KR2-Hシリーズ

高性能グラフィックレコーダ
KR2-H シリーズは、 視認性に優れた 5.7 形 TFT カラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作を採用し、 高機能と操作性を両立した
ネットワーク対応のペーパレス記録計です。
集録周期は約 1s ／全点 （約 100ms ／4 点）、 精度は ±0.1％FSの高速 ・ 高精度を実現し、 測定データは内部メモリーおよび最大
32GB の SD カードに保存できます。 イントラネットやインターネット
上の複数のパソコンからＷeb ブラウザ画面でモニタでき、 データ
ファイルの FTP 転送やＥメール通報などが可能です。
※画面はハメコミ合成です。

■特

長

■形

●処理速度が向上し、より使いやすい動作
処理速度が向上（従来製品比）し、画面スクロールや演算、PDF
書き出し(PDFチャート仕様のみ)などがより使いやすく行えます。

式KR2□□PH□□□-□□□種類
Ｓ：標準
Ｄ：PDFチャート仕様●チャート紙をPDFファイルとして作成可能 (PDFチャート仕様のみ)
100mm幅のチャート紙をPDFで作成し、チャート紙と同じサイズで印刷できます。

測定点数／測定周期６：6点／1秒
２：12点／1秒
通信インターフェイス
Ｇ：Ethernet＋
上位・下位通信（RS-485）（標準）
E：Ethernet
B：Ethernet＋下位通信 ※1、※2
N：通信インターフェイスなし●チャート紙の保管・検索・共有化が容易 (PDFチャート仕様のみ)
電子データとPDFチャートは、自動でサーバやクラウドに保存でき、必要時に詳細データへのアクセスが容易です●鮮明な５.7形TFTカラー液晶ディスプレイを採用
視認性に優れたディスプレイに多彩な表示機能を搭載。
リアルタイム／ヒストリカルトレンド表示をはじめ、バーグラフ表示、
数値表示を用途に応じて選択できます。

警報出力、接点入力（オプション）
０：なし
２：警報リレー出力（4点 c接点）
７：無電圧接点入力（4点）
８：警報リレー出力（2点 c接点）
＋無電圧接点入力（2点）●大容量データメモリー・多彩な記録方式
外部メモリーとしてSDカードスロットを標準装備。最大32GBの大容量記録が可能です。曜日時刻や日付時刻によるスケジュール記録、
外部信号やイベントなどによる記録スタート、警報などのトリガ点
前後データ記録などの多彩なデータ保存方法を選択できます。

設置タイプ
Ａ：パネルマウントタイプ
Ｔ：ポータブルタイプ ※2（取手ゴム足付き）●多点を高精度・高速で安定記録
約1s／全点（約100ms／4点）の高速集録、±0.1％FSの高精度を実現。高速でも安定した測定・記録ができます。入力チャンネル間の耐電圧は1000V AC（測温抵抗体入力をのぞく）と高耐圧です。

その他（オプション）
NNN：なし1NN ：カスタムグラフィック機能
2NN ：高精度温度変換器KT-M入力※3、※5
3NN ：カスタムグラフィック機能+高精度温度変換器KT-M入力※3、※5
N1N ：バーコードリーダ仕様※2、※4（バーコードリーダ別売）
N2N ：バーコードレシピ仕様※3（バーコードリーダ／その他別売）
NNP：過去プロファイル再生●画面に直接書き込みが可能
付属のタッチペンで画面へ直接コメントの書き込みができます。
●前面にUSBポートを用意
USBポートに最大8GBのUSBメモリーを接続して、SDカードに保存したデータをUSBメモリーに取り出すことができます。
●LAN環境ネットワーク対応
イーサネットにより、ブラウザによる遠隔からのモニタ、FTPサーバ
およびＥメール通報など多彩な機能でネットワーク環境に対応します。

※1 バーコードリーダ専用仕様（RS-232C D-Sub9Pin）※2 CE、UKCAマーク非対応※3 通信インターフェイスの項目がGのみ選択可能※4 通信インターフェイスの項目がBのみ選択可能※5 1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可●解析・データ集録用アプリケーションソフト（TRAMS）を用意
レコーダで集録したデータファイルの再生表示や編集作業が簡単に
行えます。

1

PR-127-3

KR2-Hシリーズ■表示画面例●リアルタイムトレンド表示画面●バーグラフ表示画面●数値表示画面●リアルタイム／ヒストリカルトレンド同時表示●情報表示●サーキュラチャート表示●タッチペン付属で書き込み●下位通信画面例

選択グループのリアルタイムトレンド表示。
縦トレンド表示と横トレンド表示を用意。

選択グループのバーグラフ表示。
縦バーグラフ表示と横バーグラフ表示を用意。

選択グループの測定データ、警報状態同時表示。

2分割表示、ヒストリカルトレンドはスクロール可能。

文字やイラストを画面へ直接書き込みでき、記録画面への保存も可能。

PR-127-3

下位に接続した弊社調節計の測定値や設定値を表示することができます。

2

■入力仕様■PDFチャート仕様

測 定 点 数：6点、12点
入 力 種 類：フルマルチレンジ
直流電圧…±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV±200mV、±500mV、±2V、±5V*、±10V*、±20V*、±50V*（* 分圧抵抗内蔵）
直流電流…受信抵抗を外付けにより対応（別売）
熱電対 …B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、
W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、PlatinelⅡ、
NiMo-Ni、CR-AuFe、U、L
測温抵抗体…Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
入 力 種 類：測定レンジ・精度定格の表参照
基準点補償精度：K、E、J、T、N、PlatinelⅡ…±0.5℃以下（測定入力0℃以上）
R、S、W-WRe26、C（WRe5-WRe26）、NiMo-Ni、
CR-AuFe、U、L…±1.0℃以下（測定入力0℃以上）
測 定 周 期：約1s／全点（約100ms／4点）

弊社アナログ記録計またはハイブリッド記録計のチャート紙相当の記録をPDFファイルとしてSDカードに保存する機能。

出 力 内 容：ファイル情報…以下の項目から選択し、先頭部分に印字日時、チャートスピード、機器名称、製造番号、ソフトウェア
バージョン、グループ名、バッチ名、ロット番号、バッチ
テキスト、元データファイル名、チャンネルパラメータ
チャート線 …表示スケール設定に基づき測定データをグラフ状に表示
チャート線の色はチャンネルパラメータで設定の色
自動レンジ切換
データ値 …設定したインターバル毎に測定データを数値で印字
目盛チャンネル番号…各チャンネルのチャンネル番号、タグと目盛上下限
値を印字
時刻・時刻線…チャートスピードに連動した周期で時刻と時刻線を印字
0時0分は年月日を印字
出 力 方 法：自動出力 …ファイル完結時にそのファイル全体を対象とした
PDFチャートを出力
内部メモリーから出力…内部メモリーのファイルを選択し、時刻範囲を指定して出力
外部メモリーから出力…外部メモリ（SDカードまたはUSBメモリー）のファイルを選択し、時刻範囲を指定して出力
描 画 設 定：チャートスピード…1時間(または1分)あたりのチャート長さ
チャート幅 …100mm
打点間描画 …「なし」打点式記録計の様に記録データの箇所に打点「あり」打点間を線で結び、ペン式記録計の様なチャートを描画
自動レンジ切換…データが各レンジ幅を超えた時に自動的にレンジを切換える機能なし、通常、オーバーラップから選択
PDFファイル保護：なし…Acrobat 等で編集が可能
通常保護 …「文書の変更」と「ページの抽出」不可、他（印刷、署名等）は可
全保護…すべての編集機能が許可されない用 紙 選 択： チャート紙、A4、A3、レターから用紙サイズを選択（自動出力の場合は「チャート紙」で出力）※記録周期を0.5s以下に設定すると、自動的に入力点数が4点になり、測定周期は100msとなります。

バ ー ン ア ウ ト ：熱電対入力および測温抵抗体入力において入力信号の断線を判定。入力ごとにUP／DOWN／なしの選択可能
ス ケ ー リ ン グ ：レンジ／スケール任意設定
デジタルフィルタ：FIRフィルタ
許容信号源抵抗： 熱電対入力（バーンアウトあり／なし）
および直流電圧入力（±2V以下）…1kΩ以下
直流電圧入力（±5V以上）…100 Ω以下
測温抵抗体…1線当たり10Ω以下（3線とも等しいこと）
入 力 抵 抗：直流電圧、熱電対入力…約1ＭΩ
最大入力印加電圧：直流電圧入力（±2V以下）
および熱電対入力（バーンアウトなし）…±10VDC
直流電圧入力（±5V～±50V）…±60VDC
チャンネル間：各チャンネル間1000V AC以上
絶縁電圧
（高耐圧半導体リレー使用）（測温抵抗体のB端子はチャンネル間を内部で短絡）
コモンモード除去比：120dB以上
シリーズモード除去比：50dB以上■記録仕様

内 部 メモ リ ー：フラッシュメモリー（容量 32MB）
外 部 メモ リ ー：SDカード（容量 最大32GB）512MB標準添付
推奨…ATP Electronics製、TDK株式会社製USBメモリー
推奨…ハギワラソリューションズ株式会社製（容量 最大8GB）
記 録 周 期 ：100、200、500ms（4点入力時のみ）
1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min
記 録 デ ー タ ：測定データ…ファイル名称（グループ名）、記録開始年月日時刻、
タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト
設定パラメータ…全パラメータ
演算結果データ
保 存 形 式 ：バイナリ／CSV形式選択
保 存 方 法 ：手動開始・停止
スケジュール（曜日時刻、日付時刻指定）
トリガ信号（警報イベント、接点入力）
トリガ点前後データ記録■表示仕様

表 示 器 ：5.7形TFTカラーLCD VGA（640×480ドット）
表 示 種 類 ：測定データ表示（トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示、
サーキュラチャート表示）
ヒストリカルトレンド表示（リアルタイムトレンドとの同時表示可）
情報表示（警報表示、マーカリスト、ファイルリスト）
設定画面（警報、演算、メモリー、システム、メンテナンス、通信など）
ト レ ン ド 表 示 ：表示色12色より選択
表示グループ 最大5グループ
表示点数 1グループあたり最大44点
時間軸方向 縦、横、または円線太さ 5段階より選択
スケール表示 4スケール
タグ・数値表示 あり／なし選択
マーカ表示
データ数値表示：表示グループ 最大５グループ
表示点数 1グループあたり最大44点
表示内容 測定値、チャンネル／タグ、単位、警報状態
バーグラフ表示：表示色12色より選択
表示グループ 最大5グループ
表示点数 1グループあたり最大44点
表示方向 縦または横
スケール表示 1スケール
情 報 表 示 ：警報表示（警報の発生・解除履歴表示）
マーカリスト
ファイルリスト（グループデータファイルのリスト表示）
機器情報（形式、製造番号、オプション 他）
LCDバックライト：自動／手動オフ機能
輝度 4段階調整※プリトリガの選択が可能 。プリトリガ測定回数 最大950データ

記 録 グル ープ：44点／グループを5グループまで登録可能（トータルで100点までの登録）■演算仕様

演 算 点 数：最大44点
演 算 周 期：100ms／全点
演 算 種 類：算術演算…加算、減算、乗算、除算、剰余、べき乗
比較演算…等値、非等値、大、小、等値・大、等値・小論理演算…論理積、論理和、排他論理和、否定
一般関数…小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、
絶対値、平方根、eべき乗、自然対数、常用対数
積算演算…アナログ積算、デジタル積算
チャンネルデータ演算…測定データへの演算、演算結果データへの演算
その他……露点、相対湿度、F値、SDカード残量、
移動平均、風向（16方位表示）

■警報仕様

設
定
数：各点最大4設定
警 報 種 類 ：上限、下限、差上限、差下限（不感帯の設定可能）、異常データ
警報オンディレイ：ディレイ時間設定範囲 0～3600s
警 報 設 定：AND/OR 設定可能
警 報 出 力：オプション仕様参照※液晶ディスプレイは常時点灯しない画素が存在することがあります。液晶の特性上明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

3

PR-127-3

KR2-Hシリーズ
■通信機能

■対応規格

●イーサネットE M C 指 令：EN61326-1 適合

低 電 圧 指 令：EN61010-1（CE、UKCA）
EN61010-2-030 適合（CE、UKCA）
過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2、過渡過電圧：2500V
環 境 規 制：RoHS（CE、UKCA）
EN IEC63000 適合（産業用を含む監視及び制御機器）
防 塵 防 水：IEC60529 IP54（前面部）■オプション仕様
オプション名内容
警報発生時、入力異常時にメカリレー接点（C接点）を出力
警報出力
出力点数：4点または2点接点容量：抵抗負荷3A、誘導負荷1.5A(最大電圧240 VAC、または30V DC)
ON／OFF信号 ON／OFF状態の入力を記録
パルス入力を10Hzまで入力
パルス入力
流量、運転時間、回数などの入力に使用
無電圧接点入力
下記操作が可能（パラメータにより任意設定）（4点または2点）
・データメモリートリガ
外部駆動
・マーカ表示・積算演算リセット■接続構成例
Web
ブラウザ

アプリ
ケーション

FTPサーバ

イーサネットUSBポート

USBメモリーへ
データ保存

上位・下位機器通信用インターフェイス
RS-485（MODBUS）
下記4種の機能より1種選択して使用●上位機器通信用インターフェイス●下位機器通信（通信内容指定方式）
ファンクションコード、リファレンス番号を指定することでMODBUS-RTU準拠の機器と通信が可能●下位機器通信（機種選択方式）
下位に接続した機器の入力データ、PLC
レジスタ内データを記録および最大31台の調節計のパラメータ設定、測定値、設定値など表示・記録
記録点数： 6点仕様…34点
12点仕様…28点
接続機種：KE、KR2S00、KR3S00、KR2D、KR3D、RS-485(下位通信)

PLC

KE

DB

■一般仕様

定格電源電圧：100－240V AC（フリー電源） 50／60Hz
最大消費電力：35VA
基準動作条件：周囲温湿度範囲 21～25℃、45～65%rh
電源電圧 100VAC±1.0％
電源周波数 50／60Hz±0.5％
姿勢 左右0°、前後0°
ウォームアップ時間 30分以上
表示輝度2
正常動作条件：周囲温湿度範囲 0～50℃、20～80%rh
電源電圧 90～264V AC
電源周波数 50／60Hz±2％
姿勢 左右・前傾 0°、後傾0°～20°
表示輝度2以下
輸 送 条 件：工場出荷時梱包状態において
周囲温湿度範囲 －20～60℃、5～90%rh（ただし結露しないこと）
振動 10～60Hz 4.9m/s（2 0.5G）以下
衝撃 392m/s（2 40G）以下
保 管 条 件：周囲温湿度範囲 －20～60℃、5～90%rh（ただし結露しないこと）
停 電 対 策：FLASHメモリーとSRAMにより､設定内容を保持。
FLASHメモリーによりデ－タを保持。
リチウム電池により、時計・パラメータ用RAMを5年間以上バックアップ(1日8時間以上の運転条件で)。
絶 縁 抵 抗：2次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
1次端子と2次端子間 500VDC 20MΩ以上
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
絶 縁 耐 圧：2次端子と保護導体端子間 500VAC １分間
1次端子と保護導体端子間 1500VAC １分間
1次端子と２次端子間 2300VAC １分間
ただし1次端子：電源端子（L、N）、警報出力端子
2次端子：測定入力端子、接点入力端子、通信端子
外
郭：前面…難燃性ポリカーボネート樹脂（枠）ケース…普通鋼板
外郭
色：前面枠…黒色（マンセルN3.0相当）
ケース…グレー（マンセルN7.0相当）
質量：約2.1kg
取 付 方 法：パネル埋込取付
端 子 ネ ジ：電源端子・接地端子…M4.0
測定入力端子・警報出力端子・接点入力端子…M3.5
通信端子…M3.0
時 計 精 度：30日当たり±2分(基準動作条件下で電源ON/OFFによる誤差を除く)

PR-127-3

classA（CE、UKCA）※試験中、±1mVに相当する指示値が変動することがあります。

媒
体：イーサネット（10BASE-T／100BASE-TX）
F T P サ ー バ ：ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読取り
FTPクライアント：ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
SNTPクライアント：ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
W e b サ ー バ ：HTTP1.0準拠… 表示、警報、メンテナンス情報などをブラウザソフト（Microsoft Edge）で表示
パスワードの設定が可能
E - M a i l ：警報発生時、指定時刻でメール通報
指定時刻通報データ、 全登録データより任意選択
通知アドレス 最大８箇所

KR2-H、KR3-H、KR2000、KR3000、LE5000、AL4000、AH4000、DB600、DB1000、DB2000、KP1000、KP2000、
DP-G（データ取得のみ）、JU、JW、SE3000●KR2-Hの入力データをPLC※1に転送
PLC※1のみ接続が可能
書き込み点数：44点
下位通信

下位通信用インターフェイスRS-232C●バーコードスキャン
スキャンしたバーコードに応じて、マーカ書込み・グループ表示切替
バッチ動作を行う
イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）を使用し、
KR2-Hをネットワーク接続します
下記機能を使用する際に必要となります●FTPサーバ●FTPクライアント●SNTPクライアント●Webサーバ●E-Mail●MODBUS TCP

カスタムグラフィック
機能KT-M入力ポータブルタイプKR Screen Designer（別売）を用いてPCでグラフィック
画面を作成し、SDカード経由でKRディスプレイに表示
表示にはKRの計測値を配置可能
高精度温度変換器KT-Mとデジタル通信（RS-485）
本体に取手・ゴム足を取付け、可搬性が向上※1 PLC接続機種は下記となります●三菱電機株式会社製 MELSECシリーズ（MC プロトコル1C フレーム対応機種）
R シリーズ

形式：RJ71C24

Q シリーズ

形式：QJ71C24N

FX3U／3GF／3S シリーズ
FX5U シリーズ

形式：FX3-U-485ADP-MB 等
非対応●オムロン株式会社製SYSMACシリーズ（上位リンクCモードコマンド通信対応機種）
注）オムロン製PLCと接続する場合、ラインコンバータが必要です。

■関連別売品
名

4

称

内

容

直流電流入力用受信抵抗 100Ω

50mA用

直流電流入力用受信抵抗 250Ω
SDカード

20mA用
512MB、1GB、2GB、8GB、32GB

■測定レンジ・精度定格■アプリケーションソフト

※FS＝測定レンジ
入力種類

測定レンジ

直流電圧

－13.80 ～ 13.80mV－27.60 ～ 27.60mV－69.00 ～ 69.00mV～ 200.0mV－200.0～ 500.0mV－500.02.000V－2.000 ～（分圧抵抗内蔵）

K

E
J
T
R
S

－5.000 ～－10.00 ～－20.00 ～－50.00 ～5.000V
10.00V
20.00V
50.00V－200.0－200.0－200～ 300.0℃～ 600.0℃～ 1370℃－200.0－200.0－200－200.0－200.0－200～ 200.0℃～ 350.0℃～ 900℃～ 250.0℃～ 500.0℃～ 1200℃－200.0－200.0～ 250.0℃～ 400.0℃

0000～ 1200℃～ 1760℃～ 1300℃～ 1760℃±0.1%FS±1digit＊0～400℃：±0.2%FS±1digit

測
温
抵
抗
体

トレンド画面（縦流れ）

トレンド画面（横流れ）±0.1%FS±1digit＊－200～0℃：±0.2%FS±1digit0～ 1820℃

N－200.0－200.0－200～ 400.0℃～ 750.0℃～ 1300℃±0.15%FS±1digit＊－200～0℃：±0.3%FS±1digit

W-WRe260～ 2315℃±0.15%FS±1digit＊0～100℃：±4%FS±1digit＊100～400℃：±0.5%FS±1digit

C （WRe5-WRe26）

0～ 2315℃±0.2%FS±1digit

対解析機能
KR2-Hシリーズで集録したデータファイルの再生表示・波形処理編集作業などを行うソフトウェアです。縦／横トレンドなどの再生表示の他に、グラフの部分拡大、メッセージ挿入などの解析機能を持っています。

●表示例

B

電

統合パッケージソフトTRAMSは、弊社の記録計、調節計、設定器とパソコンを組み合わせ、パラメータ設定や計測したデータの集録・監視・データ解析を行う
ソフトウェアです。ホームページから無償でダウンロード可能です。

±0.1%FS±1digit±0.1%FS±1digit＊0～400℃：規定外＊400～800℃：±0.15%FS±1digit

熱■統合パッケージソフト「TRAMS」

精格定度

PtRh40-PtRh20

0～ 1888℃±0.2%FS±1digit＊0～300℃：±1.5%FS±1digit＊300～800℃：±0.8%FS±1digit

NiMo-Ni

－50.0
－50.0
－50

～ 290.0℃～ 600.0℃～ 1310℃±0.2%FS±1digit●主な機能■トレンド表示
トレンド表示（縦流れ）、トレンド表示（横流れ）を選択可能■データ一覧画面
登録済みのデータを一覧表示■バーグラフ・積層グラフ
データをバーで表示■数値データ
時刻の表示、2データの時間差、データ差、最大、最小、平均、標準偏差、中央値を一覧表示■警報表示
数値データ上に各レベルの警報発生状況を表示■各種設定
トレンド線、スケール軸、時間軸、解析ファイルのタイトル入力■データ変換機能
EXCELへのエキスポート、CSVファイルおよびTEXTファイルへの変換が可能■パラメー設定機能
各種パラメータのオンライン設定やパラメータファイルの保存や変更が可能■集録機能
計測データのオンライン集録および集録データの再生が可能

CR-AuFe0.0～ 280.0K±0.2%FS±1digit＊0～20K：±0.5%FS±1digit＊20～50K：±0.3%FS±1digit

PlatinelⅡ

0.0
0.0
0

～ 350.0℃～ 650.0℃～ 1395℃±0.15%FS±1digit

CPU

1GHz以上32bitまたは64bit

U－200.0－200.0－200.0～ 250.0℃～ 500.0℃～ 600.0℃±0.15%FS±1digit＊－200～0℃：±0.3%FS±1digit

OS

Microsoft Windows 10（32bit／64bit）
Microsoft Windows 11（64bit）

L－200.0－200.0－200～ 250.0℃～ 500.0℃～ 900℃±0.1%FS±1digit＊－200～0℃：±0.2%FS±1digit

メモリー

1GB以上（32bit）、2GB以上（64bit）

Pt100－140.0－200.0－200.0～ 150.0℃～ 300.0℃～ 850.0℃±0.1%FS±1digit＊－140.0～150.0℃
700～850℃：±0.15%FS±1digit

ハードディスク
容量

2GB以上の空きハードディスク領域

JPt100－140.0－200.0－200.0～ 150.0℃～ 300.0℃～ 649.0℃±0.1%FS±1digit＊－140.0～150.0℃：±0.15%FS±1digit

Pt50－200.0～±0.1%FS±1digit

Pt-Co

4.0

649.0℃～ 374.0K●動作環境※.NET Framework4.7.2以降がインストール可能な事

表示言語 日本語、英語、韓国語※表示言語はPCソフトを対象とした記載であり、計器を含めません

■付属品
名 称

±0.15%FS±1digit＊4～50K：±0.3%FS±1digit①取扱説明書注）基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対入力は、基準点補償精度は含まず
K、 E、 J、 T、 R、 S、 B、 N：IEC584、 JIS C1602-1995
W-WRe26、PtRh40-PtRh20、PlatinelⅡ、 NiMo-Ni、
Cr-AuFe：ASTM Vol14.03
C （WRe5-WRe26）：JIS C1602-2015
U （Cu-CuNi）、 L （Fe-CuNi）：DIN43710
Pt100：IEC751 （1995）、 JIS C1604-2013、JPt100：JIS C1606-1989、JIS C1604-1981
Pt50：JIS C1604-1981

数 量
1枚
1冊
1部

5

②取付金具
③端子ネジ

2本

④SDカード

1枚

5本

内

容

KR3H-01-□（総合）、KR3S-03-□（通信）※CD-ROM
PDFチャート自動印刷ソフト、レシピ作成ソフトサンプル

KR3S-02-□（取付、結線）※A4冊子

RZMC-02-□（SDカード取扱編）
パネルへの取付用
M3.5、測定入力端子（紛失時の予備）
RZ-SMC-512（512MB）

PR-127-3

■端子板図警報出力端子／接点入力（オプション）

電源端子
保護導体端子

熱電対 直流電圧（＋）／測温抵抗体（A）端子
測定入力端子チャンネル1～12

熱電対 直流電圧（－）／測温抵抗体（B）端子
測温抵抗体（B）端子

イーサネットコネクタ

RS-485

通信インターフェイス●警報リレー出力（4点c接点）（オプション）●無電圧接点入力（4点）（オプション）
無電圧接点入力

警報出力端子No.1～4

デジタル入力端子No.1～4
COM端子

N.C端子
COM端子
N.O端子

●通信インターフェイス●警報リレー出力（2点c接点）+無電圧接点入力（2点）（オプション）
警報出力端子No.1～2通信端子部 Ethernet＋上位・下位通信（RS-485）の場合
無電圧接点入力

デジタル入力端子 No.1～2
COM 端子RS-485端子

イーサネットコネクタ

通信端子部 Ethernet＋下位通信（RS-232C）の場合

N.C端子
COM端子
N.O端子

RS-232C端子

イーサネットコネクタ■外形寸法■パネルカット
および取付最小寸法●パネルマウントタイプ
50

47

47

50
144

47

●ポータブルタイプ（取手ゴム足付き）

200

17.1
22.1

9.7

138 +1
0

200

137
165.2

144

137
159

144

11.5

47

144

182.6

17.1
22.1

182.6

138 +10

単位：mm※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
03-3956-2111

PR-127-3

営業所：

東 京
宇都宮
仙 台
高 崎
水 戸

大 宮
千 葉
立 川
神奈川
大 阪

大 津
岡 山
広 島
福 岡
北九州

名古屋
静 岡
富 山

6

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年6月現在のものです。

発行 2024.6 初版 2023.4