2017 年 1 0 月第2版作成

取扱説明書／品質保証書●ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本取扱説明書は、いつでも見ることのできるところに保管してください。

型式

ES-W100（コード番号：ES-W100ZZ）

目
次

ご使用の前に記憶機能の使いかた

禁忌・禁止、注意............................................ 3

記憶した測定値を見る .................................28

次のものがそろっていますか？ .................... 9

記憶を消去する .............................................30

乾電池を入れる .............................................11
日付・時刻を合わせる .................................12
腕帯を接続する .............................................16

測定してみよう困ったときには再加圧するのが気になる場合（手動加圧）....34
電池交換が必要なとき .................................36
ACアダプタ（別売品）を接続する ...............37① 腕帯を通す ................................................17

故障かな？と思ったら .................................38② リラックスした姿勢で ............................20

エラーが表示されたときは..........................42③ 測定を開始する ........................................22④ 結果を記録する ........................................25
測定値が高い／低いと感じたら .............26
測るたびに測定値が違うと感じたら .....27

血圧記録表 ....................................................................44仕様 ................................................................................46
EMC技術資料 ...............................................................47
保証規定 ........................................................................51
品質保証書 ..............................................................裏表紙

2

禁忌・禁止、注意

安全に、正しくお使いいただくために必ずお守りください。
表示内容に従わず、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

禁忌・禁止

当該医療機器の設計限界又は不適正使用等、責任範囲を超える対象
及び使用方法。
（本製品の性能を超える、又は不適正な使い方により、死亡又は重傷を負う可能性があるため、絶対に行ってはいけないことを示します。）

注意

当該医療機器の使用にあたっての一般的な注意事項。
（誤って使うと、傷害を負う可能性、又は物的損害※のみの発生が予想される場合を示します。）※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

3

禁忌・禁止、注意

禁忌・禁止● 子供だけで使わせることや、自分で意思表示できない人には使用しないでください。…けがや事故の原因となります。
● MRI 検査を行う際は、本機器を検査室に持ち込
まないでください。…MRI 装置への吸着や、熱傷等のおそれがあります。
● 高圧酸素患者治療装置に本機器を持ち込まないでください。…誤操作や破損、爆発のおそれがあります。
● 測定結果の自己判断、治療は行わないでください。…治療が必要な場合は、医師の診断のもとで行ってください。
● けがや治療中の腕では測定しないでください。
…症状が悪化する可能性があります。
● 点滴静脈注射や輸血を行っている腕で測定しな
いでください。…けがや事故の原因となります。
● 可燃性ガスおよび支燃性ガスの近くでは使用しな
いでください。…発火、引火のおそれがあります。
● 耐用回数は 10,000 回です。耐用回数を超えて使用しないでください。…測定精度を保証できません。
● 不特定多数の人が対象となる医療機関や公共の場所では、使用しないでください。…事故やトラブルの原因になります。

4

注意
使用注意
● 糖尿病、肝臓病、動脈硬化、高血圧症などで末梢循環障害のある人は血圧値に差が出ることがあります。また測定部位の血流が少ない方や不整脈の頻度の高い方は測定できないことがあります。…
使用については、医師に相談してください。
● 腕部に重度の血行障害のある場合は、医師に相談の上、慎重に使用してください。…循環障害に伴う体調不良になる可能性があります。
● 透析治療中、又は抗凝固剤、抗血小板剤、ステロ
イド剤等を使用している場合は、医師に相談の上、慎重に使用してください。…内出血を起こす可能性があります。
● 妊婦、産婦が使用する場合は、医師に相談のうえ
使用してください。

重要な基本的注意● 異常加圧が発生した場合は、［スタート / ストップ］
ボタンを押してください。 …腕帯から空気が急速に抜け、測定が中止されます。
● 血圧は以下の要因で変動します。
…時刻や季節、高血圧治療などの薬剤、飲食（アルコールを含む）、喫煙、身体活動、精神的緊張、入浴、尿意、会話、その他の環境（病院での受診中など）、測定姿勢、不整脈。

● 腕帯の締め付けにより、腕に一過性の内出血が発生し赤みが残る可能性があります。痛みを感じた場合には［スタート / ストップ］ボタンを押し、すぐに測定を中止してください。…内出血による赤みが腕に残る可能性があります。
● 以下の機器との併用に注意してください。
・ 電磁傷害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機
器（ペースメーカ、植込み型除細動器など）・装着型の医用電子機器（心電計など）
・電磁波を発生する機器（電子レンジ／電磁調理器など）
や電波を発生する機器（携帯電話／ PHS など）…誤動作や故障の原因となります。
● 他の機器と併用するときは、影響の有無を確かめてください。…誤作動する場合には併用しないでください。
● 透析や点滴などの血管と流体接続するシステムを使用する環境で血圧計を使用する場合には、誤ってシステムと血圧計の空気圧系を接続しないよう注意してください。
…血管内に空気が送られて事故の原因となります。
● 騒音や振動がある場所で測定しないでください。…測定精度を保証できません。

使用前の準備● 使用前に、本取扱説明書、添付文書をお読みください。

● 使用前に上腕の周囲を測り、適用範囲内であることを確認してください。…適用範囲外で使用すると、誤差の原因となります。
● 付属品は指定されたものを使用してください。…指定外のものを用いると、誤差の原因となります。

ご使用の前に● 本機器を水や消毒液等に浸さないでください。

● 測定部位の血流が少ない場合や血管音が非常に小さい
場合、不整脈のある場合、血管雑音が多い場合は、医師に相談の上、慎重に使用してください。…測定する方の体質や腕の形の影響により、測定値に誤差が生じることや、測定できないことがあります。
● 測定する腕が水や汗等で濡れている場合は、必ずよく拭き取り、乾いてから使用してください。…内部に水が浸入し、故障や測定値の異常の原因となります。
● 使用の前に、外観に破損等がないことを確認し、異常が認められた場合は使用しないでください。…測定値の異常や、けがの可能性があります。
● まくり上げたシャツ等で上腕を圧迫させないでください。…測定値に誤差を生じることや、測定できないことがあります。
● いつも同じ腕で、手のひらを上に向けて測定してください。…右腕と左腕では測定値に差が出ることがあります。
● 腕帯の締め付けを、必要以上にきつくしないでくださ
い。…痛みを感じたら、腕帯を外してください。

5

禁忌・禁止、注意

注意
測定中には

取り扱い上の注意● 腕帯は、常に心臓の高さに保ってください。…高さのズレは誤差の原因となります。

● はさみ等鋭利なもので傷つけないでください。…正確に測定できなくなります。

● 腕帯は、測定部位に正しく装着してください。…
誤った装着は誤差の原因となります。
● 手動加圧の場合、加圧を必要以上に高くしないでください。…腕に一過性の内出血が発生することがあります。
● 安静な状態で測定してください。…測定値が変化することがあります。
● 測定中に腕や手首、体を動かさないでください。
…エラーが表示されることや、再加圧されることがあります。
● 腹部を圧迫した姿勢や、ひじを浮かせた状態、ひじを極端に曲げた姿勢で測定しないでください。
…測定値が変化することがあります。
● 寒い部屋では測定しないでください。…血圧が高くなる可能性があります。
● 測定中は、血圧計やのせているテーブル等をたたかないでください。…正確に測定できません。
● 連続測定により、うっ血した場合は、うっ血を取り除いてから測定してください。…測定値が変化することがあります。

● 本品の上に重い物をのせたり、チューブを無理に縛ったりしないでください。…誤作動、故障の原因となります。
● 不安定な場所に置かないでください。また床へ落とした場合は、使用しないでください。…本品の外観に異常が認められない場合でも、落下等による衝撃が加えられたときには内部が破損している可能性があります。
● 本品に異物や液体が入らないように注意してください。もし入り込んだ場合には、そのままの状態で使用しないでください。…故障の原因となります。
● 分解、修理、改造を行わないでください。…重大な事故や誤差、故障の原因となります。

電池使用上の注意● 電池の交換は、新品の単 3 形アルカリ乾電池をすべて同時に行ってください。…違うメーカーの電池を混ぜて使用することや、古い電池を混ぜて使用する
ことは、電池の発熱、故障の原因となります。
● 電池を火の中に投げ込まないでください。
● 充電式電池は使用しないでください。

6

● 万一、電池が液漏れしたときには、次のことをお守りください。
・ 電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流して、医師の治療を受けてください。…失明など障害の原因となります。
・ 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。…けがなどの原因となります。

AC アダプタ（別売品）を使用するときは● 専用の AC アダプタ以外を使用しないでください。また、他の電気製品等には使用しないでください。 …火災、感電の原因となります。
● AC アダプタのプラグにゴミ等を付着させないでください。…感電及び故障の原因となります。
● 濡れた手で AC アダプタの抜き差しを行ったり、ピンセッ
トや導電性のあるもので触れたりしないでください。
● AC アダプタのコードやコネクタが傷んだり、コンセン
トのさし込みがゆるい場合は、使用しないでください。
…感電やショート、発火の原因となります。
● AC アダプタのコードの上に重いものを置かないでください。…コードの破損により、火災、感電の原因となります。
● AC アダプタのコードを釘等で固定しないでください。
…コードの破損により、火災、感電の原因となります。
● 専用 AC アダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに必ず専用 AC アダプタを持ってください。コネクタを本体から抜くときは、コネクタを持ってください。…感電及び故障の原因となります。

ご使用の前に● 電池の交換は、プラス、マイナスの向きを本品の表示に合わせて、マイナス側から入れてください。…電池の向きを間違えて入れている場合、マイナス側の電極バネを無理に曲げて入れている場合には、電池が発熱し、故障の原因となります。

● AC100V 以外の電源で使用しないでください。

保管するときには● 次回の使用に支障のないよう清潔に保ち、湿気の少ないところに保管してください。…保管温湿度は－ 20 ～＋60℃、相対湿度は 10 ～ 95％（結露なきこと）です。
● 長期間使用しないときには、電池を取り外してください。
…電池の液漏れが起こり、製品を傷める原因となります。
● 本品は、日光や紫外線等の強い光があたる場所に保管したり、長時間放置しないでください。…外装の変色や劣化が発生することがあります。
● 振動、塵埃、腐食性ガス等の多い場所に保管しないでください。
● 気圧、温度、湿度、風通し、塩分、イオウ分を含んだ
空気等により悪影響の生じる可能性のある場所に保管しないでください。
● 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しな
いでください。

7

禁忌・禁止、注意

注意● 防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。
● 氷点下近くで保管した場合は、暖かいところ（10 ～40℃）に 1 時間以上放置してから使用してください。
● しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動（電源が入る、加圧するなど）を確認してください。

保守・点検● 使用後は、汚れなどないかを確認してください。
…汚れは、水又はぬるま湯に浸してよく絞ったガー
ゼ等で速やかに拭き取ってください。
● 血圧計本体の表面の汚れは、ぬるま湯やせっけん
水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
● 血圧計本体及び腕帯、AC アダプタをアルコール、
シンナー、ベンジン、ガソリン等の有機溶剤、ポビドンヨードでは拭かないでください。
● 清掃するときは、電池を本体から外して（AC アダ
プタでご使用の場合は、AC アダプタのコネクタを外して）から行ってください。また、濡れた手で清掃しないでください。 …感電や、けがの原因となります。
● 血圧計本体、及び腕帯、AC アダプタを水洗いしな
いでください。…故障の原因となります。
● ドライヤー等を使用して乾燥させないでください。
…故障の原因となります。

8● 腕帯のお手入れに洗濯機を使用したり、こすったりしないでください。…腕帯の汚れは、水又はぬるま湯に浸して、よく絞ったガーゼ等で、表面をたたくようにして汚れをとります。清掃後、チュー
ブに水が入らないように注意してしっかり乾かしてください。
● 本品は気密構造ではないので、活性ガス（消毒用ガスも含む）環境や多湿環境等で使用することや、放置をしないでください。…装置内部の電子部品に影響を与え、劣化や損傷により、故障の原因となります。

廃棄について● 本品及び使用済みの乾電池や、AC アダプタを廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分してください。

作動原理
動脈を腕帯で圧迫すると、心拍に合わせて脈動 ※が起こり、腕帯内の圧力が脈動と同調します。こ
の脈動は、腕帯の圧迫状況に応じ変化します。オ
シロメトリック式の血圧計は、腕帯の圧力を徐々に変化させたときに見られる脈動の大きさの変化をもとに、最高血圧及び最低血圧を決定します。
※脈動（みゃくどう）とはドクドクと脈打つことです。

次のものがそろっていますか？

万一、不足しているものがある場合、すぐにお買い上げの販売店
又はテルモ・コールセンター（

この血圧計のコード番号は、

0120-008-178）までご連絡ください。

ES-W100ZZです。

本体
エアー（AIR）接続部

Z

100Z

ES-W

ACアダプタ
接続部

エアー
AIR

［スタート / ストップ］ボタン［時刻設定］ボタン［メモリー］ボタン
表示部
保護フィルムが貼られています。
（ご使用時にははがしてください）9次のものがそろっていますか？

腕帯

単 3 形アルカリ乾電池 4 本
付属の電池はお試し用です。
寿命が短い場合があります。

取扱説明書／品質保証書

添付文書* 2017年 10 月（第2 版）（新記載2012 年
2 月（第
要領に基
1 版）
づく改訂

）

機械器具
18 血圧検査
「管理医
療機器」
又は脈波
自動電子
検査用器
血圧計（
JMDN ｺｰﾄﾞ：1 具
6173000

テルモ電

子血圧計

【禁忌・
＜適用対

2017

取扱説明

年10

月第2版

作成

書／品質

保証

書
●ご使用
の前に
必ずこ
●本取扱
の「取扱
説明書
説明書
は、いつで
」をよく
お読み
も見る
の上、正しく
ことの
できる
お使い
ところ
くださ
に保管
い。
してく
ださい
。

型式

エアー
AIR

ES-W10

（コー

禁止】

0

ド番号
：ES-W10

0ZZ）

腕帯コネ

クタ

取扱説明

書を必ず

ご参照く

ださい。

1/2

この冊子が、品質保証書を兼ねています。
大切に保管してください。

10

W100

医療機器

認証番号

）

象（患者
）＞
1） 乳幼児及
び小児ま
＜腕帯組
たは意思
こと。［ケガや
成＞
表示ので
事故をお
ナイロン
きない人
＜併用医
こすおそ
には使用
療機器＞
れがある
しない
「相互作
2） MRI
。］
用の項参
検査を行
＜標準付
照」
う際は本
属品＞
装置への
品を検査
室に持ち
添付文書
3） 高圧酸素 吸着や、熱傷等の
込まない
おそれが
患者治療
こと。［MRI
取扱説明
あるため
装置に本
や破損、
書／品質
１部
。］
品を持ち
爆発のお
保証書
単 3 形アルカ
込まない
それがあ
＜使用方
リ乾電池
こと。［誤作動
るため。
法＞
１部
］
4） 測定結果
＜オプシ
の自己判
４本
ョン品＞
断や自己
ず医師の
判断によ
専用 AC
5） 傷など未 指導、指示に従う
る治療は
アダプタ
しないこ
こと。］
治癒の腕
と。
［必
に腕帯を
るおそれ
＜製品仕
巻かない
6） 点滴静脈 があるため。］
様＞
こと。［症状を
注射や輸
外形寸法
悪化させ
［ケガや
血を行っ
：本体
事故をお
ている腕
7） 可燃性ガ
こすおそに腕帯を横 145mm
れがある
×奥行
巻かない
ス及び支
腕帯
質量
68.5mmため。］
こと。
長さ 504mm
燃性ガス
火・引火
×高さ
：本体
の近くで
×幅 152mm（チ95mm8） 耐用期間 のおそれがある。
260g（乾
は使用し
ューブを
］
電池を除
ないこと
を超えて
腕帯
圧力表示
除く）
く）
。
124g
［発
使用しな
それがあ
範囲：5
いこと。
〜 299mmHg（
腕帯内圧9） 不特定多 る。］
［正しく
力表示の
腕帯圧力
測定でき
数の人が
誤差
）
ないお
対象とな
しないこ
：± 3mmHg
る医療機と。［事故や
測定範囲
関や公共
以内
トラブル
の場所で
：50
の原因に
− 250mmHg（は使用なる。］
40 − 180mmHg（ 最高血圧）
*【形状・
最低血圧
40 − 160
臨床性能
）
構造及び
拍／分（
試験によ
原理等】
脈拍）
＜構造図
る血圧測
＞
定の誤差
：聴診法
に対する
平均誤差
脈拍測定
精度：±
± 5mmHg
標準偏差
以内
5% 以内
使用温湿
本体
8mmHg 以内
度 ：+10エアー（
測定可能～ +40℃、相接続部 AIR）
上腕周囲
対湿度
30 ～ 85％（結
：約 22
露なきこ
電撃保護
− 32cm
と）
：内部電
源機器／
クラス
BF 形装着部
急速排気
II 機器
表示部
：260mmH
腕帯内圧
g から
力表示の
15mmHg
への急速
安定性
［メモリ
排気時間
：10,000
ー］ボタ
は 10 秒以下
サイクル
ン
［スター
模擬測定
変化は±
ト／スト
電源
後腕帯内
3mmHg 以内
ップ］ボ
圧力の表
：単 3
タン
電気的定
ACアダプ
形アルカ
示値の
格 ：単
タ接続部
リ乾電池
3 形乾電池4 本または［背面］
専用 AC
4 本使用時DC6V/4W
アダプタ
専用 AC
アダプタ
使用時
アダプタ
定格：AC100V 50/60Hz
本体定格
本製品は
電池カバ
：DC6V
ー
EMC 規格10VA
500mA
IEC60601
時刻設定-1-2:200ボタン
7 に適合し
＜作動原
ている
理＞
動脈を腕
帯で圧迫
腕帯
すると、
圧力が脈
心拍に合
動と同調
わせて脈
する。この脈動
オシロメ
チューブ
動が起こ
トリック
は腕帯の
り、腕帯
式の血圧
に見られ
圧迫状況
内の
計は、腕
る脈動の
に応じ変
帯の圧力
大きさの
定する。
化する。
を徐々に
変化をも
変化させ
とに最高
た時
血圧及び
最低血圧
を決

223AGBZX

00208

1 電 池 フ タ を 開 け て、 2 電池フタを閉める
表示に合わせて、乾電池を
側 か ら、①〜④ の順に入れる
電池の交換は、すべての電池を
新品の同じ単 3 形アルカリ乾電
池で同時に取り替えてください。
違うメーカーのものを混ぜて使用しないでください。

ご使用の前に乾電池を入れる

最初にお使いいただく前に、付属の単 3 形アルカリ乾電池 4 本を入れてください。

乾電池を入れると「−−：−−」が表示されますので、時刻を設定してください。

※付属の電池はお試し用です。
④
③
②
①

電池フタ

注意
●

側から入れると、電極バネを破損させる可能性があります。

● 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。…乾電池を入れたままいしておくと、液漏れの原因になることがあります。

11

日付・時刻を合わせる

本品は、液晶画面に日付と時刻を表示しています。普段は時計としてお使いいた

午後 6 時 30 分に合わせる場合

だくこともできます。
設定は、この 2 つのボタンで行います。
・「−−：−−」か時刻が表示されている状態
で設定してください。

1［時刻設定］ボタンを押し続ける（3 秒以上）

エアー
AIR

エアー
AIR

［時刻設定］ボタン

時刻設定モードに入る。
／決定する。

［メモリー］ボタン
数字を調整する。

最 初 に お 使 い い た だ く と き や、日付、時刻がずれたとき、乾電池を外した後は、日付、時刻を合わせてください。
・ 日付、時刻を合わせなくても使用でき
ますが、測定後に表示される日付、時刻が、実際に測定した日付、時刻と異
なります。

12

例 2013 年 10 月 20 日、

約 3 秒後に時刻設定マークと西暦が点滅します。
時刻設定マークご使用の前に2 「西暦」を合わせる（西暦は 2012 〜 2039 年に設定できます。）①［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる
エアー
AIR［メモリー］ボタンを押すと「2039」
まで数字が増え、「2012」に戻ります。ボタンを押し続けると、数字を早送りします。

② ［時刻設定］
ボタンで決定「西暦」の設定が完了すると、続いて「月」が点滅します。

13

日付・時刻を合わせる

3 「月」を合わせる①［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる②［時刻設定］ボタンで決定「月」の設定が完了すると、続いて「日」が点滅します。

14

4 「日」を合わせる①［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる② ［時刻設定］ボタンで決定「日」の設定が完了すると、続いて「時」が点滅します。

①［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせるを確認

6 「分」を合わせる①［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる② ［時刻設定］ボタンで決定② ［時刻設定］ボタンで決定「時」の設定が完了すると、続いて「分」が点滅します。

その時点での設定内容が保存され、
日付・時刻の設定は完了です。

ご使用の前に

5 「時」を合わせる◆ 時刻設定画面は、何も操作しない状態が３分以上続くと、自動的に時計表示になります。
◆ 操作の途中で［スタート /ストップ］ボタンを間違えて押した場合は、もう一度初めから操作を行ってください。
◆ 日付・時刻表示のために消費している電力は、ごくわずかです。

15

わ ん た い

腕帯を接続する

腕帯コネクタを本体左側面のエアー（AIR）接続部に接続します。
エアー（AIR）接続部

コネクタを奥まで
しっかりとさし込む

腕帯コネクタコネクタが外れていたり、ゆるんでいると、正しく測定で
チューブ

きません。
奥までしっかりさし込まれているかを確認してください。

注意● 腕帯コネクタを抜くときには、コネクタ部を持って引きぬいてください。…チューブを持って引き抜くと、故障の原因になります。

16

● 腕帯の先端部が金具に通してあることを確認します。
チューブが手先のほうに出るように測定してみようわ ん た い① 腕帯を通す

1 腕帯を腕に通す（左腕の場合）

金具
先端部

アドバイス

静かで過ごしやすい環境で測る
騒音や振動のない静かな場所で測るようにしてください。
また、寒い部屋では血圧が高くなる傾向があるため、なるべく快適な部屋で測るようにしてください。

17

① 腕帯を通す

2 ひじの上まで腕帯を通して、巻く● 腕帯と腕の間にすき間ができないように、
ピッタリと巻きます。
ひじより
2〜3cm
上側に

左腕でも右腕でも
測れます。

手のひらを
上に向ける

左腕と右腕では、血圧が異なることがあります。
いつも同じ腕で測るようにして
ください。

チューブが
腕の中心に

＜左腕の場合＞

注意● 腕帯は、上腕以外の場所で使用しないでください。

18

失敗例

腕まくりの失敗例

腕帯の巻きかたの失敗例
腕を圧迫！

巻きかたがゆるい！

上着や厚手のシャツなどの上から巻かない。

まくり上げた袖で腕を圧迫しない。

●右腕に巻くこともできます
右腕に巻く場合は、チューブが小指から腕帯の巻きぐあいがゆるいと、正しく測定できません。

ひじより
2〜3cm上側に小指からワキ下までの線上

ワキ下までの線上にくるように、位置を合わせてください。
チューブをひじの内側に② リラックスした姿勢で
20

1 テーブルに腕帯が当たらないように
毎
日
同
じ
時
間
帯
を
選
び
︑
い
つ
も
同
じ
腕
に
腕
帯
を
通
し
︑

少し離れます。

2 測定部と心臓の高さを、同じにすることが大切です。

前のめりにならないこと注意● 腕帯がテーブルなどに当たらないようにしてください。…腕帯をテーブルにのせたまま、又は腕帯がテーブルに当たった状態のまま測定すると、正しく測れないことがあります。
● チューブの上に、腕帯や腕をのせないでください。

3 手のひらを上に向けます。

腕の力を抜き、深呼吸して、
4 リラックスしてください。

測定してみよう用意ができたら21

③ 測定を開始する

表示部に時刻以外が表示されているときは、［スタート /ストップ］ボタンを押してください。

1 ［スタート /ストップ］ボタンを
押す

動かないで

注意
● 血圧計やテーブル、机などをたたかないでください。…正しく測定
できないことがあります。

数秒後に加圧が始まり、測定を開始します。
測定結果が表示されるまで動かないでくだ
さい。

途中で止めたいときは、［スタート /ストップ］
ボタンを押してください。

22

2 測定値を確認する

測定時刻

脈拍数

最高血圧

測定日
「月日」と「時分」
を交互に表示します。

ハートマークセンサーが脈波を感じる

測定値は自動的に記憶されます。

と、ハートマーク
点滅します。

記 憶 し た 測 定 値 を 見 る に は、28 〜 29

が測定してみよう最低血圧

ページをご覧ください。

23

③ 測定を開始する（エラー）と表示されたときはアドバイス

エラーが表示されたときは、表示された数字を確認して、42 〜 43 ページをご覧ください。

「体動」マークについて測定中に腕や体を動かしてしまった場合に、「体動」マークが点滅表示することがあります。
「体動」マークが点滅表示したときは、もう一度測定してください。
・「体動」マークが表示された測定値も自動的に記憶されます。
・ 不規則な脈波があった場合にも、「体動」マークが表示されることがあります。

24

この説明書の 44 〜 45 ページに

2 時計表示に戻すには、

血圧記録表があります。必要な枚数をコピーして、測定値の記録にご利用ください。

［スタート / ストップ］
ボタンを押す測定値が記憶されます。
何も操作しなくても、約 3 分後に自動的に時計表示になります。

測定してみよう

④ 結果を記録する

1 測定結果を記録する◆ 血圧は常に変動しています

アドバイス

緊張しているときや室温が低いときには、血圧が上がります。
また 1 日のうちでも、起床直後、食事の前後、運動の前後などで血圧は常に変動しています。いつも同じ時間帯に、同じ環境で測るようにしましょう。
◆ 記憶機能について

本品は、90 回の測定値を自動記憶します。記憶機能については、28 〜
33 ページで詳しく説明しています。

25

④ 結果を記録する

測定値が高い／低いと感じたら正しい姿勢で測っていますか？
腕帯と心臓の高さを同じにすることが大切です。
腕帯に腕を通したら、手のひらを上に向け、ひじから先がテーブルの上にのるようにします。

腹部が圧迫されると正しく測定できません（ソファなどの低い椅子に座ったり正座した場合）。
また、ひじが浮いて不安定になったり、ひじを極端に曲げたりすると、正しく測定できません。

やむを得ず、寝ながら測るときには
あおむけの姿勢をとります。測定中は天井を見て、首や体を動かさないようにします。

26

腹部を圧迫

測るたびに測定値が違うと感じたら毎日同じ時間帯に測っていますか？
間帯に測定することをおすすめします。

測定してみようご自分が一番リラックスできるときを選んで、毎日同じ時

いつも同じ腕で測っていますか？
左腕と右腕では測定値に差が出ることがあるため、いつも同じ腕で測定することが大切です。

うっ血したまま何度も測っていませんか？
連続して測ると、血管がうっ血して値が変化することがあります。測り直すときは、腕を上げて手を握ったり開いたりして、うっ血を取り除きましょう。

27

記憶した測定値を見る

血圧の測定後、自動的に測定値（測定日と測定時刻、最高血圧値、最低血圧値、脈拍数）を記憶します。
測定中に腕や体を動かしてしまった場合には、体動も記憶されます。
・ 記憶された測定値は、最も新しい測定値から順に見ることができます。

記憶機能
について

自動的に
記憶されます測定が終わると、90 回分の測定値が記憶されます。91 回
以降は、最も古い測定値が消去され、新しい測定値が記憶
されます。

28

1 ［メモリー］ボタンを押す

繰り返し押す押すごとに、記憶をさかのぼって表示します。
（最大 90 回）
・［メモリー］ボタンを押し続けると、記憶の表示を早送りします。

2 時 計 表 示 に 戻 す に は、記憶されている測定値が表示される
記憶番号
最新の測定値を「１」で表示します。

［スタート /ストップ］
ボタンを押す「月日」と「時分」
を交互に表示します。

最新の測定値

3回前の測定値記憶機能の使いかた

何も操作しないと、約 30 秒後に時計表示に戻ります。

29

記憶を消去する

1 つの記憶を消去する
記憶の消去は、この血圧計を他の人が使用した場合などにご利用ください。

1 ［メモリー］ボタンを押す

記憶されている測定値が表示される「月日」と「時分」を交互に表示します。

繰り返し押して、消去したい記憶を表示

一度消去した記憶を、元に戻すことはできません。

30

させてください。
・ 消去したい記憶は、測定日時、測定年及び記憶番号で確認してください。

2［時刻設定］ボタンを押し続ける（6 秒以上）
約３秒後に表示が点滅し始め、さらに約 3 秒後には表示とともに記憶が消去されます。
表示が点滅している間に指をはなすと、記憶は消去されません。

約3 秒後

エアー
AIR

さらに
約3 秒後
には

記憶機能の使いかた

・ 消去した記憶は「−−−（」バー表示）となり、測定した日付、時刻だけが表示されます。

ボタン
を押し
続ける

31

記憶を消去するすべての記憶を消去する

1 ［メモリー］ボタンを押す

記憶されている測定値が表示される「月日」と「時分」を交互に表示します。

一度消去した記憶を、元に戻すことはできません。

32

2 ［メモリー］ボタンと ［時刻設定］ボタンを同時に押し続ける（6 秒以上）約３秒後に表示が点滅し始め、さらに約 3 秒後には表示とともに記憶が消去されます。
表示が点滅している間に指をはなすと、記憶は消去されません。

約3 秒後

エアー
AIR

さらに
約 3 秒後には記憶機能の使いかた

同時に
押す

ボタン
を押し
続ける

33

再加圧するのが気になる場合
手動加圧

34

血圧値が高めで、いつも再加圧（いったん止まった加圧が再び始まること）するのが気になる方は、手動加圧での測定をおすすめします。

腕帯を通す
1 （17
〜 18 ページ参照）
正しい測定姿勢については、20〜 21 ページをご参照ください。

2 ［ ス タ ー ト /ス ト ッ プ ］
ボタンを押す加圧が始まります。

3「」前後になってから、［スタート /ストップ］ボタ
ンをもう一度押し続ける

4 ご自分の予想される最高血圧 よ り 40 〜 50mmHg程度高くなったら指をはなす
しばらくすると、脈に合わせてハートマーク（ ）が点滅します。
測定が終わったら、測定値を記憶します。

押し続ける

ハートマーク● 加圧を必要以上に高くしないでください。…腕に一過性の内出血を起こすことがあります。

困ったときには注意

35

電池交換が必要なとき

測定中に下記の表示が出たときは、同じ種類の新品の単 3 形アルカリ乾電池を 4 本ご用意いた
だき、電池の交換を行ってください。

180mmHg加圧、周囲温度 25℃、腕周囲 27cm）※ 上記の測定回数は標準的な使用条件での目安です。実際にお使いになる電池や測定条件によって異なる場合があります。

乾電池が消耗しています。
交換してください。

電池残量テスターで残量ありと表示された電池であっても、この血圧計では使用できないことがあります。

電池切れです。
交換してください。

注意● 古い電池を混ぜないでください。…電池が発熱し、故障の原因となります。

● 電池の交換方法については、11 ページをご覧ください。

36

血 圧 値 に も よ り ま す が、約 300 回 ご 使 用 に（ 新品の単 3 形アルカリ乾電池使用、なれます。

● 違うメーカーの乾電池を混ぜて使用しないでください。また、充電式電池は使用しな
いでください。

だくことができます。

1 ACアダプタをコンセント

ACアダプタ
接続部

にさし込む

コンセント
（AC100V）
ACアダプタACアダプタコネクタ

2 ACアダプタのコネクタを、ACアダプタ接続部にさし込む

ACアダプタを接続すると「−−：−−」が表示されますので、12 〜 15 ページをご覧になり、時刻を設定してください。

テルモ血圧計専用 ACアダプタ（ADP-W5、製品コード：XX-ES351）
は、別売品です。

困ったときにはAC アダプタ（別売品）を接続する

この血圧計は別売の ACアダプタを接続して、家庭用コンセント（AC100V）でご使用いた「適応機種：テルモ電子血圧計 W100」をご確認の上、テルモ血圧計取扱店でお買い求めください。

37

故障かな？と思ったら
38

ご不審の点があるときは、まず下記の項目について確認してください。
それでも測定が正常にできない場合は直ちに使用を中止して、51 ページの「保証規定」をお読
みの上、修理をお申し付けください。
血管音が非常に小さい方／不整脈のある方／血管雑音が多い方、また、ごくまれに、体質や腕の形の影響により、測定値に誤差を生じたり、測定できないことがあります。

こんなとき［スタート /ストップ］ボタンを押しても何も表示されない（測定が始ま
らない）

原

因

対処方法

参照ページ

● 電源が切れている状態
から、［スタート /ストップ］
ボタンを押し続けた。

● 測定を開始するときは、ボタンを押し続けないで、短く 1 回押してください。

22● 乾電池の入れかたが間違っている。

● 乾電池を正しく入れ直してください。

11● 乾電池が消耗している。

● 4本とも新しい乾電池と交換してください。

１１、36● ACアダプタ（別売品）のコネクタが外れている。

● ACアダプタのコネクタをしっかり接続してください。

37● ACア ダ プ タ（ 別 売 品）がコンセントから外れている。

● ACアダプタをコンセントに接続し直してください。

37こんなとき参照ページ● 乾電池が消耗している。

● 4 本とも新しい乾電池と交換してください。

１１、36● 寒冷時で、乾電池の出力が弱くなっている。

● 乾電池を暖めてください。

ー● 電池切れです。約30秒後、自動的に電源が切れます。

● 4 本とも新しい乾電池と交換してください。

１１、36● 寒冷時で、乾電池の出力が弱くなっている。

● 乾電池を暖めてください。

ー

途中で測定できな
くなる● 乾電池が消耗している。

● 4 本とも新しい乾電池と交換してください。

１１、36

ACアダプタ（別売品）を使用しているの に、乾 電 池 マ ーク が 点 滅 す る、又は点灯する● ACアダプタがコンセントから外れた状態で使用し、また乾電池も消耗している。

● ACア ダ プ タ を コ ン セ ン トに接続してください。また、乾電池も交換してください。

36、37

乾電池マークが点灯する

因

困ったときには対処方法

乾電池マークが
点滅する

原

39

故障かな？と思ったら

こんなとき

対処方法

参照ページ

●「腕帯を通す」、「リラックスした姿勢で」、「測定値が高い／低いと感じたら」、「測
るたびに測定値が違うと感じたら」をご覧ください。

17〜 21、26 〜 27● 測定中に腕や体が動いた。

● 測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。

20 〜 24● 運動直後に測定した。

● 5 分 以 上 安 静 に し て か ら、
再度測定してください。

ー

測定値がいつも異なる● 心身の状態や測定の状
況が、血圧に影響を与えている。

● 同じ条件のもとで測定してください。

26〜 27

病院での測定と値が異なる● 病院での緊張感、ご家庭でのリラックス感など、測定時の精神状態が血圧に影響を与えている。

● ご家庭で測定した血圧は、記録して、医師の指導や判断を受けてください。

ー

測定値が
・高すぎる
・低すぎる
・測るたびに違う

脈拍数が多すぎる
脈拍数が少なすぎ
る

40

原

因

● 正しい方法、姿勢で測定していない。
● 血 圧 は、1 日 の う ち で、
常 に 変 動 し て い ま す。
続けて測定しても値が違う場合があります。

こんなとき
測定中に加圧が一度止まっ
た 後、再 び 加
圧するが点滅している

原

因

対処方法

参照ページ

● より正確に測定するために、再加圧を行っている。

● そのまま測定し続けてください。

ー● 測定中に腕や体が動いた。

● 測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。

20 〜 24● 測定中に体を動かした。

● 測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。

20 〜 24

困ったときには41

エラーが表示されてときには
42

うまく測定できなかった場合、「E-1」などのエラー番号が点滅します。
次ページの対処方法に従い、再度測定してください。
エラー表示
エラー番号

それでもエラーが表示されるときは51 ページの「保証規定」をお読みの上、修理をお申し付けください。
その際に、エラー番号をお知らせください。

エラー画面

因

対処方法

参照ページ

● 測定中に腕や体が動いた。

● 測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。

20 〜 24● 腕帯コネクタが外れている。
正しく接続していない。

● しっかり接続してください。

16● 腕帯のチューブが折れ曲がっている。

● チューブの折れ曲がりを直してください。

ー● 腕帯が正しく巻かれていない。

● 腕帯を巻き直してください。

17 〜 19● 測定中に腕や体が動くなどにより、腕帯圧力が最大の加圧値を超えた。

● 体を動かさずに、安静な状態で測定してください。

20 〜 24●［スタート /ストップ］ボタンを押しながら、乾電池を入れたか、ACアダプタを接続した。

●［スタート /ストップ］ボタン
を押して、表示が［−−：−−］に切り替わった後、時計設定を行ってください。

12● 時計設定を行ってください。
ACア ダ プ タ 又 は 乾 電 池 を外し、電源が供給されなくなると、時計がリセット（時計設定が解除）されます。

12● 乾電池が入っていない状態、又は極端に消耗している乾電池が入っている状態で、ACアダプタを抜いた。
● 電池交換時、もしくは、ACアダプタを取り外して電源が供給されなかった。

困ったときには

日付や時刻の表示
部に、［−−：−−］
が表示されている

原43

血圧記録表
44

こ
の
記
録
は
︑
あ
な
た
の
貴
重
な
医
療
情
報
に
な
り
ま
す
︒

45

仕様

販

売

型
外

形

寸

名

テルモ電子血圧計

式

ES-W100

W100

法●本体： 約横 145mm×奥行 68.5mm×高さ 95mm
●腕帯： 約長さ 504mm x 幅 152mm（チューブを除く）

測定可能な腕周囲約 22cm 〜 32cm

質

●本体：約 260g
（乾電池を除く）●腕帯：約 124g

量

圧 力 表 示 範 囲測定範● 5 〜 299mmHg（腕帯圧力） 目量：1 ｍｍ Hg

囲脈拍：40 〜 160 回 /分

度 ※1

●圧力：± 3mmHg

臨床性能試験による ※ 2
血 圧 測 定 の 誤 差

聴診法に対する誤差

測式

オシロメトリック法

源● DC6V（単 3 形乾電池 4 本使用時） ● AC100V 50 ／ 60H（z 別売専用 ACアダプタ使用時）

精●脈拍：± 5％●平均誤差± 5mmHg以内●標準偏差8mmHg以内

定

方

消

費

電

力

● 4W
（単 3 形乾電池 4 本使用時） ● 10VA（別売専用 ACアダプタ使用時）

使

用

回

数

新品の単 3 形アルカリ乾電池使用時：連続約 300 回使用可能（180mmHg加圧・周囲温度 25℃・腕周囲 27cm）

使

用

条

件

●温度 10 〜 40℃●相対湿度 30 〜 85％（ただし結露なきこと）

保

管

条

件

●温度− 20 〜 60℃●相対湿度 10 〜 95％（ただし結露なきこと）

電

撃

保

護

内部電源機器及びクラスⅡ機器

腕

帯

成

ナイロン

品 ※3

単 3 形アルカリ乾電池 4 本・取扱説明書 /品質保証書・添付文書

電

付
※1
※2
※3

組
属

BF形装着部

精度（圧力）については JIS（日本工業規格）に基づいております。
試験方法は、ANSI/AAMI SP10：2002, American National Standard for electronic or automated Sphygmomanometers, and Amendment に基づく。
付属の乾電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。

：クラスⅡ機器

EMC適合：BF形装着部：付属文書を読んでください。

本品は、JIST1115（非観血式電子血圧計）及び EMC（電磁両立性）規格 IEC 60601-1-2：2007 に適合しております（CISPRグループ分類及びクラス分類は、グループ 1、クラス B）。

仕様は商品改善等のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

別売品

46

●テルモ電子血圧計専用 ACアダプタ●テルモ電子血圧計専用腕帯

ご希望の方は、「適応機種：テルモ電子血圧計 W100」をお確かめの上、テルモ血圧計取扱店でお買い求めください。

EMC技術資料

EMC技術資料は、下記 EMC（電磁両立性）規格の要求で、添付書類への記載が義務付けられております。ご家庭などでお使いいただく際は、本品に付属の添付文書及び取扱説明書をよく読んでお使いください。

本品は、医用電気機器の安全使用のために要求されている EMC（電磁両立性）規格、IEC 60601-1-2：2007 に適合している装置です。
EMC（電磁両立性）とは
EMC（電磁両立性）とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。
・周囲の他の電子機器に、許容できない障害を与えるようなノイズを出さない（。エミッション）・周囲の他の電子機器から出されるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる（。イミュニティ）IEC 60601-1-2 に代表される EMC規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器（携帯電話等）が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑えるよう規定した規格です。
IEC 60601-1-2:2007（5.2.2項）において、機器が安全に機能するための EMC環境に関する詳細な情報を使用者に提供することが求められているため、EMCにかかる技術的な説明を以下に記載します（。詳細は、IEC 60601-1-2：2007 をご参照ください。）
EMC（電磁両立性）にかかわる技術的な説明
医用電気機器は、EMCに関して特別な注意を必要とし、次に記載する EMCの情報に従って使用する必要があります。

注意
・本機器は電磁両立性（EMC）に関して、特別な注意が必要であり、EMC技術資料に記載された EMC情報に基づいて使用しなければならない。
・携帯及び移動無線周波（RF）
通信機器により本機器は影響を受けることがある。
・本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないこと。

47

EMC技術資料
表 1 ー ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁エミッション ー
ガイダンス及び製造業者による宣言 ー 電磁エミッション
テルモ電子血圧計 W100 は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 W100 の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
エミッション試験

適合性

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション CISPR11

グループ 1テルモ電子血圧計 W100 は、内部機能のためだけに RFエネルギーを使用している。
従って、その RFエミッションは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。

RFエミッション CISPR11

クラス B

高周波エミッション IEC 61000-3-2

クラス A

電圧変動／フリッカエミッション IEC 61000-3-3

非適用

テルモ電子血圧計 W100 は、家庭用施設及び家庭目的に使用される建物に電力を供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された施設を含むすべての施設での使用に適する。

表 2 ー ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンス及び製造業者による宣言 ー 電磁イミュニティ
テルモ電子血圧計 W100 は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 W100 の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。

48

イミュニティ試験

IEC 60601 試験レベル

適合レベル

電磁環境 - ガイダンス

静電気放電
（ESD）
IEC 61000-4-2± 6 kV 接触± 8 kV 気中± 6 kV 接触± 8 kV 気中

床は木材、コンクリート又はセラミックタイルであること。床が合成材料で覆われている場合、相対湿度は最低 30％であること。

電気的ファーストトランジェ
ント／バースト
IEC 61000-4-4± 2 kV電源ライン± 1 kV入出力ライン± 2 kV電源ライン± 1 kV入出力ライン

電源電力品質は、典型的な商用又は病院環境のものであることが望ましい。

サージ IEC 61000-4-5± 1 kVディファレンシャルモード
± 2 kVコモンモード± 1 kVディファレンシャルモード
± 2 kVコモンモード

電源電力品質は、典型的な商用又は病院環境のものであることが望ましい。

電源入力ラインでの電圧
ディップ、短時間停電及び電圧変動 IEC 61000-4-11<5% UT（>95% UTのディップ）0,5 サイクル間
40% UT（60% UT のディップ）5 サイクル間
70% UT（30% UTのディップ）25 サイクル間<5% UT（>95% UTのディップ）5 秒間<5% UT（>95% UTのディップ）0,5 サイクル間
40% UT（60% UT のディップ）5 サイクル間
70% UT（30% UTのディップ）25 サイクル間<5% UT（>95% UTのディップ）5 秒間

電源電力品質は、典型的な商用又は病院環境のものであることが望ましい。テルモ電子血圧計
W100 の使用者が、停電時の連続操作を要求した場合、テルモ電子血圧計 W100 の電源は、無停電電源装置又は電池にすることが推奨される。

電源周波数（50 ／ 60 Hz）
磁界 IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

電力周波数磁界は、典型的な商用又は病院環境内の典型的な場所でのレベルにあること。

備考

UT は、検査レベルを加える前の交流電源電圧である。

表 4 ー ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンス及び製造業者による宣言 ー 電磁イミュニティ
テルモ電子血圧計 W100 は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 W100 の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験

伝導 RF IEC 61000-4-6

放射 RF IEC 61000-4-3

IEC 60601 試験レベル

3 Vrms150 kHz 〜
80 MHz3 V/m
80 MHz 〜
2.5 GHz

適合レベル

電磁環境 - ガイダンス

3V

携帯形及び移動形 RF通信機器は、テルモ電子血圧計 W100 のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距離より近づけて使用しないこと。
推奨分離距離d=[3.5/V1] √ P

3 V/m

d=[3.5/E1] √ P 80 MHz 〜 800 MHz
d=[7/E1] √ P 800 MHz 〜 2.5 GHz
ここで Pは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大出力電力定格であり、dはメートル（m）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査 a によって決定する固定 RF送信機からの電界強度は、各周波数範囲における適合レ
ベルよりも低いこと。b
次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じることがある。

備考 1
備考 2

80MHz及び 800MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収及び反射は電磁波の伝搬に影響する。

a

例えば無線（携帯／コードレス）電話及び陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送及び TV放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定 RF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。テルモ電子血圧計 W100 が使用される場所の正確な電磁界強度が、適用される RF適合性が上記のレベルを超過する場合、正常通常動作を検証するためにテルモ電子血圧計 W100 を監視すること。異常な作動が発見される場合、追加の手段、例えば、テルモ電子血圧計 W100 の向き又は場所を変えることが必要となることがある。
ｂ 周波数範囲150kHz 〜80MHz で、電磁界強度は3V/m 未満であること。

49

EMC技術資料
表 6 ー 携帯形及び移動形 RF通信機器と機器又はテルモ電子血圧計 W100 との間の推奨分離距離 ー
携帯形及び移動形 RF通信機器とテルモ電子血圧計 W100 との間の推奨分離距離
テルモ電子血圧計 W100 は放射 RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 W100 の顧客又は使用者は、通信機器の最大出力に基づく次に推奨している携帯形及び移動形 RF通信機器（送信機）とテルモ電子血圧計 W100 との間の最小距離を、下記に推奨される通信機器の最大出力に従い維持することで、電磁干渉を避けるようにできる。
送信機の最大定格
出力電力 W

送信機の周波数による分離距離m

150 kHz 〜 80 MHz
d=[3.5/V1] √ P

80 MHz 〜 800 MHz
d=[3.5/E1] √ P

800 MHz 〜 2.5 GHz
d=[7/E1] √ P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

上記以外の最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離距離 dは、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここで Pは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大定格出力電力である。
備考 1
80MHz及び 800MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考 2
これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収及び反射は電磁波の伝搬に影響する。

50

保
証
規
定

（1） 保証期間は、お買い上げ後 1 年です。
（2） ご使用中、故障が発生した場合は下記の受付先に修理をご依頼ください。なお、保証期間を過ぎている場合は、送付先への送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
（3） 保証期間中に、通常のご使用において万一故障が発生したときは無償対応いたします。
（4） ただし、下記の場合は保証期間中でも有償になります。
イ． ご使用上で取り扱いの過誤により発生した故障。
ロ． 製品の改造、不当な修理により発生した故障。

受付先：テルモ・コールセンター
送付先：テルモ・サービスセンター

ハ． 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
ニ． 故障の原因が本品以外に起因する場合。
ホ． 消耗部品。
ヘ． 上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障。
ト． 品質保証書のご提示がない場合。
チ． 品質保証書にお買い上げ日、販売店名の記載がない場
合、また、字句を書き換えられた場合。
（5） 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

0120-008-178〒 259-0151 神奈川県 足柄上郡 中井町 井ノ口 1500

51

ご相談・お問い合わせ先
ご相談やお問い合わせは、販売名をご確認の上、お買い上げの販売店又は「テルモ・コールセンター」にご連絡ください。
この血圧計のコード番号

ES-W100ZZ

管理医療機器
一般的名称：自動電子血圧計
販売名：テルモ電子血圧計 W100
発売業者：
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
製造販売業者：日本精密測器株式会社 群馬県渋川市中郷2508-13
医療機器認証番号 223AGBZX00208
はテルモ株式会社の商標です。
、TERUMO、テルモはテルモ株式会社の登録商標です。

テルモホームページアドレス http://www.terumo.co.jp/

2017年10月作成
ES̲W100ZZ̲J̲500̲002
A123328-1̲2（切り取り線）

このたびは、本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常のご使用において万一故障が発生しましたときは裏面の保証規定により無償対応いたします。品質保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品
質
保
証
書

販売名

テルモ電子血圧計

W100

お買い上げ販売店名

お名前
印
ご住所
T E L

お買い上げ
年 月 日

年

月

日

〒 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 44 番１号