SC5000シリーズ

Webレコーダ
WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。
■特長●パソコンやタブレット端末のWebブラウザ画面からSC5000本体の監視・操作が可能●接続機器のデータを集録し、集録データの閲覧が可能●警報発生時や機器異常時にメールで自動通報が可能●ネットワーク機能（FTP）によりデータの共有化と管理工数の低減が可能●統合パッケージソフトTRAMSを使い、データ解析が可能●チャート紙のイメージをそのままPDFで保存しサーバやクラウドへFTP転送●自動設定機能や同期機能でチャート記録計との連携を強化■形式

SC5□00-NNN
種類
0：標準
D：PDFチャート仕様

■構成図
上位接続
クラウド
サーバ

WiFiルータ

タブレット

パソコン／サーバ

PLC

Webデータ閲覧
設定変更

FTP通信／SMTP通信／E-mail通報

設定

LAN（イーサネット）

メール通報

集録データHUB

HUB
データ読み出し USBメモリー

自動でサーバやクラウドへWeb レコーダ
SC5000

FTP転送

電子記録＋PDFチャート

温度・電圧など
RS-485

下位接続

必要時に簡単に取り出し
詳細データへのアクセスも簡単

測定データ

FB/EVステータス

PV/SV/MV

記録計 AHシリーズ○年○月○日の○○のチャートはどこだっけ？
置き場が…

ネットワークロガー
KEシリーズ

調節計
DP-Gシリーズ

調節計
DBシリーズ
サイリスタ
レギュレータ
JMシリーズ

1

DI/DO

PLC

PS-90-3

SC5000シリーズ
■一般仕様

■表示仕様

定格電源電圧 ：24VDC（DINレール取付形）
100〜240VAC、50／60Hz（ 卓上形）
※ACアダプタ使用時
消 費 電 力：6W（DINレール取付形）
18VA（卓上形）
基準動作条件 ：周囲温湿度範囲 21〜25℃
45〜65%rh（ただし結露しないこと）
電源電圧
24VDC±1%（DINレール取付）
100VAC±1%（卓上形）
電源周波数50／60Hz±0.5%（卓上形）
姿勢左右0°
前傾0°後傾0°停 電 対 策 ：FLASHメモリーとSRAMにより､設定内容を保持
FLASHによりデ−タを保持
リチウム電池により、時計、パラメータ用RAMを5年間以上バックアップ（1日8時間以上の運転条件で）絶 縁 抵 抗 ：電源端子と通信端子間
500VDC 20MΩ以上
絶 縁 耐 圧 ：電源端子と通信端子間
1000VAC 1分間
外 郭 ・ 色 ：難燃性ポリカーボネート樹脂・黒色
質
量 ：約350g
取 付 方 法 ：DINレール取付
卓上スタンド（アクセサリ）

表器 ：ステータス表示LED
RUN/FAIL、LINK/ACT、USB、SD/RD、REC
運 転 画 面 ：Webブラウザ画面操作にて運転画面切り換え
トレンド画面 リアルタイム、ヒストリカルの内1種任意選択。時間軸拡大機能、スクロール機能有り
データ表示画面（デ−タ＋タグ＋単位）
警報表示
現在の警報出力状態および警報の発生解除履歴（チャンネル、レベル、発生・解除時刻）
スクロール機能 トレンド表示画面で、カ−ソルの操作により過去のデ−タの参照が可能
再生機能（ヒストリカルトレンド）ファイル指定により再生
データサーチ機能（ヒストリカルトレンド）
警報表示から選択で、ヒストリカルトレンド表示■警報仕様
設定数 ：各チャンネル最大4設定
警 報 種 類 ：上限、下限、差上限、差下限、エラー
警 報メモリー：警報発生／解除時刻、警報種類を記録※チャンネル共通で最新の1000個を記録■通信仕様
通 信 種 類 ：イーサネット、RS-485
通 信 仕 様 ：イーサネット 100BASE-TX
TCP/IP、HTTP、FTP、
POP3、SMTP、
DNS、SNTP、
Modbus／TCP
上位RS-485
19200/9600bps
Modbus RTU／ASCII
下位RS-485
19200/9600bps
Modbus RTU
接 続 台 数 ：下位イーサネット 16台
下位RS-485
31台■入力仕様
測 定 点 数 ：120点■記録機能
内部メモリー容量 ：8GB
記 録 周 期 ：1/2/3/5/10/15/20/30秒
1/2/3/5/10/15/20/30/60分
記録可能期間（概算）
容量

8GB

12点

■接続可能機種

記録周期

記録点数
1秒10秒

1分

約5年

10年以上

10年以上

●弊社製機器
製品名

シリーズ名
※1

イーサネット RS-485※1

KR2000 /KR3000 /KR2S00/
KR3S00/AL4000/AH4000/
LE5000 ※3KL4000/KH4000
SE3000 ※2
スキャナ
KEロガー
DB1000/DB2000/KP1000/
KP2000/KP3000/DB600/DP-G/
調節計
LT23A/LT35A/LT47A
サイリスタレギュレータ JU/JW/JM
DI5000
警報計
DU600
ユニット

記 録 情 報 ：測定データ

登録名、記録開始の年月日時分秒、記録周期、測定データ、警報情報
設定パラメータ 全パラメータ
記録測定デ−タ 4バイトバイナリー／1デ−タ
またはCSV形式を選択
内部メモリーへの記録方法※下記条件を設定により選択
Webブラウザ画面操作
キー操作
トリガ信号（警報発生）によるスタート／ストップ※Webブラウザ画面操作、キー操作、トリガ信号は、プリトリガ可能プリトリガ測定数＝950データ※ファイルごとに格納チャンネル、記録周期を設定
外部メモリー
USBフラッシュメモリ（FAT16、FAT32フォーマット）
推奨USBメモリー
2GB:UBA2-002GH（A00MH）
4GB:UBA2-004GH（A00MH）
8GB:UBA2-008GH（A00MH）（ハギワラソリューションズ製）

PS-90-3

示

記録計〇〇

×××〇〇
〇

×〇

×××〇
〇〇

※1 計測データプロテクト仕様は読み込みのみ可能※2 読み込みのみ可能※3 イーサネット接続する場合はポート番号を11111に設定

●PLC
メーカ名
三菱電機

シリーズ名
MELSEC-Q
MELSEC iQ-R

イーサネット RS-485〇〇〇

×■アクセサリ（別売）※卓上形として使用する場合は以下のアクセサリをご使用ください
卓上スタンド（形式：RZ-SC001）
ACアダプタ（形式：RZ-SC002）
卓上スタンド＋ACアダプタ（形式：RZ-SC003）

2

●リアルトレンド●機器設定

現在の入力値・トレンドをアナログ記録計感覚で見られます。各チャンネルの値に従ってスケール板の位置にペンが表示されます。

本製品にイーサネット下位接続する機器の設定を行います。

●数値表示画面●FTPクライアント設定「各チャンネルの現在の入力データ」を表示します。
「グループ設定」で登録した点数のデータを表示します。

本製品のFTPクライアント設定ができます。

●警報表示●表示設定（チャンネルパラメータ）

発生したすべての警報をリスト表示します。発生日時・復旧日時(復旧した警報のみ)・チャンネル・警報の種類を表示します。

チャンネルごとの表示の種類や表示スケール、波形の色が設定できます。

●内部メモリー●E-MAIL設定

内部メモリーに記録されているファイルのリストを表示します。開始日時、終了日時、記録回数、記録周期、保存形式を表示します。

E-MAIL設定機能を使用するための設定を行います。警報・時刻のイベントによりE-MAILを送信することができます。予め8件の転送先を指定し、イベント発生時に、この中から選んだアドレスへメール送信を行います。

3

PS-90-3■端子板図●DINレール取付形電源端子＋USBメモリー用コネクタ

RS-485
通信端子−ETHERNET

24V DC 6W

24V DC 6W

イーサネット用コネクタ●卓上形

USBメモリー用コネクタ

RS-485
通信端子
ETHERNET

5V DC IN

電源ジャック＋−イーサネット用コネクタ

5V DC 2A
ACアダプタ（別売）
US300520（UNIFIVE製）■外形寸法図●DINレール取付形

100

5V DC IN

電源端子
24V DCETHERNET

7.6

電源端子カバー（ロック解除時）

24V DC 6W

18.7

22.6

18.7

9.3

120（129.3）

60

●卓上形

60

125.6

5V DC IN

ACアダプタ
差込口

ETHERNET

100160

URL : https://www.chino.co.jp/〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-803-3956-2111

PS-90-3

営業所：札 幌仙 台
新 潟
水 戸
高 崎大 宮

千 葉
東 京
立 川
神奈川
静 岡
富 山

安全に関するご注意
福 岡
北九州

名古屋
大 阪
大 津
姫 路
岡 山
広 島

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2020年12月現在のものです。

4発行 2020.122,.
初版 2019.11