ

0-10Ｖ

1-5Ｖ

1-10Ｖ

−

−

●

−

−

−

−

−

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TPS25/32-R(HA)

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TPS25/32-KA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

−

−

−

●

●

●

●

●

TPR25-R(A)パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TPR30-HA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

TPR30-KA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

−

−

−

●

●

●

●

●

VSP(A)

4-20mA

−

−

−

−

−

−

−

−

▲

−

−

−

−

−

VSP(DA)

4-20mA

−

−

−

−

−

−

−

−

▲

−

−

−

−

−

VK-HP(A)パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

−

−

−

●

●

●

●

●

VK-HP(C)4-20mA

−

−

−

−

−

−

−

−

●

−

−

−

−

−

VK-HR(A)パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

−

−

−

●

●

●

●

●

VK-HM(A)パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

−

−

−

●

●

●

●

●

TP-H(A)

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HF-PK60A

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HF-PEA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HF-MPA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HF-GCA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

HF-GCC/T

パルス Pulse

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

HF-SCA

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

UTF-P

パルス Pulse

▲

▲

▲

▲

▲

▲

−

−

●

▲

▲

▲

▲

▲

FF-S(P)

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

RF-XP

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

RF-UP

パルス Pulse

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DUO-PX

4-20mA

−

−

−

−

−

−

−

−

●

−

−

−

−

−

USF500S

パルス Pulse

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

USF500N

パルス Pulse

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

SSF

4-20mA

−

−

−

−

−

−

−

−

●

−

−

−

−

−

FF-P

パルス Pulse

▲

▲

▲

▲

▲

▲

●

●

●

▲

▲

▲

▲

▲

4-20mA

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

s

ign

al

me

気体用 For Gas

液体用
For Water

薬液・純水用For Chemicals

ter

DUO-PF※ SSFシリーズのパルス信号は表示計に使用できません。
※ SSF series pulse signals cannot be used for indicators.

264

EX30AR-VT[P]9ET
4-20mA

−

●

Inp

bol

量

Flo
w

EX30AR-VN[P]EM0100DＲ
DR

−

●

号

ut s

計

EX30AR-VW[P]EM0100DT
DT

−

●

信

ym

out

n

2023

EM0900ET

EM45RTN
5RTN
1-5V

−

●

og

ctio

EM45RT5RT
4-20mA

−

●

Ana
l

al s

sele

EM40ETV
4ETV
0-5V

−

パルス Pulse

ion

ber

EM40ETN
4ETN
1-5V

4-20mATPS25/32-HA

力

Opt

num

EM40ET4ET
4-20mA

DUO-PX

号

力

入

del

EM30DT[P]

put

ア
ナ
ロ
グ
出

流

Mo

EX30AR-V[P]

式

オ
プ
ショ
ン
記

変換器 Converter
EX30AR-I[P]表示計 Indicator型

3DT[P]

Digi / Con

デジタルメータオプション Digital meter option

※

−

●

−

D
選定方法 How to select

表示計 Digital meter

瞬時表示計
Instantaneous indicator
瞬時表示計
Instantaneous indicator
瞬時流量/温度表示計
Instantaneous flow / temperature indicator
瞬時表示計
Instantaneous indicator
瞬時・積算表示計
Instantaneous / integrating indicator

オプション記号型式
Model number selection Optional symbols
EM30DT

3DT

EM30DTP

3DTP

EM40ET

4ET

EM40ETN

4ETN

EM40ETV

4ETV

出力 Output
アナログ Analog

パルス Pulse

入力信号
Input signal

電源
Power source

ページ
Page No.

トランジスタTransistor−−

パルス Pulse

DC24V

268

●

パルス Pulse

DC24V

270

−

パルス、
温度
Pulse,temperature

DC24V

272

−

−

パルス Pulse

DC24V

274

4-20mA

−

DC24V

276

入力信号
Input signal

電源
Power source

ページ
Page No.

パルス
Pulse

DC24V

266

トランジスタTransistor

EM45RT

5RT

EM45RTN

5RTN

トランジスタTransistor

EM0100DT

DT

トランジスタ Transistor

EM0100DR

DR

リレー Relay

EM0900ET

9ET

トランジスタ Transistor

4-20mA
1-5V
0-5V
4-20mA
1-5V

パルス Pulse、
4-20mA

変換器 Converter
品名
Product name

アナログ変換器
Analog converter

型式
オプション記号Model number selection Optional symbols
EX30AR-I

ARI

EX30AR-IP

ARIP

EX30AR-V

ARV

EX30AR-VP

ARVP

EX30AR-VW

ARW

EX30AR-VWP

ARWP

EX30AR-VN

ARN

EX30AR-VNP

ARNP

EX30AR-VT

ART

EX30AR-VTP

ARTP

出力 Output
警報 Alarm

アナログ Analog

パルス Pulse

4-20mA
0-5V
リレー
Relay

0-10V

−

1-5V
1-10V

オプション記号について Optional symbols
・流量センサの型式末尾にオプション記号を記載していただくと、流量センサと表示計、又は変換器をセットで納入いたします。
・それぞれの表示計・変換器に流量表示に必要な流量センサの周波数等の固有データを入力します。＊1、＊2・対になる流量センサと表示計、又は変換器には同一のシリアルNo.を記載します。
・オプション記号を使用しないで、表示計・変換器を単独で購入することも可能です。＊3＊1：警報出力値等のその他の設定したい内容があればご指示願います。
＊2：パルスと4-20mAを出力する流量センサで且つ、両方の信号を入力できる表示計を選定した場合、どちらの信号を表示計に入力するかご指示願います。
ただし、
カルマン流量計SSFシリーズとセットの場合、4-20mA入力限定となります。
＊3：表示計は設定なしで販売しておりますが、変換器は必ず当社でセンサの周波数を入力します。表示計を単独で購入いただく場合でも、パラメータ設定をしてご提供することが可能です。その場合、設定内容をご指示願います。
・If the optional symbols are described at the end of the type of the flow sensor, we could deliver the flow sensor and indicator, or converter as a set.
・The peculiar data necessary for the flow display sensor, such as frequency of the flow sensor, are entered to each indicator ・converter. ＊1, ＊2
・The same serial number is described on the flow sensor and indicator, or converter to be paired.
・The indicator ・converter can individually purchased, even if the optional symbol is not used. ＊3＊1: Should you have any other setting content, such as alarm output value, please instruct us for your application.
＊2: If selected the indicator which can produce a pulse and 4-20 mA and further can enter both signals, then please instruct us which signal should be entered to the indicator.
Provided that if Karman flowmeter typed SSF Series are set, it is limited to the input of 4-20 mA.
＊3: The indicator are sold without settings, but concerning the converter, the frequency of the sensor is surely configured at our company. Even if purchasing single unit of the indicator, we can supply it after having set the parameters.
In that case the contents of the settings should be instructed to us.

マニホールド付の流量センサのオプション記号について About the optional symbol for the flow sensor with a manifold
・トフパインシリーズはマニホールドに複数の流量センサを有していますが、オプション記号で選定いただくと搭載している流量センサの数量の表示計をセットいたします。
例）TPS25-HA-S3-B10-02-05R-D-3DTP・・・表示計EM30DTPを3系統分セットします。
・Although the manifold of the Tofpine Series has been installed a plurality of the flow sensors, we can set as many indicators as the number of the mounted flow sensor should you select it by the optional symbols.
For example) TPS25-HA-S3-B10-02-05R-D-3DTP ・・・The indicator of EM30DTP is set for three systems.

その他注意点 Other points of note
・表示計・変換器のセンサ駆動電源を使用される場合、流量センサの電源容量をご確認願います。カルマン流量計VSPシリーズの場合、センサ駆動電源を使用できません。
・When using the driven power source of the indicator・converter, the capacity of the power source for the flow sensor should be checked. In the case of the VSP Series of Karman flowmeter, the sensor-driven power source cannot be used.

2023

265

Digital meter option

警報 Alarm

デジタルメータ オプション

品名
Product name

表示計・変換器

表示計・変換器 概要説明 General description of the indicator・converter

D
Digi / Con

アナログコンバータ

EX30AR

Cubic

Analog converter

流量計からのパルス出力信号をアナログ信号へと変換して出力します。
警報出力を2系統搭載。各種制御用に充分にお使いいただけます。
■ アラーム警報を2接点有し、設定値はお客様にて選択可能です。
■ 速度、
流量、
ロータリエンコーダーなどのパルス出力センサを接続する事で、各種機械、装置の様々な監視用として自動化システムに効果を発揮します。
■■

Pulse output signal coming from flowmeter is converted to analog signal and produces it.
As two alarm systems are loaded in the EX30AR Series Converter, it can be applied to various kinds of controls.
■ Since the Converter has two contacts as an alarm for warning , selection can be made by customers for your setting thesetting value.
■ By connecting pulse output sensor such as used in the velocity, flowrate and rotary encoder, it will work on the automation
system such as monitoring various kinds of machine and equipments.
■■

型式 Model number selection
出力Outputオプション記号 Optional Symbols

取付方法 オプション
Installation style Options

EX30AR -

-

I
V
VW
VN
VT

特殊項目
For specialized item-

D 防滴カバー For example of entry ＊1
無記入 Blank 標準タイプ Std. type
パネル埋込タイプ Panel-embedded typeP
4-20mA
0-5V
0-10V
1-5V
1-10V

ARI

ARIP

ARV

ARVP

ARW

EX30AR-I

EX30AR-IP

EX30AR-V

EX30AR-VP

EX30AR-VW

ARWP

ARN

ARNP

ART

ARTP

EX30AR-VWP

EX30AR-VN

EX30AR-VNP

EX30AR-VT

EX30AR-VTP

パネル埋込タイプ
Panel-embedded type
パネルマウントタイプ(標準)Panel mounting type (Standard)＊1：パネル埋込みタイプには使用できません。
＊1: It cannot be used for the panel-embedded type.

仕様 Specifications

表示
Display
入力信号
Input signal
出力信号
Output signal
電源
Power source
環境
Environment

項目 Items

EX30AR

電源表示 Power source display

電源「ON」時：緑色LED点灯 Green LED is lit , when power is ON.

比較出力表示 Integrating value

比較出力「ON」時：橙色LED点灯 Orange LED is lit, when comparative output is ON.

オーバーフロー表示 Overflow display＊1

比較出力LED点滅 Comparative output LED blinks.
入力応答0〜1500Hz（但しduty50％）NPNオープンコレクタ

パルス入力 Pulse input ＊2
アナログ出力 Analog output ＊3

Pulse input Input response 0-1500Hz (50% duty) NPN open collector
EX30AR-V

0-5V,1-5V,0-10V,1-10Vの何れかで出力

EX30AR-I

4-20mA出力 Output at 4-20 mA

比較動作出力 Comparative operating output ＊4

Output by any of them such as 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V and 1-10 V

リレー出力 2点（最大負荷電圧：DC30V 最大負荷電流：100mA）
Relay output 2 points (Max. load voltage: 30 V DC, Max load current: 100 mA)

電圧/電流 voltage / current

DC24V ±10%/V : 約40mA, I : 約65mA V: Approx 40 mA, I: Approx 65 mA

センサ用出力電圧/電流 Output voltage for sensor / current

Ta=+23±5℃ : DC5V±10%/10mA max

動作温度 Operating temperature

0〜55℃

動作相対湿度 Relative operating humidity

35〜85%RH （結露なきこと No dewing)

保存温度 Storing temperature-20〜70℃
電源ケーブル：９芯 2m Power cable (9 wires), 2 m longケーブル Cable

信号ケーブル：3芯 1m Single cable (3 wires), 1 m long

サイズ（コネクタを除く）Size (Excluding connectors)

30W×30H×26.2D（mm）

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

＊1: Customers are requested to prepare for signal cable in standard specification. (Pin and connector are attached to product)＊1：オーバーフロー発生時は比較出力LED点滅＊2: Pulse measuring method is a periodic measurement.
＊2：パルス計測方式は周期測定方式となります。
＊3: Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated＊3：アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊4: For the comparative operation, see the common technical data.
＊4：比較動作は共通技術資料をご参照ください。

266

2023

D
表示計・変換器

外形図 Outline drawing

30

26.2

20

3

55

26

4×φ3.5

最小曲げR20
Allowance bending radius: R20

34 -0

60

20

30

30

38

30

パネルカット(パネル埋込タイプ) Panel cut-out for embedded type

アナログコンバータ

30

パネルマウント取付板 Panel mounting adapter+0.5

EX30AR EX30AR outside dimensional drawing＊ネジは付属しません。推奨：ナベネジM3＊No screws included. Recommended screw type: pan head screw M3

着脱スペース Detachable space：100
パネル板厚 Panel thickness：1〜3

+0.5

34 -0

EX30AR

取付アダプタ付属
Mounting adapter is attached.

配線図 Wiring diagram
CN2 信号ケーブル(3芯, 1m) AWG 26 Signal cable (3 wires, 1 m long) AWG 26

1
2
3

Black

黒

ピンNo.1：パルス入力 Pin No.1：Pulse input

Blue

青

ピンNo.2：パルス信号とセンサ電源コモン Pin No.2：Pulse signal and common to sensor power source

Brown

茶

ピンNo.3：センサ用DC＋5V電源出力 Pin No.3：Power source output at + 5 V DC for sensor

CN1 電源標準ケーブル(9芯, 2m) AWG 28 Standard power cable (9 wires, 2 m long) AWG 28

1
↓
12
(70)

アース線(緑) AWG 22
Earth wire (Green) AWG 22

Blue

青

ピンNo.4：アナログ出力GND Pin No.4：Analog output GND

Brown

茶

ピンNo.5：アナログ出力 Pin No.5：Analog output

Yellow

黄ピンNo.6：比較出力CP1(N.O.) Pin No.6：Comparative output CP 1 (N.O.)

Orange橙ピンNo.7：比較出力CP1(N.C.) Pin No.7：Comparative output CP 1 (N.C.)

Green

緑

ピンNo.8：比較出力CP2(N.O.) Pin No.8：Comparative output CP2 (N.O.)

Purple紫ピンNo.9：比較出力CP2(N.C.) Pin No.9：Comparative output CP 2 (N.C.)

White

白

ピンNo.10：CP1, CP2コモン Pin No.10：Common to CP 1 and CP 2

Black

黒

ピンNo.11：電源DC0V Pin No.11：Power source 0 V DC

Red

赤ピンNo.12：電源DC＋24V Pin No.12：Power source + 24 V DC

注：CN1のピンNo.1〜3は空ポートです。Pin No. 1 to 3 in CN2 are blank port.

警報出力の形態 Alarm output forms
信号名 Names of signals

接続ピンNo. Connecting pin No.

出力動作 Output operation

6-10
7-10
8-10
9-10

CP1
CP2

N.O.
N.C.
N.O.
N.C.

上限ON ON at upper limit
下限ON ON at lower limit
下限ON ON at lower limit
上限ON ON at upper limit

LED
ONで点灯
ONで消灯
ONで点灯
ONで消灯

It is lit up, when turned ON.
It is lit out, when turned ON.
It is lit up, when turned ON.
It is lit out, when turned ON.

配線の接続方法 How to connect wires
センサの接続 Connecting sensor

SIN 1

EX30AR(CN2)SCOM ２＋5VOUT 3

比較出力の接続 Connecting comparative output
黒 Black
青 Blue
茶 Brown

センサ Sensor

6

OutputGND
Vcc

7

EX30AR(CN1)8910センサ電源の接続は、CN2の3番ピンと2番ピンです。電圧は5V±10％です。
電流容量は最大5mAです。5mAを超える負荷を接続しないでください。
Power source for sensor is connected to Pin No. 3 and 2 in CN 2. The voltage is 5 V ± 10% and current capacity
is max. 5 mA. Do not connect any load exceeding 5 mA.

黄 Yellow
橙 Orange
緑 Green
紫 Purple
白 WhiteCP1(N.O.)
CP1(N.C.)
CP2(N.O.)
CP2(N.C.)COM

CP1の接続は、CN1の6、7番ピンと10番ピンです。CP2の接続は、CN1の8、9番ピンと10番ピンです。比較出力に印加できる最大電圧は30Vです。
また、電流は絶対に100mAを超えない範囲でご使用ください。
CP 1 is connected to Pin No. 6, 7 and 10 in CN 1. CP 2 is connected to Pin No. 8 and 9 in CN 1. Max voltage tobe impressed to comparative output is 30 V and in no event may the current exceed the 100 mA.

2023

267

D
Digi / Con

デジタルメータ

EM30DT

オプション記号Optional Symbols

Cubic

3DT

3DTP

EM30DT

EM30DTP

Digital meter

30×30 のコンパクト設計
瞬時流量表示■ 2 系統比較出力■ パルス入力■ 停電EEPROM データバックアップ機能■■

Compactly designed in 30 X 30
Instantaneous flow indication■ 2-way system comparative output■ Pulse input■ Data backup function by EEPROM■■

EM30DT

型式 Model number selection
オプション
取付
Installation style Options

EM30

-

パネルマウントタイプ(標準)Panel mounting type (Standard)

特殊項目
For specialized itemDT
DTP

EM30DTP

防滴カバー For example of entry ＊1
D
標準タイプ Std. type
パネル埋込タイプ Panel-embedded type

パネル埋込タイプ
Panel-embedded type

＊1: パネル埋込みタイプには使用できません。
＊1: It cannot be used for the panel-embedded type.

仕様 Specifications
EM30DT

項目 Items
表示Display

瞬時値表示 Instantaneous value ＊1
比較出力表示 Integrating value

CP1, CP2（比較信号ON時に表示）CP1 and CP2 (Displayed when comparative signal is at ON position.)

サンプリング時間 Sampling time

0.1〜3.0秒 0.1 - 3.0 Second

入力信号
Input signal

パルス入力 Pulse input ＊2

入力応答0〜600Hz NPNオープンコレクタ
Input response frequency: 0 - 600Hz NPN Open collector

出力信号
Output signal

比較動作出力 Comparative operating output＊3

NPNオープンコレクタ出力 2点（最大負荷電圧 : DC35V 最大負荷電流 : 100mA）
NPN open collector two outputs (Max. load voltage: 35 V DC, Max load current: 100 mA)

電圧/電流 voltage / current

DC24V ±10%/90mA

センサ用出力電圧/電流 Output voltage for sensor / current

Ta=+23±5℃ : DC5V±10%/10mA max.

電源
Power source
環境
Environment

動作温度 Operating temperature

0〜55℃

動作相対湿度 Relative operating humidity

35〜85%RH（結露なきこと No dewing)

保存温度 Storing temperature-20〜70℃
電源ケーブル：5芯 2m Power cable: 5 wires, 2 m longケーブル Cable

信号ケーブル：3芯1m Signal cable: 3 wires, 1 m long

サイズ
（コネクタを除く）Size (excluding connectors)

30W×30H×26.2D（mm）

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold.

＊1: オーバーフロー発生時は点滅表示＊2: パルス計測方式は周期測定方式となります。
＊3: 比較動作は共通技術資料をご参照ください。
＊1: LED blinks when overflow occurs.
＊2: Pulse measuring method is a periodic measurement.
＊3: For the comparative operation, see the common technical data.

268

表示桁数 4桁 Display digits 4 figures

2023

D
表示計・変換器

外形図 Outline drawing

26.2

20

3

55

26

4×φ3.5

最小曲げR20
Allowance bending radius: R20

34 -0

60

20

30

30

38

30

30

パネルカット(パネル埋込タイプ) Panel cut-out for embedded type

デジタルメータ30

パネルマウント取付板 Panel mounting adapter+0.5

EM30DT EM30DT outside deminsional drawing＊ネジは付属しません。推奨：ナベネジM3＊No screws included.Recommended screw type: pan head screw M3

着脱スペース Detachable space：100

取付アダプタ付属
Mounting adapter is attached.

EM30DT

パネル板厚 Panel thickness：1〜3

+0.5

34 -0

配線図 Wiring diagram

1
2
3
4
5

Black

黒

CN2

1
2
3

Blue

青

ピンNo.1：パルス入力 Pin No.1：Pulse input
ピンNo.2：パルス信号とセンサ電源コモン Pin No.2：Pulse signal and common to sensor power source

Brown

茶

ピンNo.3：センサ用DC＋5V電源出力 Pin No.3：Power source output at + 5 V DC for sensor

CN1

信号ケーブル(3芯, 1ｍ) AWG 26
Signal cable (3 wires, 1 m) AWG 26

Yellow

黄ピンNo.1：比較出力CP1(N.O.) Pin No.1：Comparative output CP 1 (N.O.)

Green

緑

ピンNo.2：比較出力CP2(N.O.) Pin No.2：Comparative output CP2 (N.O.)

White

白

ピンNo.3：CP1, CP2コモン Pin No.3：Common to CP 1 and CP 2

Black

黒

ピンNo.4：電源DC0V Pin No.4：Power source 0 V DC

Red

赤ピンNo.5：電源DC＋24V Pin No.5：Power source + 24 V DC

電源ケーブル（5芯, ２ｍ）AWG 26
Power cable (5 wires, 2 m) AWG 26

配線の接続方法 How to connect wires
センサの接続 Connecting sensor
EM30DT(CN2)SIN 1SCOM ２＋5VOUT 3

黒 Black
青 Blue
茶 Brown

比較出力の接続 Connecting comparative output
センサ Sensor
Output
GND
Vcc

センサ電源の接続は、CN2の3番ピンと2番ピンです。電圧は5V±10％です。
電流容量は最大5mAです。5mAを超える負荷を接続しないでください。
Power source for sensor is connected to Pin No. 3 and 2 in CN 2. The voltage is 5 V±10% and current capacity ismax. 5 mA. Do not connect any load exceeding 5 mA.

EM30DT(CN1)1
2
3

黄 Yellow
緑 Green
白 White

CP1
CP2
COM

CP1の接続は、CN1の1番ピンと3番ピンです。CP2の接続は、CN1の2番ピンと3番ピンです。比較出力に印加できる最大電圧は35Vです。また、電流は絶対に100mAを超えない範囲でご使用ください。(Vol≒2.0V)
CP 1 is connected to Pin No. 1 and 3 in CN 1. CP 2 is connected to Pin No. 2 and 3 in CN 1. Max. voltage to be
impressed to comparative output is 35 V and in no event may the current exceed the 100 mA. (Vol≒2.0 V)

2023

269

Pulse output

Analog output

オプション記号Optional Symbols

Analog output

4-20mA

パルス出力

EM40ET

1-5V

Analog output

0-5V

4ET

4ETN

4ETV

EM40ET

EM40ETN

EM40ETV■

Integrating the functions of both EM30DT and EX30AR.
Instantaneous flow indication.
■ 2-way system comparative output■ Pulse input■■

型式 Model number selection
出力Output

特殊項目
For specialized item

-

EM40

アナログ出力 Analog Output
4-20mA
1-5V
0-5V

ET
ETN
ETV

＊パネル埋込みタイプには使用できません。

警報出力 Alarm output
トランジスタ Transistor＊ It cannot be used for the panel-embedded type.

コントローラ部及び操作キーの説明 Explanation of the Controller section and operation keys
①

②

③
④

⑥

⑤

① CP１インジケータ② CP２インジケータ③ 測定値表示部④ ACTインジケータ⑤ アップキー⑥ セットキー① CP1 Indicator② CP2 Indicator③ Indicator④ ACT Indicator⑤ Up Key⑥ Set Key

比較出力がONするとLEDが点灯します。
比較出力がONするとLEDが点灯します。
測定値（瞬時値）/設定メニュー・設定パラメータ/エラーメッセージなどを表示します。
モード切替えとシフトキーです
設定する内容の切り換え、設定する数値の変更を行います。
設定モード内の設定項目の切り換えを行います。
LED lights up when comparative output is at ON position.
LED lights up when comparative output is at ON position.
Displays measuring value (Instantaneous value) / configuration menu・configuration parameter / error message and etc.
Mode changing-over and shift key
The changing-over for the contents to be set, and the change for the numeral value are made.
Changing-over for the setting items within the setting mode is made.

配線図 Wiring diagram
信号出力ケーブル（6芯、2m）AWG 26 Signal output cable (6 wires, 2 m) AWG 26

6

1

CN3

Digital meter

EM30DTとEX30ARの機能を統合。
瞬時流量表示■ 2系統比較出力■ パルス入力■

CN2

Digi / Con

デジタルメータ

CN1

DOrange (Red dots)

橙（赤点）

ピンNo.1：アナログ出力 Pin No.1: Analog output

Orange (Black dots)

橙（黒点）ピンNo.2：アナログ/パルス出力コモン Pin No.2: Analog / pulse output common

White (Red dots)

白（赤点）

ピンNo.3：パルス出力 Pin No.3: Pulse output

Gray (Red dots)

灰（赤点）

ピンNo.4：比較出力CP1 Pin No.4: Comparative output CP 1

Gray (Black dots)

灰（黒点）ピンNo.5：比較出力CP2 Pin No.5: Comparative output CP 2

White (Black dots)

白（黒点）ピンNo.6：比較出力コモン Pin No.6: Comparative output common

信号入力ケーブル（3芯、1m）AWG 26 Signal input cable (3 wires, 1 m) AWG 26
3
1

Black

黒

ピンNo.1：パルス入力 Pin No.1: Pulse input

Blue

青

ピンNo.2：センサコモン Pin No.2: Sensor common

Brown

茶

ピンNo.3：センサ用DC+5V電源出力 Pin No.3: Power source output at + 5 V DC for sensor

電源ケーブル（2芯、2m）AWG 24 Power cable (2 wires, 2 m) AWG 24
3
1

270

2023

OrangeGray

橙ピンNo.1：電源DC+24V Pin No.1: Power source DC+ 24 V−

ピンNo.2：なにも接続されていません Pin No.2: Not connected any

灰ピンNo.3：電源DC0V Pin No.3: Power source DC 0 V

D
表示計・変換器仕様 Specifications
項目 Items

EM40ET
NPNオープンコレクタ NPN open collector

パルス入力 Pulse input

Measuring input

シングルエンド入力（電源とは非アイソレート）Single end input (Deisolated from power source)

パルス測定方式 Pulse measuring form

周期測定方式 Periodic measuring form

瞬時値測定確度 Instantaneous value measuring accuracy

パルス入力 Pulse input：±0.05% of F.S.
（Ta=+23±5℃±1digit35〜85%RH）

瞬時値温度ドリフト Instantaneous value temperature drift±100ppm of F.S.／℃ （Ta=0〜+50℃）

瞬時値表示桁数 Instantaneous value indicating digits

3桁（999）表示,LED表示 999 indication, LED indication

表示

比較出力 Comparative output

比較出力ON時

Indication

表示サンプリング時間 Display sampling time

約10, 5, 2.5, 1回/秒 Approximately 10, 5, 2.5 and 1 time / per second

オーバーフロー表示 Overflow indication

数値表示LED点滅 Numerical indication and LED blinks.
シンク電流：10mA以下(Vol=1.0V) Sink current: ≦ 10 mA (Vol=1.0V)
EM40ET

アナログ出力(選択) ※1
Analog output (Standard equipment)

EM40ET

Output

LED点灯 When comparative output turned ON, LED is indicated.

NPNオープンコレクタ出力 NPN open collector output

パルス出力（標準装備）
Pulse output (Standard equipment)
出力

デジタルメータ

測定入力

入力応答周波数0〜999Hz（但し：50%）Input response 0-999Hz (Provided 50% duty)

入力方式 Input method

最大印加電圧DC35V以下 Max. impressed voltage: ≦ DC 35 V

電流出力4-20mA（負荷抵抗300Ω以下）Current output 4-20 mA (Load resistance ≦ 300 Ω)

EM40ETN

電圧出力1-5V Voltage output 1-5 V

EM40ETV

電圧出力0-5V Voltage output 0-5 V
NPNオープンコレクタ出力2段 NPN open collector two outputs

電源Power source
環境
Ambient

比較出力 Comparative output ※2

シンク電流：100mA以下(Vol=1.3V) Sink current: ≦ 100 mA (Vol=1.3 V)

電圧／電流 Voltage / current

DC24V±10%／約60mA Approx. 60 mA

センサ 用電源 Power source for sensor

DC+5V（10mA以下 ≦ 10 mA）

動作温度 Working temperature

0〜+55℃

動作相対湿度 Working relative humidity

35〜85%RH（結露なきこと No dewing）

保存温度 Storing temperature-20〜+70℃

最大印加電圧DC35V以下 Max. impressed voltage: ≦ DC 35 V

電源ケーブル：2芯 2m Power cable: 2 wires, 2 m longケーブル Cable

信号出力ケーブル：6芯 2m Signal output cable: 6 wires, 2 m long
信号入力ケーブル：3芯 1m Signal input cable: 3 wires, 1 m long

その他
etc.

本体サイズ Dimensions

30W×52H×26.3D（mm）

重量 Weight

約25g Approx 25 g

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

※1 アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可)、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※1 Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)※2 比較動作は共通技術資料をご参照ください。
※2 For the comparative operation, see the common technical data.

外形図 Outline drawing
EM40ET

取付板 Mounting adapter
30
30(26.3)
30
4×φ3.5

(20)

20

30

52

20

＊ネジは付属しません。推奨：ナベネジM3＊No screws included.Recommended screw type: pan head screw M3

2023

271

D
Digi / Con

デジタルメータ

Analog output

Analog output

4-20mA

EM45RT

オプション記号Optional Symbols

1-5V

5RT

5RTN

EM45RT

EM45RTN

Digital meter

一つの表示計で、瞬時流量と温度を一緒に表示できます。
見やすい緑（瞬時流量）と橙（温度）の液晶表示■ 流量と温度から2点の警報出力を設定可能■ 流量又は温度データをアナログ信号にて出力可能■ パルス入力と温度センサPt100/1000入力■ 摂氏/華氏の温度表示選択可能■■

Instantaneous flow rate & temperature displayable
Indication in green for instantaneous flow rate and in orange for temperature available■ Two trip points available for each of instantaneous flow rate & temperature■ Analog output capability available for instantaneous flow rate & temperature■ Two inputs available: Pulse and Pt100 / 1000
■ Selectable unit of temperature measurement between Celsius and Fahrenheit■■

型式 Model number selection
出力Output

特殊項目
For specialized item

-

EM45

アナログ出力 Analog output
4-20mA
1-5V

RT
RTN

警報出力 Alarm output

温度計 Thermometer

トランジスタTransistor

Pt100/1000(2/3線)(2 / 3-wire)

コントローラ部及び操作キーの説明 Explanation of the Controller section and operation keys
①

②

③
④

⑤

⑥

① 設定したアナログ出力(流量Q/温度T)を表示します。Output selectable between flow rate (Q) and temperature (T)② 上段 : 瞬時流量 Upside: Instantaneous flow rate indication
下段 : 温度表示/入力周波数表示 Downside: Temperature / input frequency indication
その他 : 設定メニュー/パラメータ/エラーメッセージ Other: Setup menu / Parameter / Error message③ CP1/2に設定した比較出力(流量Q/温度T)を表示します。Trip points (flow rate Q / Temperature T) indication for CP1/2④ 比較出力がONすると点灯します(CP1/2) CP1/2 is turned on when tripped⑤ 設定モード内の項目の切替を行います。Mode button is used to change setup items⑥ シフトキー Shift key (side arrow key)
⑦ 設定する内容の切替、設定する数値の変更 Up arrow key is used to change setup values⑦

配線図 Wiring diagram
温度入力端子台 AWG 26〜16 ※ケーブルは添付しません。 Terminal block for temperature input AWG 26 - 16 ※ No cable attached
端子No.1： 測温抵抗体A端子
Terminal No.1: Resistance temperature detector Terminal A
端子No.2： 測温抵抗体B端子 2線式の場合、3番端子と短絡
Terminal No.2: Resistance temperature detector Terminal B. When using 2-wire circuit, connect Terminal No.2 with Terminal No.3
端子No.3： 測温抵抗体B端子 2線式の場合、2番端子と短絡
Terminal No.3: Resistance temperature detector Terminal B. When using 2-wire circuit, connect Terminal No.3 with Terminal No.2

1
3

CN3
1
3

CN2
3

3

1

1
1

10

信号入力ケーブル（3芯、1m）AWG 26 Signal input cable (3 wires, 1 m) AWG 26
Black

黒

ピンNo.1： パルス信号入力 Pin No.1: Pulse signal

Blue

青

ピンNo.2： コモン Pin No.2: Common

Brown

茶

ピンNo.3： センサ用DC+5V電源出力 Pin No.3: Power source output at + 5 V DC for sensor

電源ケーブル（10芯、2m）AWG 26 Power cable (10 wires, 2 m) AWG 26

CN1

Brown
Brown / White
Green
10
1

272

2023

Green / WhiteRed
Red / White

茶
茶/白
緑
緑/白

ピンNo.1： 電源DC+24V Pin No.1: Power source DC + 24 V
ピンNo.2： 電源0V Pin No.2: Power source 0 V
ピンNo.3： アナログ出力 Pin No.3: Analog output
ピンNo.4： アナログ出力コモン Pin No.4: Analog output common

赤ピンNo.5： CP1比較出力 Pin No.5: Comparative output CP 1

赤/白

ピンNo.6： CP２比較出力 Pin No.6: Comparative output CP 2

Black

黒

ピンNo.7： CP1・2コモン Pin No.7: CP1・CP2 common

Yellow

黄ピンNo.8： ModbusのＡ端子（＋）Pin No.8: Terminal A (+) for Modbus

Yellow / White黄/白ピンNo.9： ModbusのＢ端子（−）Pin No.9: Terminal B (-) for Modbus

Black / White黒/白ピンNo.10： ModbusシグナルＧＮＤ Pin No.10: Signal ground for Modbus

D
表示計・変換器仕様 Specifications
上段 Upside

緑色 5桁, 流量 4桁（9999）（小数点任意）Green LED 5 figures, Flowrate 4 figures (9999) (Decimal point position)

下段 Downside

橙色 5桁, 温度 4桁（999.9）Orange LED 5 figures, Temperature 4 figures (999.9)

瞬時値表示
Instantaneous value
表示文字 Indicating characterIndication

比較出力表示 Integrating value

文字高 6.5mm, 7セグメント Indicating character height 6.5 mm, 7 segment
比較出力「ON」時にCP1・2（流量または温度）赤色ランプ表示
流量 Flowrate

0.25/0.5/1/2秒 0.25 / 0.5 / 1 / 2 Second

温度 Temperature

0.25/0.5/1/2秒 0.25 / 0.5 / 1 / 2 Second

表示サンプリング時間
Display sampling time

RED light is turned on for CP1/2 when tripped

NPNオープンコレクタ NPN open collector
パルス入力 Pulse input

入力応答周波数0〜1500Ｈｚ（Duty50％）Input response 0-1500Hz (50% duty)

パルス入力方式 Pulse input form

シングルエンド入力（電源とはアイソレート）Single ended input (Isolated from power source)

パルス測定方式 Pulse measuring form

周期測定方式 Cycle measurement method

デジタルメータ

表示

350.00Hz,1000.0Hz,1500.0Hz

測定入力
Measuring input

許容過入力 Input Voltage Tolerance

DC35V

周期測定サンプリング
Cycle measurement sampling

流量 Flowrate

0.1/0.2秒 0.1 / 0.2 Second

温度 Temperature

0.25秒 0.25 Second
摂氏 -99.9〜800.0℃, 華氏 -99.9〜999.9ﾟF

温度測定精度 Temperature measurement accuracy±3℃（0〜100℃）（高精度に使用する場合、リニアライズ機能で補正をしてください。）±3°C (0 - 100°C) (Use linearization feature for getting higher accuracy)

対応温度センサ Temperature sensor type

Pt100, Pt1000（2, 3線式）Pt100, Pt1000 (2, 3 - wire circuit)

EM45RT

温度測定範囲 Temperature measurement range

NPNオープンコレクタ出力2段（アイソレート）NPN open collector 2 outputs (isolated)
出力

出力印加電圧：DC35V以下 Output applied voltage: 35 V DC or lower

比較出力 Comparative output

シンク電流：100mA以下(Vol=2.0V) Sink current: below 100 mA (Vol=2.0 V)

Outputアナログ出力 Analog output

EM45RT

電流出力 4-20mA, 負荷抵抗510Ω以下 ）Current output 4-20 mA (Load resistance 510 Ω and below)

EM45RTN

電圧出力1-5V（設定可能範囲 0〜10V）Voltage output 1-5 V (Setup range 0 - 10 V)
RS-485（Modbus-RTU）

通信機能 communications

通信速度 9600/19200/38400bps Communication speed 9600 / 19200 / 38400bps

機能

入力信号モニタ Input signal monitoring

信号入力をモニタ表示 Input signal (frequency value) displayable

Function

比較値モニタ Trip point value monitoring

比較出力CP1及びCP2の設定値を表示 Trip point value of CP1 or CP2 displayable

リニアライズ機能
Linearization capability
電源Power source
環境
Ambient

流量 Flowrate

最大10ポイント Max.10 point

温度 Temperature

最大10ポイント Max.10 point

電圧 Voltage

DC24V±10%電流 Current

約70mA（at DC24V）Approx 70 mA (at DC 24 V)

センサ用電源 Power source for sensor

DC5V±10% （消費電流 10mA以下 Current consumption ≦ 10 mA）

使用温湿度範囲 Operating temperature and humidity range

0〜55℃, 35〜85%RH（結露なきこと No dewing）

保存温湿度範囲 Storage temperature and humidity range-20〜60℃, 35〜85%RH（結露なきこと No dewing）
電源ケーブル：10芯、2m Power cable: 10 wires, 2 m longケーブル Cable
その他
etc.

信号入力ケーブル：3芯、1m Signal input cable: 3 wires, 1 m long
43W×43H×35D（mm）取付板含まない 43W x 43H x 35D (mm) Mounting bracket excluded

外形寸法 Outside dimensions
重量 Weight

約47g Approx 47 g

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

認証 Certification

CEマーキング準拠

RoHS対応 CE Marked, RoHS Compliant

外形図 Outline drawing
EM45

取付板 Mounting adapter
43

35.5

（35）

（20）

4×φ3.4

20

（30）

43

20

※ ネジは付属しません。推奨：ナベネジM3※ No screws included.Recommended screw type: pan head screw M3

2023

273

D
Digi / Con

デジタルメータ

EM0100DT/DR

オプション記号Optional Symbols

DT

DR

EM0100DT

EM0100DR

Digital meter

48X24 のコンパクト設計(DIN 規格)
瞬時流量表示■ 2 系統比較出力■ パルス入力■ EEPROM データバックアップ機能■■

Compact design in 48X24 and DIN standard
Instantaneous flow indication■ 2-way system of the comparative output■ Pulse output■ Data backup function by EEPROM■■

型式 Model number selection
出力信号
Output signal

EM0100

特殊項目
For specialized itemDT
DR

NPNトランジスタ出力 NPN transistor output
リレー接点出力 Relay contact output

仕様 Specifications
EM0100DT/DR

項目 Items
表示Display

表示桁数 5桁 Display digits 5 figures

瞬時値表示 Instantaneous value ＊1
比較出力表示 Integrating value

CP1, CP2（比較信号ON時にLED点灯 LED lights up when comparative signal is at ON position.）

サンプリング時間 Sampling time

0.5〜3.0秒 0.5 - 3.0 Second
入力応答0〜200Hz（但しduty50％）Input response 0 - 200Hz (50% duty)

パルス入力 Pulse input
入力信号
Input signal（NPNオープンコレクタ NPN open collector pulse）

入力方式 Input method

シングルエンド入力 Single end input

パルス測定方式 Pulse measuring form

周期測定方式 Periodic measuring form

瞬時値測定確度
Instantaneous value measuring degree of certainty

パルス入力 Pulse input : ±0.05％ of F.S. ±1 digit（Ta＝＋23±5℃ 35〜85％RH）

瞬時値温度ドリフト Temperature drift in instantaneous value±100ppm of F.S. / ℃（Ta＝0〜50℃）

EM0100DT

ＮＰＮオープンコレクタ出力 2点（最大負荷電圧：DC35V 最大負荷電流：100mA）
NPN open collector two outputs (Max. load voltage: 35 V DC, Max load current: 100 mA)

EM0100DR

リレー接点 2点（最大負荷電圧：DC35V 最大負荷電流：100mA）
Relay contact 2 points (Max. load voltage: 35 V DC, Max load current: 100 mA)

出力信号
Output signal

比較動作出力 ＊2Comparative operating output

電源Power source

電圧/電流 voltage / current

DC24V ±10% /110mA

センサ用出力電圧/電流 Output voltage for sensor / current

DC12V±5% /25mA max （Ta=+23±5℃）

動作温度 Operating temperature

0〜55℃

動作相対湿度 Relative operating humidity

35〜85%RH （結露なきこと No dewing）

保存温度 Storing temperature-20〜70℃

環境
Environment

ケーブル Cable

10芯コード 2m 10 wires cord 2 m long

サイズ
（コネクタを除く）Size (excluding connectors)

48W×24H×62D（mm）

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

＊1: オーバーフロー発生時は点滅表示＊2: 比較動作は共通技術資料をご参照ください。
＊1: Blinks at the time of overflow.
＊2: For the comparative operation, see the common technical data.

274

2023

D
表示計・変換器

外形図 Outline drawing（40以上）（59.5）

パネルカット Panel cut-out

デジタルメータ

40 and more

63

34

44

27.5

22.2 ＋0.3
0

（4）

51

（40以上）

7.6

48（10.5）

24

21

4.5

＋0.6

45 0

パネル板厚：0.5〜4mm Panel thickness: 0.5 - 4 mm

40 and more

EM0100DT/DR

配線図 Wiring diagram

ケーブル（10芯、2m）AWG 24
Cable (10 wires, 2 m) AWG 24

1

10

背面図
Rear view(70)

アース線（緑）AWG 22
Grounding wire (Green) AWG 22

Gray

灰

Blue

青

Brown

茶

Orange

橙

Green

緑

Yellow

黄

Pink

桃

White

白

Black

黒

Red

赤

ピンNo.1 : IN

パルス入力

Pulse input

ピンNo.2 : SCOM

パルス入力のコモン

Common to pulse output

ピンNo.3 : +12VOUT

センサ用DC＋12V電源出力Power source output at + 12 V DC for sensor

ピンNo.4 : [DT] NC

接続無し

No connection[DR] CP1-b 比較出力CP1(リレー接点b接）
ピンNo.5 : [DT] NC

接続無し

No connection[DR] CP2-b 比較出力CP2(リレー接点b接）
ピンNo.6 : [DT] CP1

Comparative output CP2 (Relay B contact)

比較出力CP1(NPNオープンコレクタ) Comparative output CP1 (NPN open collector)[DR] CP1-a 比較出力CP1(リレー接点a接）ピンNo.7 : [DT] CP2

Comparative output CP1 (Relay B contact)

Comparative output CP1 (Relay A contact)

比較出力CP2(NPNオープンコレクタ) Comparative output CP2 (NPN open collector)[DR] CP2-a 比較出力CP2(リレー接点a接）Comparative output CP2 (Relay A contact)

ピンNo.8 : COM

CP1, CP2用コモン

Common to CP 1 and CP 2

ピンNo.9 : V(-)

電源DC 0V

Power source at 0 V DC

ピンNo.10 : U(+)

電源DC ＋24V

Power source at + 24 V DC

配線の接続方法 How to connect wires
入力信号の接続 Connecting input signal

比較出力の接続 Connecting comparative output

EM0100DT／DR
IN

1

SCOM

2

灰 Gray青 Blue

パルス入力
Pulse inputCOM●出力印加電圧：DC35V以下, シンク電流：100mA 以下(Vol＝1.3V)
Output impressed Voltage: Below 35 V DC, Sink current: Below 100 mA (Vol=1.3 V)
6EM0100DT78

センサ用電源の接続 Connecting power source for sensor
EM0100DT／DR
IN

1

SCOM

2

＋12VOUT

3

青 Blue
茶 Brown4

Output
GND
Vcc※適用電線：AWG 22〜28※Applicable wire: AWG 22 to 28

桃 Pink
白 White

CP1
CP2
COM

●接点容量：DC35V・0.1A(抵抗負荷) Contact capacity: 35 V DC・0.1 A (Resistance load)

センサ Sensor
灰 Gray黄 Yellow

5EM0100DR67
8

橙 Orange
緑 Green
黄 Yellow
桃 Pink
白 White

CP1-b
CP2-b
CP1-a
CP2-a
COM

2023

275

D
Digi / Con

デジタルメータ

Integrating

積算

EM0900ET

Analog output

4-20mA

オプション記号Optional Symbols

9ET
EM0900ET

Digital meter

48X24 のコンパクト設計(DIN 規格)
瞬時、積算流量表示■ パルス/ 4-20mA 入力■ 2 系統比較出力/ 積算バッジ出力/ 4-20mA 出力■■

Compact design in 48 X 24 and DIN standard
Instantaneous, integrating flow indication■ Pulse and 4-20 mA input■ Comparative output by two way systems / integrating batch output / 4-20 mA output■■

型式 Model number selection
EM0900ET

項目 Items
瞬時値表示 Instantaneous value
表示
Display

入力信号
Input signal

積算値表示 Integrating value

表示桁数 4桁 Display digits 4 figures ＊1
表示桁数 5桁（積算表示時は「×10」LED点滅、積算値の10倍表示時は「×10」LED点灯） ＊1
Display digits 5 figures ("X10" LED blinks when displaying the integrating display, and when displaying 10 times the integrated value, "X10" LED lights up.)

比較出力表示 Integrating value

CP1, CP2（比較信号ON時にLED点灯 LED lights up when comparative signal is at ON position.）

サンプリング時間 Sampling time

0.2〜3.0秒 0.2 - 3.0 Second

パルス入力 Pulse input ＊2 ＊3（NPNオープンコレクタパルス, 電圧パルス Low : 3V以下 Hi :10〜35V）(NPN open collector pulse, Voltage pulse Low: Less than 3 V Hi: 10 - 35 V)

アナログ入力 Analog input ＊2

直流電流 4-20mA（入力抵抗：20Ω）Direct-current 4-20 mA (input resistance 20 Ω)

入力方式 Input method

シングルエンド入力 Single-end input

入力応答0〜1500Hz（但しduty50％）Input response 0 - 1500Hz (50% duty)

パルス測定方式 Pulse measuring form

周期測定方式 Periodic measuring form

積算リセット入力 Integrating reset input

NPNオープンコレクタまたは無電圧接点入力 NPN open collector or no-voltage contact input.

瞬時値測定確度 Instantaneous value measurement

パルス入力 Pulse input : ±0.05％ of F.S.

±1 digit

アナログ入力 Analog input : ±0.1％ of F.S.

±1 digit（Ta＝＋23±5℃ 35〜85％RH）

出力信号
Output signal
電源
Power source
環境
Environment

瞬時値温度ドリフト Instantaneous value temperature drift±100ppm of F.S. / ℃ （Ta＝0〜50℃）

アナログ出力 Analog Output＊4

直流電流 4-20mA（負荷抵抗：350Ω以下）Direct-current 4-20 mA (Load resistance: Below 350 Ω)

比較動作出力 Comparative operating output ＊5

ＮＰＮオープンコレクタ出力 2点（最大負荷電圧：DC35V 最大負荷電流：100mA）
NPN open collector two outputs (Max. load voltage: 35 V DC, Max load current: 100 mA)

電圧/電流 voltage / current

DC24V ±10%/80mA

センサ用出力電圧/電流 Output voltage for sensor / current

DC12V±5%/25mA max （Ta=+23±5℃）

動作温度 Operating temperature

0〜55℃

動作相対湿度 Relative operating humidity

35〜85%RH（結露なきこと No dewing）

保存温度 Storing temperature-20〜70℃

ケーブル Cable

12芯、2m 12 wires, 2 m long

サイズ
（コネクタを除く）Size (excluding connectors)

48W×24H×62D（mm）

ケース Case

プラスチックモールド製 Made by plastic mold

＊1：オーバーフロー発生時は点滅表示＊2：入力設定によりどちらかの入力となります。
＊3：パルス計測方式は周期測定方式となります。
＊4：アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max.流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊5：比較動作は共通技術資料をご参照ください。
＊1: Blinks at the time of overflow.
＊2: Input setting depends upon either of input.
＊3: Pulse measuring method is a periodic measurement.
＊4: Analog output is the one proportional to the flowrate. For example) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max flowrate (However accuracy warranty shall be within the measuring ranges.)＊5: For the comparative operation, see the common technical data.

276

2023

D
表示計・変換器

外形図 Outline drawing(59.5)

パネルカット Panel cut-out

デジタルメータ

25.9

44

(4)

22.2 ＋0.3
0

34

51

22

24

4.5

5

48

21

45

63

(2.5)

パネル板厚：0.5〜4mm
Panel thickness: 0.5 - 4 mm

(40以上)(40 and more)

＋0.6

45 0

EM0900ET

配線図 Wiring diagram
背面図
Rear view
黒ピンNo.1:SIN

パルス入力又はアナログ入力

Pulse input or analog input

Blue

青

ピンNo.2:SCOM

パルス入力とアナログ入力のコモン

Common to pulse input and analog input

Brown

茶

ピンNo.3:+12VOUT センサ用DC＋12V電源出力Power source output at + 12 V DC for sensor

Orange橙ピンNo.5:AOUT

アナログ出力Analog output

Yellow

黄ピンNo.6:/RST

積算リセット入力

Integrating reset input

Green

緑

ピンNo.7:ACOM

アナログ出力コモン

Analog output common

Gray

灰

ピンNo.8:DCOM

積算リセットコモン

Integrating reset common

Pink

桃

ピンNo.17:CP1

比較出力CP1(NPNオープンコレクタ) CP 1 on comparative output (NPN open collector)

Purple紫ピンNo.18:CP2

比較出力CP2(NPNオープンコレクタ) CP 2 on comparative output (NPN open collector)

White

白

ピンNo.19:COM

CP1, CP2用コモン

Common to CP 1 and CP 2

Black (Thick)黒(太)ピンNo.23:V(−)

電源DC 0V

Power source at 0 V DC

Red (Thick)赤(太)ピンNo.24:U(+)

電源DC ＋24V

Power source at + 24 V DC

24

Black

2

1

23

ケーブル
（12芯、2ｍ）
細線：AWG 26、太線：AWG 24
Cable (12 wires, 2 m)Thin wire: AWG 26, Thick wire: AWG 24(70)

アース線(緑)：AWG 22
Grounding wire (Green): AWG 22

配線の接続方法 How to connect wires
入力信号の接続 Connecting input signal

SIN 1
SCOM ２

比較出力の接続 Connecting comparative output

黒(細) Black (Thin)
青 Blue

パルス入力/アナログ入力
Pulse input / Analog input

17

COM

18
19

センサ用電源の接続 Connecting power source for sensor

SIN 1
SCOM ２＋12VOUT 3

黒(細) Black (Thin)
青 Blue
茶 Brown

桃 Pink
紫 Purple
白 White

CP1
CP2
COM

●出力印加電圧：DC35V以下, シンク電流：100mA 以下(Vol＝1.3V)
Output impressed Voltage: Below 35 V DC, Sink current: Below 100 mA (Vol=1.3 V)

センサ Sensor
Output※適用電線：AWG 22〜28※Applicable wire: AWG 22 to 28

積算リセット信号の接続 Connecting to Integration reset signal

GND
Vcc
6

アナログ出力の接続 Connection to analog output

8

黄 Yellow
灰 Gray

積算リセット Integration resetCOM●リセット動作はLOWアクティブです。 Reset operation is active at LOW

AOUT 5
ACOM 7

橙 Orange
緑 Greenアナログ Analog (＋)
アナログ Analog (−)●負荷抵抗：350Ω以下 Load resistance: Below 350 Ω

2023

277

技術資料 Technical information
Technical Information

面積（フロート式）流量計の補正について For the calibration of the variable area type flowmeter (Float type)Note.1

AIR 1atm 20°
C

WATER（比重 Specific gravity 1.0、粘度 Viscosity 1.0mPa・s）20℃

本カタログでの測定範囲は上記を基準とした流量で表示しています。
お客様がご使用になる仕様を当社のカタログに適合させる際には、以下のように補正を行って下さい。
In this catalog measuring ranges are made on the basis of the factors mentioned above.
In order to conform to the specifications determined by our customers, carry out computation as follows.

気体の場合の条件補正式…… ご使用になるガス比重、ゲージ圧力、温度が補正項目として必要です。
Conditional compensating formula in gas……

カタログ上の AIR 1 atm
20°
C換算流量（NL/min）
Converted flowrate to Air at 1atm of
20°C according to catalog

Operating gas gravity, gage pressure and temperature are required as compensating factors.

＝

使用最大流量（NL/min）
Maximum operating
flowrate

÷

比重補正項
Specific gravity compensating factor

ゲージ圧力補正項
Gage pressure compensating factor

10.1013＋使用ゲージ圧力
Operating gage pressure

使用ガス比重Operating gas gravity

×0.1013

温度補正項
Temperature compensating factor

×293.15273.15＋使用温度
Operating temperature

1. ゲージ圧力が 1 atm の場合は（使用ゲージ圧力）を0として下さい。
2. ゲージ圧力はMPa(G)に換算して代入して下さい。
（1 Kgf/cm2(G)＝0.098MPa）
3. ガス比重＝ガスの密度÷1.293となります。

Caution

1. Make the operating gage pressure zero, when operating at gage pressure of 1 atm.
2. For gage pressure convert it to the unit of Kg/cm2(G) and substitute for it. (1 kgf/cm2=0.098 MPa)
3. For gas gravity computation: Gas gravity=Gas density÷1.293

液体の場合の条件補正式…… ご使用になる液体比重、フロートの比重が補正項目として必要です。
Conditional compensating formula in liquid……

カタログ上の WATER
20℃ 換算流量（L/min）
Converted flowrate to water a 20°C
according to catalog

liquid gravity and specific gravity of the float to be used are required as compensating factors.

＝

使用最大流量（L/min）
Maximum operating
flowrate×1. 粘性の異なる液体には、上式適用できません。
2. スプリング付流量計には、上式は適用できません。

代表的なフロート比重 "Typical float gravities"
SUS316

7.98

SUS304

7.93

チタン Titanium

4.59

PTFE

2.2

PVC

1.4

マグネット埋め込みタイプには適用できません。
The above gravities are not applied to the types with magnets embedded.

278

2023

使用液体比重（フロート比重−1.0）
Operating liquid gravity Float gravity（フロートの比重−使用液体比重）
Float gravity
Operating liquid gravity

Caution

1. The above formula is not applied to the liquid which varies in viscosity.
2. The above formula is not applied to flowmeters with springs incorporated.

気体の場合の条件補正式（追記）
Additional explanation for conditional compensating formulas in the case of gases.

技術資料

カタログ値（Air、1atm、20°
C、
ノーマル換算（N））の測定範囲と異なる条件で使用される場合、補正した測定範囲がご希望の機種で対応可能かどうかを確認します。ご希望の測定範囲から大きく外れる場合は選定機種を変更する必要があります。 また、既にご使用いただいているカタログ値商品を異なる条件で使用される場合も同様の補正計算にて正しい流量が導きだせます。
For customers whose conditions differ from the measuring ranges specified in the catalogue (Converted at normal standard (N) of Air at 1 atm and 20°C), confirm whether the type of your choice can cover the measuring ranges
calibrated, and if deviating greatly from the desired measuring ranges, it is required to change the type you selected.
Also in case of using the product which has already used under which it was different condition from specified in the catalog values, a correct value of flow will be obtainable from the same calibrating computation as is carriedout above.

前ページ式より From the foregoing formulas＝

カタログ値（NL/min）Values according to catalog

3

2.5

使用ゲージ圧力補正項
Operating gage pressure compensating factor

3

2.5
2
1.5
1
0.5
0

0.5

1

ゲージ圧力補正項
Gage pressure compensating factor

1.5

2

2.5

3

使用ガス比重 Operating gas gravity

温度補正項
Temperature compensating factor

Temperature compensating factor
1.06
1.04

2
1.5
1
0.5
0

×

温度補正項

Operating gage pressure compensating factor

3.5

0

×

使用ゲージ圧力補正項

比重補正項 Specific gravities

比重補正項
Specific gravity compensating factor

比重補正項
Specific gravity compensating factor

×

温度補正項
Temperature compensating factor

補正値（NL/min）Compensated value

1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.9

1atm 0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

使用ゲージ圧力（MPa（G））Operating gage pressure (MPa(G))

使用ゲージ圧力Operating gage pressure

ゲージ圧力補正項
Gage pressure compensating factor

0

20

40

60

80

100

使用温度（℃）Operating temperature (°C)

使用ガス比重Operating gas gravities

比重補正項
Specific gravity factor

0.1

3.16

1atm

0.5

1.41

0.1MPa（G）

1

1

0.2MPa（G）

1.72

20℃

1

1.5

0.82

0.3MPa（G）

1.99

40℃

0.97

2

0.71

0.4MPa（G）

2.22

60℃

0.94

2.5

0.63

0.5MPa（G）

2.44

80℃

0.91

使用温度
Operating temperature

温度補正項
Temperature compensating factor

1

0℃

1.04

1.41

10℃

1.02

（例）: カタログ値で10〜100NL/minの流量計は、比重：1.5、圧力：0.2MPa(G)、温度：60℃の場合流量レンジはどのように変わるか。
補正値＝カタログ値 × 0.82 × 1.72 × 0.94
10〜100NL/min（AiR、1atm、20℃）→ 13.3〜133NL/min｛比重1.5、0.2MPa（G）、60℃｝となる。
但し、実際の流量目盛の数値とは異なります。機種選定時の目安としてお考え下さい。
20℃）
はカタログ値通りで対応可能です。
＊（N2、1atm、(For instance) : What would be the flowrate ranging from 10 to 100 NL/min in accordance with catalog, if it were at a specific gravity of 1.5, 0.2MPa(G) at gage pressure andat a temperature of 60°C, respectively ?
Flow compensating coefficient K=0.82 x 1.72 x 0.94=1.33
10-100 NL/min (Air at 1 atm and 20°C) → 13.3-133 NL/min (At specific gravity of 1.5, gage pressure of 0.2 MPa(G) and temperature of 60°C)
It should, however, be noted that it is different from the values of actual flow scale, so that it may be considered as a reference of flowrate when selecting type.
＊ The catalog-based values relative to N2 conform to the ones in the case of N2 at 1 atmospheric pressure and a temperature of 20°C.

2023

279

Note.2

カタログ記載の単位について For the unit described in the catalog

本カタログではSI単位（規格の国際化）に対応する為、単位を下図の様に併記して掲載しています。
In this catalog the SI units have been adapted to correspond to the international system of units. The units are followed by the corresponding SI units enclosed in parentheses in conjunction with the conventional units as shown below.

Technical Information：
For example in case when the fluids are gases
流体が気体の場合の例

1atm 20℃（ OMPa(G) 293K ）①②※（G）＝GAUGE※（G）の記号はゲージ圧を示します。
The symbol (G) indicates gage pressure.

①： 従来使用の単位 Conventional units②： SI単位 SI units℃はK−ケルビン−に置換できますが、℃の使用がSI単位施行後も継続して可能な為、製品には℃を標準として表示します。
本書では参考値としてKを掲載しています。
The temperature in °C can be substituted by K of Kelvin. °C has been adopted for use on the products as our standard. (The symbol K is used for referential value only.)Note.3

面積流量計の目盛表記 Scale markings on the variable area type flowmeter

目盛印字文字は下記（下図は流体がAIRの場合の1例）の様になります。
The scale is as follows (in this case the fluid is air.)

シリアル番号を表示します。Indicates the serial number.
使用条件を表示します。Indicates operational conditions.
標準目盛の場合、最大流量を10として、最小流量を（比率10：1)で表示します。
If the standard scale is indicated at 10 as the maximum flowrate, the minimum flowrate is indicated at the ratio of 10:1.
20

15

10

5

2

例：Max. 20L/minの場合 2〜20L/minとなります。
For example: If the max flowrate is 20 L/min, it is scaled at 2 - 20 L/min.

流量目盛を表示します。Indicates flowrate.
■ 印字方式は彫刻又はシルク印刷となり製造ロットにより異なる場合があります。
■ 印字色は機種により異なります。
■ Printing method is either by engraving or silk screening but may vary with the production lot.
■ The color varies with type of flowmeter selected.

Note.4

面積流量計のフロートの読み取り方 How to take a reading by float on the variable area type flowmeter

流量を読み取る時のフロート（指示子）の位置関係は次の通りです。
When taking a flowrate reading, the positioning relationship of the float (rotor) is as illustrated below.

フロートの最大直径部で流量を読み取ります。Flow rate can be read from the largest cross section of a float.
目盛と下図の矢印が水平になる様に目の高さを合せてください。The eye level should be adjusted so as to be horizontal to the scale as illustrated below.

目線
Eye level※ フロート形状や材質は、機種やご仕様に基づき当社で選定いたします。A float type & a float material will be selected by us based on the product Series and specifications.

280

2023

1atm（大気圧）とゲージ圧について With respect to 1 atmospheric pressure and gage pressure

Note.5

1 atmで製作する場合（ﬁg A）If making by 1 atmospheric pressure (Fig. A)
ニードル弁までは設定圧が加わりますので、それ以降の目盛管部は大気圧となり、流量計は1 atm仕様となります。
The setting pressure is exerted on the needle valve. Subsequently internal pressure reaches atmospheric pressure and the flowmeter is specified as 1 atm specification.

ゲージ圧（MPa(G)）で製作する場合（ﬁg B）If making by the gage pressure (MPa(G)) (Fig. B)
目盛管、
ニードル弁までは設定圧が加わり、流量計内部はゲージ圧がかかることになります。流量計はゲージ圧仕様となります。
この違いを良くご確認の上、機種のご選定をお願い致します。
The setting pressure is exerted on the valve and the inside of the flowmeter at gage pressure. Hence the flowmeter is specified with the gage pressure.
Please be careful to select the type upon consideration of this difference.

（ﬁg.A）

大気開放 Releasing to atmosphere

圧力計
Pressure gage

P
設定値（例：0.2MPa(G)）
Setting value (For example: 0.2MPa(G))（ﬁg.B）

大気開放 Releasing to atmosphere

バルブ Valve

流量計（1atm仕様）
Flowmeter (at 1 atm specification)
バルブ Valve

圧力計
Pressure gage

P

流量計（0.2MPa(G)仕様）
Flowmeter (at 0.2MPa(G) specification)

設定値（例：0.2MPa(G)）
Setting value (For example: 0.2MPa(G))

MPa各圧力単位の後の（G）とは、ゲージ圧を表す略称です。流量計本体には略称を表示いたします。

Caution The symbol (G) following the unit of MPa stands for the gage pressure. The abbreviated expression is often used in flowmeter bodies.

Note.6

流量計ニードルバルブについて With respect to the needle valve

当社の流量計用ニードルバルブは、流量調整を目的としております。頻繁にシャットオフを必要とされる場合は、同一ライン上にボールバルブ等のシャットオフバルブを設置する事を、おすすめ致します。
The needle valve built in our flowmeters is used for the purpose of flow control only-not for shut off. If necessary, it is recommended a shut-off valve such as a ball valve and the like should be installed in the same line.

Note.7

面積式流量計スイッチ仕様 A variable area type switch specification

リードスイッチ標準仕様
Standard specifications on reed switch■ 無電圧、有電圧共用で使用可能。 Can be commonly used for both applying and no applying voltage.
■ 自己保持型スイッチ。 Self-holding type switch.

■ UL規格対応品（DC仕様のみ） Compliant product with UL standards (Only for DC specification)

接点方法 Contact forms

A接点：設定値より流量が上昇すると、スイッチON Contact A: Switch-ON when flowrate increases.
B接点：設定値より流量が上昇すると、スイッチOFF Contact B: Switch-OFF when flowrate decreases.
DC 0〜24V Max. 0.2A Max. 4.8W（標準）接点容量 Contact capacity＊接点保護回路のご使用を推奨いたします。
ケーブル長 Cable length(Standard)

AC/DC120V Max. 0.25A Max. 20W, AC/DC250V Max. 0.25A Max. 10W(at cosφ=1)50cm or 2m/2芯＊ It is recommended to use a contact protection circuit.

2wires※サージ電圧、ラッシュ電流には充分にご検討のうえ回路システムを設計してください。
※磁性体に隣接して設置しないでください。
リードスイッチの場合は、磁性体パネルへの固定は出来ません。
※外部磁界及び温度の影響を受ける事がありますので、ご注意ください。
※電圧・電流値は、それぞれの最大値です。最大使用容量(W)を守ってください。
※ご使用前にスイッチのON/OFF動作を行ってください。
※A full consideration should be taken for surge and rush currents in designing the circuit systems.
※Do not install it adjacent to magnetic materials, and also avoid to secure it to the magnetic panel.
※It should be noted that it may be affected by the external magnetic field and temperature.
※The values of the voltage and current shows the max. values, respectively. Be sure to observe the max. operating capacity (W).
※Perform alarm on/off action before using.

茶 Brown

OUTPUT

青 Blue

GND

リード素子 Reed element＊接点保護回路のご使用を推奨いたします。
It is recommended to use a contact protection circuit.

2023

281

技術資料

流量計内に圧力がかかる場合とかからない場合とでは、流量に大きな差異が生じます。気体用流量計をご選択いただくときは、流量計内に負荷圧力としてかかる、
ゲージ
圧の大きさを決定する必要があります。
In the case where a great deal of differential occurs in flow measurement, it is caused by pressure either being exerted inside of the flowmeter or not. Hence it is necessary to decide how much gage pressure is exerted on the flowmeteras a load pressure.

磁気スイッチ標準仕様

橙 Orange +Vcc

Detection circuit

検知回路Standard specifications on Magnetic switch■ 自己保持型スイッチ。Self-holding type switch.

Technical Information■ リードスイッチに比べて、外部磁場の影響を受け難く誤動作に強いスイッチです。
（当社比）

白 White OUTPUT

負荷 LoadDC

FET
灰 GrayComparing to the reed switch, it is hard to be subject to external magnetic field and not easy to cause malfunction.

GND■ 保護回路：電源逆接続 Protection circuit: Power source reverse connection.
■ LED付き。
導通時に点灯。With LCD. It is lit up green when conducting.

NPN

NPN output contact B

PNP出力ーA接点

PNP output contact A

PNP出力ーB接点

PNP output contact B

オープンドレインOpen drain

出力 Output

耐電圧 Max. 30V

Withstand voltage

電源電圧 Power source voltage

DC +12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下≦ 10 mA

ケーブル長 Cable length

2m/3芯ーAWG 24

2 m / 3wires-AWG 24

出力形態 Output form

橙 Orange +Vcc

Detection circuit

NPN output contact A

NPN出力ーB接点

検知回路

NPN出力ーA接点

Max. 30 V

FET

灰 Gray駆動電流 : 100mA以下 Driving current: ≦100 mA
DC +12 - 24 V

PNP

茶 Brown +Vcc

検知回路

Detection circuit

Proximity sensor specification■ 高周波型近接センサ High-frequency type proximity switch■ LED付き。
フロート近接時に赤消灯。Red LED light is turned off when the float moves closer to the sensor.

フロート近接時：OFF

OFF: When float comes close

NPN電圧電流出力

NPN voltage-current output

PNP電圧電流出力

PNP voltage-current output

負荷 LoadDC
青 Blue GND
NPN

茶 Brown +Vcc

Detection circuit

DC12〜24V

動作モード Operation mode

黒 Black OUTPUT

検知回路

電源電圧 Power source voltage

開閉容量 Switching capacity

GND

DC
負荷 Load※ご使用前にスイッチのON/OFF動作を行ってください。
※Perform alarm on/off action before using.

近接センサの仕様

出力モード Output mode

白 White OUTPUT

200mA Max.

※スイッチは自己保持しません。Switch is not self-holding.
※コントローラ、
シーケンサーに接続してご使用ください。
※Use it after connecting to a controller and sequencer.

黒 Black OUTPUT
青 BlueGND

負荷 Load

DC

PNP

光電センサの仕様
Specifications on photosensor■ 磁性体の影響を受けません。Not subject to magnetic materials.

■ LED付き。
導通時に赤点灯。With LED. It is lit up red, when conducting.

入・出力回路の説明 Explanation on input/output circuits■ 感度調整ボリウム付き。With a sensitivity adjusting volume.

DC24V±10%
表示灯 Indicator

DC12V±10%動作モード Operation mode

内部回路

ダークON：フロート遮光時ON
Dark ON: ON, when float is obscured.
ライトON：フロート遮光時OFFLight ON: OFF, when float is obscured.
NPNオープンコレクタ NPN open collector
定格：シンク電流80mA（DC30V）Max.
Rating: Sink current 80 mA (30 V DC) at max.

出力モード Output mode

Internal circuit

電源電圧 Power source voltage

中継ボリウム
Relay volume

Tr
2Ω

ZD
30V

茶 ＋DC24V
Brown
黒 出力
Black Output
青 0V
Blue

※スイッチは自己保持しません。Switch is not self-holding.
※流体に色が付いている場合、光が透過せず、動作不良の原因となることがあります。Colored fluid may cause malfunction due to prevention from optical transmission.
※流体中に気泡が混入している場合、光が乱反射し、誤動作する場合があります。Mixing air bubbles into fluid may sometimes cause malfunction due to light diffuse reflection.

センサケーブルの引張許容荷重と許容曲げ半径

Caution Allowable tensile load and bending radius of sensor cable

引張荷重 (N) ≦ 68.6 × ケーブル心線数 × 導体断面積 (mm2) ※Cable sectional area
Tensile load
# of core※ AWG 19＝0.6529mm2、AWG 24＝0.2047mm2、AWG 26＝0.1281mm2
スイッチ及びセンサに対して、
上記より求められた静荷重及び１分間以上の負荷を与えないで下さい（ハウジングやピンコネクター部は除く）。
Do NOT apply static load calculated from the above or load for ≧1 minute to switch and sensor(except for housings and pin connectors).

282

2023

ケーブル曲げ半径 (ｍｍ) ≧ 6 × ケーブル外被外径 (ｍｍ)Cable bending radius
Outside diameter of cable armor
ケーブル曲げ半径は、求めた値以上の寸法を取って下さい。
Cable bending radius should be larger than value obtained.

（JCS 日本電線工業会規格より）Translated from Japanese Cable Maker’ s Association Standard

Note.8

Setting ranges and hysteresis of reed switch

リードスイッチ及び磁気スイッチの設定範囲とヒステリシス and Magnetic switchspecification

スイッチ設定範囲
技術資料

Contact setting range■ 自己保持タイプのスイッチをご使用いただく場合、スイッチ設定範囲は接点動作や接点のON（閉）／OFF（開）
によって異なります。

When using the Self-holding type switch, it should be noticed that the contact setting range varies depending on the contact operation and on/off action.
A接点の場合の設定範囲
Setting range on contact A

ON

B接点の場合の設定範囲
Setting range on contact B

OFF

ON

OFF

※各製品ページには、スイッチ設定範囲を目安としてF.S.の約20〜80％と表現していますが、上記の理由からその性能を保証するものではありません。
※It should be noted that although it is indicated in each product page that the switch setting ranges should be set between
approximately 20% and 80% as a guide, it does not warrant the performance from the reasons mentioned above.

リードスイッチのヒステリシス
Hysteresis on reed switch■ 自己保持タイプスイッチの接点ON／OFFには以下のように応答差があります。

Self-holding type switch have a response difference in turning on/off the contact.
A接点
Contact A

B接点
Contact B

ON

OFF
ヒステリシスHysteresis

ヒステリシスHysteresis
スイッチ Switch

スイッチ Switch
OFF

Note.9※機種や使用条件により、ヒステリシス幅の値は異なります。
詳細は当社にお問い合せ下さい。
※The values of the hysteresis width vary according to the type and conditions specified.
For details, contact us with your specification.

ON

光電センサの一般的な使い方 How to use the photosensor in general

下限警報として Indicating alarm at lower limit
センサは最下部に設定
The sensor should be set at the lowest part.

通常使用時
When using under normal condition
ダークON Dark ON
ライトON Light ON

常用値の認識として In confirmation of the normal value
フロートが光を遮ると…
If the float obstructs the light, …

センサは常用値に設定
The sensor should be set at normal value.

流量低下時
In case of decreasing the flowrate,

OFF
ON

ダークON Dark ON
ライトON Light ON

流量設定外
In case of being out of the setting flowrate,

常用値近辺
When using near the normal value

ON
OFF

ダークON Dark ON
ライトON Light ON

フロートが光軸から上下に外れると…
If the float is vertically deviated from light axis, …

ON
OFF

ダークON Dark ON
ライトON Light ON

OFFON※設定できる流量は個々の流量計により異なります。詳細はお問い合わせください。
※The flowrate to be able to set varies according to the individual flowmeter. For more details, contact us at the nearest sales offices.

Note.10

環境対応について Environmental activities in TOFLO CORPORATIONRoHS指令対応製品が必要な場合はその旨ご注文時にご指示ください。その場合には、RoHS指令適合製品で納入させていただきます。また、中国RoHS対応製品が必要な場合はその旨ご注文時にご指示ください。表示等の必要な処置を施して納入させていただきます。
If the product in compliance with RoHS Directive is required, please instruct us about it when putting an order. In that case, the RoHS Directive Compliance Product will allow us to deliver to you., and if China RoHS Directive
Compliance Product is also required, then instruct us about it when putting an order. After any necessary procedures have been made for that, such as indications, it will be delivered to you.
※ 当社製品でアスベストを使用しているものはありません ※There are no products containing asbestos in our products.

2023

283

Note.11

回転式流量計について About the rotary type flowmeter

回転式流量計の定数、周波数
Technical Information

Constant and frequency of rotary type flowmeter

定数: １パルスあたりの流量（単位：mL/P）

Constant: Flowrate per one pulse (Unit: mL/P)

Max.周波数 : 最大流量時の1秒間あたりのパルス数（単位：Hz） Max frequency: Pulse number per one second at maximum flowrate (Unit: Hz)
パルス出力タイプの場合、ケーブルに付属している旗シールの「CONSTANT」欄に個々の流量センサの定数又は周波数が記載されています。
表示計やシーケンサ等に取り込んでご使用ください。また、表示計をセットで使う流量センサや表示搭載タイプの流量センサは、表示計の「INPUT」欄に設定されている周波数が記載されています。表示計の保守交換の際にご使用ください。
In the case of the pulse output type, the constant or frequency of the individual flow sensor are described in the column “CONSTANT” of the flag seal attached to the cable.
Use them, loading to the indicator and sequencer, etc.. And in the case of the flow sensor which uses an indicator as a set and the one which is an indicator mounting type, the setup frequency is described in the column “ INPUT” of theindicator. Use it when replacing and maintaining the indicator.

定数、周波数、パルス数の変換式
Formula for constant, frequency and pulse-number

1. 定数から1分間あたりのパルス数を算出する。Calculate the pulse number per one minute from the constant.
パルス数（P/min） ＝ 流量（mL/min）※ ÷ 定数（mL/P）
Pulse number (P/min) = Flowrate (mL/min)※ ÷ constant (mL/P)（例）: 定数：6mL/P、最大流量30L/minのパルス数は？ For example) What is pulse number where the constant is 6 mL/P and Maximum flowrate 30L/min ?
30×1,000÷6 ＝ 5,000
解答：5,000 P/min

30×1,000÷6 ＝ 5,000
The result : 5,000 P/min

2. 定数から周波数を算出する。Calculate the frequency from the constant.
周波数（Hz） ＝ 流量（mL/min）※ ÷ 定数（mL/P） ÷ 60
Frequency (Hz) = Flowrate (mL/min) ※ ÷ Constant (mL/P) ÷ 60（例）: 定数：6mL/P、最大流量30L/minのパルス数は？ For example) What is pulse number where the constant is 6 mL/P and Maximum flowrate 30 L/min ?
30×1,000÷6÷60 ≒ 83.33
解答：83.33 Hz

30×1,000÷6÷60 ≒ 83.33
The result : 83.33 Hz

3. Max.周波数から1分間あたりの最大流量時のパルス数を算出する。Calculate the pulse number at the time of max. flowrate per one minute from max. frequency.
パルス数（P/min） ＝ 周波数（Hz） × 60
Pulse number (P/min) = Frequency (Hz) x 60（例）: Max.周波数：83.33Hz、最大流量時のパルス数は？ For example) What is the pulse number at max flowrate where max. frequency is 83.33Hz ?
83.33×60 ≒ 5,000
解答：5,000 P/min

83.33×60 ≒ 5,000
The result: 5,000 P/min

4. Max.周波数から定数を算出する。Calculate the constant from max. frequency.
定数（mL/P） ＝ 流量（mL/min）※ ÷ 周波数（Hz） ÷ 60
Constant (mL/P) = Flowrate (mL/min) ※ ÷ Frequency (Hz) ÷ 60（例）: 周波数：83.33Hz、流量：30L/minのときの定数は？ For example) What is the constant number where the frequency is 83.33 Hz ?
30×1,000÷83.33÷60 ≒ 6
解答：6 mL/P

30×1,000÷83.33÷60 ≒ 6
The result: 6 mL/P

※ 単位がL/minの製品は×1000を行って、単位をmL/minに揃えてください。Should the unit of any products be L/min, then perform x100 and convert the unit to L/min.

Note.12

表示計・変換器の比較出力について About the rotary type flowmeter

比較出力タイミング設定
Setting the comparative output timing

リアルタイム : 内部測定タイミングで出力Realtime: Output on the internal measuring timing

同期

Synchronism: Output in synchronization with the display sampling time

: 表示サンプリングタイムに同期して出力※ EX30、EL50、EM40、EM45はリアルタイムのみ Only for real time in the case of EX30, EL50, EM40 and EM45

284

2023

動作モード設定
Setting the operation mode

保持 Holding

設定値に対する入力値の変化をリアルタイムに出力します。
Output the change of the input values for the setting values in real time.

比較出力がONした状態を保持します。
The comparative output holds ON state.

CP1

CP1

CP1

CP2

CP2

CP2

OFF

ON
OFF

CP1
CP2

OFF

CP1
CP2

ON

OFF

ON

上下限比較出力
Comparative output at upper / lower limits

ON

CP1
CP2

OFF

技術資料

比較出力 Comparative output

ON

OFF

ON

上下限保持
Holding at upper / lower limits

上下限比較出力
Comparative output at upper / lower limits※ EX30、EL50、EM40、EM45なし Not available for EX30, EL50, EM40, EM45.

上下限範囲設定 Setup range for upper and lower alarm limits

ワンショット One shot

入力値≧上限比較値、
または入力値≦下限比較値の時、出力ON
Tripped when indicated value ≧Upper Limit or indicated value ≦ Lower limit.

比較出力がONした時にワンショット出力します。
One shot is produced when comparative output is ON.

CP1

CP2

下限

Lower Limit

上限

Upper Limit

上限

下限

CP1

CP1

CP2

CP2

Upper Limit

Lower Limit

ON

CP1
ON

ON

ON

温度(設定範囲外ON)

Temperature(Tripped when temperature is measured outside of the setup range)

ON

ON

ON

CP2

流量(設定範囲内ON)

CP1/2 Alarm are activated for flow and temperature (2 Outputs)1

上上限ワンショット
One shot at upper / upper limits

Flow Rate(Tripped when flow rate is measured inside of the setup range)

比較出力の設定は、CP1、CP2に対し、パルス測定値、または温度測定値を設定できます。(２出力)

CP1
CP2

1

ON

OFF

ON
1

OFF ONON
1

1

上下限ワンショット
One shot at upper / lower limits※ EX30、EM40、EM45なし Not available for EX30, EM40 and EM45.

※ EM45のみ EM45 only

遅延出力設定ヒステリシスSetting the delay output

Hysteresis※ 電源投入時に比較出力CP1がON状態になっていても、これを出力せず、一旦OFF状態になった時点から、はじめてCP1の比較出力動作を開始します。また、比較出力CP2に対しても同様の動作をします。
When applying the power, even if the comparative output CP1 is on state, it does not produce this, but it does not start the comparative output operation
until it become OFF state. And also it performs the same operation for the comparative output CP2.

CP1及びCP2の比較出力がONからOFFに復帰する時のヒステリシス値を設定できます。
Alarm hysteresis for CP1/2 are selectable.

遅延動作 Delay operation

ヒステリシス動作 Hysteresis Feature

1) 上下限設定の時
At the time when setting the upper and lower limits

2) 下下限設定の時
At the time when setting the lower and lower limits

CP1

CP1

CP2

CP2

ON

CP1
CP2

CP1
ON

遅延動作 Comparative

CP2

CP1-H

1H.HyS

CP1-L

1L.HyS(HySなし) ON

ON(No HyS Setup)ON(HySあり)遅延動作 Comparative※ EX30、EL50なし Not available for EX30 and EL50.
※ EM40は電源ON後、測定を開始するまでの時間を設定します。After power ON, EM40 sets the time until the measuring starts.

(HyS Setup)

ON

ON

ON
ON

ON

※ EM40, EM45のみ EM40, EM45 only

ゼロ復帰設定Setting zero return

ゼロ復帰動作 Comparative output※ 比較入力設定がCount、CP2上・下限設定がHかつ、動作モード設定がSHotの時に設定できます。
※ EM0900、EM1000のみ対応。
※ It can be performed when the setting of the comparative input is Count, the upper and lower setting on CP2 is H and the setting of the operating mode is SHot.
※ Corresponding to only EM0900 and EM1000

CP2
CP1

CP1
CP2

積算値がCP2の設定値に達した時に、積算値を「0」クリアし、再び積算動作を開始します。
When integrated values reach those of the CP2, it clears zero of the integrated values, and starts the integrating operation again.

ON
ON

2023

285

代替機種一覧 List of the substituting types
List of the substituting types / Index

旧製品 Old products

代替製品 Substituting types

掲載ページ Pages contained

CF-CV
CF-SCM
CF-SCMT-PT
E

CF-SCMT
CF-SCMT-PTM

258
258

EL50AR
EM0100EM1000,EM1000R,
EM1000ET
EX-FP
EX-FS

EM40ET
EM0100DT

270
274

EM0900ET

276

-

-

F-LG
FC-AQ
FC-AQX
FC-AQ
FC-AQSFC-AQXFC-AQSXFC-CX18
FC-CH22
FC-CX24
FM-PZ
FC-CX26
FC-CX30
FM-PX20
FM-PZ

250
172
174
172
176
174
178

FM-P
FM-PG50/60
FM-PR□…L
FM-PR80L
FM-PS27
FM-PX25…L

286

代替製品 Substituting types

掲載ページ Pages contained

H

C

F
F-LF
FC-A30/50/50L
FC-AX
FC-AP
FC-APS
FC-APX
FC-APSX
FC-C18
FC-C21G/W-1/3
FC-C24
FC-C25
FC-C26
FC-C30
FC-PC20
FC-PC28
FC-PH55
FC-S40
FC-SE301-100
FC-SF501/502
FC-SQ
FF-M
FLC1000F
FLC4000
FM-NF

旧製品 Old products

FC-SP
FC-SE403
FC-SF601/602
FC-SE013
FF-S
FLC4000R
FM-KF
FM-PX25
FM-PR
FC-SP
FM-PX25
2023

HF-M□-GCA/MCA
HF-M□-GCB
HF-M□-GCC/T
HF-M□-GCG
HF-M□-MPA
HF-M□-SCA
HF-GCB
HF-GCG
HF-PC
M

158
162
164
144
166
168
146
144

024
028
030
010
032
034
012
010
182

208
210
204
128, 130, 132

156
148
154

182
014
148
-

120

HF-GCC/T
FF-S(G)
HF-MPA
HF-SCA
HF-GCA
FF-S(G)
HF-PE

122
132
118
124
120
132
116

MEM600C, DR
MFS100MH-GC
MH-M30MH-OBVH, S

USF500S
TPS25/32-H,
TPS25/32-R(H)TPS25/32-RF/V

224

R
RF-UO

RF-UR

138

S
S-CH21S-FR
SSL

FC-CH22
S-FV
SSF

028
213
232

P
PCF-035
T

PCF-035R

200

THF
THM
THP
THS

-

-

USF500S

224

U
USF100A
USF200S
USF300C
G 気体用 For GAS

216
022
014
020

HF-GCAW 液体用 For WATER

074, 076
072

162

索引 Index
W 液体用 For WATERB
BY-OM G
BY-OM W

FC-SA

040
142

C
CF-EM
CF-LF
CF-PS
CF-RV
CF-SCMT

DUO-PF
DUO-PX G
DUO-PX W

260
259
257
256
258

EM0900ET
EM30DT
EM40ET
EM45RT
EX30AR

140
244
016
150

F-YG
F-YS

FC-A
（PMMA type)
FC-A（PVC type）
FC-AQ
FC-AQSFC-AQSXFC-AQX
FC-C21 G
FC-C21 W
FC-CH22 G
FC-CH22 W
FC-CX18 G
FC-CX18 W
FC-CX24 G
FC-CX24 W
FC-CX26 G
FC-CX26 W
FC-CX30 G
FC-CX30 W
FC-GF
FC-GFP
FC-S G
FC-S W

FC-SE901
FC-SE903
FC-SF
FC-SM
FC-SX G
FC-SX W
FCV-C
FCV-N
FCV-M/MCV-M

274
276
268
270
272
266

F
F-LG

FC-SE402/403

FC-SP

E
EM0100DT/DR

FC-SE013
FC-SE301

D
DPF

FC-SD

FF-P
FF-S(G type)
FF-S(P type)
FF-S(R/I/V/W/N/T type)
FLC-E
FLC4000R
FLC600

250
251
252
170
246
172
176
178
174
026
160
028
162
024
158
030
164
032
166
034
168
196
198
036
192

FLC700FM-KF G
FM-KF

W

FM-PF（Custom type）
カ ス タ ム タ イプ

FM-PF（Excel type）
エ ク セ ル タ イプ

FM-PF（Reasonable type）
FM-PG G
リ ーズ ナブル タ イプ

FM-PG W
FM-PR G
FM-PR W
FM-PX20 G
FM-PX20 W
FM-PX25 G
FM-PX25 W
FM-PZ G
FM-PZ W

H
HF-GCA
HF-GCC/T
HF-MPA
HF-PE
HF-PK
HF-SCA

186
188
204
206
208
201
202
210
180
182
038
194
220
050
044
234
132
128
130
068
216
054
064
022
156
238
240
236
018
152
020
154
012
146
014
148
010
144
120
122
118
116
114
124

MH-FLC600

060

P
PCF-035R

200

R
RF-UP

136
138
134

RF-UR
RF-XP

S
S-FV

213
211
212
232

S-OA
S-TB
SSF

T
TP-BV

254
255
110
084
082
088
090
086
080
074
078
076
072

TP-CV
TP-H
TPR25-R
TPR25-S
TPR30-H
TPR30-K
TPR30-V
TPS25-A
TPS25/32-H
TPS25/32-K

TPS25/32-R（H type）
TPS25/32-RF/V

U
USF500N

228
224
126

USF500S
UTF-P

V

VK-HM（A type）

106
108
098
100
102
104
092
094
096

VK-HM（G/R type）
VK-HP（A type）
VK-HP(C type)

VK-HR（A type）

VK-HR（G/R type）
VK-T

VSP（A/V type）
VSP（DA type）

M
M-EM

253
2023

287

代替機種一覧／索引

G 気体用 For GAS

仕様お伺い書 Specification inquiry sheet

FAX. 042-592-6112
FAX. 06-4809-0412
FAX. 092-482-2102
FAX. 022-218-2452
Overseas Dept. FAX. +81-(0)42-592-6112
東京営業所
大阪営業所
福岡営業所
仙台営業所

Inquiry Sheet / Warranty

以下の項目に必要事項をご記入の上、FAXしてください。Please fill in the following form.
ご仕様内容 Specification requirements

条件 Operational conditions

備考 Remarks

流体名 Name of fluid
最小値 Minimum value
mL/min、L/min 、NmL/min、NL/min、
etc

常用値 Operating value

流量 Flow rate

最大値 Maximum value
比重 S. gravity

純水 Pure water＝ 1 at 4℃

粘度 Viscosity

CP、CST

温度 Temperature

最小値 Minimum value℃

常用値 Operating value℃

最大値 Maximum value℃

最小値 Minimum value
参考 For reference：
水道圧 City water pressure 0.2〜0.3MPa（G）

常用値 Operating value

供給圧力 Pressure supply

最大値 Maximum value
設計圧力 Designed pressure

MPa（G）、KPa（G）

流れ方向 Flow direction

下→上 Down → Up

右→左 Right → Left

下後→上後 Up, Behind bottom → Behind top

上→下 UP → Down

左→右 Left → Right
接続口径 Connection size

Rc

接液部 Wetted material

BSBM、SUS、PFA／PTFE、PVC、接ガス部 Contact area of gas

その他 others

パッキン Packing

NBR、 FKM、 PF、 その他 others

フランジ Flanges、

A

その他 etc.
、

カタログに記載 As described in catalog.

カタログに記載 As described in catalog.

A接点（設定流量より上昇時 ON）
Contact A (To be turned "ON", when increasing more than setting value)
必要 Necessary

スイッチ機能 Switch function

カタログに記載 As described in catalog
フランジはJIS 10K Flanges are at JIS 10K.

DC 0〜24V 0.2A 4.8W
※DC24Vを標準としております。
0 - 24 V DC 0.2A 4.8W
※24 V DC standard

必要なし Unnecessary

B接点（設定流量より下降時 ON）
Contact B (To be turned "ON", when decreasing less than setting value)
電圧パルス（オープンコレクタ）
Voltage pulse (Open collector)
連続信号 Continuous signal

必要 Necessary

カタログに記載 As described in catalog.

必要なし Unnecessary

4-20mA その他
Other than at 4-20mA必要（上、下）Necessary(upper part or lower part)

ニードルバルブ Needle valve

トレーサビリティ証明書

必要 Necessary

Certificate of Traceability

288

2023

必要なし Unnecessary

必要なし Unnecessary

カタログに記載 As described in catalog.

納入後要求された場合は発行いたしかねます。
It cannot be issued, if required after shipment of product.

製品保証について Warranty
以下に規定する保証は、当社が製造・販売する製品に適用します。
なお、
お客様との間に取り決めた個別契約（契約書や仕様書）
については、
これを優先します。

2. 保証期間
対象製品の保証期間は、お客様の指定場所（国内）に納入後1年間といたします（当社工場出荷月の翌月より1年間となります）。修理品の場合は、修理部分について半
年間、または製品として残余している保証期間が半年より長い場合はこれを保証期間といたします。また、交換部品は部品としての機能を半年間保証いたします。

3. 保証範囲
上記保証期間中に当社の責任による不具合が生じた場合は、無償にて不具合部分の修理、または代替交換を行います。ただし、下記に該当する場合は保証対象外といたします。

1) 需要者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合
2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合
3) 納入者以外の改造、分解、修理による場合
4) 製品本来の使い方以外の使用による場合
5) 天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合
なお、
ここで言う保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
又、製品本来の使い方については、製品取扱説明書を参照してください。お手元に製品取扱説明書が無い場合、当社にお問い合わせ願います。

4. 適用用途
当社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されております。
したがいまして、下記のような用途は保証適用外とさせていただきます。

1) 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器、人命や財産に多大な影響が予想される設備や用途
2) 電気、ガス、水道等の公共設備や、高い信頼性ならびに安全性が要求される設備や用途
ただし、当社がその用途を承諾し、お客様の責任において製品の定格・性能に関し、評価確認のうえ、必要な安全対策を講じていただく場合には、保証の適用可否について検討いたします。

1. Warranted Products
The warranty described below applies to products manufactured and sold by Toflo Corporation (“Toflo”).
If an individual agreement exists between you and Toflo, the provisions of the Individual Agreement shall prevail over this general warranty.

2. Warranty Period
We warrant our products for a period of one (1) year from the date of delivery made to your designated location in Japan. (Note: The warranty period will commence from the month following the month in which the delivery is made.)
Repaired products are covered by warranty for six (6) months, or the remainder of the original product warranty, whichever is longer. Replacement components are also covered by warranty for six (6) months.

3. Scope of Warranty
We will repair or replace products and components at no charge in the event that product / component failures attributable to us occur during the warranty period. However, the following cases are not covered by warranty.

1) Failure resulting from inappropriate handling or use by the user
2) Failure resulting from factors other than the delivered products
3) Failure resulting from alternation, disassembly, or repairs made by any party other than Toflo or our agents
4) Failure resulting from use outside the specified use5) Failure resulting from natural disasters and other events for which Toflo is not responsible.
Furthermore, the warranty described herein covers delivered products only; it does not cover any damage caused by failure of the delivered products. For information on how to use our products, refer to the appropriate instruction
manual. To request a copy of a product manual, please contact us.

4. Intended Applications
We design and manufacture our products for general industrial use.
Accordingly, applications such as the following are considered outside of the coverage of this warranty.

1) Use in nuclear power generations, aviations, railroads, ships and vessels, automobiles, medical instruments, or any other equipment or application having a significant
effect on human life or property.
2) Use in public utilities for electricity, gas, or water, or any other equipment or application requiring high reliability and safety.
However, in the event that we consent to an application such as the above, and evaluations concerning product rating and performance have been conducted under your own responsibility and all necessary safety measures areprepared, we will examine the applicability and scope of our warranty for the application.

2023

289

仕様お伺い書／製品保証について

1. 対象製品

流量計・周辺パーツ総合カタログ 2023

本 社/東京営業所 〒191‐0041 東京都日野市南平4-3-17
TEL. 042‐592‐6111 FAX. 042‐592-6112
大 阪 営 業 所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-14 東口ステーションビル813号
TEL. 06-4809-0411 FAX. 06-4809-0412
福 岡 営 業 所 〒812‐0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-8-5 Ｋ‐２ビル２Ｆ
TEL. 092‐482‐2101 FAX. 092‐482‐2102
仙 台 営 業 所 〒981‐3132 宮城県仙台市泉区将監1-8-6 泉観光ビル102号
TEL. 022‐218‐2451 FAX. 022‐218‐2452

Overseas Dept.

4-3-17 Minamidaira Hino-shi Tokyo Japan 191-0041
TEL. +81-（0）42-592-6111 FAX. +81-（0）42-592-6112

上 海 事 務 所 〒200336 中国上海市延安西路2067号2408室仲盛大廈
TEL. +86-21-6275-7525 FAX. +86-21-6275-6189

URL. https://www.tofco.jp/ E-mail. sales@tofco.jp

カタログ記載内容2023年05月現在