Multigas-Schnüffel-Leck Detektor Ecotec E3000

Setzt neue Maßstäbe in der Schnüffelleckerkennung

Der Multigas-Leckdetektor Ecotec E3000 von INFICON steigert
Produktivität und Zuverlässigkeit der Abschlusstests von Kühlanlagen,Kühlschränken und Klimatisierungssystemen in der Automobilindustrieoder ähnlichen Produkten. Nicht erkannte Lecks erhöhen Ihre
Garantiekosten. Fehlalarme erhöhen Ihre Nachbearbeitungskosten.
Genauere und zuverlässigere Testvorgänge bedeuten daher
unmittelbare Kosteneinsparungen.

Der Ecotec E3000 wurde speziell für anspruchsvolle
Produktionsumgebungen entworfen. Zahlreiche Features erhöhen
seine Bedienerfreundlichkeit und machen in unempfindlicher in Bezug
auf unbedachte Verwendung und Betriebsfehler. Darüber hinaus
arbeitet er äußerst schnell, um die verfügbare Zyklusdauer optimal
auszunutzen. Die innovative Bauweise erhöht dieWiderstandsfähigkeit, verringert die Betriebskosten und verlängert dieBetriebszeiten.

1

Multigas-Schnüffel-Leck Detektor Ecotec E3000

MERKMALE

Das verbesserte Systemdesign kompensiert Bedienerfehler
und verringert so die Wahrscheinlichkeit von nicht
erkannten Lecks



Anhand der Unterdrückung störender Gase (Interfering GasSuppression, IGS) ist sichergestellt, dass nur Lecks erkanntwerden.

Mit Hilfe des integrierten ECO-Check-Referenzlecks ist eineeinfache und schnelle Kalibrierung zu jedem Zeitpunkt inder Produktion möglichAnhand von mehreren Alarmen wird sichergestellt, dasskeine Lecks übersehen werden

I-Guide (Modus zur Bedienerführung) stellt sicher, dass derBediener die richtigen Stellen mit dem korrekten Verfahrentestet



Das Gerät kann ohne Zugriff auf die Haupteinheit über dasDisplay und die Tasten an der Sonde gesteuert werdenEine in die Sonde integrierte Lichtquelle hilft bei dergenauen Positionierung der Schnüffelspitze

Ergonomisches Sondendesign ermöglicht eine einfacheund komfortable BedienungSoftware in vielen Sprachen erhältlich

BESTELLINFORMATIONEN
TypEcotec E3000

Dichtheitsprüfgerät Ecotec E3000, 115 V

530-002

Dichtheitsprüfgerät EcotecE3000, 230V

530-001

Dichtheitsprüfgerät EcotecE3000A,115V

530-102

Dichtheitsprüfgerät EcotecE3000A,230V

530-101

Dichtheitsprüfgerät EcotecE3000RC,115V

530-104

Dichtheitsprüfgerät EcotecE3000RC,230V

530-1032

Multigas-Schnüffel-Leck Detektor Ecotec E3000

TECHNISCHE DATEN
TypEcotec E3000

Helium

1E-6 mbarl/s

R134a

0.05 g/a (0.002 oz/yr)

R600a

0.05 g/a (0.002 oz/yr)

Messbereich

0.05 – 999.99 g/a (0.015 – 99.999 oz/yr)

Ansprechzeit inkl.
Schnüffelleitung

0.8s

Maximale Anzahl von Gasen,
die gleichzeitig detektiert
werden können

4

Leckraten-Einheiten

g/a, oz/y, mbar l/s, ppm, Pa m3/s

Gasfluss

160 sccm

Hochlaufzeit< 2 minZulässige
Umgebungstemperatur
Abmessungen (Breite x Höhe xTiefe)
Gewicht

3

10 – 45 °C (50 – 113 °F)
610 x 370 x 265 mm (24 x 14.6 x 10.4 in)
34 kg (75 lbs)

Multigas-Schnüffel-Leck Detektor Ecotec E3000

ZUBEHÖR
Ecotec E3000
Abdeckung Testlecköffnung P3000/E3000

525-007

Adapter für Fremd-SL P3000 / E3000

525-005

Anschlusskabel ext. Bedieneinheit, 0,7m

551-103

Bedieneinheit, Einbauversion

551-101

Bedieneinheit, Tischversion

551-100

Halterung für SL3000

525-006

Kabel 5m zu 551-100

551-102

Leitung SL3000-10, 10m Länge

525-003

Leitung SL3000-15 , 15m Länge

525-004

Leitung SL3000-3, 3m Länge

525-001

Leitung SL3000-5, 5m Länge

525-002

Schnüffelspitze FT250

12266

Schnüffelspitze FT312

12214

Schnüffelspitze FT385

12216

Schnüffelspitze FT600

12209

Schnüffelspitze ST200

12218

Schnüffelspitze ST312

12213

Schnüffelspitze ST385

12215

Schnüffelspitze, starr, 500 mm, 45°12272

Wasserschutzspitze Protec / EcotecII

12246

4Multigas-Schnüffel-Leck Detektor Ecotec E3000VERBRAUCHSMATERIALIEN
Ecotec E3000
ECO-Check, R134a

531-001

Kältemittelprüfleck R134a, 2-5 g/a

12220

Testleck CO2, 2-5 g/a, R744

12232

Testleck Formiergas 10%

12233

Testleck Halon 1301, 2-5 g/a12234

Testleck HFO-1234 YF, 2-5 g/a

12235

Testleck R134a, 10-12 g/a

12240

Testleck R152a, 2-5 g/a12227

Testleck R22, 2-5 g/a

12225

Testleck R290, 7-8 g/a12231

Testleck R401A, 2-5 g/a

12230

Testleck R404A, 14-17 g/a12242

Testleck R404A, 2-5 g/a

12222

Testleck R407C, 2-5 g/a12228

Testleck R410A, 2-5 g/a12229

Testleck R502A, 12-15 g/a12243

Testleck R502A, 2-5 g/a12223

Testleck R600a, 15-14 g/a12241

Testleck R600a, 2-5 g/a

12221

Testleck R744 (CO2), 10-14 g/a12275

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.
(2013-05)© 2013 INFICON