2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON

Received Signal Strength Indication Monitor

ハンディ RSSI モニター対象機種
TS02EJ-x mdm3
TS02EJ-x mdm3LDM
TS02EJ-x mdm3LDM3

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
1/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
目次
Ⅰ. 設置場所を決める作業の流れ ....................................................................................... 3
Ⅱ. ご使用になる前の準備 .................................................................................................. 4
Ⅲ. 送信機と受信機で使用する通信チャネルを決定するには .................................................. 8
Ⅳ. 受信機の適切な設置場所を決定するには .....................................................................11
Ⅴ. 他の機能について ....................................................................................................... 14
付録Ａ. 当社製品で使用しているチャネル番号の一覧 ........................................................ 16
付録 B. シリアル出力される RSSI 値と、モニターの DSPLY 値の対比表................................ 17
付録 C. 全体図............................................................................................................... 18
更新履歴 ......................................................................................................................... 25

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
2/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
Ⅰ. 設置場所を決める作業の流れ
理想的な設置場所は、
１．アンテナの周囲３０ｃｍ以内に物が置かれていないこと
２．通信している間に金属等の遮蔽物が存在しないこと
３．受信機が設置されている場所の環境ノイズレベルが低いこと
４．受信が成功した時の、信号レベルが高いことの４点ができるだけ確保されている場所になります。
天候しだいで感度が良くなったり悪くなったりすることはありませんが、雪でモジュールやアンテナ部分が埋まってしまうと感度は悪くなります。
また、パソコンなどの家電製品の近くは環境ノイズレベルが高くなります。
可能であるなら、家電製品の近くに設置するのは避けて下さい。
手順１：複数チャネルの選択モードをカスタムに設定して、１～４０チャネルの中から候補のチャネルをいくつか選択して下さい。
手順２：送信機と受信機を設置する場所で環境ノイズレベルを測定して、使用するチャネルを一つに絞って下さい。
手順３：送信機から送信した信号を、受信機の設置場所で受信して、信号レベルを測定して下さい。
信号レベルが推奨値より大きければ、その場所が受信機の適切な設置場所になりますが、推奨値より小さければ、別の設置場所を検討して下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
3/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
Ⅱ. ご使用になる前の準備
ハンディ RSSI モニターで計測を行う前に、下記の手順に従って初期設定を行って下さい。この初期設定を行わないと、ID インスペクトなどの一部機能が使用できません。

手順１：電源投入後のメインメニューから、各種設定を選択して下さい。

①電源を投入して下さい。

↑

→

↓

←

③右ボタンを押して下さい。

②上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

手順２：各種設定メニューから、対象モジュールの設定を選択して下さい。

↑

→

↓

←

②右ボタンを押して下さい。

①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
4/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
手順３：対象モジュールの設定メニューから、ご使用になっている TS02EJシリーズを決定して下さい。ご使用になっている TS02EJ シリーズが分からない場合は、弊社までご連絡ください。

↑

→

↓

←

②左ボタンを押して下さい。各種設定メニューに戻ります。

①上下ボタンを押して、下表を元に TS02EJ シリーズと表示を一致させて下さい。

TS02EJ mdm3
TS02EJ mdm3LDM
TS02EJ mdm3LDM3

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
5/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
手順４：各種設定メニューから、複数チャネルの選択方法の設定を選択して下さい。

↑

→

↓

←

②右ボタンを押して下さい。

①下ボタンを押して、表示をにして下さい。

手順 5：複数チャネルの選択方法のメニューからカスタムを選択して下さい。

↑

→

↓

←

②左ボタンを押して下さい。各種設定メニューに戻ります。

①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

手順 6：各種設定メニューから、カスタムチャネルの設定を選択して下さい。

↑

→

↓

←

②右ボタンを押して下さい。

①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
6/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
手順７：使用するチャネルの候補として３つほど設定して下さい。

前半２桁には、使用する・しないのマークが、後半２桁には、チャネル番号が表示されています。

↑

→

↓

←

右ボタンを押すと、使用する・使用しないが切り替わります。
設定が終了したら、左ボタンを押して下さい。

上下ボタンを押すと、対象になるチャネルが変わります。

対象のチャネルが使用すると設定されている場合は、と表示されています。

対象のチャネルが使用しないと設定されている場合は、となり、何も表示しません。

1CH, 4CH, 8CH を選択する場合は、になります。

手順８：電源をお切り下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
7/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
Ⅲ. 送信機と受信機で使用する通信チャネルを決定するには下記の手順に従って、送信機と受信機を設置する場所の環境ノイズレベルを測定して下さい。環境ノイズレベルが推奨値より大きい場合は、別のチャネルを選択するか、送信機と受信機の設置場所を変更して下さい。
環境ノイズレベルの測定中は、送信機の電源は切っておいて下さい。
計測中に送信機から信号が送信されると、信号レベルが環境ノイズレベルとして計測されてしまいます。
また、金属等の付近で計測すると、環境ノイズレベルが低くなりますが、送信機からの信号レベルも同様に低くなってしまうため、設置場所としては避けて下さい。

手順１：電源投入後のメインメニューから、最大／最小サーチを選択して下さい。

①電源を投入して下さい。

↑

→

↓

←

③右ボタンを押して下さい。

②上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
8/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
手順２：検索する時間メニューで、６０秒間を選択して下さい。

↑

→

↓

←

②右ボタンを押して、検索を開始して下さい①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
9/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
手順３：環境ノイズレベルの測定結果を確認する。

前半 2 桁でチャネルを、後半２桁でレベルを表示しています。
上ボタンを押すと、環境ノイズレベルが一番高いチャネルと

↑

→

↓

←

レベルが表示されます。
下ボタンを押すと、環境ノイズレベルが一番低いチャネルとレベルが表示されます。

環境ノイズレベルの推奨値
TS02EJ 8sw
TS02EJ mdm3
TS02EJ mdm4

35 以下

TS02EJ 16sw
TS02EJ 8sw LDM
TS02EJ mdm3 LDM
TS02EJ mdm4 LDM

25 以下

TS02EJ 16sw LDM

TS02EJ mdm3 LDM3

18 以下

※ 環境ノイズレベルが４０以上のチャネルは、使用しないことをお勧めします。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
10/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
Ⅳ. 受信機の適切な設置場所を決定するには送信機が送信した信号レベルを測定して下さい。信号レベルが推奨値より小さい
場合は、通信間の見通しの確保や、通信距離を短くするなどの対策を行って、推奨値より大きくして下さい。
見通しや通信距離がこれ以上改善できない場合は、LDM シリーズなどの長距離タイプの使用をご検討下さい。

手順１：送信機を設置場所に置き、送信ができる状態にして下さい。
使用するチャネルは、Ⅲで決定したものを使用して下さい。
手順２：電源投入後のメインメニューから、ID インスペクトを選択して下さい。

↑

→

↓

←

②右ボタンを押して下さい。

①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
11/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
手順 3：送信元ＩＤ設定画面は、００００を選択して、無条件受信モードにして下さい。

0000 ではなく、ID を選択した場合は、その ID から送信された信号のみ受信します。

↑

→

↓

←

②右ボタンを４回押して下さい。

①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

手順４：送信されているチャネルに合わせて下さい。

↑

→

↓

←

上下ボタンを押して、送信されているチャネルに合わせて下さい。

受信が成功していない場合は、レベル表示が下図のようになっていますが、３秒以上経過すると、表示をクリアして、計測を再開します。

（例：チャネル１）
受信が成功すると下図のように信号レベルが表示されます。

（例：チャネル１、信号レベル５２）
製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
12/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
信号レベルが表示されている間に右ボタンを押すと、下図のように送信元のＩＤの表示に切り替わります。再度、右ボタンを押すとチャネルと信号レベルの表示に切り替わります。
右ボタン（例：送信元ＩＤ１２３４）（例：チャネル１、
信号レベル５２）

信号レベルの推奨値
TS02EJ 8sw
TS02EJ mdm3
TS02EJ mdm4

40 以上

TS02EJ 16sw
TS02EJ 8sw LDM
TS02EJ mdm3 LDM
TS02EJ mdm4 LDM

30 以上

TS02EJ 16sw LDM

TS02EJ mdm3 LDM3

20 以上

※ 環境ノイズレベルより信号レベルの数値が大きくなるようにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
13/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
Ⅴ. 他の機能について① シングルサーチ
１～４０ある通信チャネルの内、１チャネルにのみ集中して環境ノイズレベル
または信号レベルを計測できます。
シングルサーチで一定時間計測する方法が、一番高精度な分析結果になります。バースト的な環境ノイズまたは信号は他の機能では検出できない場合があります。
リアルタイム更新で表示する場合は、平均値が表示されています。
信号が送信されている時間が短い場合は、レベルが低く表示されますのでご注意ください。
② マルチサーチ
１～４０ある通信チャネルの内、複数のチャネルの環境ノイズレベルまたは
信号レベルを計測できます。１チャネルずつ計測するので、計測するチャネルの個数が多いほど、バースト的なノイズに対応できなくなります。
複数のチャネルの選択方法として、範囲選択／チャネルグループ選択／
個別選択の３つの方法があります。どの方法を使用するかは、各種設定
メニューで設定できます。
リアルタイム更新で表示する場合は、平均値が表示されています。
信号が送信されている時間が短い場合は、レベルが低く表示されますのでご注意ください。
③ 最大／最小値サーチ
Ⅲの項目で使用した機能になります。
１～４０ある通信チャネルの内、複数チャネルの環境ノイズレベルまたは
信号レベルを計測できます。最大レベルと最小レベルが計測されたチャネル
番号を表示します。
複数のチャネルの選択方法として、範囲選択／チャネルグループ選択／
個別選択の３つの方法があります。どの方法を使用するかは、各種設定
メニューで設定できます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
14/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON④ レベルオーバーサーチ
１～４０ある通信チャネルの内、複数チャネルの環境ノイズレベルまたは
信号レベルを計測できます。閾値以上のレベルが計測されたチャネル番号を表示します。閾値は、各種設定メニューで設定できます。
複数のチャネルの選択方法として、範囲選択／チャネルグループ選択／
個別選択の３つの方法があります。どの方法を使用するかは、各種設定
メニューで設定できます。
⑤ ID インスペクト
Ⅳの項目で使用した機能になります。
当社の TS02EJ シリーズから送信された信号のレベルを計測します。
受信が成功した時に計測するため、環境ノイズレベルではなく信号レベルのみ
計測します。
この機能で信号レベルが表示されない場合は、受信が失敗していることになります。
TS02EJ mdm4 / TS02EJ mdm4 LDM の中継機能にも対応しています。
複数の送信機の中から、１つの送信機から送信される信号レベルを計測したい場合は、送信元 ID を設定すればその ID 以外から送信された信号は無視します。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
15/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
付録Ａ. 当社製品で使用しているチャネル番号の一覧
TS02EJ 8sw

チャネルグループ１

1CH

5CH

9CH

13CH

17CH

チャネルグループ２

6CH

10CH

14CH

18CH

22CH

チャネルグループ３

11CH

15CH

19CH

23CH

27CH

チャネルグループ４

16CH

20CH

24CH

28Ch

32CH

TS02EJ 8sw LDM

チャネルグループ１

11CH

22CH

39CH

TS02EJ 16sw LDM

チャネルグループ２

8CH

25CH

36CH

TS02EJ mdm4 LDM

チャネルグループ３

4CH

15CH

32CH

チャネルグループ４

1CH

18CH

29CH

TS02EJ mdm4

チャネルグループ１

6CH

23CH

34CH

TS02EJ 16sw

チャネルグループ２

9CH

20CH

37CH

チャネルグループ３

2CH

13CH

30CH

チャネルグループ４

5CH

16CH

28CH

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
16/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
付録 B. シリアル出力される RSSI 値と、モニターの DSPLY 値の対比表
下記のシリーズから出力される RSSI 値(16 進)と、モニターの DSPLY 値(10 進)の対比表
・ TS02EJ mdm3
・ TS02EJ mdm3 LDM
・ TS02EJ mdm3 LDM3
・ TS02EJ mdm4
・ TS02EJ mdm4 LDM
RSSI(dBm)

出力値(16 進)DSPLY 値(10 進)＞ －７５ dBm

７Ｃ

＞９０

－７５ dBm

７Ｃ

９０－８０ dBm

７４８８－８５ dBm

６Ｆ

８３－９０ dBm

６７

７６－９５ dBm

５Ｃ

６７－１００ dBm

５３

５９－１０５ dBm

４８

５１－１１０ dBm

４１

４２－１１５ dBm

３７

３４－１２０ dBm

２Ｅ

２６－１２５ dBm

２５

１９－１３０ dBm

１７＜ －１３０ dBm＜ １７

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
17/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
付録 C. 全体図
シングルサーチ

リアルタイムCH

LEVEL↑：チャネル＋１↓：チャネル－１→：未使用←：前の項目へ

5 秒間
チャネル選択

残り分数 残り秒数

60 秒間↑：チャネル＋１↑：未使用↓：チャネル－１↓：未使用→：次の項目へ→：中断し次の項目へ←：前の項目へ←：前の項目へ

最大値

LEVEL

平均値

LEVEL

最小値

LEVEL

1 時間
チャネル選択

残り時間 残り分数

24 時間↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↑：チャネル＋１↑：未使用↑：切り替え↓：チャネル－１↓：未使用↓：切り替え→：次の項目へ→：中断し次の項目へ→：再計測←：前の項目へ←：前の項目へ←：チャネル選択に戻る←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
18/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
マルチサーチ開始 CH 終了 CH

SEQUENTIAL RANGE

リアルタイムCH

LEVEL↑：チャネル＋１↑：チャネル＋１（MANUAL 時のみ）↓：チャネル－１↓：チャネル－１（MANUAL 時のみ）→：終了 CH の項目→：AUTO / MANUAL

または、次の項目へ←：前の項目へ←：前の項目へCG
CG RANGE↑：チャネルグループ＋１

次の CH へ↓：チャネルグループ－１→：次の項目へ←：前の項目へ

CUSTOM RANGE

最大値

LEVEL

平均値

LEVEL

最小値

LEVEL

5 秒間
残り分数 残り秒数

60 秒間
↑：未使用
↓：未使用
→：中断し次の項目へ←：前の項目へ
1 時間
残り時間 残り分数

24 時間↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↑：未使用↑：切り替え↓：未使用↓：切り替え→：中断し次の項目へ→：再計測←：前の項目へ←：計測時間へ戻る←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
19/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
最大／最小値サーチ

開始 CH 終了 CH

SEQUENTIAL RANGE

CH

ワンショットLEVEL↑：チャネル＋１↑：最大値を表示↓：チャネル－１↓：最小値を表示→：終了 CH の項目、→：再計測

または、次の項目へ←：計測時間へ戻る←：前の項目へ（3 秒以上ボタンが押されないと、再び計測を開始する）

CG
CG RANGE↑：チャネルグループ＋１↓：チャネルグループ－１→：次の項目へ←：前の項目へ

5 秒間

CUSTOM RANGE

残り分数 残り秒数

60 秒間
↑：未使用
↓：未使用
→：中断し次の項目へ←：前の項目へ
1 時間
残り時間 残り分数

CH

LEVEL

24 時間

↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↑：未使用↑：最大値を表示↓：未使用↓：最小値を表示→：中断し次の項目へ→：再計測←：前の項目へ←：計測時間へ戻る←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
20/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
レベルオーバーサーチ

開始 CH 終了 CH

SEQUENTIAL RANGE

CH

ワンショットLEVEL↑：チャネル＋１↑：チャネル＋１↓：チャネル－１↓：チャネル－１→：終了 CH の項目、→：再計測←：計測時間の項目へ戻る

または、次の項目へ（3 秒以上ボタンが押されないと、←：前の項目へ

再び計測を開始する）
CG
CG RANGE↑：チャネルグループ＋１↓：チャネルグループ－１→：次の項目へ←：前の項目へ

5 秒間

CUSTOM RANGE

残り分数 残り秒数

60 秒間
↑：未使用
↓：未使用
→：中断し次の項目へ←：前の項目へ

CH

1 時間

LEVEL

残り時間 残り分数↑：チャネル＋１

24 時間↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↓：チャネル－１
↑：未使用

→：再計測

↓：未使用

←：計測時間へ戻る→：中断し次の項目へ←：前の項目へ←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
21/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
ＩＤインスペクト

送信元ＩＤ設定↑：選択桁の値＋１

注意！！

↓：選択桁の値－１・ TS02E 8sw LP／TS02ENH2 LP は、→：次の桁、もしくは次の項目へ←：前の項目へ

TS02E mdm4（CG RANGE）を選択します。
・ TS02E 8swLDM LP／TS02ENH2 LDM LP は、（0000 なら無条件受信）

TS02E mdm4LDM（CG RANGE）を選択します。
・ TS02ENH2 8swm は、
TS02E 16sw を選択します。

TS02E 8sw

・ TS02ENH2 8swm LDM は、

TS02E 8sw LDM

TS02E 16sw LDM を選択します。

TS02E 16sw

・ SRPC シリーズは、

TS02E 16sw LDM
TS02E mdm4 (CG RANGE)

TS02E mdm4LDM（CG RANGE）を選択します。

TS02E mdm4 LDM (CG RANGE)
CG

LEVEL

CH
受信成功

↑：チャネルグループ＋１↑：チャネルまたは↓：チャネルグループ－１

チャネルグループ＋１→：未使用↓：チャネルまたは←：前の項目へ

チャネルグループ－１→：送信元 ID を表示←：前の項目へ（3 秒以上ボタンが押されないと、再び計測を開始する）

TS02E mdm3
TS02E mdm3 LDM

ID

TS02E mdm3 LDM3
TS02E mdm4 (CG RANGE 以外)
TS02E mdm4 LDM (CG RANGE 以外)
CH↑：チャネルまたはチャネルグループ＋１

受信成功↓：チャネルまたはチャネルグループ－１→：CH と LEVEL を表示↑：チャネル＋１←：前の項目へ↓：チャネル－１（3 秒以上ボタンが押されないと、→：未使用

再び計測を開始する）←：前の項目へ

TS02E mdm4、TS02E mdm4 LDM で中継機から送信された信号の強度を測定したい場合
中継機番号を指定している場合は、ＦＦ[中継機番号] と指定してください。
中継機番号を指定していない場合は、中継機のモジュールＩＤを指定して下さい。
例）#RP01<CR> と実行して、中継機番号１で中継機をＯＮにしている場合
ＦＦ０１と指定すると、中継機から送信された信号の強度を測定することができます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
22/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
各種設定

リアルタイムの更新速度
速い

遅い

複数チャネルの選択方法
SEQUENTIAL RANGECG RANGECUSTOM RANGE

対象モジュールの設定
TS02E
8sw

TS02E
8sw LDM

TS02E
mdm3

TS02E
mdm4

TS02E
mdm3 LDM

TS02E
mdm4 LDM

TS02E
mdm3 LDM3↑：項目切り替え

TS02E
16sw

↓：項目切り替え→：未使用←：前の項目へ（決定）TS02E
16sw LDM

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
23/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
閾値の設定

LEVEL

↑：閾値＋１↓：閾値－１→：初期値に戻す←：前の項目へ（決定）CUSTOM RANGE 時のみ
チャネル個別選択

マーク

CH↑：チャネル＋１↓：チャネル－１→：選択（マークが点灯）／ 非選択（マークが消灯）←：前の項目へ（決定）※３分間操作が行われない場合は消灯しますが処理は行われています。
（何かキーを押す点灯します）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
24/25

2014.12.9

Rev. 0.4

TS02EJ RSSI MON
更新履歴
Rev 0.2

2012/06/26

シングルサーチの結果を最小値からに変更
16sw LM/16swLDM LM/8sw AM/8swLDM AM を追加

Rev 0.3

2012/08/20

ご使用になる前の準備の手順７を変更

Rev 0.4

2014/12/09

移転に伴い、住所を変更
16sw LM/16swLDM LM/8sw AM/8swLDM AM を共通化

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
25/25