BPG400 ATM bis Ultra-Hoch Vakuum Sensor

Das INFICON Kombinationsmessgerät BPG400 vereinigt die Vorteile
zweier Technologien in einem einzigen kompakten und wirtschaftlichen
Gerät zur Messung von 5×10-10 mbar bis Atmosphäre (3.8×10-10 Torrbis Atmosphäre). Die Kombination zweier Technologien in einem Gerät
verringert die Komplexität der Messgeräteinstallation und derIntegration in die Anlage. Wählen Sie das BPG400 für preiswerte undreproduzierbare Messung des Prozessdruckes bis hin zum Basisdruck.

LEISTUNGENExtrem weiter Messbereich von 5×10-10 mbar bis Atmosphäre (3.8×10-10 Torr bis Atmosphäre)Hervorragende Reproduzierbarkeit von 5 % im Prozessdruckbereich von 10-8 … 10-2 mbar



Die Pirani-Sicherung schützt den Heizfaden des Bayard-Alpert-System vor vorzeitigem Ausbrennen undübermäßiger Verschmutzung bei höherem Druck als Hochvakuum.

Langlebige Yttriumoxid-beschichtete Iridium-Heizfäden

Optional sind Display und verschiedene Feldbusschnittstellen verfügbar



Der automatische Hochvakuum-Pirani-Abgleich reduziert manuell durchzuführende Eingriffe am Gerät

RoHS-KonformitätAllgemeine Vakuummessung und -überwachung im Grob- bis Ultrahochvakuumbereich

BESTELLINFORMATIONEN

1

BPG400 ATM bis Ultra-Hoch Vakuum Sensor

Typ

BPG400

BPG400 DN 25 ISO-KF

353-500

BPG400 DN 40 CF-R

353-502

BPG400 LCD, DN 25 ISO-KF

353-501

BPG400 LCD, DN 40 CF-R

353-503

BPG400-SD DNet, DN 25 ISO-KF

353-507

BPG400-SD DNet, DN 40 CF-R

353-508

BPG400-SP PBus, DN 25 ISO-KF

353-505

BPG400-SP PBus, DN 40 CF-R

353-506

TECHNISCHE DATEN
TypBPG400

Messbereich (Luft, OೣCO, NೣTorr೜{೔… 750

Messbereich (Luft, OೣCO, Nೣmbar೜{೔… 1000

Genauigkeit೜೙ಹ೜² mbar

% of reading±15% of reading

5Wiederholbarkeit೜೙ಹ೜² mbar
Entgasen (1)S೜೗mbar

Druck, max.

bar (absolute)electron bombardment, max. 3 min
2Temperatur
Betrieb (Umgebung)°C

0 … +50Lagerung°C-20 … +70

Ausheizen am Flansch, mit
Verlängerung

°C

150

Ausheizen am Flansch, ohne
Verlängerung°C

80

Ausheizen (Elektronik entfernt) °C

150

Versorgungsspannung

V (dc)+20 … +28

Versorgungsspannung

A (dc)

0.8Ausgangssignal analog
Ausgangssignal

V

0 … +10Messbereich

V+0.774 … +10Fehlersignal

V

0.3 / 0.5

2

BPG400 ATM bis Ultra-Hoch Vakuum Sensor

TECHNISCHE DATEN
TypBPG400

Ausgangssignal analog
Spannung vs. Druck

volts per decade

0.75

Nവ

10Ausgangssignal analog
Lastimpedanz, min.
Schnittstelle (digital) (2)RS232C

Elektrischer Anschluss

D-Sub, 15-pin, male

Kabellänge, max. (3)m (ft.)

Werkstoffe gegen Vakuum

100 (330)
YtೣO೤Ir, Pt, Mo, Cu, W, NiFe, NiCr, stainless steel,glassInneres Volumen KF/CF

cm³ (in.³)

Gewicht KF/CFgSchutzart

24 (1.46) / 34 (2.1)
285 / 550
IP30

Profibus DPÜbertragungsraten

kBaud

9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500

Mbaud

1.5 / 12

Profibus DPÜbertragungsraten
Profibus DP
Adresse2 switches (address 00 - 127) or network
programmable

Digitale Funktionen

read pressure, select units: Torr, mbar, Pa; degas
function, Pirani full scale adjust, monitor gauge
status, safe state allows definition of behavior in caseof error, detailed alarm and warning infor

Analoge Funktionen

0 … 10 V analog output pressure indication, two
setpoint relays A + B

Schaltpunkt Relais: Anzahl
Schaltpunkte

2

Schaltpunkt Relais:
Relaiskontaktn.o., potential freeAnschluss Profibus DP

D-Sub, 9-pin, female

Anschluss BPG (analogeAusgabe,Versorgungsspannung,Schaltpunkte)

D-Sub, 15-pin, male

Profibus DP
Schaltpunkt Relais:
Einstellbereich

mbar

Profibus DP

3

BPG400 ATM bis Ultra-Hoch Vakuum Sensor

೜೚… 100

TECHNISCHE DATEN
TypBPG400Schaltpunkt Relais: Hysterese % of reading

10Profibus DP
Schaltpunkt Relais:
Kontaktbelastung

V (dc)

60A (dc)

0.5

Profibus DP
Schaltpunkt Relais:
Kontaktbelastung
DeviceNet™
Protokoll

DeviceNet™, group 2 slave only

MAC ID

2 switches (address 00 - 63) or network
programmable

Digitale Funktionen

read pressure, select units: Torr, mbar, Pa , degas
function, Pirani full scale adjust , monitor gauge
status , safe state allows definition of behavior incase of error , detailed alarm and warning i

Analoge Funktionen

0 … 10 V analog output pressure indication , two
setpoint relays A + B

Spezifikation

DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile"

Gerätetyp''CG'' for combination gauge

I/O Slave Messaging

polling only

Schaltpunkt Relais: Anzahl
Schaltpunkte

2

Schaltpunkt Relais:
Relaiskontaktn.o., potential freeAnschluss DeviceNet™

Microstyle, 5-pin

Anschluss BPG (analogeAusgabe,Versorgungsspannung,Schaltpunkte)

D-Sub, 15-pin, male

DeviceNet™
UmschaltbareÜbertragungsrate

kBaud

125, 250, 500 or network programmable

Kabellänge 125 kbps

m (ft.)

500 (1650)

Kabellänge 250 kbps

m (ft.)

250 (825)

Kabellänge 500 kbps

m (ft.)

100 (330)mbar

೜೚… 100

DeviceNet™

DeviceNet™
Schaltpunkt Relais:
Einstellbereich

4

BPG400 ATM bis Ultra-Hoch Vakuum Sensor

TECHNISCHE DATEN
TypBPG400DeviceNet™
Schaltpunkt Relais: Hysterese % of reading

10

DeviceNet™
Schaltpunkt Relais:
KontaktbelastungA (dc)

0.5

Versorgungsspannung
DeviceNet™

A (dc)

0.5

Versorgungsspannung
MessröhreA (dc)

0.8

Schaltpunkt Relais:
Kontaktbelastung

V (dc)

60

Versorgungsspannung
DeviceNet™

V (dc)+11 … +25

Versorgungsspannung
Messröhre

V (dc)+20 … +28

DeviceNet™

1) Reduced accuracy during degas
2) Simultaneous use of RS232C or VGC40x controller
series and Fieldbus is not allowed3) For RS232C operation <30m

ERSATZTEILE
BPG400Ersatz-Messsystem BPG400; DN 25 ISO-KF

354-490

Ersatz-Messsystem BPG400; DN 40 CF-R

354-491

ZUBEHÖR
BPG400Ausheizverlängerung353-510

Baffle für BPG400

353-512

Baffle zu BPG400

353-512

Netzteil BPG400 24VDC 1,66A

353-511

Zentrierring mit Baffle DN 25 KF

211-113

5

BPG400 ATM bis Ultra-Hoch Vakuum Sensor

ABMESSUNGEN

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
(2014-09)© 2014 INFICON