超速 × 軽量 × 精密

Athena は 選 び ま せ ん
アテーナ

Athena は 、“ 人も場所も選ばない”新しい 工 具 測 定 装 置 で す 。
エ ン ド ミ ル の 形 状を「いつでも」「どこでも」「 誰 で も 」高 精 度 に 測 定 す る こ と が 可 能 で す 。
業 界 初 の 軽 量 ＆ コンパクト設計により、装置 を 自 由 に 持 ち 運 ぶ こ と が で き 、
手 動 測 定 に よ る 簡単操作で、仕事の効率化と コ ス ト ダ ウ ン に 大 き く 貢 献 し ま す 。

S P E E D

測定時間

▶

10秒

いつでもエンドミルの計測時間が従来の約 1／10（当社比）大量の計測も素早くできます。計測にかかる時間を大幅に短縮でき、セッティングから測定結果の確認まで、僅か10 秒で測定可能です。無駄な作業時間を削減し、仕事の効率化とコストダウンに貢献します。

L I G H T重量▶

50㎏

どこでも軽量 & コンパクト設計で、持ち運び可能業界初の軽量＆コンパクト設計により、従来では不可能だった装置設置後の移動が可能になりました。装置はコンパクトに収納することができ、測定場所を選びません。同じ装置で別の場所でも測定できる為、測定結果のブレを最小限に抑えられます。

PRECISION

測定精度

▶

3 <1
σ㎛

誰でも簡単操作で誰でも高精度な測定が可能
測定部位を入力しワークを手動で回転させるだけで、誰でも簡単に測定することができます。現場で使用することを第一に考えて設計されており、高いパフォーマンスと高精度を維持できます。
繰り返し計測精度は 3σ < 1μm（弊社計測規定に基づく）

2

テレセントリックレンズ■ Gig-E Vision 対応
モノクロエリアセンサーカメラ搭載

高精度

固定倍率テレセントリックレンズ

0.3倍

LED 直下式バックライト照明

固定倍率テレセントリックレンズ・LED照明・高画素CCDカメラのベストバランスによって繰り返し計測再現性を高精度で実現するための明瞭な画像を取得できます。

■ 測定・検査・データ管理が簡単

ソフトウェア

USB転送可高効率

計測パラメータ入力画面

データ管理画面

計測対象工具の数値データ登録および呼び出しをスピーディーに行え、煩雑な計測設定作業に時間を費やしません。計測データは数値表示するとともに CSV 形式データとしても取得でき、USB にも保存できます。

■ ボタンを押すだけで簡単に計測、φ0.2 ～φ2.0㎜まで対応できる高倍率レンズ搭載

高倍率レンズ
オプション

テレセントリックレンズ 2倍を使用することで工具径φ0.2mm ～ φ2.0mmまで対応可能です。回転部をモーター仕様にすることで個人差による工具回転のバラツキを抑え、繰り返し精度が高まります。

［ 効果的な使い方 ］
ボールエンドミルやラジアスエンドミルの R 測定を投影機等の汎用機で行っている場
合は本機を使用することで測定精度が安定します。汎用機の精度は作業者の技量に影響されることがありますが、ATHENA は誰が使用しても同じ測定結果になります。
既設の CNC 工具測定器で最終測定検査を行っているお客様は、工程内検査の際に本機を使用することで測定工程の時間が大幅に短縮することが可能です。測定時間の速さが作業の効率化を促進させ、現場の収益力が向上します。

3

投影法を用いた画像生成
投影法を用いることで鮮明な工具輪郭を得ることができ、さらに工具を回転させながら輪郭を繋ぎ合わせることで工具を真の形状として画像生成することが出来ます。この場合の真の形状とはシャンクを基準として回転して出来る形状、すなわち工具で切削を行った時に出来る形状のことです。

測定画面サンプル

測定データは数値表示と目視基準バーへのイメージ化表示をします。
その結果が予め設定した寸法公差内であれば OK 表示、公差外であれば NG 表示をします。

OK 判定画面■ 対象形状スクエア
エンドミル

NG 判定画面

ラジアス
エンドミル

ボール
エンドミル

テーパー
エンドミル

テーパーラジアス
エンドミル

テーパーボール
エンドミル

外

ボール半径

■ 測定部位
外径

外径コーナー R

ボール半径

外径

テーパー角

径

コーナー R

テーパー角

テーパー角

対応サイズ

4

刃径φ2.0 ～ 20.0 ㎜
オプション仕様でφ0.2 ㎜も対応可

本装置では非対応の測定部位やサイズでも、特注にて対応いたしますのでご相談ください。

オプションプログラム例
回転をさせながら投影法で得られる画像であり、カメラの視野範囲内（注 1）に収まる測定部位であればオプションの特殊プ
ログラムとして対応可能です。特殊プログラムを製作する場合は測定計算方法や測定結果の合否基準等のお打ち合わせが必要となります。その後、デモ機を用いての検証測定を行い、承認をいただいた後に実機へのインストールとなります。
注1

φ2.0 ～φ20.0 用レンズの視野範囲：20.0mm × 20.0mm
φ0.2～φ2.0 用レンズの視野範囲：2.0mm × 2.0mm

球面ボールカッター

球面ボールカッター

球面ボールカッター

球面ボールカッター

オプション 検査成績表

2017/10/11-- Athena --本機のパソコンとお手持ちのプリンターを接続することで測

品種 ラジアスφ10-2R

定結果を A4 サイズの検査成績表として印刷することが出来ます。また、同じ書式で PDF データとしてエクスポートも行え

設定寸法
外径 mm
10.000外径 最大公差 mm
0-0.01
外径 最小公差 mm
R 設定値 mm
2.000
R 最大公差 mm
0.01-0.01
R 最小公差 mm

るため測定結果の保存方法としてもご利用いただけます。書式内のロゴマークやヘッダーに入る社名等はいつでも任意に変更

外径 mm
R 平均値 mm
R Max mm
R Min mm
振れ mm
R中心ズレ量

測定結果
9.99572.00112.0032
1.9987

OKOKOKOK

0.0021することが可能です。
45403530252015

10505055

60

65
7075
80
85
90

R値（5°刻み）
0° 2.0007
5° 2.0014
10° 2.0014
15° 2.0030
20° 2.0023
25° 2.0002
30° 2.0008
35° 2.0014
40° 2.0012
45° 2.001250° 2.0011
55° 2.0011
60° 2.0014
65° 2.0006
70° 1.9998
75° 1.9987
80° 2.0013
85° 2.0028
90° 2.0005

BTT.CO.,LTD. 〒463-0808 名古屋市守山区花咲台2-801 TEL：052-736-8441 FAX：052-736-8443
http://www.btt.co.jp

5

φ0.2 ～φ20.0mm 対応レンズ搭載機▪寸法▪仕様カメラ

410 mm

計測装置構成Gig-E Vision 対応
モノクロエリアセンサーカメラ（2448 × 2048）

レンズ

固定倍率テレセントリックレンズ 0.3 倍・2 倍（OP）照

LED 直下式バックライト照明

明照明電源

手動調光アナログ電源制

ノート PC OS：Windows10

御1CH

ワーク回転方法

ステッピングモーター

ワーク治具

4 点式 V 受け

計測項目

外径・ボール半径・テーパー角度

精

測定精度± 2μm

駆動構成

計測対象
670 mm460 mm

度

注意：シャンクの状態によっては回転時の振れが測定値として加算されるため測定結果に影響が出る場合がございます。
※本仕様は予告なく変更する事があります。

φ0.05 ～φ2.0mm 対応レンズ搭載機▪寸法▪仕様カメラ

360 mm

計測装置構成Gig-E Vision 対応
モノクロエリアセンサーカメラ（2448 × 2048）

レンズ

固定倍率テレセントリックレンズ

照LED 直下式バックライト照明

明

照明電源

手動調光アナログ電源制

ノート PC OS：Windows10

御2 倍・6 倍

1CH

ワーク回転方法

DC モーターワーク治具

4 点式 V 受け

計測項目

エンドミル外径・ボール半径・ドリル

精測定精度± 2μm

駆動構成

520 mm

計測対象
370 mm度

注意：シャンクの状態によっては回転時の振れが測定値として加算されるため測定結果に影響が出る場合がございます。
※本仕様は予告なく変更する事があります。

6

FAQ

よくあ る質 問

Q1. テーパーシャンクの工具は測定可能ですかA1. ストレートシャンクのみ対応可能です。V 受けの上で工具が回転できることが必須条件のため、回り止め用の平面が付いたシャンクも対応不可です。

Q2. 工具の「振れ」は測定値に影響がありますかA2. 振れ量を補正する機能は付加していないため、振れ量を加算した測定値になります。

Q3. 測定対象工具の長さ方向への制限はありますかA3. 各レンズの視野範囲内に収まる刃先が測定対象となります。

φ 2.0 ～φ 20.0 用レンズの視野範囲：20.0mm × 20.0mm
φ 0.2 ～φ 2.0 用レンズの視野範囲：2.0mm × 2.0mm
φ 0.05 ～φ 0.2 用レンズの視野範囲：1.0mm × 1.0mm

Q4. 他社製 CNC 工具測定器との測定値の相関はとれますかA4. 測定アルゴリズムが違うため常に誤差ゼロになることはありません。但し、併用して使用する事を前提とした納入実績もありますので詳しくは営業担当者へご相談下さい。

Q5. キャリブレーションはどの様に行いますかA5. 付属品の専用ゲージを用いて行います。手順は納入時の取扱い説明内にてお伝えします。

Q6. オプションプログラムは本体購入時に同時購入が必須ですかA6. いつでもインストール可能です。

Q7. 推奨される設置場所はありますかA7. 極端な寒暖や湿気を避けていただければ一般的な作業現場で問題ありません。

Q8. 貸し出し機はありますかA8. 貸し出し機のご用意はありません。営業担当者がデモ機を持参のうえ貴社にて実演を行いますのでご用命の際は HP の問い合わせフォームよりお申し付け下さい。

Q9. ソフトの外国語対応は可能ですかA9. 個別の打ち合わせの後、英語標記は対応可能です。尚、アルファベット以外の言語は対応不可です。

Q10. 使用方法のトレーニングは何処で行いますかA10. 納品時にお客様の会社で実機を用いて行います。後日、使用方法が分からなくなった場合は電話もしくはメールでお問い合わせください。

7

［会社概要］社

名株式会社ティーテック

代 表 者

代表取締役

資 本 金

800 万円

取引銀行

碧海信用金庫沿2021.12

法人設立

2022.２

 ーティーティー株式会社より
ビ
工具測定装置及び工具観察台の事業譲受

革

堤康寛

名古屋支店

〒467-0877 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町 3-16
TEL（052）693-7900 FAX（052）693-7901

https://www.t-tech-kk.co.jp
2022.04