株式会社イマダ
専用ロードセル PK1-500N/PK2-1500N

二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル

PK1-500N

自動車フットブレーキ力専用ロードセル

PK2-1500N

・自動車のフットブレーキや、二輪車のハンドブレーキの操作力を測定できます。
・ペダルやレバーに引っかけ、簡単にセット・測定が可能です。

IP65
対応

PK1-500N

使用イメージ※レバーにロードセルをセットし、ロードセルごと握ることで測定できます。

IP65
対応

PK2-1500N

使用イメージ※ブレーキペダルにロードセルを引っかけ、ロードセルごとペダルを踏むことで測定できます。

IP 対応とはIP（International Protection）は、IEC 規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。
IP××

IP65
第 2 記号
第 1 記号

放出部ノズルφ12.5、100L/min であらゆる方向から外皮表面積 1 ㎡当たり 1 分間のべ少なくとも3 分間以上散水しても有害な影響を受けない。

（人体及び固形異物に対する保護等級 0～8）

粉塵が内部に侵入しない。

（水の侵入に対する保護等級 0～8）

：eZ-Connect シリーズとは1 台のアンプに異なるロードセルを接続することができ、調整不要で使用できるアンプ・ロードセルの総称です。異なる種類の測定（引張とトルク）、異なる荷重値（低荷重と高荷重）などの用途に向いています。
マークの付いているロードセルのみ対応可能です。

1 / 42024/2/27

株式会社イマダ
専用ロードセル PK1-500N/PK2-1500N[ロードセル単品でのご購入時]
製品仕様
型式

PK1-500N

用途
最大荷重精度(※1)
ケーブル長さ寸法
重量
保護等級(※2)二輪車ハンドブレーキ用

ePK2-1500N

PK2-1500N

自動車ブレーキペダル用

500N

1500N
±1.0％F.S.以内
約 1.5m
外観図参照

約 150g

約 270g
IP65※ 荷重値の読み取りには表示器が必要です。表示器の詳細は、下記対応表示器タイプをご覧ください。
※1 ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、下記センサーセパレート型及び eZ-Connect
シリーズでのご購入時の表をご参照ください。
※2 ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ（表示器）・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。

コード-5P

-6P

-OC

バラ線

コネクタ形状5 ピン
ZT シリーズ

一部旧イマダ製品

FA Plus2 等対応機種（コネクタ無し）

6 ピン

設備への組込み等※接続する表示器のコネクタ形状をご確認ください。

※ PK1-500N、PK2-1500N をロードセル単体でご購入の際は、コネクタの形状を選択し、型式の末尾に対象のコードを追加してください。例）5 ピンを選択した場合：PK1-500N-5P

対応表示器タイプ
タイプ
表示器

eZ-Connect シリーズ

センサーセパレート型

センサー付け替え可能表示器

ハンディタイプ

ハンディタイプ

デスクトップタイプ

デスクトップタイプ

ハンディタイプ

ZTS シリーズ

ZTA シリーズ

FA Plus2eFA Plus2

eZT・ハンディでの測定・固定された用途
・より高い精度での測定が可能

・ハンディでの測定・固定された用途
・より高い精度での測定が可能・変位出力が可能
・USB メモリへの保存が可能

・卓上への設置が可能
・固定された用途
・より高い精度での測定が可能

・卓上への設置が可能
・異なるロードセルの付け替えが可能（低荷重と高荷重の測定や引張とトルクの測定など）

・ハンディでの測定
・異なるロードセルの付け替えが可能（低荷重と高荷重の測定や引張とトルクの測定など）

製品写真用途※ 表示器の詳細な仕様については、個別仕様書をご参照ください。

2 / 4
2024/2/27

株式会社イマダ
専用ロードセル PK1-500N/PK2-1500N[センサーセパレート型でのご購入時]
型式

レンジ

精度(※1)

表示

最小分解能

FAP2-PK1-500N

500N±1.0％F.S.以内

500.0N

0.01N

ZTA-PK2-1500N FAP2-PK2-1500N

1500N±1.0％F.S.以内 1500N(1.500kN)

ZTSZTAFA Plus2

ZTS-PK1-500N

ZTA-PK1-500NZTS-PK2-1500N

1N(0.001kN)※1 表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。

[eZ-Connect シリーズでのご購入時]
型式

レンジ

表示器：eZT
表示器：eFA Plus2
ロードセル：ePK2-1500N ロードセル：ePK2-1500N

1500N

精度(※1)

表示±1.2％F.S.以内 1500N(1.500kN)

最小分解能
1N(0.001kN)※1 表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。

[関連製品]
標準型
DPU シリーズ
高精度で設備に組込みやすい汎用タイプのロードセル

小型
LMU シリーズ

圧縮用コイン型
LM シリーズ

圧縮用高精度型
LC シリーズ

超小型の圧縮用ロードセル

精度の高い圧縮用ロードセル

ドアテスト専用
DM-2000N

センサー部直径 18mm

自動ドアの閉鎖力の測定用オプションケーブル
用途に合わせ様々な接続ケーブルをご用意しております。
アナログケーブル(3m)：CB-108
アナログケーブル(3m)：CB-118
RS232C ケーブル(3m)：CB-208
オープンエンドケーブル(3m)：CB-908

グラフ作成ソフトウェア：Force Recorder・USB の高速通信（最大 2000 回／秒）でスムーズな荷重変化のグラフを作成できます。
・グラフごとに、測定速度や治具といった測定条件などをメモしておくことができます。
・最大 5 つのグラフを比較表示できます。
（Standard タイプ、Professional タイプ）
・荷重-変位グラフを簡単に描写することができます。
（Professional タイプ）
※詳細は個別仕様書でご確認ください※画像は Standard タイプのものです。

3 / 4
2024/2/27

株式会社イマダ
専用ロードセル PK1-500N/PK2-1500N
特注対応
ケーブルの延長

耐屈曲性の向上表示器と PC を接続するケーブルや、表示器と接続するロードセルのケーブルを延長することが可能です。

屈曲によるケーブル断線のリスクを低減させるため、屈曲性の高いケーブルに変更することが可能です。

※各特注対応におけるケーブル長さ等の詳細につきましては、お問い合わせください。

[外観図]
PK1-500N

PK2-1500N

単位：mm[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 計測軸に、許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損（オーバーロード）する原因となりますので、ご注意ください。
- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

4 / 42024/2/27