WSP-3300

PeristaQuantumPump
流量精度の高いペリスタポンプ
チューブ寿命が長い３流路タイプ

PeristaQuantumPump
ペリスタクォンタムポンプ

タッチパネルで簡単操作
ワンタッチ操作でチューブ脱着
WSP-3310

PeristaQuantumPump

シリーズ

新生ペリスタクォンタムポンプ

半世紀を超える技術の蓄積と革新の融合
創業当初からの約 60 年の開発実績と最新の技術が融合し、ブラッシュアップされて使い勝手と高性能を兼ね備えた革新的な小型の高性能デジタルポンプへと進化しました。新しいローラーシステムを採用し、脈動の影響を低減しながら、再現性の高い流量精度と安定性を実現。
さらに、直感的でシンプルな操作性を追求し、チューブの脱着を片手でワンタッチで行える便利さ、誰でも簡単に使用できるタッチパネ
ル操作を可能にしました。使い勝手と性能を兼ね備えた革新的な流体制御ソリューションとして、信頼性と利便性を求めるユーザーにお使いいただける製品です。
流量範囲：0.01～40mL/min※1
ポンプ回転数：0.005～50rpm※2
流量安定性：±1％/h※1
チューブ径に依存 ※2表示部は0.01～50 rpm▶

高い流量精度と流量安定性で定量送液を実現▶

オート操作でタイマー送液、定容量送液が可能▶

耐薬性、耐久性の高いオレフィンチューブ採用により各種溶液に対応▶

ステッピングモーター採用により耐久性向上、長寿命化▶

ワンタッチ操作のチューブ脱着により素早い交換が可能▶

セミオート操作でかんたんキャリブレーション

mm

感圧式なので手袋をしたまま使用でき、流量、送液方向、時間、START/STOP などを操作します

ローラー部
6 本のステンレス製ローラーが回転し、回転方向に送液します

130 mm110

3.5 インチ タッチパネル

ポンプヘッドチューブを固定し、送液します

mm m
0m
20 60
2

WSP-3310
PeristaQuantumPump
ペリスタクォンタムポンプ

チューブプレッサー

WSP-3310-2
PeristaQuantumPump

チューブを均一に圧搾するプレートです

ルアー付オレフィンチューブ
圧搾部に到着する標準チューブですペリスタクォンタムポンプ（2 流路）

ワンタッチ操作でチューブセット完了
チューブホルダー

ローラー部

チューブプレッサー固定ハンドル
コネクター部

ポンプヘッドチューブプレッサー

ワンタッチで固定ハンドルを上げて、チューブプレッサーをポンプヘッドから外します１

ルアー付きオレフィンチューブ

ワンタッチで、ルアー付オレフィンチューブのコネクター部を、チューブホルダーに固定します

ポンプヘッドワンタッチで、チューブプレッサー固定ハンドルを倒して固定しますPeristaQuantumPump

WSP-3310/3310-2

直感で設定できるかんたん操作
ホーム画面

設定チューブ

流量設定

初期設定

送液モード

送液方向

チューブの設定など

▶

スタート
▶

キャリブレーション

▶

ストップ

▶

容量

タイマー

最大流量送液最大流量で送液され、ストップボタンをタップすると停止します

最大流量

送液モード
初期設定画面

タイマー送液設定流量で送液され、設定時間に到達すると自動的に送液が停止します

ホーム画面
連続容量送液設定流量で送液され、設定容量に到達すると自動的に送液が停止します

設定容量/時間

外部制御設定連続送液
設定流量で送液され、ストップボタンをタップすると停止します

システム情報チューブ設定製品情報

登録チューブの選択と新規のチューブの設定ができます

製品名 / 型式 / シリアル番号が確認できます

停電復旧

モーター情報停電復旧後の動作を、設定できます

モーターの使用回転数と時間の確認ができます

システム情報チューブトリップメータ装置の情報が確認できます

チューブの使用時間の確認とリセットができます

広範囲な流量領域で高い流量精度を実現『WSP-3310 ペリスタクォンタムポンプ』は、0.01 rpm から 50 rpm の広範囲（最大 5,000 倍の調整範囲）で、ポンプの回転数に応じて流量が比例し、一貫した直線性（R2 乗係数＝ 1）を示します。1 mL/min から 40 mL/min までの設定流量で実施した長時間の送液実験において、チューブが安定するまでの初期の 1 時間を除き、CV 値が 1.07％と非常に安定した流量制御が可能であることが確認されました。また、液体の温度による影響を検証した結果、同一温度下では、安定した送液が実現可能であることが示されました。これらの結果から、ペリスタクォンタムポンプは広範囲の流量領域において高精度かつ安定した送液を実現することが示されています。

ポンプ回転数と流量の相関性

流量安定性

設定流量

1 mL/min

10 mL/min

液温による影響20 mL/min

測定時間：１～ 24 時間

測定条件

30 mL/min

40 mL/min

測定間隔：5 分間隔

ルアー付オレフィンチューブ

4/6

平均流量

1.0 mL/min

9.9 mL/min

20.0 mL/min

30.0 mL/min

標準偏差

0.007

0.106

0.206

0.220

40.2 mL/min
0.241

CV(%)

0.75%

1.07%

1.03%

0.73%

0.60%

2

革新的技術ペリスタクォンタムポンプによる流体制御
ペリスタクォンタムポンプのようなチューブ式ポンプは、チューブの弾性を利用して流体を移送送液方向します。このポンプの核心となるのは、ローラーがチューブに沿って移動することによりチューブを連続的に圧迫し、この圧力とチューブの復元力を原動力に流体を移動させるメカニズムです。
ペリスタクォンタムポンプは自走式ローラーを採用しています。主軸（A）が回転するとその周B囲にあるローラー（B）が軸の回転方向に移動します。ローラー（B）はチューブと接触すると、B主軸（A）とは逆方向に自転しながらチューブを圧搾します。圧搾部を通過するときにチューブBA内は負圧になり液体が吸い込まれ、回転動作により突出側に送液されます。

B

液体がチューブ内を通るだけで、ポンプの他の部分とは接触しないため、汚染のリスクが極めてB
B

低く、またチューブを交換するだけで、清掃やメンテナンスが簡単にできます。さらに、チューブの弾力性により、粘度の高い液体や粒子を含む液体も送液できます。
ペリスタクォンタムポンプは精密な流量制御と高い再現性を実現しており、医療、研究、工業など、幅広い分野での用途に適応することが可能です。

セミオート操作でかんたんキャリブレーション
設定チューブ
送液方向

流量設定

スタート

キャリブレーション

流量（％）と送液時間の入力スペー
スをタップするとテンキーが表示されるので任意の数値を入力します
送液方向を確認し、スタートボタンをタップします

設定時間
ストップ

100

メスシリンダーなどをセットします

9080

送液終了後の溶液量を計測します

70

送液された溶液の重量を計測し、比6050重から換算することもできます

4080603020します

送液する溶液をセットし、吐出側に100ml100設定時間が終了すると自動的に停止

26 mL

1040

送液された溶液量をテンキーで入力して確定します
ホーム画面をタップして、送液を開始します

ホーム画面

3

ルアー付オレフィンチューブを使用した精密な流量制御
ペリスタクォンタムポンプの高い再現性と流量精度を実現するために至適化された専用チューブが「ルアー付オレフィンチューブ」です。ルアー付オレフィンチューブは、ポンプにセットした時にローラー部分で最適な押圧になるように設計されており、過度な摩擦が生じないため長寿命化を可能にしています。有機溶媒や強酸または強アルカリ性薬品に対しても耐性が高く、物理的な力にも耐久性に優れた材質からなります。

ポンプヘッドとルアー付オレフィンチューブの間差
下表はペリスタクォンタムポンプのポンプヘッドを交換したときの比較評価、 および 10 本の同じ規格のルアー付オレフィンチューブで流量を比較評価した結果です。 ルアー付オレフィンチューブを交換しても、 ポンプヘッドを交換しても同等の流量が示されました。 ポンプヘッドもルアー付オレフィンチューブも厳密に規格化、 品質管理されているため、 交換後も同等の精度で流量管理ができます。

ポンプヘッド間差（n=8)

ルアー付オレフィンチューブ
4/6 間差 (n=10)

47.40 ｍ L/min

47.96 mL/min

平均
標準偏差0.225

0.210

CV

0.47%

0.44%

ポンプヘッドルアー付オレフィンチューブ

各流路の流路間差
下表は 2 流路のペリスタクォンタムポンプ （WSP-3310-2） の片方 （1 流路） もしくは両方 （2 流路） を使用し、同じ規格のルアー付オレフィンチューブで流量を比較評価した結果です。 いずれの流路を使用しても同等の流量が示され、 さらに 1 流路送液でも 2 流路同時送液でも、 各流路に送液された流量に差がないことを示しています。

流路間差
1 流路送液流路１

流路２

46.94 mL/min

47.04 mL/min

0.220

0.205

0.47%

0.44%

46.50 mL/min

46.48 mL/min

標準偏差0.1110.112

CV

0.24%

0.24%

平均50 rpm (n=6)
標準偏差
ルアー付オレフィンチューブ 4/6
CV

2 流路同時送液

平均50 rpm (n=5)

ルアー付オレフィンチューブ 4/6

ルアー付オレフィンチューブ

流路１
流路２

１流路送液：どちらか一方の流路を使用して送液
２流路送液：両方の流路を使用して送液※各流路に関して個別に評価

ルアー付オレフィンチューブの規格と性能

ルアー付オレフィンチューブ2/4（内径 2 mm/外径 4 mm）

ルアー付オレフィンチューブ4/6（内径 4 mm/外径 6 mm）

耐薬品性
オレフィン

シリコン

イソプロピルアルコール○×エチルアルコール（エタノール）○○

メチルアルコール（メタノール）○△

塩酸（20％、20℃）○

×

硫酸（10％、20℃）○○

水酸化ナトリウム（10％、20℃）○×水酸化カリウム△×トルエン△×

品名

ルアー付オレフィンチューブ 2/4

ルアー付オレフィンチューブ 4/6

コード

WSP-3300 用：1221461
WSP-3310 用：1221465

WSP-3300 用：1221463
WSP-3310 用：1221466

材質

オレフイン系樹脂

内径2 mm ( ± 0.1 mm)

4 mm ( ± 0.1 mm)

外径

4 mm

6 mm

肉厚1mm

長さ

WSP-3300 用：95 mm
WSP-3310 用：82 mm

通常使用圧力0 ～ 0.2 MPa

0 ～ 0.1 MPa

破裂圧力

0.8 MPa<0.4 MPa<

仕様温度範囲４～ 40℃

許容曲げ半径15 mm (20℃ )30 mm (20℃ )最大流量

WSP-3300 用：13 mL/min
WSP-3310 用：13 mL/min

WSP-3300 用：35 mL/min
WSP-3310 用：40 mL/min

最小流量

WSP-3300 用：0.1 mL/min
WSP-3310 用：0.1 mL/min

WSP-3300 用：0.1 mL/min
WSP-3310 用：0.1 mL/min

吐出圧(50rpm)

WSP-3300 用：0.35MPa
WSP-3310 用：0.20MPa

WSP-3300 用：0.35MPa
WSP-3310 用：0.30MPa( ± 0.05 mm)

4元祖ペリスタクォンタムポンプ

高剛性メカによる高性能デジタルポンプ
アトーの技術の神髄を凝縮された元祖ペリスタクォンタムポンプです。12 本のローラーによって脈動の影響を最小限に抑え、高い流量精度で再現性のある送液を実現します。適切な圧搾コントロールにより、チューブの寿命は最大流量で連続運転しても 2 週間以上を保持。
流量精度や安定性も維持します。3 つの流路を使い、均等な流量で同一条件下での複数ターゲットへの送液や、複数の溶液を同じ流量で送液することが可能です。さらに、PQP サポートプログラムを利用すれば、外部からの制御も簡単にプログラムできます。精密な流量制御が要求される用途に最適な流体制御ソリューションとして、信頼性を重視するプロフェッショナルにお使いいただける製品です。

▶

12 本架回転ローラーシステムでの低脈流化を実現▶

流量定量的安定性と流量高再現性による高い流量精度を実現▶

適切な吐出圧コントロールでチューブ寿命の長命化▶

タッチパネル操作＆設定でかんたん▶

BioSafe な無菌・コンタミフリー・衛生清浄送液▶

外部制御、フットスイッチ、遠隔操作で生産性向上

WSP-3300
PeristaQuantumPump

流量範囲：0.01～35mL/min※1
ポンプ回転数：0.005～50rpm※2
流量安定性：±1％/h※1
チューブ径に依存 ※2表示部は0.01～50 rpm

4.3 インチ タッチパネル
感圧式なので手袋をしたまま使用でき、流量、送液方向、時間、START/STOP などを操作します

ペリスタクォンタムポンプ

ローラー部
12 本のステンレス製ローラーが回転し、回転方向に送液します

チューブプレッサー
チューブを均一に圧搾するプレートです

３流路を接続した状態

ルアー付オレフィンチューブ

3 流路の各流路の流量は均等です。1 流路でも 3 流路でも、高い流量精度で再現性よく送液できます

圧搾部に到着する標準チューブです

シンプルな操作でチューブセット
固定ハンドル

ローラー部
チューブホルダー

チューブプレッサー

コネクター部
ルアー付オレフィンチューブ

チューブプレッサーの固定ハンドルを垂直に上げてプレッサーを外します5

ルアー付オレフィンチューブのコネクター部分をチューブホルダーに固定します

チューブをルアー付オレフィンチューブと接続してロックしますWSP-3300

PeristaQuantumPump

流量安定性が高く、ポンプ回転数と流量の相関性も高い『WSP-3300 ペリスタクォンタムポンプ』の性能評価結果を紹介します。このポンプは 0.01 rpm から 50 rpm の広範囲（5,000 倍の範囲）で回転数と流量の間に高い相関性を示し、直線性が確認されました。1 mL/min の設定流量で長時間にわたる送液実験では、CV 値が0.32％という非常に安定した流量で送液が可能であることが証明されました。この安定性は 2 週間以上持続することも観測されています。
これらの結果は、ペリスタクォンタムポンプが広範囲の流量領域において高精度かつ安定した送液を提供できることを示しています。

流量安定性

ポンプ回転数と流量の相関性

設定流量

1.0 mL/min

測定時間

２4 時間

測定間隔

1 min

平均流量

1.0 mL/min

標準偏差0.00337

CV（％）

0.32%

流量安定性

± 1.0%/h

外部制御プログラムが容易に作れる PQP サポートプログラム
ペリスタクォンタムポンプは、USB 端子を介して PC と接続することで外部制御が可能となり、複雑な送液方法による流量コントロールを実現します。専用のプログラム作成ソフト『PQP サポートプログラム（オプション品）』を使用することで、離れた場所からポンプのSTART/STOP 制御、CW/CCW 制御、流速、回転速度などの制御やタイムテーブルを活用した自動送液が行えます。

メイン画面（接続表示・送液制御）

送液制御部

各装置の外部制御用端子
ペリスタクォンタムポンプには USB 端子とミニ DIN コネクタ端子が背面パネルに搭載されています。これらの端子を介して、PC と接続してポンプを外部制御することや、フットスイッチと接続して START/STOP 制御することができます。
USB Type-C

接続ポンプ表示

PCと接続し、PQPサポートプログラムなどにより外部制御します

ミニDINコネクタ8P

WSP-3310 背面

フットスイッチなどを接続します

送液スケジュール（流量・方向・時間）
USB Type-B

PCと接続し、PQPサポートプログラムなどにより外部制御します

ミニDINコネクタ４P

WSP-3300 背面

フットスイッチなどを接続します

流量制御
タイムテーブル

フットスイッチ（オプション）

6PeristaQuantumPump

名称
型式

WSP-3310

WSP-3310-2

流路数

１流路

２流路

流量
流量可変範囲流量
最大流量に対する %回転数

4000 倍（82mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6）
1300 倍（82mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4）
1000 倍5000 倍3500 倍（95mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6）
1300 倍（95mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4）
1000 倍5000 倍流量安定性

82mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6：± 1%/h

揚程

押出：21 m

ローラー

6本

対応粘度

1.5 Pa･s (1,500 cp) 以下（本体制御時 )（外部制御時）95mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4：± 1%/h

吸込：6 m

SUS304

12 本

SUS304オレフィンチューブ 2/4 (5m)(WSP-3300/3310 用 )オレフィンチューブ 4/6 (5m)(WSP-3300/3310 用 )チューブ寿命7 日間

モーター

ステッピングモーター

駆動回路

マイクロステッピング駆動

タッチパネル3 流路95mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4 ：0.01~13 mL/min
95mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6：0.01~35 mL/min

0.01~50 rpm
0.005~50 rpm

ATTO 製専用チューブ

WSP-3300

82mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4：0.01~13 mL/min
82mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6：0.01~40 mL/min

回転数

チューブ

ペリスタクォンタムポンプ（最大流量で連続使用時）

14 日間

3.5 インチ感圧式（最大流量で連続使用時）

4.3 インチ感圧式

設定

流量
最大流量に対する %回転数

mL/min、mL/h
0.1 ～ 100％0.01 ~ 50 rpm

送液方法

連続運転
容量送液
タイマー送液流量、最大流量に対する％、回転数
0.1 ~ 9999 mL
0.1 ~ 9999 min

送液方向

CW/CCW

液晶表示内容流量（mL/min、mL/h）、送液方向、最大流量に対する％、回転数、実流量、残時間／残容量

外部制御USB Type-C 端子対応 : START/STOP 制御、CW/CCW 制御、流速、回転速度
ミニ DIN コネクタ 8P: START/STOP 制御

USB Type-B 端子対応 :ミニ DIN コネクタ 4P:

使用環境

4-40℃ 結露なきこと

本体材質

AL・ SUS・ST・PET/GF・POM

AC アダプター

入力：100 ～ 240 V（± 10%）対応 50/60 Hz（± 5%）出力：DC 24 V/1.5 A

消費電力
寸法・重量

13.3 VA

AL・SUS・SPCC・POM
14.4 VA

本体：110(W) × 200(D) × 130(H) mm・2.2 ㎏
AC アダプター：36(W) × 95(D) × 31 mm(H)・0.14 kg

WSP-3310 と同様の機能
START/STOP 制御

20 VA

本体：110(W) × 260(D) × 130(H) mm・2.6 ㎏
AC アダプター：36(W) × 95(D) × 31 mm(H)・0.14 kg

本体：130(W) × 260(D) × 135(H) mm・5 kg
AC アダプター：36(W) × 95(D) × 31(H) mm・0.14 kg※本製品は研究用理化学機器であり医療用機器ではありません。研究用途に限定してご使用ください。治療や診断などの医療行為を目的とした使用には適しません。

商品コード

型式・名称

数量価格

1221430

WSP-3310 PeristaQuantumPump

1台

198,000 円

1221431

WSP-3310-2 PeristaQuantumPump（2 流路）

1台

258,000 円

1221400

WSP-3300 PeristaQuantumPump

1221414PQP SupportProgram

1221462

オレフィンチューブ 2/4(5m)(WSP-3300/3310 用 )1221464

オレフィンチューブ 4/6(5m)(WSP-3300/3310 用 )1221441

追加ポンプヘッドセット (WSP-3310 用 )122146582mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4 (WSP-3310 用 )12214661221461

外部制御アプリケーション

1台

448,000 円

1本

100,000 円

1本

20,000 円

1本

20,000 円

１組

60,000 円（10 本入）１組

20,000 円

82mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6 (WSP-3310 用 )（10 本入）１組

20,000 円

95mm ルアー付オレフィンチューブ 2/4 (WSP-3300 用 )（10 本入）１組

20,000 円

122146395mm ルアー付オレフィンチューブ 4/6(WSP-3300 用 )（10 本入）１組

20,000 円

1221446

フットスイッチ (WSP-3310 用 )1個

25,000 円

1221470

フットスイッチ (WSP-3300 用 )1個

25,000 円（ポンプヘッドスタッド支脚）

ご用命は下記販売店までお願い致します

Bulletein 240101 2024 年 1 月