JC-3028302-2

自動検針装置TOSCAM-B12
標準仕様書

●

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

安全上の

●

製品の取付・接続にあたっては、取扱説明書等の関連資料を必ずお読みください。

お願い●

安全のため接続・交換作業は、電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人がおこなってください。

JC-3028302-2

はじめに
ショッピングセンター・テナントビル・寮などの各施設をはじめ、市場・空港などの各種メーターの検針には膨大な労力がかかります。自動検針システム『TOSCAM シリーズ』は、電気・水道・ガスメーターなどの計量値を自動で収集し、料金計算をおこないます。また「TOSCAM－B12」本体で検針データを表示・印字できるほか、接続したパソコンでも検針データの管理がおこなえます。さらに、これから主流になるスマートメータ（電文出力付電子式メーター）を活用した電文方式の自動検針システムも構築できます。

特徴■ネットワーク機能搭載
LANなどのネットワークに接続すればパソコン(WEBブラウザ)で点在する「TOSCAM-B12」本体のデータを遠隔で一括検針でき、帳票作成やデータ管理がおこなえます。

■検針データ・30分使用量を保持検針したデータに加え、30分ごとの使用量を3年分保存します。省エネルギー推進のためのデータとして、またダイナ
ミックプライシング（時間帯別料金）などのデータとしてご活用いただけます。なお、検針データや30分使用量データは「TOSCAM-B12」本体から直接USBメモリでも収集（CSV形式）できます。

■スマートメーター『SmaMe』にも完全対応
電文出力付のスマートメーター「SmaMe」シリーズを使用すれば、電文方式の自動検針がおこなえますので、パルス方式のメーターと比べ、初期コスト、運用コストの低減が図れます。

■検針データの信頼性と同時性
人手巡回検針の場合、指針値の書き写しや月間使用量、料金計算など煩雑な作業がなくなります。
また、短時間に収集しますので、同時性にも優れ、計量器種別ごとの一ヶ月間の使用量比較にもご利用いただけます。

■難検針業務に最適
計量値を目視確認するのに困難な場所*の検針に最適です。また、なりすまし検針員の立入りが防止でき、保安にも貢献できます。
*立入りが制限された場所、天井裏や倉庫の奥などの立ち入りにくい所■停電時もパルス計量
万一、停電が発生した場合でも本装置（TOSCAM-B12）から端末伝送器に電源を供給していますので、
水道、ガスメーターからのパルスを受信することができます。

■従来機種のリプレース対応
ご使用いただいている当社従来機種（TOSCAM-B10、RF-14、TOSCAM-B11）のリプレースとして、端末伝送器はそのままで、本装置をご使用いただけます。[取付する際に取付ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）が必要になる場合があります。]

１

JC-3028302-2

目次
1

各部の機能と名称........................................................................................................... ３2

付属品 ........................................................................................................................ ４3

オプション品 .................................................................................................................. ４4消耗品 ........................................................................................................................ ４

5

保守サービス ................................................................................................................. ５6

システム構成 ................................................................................................................. ７
6.1
6.2

7

ハードウェア ................................................................................................................ １０
7.1
7.2

8

基本仕様 ............................................................................................................ １０
入出力仕様 ......................................................................................................... １１

ソフトウェア ................................................................................................................ １２
8.1
8.2
8.3
8.4

一般仕様 ............................................................................................................ １２
操作フロー（検針盤本体）........................................................................................ １３
画面共通仕様....................................................................................................... １５
検針機能 ............................................................................................................ １６8.4.1

定時検針機能 .......................................................................................................................................... １６8.4.2

手動検針機能 .......................................................................................................................................... １７8.4.3

2 度検針防止機能 ................................................................................................................................... １８8.4.4

計算処理 ................................................................................................................................................. １８

8.5
8.6
8.7
8.8
9

パルス出力付計器でのシステム ........................................................................................ ７
スマートメーターを多数接続（５１２台） .......................................................................... ８

読取 .................................................................................................................. １９
印字 .................................................................................................................. ２０
保守 .................................................................................................................. ２１
設定 .................................................................................................................. ２２

Web 機能 ................................................................................................................ ２３
9.1

画面ツリー ............................................................................................................ ２４

10 ファイルフォーマット ........................................................................................................ ２６
10.1 検針値データベーステキストファイル仕様 ........................................................................... ２６
10.2 （使用量）テーブルテキストファイル仕様 .......................................................................... ２７
10.3 日合計テーブルテキストファイル仕様 ............................................................................... ２７
11 上位通信機能 ............................................................................................................ ２８12 帳票印字例 ............................................................................................................... ２９
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

全メーター使用量表 ................................................................................................. ２９
全メーター料金印字 ................................................................................................. ３０
端末伝送器（TTE）から取得した設定内容の印字 ............................................................ ３１
登録メーター種別一覧表 ........................................................................................... ３１
登録入居者一覧表 ................................................................................................. ３２
検針・印字許可状態一覧表 ....................................................................................... ３２
登録情報表題....................................................................................................... ３３
各種ﾊﾟﾗメーターの設定 ............................................................................................. ３３13 外形寸法図 ............................................................................................................... ３５
14 端末伝送器 ............................................................................................................... ３６
14.1 一般仕様 ............................................................................................................ ３６
15 回線分配器 ............................................................................................................... ３７
15.1 一般仕様 ............................................................................................................ ３７
16 端末伝送器、回線分配器 外形寸法図 ............................................................................... ３８２

JC-3028302-2

1 各部の機能と名称＜正面＞

AC 電源（LED）
端末電源（LED）
操作パネル（タッチパネル）

扉キー

作表プリンタ＜正面内部＞
バッテリユニット（オプション）

電源スイッチ
電源入力端子
1P2W(MA-MB)
AC100V 50/60Hz

警報接点
LAN コネクタ
DC24V 電源(端末伝送器用)
通信回路入力端子
TR31,TR32:回線 3
TR21,TR22:回線 2
TR11,TR12:回線 1
TR01,TR02:回線 0

３

USB コネクタ(USB メモリー用)

JC-3028302-2

2 付属品
ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１２には以下の付属品が添付されております。
１．プリンター用サーマルロール紙・・・・・・・・・・・・４巻
２．扉キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本

3 オプション品
オプション品一覧
名称

梱包数

備

考

バッテリー取付一式

１

停電時端末伝送器動作用のバッテリーです。

アングル

１

TOSCAM-B10,B11,RF14 が壁面取付されていた
場合の TOSCAM-B12 入替え用のアングルです。

アタッチメント

１

TOSCAM-B12 を 19 インチラックに取付するためのア
タッチメントです。

扉キー（日東２００番）

１

TOSCAM-B12 の扉を施錠するためのキーです。
標準で 1 本付属しております。

終端抵抗

１（１本）

端末伝送器用終端抵抗です。

予備ヒューズ（５A）

１（２本）

電源用予備ヒューズです。

4 消耗品
プリンタ用サーマルロール紙・・・・・・・・・・・1 箱（10 巻）

サーマルロール紙 P-58-30（58mm/30m）
10 巻/1 箱 （三栄電機株式会社製）
メモ
プリンタ用紙をご用命の際は、販売代理店までご連絡ください。

４

JC-3028302-2

5 保守サービス
システム運用までの設定・調整作業は販売代理店までご相談ください。
エンジニアリング・現地調整(システムの立ち上げ等)を実施するために、弊社 個人情報保護方針に基づ
き個人情報を利用、または委託業者に提供する場合があります。エンジニアリング・現地調整で利用した個
注

意

人情報は検収後お客様に返却または弊社 (委託業者)で削除します。詳細は弊社ホームページ

http://www.t2ms.co.jp/privacy.htm を参照してください。

システムを運用して頂いている中で発生した不適合、及び耐用寿命*によりシステム・機器（パソコン、周辺機器及び端末機器）の不適合が発生した場合、お客さまよりご連絡（電話、FAX、メール等）を頂き、不適合の回避策のご提案等をサポートさせて頂いております。また、状況によってはお客さまに直接ご訪問させて頂き、障害の切り分け作業、修復作業を実施致します。
メモ

耐用寿命
使用年数経過とともにハードウェアの老朽化により故障率が増大し、お客さまのシステム要求信頼度を満足しなくなる時期のことを言います。

保守サービス期間

製造終了後５年間

保守価格
・検収日より１年未満の場合…無償対応
但し、次の場合を除きます。
(1)誤操作が原因の場合(2)ご契約と異なる使用が原因の場合(3)消耗部品(4)地震、落雷、天災が原因の場合

・検収日より１年経過の場合…有償対応
都度、お見積対応（交換費用＋部品代＋諸経費）
保守サービス期間中であっても、製品寿命 *により機器（又は部品）修理品が無い場合、又は高価な場合は、お客さまとご相談の上、新システムをご提案させて頂きます。
メモ

製品寿命
保守部品枯渇等により、保守継続が不可能となる時期のことを言います。

作業内容とご報告について
障害の切り分け作業について
障害事象の把握を行い、速やかにその要因を究明し、障害発生箇所を明らかにし処理方法を決定します。
要因が弊社の責任範囲内の場合
要因が弊社の責任範囲外の場合
要因が不明の場合：本内容をご参照下さい：有償（調査点検費＋諸経費）：「要因が責任範囲内の場合」と同等扱い

修復作業について
障害要因の除去や修復が出来ない場合、運用方法変更により間接的に障害回避を行います。
障害対応の報告
障害対応を実施させて頂いた場合、障害事象とその対処内容について報告させて頂きます。但し、故障原因の解析などの調査と報告に関しては障害対応業務の範囲外とさせて頂きます。
故障解析と報告が必要な場合は、内容・範囲・期間・費用・可能性等を、別途お客さまと協議させて頂くこととします。

５

JC-3028302-2

ハードウェアの有寿命部品について
各ハードウェアの有寿命部品は、定期的に交換することをお勧めします。
本体装置、周辺機器、端末器
本体装置、周辺機器、端末器の有寿命部品（ﾊﾞｯﾃﾘｰ,ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ）の交換については、お客さまのご依頼により、都度お見積対応とさせて頂きます。

交換作業中は、データ収集業務を停止します。
停止期間中は、30 分毎の使用量は計測できません。
注

意

交換作業は検針を行わない日時で実施してください。

その他
(1)

製品の不適合に起因して貴社に生じた２次的な損害に対して、当社は免責させていただくものとし

(2)

ます。
本仕様書の内容または定めの無い事項について疑義を生じた場合は、貴社と当社が友好的に協議の上解決するものとします。

６

JC-3028302-2

6 システム構成
6.1 パルス出力付計器でのシステム①RS232C
1回線②RS485４回線
CPEVS-φ０．９－３Ｐ（弊社推奨線）

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

④パルス入力全てパルス発信装置付メーター
オプションバッテリーは本体内部に設置

CPEVS-φ０．９－３Ｐ（弊社推奨線）

ＢＡＴＴＥＲＹ
端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

④パルス入力

③ＬＡＮ
１回線

全てパルス発信装置付メーター

SmaMe シリーズとパルス出力付計器を混在したシステム①RS232C
1回線②RS485４回線
CPEVS-φ０．９－3Ｐ（弊社推奨線）

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

④パルス入力⑤全てパルス発信装置付メーター
端末伝送器1台あたり１０メータ接続
オプションバッテリーは本体内部に設置
ＢＡＴＴＥＲＹ⑥回線分配器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

⑤SmaMe電文メータ
1回線あたりSmaMe３２台接続

③ＬＡＮ
１回線

⑤パルス発信装置付メーター
端末伝送器1台あたり１０メータ接続
CPEVS-φ０．９－3Ｐ（弊社推奨線）

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

端末伝送器

⑤SmaMe電文メータ⑥回線分配器１台あたりSmaMe３２台接続④パルス入力⑤全てパルス発信装置付メーター
端末伝送器1台あたり１０メータ接続

７

JC-3028302-2
6.2 スマートメーターを多数接続（５１２台）①RS232C
1回線②RS485４回線
CPEVS-φ０．９－２Ｐ（弊社推奨線）④SmaMe電文メータ
1回線あたりSmaMe３２台接続

回線分配器は最大3台／回線 接続⑤回線分配器

⑤回線分配器

⑤回線分配器③ＬＡＮ④SmaMe電文メータ⑤回線分配器１台あたりSmaMe３２台接続④SmaMe電文メータ⑤回線分配器１台あたりSmaMe３２台接続④SmaMe電文メータ⑤回線分配器１台あたりSmaMe３２台接続

８

JC-3028302-2＜通信距離＞
項目

自動検針装置⇔端末伝送器

端末伝送器⇔計量器等

上位通信

1km
自動検針装置から最終端の端
末伝送器間
500m
自動検針装置から最終端の距離(最大)

SmaMe

250m 無電圧接点入力

回線分配器から最終端の100m ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ入力

SmaMe

12m
但し、信号変換器の利用で延長できます。

端末伝送器と SmaMe が同一回線に混在した場合の最大距
離は５００ｍ
線種(推奨)

CPEV-S-Φ0.9-3P

CVVS-1.25mm2-2C 又は 3C

９RS-232C 専用ｹｰﾌﾞﾙ

JC-3028302-2

7 ハードウェア
7.1 基本仕様
検針盤本体
項 目

仕 様

名称

自動検針装置 TOSCAM-B12

型式

RQ-B12動作電源

AC100V±10%,50/60Hz 共用

備 考

本体動作時:200VA 以下

消費電力

定常時

:100VA 以下

動作環境

温度:0～45℃ 湿度:20～80%Rh

AC 商用電源耐圧

AC1500V,1 分間(AC 端子-FG 間)

取付方法

屋内壁面取付又はﾗｯｸﾏｳﾝﾄ取付

塗装色

ｸﾘｰﾑ色(日塗工 D22-90B)

質量

約 24kg

電線取付穴

底面及び背面

外形寸法

約 400(W)×400(H)×160(D)mm

但 し , ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ﾀ は 白 色 (PANTONE
5315)

詳細は外形図を参照してください。

端末伝送器（TTE）動作用 バッテリキット
項 目
名称

仕 様
TOSCAM-B12 用バッテリキット

停電補償時間備 考
停電時に端末伝送器でパルスを受信する場合に使用します。

16 時間: TTE を 30 台使用した場合
1２時間: TTE を 40 台使用した場合

電池充電時間

４８時間

電池種類

鉛蓄電池

電池交換周期

約４年

バッテリ質量

約 5kg

付属品

バッテリ接続用ケーブル

交換周期は環境により異なります

バッテリの寿命は使用温度条件などによって大きく変化します。使用環境温度によるバッテリ交換周期の目安を示します。

使用環境温度 20℃ バッテリ交換周期 ４年
注意● 免責事項について
バッテリの交換をおこなわず発生した事故について、装置・接続機器・ソフトウェアの異常・データの喪失・故障に対す損害・その他二次的な損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

１０

JC-3028302-2

7.2 入出力仕様

仕 様
項 目

表示

ﾌﾟﾘﾝﾀ

（端末伝送器）

備 考

400 点

000～999
回線数

4 回線

通信方式

RS-485

通信距離
上位伝送

SmaMe シリーズ
128 点（ダイレクト接続時）

本体ｱﾄﾞﾚｽ回線

パルス入力

512 点（回線分配器使用時）

計測点数

端末通信

電文入力

4 回線
（TTE 最大 10 台/回線）
RS485
RQ-TTE,N-TTE との接続もできます

最大 500m

最大 1km

本体から最終端のメーター間

本体から最終端の TTE 間
ﾊﾟｿｺﾝ等の上位機器へのﾃﾞｰﾀ

上位伝送

RS-232C

操作部

カラー液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ(8 型 LCD)

ﾗﾝﾌﾟ

LED 表示(電源,端末給電)

印字方式

ｻｰﾏﾙﾌﾟﾘﾝﾀ

用紙幅

58mm

出力方式

ﾘﾚｰ出力

伝送用

P-58-30
３回路

DC24V,1A

警報出力

電源電圧異常、ﾌﾟﾘﾝﾀ異常、
出力条件

本体エラー検出時

バッテリ電圧低下（オプション
バッテリ使用時）

１１

本体編

JC-3028302-2

8 ソフトウェア
8.1 一般仕様
項 目
検針メーター登録数

仕 様
512 点（電文メーター使用時）
400 点（端末伝送器使用時）

メーター種別20 種別

入居者登録数512 入居者

入居者設定メーター数20 メーター

検針方法

ｵﾍﾟﾚｰﾀの操作又は自動(毎月、奇数月、偶数月の指定された日時にメーター種別ごとに検針)

乗率0.01～100.00

印字内容

詳細は印字例参照してください。
a.今回使用量が基本使用量以下の場合(X≦P1)
料金 ＝ 基本料金:P0
b.今回使用量が単価変更使用量以下の場合(P1＜X≦P3)
料金 ＝ 基本料金:P0＋((今回使用量－基本使用量:P1)×単価 1:P2 )c.今回使用量が単価変更使用量を超えている場合(P3＜X≦P5)
料金 ＝ 基本料金:P0＋((単価変更使用量:P3－基本使用量:P1)×単価 1:P2)＋ (今回使用量－単価変更使用量:P3)×単価 2:P4)
d.今回使用量が単価変更使用量 2 を超えている場合(P5＜X)
料金 ＝ 基本料金:P0＋((単価変更使用量:P3－基本使用量:P1)×単価 1:P2)＋ (単価変更使用量 2:P5－単価変更使用量:P3)×単価 2:P4)＋ (今回使用量－単価変更使用量 2:P5)×単価 3:P6)※単価変更使用量 2 が設定されていない場合は d の条件判定を行わない。

料金 Y
料金計算式
単価 1
P2

単価 2
P4

単価 3
P6

基本料金
P0

使用量 X
P1
基本使用量

１２

P3
単価変更使用量P5
単価変更使用量 2

本体編

JC-3028302-2

8.2 操作フロー（検針盤本体）

起動画面

初期化処理の進捗状況を等を表示します

パスワード入力

画面ロックを解除するパスワードを入力します

メインメニュー

機能を選択します
検針種別を選択します

検針メニュー
全メーター検針

全てのメーターの検針を行います

入居者別検針入居者毎に検針を行います

メーター種別検針

メーター種別毎に検針を行います

個別メーター検針

特定のメーターの検針を行います

メーター交換検針

メーターを交換した時に、交換したメーターのみ検針します
読取種別を選択する

読取メニュー（読取は検針データとして更新されません）

全メーター読取

全メーター読取を行います

入居者別読取入居者毎に読取を行います

メーター種別読取

メータ種別毎に読取を行います

個別メーター読取

特定のメータの読取を行います
印字種別を選択します

印字メニュー
全メーター印字

全メータの使用量・料金表の印字をを行います

入居者別印字

入居者毎に使用量・料金表の印字を行います

メーター種別印字
個別メーター印字

メータ種別毎に使用量・料金表の印字をを行います
特定のメータの使用量・料金表の印字を行います

１３

本体編

JC-3028302-2

保守種別を選択します

保守メニュー
ログ表示

起動、エラー等のログを表示する
線式・積算方式・パルスの重み・カウンタ値のＴＴＥ保守

設定をします検針値設定

検針値の確認と今回検針値・前回検針値の設定をします

画面清掃

画面清掃を行うための画面

ファイル出力パラメータ・検針データをＵＳＢに出力します

バージョン情報

ソフトウェアのバージョン情報を表示する

設定種別を選択する

設定メニュー

ネットワーク上にある時計サーバー（ＮＴＰサーバ）の時刻設定

IP アドレスの設定または手動で時刻設定をします。
システム設定種別を選択する

システム設定種別設定

メーターの種別設定（電気、水道、ガスなど）を行います

メーター設定メーターの設定（乗率、アドレスなど）を行います

入居者設定

入居者の設定を行います

印字表題設定印字表題の設定を行います

自動更新許可設定

検針後に検針データの自動更新許可／禁止を設定します

警報出力設定異常時に警報接点の出力設定を行います

設定読込

パラメータ・検針・ロギングデータ読込を行います

印字濃度設定プリンタの印字濃度を設定します

通信設定

パソコン用上位通信の設定をします
オプションのバッテリ交換日付設定とバッテリ設定バッテリチェックを行います

クライアント設定

Web で使用するクライアント情報を設定します
本体で使用するパスワードを設定します

パスワード設定

１４

本体編

JC-3028302-2

8.3 画面共通仕様＜画面の構成＞
タイトル
時計

ボタン

通信状態表示

バッテリ警報プリンタ警報文字ｻｲｽﾞ等,画面ﾚｲｱｳﾄは実際の画面と異なります。(以下同じ)
項目

内容

ﾀｲﾄﾙ

現在表示中の画面のﾀｲﾄﾙを左上に表示します。

ﾎﾞﾀﾝ

お客さまが操作することのできるボタンです。

時計

現在の本体時計を右上に表示します。
通信状態を右下に表示します。

通信状態表示ﾌﾟﾘﾝﾀ警報
ﾊﾞｯﾃﾘ警報

L0、L１、L２、L３、U1：通信時にパネルの色が XX 色で点灯します。
L0：回線０、L1：回線１、L2：回線２、L３：回線３ﾌﾟﾘﾝﾀ警報の発生状態を左下に「ﾌﾟﾘﾝﾀ異常」が点滅表示されます。
ﾌﾟﾘﾝﾀの紙切れ時に警報を発生
ﾊﾞｯﾃﾘ異常の発生状態を左下に点滅表示されます
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧低下が発生している時：「電池電圧低下」＜表示消灯＞
何も操作せずに 5 分間経過した場合は処理を中止して画面をメインメニューに戻し表示を消灯します。
ただし、『定時検針画面』『ダウンロード画面』においては、画面をメインメニューに戻さず、処理は継続し表示を消灯します。
＜バッテリー交換警告印字＞
バッテリ交換推奨時期が近づいた場合(交換推奨日の４か月前)、検針・読取・印字での帳票出力処理後にバッテリ交換警告印字を行ないます。(バッテリの推奨交換時期=4 年)

１５

本体編

JC-3028302-2

8.4 検針機能
自動検針装置には、『定時検針機能』及び『手動検針機能』があります。お客さまの運用に応じて、最適な検針方法を選択してください。

8.4.1 定時検針機能
予め指定した日時に定時検針を自動的に行います。
定時検針時刻に達した時に、定時検針画面に移行し定時検針処理を行います。定時検針終了後は、画面を自動消灯します。

＜定時検針＞

・ 定時検針は、メーター種別毎に検針日を設定する必要があります。
・ 定時検針日時が『設定なし』の場合は、定時検針処理は行いません。
「手動検針のみ」となります。

メモ

定時検針設定は、自動検針装置のタッチパネルか LAN で接続された Windowsパソコンで行います。

次の動作時は、定時検針は行いません。
・ 手動検針のデータ更新中
・ 検針値設定のデータ更新中
注

意・ パラメーターダウンロードのデータ更新中
・ 停電中または本体リセット処理中
上記以外の場合は、操作・通信・印字を中止して定時検針を実施します。

１６

本体編

JC-3028302-2

8.4.2 手動検針機能
手動検針は、自動検針装置の本体タッチパネルの画面操作により実施します。
＜検針メニュー＞

手動検針には、次の方法があります。

検針種別

内容

全メーター検針

検針可能な全メーターを検針します。

入居者別検針特定入居者のメーターを検針します。

メーター種別検針

指定した種別のメーターを検針します。

個別メーター検針

指定したメーターを検針します。

メーター交換検針

検定満期などでメーターを交換する必要がある場合に使用します。

検針終了後、使用量表および料金表を印字します。また、印字の有無はメーターごとに予め設定します。

１７

本体編

JC-3028302-2

8.4.3 2 度検針防止機能＜連続検針禁止機能＞
手動による全メーター検針およびメーター種別検針は、1 日 1 回しかできません。なお、検針を
2 度実施した場合は、メッセージを表示し検針業務を中止します。
誤操作を防止するために『2 度検針防止機能』を標準搭載しています。

メモ

連続して検針を 2 度実施すると、(今回指針値)-(前回指針値)の正規計算処理を 2 回実施するため、2 回目の計算結果で今回使用量≒０で確定するため。

8.4.4 計算処理
＜指針値の考え方＞「指針値」：検針値 ＊にメーター毎に登録されている乗率(0.01～100)を乗じて、小数点以下を切捨てた数値＊

検針値は端末機器から収集した計数値です。

＜指針値の 1 回転処理＞
下記条件において 1 回転処理を実施します。
今回指針値 ＜ 前回指針値の場合＜増減率＞計算した使用量をもとに増減率を計算します。増減率は、使用量一覧表に印字します。
増減率(%)=((今回使用量―前回使用量)/前回使用量×100
印字条件
条件

印字

増減率が 10000(%)未満

計算結果を印字

今回使用量または前回使用量が検針ｴﾗｰの場合

スペース（空白）

増減率が 10000(%)以上＊＊＊＊

今回、前回使用量がともに 0０

前回使用量が 0 で今回使用量が 0 以外＊＊＊＊

＜合計計算＞
入居者別、メーター種別合計印字時の合計計算は以下のとおり。
使用量合計 ：各メーター種別合計の今回使用量を合計
料金合計：各メーター種別合計の料金の少数以下を切り捨てて合計

１８

本体編

JC-3028302-2

8.5 読取検針を実施する前の予備検針や、個々のメーターとの通信確認を実施するために、読取機能を搭載しています。
読取で収集したデータは更新されません。
＜読取メニュー＞

読取メニューには、次の方法があります。
検針種別

内容

全メーター読取

検針可能な全メーターを読取ります。

入居者別読取特定入居者のメーターを読取ります。

メーター種別読取

指定した種別のメーターを読取ります。

個別メーター読取

指定したメーターを読取ります。

検針終了後、使用量表を印字します。また、印字の有無はメーター種別ごとに予め設定します。

１９

本体編

JC-3028302-2

8.6 印字
検針後確定したデータの使用量、料金表を再度印字します。
＜印字メニュー＞

項目

内容

全メーター印字

全メーター印字画面に移行します。

入居者別印字

入居者別印字画面に移行します。

メーター種別印字

メーター種別印字画面に移行します。

個別メーター印字

個別メーター印字画面に移行します。

戻る印字

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰに戻ります。

定時検針、手動検針終了後はデータの計算処理を行ないます。従って、検針終了後は最新データに更新さ注意れますので予めご承知ください。

２０

本体編

JC-3028302-2

8.7 保守
自動検針装置と端末伝送器に関する保守機能を確認します。
＜保守メニュー＞

項目

内容

ﾛｸﾞ表示

ｼｽﾃﾑｴﾗｰなどのﾛｸﾞ内容を表示します。

TTE 保守端末伝送器(TTE)のﾒﾝﾃﾅﾝｽに利用します。

検針値設定・確認

全てのメーターの検針値の一覧表示や検針値の設定、印字します。

画面清掃

画面を清掃する際に利用します。

ファイル出力検針データ等の CSV ファイルを本体に接続した USB メモリ（オプション）に出力します。

バージョン情報

ソフトウェアのバージョン情報を表示します。

戻る

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ画面に戻ります。

２１

本体編

JC-3028302-2

8.8 設定本体装置に関する各種機能を設定します。
＜設定メニュー＞

項目

内容

時刻設定

本体の時刻を設定します。

システム設定本体システムを設定します。

印字濃度設定ﾌﾟﾘﾝﾀの印字濃度を調整します。

通信設定

上位伝送に関するﾊﾟﾗメーターを設定します。

ﾊﾞｯﾃﾘ設定

ﾊﾞｯﾃﾘの交換日時を設定します。

ｸﾗｲｱﾝﾄ設定

Web で使用するｸﾗｲｱﾝﾄを設定します。

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ/ネットワーク設定

Web 操作を行うためのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞとネットワークを設定 します。

戻る

ﾒｲﾝﾒﾆｭｰに戻ります。

２２

WEB 編JC-3028302-2

9 Web 機能
本機能は、自動検針装置（TOSCAM-B12）本体に搭載されている Web 機能を LAN で接続されたパソコンで操作する機能です。Ｗｅｂ機能は管理者と閲覧ユーザに分かれます。管理者は本体操作機能を有し（印字機能を除く）
かつ閲覧ユーザ機能を有します。閲覧ユーザは表示操作及び CSV ファイル取得のみとします。
本体と Web からの同時操作（検針・保守・設定）を避けるために Web で管理者がログイン中は TOSCAM-B12
本体での操作はできません。また、TOSCAM-B12 本体で操作中は Web でログインすることはできません。
Web 機能を利用できる PC は Windows7 以降です。
Web 機能を利用できる Web ブラウザは InternetExeplorer８以上です。
（InternetExeplorer 以外の Web ブラウザは弊社では動作検証を実施しておりません。）
注意Web 機能を利用するには PC に Java Runtime Environment Ver6(32 ビット版)以上をインストールする必要があります。

Web 機能使用イメージLAN

TOSCAM-B12本体

LAN

閲覧ユーザ1PC

閲覧ユーザ2PC

LAN
LAN

閲覧ユーザ3PC

HUB

管理者PC

２３

LAN

閲覧ユーザ4PC

LAN

閲覧ユーザ5PC

WEB 編JC-3028302-2

9.1 画面ツリー（点線内は、管理者のみ）
ログイン

Web 機能を使用するためにログインします。
実施する機能を選択します。

メインメニュー
検針メニュー

読取メニュー

保守メニュー

設定メニュー

本体＆Web 機能

検針種別を選択します。

全メータ検針検針機能（全メータ）を行います。

入居者別検針検針機能（入居者別）を行います。

メータ種別検針

検針機能（メータ種別）を行います。

個別メータ検針

検針機能（個別メータ）を行います。

メータ交換検針

検針機能（メータ交換）を行います。

読取種別を選択します。

全メータ読取読取機能（全メータ）を行います。

入居者別読取読取機能（入居者別）を行います。

メータ種別読取読取機能（メータ種別）を行います。

個別メータ読取読取機能（個別メータ）を行います。

保守種別を選択する。

ログ表示

ログ表示機能を実行します。

TTE 保守ＴＴＥ保守機能を行います。

ファイル出力検針データのファイル出力を行います。

検針値確認・設定

検針値確認・保守を行います。

バージョン情報バージョン情報表示を行います。

設定種別を選択する。

時刻設定
データベース更新

次ページへ

２４

時刻設定機能を行います。
データベース更新を行います。

WEB 編JC-3028302-2
前ページから

Web 独自機能
グラフメニュー

帳票、DL

グラフ種別を選択します。

日データ

グラフ機能（日データ）を行います。

月データ

グラフ機能（月データ）を行います。

帳票種別を選択します。

検針
日報
月報

詳細は別紙 Web 機能仕様書を参照ください。

２５

帳票機能（検針帳票）を行います。
帳票機能（日報帳票）を行います。
帳票機能（月報帳票）を行います。

JC-3028302-2

10 ファイルフォーマット
検針盤では検針データと 30 分使用量値が CSV 形式（TAB 区切り）のファイルで出力出来ます。
検針盤本体に USB メモリを取付けて、USB メモリに直接ファイルを保存することが出来ます。
10.1 検針値データベーステキストファイル仕様
ファイル名： YYYY_MM_DD_HH_Ken.csv
YYYY:検針日時(年)MM:検針日時(月)DD:検針日時(日)HH:検針日時(時)検針データは入居者、種別名のレコード順位とします。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No
１
２
３
４
５
６

ﾍｯﾀﾞｰ名記号*1
入居者名*1種別名*1
単位
メータ Noデバイス名称

文字長
4
20
10
10
3
10

７

メータアドレス

14

８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

メータ倍率
前回検針日
今回検針日
前回検針値
今回検針値
前回使用量
今回使用量
増減率
金額
CR+LF

4
13
13
8
8
8
8
7
8
2

２６

備 考
入居者記号
入居者名
種別名
単位名称
メータ番号(1～512)
デバイス名称（メータ名称）
SmaMe,省スペース(回線-製造番号)
TTE,TTEA(回線-機器アドレス-メータ番号)
メータ倍率(0.01～100)
YYYY/MM/DD-HH
YYYY/MM/DD-HH
整数値のみ
整数値のみ
整数値のみ
整数値のみ
±XXX.XX
整数値のみ

JC-3028302-2
10.2 （使用量）テーブルテキストファイル仕様
ファイル名：Actual_YYYY_MM_DD.csv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No
ﾍｯﾀﾞｰ名
１
No
２
日付
３
メータＮｏ
４
メータ名
５
メータ種別番号６
メータ種別名
７
単位
８
メータ倍率
９
記号
１０
入居者名
１１
00:00～00:30 使用量
１２
00:30～01:00 使用量
１３
01:00～01:30 使用量

文字長
3
10
3
20
2
10
10
4
4
20
8
8
8

備 考
1～512
YYYY/MM/DD
1～512
1～20

0.01～100

kWh 未満は切り捨て表示
kWh 未満は切り捨て表示
kWh 未満は切り捨て表示

～
５７
５８

23:00～23:30 使用量
8
kWh 未満は切り捨て表示
23:30～00:00 使用量
8
kWh 未満は切り捨て表示
CR+LF
2
ファイルサイズ（ﾍｯﾀﾞｰ除く） 270,848Bytes [470(文字数)+57(区切り)+2(改行)]x512(メータ)
10.3 日合計テーブルテキストファイル仕様
ファイル名：Mon_Actual_YYYY_MM.csv または Mon_Actual_YYYY_MM.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ
No
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３

ﾍｯﾀﾞｰ名

文字長

No
日付
メータＮｏ
メータ名
メータ種別番号
メータ種別名
単位
メータ倍率
記号
入居者名
１日使用量
２日使用量
３日使用量

3
7
3
20
2
10
10
4
4
20
10
10
10

備 考
1～512
YYYY/MM1～512
1～20

0.01～100

kWh 未満は切り捨て表示
kWh 未満は切り捨て表示
kWh 未満は切り捨て表示

～
４０
４１
４２

３０日使用量３１日使用量
月使用量
CR+LF

10
10
12
2

kWh 未満は切り捨て表示
kWh 未満は切り捨て表示

ファイルサイズ（ﾍｯﾀﾞｰ除く） 229,376Bytes [405(文字数)+41(区切り)+2(改行)]x512(メータ)２７JC-3028302-2

11

上位通信機能本機能は、自動検針装置（TOSCAM-B1２）本体のデータをパソコンなどで収集するためのデータ入出力機能です。
本装置の検針機能及びデータバッファリング機能を利用し、『伝送制御装置』として大規模自動検針シス
テム（TOSCAM-B20/W:弊社システム）等にご利用できます。
上位通信機能をご使用される場合は販売代理店までお問い合わせください。

２８

JC-3028302-2

12 帳票印字例
12.1 全メーター使用量表****** T2MS 管理******
自動検針システム TOSCAM-B12
使用量一覧表（全メータ）
YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分検針

入
居
者
別
使
用
量
印
字

メ
ー
タ
ー
種
別
別
使
用
量
印
字

┏━━━━━━━━━━━━━━┃入居者 T2MS 不動産┃（識別記号 Ａ０００）┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 電気┃（端末アドレス ０００）
┃
┃指針値
３１１４２
┃今回使用量４６１┃前回使用量４５０┃増減率２％┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 ガス┃（端末アドレス ００１）
┃
┃指針値
１２００４

┓
┃
┃
┫
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┫
┃
┃
┃
┃

┏━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別合計使用量┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 電気┃（種別番号 ０）┃┃ メータ台数２┃ 合計使用量
967┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 ガス┃（種別番号 １）┃
┃ メータ台数２┃ 合計使用量976┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 水道┃（種別番号 ２）

┓
┃
┫
┃
┃
┃
┃
┃
┫
┃
┃
┃
┃
┃
┫
┃
┃

****** T2MS 管理******
自動検針システム TOSCAM-B12
使用量一覧表（全メータ）
YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分検針
印字終了しました

印字表題 1
印字表題 2
ﾀｲﾄﾙ
検針日時

入居者名称(20 バイト文字列)
入居者の認識番号(全角 4 桁)
メータ種別名称(20 種別)
回線番号+TTE ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｰｱﾄﾞﾚｽ
今回検針値の指針値(検針ｴﾗｰ時はｽﾍﾟｰｽ)『今回指針値』-『前回指針値』の結果『前回指針値』-『前々回指針値』の結果
増減率の計算結果
今回,前回使用量
ｴﾗｰ⇒ｽﾍﾟｰｽ 、 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛ⇒“******”
増減率
今回又は前回がｴﾗｰ⇒ｽﾍﾟｰｽｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ又は前回=0,今回≠0⇒“****”
ﾀｲﾄﾙ
メータ種別名称
メータ種別名称の種別番号
同種別のメータ台数
同種別の今回使用量の合計(検針及び使用量印字許可のﾒｰﾀ)
合計使用量ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ⇒“*********”
使用量にｴﾗｰﾒｰﾀ有り⇒合計値を“()”で囲み印字

印字表題 1
印字表題 2
ﾀｲﾄﾙ
検針日時
終了ﾒｯｾｰｼﾞ
検針及び使用量の印字許可のみ集計印字
入居者別使用量印字
印字するﾒｰﾀのない入居者は印字を行わない
ﾒｰﾀ種別別使用量印字
印字するﾒｰﾀのない種別は印字を行わない◎入居者別、メーター種別、個別メーター、保留メーターの使用量表もﾀｲﾄﾙなどを除き同仕様で印字します。
２９

JC-3028302-2

12.2 全メーター料金印字****** T2MS 管理******
自動検針システム TOSCAM-B12
料金一覧表（全メータ）
YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分検針

入
居
者
別
料
金
印
字

メ
ー
タ
種
別
別
料
金
量
印
字

┏━━━━━━━━━━━━━━┃入居者 ハンバーガーA┃（識別記号 Ａ０００）┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 電気┃（端末アドレス ０００）┃
┃今回指針値
３１１４２┃前回指針値
３０６８１
┃使用量
４６１
┃料金
２，０００
┣━━━━━━━━━━━━━━┃メータ種別名 ガス┃（端末アドレス ００１）
┃

┓
┃
┃
┫
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┫
┃
┃
┃

┏━━━━━━━━━━━━━━ ┓┃メータ種別合計料金┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別名 電気┃┃（種別番号 ０） ┃┃┃┃ メータ台数２┃┃ 合計使用量
967┃┃ 合計料金\4,000┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別名 ガス┃┃（種別番号 １） ┃┃┃┃ メータ台数２┃┃ 合計使用量
976┃┃ 合計料金\5,000┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別名 水道┃┃（種別番号 ２） ┃┃┃┃ メータ台数
１ ┃****** T2MS 管理******
自動検針システム TOSCAM-B12
料金一覧表（全メータ）
YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分検針
印字終了しました

印字表題 1
印字表題 2
ﾀｲﾄﾙ
検針日時

入居者名称(20 バイト文字列)
入居者の認識番号(全角 4 桁)
メータ種別名称(２0 種別)
回線番号+TTE ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｰｱﾄﾞﾚｽ
今回の指針値(検針ｴﾗｰ時はｽﾍﾟｰｽ)
前回の指針値(検針ｴﾗｰ時はｽﾍﾟｰｽ)『前回指針値』-『前々回指針値』の結果
料金の計算結果
今回使用量
ｴﾗｰ⇒ｽﾍﾟｰｽ 、 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛ⇒“******”
料金
今回がｴﾗｰ⇒“\+ｽﾍﾟｰｽ”
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ ⇒“￥***,***,***”
ﾀｲﾄﾙ
メータ種別名称
メータ種別名称の種別番号
同種別のメータ台数
同種別の今回使用量の合計(検針及び使用量印字許可のﾒｰﾀ)
同種別の料金の合計
合計使用量ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ⇒“*********”
使用量にｴﾗｰﾒｰﾀ有り⇒合計値を”(合計料金
今回がｴﾗｰ⇒“\+ｽﾍﾟｰｽ”
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ ⇒“￥***,***,***”)”で囲み印字

印字表題 1
印字表題 2
ﾀｲﾄﾙ
検針日時
終了ﾒｯｾｰｼﾞ
検針及び使用量の印字許可のみ集計印字
入居者別使用量印字
印字するﾒｰﾀのない入居者は印字を行わない
ﾒｰﾀ種別別使用量印字
印字するﾒｰﾀのない種別は印字を行わない◎入居者別、メーター種別、個別メーター、保留メーターの料金表もﾀｲﾄﾙ等を除き同仕様で印字します。

３０

JC-3028302-2

12.3 端末伝送器（TTE）から取得した設定内容の印字
回線０ ＴＴＥ機器アドレス０
動作モード一覧表┏━━━━━━━━━━━━━━ ┓
┃メータ０
┃
┃
┃
┃ メータ接続３線┃┃ 積算方法
パルス積算┃┃ パルスの重み １パルス┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫
┃メータ１
┃
┃
┃

回線番号（0～3）、TTE ｱﾄﾞﾚｽ（0～9）
ﾀｲﾄﾙ

メータアドレス（０～9）
2 線低速/3 線/2 線高速
パルス積算/ON 時間積算
1 パルス/0.5 パルス
アドレスに“＃”を指定した場合は、0～9 の全てを印字

12.4 登録メーター種別一覧表
登録メータ種別一覧表

ﾀｲﾄﾙ┏━━━━━━━━━━━━━━ ┓┃メータ種別番号 ０┃┃メータ種別名電気┃┃基本料金
2000.00 ┃┃基本使用量1000 ┃┃単価１
10.01 ┃
┃単価変更使用量１5000 ┃┃単価２
20.01 ┃
┃単価変更使用量２6000 ┃┃単価３
30.01 ┃
┃定時検針
31 日 23 時 59 分 ┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別番号 １┃┃メータ種別名ガス┃┃基本料金2500.00 ┃┃基本使用量1100 ┃┃単価１
10.02 ┃
┃単価変更使用量１5100 ┃┃単価２
20.02┃┃単価変更使用量２6100 ┃┃単価３30.02 ┃
┃定時検針
31 日 23 時 59 分 ┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別番号 ２┃┃メータ種別名水道┃┃基本料金
3000.00 ┃┃基本使用量1200┃┃単価１10.03┃┃単価変更使用量１
5200┃
┃単価２
20.03┃┃単価変更使用量２
6200┃
┃単価３
30.03┃┃定時検針
31 日 23 時 59 分┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃┃

メータ種別番号(0～19)
メータ種別名(6 バイト)
0.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
定時検針日時以降登録メータ分繰り返します。
未設定のメータは印字しません。

３１

JC-3028302-2

12.5 登録入居者一覧表
録入居者一覧表┏━━━━━━━━━━━━━━┃入居者識別記号 Ａ０００┃
ハンバーガーA┃┃ 設置メータ （メータ種別，┃
端末アドレス，乗率）┃┃ ００，０００，
１．００┃ ０１，００１，
１．００┃ ０２，００２，
１．００┣━━━━━━━━━━━━━━┃入居者識別記号 Ａ００１┃
ハンバーガーB┃┃ 設置メータ （メータ種別，┃
端末アドレス，乗率）┃┃ ０３，００３，
１．００┃ ０４，００４，
１．００┃ ０５，００５，
１．０６┣━━━━━━━━━━━━━━

ﾀｲﾄﾙ
┓
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┫
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┫

(全角４桁)
入居者名(20 バイト)
表題１
表題２
メータ種別、メータアドレス、乗率（登録分のみつづく）

以降登録メータ分繰り返します。
未設定のメータは印字しません。
メータ種別：0～１9
メータアドレス：
回線番号：0～3
TTE アドレス：0～9
メータアドレス：0～9
乗率：0.01～100.00

12.6 検針・印字許可状態一覧表
検針・印字許可状態一覧表┏━━━━━━━━━━━━━━ ┓┃入居者 ハンバーガーA┃┃（識別記号 Ａ０００） ┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別名 電気┃┃（端末アドレス ０００） ┃
┃
┃
┃
検針許可
┃
┃
使用量印字許可┃┃
料金印字許可┃┣━━━━━━━━━━━━━━ ┫┃メータ種別名 ガス┃┃（端末アドレス ００１） ┃
┃
┃
┃
検針許可
┃
┃
使用量印字許可┃┃
料金印字許可┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫

ﾀｲﾄﾙ

入居者名(20 バイト)

メータ種別
端末アドレス
検針許可/停止
使用量印字許可/禁止
料金表印字許可/禁止

以降入居者分繰り返します。
メータ種別：登録している名称
端末アドレス：
回線番号：0～3
TTE アドレス：0～9
メータアドレス：0～9３２

JC-3028302-2

12.7 登録情報表題

登録印字表題

ﾀｲﾄﾙ****** T2MS 管理******
自動検針システム TOSCAM-B12

表題 1
表題 2

(32 バイト)(32 バイト)
使用量表、料金表の表題と印字する内容です。

12.8 各種ﾊﾟﾗメーターの設定
各種パラメーターは、専用ツールで設定します。専用ツールは Windows7(32bit)で動作します。また、専用ツールは TOSCAM-B12 本体からダウンロードして使用します。
メモ

自動検針装置では、本体操作による設定追加/変更等は出来ますが、販売代理店でも設定追加/変更を有償にて承ることも出来ますので、販売代理店又は弊社までご連絡ください。

＜専用ツールで設定する主なパラメーター＞
メーター種別情報
メーター種別名称
メーター種別毎の基本料金、基本使用量、単価、定時検針日時
入居者情報確認
入居者認識記号、入居者名称
検針・印字許可選択
検針許可/禁止、使用量印字許可/禁止、料金印字許可/禁止
表題
印字用表題
自動更新許可設定確認
全メーター、入居者別、メーター種別、個別メーター
警報出力条件バッテリ電圧低下、充電回路異常、プリンタ紙切れ、プリンタエラー

３３JC-3028302-2

バッテリ交換警告＊＊＊ バッテリ交換警告 ＊＊＊┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃バッテリ交換推奨時期まで┃┃あと NNN 日です。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━┛

ﾀｲﾄﾙ
ﾒｯｾｰｼﾞ

エラーメッセージが印字された場合は、販売代理店又は弊社までご連絡ください。
注意３４

JC-3028302-2

13 外形寸法図
標準外形図

壁面取付用アングル取り付け時外形図

ラックマウントアングル取付用アタッチメント取り付け時外形図

３５

JC-3028302-2

14 端末伝送器
14.1 一般仕様
項目

仕様

型式

RQ-TTEA
回線数

10 回路

信号形式

2 線式又は 3 線式
12V,10ｍA

入力信号定格

ﾊﾟﾙｽ入力

ON 時間
OFF 時
間

無接点 2 線式パルス

無電圧 2 線式ﾊﾟﾙｽ

オープンコレクタ

ﾒｰｸ接点

本装置⇔自動検針装置

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
ｱﾄﾞﾚｽ

表示(基板上)

低速

高速

低速

40ms 以上

100ms 以上

40ms 以上

100ms 以上

500ms 以上

40ms 以上

500ms 以上

40ms 以上

500ms 以上

500ms 以上

100m 以内

内部ｶｳﾝﾀ000000～999999 6 桁

測定方式

ﾊﾟﾙｽ計数/接点 ON 時間積算(2 線式のみ)

推奨ｹｰﾌﾞﾙ

CVVS-1.25mm2方式

RS-485

速度

2400BPS、9600BPS（初期値は 9600BPS）

伝送距離1km 以内起動方法

自動検針装置からのﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ

推奨ｹｰﾌﾞﾙ

CPEV-S Φ0.9-3P

停電処理

計量値、設定は内蔵 EEPROM にて保存

設定方法

ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ×1

設定範囲

0～9

RUN_LED

2.4sec 又は 6sec 間隔で点滅

PLS_LED

いずれかのﾊﾟﾙｽ信号入力時に点灯

RD_LED

RS-485 受信時に点滅

SD_LED

RS-485 通信時に点滅

電源

3 線式ﾊﾟﾙｽ

高速

パルス線伝送距離

伝送 1

無電圧ﾄﾗﾝｽﾌｧ接点

250m 以内

DC24V(自動検針装置より供給)

環境

動作温度範囲-10～+55℃

湿度20～80%RH(但し、結露なきこと)

設置場所

屋内

取付方法

壁面取付

電線導入口

底 面

外形寸法

247(W)x202(H)x59(D)

質量

約 2kg

メモ
TOSCAM-B12 は、RQ-TTE、N-TTE(型式 T-B10**TTE)も接続できます。

３６

JC-3028302-2

15 回線分配器
15.1 一般仕様
項目
型式

通信回線

RQ-BR
回線数

２回線(上位 1 回線、下位１回線)

通信方式

RS-485（絶縁）

端末接続数
表示(基板上)仕様

通信 LED

RQ-TTEA、RQ-TTE

最大 10 台（上位側のみ接続できます。）

最大通信距離 1km

SmaMe シリーズ

最大 32 台

最大通信距離 500m

通信時点灯

塗装色

クリーム色（日本塗料工業会：Ｃ２２－８０Ｃ、半ツヤ）

電源

DC24V(自動検針装置より供給)

消費電力
環境

10mA 以下
動作温度範囲-10～+55℃

湿度20～80%RH(但し、結露なきこと)

設置場所

屋内

取付方法

壁面取付

電線導入口

底 面

外形寸法

247(W)x200(H)x59(D)質量2kg 以下３７

JC-3028302-2

16 端末伝送器、回線分配器 外形寸法図
端末伝送器と回線分配器は同一形状です。
標準外形図

取付寸法図

３８

JC-3028302-2

３９JC-3028302-2

17 登録情報について
自動検針装置は、お客さまとお打ち合わせの上、基本情報及びメータ登録情報を予め決定するする必要があります。内容は、次のエンジニアリングシートをご参照ください。すべての登録は、TOSCAM-B12 本体、PC 用設
定ツールで行えます。

17.1 メーター情報４０

JC-3028302-2

17.1

入居者情報

４１

JC-3028302-2

17.2 メーター登録情報４２

JC-3028302-2

17.3 システム情報

自動検針装置 TOSCAM-B1２
標準仕様書

初版 2014/7
２版 2016/3
３版 2018/6

http://www.t2ms.co.jp
東光東芝

検索

営業推進部
〒104-0032 東京都中央区八丁掘2丁目14番4号ヤブ原ビル5階
TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332
製品に関するお問合せは、下記の弊社ホームページ『お問合せフォーム』もご利用いただけます。
http://www.t2ms.co.jp/contact.htm

４３