久留米リサーチ・パーク オープン・ラボ
設備及び使用料金一覧表
令和5年4月1日現在
１．申し込み方法
電話またはホームページでご予約ください。ご利用時に使用申込書のご記入をお願いします。
２．使用料金
使用料金は、在室時間に応じた部屋使用料と、使用いただく機器の稼働時間に応じた機器使用料を合わせた額になります。この他に、消耗品代等が実費請求となります。
使用料＝部屋使用料＋機器使用料＋消耗品代（＋技術料）
３．利用方法
ご使用になる機器の取り扱いや操作方法については専任スタッフが対応いたしますので、初めての方でも気軽にご利用いただけます。
４．技術相談様々な技術上の問題・課題について技術相談をお受けしております。
相談は無料で、随時受け付けておりますので、お気軽に電話またはホームページで問い合わせください。
当社で対応できない相談、分析については、工業技術センター等をご紹介いたします。
５．業務代行
皆様に代わって分析・試験などの業務を行う「業務代行」も行っております。
６．機器利用研修について
分析機器について、操作方法、利用例について研修会を開催しています。
７．賛助会員制度
オープン・ラボ利用料金の税抜価格から２割引の特典がある会員制度を設けています。

人と技術で未来をひらく株式会社 久留米リサーチ・パーク〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号
TEL 0942-37-6150 FAX:0942-37-6119(１) 部屋使用料
実験室名

時間単価
（税込 円/時間）

物性実験室
バイオ測定室バイオ実験室
素材実験室

440

(２) 機器使用料及び性能・仕様

名称

性能・仕様

使用料 (税込 円)
1時間当たり

【第１物性実験室】
ICP-MS

主に金属元素を対象とした質量分析計。50サンプルセット可能なオートサンプラー有Heモード、H2モードによるコリジョンリアクション機能。ナノ粒子分析が可能

PY-GC-MS

液うち、オートサンプラー付ダブルショット型パイロライザー、四重極型質量分析計

6,820
Ar 2,497
4,400【第２物性実験室】
電子線マイクロアナライザー(EPMA)

EWS 像観察：SEM、BSE、SC、定性：Be（ベリリウム）～U（ウラン）までの元素分析可定性分析、ライン分析、面分析、定量分析等が可能
CeB6フィラメント対応、軽元素高感度検出器（O、C、N、B、Be）オプション対応

14,850

蛍光X線分析装置
（EDX）

C（炭素）～U（ウラン）までの元素が測定可能（軽元素は真空中で測定）
X線照射面積（分析エリア）が、φ0.3mm、1mm，3mm，10mmに交換可能
RoHS、ELV、ハロゲンフリー等の１次スクリーニング分析対応

1,760

HS-TD-GC-MS

液うち、トラップ機構付きヘッドスペースサンプラー、加熱脱離装置、四重極型質量分析計

4,840

回転式ミクロトーム

切削厚み0.5～25μmまで、実体顕微鏡（8～50×）・電子式試料凍結装置付

440【第３物性実験室】
フーリエ変換
赤外分光光度計（FT-IR）

有機化合物の構造解析や表面分析
S/N：60,000:1、分解：0.25～16cm-1、波数範囲：7,800～350cm-12,200

双眼実体顕微鏡

試料表面の観察110

分取用高速液体クロマトグラフ

ポンプ流量：0.01～20mL(高圧グラジエント機能付き）検出器：UV/VIS検出器

770

超高速液体クロマトグラフ（UHPLC）

流量範囲：0.0001ｍｌ～3.0000ｍｌ/min(-130MPa) 、3.0001～5.0000ml/min(-80MPa)
PDA：190～800nm、FL：200～750nm、ＲＩ検出器
カラムオーブン：4～85℃
ソフトウェア：Lab Solution , Method Scouting System＊PDA検出器は光路長85mmの高感度セルを実装済

1,980

デジタルマイクロスコープ 倍率： 35～2,500倍､2次元計測、3次元観察、透過用XYステージ、偏光アダプタ

990

熱分析装置 TG-DTA 温度範囲：室温～1,000℃、雰囲気：窒素 or Air、天秤方式：デジタル水平差動型

1,320

熱分析装置 DSC

1,650

電子分析天秤

温度範囲：-80～500℃、雰囲気：窒素、測定方式：熱流速型
最大秤量：250g、最小表示：0.01mg

110【第４物性実験室】
LC-MS

高速液体クロマトグラフトリプル四重極質量分析計

7,150

GC-MS

シングル四重極 GC/MS システム

4,840

1日当たり

名称

性能・仕様

使用料 (税込 円)
1時間当たり1日当たり【バイオ測定室】
ガスクロマトグラフ

パックドカラム及びキャピラリーカラム使用可 、 検出器：FID

770

水分：0.0～100%、質量：0.00～69.99g、温度：0～180℃
時間：00分 連続測定モード、01～99分 時間測定モード

110

有効内寸：290×250mm、振盪20～160回/分
恒温振盪機
対物：10× 接眼：5×、10×、20×、50×、80×
金属顕微鏡
CCD素子 カラー、ペルチェ冷却式、130万画素以上、記録画素数 1200万画素以上
顕微鏡用カメラ
対物：10×、20×、40×、100×(ドライ、オイルタイプ)、接眼：10×
生物顕微鏡
培養倒立顕微鏡 対物：4×、10×、20× 接眼：10× 位相差観察可
卓上多本架遠心機 10mL×24本(Max50,00rpm、4640G)

110
110
330
330
110
110

赤外線水分計

マイクロ冷却遠心分離機

冷却遠心機

最高回転数18,100rpm、温度設定-20～40℃
0.2mL×12本、0.5mL×12本、2mL×24本

220-11～40℃、回転数100～14,000rpm、最大遠心力：22,132G

330
440440220220
220220高速大容量冷却遠心機 -20～40℃、最大処理量：4L､(1L×4)、最大容量での遠心力：9,000rpm(15,760G)

高速冷却遠心分離機 -19～40℃(±1℃)、50mL×6本、12mL×12本(最大20,000rpm)
ロータリーエバポレーター 回転数：40～180rpm、受フラスコ：丸底フラスコ 1L

タンクアスピレーター ポンプ出力90W、40L/min、到達真空度：20mmHg(20℃時)
槽内寸：500×390×310mm、有効容量48L、タイマー1～15分又は連続、26.8～28.3kHz
超音波洗浄器超低温フリーザー 冷却性能：-60℃～-80℃、槽内寸：755×435×605、有効容量：約180Ｌ
薬用ショーケース 冷蔵・冷凍庫 容積：340L 冷却性能：2℃ フリーザ：容積：82L 冷却性能：-30℃
紫外可視分光光度計 測定波長：185～900nm、ダブルビーム、測光レンジ：-8.5～8.5Abs、0～100000%

ゲル撮影装置
電子天秤
卓上切断機
卓上研磨機
ポリトロン
全自動製氷機
大型振盪機
超純水製造装置
純水製造装置pHメーター
振盪機990

最大秤量：3100g/600g.最小表示：0.1g/0.01g自動切替

110

湿式研磨・琢磨対応、円盤径：φ300、回転速度：50～500rpm
ホモジナイザー、最高回転数：28,000rpm、処理量：2～2,000mL
フレークタイプ製氷機、製氷能力：100kg/日、最大ストック量：24kg
振盪方式：往復／旋回切換式、振幅：10～50mm無段階可変、振盪速度：25～250r/min
比抵抗値 ： 18.0MΩ/cm以上、TOC値 ： 5ppb以下、 採取水量：最大2L/min(最終フィルターによる)蒸留水摂取量約1.8L/h、イオン交換水600mL/min
pH：0～14、分解能：0.01pH、mV：0～1999mV、分解能：1mV、JIS型式1
往復振盪式、100mL三角フラスコ12本掛可、300mL分液ロート3本掛可

カールフィッシャー水分計 測定範囲 ： 10ug～100mg、測定精度 ： 表示分解能 0.1ug
蛍光880330220
氷5kg当たり110
1L当たり1L当たり
110
110
550

110880220
110： フィルター方式 Ex 355nm/Em 460nm、Ex 485nm/Em 535nm

マイクロプレートリーダー 吸光・発光 ： フィルター方式 355、405、450、485、492、550、595、630nm
キャピラリー
電気泳動装置 (CE)

1,540
1,540
1,870
990
550

440

画素数320万画素、サンプルサイズ最大25×25cm
化学発光法、蛍光法、ケミフローレッセンス法対応

自動・湿式、樹脂・金属の切断可、切断能力：φ70又は50mm×165mm

440

使用可能プレート ： 6～1,536ウェルプレート
注入方式；加圧法
オートサンプラ/48ポジション
検出器 ；ダイオードアレイ検出器
測定波長範囲；190～600nm

集じん効率：99.97%以上（0.3μm）殺菌灯15W×1本、両面窓外寸(W)800×(D)950×(H)1950
クリーンベンチ
低温インキュベータ 温度範囲：ｰ10～50℃プログラム運転方式、容量：254L
105～135℃（可変式）最高圧力：0.25MPa 、 φ370×774mm
オートクレーブ

770990330110220550

2,090

14,630550220330440110110

2,310
3,080
3,740
770110770【培養処理室】
90Lジャーファーメンター ボイラーで加熱滅菌、温度、pH、DO、消泡コントロール可【化学実験室】
マイクロウェーブ分解装置 ・照射出力： 1,200W ・最高温度：300℃ ・内部圧力・温度センサー付

電気マッフル炉
凍結乾燥機
ドラフトチャンバー
定温乾燥機

温度範囲：150～1,100℃、調節精度±1.5℃、内容量：W200×D300×H150
除湿能力：2,400mL/1回(300mL/1試料×8)、トラップ冷却温度：-80℃
排気風量監視装置、スクラバー付き
熱風循環式、40～250℃(±0.2℃)、寸法：450×450×450mm

ソックスレー抽出装置 300mL フラスコ4連

定温循環水槽-5～20℃ 冷却能力 800kcal/h (水槽20℃、室温30℃)※エバポレーターに接続

名称

性能・仕様

使用料 (税込 円)
1時間当たり1日当たり【バイオ実験室】
自動分注システム(一式)
独立型分注ﾋﾟﾍﾟｯﾃｨﾝｸﾞﾍｯﾄﾞで96、384 ｳｪﾙﾌﾟﾚｰﾄに対して異なる分注量を分注可能
自動分注機（Star） 8チャンネル独立分注ヘッド(1～1000µL）・96マルチ分注ヘッド（1～1000µL）、冷却漕、シェーカー付き
自動分注機（StarLET) 独立型分注システム、CCEカメラ搭載、96および384ｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰ搭載
プレートを機器に付属されているプレートリーダー・遺伝子導入装置・自動化対応CO２イ
レールバイオロボ
ンキュベーターに搬送

分注機に プレートリーダー
組合せ (EnSight)
可能 遺伝子導入装置(LONZA)インキュベーター(WAKEN)

吸光度・蛍光（モノクロメーター）、発光測定可能(波長選択不可）
in vitro対応、キュベット・プレート用
培養ﾌﾟﾚｰﾄ専用（最大48枚）、温度範囲：室温+8～30℃（最高45℃）

自動分注システム／RNA精製システム(一式)
自動分注機RNA（StarLET)
レールバイオロボ(RNA)

分注機に プレート遠心機
（RNA）
組合せ
可能

21,340149,380

8,910

62,3705,940

41,5801,430

10,010

1,980
1,540
1,540
8,580

60,060

8チャンネル独立分注ヘッド(1～1000µL）・384マルチ分注ヘッド（1～300µL）
・384ｳｪﾙｻｰﾏﾙｻｸﾗｰ搭載

5,610

39,270プレートを自動分注機からプレート遠心機・プレートウォッシャー・プレートリーダーに搬送

1,320

9,240

6-384ウェル、Deepウェル対応。Max 4200rpm

550

ﾌﾟﾚｰﾄウォッシャー
(hydroSPEED)

96および384ウェルプレート対応

660

プレートリーダー(INFINITE F NANO+)

96および384ウェルプレート対応
吸光度260nm、450nm。蛍光 ex:485nm-em535nm、ex580nm-em620nm

440

核酸抽出装置倒立型顕微鏡、対物レンズ：4倍、10倍、20倍、40倍

1,320
550
110

対物レンズ×4・×10・×20・×40
蛍光フィルター：TRITC/FITC/DAPI/透過光/RGB、各種培養ﾌﾟﾚｰﾄ対応

1,430

処理数：1 ～ 48 サンプル、処理時間：20 ～ 70 分間、精製物溶出量：標準 50 µl

ジャーファーメンター(5L) 培養槽容量：5.0L、温度調節範囲：+5℃～50℃、撹拌速度：80～700ｒｐｍ

小型顕微鏡
自動細胞イメージングシステム

セルソーター

レーザー光源：488nm、405nm、561nm

ブロックインキュベーター 温度設定範囲：1～100℃、撹拌頻度：300～3000rpm
サブマリン電気泳動装置 ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ:電圧2-500V、電流2-400mA,、泳動漕：12ｃｈピペット対応、ゲルサイズ：135×150mm

全自動電気泳動装置 キャピラリー式、96および384wellﾌﾟﾚｰﾄ対応、専用キットが必要
微量分光光度計 吸光度測定モデル、最小サンプル量：0.5μL、測定波長域：190～840nm、
自動セルカウンター スライド不要、測定濃度：7×102～2.5×107cells/mL、細胞直径：4 ～ 400 μm
安全キャビネット 集じん効率：99.99%以上（0.3μm）殺菌灯15W×2本、庫内寸法：1300×600×640
CO2インキュベーター 寸法：510×500×640、温度制御範囲：5～50℃、CO2制御範囲：0～20％
恒温振とう培養器 プレート専用、水平偏心震動式、使用温度範囲：4～70℃、震動速度：200～1500rpm
多本架冷却遠心機 最高回転数：10,000rpm、温度設定範囲：-9～35℃
微量高速冷却遠心機 最高回転数：15,000rpm、温度設定範囲：-9～35℃
超低温フリーザー 有効内容積：333L、温度制御範囲：-85～-50℃
バイオメディカルフリーザー 有効内容積：504L、温度制御範囲：-30～-20℃

薬用冷蔵ショーケース 有効内容積：489L、温度制御範囲：2～14℃

オートクレーブ
乾熱滅菌器
ドラフトチャンバー
超純水製造装置
純水製造装置全自動製氷機
倒立蛍光顕微鏡

105～135℃（可変式）最高圧力：0.263MPa 、 φ325×733mm
自然対流式、5～260℃、寸法：600×540×500mm
活性炭ユニット搭載、作業面：セラミックス、
比抵抗値 ： 18.0MΩ/cm以上、TOC値 ： 5ppb以下、 採取水量：最大2L/min
純水製造10L/h、タンク容量：60L
フレークタイプ製氷機、製氷能力：100kg/日、最大ストック量：34kg
対物レンズ×4・×10・×20・×40、蛍光フィルター：青/緑/橙/赤

サーマルサイクラー（Tadvance) 0.2ml/96wellおよび384well、ｸﾞﾗｼﾞｴﾝﾄ機能付き

サーマルサイクラー（TOne) 0.2ml/96well、ｸﾞﾗｼﾞｴﾝﾄ機能付き
サーマルサイクラー（VeritiPro) 0.2ml/96well、VeriFlex機能付き
サーマルサイクラー（MiniAMP Plus) 0.2ml/96well、ＶeriＦlex機能付き

8,580
3,410

3,630
220
990
110
1,100
330
220330
220
1,320
330
2,200
220330
220
990
110
440
110
550
220
110
440
440
3,740
1L当たり
220
1L当たり
110
氷5kg当たり 110990330110220110

名称

性能・仕様

使用料 (税込 円)
1時間当たり1日当たり【バイオ実験室】
リアルタイムPCR(QuantStudio1) 0.2ml/96well、対応蛍光色素３種
リアルタイムPCR(QuantStudio5) 384well、対応蛍光色素５種

ゲル撮影装置（ChemiDocTouch)

画素数609万画素、サンプルサイズ16.8×21㎝、
化学発光・UV撮影用(ゲル切り出し対応）

遺伝子導入装置（ネッパジーン） in vitro・in vivo対応、電極タイプ

遺伝子導入装置（BIO-RAD) in vivo対応、銃タイプ（Heガス、N2ガス別途必要）

人工気象器

内寸：W670×D565×H1100、温度：＋5～50℃±1℃、照度：0～15000lx

超音波式ホモジナイザー 標準処理量：10～250ml、発振周波数範囲：19～21kHz
レンズ：×2・×4・×10・×20・×40、デジタル蛍光顕微鏡 フィルター：DAPI、GFP、TRITC、CY5、TexasRed

660
1,540770440880330330
3,740

2,090

名称

性能・仕様

使用料 (税込 円)
1時間当たり1日当たり【素材実験室】
アクロン磨耗試験機 回転数：試料250rpm、砥石：33rpm、傾斜角：0～45゜秤量：0.1N～100kN、引張り・曲げ・圧縮試験
オートグラフオートグラフ用自動伸計 適応試験片厚さ：1～4mm（平板）、標線間距離：10～550mm、有効ストローク：560mm
加硫ゴム圧縮永久ひずみ試験機 大型試験片：4～6個掛け

加硫ゴム専用測厚器 測定範囲：0～10mm、最小目盛：0.01mm、JISK6250A法
ギヤー式老化試験機 温度：(室温+10)～300℃、空気置換率3～10回/時間、JISK6257に準拠

キュラストメータ－ 振動数：100cpm、温度：(室温+10)～199.9℃、ダイス径：150mmφ
温水加熱冷却型 6インチロール、ロール回転数（前ロール）約19rpm 回転比 約 1：1.4
ゴムロール
0.4kW、30タンク
コンプレッサー試験片製作装置 ダンベル状打ち抜きJIS規格３号形、５号、引裂試験用アングル形装着
巾：25mm以下、長さ：100mm以上、厚さ：5mm以下、グラインダー：結合度：Ｐ粒度36度
試料研磨機
定荷重式硬度計 デュロメータA型．測定目盛：0～100
最大出力：100kN（10t）、熱盤寸法：200× 200mm、温度範囲：室温＋10℃～300℃
テストプレス最大秤量：220g、最小表示：0.1mg
電子分析天秤
ジャケット式加熱冷却型２軸ニーダー、回転比前/後：20～120/14.7～88 混合用量：1L
ニーダー

220
1,870
550
110
110
440
880
2,090
110
220
220
110
440
110
1,650

2,530

【その他】
10～50kHz、0～3wb/㎡
磁束計
撮影画面の大きさ：41/4"×31/4"(95×73mm)
デジタルカメラ
フラクションコレクタ- 分画方式：タイム、ドロップ、ボリウム、試験管本数：120本、温度範囲：2～40℃
排気速度：120mL/分、到達圧力：5×10 - 4Torr、直結型油回転式真空ポンプ

110110110
110(３)業務代行
技術料

上記装置を使用した試験・分析作業（試験方法、分析方法が既知のもの）を代行し、データをお渡しします。作業に要した時間に応じて機器使用料に加算します。

4,400

440