SY010-013JAD*B（1/3）

Celesteion 定期点検報告書

お客様システムNo.
お客様名

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
PETｰCT室②

SR 6558368
No.

実施日

2024年6月14日～ 2024年6月17日

対象システム

PCA-9000A/3A

シリアルＮo．

3AD1822018ヶ月）

お客様確認

井谷

管理番号

測定機器名

校正有効期限年月

UKLｰQT0159

トルクレンチ QLｰ15N

2025年1月------------

特記事項
IF調整実施、IF値バックアップ作成
CT部 エアキャリブレーション実施（ALL KV）
PET部 PQC実施
サイト固有データバックアップ作成
寝台移動ベース動作時に異音発生あり、カバー取付位置調整にて異音解消を確認。

保守点検マニュアルNo.： 2Y201-086JA

674040180000-025

室名

点検者

（SY010-013JAD*B
ﾕﾆｯﾄ
準備

点検作業
開始前準備

（2/3）
項目

点検内容スライスカウンタ

742899 スライス

検査数13715 スタディ

取付ボルトの締付け確認

1.6 LCSRブラシ取付ボルトの締付け確認

適用外

1.7 LCSRリング ASSY 取付ボルトの締付け確認

適用外

スリップリング
清掃・摩耗確認1.24 大電流スリップリングの清掃

適用外

1.25 スリップリングブラシの摩耗を目視で確認

適用外

1.26 異常音、回転物の干渉がないことを確認Ｖ

1.27 投光器の汚れ清掃

CL

1.27 内部投光器の締結確認

Ｖ

1.28 外部投光器窓、マイラリングの汚れ清掃

CL

ローテション
動作確認
投光器清掃・動作確認

マイラーリング
清掃・取付確認

マイラリングの取り付け及び状態確認
1.28(1)フロントカバーとドームカバーが密着していること
マイラリングの取り付け及び状態確認
1.28(2)マイラリングにしわ、ねじれ等がないこと

ＶＶ

安全機能確認1.30 エマージェンシーの確認

Ｖインタロック確認

1.31 インタロック動作確認Ｖ

1.32 安全回路動作確認(１) (a)寝台上下動回路動作確認Ｖ

1.32 安全回路動作確認(１) (b)天板水平動回路動作確認Ｖ

1.33 安全回路動作確認(２) (a)天板水平動暴走検出回路確認

Ｖ

1.34 安全回路動作確認(３) (1)ローテーションエラー検出回路の確認

Ｖ

1.38 ファンの音調査 (1)回転部確認

Ｖ

安全回路動作確認
CTｶﾞﾝﾄﾘ
ファン動作確認

フィルタ清掃操作パネル確認

1.38 ファンの音調査 (2)固定部確認Ｖ

1.39 フィルタ部清掃 (1)天井ファンフィルタ

CL1.39 フィルタ部清掃 (2)サイドカバー吸気口部

CL

1.39 フィルタ部清掃 (3)アンダーカバー吸気口部

CL

1.40 操作パネル動作確認 (1)右側パネルLED確認

Ｖ1.40 操作パネル動作確認 (2)右側パネルスライドOUT操作

Ｖ

1.40 操作パネル動作確認 (3)左側パネルLED確認

Ｖ1.40 操作パネル動作確認 (4)右側パネルスライドOUT操作

Ｖ

1.40 操作パネル動作確認 (5)フットスイッチの確認

Ｖ

1.41 操作パネル隙間確認

Ｖオフディレータイマ
1.42 オフディレータイマの設定確認
確認
UNIT内確認
入力部端子台
確認
清掃
PET
ガントリ

結果

Ｖ

1.43 GTS UNIT内目視確認

Ｖ1.44 ROTATION SERVO UNIT目視確認

Ｖ

1.48 端子台(TB1,TB2)のネジ緩み確認

適用外

1.52 ガントリ全体の清掃

CL

2.3 冷却ファンの回転確認

Ｖ

3.1 フレキシブルカバーの引き上げ

Ｖ

3.5 寝台内部ケーブルの干渉、損傷の確認

Ｖ

3.15 フレキシブルカバーの固定

Ｖ

寝台付属品確認3.16 目視で寝台付属品の状態確認

Ｖ

カバー隙間確認3.17 ハンドルとカバー隙間が5㎜以下であることを確認

Ｖ

ファン動作確認

寝台内部確認
寝台移動
ベース（正常:Ｖ,調整:Ａ,交換:Ｒ,清掃:ＣＬ,注油:Ｇ,特記事項:Ｎ,適用外:適用外）

備考

SY010-013JAD*B

X線系

データ
取集系

X線系の確認

主検出器の確認

清掃
データ
伝送部動作確認

清掃

コンソール
ファン動作確認

安全機能確認
清掃システム
画質/画像の確認
総合（3/3）
4.1 X線系冷却液の漏れ確認 (1)X線管

Ｖ

4.2 X線系冷却液の漏れ確認 (2)熱交換器

Ｖ

4.3 X線系冷却液の漏れ確認 (3)ゴムホース

Ｖ

4.4 X線管レセプタクル部の確認

Ｖ

4.5 熱交換器ファン、HFG内部ファン動作確認

Ｖ

4.6 熱交換器の動作(オイルの流れ)の確認

Ｖ

4.10 If 確認

Ａ

4.15 ケーブルコネクタの確認

Ｖ

4.16 高圧ケーブルの締付け確認

Ｖ

4.18 X線管ベローズチックＶ

5.1 主検出器の温度測定

37.1 ℃

5.2 DAS部コネクタの緩み確認 (1)REF 検出器ケーブル

Ｖ

5.2 DAS部コネクタの緩み確認 (2)電源ケーブル

Ｖ

5.2 DAS部コネクタの緩み確認 (3)I/Oケーブル

Ｖ

5.2 DAS部コネクタの緩み確認 (4)ファンケーブル

Ｖ

5.5 DAS冷却ファンの回転確認

Ｖ

5.6 主検出器の窓の清掃

CL6.1 基板上、赤色LEDがすべて消灯していることを確認Ｖ

7.1 モニタ清掃

CL

7.2 吸気口清掃CL

7.3 エアフィルタ－の清掃 (1)CPU BOX底面

CL

7.3 エアフィルタ－の清掃 (2)CT REC BOX前面

CL

7.3 エアフィルタ－の清掃 (3)PET REC BOX前面

CL

7.4 排気口の清掃

CL

7.5 ファンの点検 (1)CPU BOX

Ｖ

7.5 ファンの点検 (2)CT REC BOX

Ｖ

7.5 ファンの点検 (3)PET REC BOX

Ｖ

7.8 エマージェンシ機能確認Ｖ

7.9 インターフォン機能確認

Ｖ

7.11 コンソール全体の清掃

CL

9.1 画像ノイズの測定 1枚目 CT値(-3.0～3.0)

ｰ0.2

9.1 画像ノイズの測定 1枚目 SD値(3.8～5.85.0

9.1 画像ノイズの測定 2枚目 CT値(-3.0～3.0)

0.0

9.1 画像ノイズの測定 2枚目 SD値(3.8～5.8)

5.1

9.2 TOSファントムCT値測定 1枚目 (a)AIR (-1000±20)

ｰ997.1

9.2 TOSファントムCT値測定 1枚目 (b)DELLIN (340±10)336.7

9.2 TOSファントムCT値測定 1枚目 (c)ACRYL (125±10)

131.4

9.2 TOSファントムCT値測定 1枚目 (d)66NYLON (100±10)

95.2

9.2 TOSファントムCT値測定 1枚目 (e)p.p

ｰ106.1

9.2 TOSファントムCT値測定 1枚目 (f)WATER

ｰ0.3

9.2 TOSファントムCT値測定 2枚目 (a)AIR (-1000±20)

ｰ997.3

9.2 TOSファントムCT値測定 2枚目 (b)DELLIN (340±10)336.8

9.2 TOSファントムCT値測定 2枚目 (c)ACRYL (125±10)

131.0

9.2 TOSファントムCT値測定 2枚目 (d)66NYLON (100±10)

95.4

9.2 TOSファントムCT値測定 2枚目 (e)p.p (-105±10)

ｰ106.1

9.2 TOSファントムCT値測定 2枚目 (f)WATER (0±5)

0.89.3 ストリーク、アーチファクトの確認

Ｖ

9.6 PET検出器キャリブレーション

適用外

9.7 PET検出器ノーマリゼーション

適用外

9.8 PET検出器性能試験

適用外

9.9 CT-PET位置合わせ

適用外（正常:Ｖ,調整:Ａ,交換:Ｒ,清掃:ＣＬ,注油:Ｇ,特記事項:Ｎ,適用外:適用外）