No.納 S-1７０２０１

納入

貴社名
納入先
製品名
型式

仕様書（参考）：○○株式会社 殿：○○株式会社 △△工場 殿： 水中ＶＯＣモニター盤： ＶＭＢ－０７W

受 領 欄
この書類を受領致しました。
受領日

年月日

受領印

OSPT
発行日

２０１７年２月１日
有限会社オー・エス・ピー

承認

責任者

担当者

山本

山本

山本

目 次
Contentsページ
SHEET No.

内 容
ITEM

１～7

Ｖ Ｍ Ｂ － ０ ７ Ｗ 仕 様 書

（個別仕様
8～１3

VM-750R-Z

及び図面・資料 No.
DWG. No.

図面）

設計仕様書

14

水中 VOC 測定動作フロー概要等

15

水 中 V OC モ ニ タ ー 盤 外 形 図KF521-01-001

16

水中 VOC モニター盤 盤内配置図

KF521-01-002

17

水中 VOC モニター盤 配管系統図

フロー図18水中 VOC モニター盤 参考写真

19

水中 VOC 感度表（参考）

備 考
REMARKS.

水 中 Ｖ Ｏ Ｃ モ ニ タ ー 盤
屋 内 自 立 型 制 御 盤 仕 様

Ｖ Ｍ Ｂ － ０ ７ Ｗ
仕 様 書

■ 概要
本機は，1 面の制御盤内に１つの水中 VOC モニターを内蔵し，工場排水等を間欠的に自動採水した後に、加熱・気化（曝気）により水中溶存 VOC を気化させて、VOC 濃度を監視する１チャンネル間欠連続式水中 VOC モニター装置です。
制御盤（屋内自立筐体型仕様）の内部には、VOC モニター本体の他に、加熱・気化ユニット、冷却管（コンデンサー）、電子冷却式除湿器とオートドレン装置等を内蔵し，現場測定に適した高機能なモニター装置です。

1

■ 設計仕様
１．構造：屋内自立型制御盤
２．電源：ＡＣ１００Ｖ、２０Ａ

３．設置環境：(ア)屋内、非危険区域（５～３５℃、２０～８０％RH）(イ)振動、衝撃が無く、保守スペースが確保できること、動力などの電気的ノイズ源が近くにないこと、腐食性雰囲気でないこと
４．デジタル表示：
水中 VOC 換算濃度：０．０～１０．００ （トルエン換算等：ｍｇ／Ｌ）
５．外部出力(ア)電流出力：４～２０ｍＡ①水中 VOC 換算濃度：０．０～１０．０ｍｇ／Ｌ（出力上限濃度は、左記範囲内で可変）②エラー識別信号：各種エラー毎に個別の電流値を出力(イ)警報接点：ドライ接点①VOC 濃度警報（２段階）： 第１警報（H）、第２警報（HH）②装置エラー（２段階）： 軽故障、重故障③その他異常警報：気体流量低下異常、液体流量異常、加熱部温度異常、冷却水温度異常、除湿器異常、その他
６．検出方式：IER 法 VOC モニターとヘッドスペース法を組み合わせた方式(ア) IER 法：干渉増幅反射法（Interference Enhanced Reflection Method）
高分子膜が VOC に接することにより VOC 分子を吸収し、その濃度に応じて膨潤する現象と、その膨潤の度合いが光の反射と干渉に変化をもたらす現象とを組み合わせ、VOC 濃度を計測する方式(イ)ヘッドスペース法： 試料水を一定条件下で密閉容器に導入した後、上部気相部分（ヘッドスペース）に VOC 成分が拡散して気液平衡状態に達し、このヘッドスペース中のガスをサンプリングして検出する測定方式(ウ)VOC 間欠連続モニタリング： VOC 検出部の測定シーケンスは、ゼロ点校正→測定→クリーニングのサイクルで行い、１サイクルの最短時間は約 30秒～１分程度

2７．測定方式（主なフロー）：測定対象の試料水をサンプリング ⇒ 加熱・撹拌・気化⇒ VOC ガス濃度を測定 ⇒ 測定した水を排出 ⇒ 共洗い洗浄 ⇒・・・
を繰り返す
８．測定周期：採水から排水までの１サイクルの計測時間は１０分程度（洗浄工程を含めると約２０～25 分）
９．検出時間：対象試料水導入後 １０分程度（加熱しない時は 5 分程度）
１０．繰り返し再現性（安定性）(ア)ゼロ： ０．５ mg/L 以下(イ)スパン： ±０．５ mg/L 程度
１１．対象 VOC 成分
トルエン、ヘキサン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、石油系・塩素系 VOC 等の疎水性 VOC 成分を主な検知対象とする
１２．校正ガス条件(ア)スパン：トルエン標準ガスによる 1 点校正（手動校正）(イ)ゼロ点：標準ガスがエアーバランスの場合、標準ガスと同程度の湿度の清浄空気、標準ガスが窒素バランスの場合は、純窒素ガス（ゼロ・ガス共に大気圧開放下で導入のこと）
１３．その他

3

■ 水中 VOC モニター盤 外形・配置図
p.１５～１６を参照下さい。
外形寸法は、約（高さ）１９００×（横幅）７００×（奥行）５６５ となります。

■ 水中 VOC モニター盤の導入関する注意事項① ゼロ Air, 大気エアーの取り入れ口は、清浄空気とし、雨水や粉塵、油臭・VOC 等の吸引・混入が無いように配慮下さい。
② ＶＯＣガスの排気は、ゼロ Air、大気エアーの取り入れ口から十分な距離を確保して下さい。
③ ゼロ Air とＶＯＣガスの露点は、除湿器の設定温度以上となるようにご注
④⑤⑥⑦

意下さい。
設置場所は、可能であれば日よけ又は日陰等を選び、直射日光を避けて下さい。特に盤表面の表示窓部には直射日光が当たらないようにして下さい。
吸引配管は、金属配管（内面に油分等の残留がないこと）、又はフッ素樹脂（テフロン等、好ましくは PFA）チューブをご使用ください。
洗浄水は水道水、純水、イオン交換水、などの VOC 成分、油分などの混入が無い清浄水をご使用ください。
定量ポンプのチューブは定期的に交換してください。

4

■ 構成
(1) 屋内自立式制御盤
名称

型式

台数

備考

水中ＶＯＣモニター

ＶＭＢ－０７Ｗ

１面

品名

型式

台数

ＶＯＣモニター

VM-750R-Z-①

１

パネル組込み式

電子冷却式除湿器

DH-４SA-W

１

天健電熱機械

オートドレン装置

AS－AD-01

２

OSP

１OSP

(2) 内部機器

加熱・気化ユニット

備考

定量ポンプ（ローラーポンプ）

EYELA RP-1000

１盤外に設置低温循環水槽AS ONE LTC-S300C

１盤外に設置

品名

型式

台数

備考

駒形テフロンフィルター

マイレクスFG50（0.2µm）

３ミリポア

活性炭カートリッジ

Lサイズ

１

環境テクノス冷却管

リービッヒ

１(3) その他

水流量計

１(4) 予備品・付属品① 付属品② 付属工具品名

数量

備考

ファーメドチューブ

１φ7.9×11（1m）

数量

備考

工具名称

数量

備考

品名

数量

備考

③ 予備品・消耗品
品名
駒形テフロンフィルター

５

マイレクスFG50（0.2µm）

5■ 据付工事上の注意事項
注記）周囲温度及び周囲湿度に関しましては、一般的な据付工事上の注意事項であり、使用する検知原理によって異なりますので、詳細は各個別仕様書を参照して下さい。
１．屋内計装盤，屋外計装盤について
1)電源工事前に必ず据付工事を行って下さい。
2)パネル上部のアイボルトで計装盤を固定する前に扉を開けないで下さい。
前に倒れる可能性があり、危険です。
3)取扱説明書は盤内の書類ホルダー内 又は、近くの見える所に置いて下さい。
4)以下のような場所は避けて据付けて下さい。
① 周囲温度： ４０℃を越える場所② 周囲湿度： ９０%RH を越える場所③ 周囲雰囲気： 水，油，薬品等が飛散する場所、直射日光が当たる場所④ 振動，衝撃： 機器に直接振動が伝わる場所⑤ 電気ノイズ： 高電圧，高周波の発生する場所
5)外部サンプリング配管は本体側に接続する前に、管内をパージ・クリーニングして下さい。
6)工事を行う時には、鉄粉，塵埃などが機器内に入らないようにして下さい。
２．ＶＯＣモニター部について
1)ＶＯＣモニター部に物を乗せたり、足台にしたりしないで下さい。
2)以下のような場所は避けて据付けて下さい。
① 周囲温度： 使用温度を越える場所② 周囲湿度： 使用湿度を越える場所③ 周囲雰囲気④ 振動，衝撃⑤ 電気ノイズ：：：水，油，薬品等が飛散する場所、直射日光が当たる場所
機器に直接振動が伝わる場所
高電圧，高周波の発生する場所

３．その他
1)増設工事・移設工事を行う際は、弊社に御用命下さい。
2)増設・移設を行った時は、必ず電気調整，及び ガス校正を行って下さい。
3)工事完了後の配線チェックは必ず実施して下さい。
電源投入は弊社技術担当者が行います。

6

■ 保証
本機は、弊社社内検査規格に基づいて検査され、正常な機能を確認されております。
従って、本機のご使用については、添付の取扱説明書に基づいてご使用下さい。
納入した機器がご購入後、１ヶ年以内に当方の製作不良や使用部品不良（但し、消耗品は除く）により故障した場合は、部品の無償交換を行うか、無償修理を行います。
（但し、取扱不備や取扱説明書に基づかない使用の場合は除く）

7

Ｖ Ｏ Ｃ モ ニ タ ー
VM-750R-Z（水中ＶＯＣ測定用）
設 計 仕 様 書OSPT

有 限 会 社 オ ー ・ エ ス ・ ピ ー
発行日： ２ ０ １ ６ 年 ５ 月

8■概要
本機は，１つの VOC センサーを内蔵し，自動採水と曝気等の前処理操作により発生させた被検ガスを間欠的に自動サンプリングして，排水や地下水等の水中から気化したＶＯＣを計測する１チャンネル間欠連続式水中 VOC モニター装置です。内部にバルブヘッド付きセンサーヘッド、ダイヤフラム式吸引ポンプ等を内蔵し，モニタリング間隔は 1 分以上で任意設定が可能，自動ゼロ点校正・センサー素子
寿命判定・データメモリ・VOC 濃度アナログ出力・VOC 濃度アラーム接点・装置異常（エラー）接点・流量低下異常接点等を搭載した，現場測定に適した高機能な装置です。

■センサー測定原理：干渉増幅反射法（IER 法）
センサー素子と VOC 成分が接触すると，センサー素子の高分子薄膜が瞬時に VOC 成分を吸収・膨潤し，VOC 濃度に応じて光学膜厚が変化します（沸点が 150℃程度までの汎用的な有機溶剤由来のＶＯＣの場合で，応答時間は 10～20 秒程度）
。その変化に応じた光干渉強度変化を受光モニターし，濃度をｐｐｍ単位（トルエン換算等）で表示します。その後，清浄空気で置換洗浄すると，一度吸収したVOC 成分を放出して元の膜厚に戻ります（非破壊で，かつ可逆的応答を示す）。
沸点が 150℃～２００℃以上の有機溶剤由来の VOC 成分等は，その分子サイズが大きく蒸気圧が低いため，センサー素子がそれらの高濃度ＶＯＣと接触した場合には，吸収や放出時の応答に時間が掛り，ゼロ点への戻りが遅くなる傾向にあります（VOC 成分や濃度に応じて 30 秒～３分程度等）。

■機能◎

タッチパネル式液晶モニター表示◎

ＶＯＣガス間欠連続モニター（モニタリング間隔：1 分以上、任意設定可能）◎自動ゼロ点校正◎

VOC 濃度アラーム接点◎

装置異常（エラー）接点各種◎

流量低下異常接点◎センサー素子寿命自己診断機能◎

VOC 濃度アナログ出力機能（4～20ｍA）◎データメモリ（内蔵 SD カードを利用）※

湿気を多く含むガスを測定する場合はゼロ点校正用の加湿ボトルやトラップ、又は除湿器（電子クーラー、ガスドライヤー等）を設ける等の対策が別途必要になります。

※

電子冷却式除湿器を使用する場合は、ゼロエアー（又はゼロガス）とサンプルガスの両方を除湿して（2 系統除湿器を採用する等）、ゼロエアーとサンプルガスの湿度をほぼ同じになるように構成することが望ましい（但し、ゼロエアーとサンプルガスの露点は除湿器の設定温度以上とすること）。

9

■装置概要10■標準仕様型
名サンプリング方式
動 作 温 度 範 囲本
外筐体
材 質
仕
検 出 部
様
電源
寸
法
重量
測
定
方式

測定

対

象

測定
範
囲（トルエン換算）
測定

時

間

セ示
ン 表
サ｜ 精度
仕様
繰 り 返 し 精 度

試料

温度

試料

湿度

セ ン サ ー 素 子
耐久性
ゼロ

点

校

正各種設
定
その換 算 係 数 設 定
他の データ通信･メモリ
機 ア ナ ロ グ 出 力
能モ ニ タ リ ン グ
接点

出力

ＶＭ－７５０Ｒ－Ｚ－①
内蔵ダイヤフラムポンプによる吸引（約０．４～０.５Ｌ／ｍｉｎ.：調整可能）
５～４０℃
ボデー・基板：アルミ（アルマイト加工）
センサーヘッド：合金鋼
バルブヘッド：アルミ
センサーチップ：高分子膜／シリコン，真鍮
ＡＣ８５～２６５Ｖ、５Ａ以上 （専用ＡＣアダプター使用時）
約３７０（横）×１６０（高）×２１０（奥）ｍｍ
約４．０ｋｇ高分子薄膜の膨潤に基づく干渉増幅反射法（ＩＥＲ法）
揮発性有機物質（ＶＯＣ；常温で液体のもの，溶剤系）
例：ガソリン，灯軽油，重油等の燃料油，シンナー，ベンゼン，トルエン，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，アルコール類，ケトン類，アミン類，有機酸類，シリコーン溶剤等のほとんど全ての炭化水素系有機溶剤
蒸気に応答を示す
オートレンジ仕様（Ｌレンジ→Ｈレンジ自動切換え）：①仕様チップ① Ｌｏｗ：１．０～１００、Ｈｉｇｈ：２５～２，５００ｐｐｍ（検出部温度が１５℃以上の時、Ｌｏｗレンジ上限は上記の２倍の値となる）
約１０～３０秒（検出部温度により自動調整；手動延長設定可能）
液晶デジタル：水中ＶＯＣ濃度（ｍｇ／Ｌ）と水温（℃）
冷却水温度（℃）
、除湿器温度（℃）
、水位、ガス流量（ｍｌ／Ｍ）、ブロック（加熱気化部）温度（℃）
、スターラー（撹拌）回転数（ｒｐｍ）等
指示値の±１０％以内、または動作レンジにおけるフルスパンの±５％以内（２チャンネル除湿器を併用した場合）のどちらか大きい方（使用条件・測定環境等により変動する場合あり）
指示値の±１０％程度、または動作レンジにおけるフルスパンの±３％以内（２チャンネル除湿器を併用した場合）のどちらか大きい方（使用条件・測定環境等により変動する場合あり）
５～５０℃程度（ゼロ点校正した清浄空気との温度差±１０℃以内）
高温ガスは検出部までテフロンチューブ等で５ｍ以上の距離を吸引して簡易空冷すること
０～９５％ＲＨ程度（結露なきこと）
ゼロ点校正した清浄空気との湿度差±１０％ＲＨ以内が望ましい湿気を多く含むガスを測定する場合はゼロ点校正用の加湿ボトルやトラップ、電子クーラー（除湿器）、ガスドライヤーを設ける等の対策が別途必要
約１年間 又はそれ以上（１日平均１時間トルエン蒸気濃度約１０００ｐｐｍに暴露した場合）自己診断機能による，センサー素子寿命警告付き
清浄空気により自動判定（通常の環境下で２０～３０秒程度）（活性炭フィルタ等を通気させた空気：ゼロ点校正中は非測定状態となる）
測定レンジ変更、出力レンジ設定、測定時間延長、データメモリ読出し、換算係数設定、日付時刻修正、センサー部初期化、アラーム濃度設定等が可能
トルエン換算値にＶＯＣファクターを乗じることにより他のＶＯＣ濃度値として表示可能 ：設定範囲０．００１～９９９９
本体背面のＳＤカードに保存
０～設定上限濃度に対して，４～２０ｍＡ（＊装置エラーも別途４～２０ｍＡ）を出力します
間欠連続運転によるインターバル測定（待機時間設定：０秒～ 任意設定可能）
濃度アラーム、各種装置異常、流量低下異常、（オプション；動作タイミング）● 製品の改良等により、概観・仕様等の記載内容は予告無しに変更させて頂く事がありますのでご了承下さい。

11

■一般的なVOC測定シーケンス①電源ＯＮ↓②清浄空気で自動ゼロ点校正・START ランプ点滅；センサーポンプ吸引開始
・液晶に「Wait…

Warming Up」を表示

・次に「Zeroing Int

VLow→→……→→」を表示↓③約 20～30 秒後，ゼロ点校正を終了
・START ランプ点灯；センサーポンプ停止
・液晶に「ZeroingEnd」を表示↓④設定時間（インターバル）待機・清浄空気を吸引継続
・液晶に「Interval Mod*XXmin YYsec*」を表示

・「LMAX： 0ppm

*No.0001 22℃*」と「LAVG： 0ppm

*No.000122℃*」等（前回結果）を表示↓⑤再度ゼロ点校正後、自動測定開始↓⑥約 10～30 秒間，吸引測定（サンプルガスを吸引）
・1 秒間隔で測定値を表示
・液晶に測定値「＿ｔLV： ＿＿ppm

No.000122℃」等を表示↓⑦サンプルガス吸引終了、結果表示，データメモリ
・後半 5 秒間の最大値 MAX，平均値 AVG を交互表示し、メモリする・液晶に「LMAX： 10ppm

No.000122℃」と「LAVG： 8ppm

No.0001 22℃」等を表示し、同時にアナログ出力↓⑧清浄空気でセンサー内部の残留 VOC の洗浄を開始
・液晶に「NOW Cleaning→→･･･････→→」を表示

・洗浄終了後，②の自動ゼロ点校正に戻る↓⑨終了：電源 OFF（待機中にのみ，OFF して下さい）

12

■ VOCモニター：入出力タイミングチャート

電源ON
OFF
１サイクル

動作
ゼロ点校正
ON

LED（Green）

OFF

ポンプ

OFFバルブOFF

アナログ出力ON

クリーニング

測定

１サイクル
ゼロ点校正

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間待機

点滅

ゼロ点校正

測定

クリーニング

Gas

Air

点滅

ONON

VOC濃度(4-20mA等)

Air

Gas

AirAir⇒ピークホールド⇒ピークホールド

OFF■ 端子台接続レイアウト

13ゼロ点校正

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時間待機

■ 水中ＶＯＣ測定動作フロー概要No.

測定フロー：状態表示

主な動作概要123456789101112131415161718192021

主電源ON：Power ON
運転開始：Operation
試料水採水開始：W-Sampling
採水停止：Sampling Stop
水加温：W-Heating撹拌開始：Stirring撹拌停止：Stirring Stop
静置：Waiting
VOC自動測定：VOC-Meas.
排水：Draining
排水停止：Draining Stop
洗浄水採水開始：W-Sampling（CL)
採水停止：Sampling Stop撹拌開始：Stirring（CL)撹拌停止：Stirring Stop
VOC洗浄測定：VOC-Meas.（CL）
排水：Draining（CL)
排水停止：Draining Stop
待機：Standby
繰返し（反復）：Repeat
運転停止：Operation Stop

低温循環水槽ON、除湿器ON、VOCモニターゼロ校正後待機
START（右）ボタンON、ホットスターラーのヒーターON昇温開始
スターラー水温が設定下限温度を超えれば、給水ポンプON
水位センサー検出（ON）したら、そのX秒後に給水ポンプOFF水温が下限温度℃になるまで待機（同時にスターラーON：100rpm）
スターラーON：500rpm、1分間1分後にスターラーOFF
20秒間静置Zeroing⇒Measure（ガス循環）⇒Result（RW）⇒Cleaning⇒Zeroing⇒Standby
排水用電磁弁V1&V2&V3ON、給水ポンプON
4分後に給水ポンプをOFFして、電磁弁V1&V2＆V3OFF
電磁弁V4をON、給水ポンプON、後洗浄用水位センサー検出（ON）したら、その5秒後に給水ポンプと電磁弁V4OFF
スターラーON：500rpm、1分間1分後にスターラーOFF
Zeroing⇒Measure（ガス循環しない、V2ON）⇒Result（RC）V2OFF⇒Cleaning⇒Zeroing⇒Standby
排水用電磁弁V1&V2&V3ON、給水ポンプON
4分後に給水ポンプをOFFして、電磁弁V1&V2&V3OFF
設定時間待機（インターバル）
No.3から繰り返す：装置エラーを解除する■ タッチパネル液晶表示項目
No.
123456789101112他表示項目と英語表記
水中濃度 W-VOC
水温 Wtemp
冷却水温 CWTemp
除湿温度 DHTemp
VOC吸引P流量 V-Flow
水位 W-Level
アルミブロック温度 BLTemp
スターラー回転数 StiRot
VOC測定値 VOC
スターラー内部温度 StTemp.
Time
Error Info
流量検出と電磁弁のON/OFF状態

仕様 （表記単位等）
常に水中溶存換算濃度：VOC(ppm)値×ｗ （mg/L）、小数点含め5桁、結果をHold
曝気槽内水温：スターラーの外部Pt100 （℃）
冷却器側面温度：LM35DZ （℃）
除湿器温度： （℃）
VOCセンサー・CKD吸引ポンプ流量：（ｍL/M）
ON／OFF
ホットスターラー上のアルミブロック温度：Pt100 （℃）
スターラー回転数： （ｒｐｍ）
結果表示から次のZeroing前までHold、Zeroingから結果表示まではRealTime表示、洗浄中も同様
ホットスターラーのプレート内部温度 （℃）
各フローの経過時間： ｈｈ:ｍｍ:ｓｓ
エラー番号と情報
Flow：W G、 W-Pump/Valve：V1 V2 V3 V4■ マニュアル操作項目（VOC モニターのメニュー内操作による）スターラーの回転
スターラーのヒーター
給水ポンプ
VOCセンサー吸引ポンプ
電磁弁V1～V4のON/OFF

MENU内の操作箇所： ５：Manual Ope. の中 ⇒MENUから出ると全てOFF
５： a：Stirrer Rot. ⇒ ON OFF ⇒ 500rpm
５： ｂ：Stirrer Heater ⇒ ON OFF ⇒ 45℃
５： ｃ：W-SamplingPump ⇒ ON OFF
５： ｄ：V-SamplingPump ⇒ ON OFF
５： e：Valve ⇒Valve1～4 ⇒ ON OFF14

■水中ＶＯＣモニター盤 外形図

15

■水中ＶＯＣモニター 盤内配置図

16

■水中ＶＯＣモニター盤内フロー図
制御盤内部

活性炭カートリッジ

FL1

ハンドバルブZERO AIR

大気エアー（校正用N2）
PTFEフィルター

VOCガス（校正GAS/N2）

VOCガス

FL2

FL3

VOCモニター
VM-750R
DH-209C

W-VOC：_.__mg/L

DH-Temp.：__℃

W-Temp.：___℃

V-Flow：___mLPM

AIR排気CW-Temp.：__℃ W-Level：ON/OFF
Stirrer Temp.：__℃

Rot:____rpm

２CH除湿器
フローメーター

低温循環水槽
低温循環水槽GAS排気（測定中循環、洗浄測定中は循環しない）

コンデンサー（冷却管）
分離ポット

オートドレン
定量ポンプ

水流量計

COM

電磁弁4V4

電磁弁1V1

NO

NO

COM
NC

COM

COM
NC

NO

工場排水サンプル（試料水）

NO

排ガス循環（玻璃转子流量计）電磁弁2V2

加熱・気化ユニット

NC

電磁弁3V3

NC

洗浄水
ドレンポット

タイトル

排水水中VOCモニター フロー図
日付

作成者

2016/06/01

17

OSP 山本■水中ＶＯＣモニター盤 参考写真

18

■水中ＶＯＣ 感度表（参考）19