製 品 名電子カウンタ型

ＫＤＣ－８１１式

文 書 名

製品仕様書

アズビル金門株式会社

文書番号改番KM-KDC-811-010

4

１．概要
電子カウンタ（ＫＤＣ－８１１）は、ガスメーター・水道メーター等から発信されるパルスを受信した都度、積算値を加算し表示する装置です。
また外部機器等で計測または表示できるようにパルス出力、自動検針用に８ビット電文出力を持っております。

２． 仕様
型
式
入 力 点 数入 力 モード

入 力 信 号
入力パルス幅

入力周波数
入力検出仕様入力パルスレート

出 力 信 号

出力パルスレート

出力パルス幅通 信 方 式
表示桁

ＫＤＣ－８１１
２入力（入力１、入力２）
工場出荷時または専用設定器により、下記より選択（太字：標準仕様）①加算モード（入力１、入力２の加算） ・・・・・ 標準仕様
②加減算モード（入力１は加算、入力２は減算）
無電圧接点、オープンコレクタ、オープンドレイン
工場出荷時または専用設定器により、下記より選択（太字：標準仕様）①OＮ時間：８０ｍｓｅｃ以上、ＯＦＦ時間：８０ｍｓｅｃ以上②ＯＮ時間：２００ｍｓｅｃ以上 ＯＦＦ時間：２００ｍｓｅｃ以上 ・・・・・ 標準仕様
１Ｈｚ Ｍａｘ ※１
ＤＣ３Ｖ／３００μＡ
ＯＮ検出：２００Ω以下／０．５Ｖ以下
ＯＦＦ検出：２００ｋΩ以上／２．５Ｖ以上
小数点情報により下記の範囲で設定可能
小数点情報８の場合： １～９９９９９小数点情報７の場合： ０．１～９９９９．９
小数点情報６の場合： ０．０１～９９９．９９
小数点情報５の場合： ０．００１～９９．９９９小数点情報４の場合： ０．０００１～９．９９９９
パルス出力：オープンドレイン出力 ※加減算モード時はパルス出力なし
許容電圧 DC24V max
許容電流 DC10ｍA max
小数点情報により下記の範囲で設定可能
ただし、入力単位より小さい設定は不可
小数点情報８の場合： １～９９９９９小数点情報７の場合： ０．１～９９９９．９
小数点情報６の場合： ０．０１～９９９．９９小数点情報５の場合： ０．００１～９９．９９９小数点情報４の場合： ０．０００１～９．９９９９
工場出荷時または専用設定器により、下記より選択（太字：標準仕様） ※２①２００ｍｓｅｃ以上 ・・・・・ 標準仕様
②５００ｍｓｅｃ以上
８ｂｉｔ電文通信
ＬＣＤ８桁（小数点表示はなし、小数点以下は小文字）
小数点情報により、小数点位置移動
1表 示 項 目電源
動 作 環 境伝 送 距 離外観寸法図
ケース
質 量 （重 量 ）
取 付 場 所
その他

小数点情報８の場合：○○○○○○○○
小数点情報７の場合：○○○○○○○．○
小数点情報６の場合：○○○○○○．○○
小数点情報５の場合：○○○○○．○○○
小数点情報４の場合：○○○○．○○○○
総積算値（小数点表示はなし、小数点以下は小文字）
ｍ３表示
パルス入力確認表示
電池切れ表示
加減算モード表示
内蔵リチウム電池により１０年駆動 ※３（電池交換不可）－２０℃ ～ ６０℃（ただし、結露しないこと）
最大２００ｍ ※４（メーターと電子カウンタ間）
１３７．５×９８×３６．５ｍｍ（外観図参照）
材質 ＡＣＳ樹脂
約２５０ｇ
屋外（防滴構造、ＩＰ×３規格相当） または 屋内（非防爆箇所）
端子台による設定
・小数点情報・総積算値
・入力パルスレート
・出力パルスレート
上記以外の工場出荷時または専用設定器による設定内容
・入力モード・入力パルス幅・出力パルス幅・ｍ３表示有無・ゼロサプレス・８ｂｉｔ電文事業体コード
・日付時刻
積算値リセット・磁石による積算値クリア（０リセット）※１：入力パルス幅を「①ON 時間８０ｍｓｅｃ以上」に設定の場合、最大７Ｈｚになります※２：入力パルス幅を「①ON 時間８０ｍｓｅｃ以上」に設定の場合、パルス入力の周波数によってはパルス出力が追従しない場合がありま
すが、最大１２６パルスをバッファ機能に保存します。
※３：下記条件の場合に限ります。また１０年動作を保証するものではありません。
・

パルス入力 各入力合計 １８００パルス／時間 以下

・８ｂｉｔ電文通信 １回／日

※４：下記条件の場合に限ります。
・０．５ｍｍ２以上のケーブル使用のこと

・

入力パルス幅を「①ON 時間８０ｍｓｅｃ以上」に設定の場合、最大２０ｍになります－ 2 －３．端子台配列
３－１．端子配列①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩＋－＋

Ａ１Ａ２Ｐ＋

Ｐ－ＳＷ２ＧＮＤ

ＳＷ１

入力１

入力２電文出力

パルス出力

設定用端子注意）入力信号に極性がある場合、端子台の②番が入力１・２共通のコモン端子（－）となります。
パルス出力には極性があり、Ｐ＋が（＋）側、Ｐ－が（－）側になります。

３－２．結線列・２線式メーターを１台接続時（例１） ＧＡ型水道メーターの場合（２線使用）①端子 … 白、②端子 … 黒（例２） 電子式水道メーターの場合①端子 … 赤、②端子 … 緑（例３） ＮＤＳ型ガスメーターの場合（２線使用）①端子 … 赤、②端子 … 黒・２線式メーターを２台接続時（例４） ＧＡ型水道メーターの場合（２線使用）①端子 … 白、②端子 … 黒②端子 … 黒、③端子 … 白（例５） 電子式水道メーターの場合①端子 … 赤、②端子 … 緑②端子 … 緑、③端子 … 赤（例６） ＮＤＳ型ガスメーターの場合（２線使用）①端子 … 赤、②端子 … 黒②端子 … 黒、③端子 … 赤

－ 3 －

①

②③メーターより①②③ﾒｰﾀｰ① ﾒｰﾀｰ②

４．設定
４－１．設定方法
電子カウンタの各種設定は電子カウンタ本体（但し電子カウンタ本体で設定できる項目は限定されています）または専用設定器（Windows ソフト）で行います。
電子カウンタ本体で設定する場合、以下の方法となります。
設定モード ・・・・・・・・・・

ＳＷ１とＧＮＤを５秒間以上短絡すると「ＳＥｔ ｙ ｏｒ ｎ」と表示する。
設定変更の場合はＳＷ２とＧＮＤを短絡
変更しない場合はＳＷ１とＧＮＤを短絡小数点情報 ・・・・・・・・・・

変更の場合はＳＷ１とＧＮＤを短絡決定の場合はＳＷ２とＧＮＤを短絡総積算値 ・・・・・・・・・・・・変更の場合はＳＷ１とＧＮＤを短絡決定の場合はＳＷ２とＧＮＤを短絡入力１パルスレート ・・・・

変更の場合はＳＷ１とＧＮＤを短絡決定の場合はＳＷ２とＧＮＤを短絡入力２パルスレート ・・・・

変更の場合はＳＷ１とＧＮＤを短絡決定の場合はＳＷ２とＧＮＤを短絡出力パルスレート ・・・・・・ 変更の場合はＳＷ１とＧＮＤを短絡決定の場合はＳＷ２とＧＮＤを短絡終了－ 4 －専用設定器は、パーソナルコンピュータ（以下パソコン）、通信用インタフェース（以下通信Ｉ／Ｆ）および専用の設定通信ソフトで構成されます。
・機器構成※設定ソフトおよび通信インタフェースはオプション①設定用パソコン④電子カウンタ②通信Ｉ／Ｆ③設定ソフト・必要機器① パソコン：ＣＯＭポート※１およびＣＤドライブ付きＡＴ互換機（ＤＯＳ／Ｖ）
Ｃ Ｐ Ｕ … インテル® のＰｅｎｔｉｕｍ® Ⅲ TM 以上
Ｏ Ｓ … Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ® のＷｉｎｄｏｗｓ® ２０００／ＸＰ／７ TM ※２
メ モ リ … １２８ＭＢｙｔｅ以上
Ｈ Ｄ … １００ＭＢｙｔｅ以上の空き容量② 通信Ｉ／Ｆ③ 電子カウンタ設定通信ソフト④ 電子カウンタ本体※１：COM ポートを装備していないパソコンの場合、USB ポートを使用する市販の USB シリアル変換コネクタを利用することで対応が可能です。（ただし、システム環境が影響する場合があり、動作を保証するものではありません。）※２：インストール先を変更することで動作可能です。例：C:\Program Files\KDC811\ → C:\KDC811\

Microsoft®及び Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル® のＰｅｎｔｉｕｍ®は、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。

－ 5 －４－２．設定項目①電子カウンタ本体、設定器で設定可能な項目
設定項目

設定内容

初期設定値

小数点情報

４～８８

総積算値

有効数字８桁（小数点表示はなし、小数点以下は小文字）
小数点情報により下記の範囲で設定可能
小数点情報８： ００００００００～９９９９９９９９小数点情報７： ０００００００．０～９９９９９９９．９
小数点情報６： ００００００．００～９９９９９９．９９
小数点情報５： ００００００．０００～９９９９９．９９９小数点情報４： ０００００．００００～９９９９．９９９９００００００００

入力１パルスレート

有効数字５桁（小数点表示はなし、小数点以下は小文字）
小数点情報により下記の範囲で設定可能
小数点情報８： ００００１～９９９９９小数点情報７： ００００．１～９９９９．９
小数点情報６： ０００．０１～９９９．９９
小数点情報５： ００．００１～９９．９９９小数点情報４： ０．０００１～９．９９９９００００１

入力２パルスレート

有効数字５桁（小数点表示はなし、小数点以下は小文字）
小数点情報により下記の範囲で設定可能
小数点情報８： ００００１～９９９９９小数点情報７： ００００．１～９９９９．９
小数点情報６： ０００．０１～９９９．９９
小数点情報５： ００．００１～９９．９９９小数点情報４： ０．０００１～９．９９９９００００１

出力パルスレート

有効数字５桁（小数点表示はなし、小数点以下は小文字）
小数点情報により下記の範囲で設定可能
小数点情報８： ００００１～９９９９９小数点情報７： ００００．１～９９９９．９
小数点情報６： ０００．０１～９９９．９９
小数点情報５： ００．００１～９９．９９９小数点情報４： ０．０００１～９．９９９９００００１②専用設定器で設定可能な項目
設定項目

設定内容

初期設定値

年月日時刻

2000 年 01 月 01 日 00 時 00 分～2099 年 12 月 31 日 23 時 59 分

現在日時

ＩＤ

００００００００００００００～９９９９９９９９９９９９９９00000000000000

ゼロサプレスする、しない入力パルス幅８０ｍｓｅｃ、２００ｍｓｅｃ

２００ｍｓｅｃ

出力パルス幅

２００ｍｓｅｃ、５００ｍｓｅｃ

２００ｍｓｅｃ

事業体コードＷ９、Ｍ１、Ｗ１、Ｗ２、Ｈ１、Ｃ１、Ｔ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｇ５

W２ｍ 表示する、しないする

入力モード

加算モード（入力１、２の加算）、減算モード（入力２は減算）

加算

３

しない－ 6 －４－３．積算値クリア
電子カウンタの積算値をクリア（０リセット）します。
・・・
・

リセットスイッチに磁石を５秒以上当ててＯＮにさせるとリセットモードになります。（リセットスイッチは「取扱説明書 ２．製品各部名称」参照。外観からは見えません。）
液晶表示が「ＣＬＥＡｒ」と点灯表示し、積算値がリセットされます。
リセットモードになった場合、自動的に積算値がリセットされますので、誤って磁石を当てないで下さい。
積算値以外はリセットされません。

５．外観

－ 7 －

６．保障期間について保証期間は納入日より１年間とします。正常に使用している状態で、保証期間内に製造上の責任による故障が生じた場合には無償で修理します。

７．免責事項について
・ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 納入製品の故障を原因とする二次的誘発事象による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、 当社は一切責任を負いません。

※ お断りなく、仕様等の変更をする場合がありますので、予めご了承下さい。
－ 8 －

改定履歴
改定年月

文書番号

改番

200803
201204
201306

KM-KDC-811-010

01
2

改訂ページ

改訂内容

表紙
表紙、P1

初版
社名変更、表紙変更
入力検出仕様 修正
ＯＮ検出：２００Ω以下／２．５Ｖ以上
ＯＦＦ検出：２００ｋΩ以上／０．５Ｖ以下↓ＯＮ検出：２００Ω以下／０．５Ｖ以上
ＯＦＦ検出：２００ｋΩ以上／２．５Ｖ以下

201409

3

表紙、P1

概要 変更
電子カウンタ（ＫＤＣ－８１１）はメーターからのパルス信号を受信して、そのパルスを積算し積算値をＬＣＤ表示します。入力点数は２入力あり、１入力の加算、２入力の合算（各入力のパルスレートが異なっても可）または加減算も可能です。
またパルスの再発信出力と８ビット電文出力の機能を有しています。
→
電子カウンタ（ＫＤＣ－８１１）は、ガスメーター・水道メーター等から発信されるパルスを受信した都度、積算値を加算し表示する装置です。
また外部機器等で計測または表示できるようにパルス出力、自動検針用に８ビット電文出力を持っております。

201911

4

表紙
P1

表紙変更
入力検出仕様 修正
ＯＮ検出：２００Ω以下／０．５Ｖ以上
ＯＦＦ検出：２００ｋΩ以上／２．５Ｖ以下↓
ＯＮ検出：２００Ω以下／０．５Ｖ以下
ＯＦＦ検出：２００ｋΩ以上／２．５Ｖ以上

P5P6

Windows7 対応
事業体コードの初期設定値を G2 から W2 に変更