GAUGING SYSTEM

ノガ・ウォーターズ測定工具カタログ 2020年版
−
−
−
−
−
−
−
−

測定工具カタログ

ページ

ページ

テストインジケーター ……………………… 2
ダイヤルゲージ………………………… 3 〜 4

限界ねじゲージ ……………………… 17〜20

Baker ゲージ＆Nogaホルダーセット …… 5
芯出しアーム・テストインジケーター …… 6
ノガフレックス小型ホルダー ……………… 7
アーム先端微調整機構付
マグネットホルダー …………… 8
ワンタッチ手元微動送り機構付
マグネットホルダー …………… 9
デュアル微調整機構付
マグネットホルダー …………… 10
ワンタッチ手元微動送り機構付
マグネットスタンド …………… 11
アーム先端微調整機構付
マグネットスタンド …………… 12
ダイヤルゲージ＆ホルダーセット ………… 13
標準マグネットベース ……………………… 14
スペシャルホルダー＆デュアルアーム …… 15
オンオフマグネット＆クランプ＆バキュームベース ……………… 16

−
−
−
−
−
−
−
−

目 次

横型投影機 R14 …………………… 48〜49
R400 ………………… 50〜51
R600 ……………………… 52
縦型投影機 SM300 ……………………… 53
SM350 ……………… 54〜55
SM20 ……………………… 56
投影機アクセサリー ……………………… 57
ビューマスター マニュアル・CNC ……… 58
ベンチャータッチ…………………………… 59
ベンチャー3次元CNC …………………… 60
ビジョンシステムオプション＆アクセサリー ……………………… 61
ベンチャープラス …………………… 62〜63
フュージョンソフトウェア …………… 64〜65
ベイティ画像測定機
ビジョンシステムの仕様表 ………… 66
寸法図 ……………………………………… 67
デジタル外径測定マイクロ ……………… 68

CVショア デュロメータ
アナログ・デジタル ………………… 21
ポータブル硬度計・インパクト装置… 22〜23
SYLCOMソフトウェア …………………… 23
XTアナログボアゲージの単品・セット … 24〜25
XT3デジタルボアゲージ −BT・−XT3 の単品・セット …………………… 26〜27
XT3ホールマチックピストルボアゲージ−BT・−XT3 の単品・セット …… 28〜29
XTシリーズ 従来モデルの限定販売品 …… 30
ねじ寸法測定ゲージ ………………… 31〜32
特殊形状測定ボアゲージ …………… 33〜34
スナップマイク……………………………… 34
XT500 大径用3点式ボアゲージ ………… 35
アルティマ ボアゲージ ……………… 36〜37
マイクロゲージ小径用2点式
ボアゲージの単品・セット …… 38〜39
スマートプラグ ……………………… 40〜42

ベイカー テストインジケーター

ページ

ユニバーサルゲージ ………………… 43〜46
ユニバーサル設定ゲージ ………………… 47

てこ式ダイヤルゲージ ノークラッチタイプ
特徴
蘋 切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
蘋 実測値データ付の検査成績書が付いています。
蘋 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
蘋 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
蘋 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワ
ークショップでの使用に適しています。
蘋 DIN及びJISの規格に準じています。

BG 302 及び BG 306 に付属する
フルアクセサリー

標準テストインジケーター
タイプ306φ2mm測定子付
φ6mmスピゴット付
0.01−0.8mm
型番：BG306A
価格：￥10,800

スパナ

φ2mm測定子付
φ6mmスピゴット付
0.002−0.2mm
型番：BG304A
価格：￥16,500

スペアφ1mm 測定子

ダブテール用
φ6 ＆ φ8 スピゴット

テストインジケーター
タイプ302L
φ2mmロング測定子付
φ6mmスピゴット付 0.01−0.8mm
型番：BG302L
価格：￥17,900

ベゼル径
スピゴット径

7.2

テストインジケーター
タイプ304

ハイトゲージ用アダプター

ユニバーサル
クランプ

単位：mm

BG302L
BG302
BG304A
BG306A
BG306
BG308A品

名

テストインジケーター
タイプ302 φ6スピゴット付
ロング測定子付テストインジケーター
タイプ302 φ6ステム付
テストインジケーター
タイプ302 フルアクセサリー付＊
テストインジケーター
タイプ304 φ6スピゴット付
標準テストインジケーター
タイプ306 φ6スピゴット付
標準テストインジケーター
タイプ306 フルアクセサリー付＊
テストインジケーター
タイプ308 φ6スピゴット付

ベゼル径
（呼び）

目量

測定範囲

目盛仕様

価 格

29

0.01

0.8

0-40-0￥11,000

29

0.01

0.8

0-40-0￥17,900

29

0.01

0.8

0-40-0￥12,000

29

0.002

0.2

0-10-0￥16,500

38

0.01

0.8

0-40-0￥10,800

38

0.01

0.8

0-40-0￥11,800

38

0.002

0.2

0-10-0￥17,900＊フルアクセサリーはページ右に表示しています。

2

SIMPLY SOPHISTICATED

φD
L2

L4

16.4

23.5

13.0
16.4

BG302A

商

φ2.0

型 番

L1

タイプ
302
302L
304
306
308

φD
29.5
29.5
29.5
38
38

L1
34
34
42
34
42

L2
11.9
33.6
12.9
11.9
12.9

L3

16.5

L3
25.3
25.3
25.3
27.1
27.1

L4 スピゴット
34.5
34.5
44.9
φ6
34.5
44.9

GAUGING SYSTEM
ノガ・ウォーターズ株式会社（ノガ・ジャパンからの社名変更）
では、この度インド ベイカー社（BAKER GAUGES INDIA
PRIVATE LTD.）の日本市場における総代理店となり、ベ イカー社の製造する測定機器の販売を開始致しました。ベイカー社は1962年に、インドでの最初の精密ゲージの製造工場として創業しました。1972年には英国の Thomas Mercer
社とのパートナーシップを得て、ダイヤルゲージの製造を開始しました。品質管理ではISO9001/2015、検査部門は
ISO / IEC /17025の認証を得ております。現在では55年以上の実績により、海外60ヶ国以上に製品を輸出し、ベイカー社は精密測定機器メーカーとして、インドではナンバーワンランク企業として、国内外から高い評価を得ております。

特徴

ベイカー

蘋 目量0.01㎜の一般的なダイヤルゲージです。
（BGK17S以外）
蘋 実測値データ付の検査成績書が付いています。
蘋 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
蘋 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビ
ル付です。
蘋 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
蘋 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
蘋 BGK17S（0.001㎜×1㎜）のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。

標準型ダイヤルゲージ

0.01−10mm
スペアの耳金仕様裏ぶた付

0.01−25mm
スペアの耳金仕様裏ぶた付

標準ダイヤルゲージ
タイプK02

ダイヤルゲージ
タイプK08

型番：BGK02
価格：￥4,680

型番：BGK08A
価格：￥8,200

26.9
18.9
27.1
18.5
8.6
10.3

φ10.0

45°
42.8
6.35
φ6.54
φ57.4
φ52.0

単位：mm
型番

商

品

名

ベゼル径

目量

測定範囲 目盛仕様

BGK01

標準ダイヤルゲージ タイプ K01

56

0.01

10

0-50-0 ￥4,680

BGK02

標準ダイヤルゲージ タイプ K02

56

0.01

10

0-100

10.3

18.2
φ8.0h622.2

19.8￥4,680

BGK03

ダイヤルゲージ タイプ K03

56

0.01

5

0-50-0 ￥4,680

BGK04

ダイヤルゲージ タイプ K04

56

0.01

5

0-100

￥4,680

BGK07

ダイヤルゲージ タイプ K07

56

0.01

30

0-100

￥9,200

BGK08A

ダイヤルゲージ タイプ K08

56

0.01

25

0-100

￥8,200

56

0.001

1

0-100-0 ￥9,900

BGK17S 高精度ダイヤルゲージ タイプ K17S

48.2

価 格

L1

ストローク

φKN5.5

6.0

M2.5

型
番
BGK01, BGK02
BGK03, BGK04, BGK17S
BGK08A
BGK07

特徴

ベイカー 40型ダイヤルゲージ
ベゼル径がφ40㎜の
小型ダイヤルゲージです！

蘋 ベゼル径はφ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。
蘋 実測値データ付の検査成績書が付いています。
蘋 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。
蘋 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビ
ル付です。
蘋 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。
蘋 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
蘋 DIN及びJISの規格に準拠しています。

40型ダイヤルゲージ
タイプK4014.4

0.01−5mm
スペアの耳金仕様裏ぶた付
型番：BGK40

7.1

28.6

φ36.5

φ40.2

価格：￥5,960

34.5

単位：mm
型番

商

品

名

ベゼル径 目量

L1

68.5
60.7
80.9
80.8

測定範囲 目盛仕様

φ8 h6

BGK39

40型 ダイヤルゲージ タイプ K39

40

0.01

5

0-50-0 ￥5,960

BGK40

40型 ダイヤルゲージ タイプ K40

40

0.01

5

0-100

￥5,960

48.5

14.4

価 格

77.1

M2.5
φ4.50
6.0
φKN5.5

ストローク

18.7
26.8

SIMPLY SOPHISTICATED3

GAUGING SYSTEM
指針1回転未満のダイヤルゲージ 特 徴

0.01−0.8mm
スペアの耳金仕様裏ぶた付

指針1回転未満
ダイヤルゲージ
型番：BGKZ

蘋 目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤ
ルゲージなので、読み違いが防止できます。
蘋 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。
蘋 実測データ付の検査成績書が付いています。
蘋 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
蘋 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
蘋 DIN及びJISの規格に準じています。
26.9
18.9
27.1
18.5 8.6
φ10.0
10.3

価格：￥5,760

45°

単位：mm
型番

BGKZ

商

品

名

ベゼル径 目量 測定範囲 目盛仕様

指針1回転未満ダイヤルゲージ

56

0.01

0.8

42.8
6.35

価 格

40-0-40 ￥5,760

φ52.0

φ57.4

φ6.54

バックプランジャー形ダイヤルゲージ

10.3
φ8 h6

19.8

48.2
60.7

18.2
22.2

ストローク

φKN5.5

6.0

M2.5

特徴

0.01−2mm

バックプランジャー形
ダイヤルゲージ蘋 スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。
蘋 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。
蘋 実測データ付の検査成績書が付いています。
蘋 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
蘋 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。

型番：BGF02
価格：￥6,500

KNφ38.1

103.0

21.6

単位：mm
型番

商

品

名

ベゼル径 目量 測定範囲 目盛仕様

価 格

BGF01 バックプランジャー形ダイヤルゲージ F01

38

0.01

2

0-50-0 ￥6,500

BGF02 バックプランジャー形ダイヤルゲージ F02

38

0.01

2

0-100 ￥6,500

3.2
9.5
19.4

4.7

φ6.35h9

φ5.5
M2.5

φ8 h6
φ29.1

ベイカー社は ISO9001-2015 認証企業です。

《製品は頑丈なプラスチックケースに収納されています》
プランジャータイプダイヤルゲージ

4

SIMPLY SOPHISTICATED

てこ式ダイヤルゲージ

GAUGING SYSTEM＆

ダイヤルゲージ ＆ノガ ミニホルダー ＋

SIMPLY SOPHISTICATED

ホルダーセット

ベイカー
テストインジケーター

ノガ 標準
ベイカー
＋
マグネットベース 標準型ダイヤルゲージ

型番：BGNF6150
価格：￥27,800

型番：BGMB1035
価格：￥9,180

NF61003蛞＋
BG306A

ポパイフレックス ＋ ベイカー
テストインジケーター＋
星形キャップ付

MB1035

BGK02

ノガ回転クランプ付 ＋ ベイカー
標準マグネットベース 標準型ダイヤルゲージ

型番：BGNF1201
価格：￥31,800

型番：BGMB2025
価格：￥10,380

蛞

＋＋
星形キャップ付

NF1021

BG306A

ベイカー
ポパイフレックス ＋ テストインジケーター
ワンタッチ手元微動送り付

MB2025ノガ標準ダイヤル ＋ ベイカー
ゲージホルダー標準型ダイヤルゲージ

型番：BGNF1400
価格：￥28,700

型番：BGKDG7150
価格：￥23,680＋
NF10403＋
BG306Aノガ標準ダイヤル ＋ ベイカー
ゲージ ホルダー
テストインジケーター

DG61003

BGK02

ノガ重量級ダイヤル ＋ ベイカー
ゲージホルダー標準型ダイヤルゲージ

型番：BGDG6150
価格：￥29,800

型番：BGKMG7150
価格：￥28,680＋
DG61003

BGK02＋
BG306A

MG61003

BGK02

SIMPLY SOPHISTICATED5GAUGING SYSTEM■
1 ノガ社のダイヤルゲージスタンド
蘋ノガ社のダイヤルゲージホルダーには、3点同時締め付けのアーム関節式ホルダーと、支柱タイプのPHホルダーがあります。アーム関節式ホルダーは中央部のノブを締めることによって、3つの関節が同時に強力にロックされるので、ゲージを任意の位置に容易に固定できます。ノガ社独自の皿バネとベアリングを一体化した機構の締め付けノブが、アームの緩みを防ぎ、完全なメカ式であるために、半永久的に使用できます。

イスラエル．シュローミのノガ・エンジニアリング社 本社工場
イスラエル．ノガ社（Noga Engineering Ltd.）では、独自の面取り・バリ取りシステムだけでなく、ノガフレックスに代表されるユニークな、ダイヤルゲージ・テストインジケーター用ホルダーを製造しております。

蘋PH型番のついた支柱タイプホルダーは独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより強固に
完全ロックします。
蘋ノガ・マグネットホルダーの微調整機構は、アーム先端かマグネットのすぐ上に付いています。アー
ム先端部の微動送り装置には、φ6mm、φ8mm、φ3/8"穴と、アリ溝が付いています。また、マグネットのすぐ上にあるワンタッチ手元微動送り装置は、アームに触れずにゲージ針を動かせる
ので、手振れすることなく、瞬時にゲージ針の0点合わせができます。特に、PH3100やPH2040などは、アルミ製のパーツ（回転クランプ）を取りはずすと、ダイヤルゲージの耳付けにも簡単に対応できる優れたシステムです。

アーム先端部

アーム関節式

支柱タイプ

アーム部

2 ノガ・ウォーターズ及びノガ社のマグネット応用製品■
蘋ノガ・ウォーターズではマグネット応用機器として、顕微鏡やディノライト等の電子カメラを保持するデュアルアーム、マグネット付拡大鏡、電気スタンド、LEDライト等の製品を製造しております。
蘋ノガ社では映像機器用にインチねじのフレキシブルアームを製造し、特に米国ハリウッドの映画産業界でも「イスラエルアーム」として親しまれ、抜群の信頼性を得ています。更に、切削液吹付装置としても、独自の定番商品を供給し続けております。

芯出しアーム −−スピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。

マグネット
ベース部

《アーム寸法図》

71 mm
L3

L2

L1

NF1022 ￥12,400
ノガフレックスアーム

DG1022 ￥17,400

微調整機構付

NF1015 ￥9,900

40 mm

ノガフレックスアーム
微調整機構なし

ノガDG芯出しアーム
M6
スリーサイズ穴付
回転クランプ75

アリ溝

NF1000

NF2000テスト
インジケーターテスト
インジケーター0.01㎜目盛り
測定範囲：0.8㎜
ノークラッチタイプ

0.002㎜目盛り
測定範囲：0.28㎜
ノークラッチタイプ￥13,500￥16,400

型番：FA1500 ￥6,000
M6D

型番：FA1100 ￥3,000

NF1015アームとNF1000。

型

番

NF1015
NF1022
DG1022

6

名称

微調整機構ナシノガNF芯出しアーム
先端微調整機構付
ノガNF芯出しアーム
先端微調整機構付
ノガDG芯出しアーム

アーム長さ（㎜）
下アーム（L１） 上アーム（L２） L1＋L2＋L3

56

51

128.5

56

51

178

110

101

282

SIMPLY SOPHISTICATED

ス テ ム

アーム先端部

φ8穴、アリ溝
6×8㎜アダプター付
φ6、φ8、φ3／8"穴
φ8×40㎜ステム付
アリ溝
φ6、φ8、φ3／8"穴
φ8×40㎜ステム付
アリ溝
φ8×40㎜ステム付

クランプ 重量型 番 （kg）

価

FA11000.232¥ 9,900

FA15000.278¥12,400

FA15000.303¥17,400格SPECIALTY HOLDERS

ノガフレックス 小型ホルダー
微調整ねじ

微調整ねじは、ゆるめると全周囲に動かすことができるので360°
どの方向にもゲージを傾斜させることができます。

NF1030とNF1000。
スピンドルから垂らす。

〈旋盤上での使用例〉丸物ワークに上からあてる ワーク端面に側面からあてる（微調整ねじの位置は手前）

NF1030LC6200 ￥14,900
ノガLCミニホルダー￥21,000

NF1021￥21,000

NF2021

永久磁石付
ノガフレックス

ポパイフレックス

ポパイフレックス

全方位手元微調整機構付

全方位手元微調整機構付

微調整機構なし★NF1030のマグネット幅は16㎜で狭い場所でも使い易くなっています。

￥13,900★NF2021は、微動送り無しの頑強タイプで放電加工機・ワイヤーカット機などに特にお薦めできます。
《アーム寸法図》

21.5 mm
L3

L2

D←センターロックねじを締めると、3ヶ所のアーム間接が同時に強力ロックします。

M5

M6

H

PH3035

L1

型番：FA1100 ￥3,000￥6,400PH5000 ￥7,900

NF1010のM5 ねじはM8（

ポパイスタンドノガPHミニホルダー

微調整機構なし

ノガ社独自の皿バネとベアリングの一体化機構の付いた締め付けノブで、アームを強力にロックします。完全メカ式で半永久的に使用できます。

★PH3035の強力ポパイマグネットの底面は150°にV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。
型 番

名

称

アーム
全長
下アーム（L１） 上アーム（L２） L1＋L2＋L3
アーム長さ
（㎜）

マグネット
保持力

）

アーム先端部
（㎜）

クランプ
型 番

重量
（kg）

価 格

30 40 35

φ8穴、アリ溝
6×8㎜アダプター付

FA11000.535¥21,000

16 60 32

φ8穴、アリ溝
6×8㎜アダプター付

FA11000.442¥21,000

（N）

W

320
280

L

H

NF1021

全方位手元微調整機構付
ポパイフレックス

56

51

128.5

NF1030

全方位手元微調整機構付
永久磁石付ノガフレックス

56

51

128.5

NF2021

微調整機構ナシ
ポパイフレックス

56

51

128.5

320

30 40 35

φ8穴、アリ溝
6×8㎜アダプター付

FA11000.436¥13,900

LC6200微調整機構ナシ
ノガLCミニホルダー

38

38

97.5

200

φ30×25H

φ8穴、アリ溝
6×8㎜アダプター付

FA11000.233¥14,900

PH5000微調整機構ナシ
ノガPHミニホルダー

主柱
副柱
φ8×110 φ8×110

−

200

−

0.305

¥ 7,900

PH3035

微調整機構ナシ
ポパイスタンド

主柱
副柱
φ10×120 φ8×110

−

320

−

0.458

¥ 6,400（永磁）

φ6、φ8、φ3／8"穴
アリ溝
φ6、φ8、φ3／8"穴30 40 35
アリ溝
φ30×25H

SIMPLY SOPHISTICATED

7

ARTICULATED HOLDERS FAT

アーム先端微調整機構付
マグネットホルダー

圧倒的な使い易さと安定性から
ノガ・アーム関節式ホルダーは、業界標準となりました。

蘋φ6、φ8㎜穴とφ3／8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、
ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の 0 点合わせが容易にできます。
蘋ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。
蘋マグネットベースは、
強力なオンオフタイプを使用しています。
蘋アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
《アーム先端微動送り機構》
φ4

M6
75
スリーサイズ穴付
回転クランプ

3/8" φ6 φ8《アーム寸法図》※回転クランプを保持するねじの位置を移動させることによって、テストインジケ
ーター用のφ6穴及びダイ
ヤルゲージ用のφ8穴を両方とも使用することができ
ます。

71 mm
L3

L2

アリ溝

型番：FA1500 ￥6,000
L1

D
W

H

L

MA61003 ￥45,000

MG71003 ￥26,000 MG61003 ￥24,000 DG61003 ￥19,000 NF61003 ￥17,000
80kgf.オンオフマグネット付

80kgf.オンオフマグネット付

80kgf.オンオフマグネット付

32kgf.オンオフマグネット付

ビッグボーイ

ロングアーム重量級ダイヤルゲージ
ホルダー

重量級ダイヤル
ゲージホルダー

標準ダイヤル
ゲージホルダーミニホルダー

アーム下部 全高 重量
価 格
ねじ寸法（D） （㎜）（kg）

アーム
のみの
型 番

130kgf.オンオフマグネット付

型 番

名

称

アーム長さ（㎜） アーム
マグネット
全長
保持力
下アーム（L１） 上アーム（L２） L1＋L2＋L3 （N） W L
H価 格

NF61003

アーム先端微調整機構付
ミニホルダー

56

51

178

320

30

40 35

M5×0.8 238 0.52 ¥17,000

NF60103 ¥14,000

DG61003

アーム先端微調整機構付
標準ダイヤルゲージホルダー

110

101

282

800

50

60 55 M8×1.25 362 1.35 ¥19,000

DG60103 ¥16,000

MG61003

アーム先端微調整機構付
重量級ダイヤルゲージホルダー

133

113

317

800

50

60 55 M8×1.25 407 1.90 ¥24,000

MG60103 ¥21,000

MG71003

アーム先端微調整機構付
ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー

163

113

347

800 5060 55 M8×1.25 437 1.95 ¥26,000

MG70103 ¥23,000

MA61003

アーム先端微調整機構付
ビッグボーイ286.5 222.5

580

1300 50 120 55 M10×1.25 694 5.10 ¥45,000

MA60103 ¥39,000

8SIMPLY SOPHISTICATEDARTICULATED HOLDERS FAB

ワンタッチ手元微動送り機構付 マグネットホルダー
ノガ社独自のワンタッチ手元微動送り機構は、マグネットのすぐ上に付いているため、アームに触れずにゲージを傾斜させるので手振れせず、ゲージの0点合わせが瞬時にできます。
蘋ノガ社の独自設計による皿バネ付ベアリングを採用しているため、アームの締め付力が強靱でアーム全体を強力にロックします。
蘋アーム先端にφ8㎜穴とアリ溝が付いています。
φ6×φ8㎜のアダプターを付けています
ので、φ6㎜ステムのテストインジ
ケーターに対応できます。
蘋強力なオンオフマグネット付です。

《アーム寸法図》
L2

21.

5m
m
L3

L1

蘋アームはブラックフィニッシュ
仕上げです。

微動送りねじ標準クランプ（FA1100） 型番：FA1100￥3,000
φ8mm
H

M6
W

1/4"アリ溝L

ワンタッチ手元微動送り機構
アームに触れずにゲージ針を微動送りさせるので、0合わせが簡単です

MG10503 ￥24,500

DG10503 ￥19,500

NF10403 ￥17,900

ワンタッチ手元微動送り機構付

ワンタッチ手元微動送り機構付

ワンタッチ手元微動送り機構付

重量級ダイヤルゲージホルダー

標準ダイヤルゲージホルダー

ポパイフレックス

80kgf.オンオフマグネット付

型

番

名

称

80kgf.オンオフマグネット付

アーム長さ（㎜） アーム
マグネット
アーム下部
全長
保持力
下アーム 上アーム L1＋L2＋L3 （N） W L H ねじ寸法

32kgf.オンオフマグネット付

先 端 部 全高 重量価
穴 寸 法 （㎜）（kg）

格

NF10403

ワンタッチ手元微動送り機構付
ポパイフレックス

DG10503

ワンタッチ手元微動送り機構付
110
標準ダイヤルゲージホルダー

φ8㎜
101 232.5 800 50 60 55 M8×1.25 （8×6アダプター付）
326 1.4 ¥19,500

MG10503

ワンタッチ手元微動送り機構付
133
重量級ダイヤルゲージホルダー

φ8㎜
113 267.5 800 50 60 55 M8×1.25 （8×6アダプター付）
369 1.9 ¥24,500

56

51

φ8㎜
128.5 320 30 40 35 M5×0.8 （8×6アダプター付）
202 0.52 ¥17,900

SIMPLY SOPHISTICATED

9

ARTICULATED HOLDERS FAT ＋ FAB

デュアル微調整機構付 マグネットホルダー
微調整ねじがマグネットすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。
《アーム寸法図》
71 mm
L3

L2

《アーム先端微動送り機構》
L1

φ4

M6
75

D

スリーサイズ穴付
回転クランプ

3/8" φ6 φ8

アリ溝

H

W

※回転クランプを保持する
ねじの位置を移動させる
ことによって、テストイ
ンジケーター用のφ6穴
及びダイヤルゲージ用の
φ8穴を両方とも使用することができます。

型番：FA1500 ￥6,000

L

微調整ねじ

MG6161 ￥33,400
デュアル微調整機構付
MGスタンド型

番

名

称

DG6160 ￥25,400

NF6160 ￥22,800

ノガ・デュアル微調整式
DGホルダー

デュアル微調整機構付
NFスタンドアーム長さ（㎜） アーム
マグネット
全長
保持力
下アーム 上アーム L1＋L2＋L3 （N） W L H

先端部
穴寸法

アーム下部
全高 重量
ねじ寸法
価
（㎜）（kg）（D）

格

NF6160デュアル微調整機構付
NFスタンド

56

51

178

320 30 40 35

φ6、
φ8、
φ3／8"
M5×0.8 178 0.55
穴、アリ溝

¥22,800

DG6160

ノガ・デュアル微調整式
DGホルダー

110 101282

800 50 60 55

φ6、
φ8、
φ3／8"
M8×1.25 362 1.4穴、アリ溝¥25,400

MG6161

デュアル微調整機構付
MGスタンド133 113317

800 50 60 55

φ6、
φ8、
φ3／8"
M8×1.25 345 2.0穴、アリ溝¥33,400

10

SIMPLY SOPHISTICATEDPH HOLDERS FAB

ワンタッチ手元微動送り機構付
マグネットスタンド《アーム寸法図》
ノガ独自のマグネットベース上に、微動送り装置のついた、支柱タイプのPHホルダーです。

L2

蘋一方向のみですが、マグネットのすぐ上に付けた手元微動送り装置により、ゲージをアームごと傾斜させるので、
手振れせず、ゲージの 0 点合わせが瞬時にできます。
蘋 3 点締めの特殊クランプにより、アームを強力にロッ
クします。

L2

D2

L1

3点締めクランプ蘋アーム先端の回転クランプには、φ6、φ8㎜、φ3／8"穴とアリ溝がついていますのでほとんどすべてのテス
トインジケーター、ダイヤルゲージを保持できます。
また、ダイヤルゲージの耳付けも容易です。

D1

φ4あるいはφ6

φ4あるいはφ6

蘋強力なオンオフマグネットを使用しています。

《3点締めクランプ》

回転クランプH

3/8" φ6 φ8回転クランプW

アリ溝1/4"L

3/8" φ6 φ8
アリ溝1/4"

PH0315 ￥3,000（PH3100用）

PH4016

PH2040￥15,000

PH3100￥9,800

ワンタッチ手元微動送り機構付

ワンタッチ手元微動送り機構付

重量級クランプ型
ダイヤルゲージホルダー

クランプ型
ダイヤルゲージホルダー

ポパイスタンド

マグネット
アーム下部 重量
保持力 W L H
kg
主柱（L１） 副柱（L２） N ㎜ ㎜ ㎜ ねじ寸法

価 格

PH3100 ワンタッチ手元微動送り機構付

φ10×120 φ 8×110

320 30 40 35

M5×0.80.5¥ 8,200

PH2040 ワンタッチ手元微動送り機構付

φ14×203 φ12×185

800 50 60 55 M8×1.25

1.7¥ 9,800

PH4016 ワンタッチ手元微動送り機構付

φ16×260 φ16×225 1000 50 75 55 M8×1.25 2.45 ¥15,000

主柱・副柱の寸法（㎜）型 番￥8,200

ワンタッチ手元微動送り機構付

名称

ポパイスタンド

クランプ型ダイヤルゲージホルダー
重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダー

3点締め
クランプ
のみの型番

PH0315（PH3100用）

PH0310（PH2040用）

PH0312（PH4016用）

価 格¥ 3,000¥ 3,000¥ 3,000

SIMPLY SOPHISTICATED

回転
クランプ
のみの型番

FA1210（PH3100用）

FA1410（PH2040用）

FA1410（PH4016用）

価 格¥ 1,100¥ 1,100¥ 1,100

11

PH HOLDERS FAT

アーム先端微動送り機構付
マグネットスタンド《アーム先端微動送り機構》《アーム寸法図》

φ4M675
スリーサイズ穴付
回転クランプL1

3/8" φ6 φ8
L2
アリ溝

型番：FA1500 ￥6,000

強力な3点締めクランプ

D2《3点締めクランプ》

71mm
L3

D1

PH0310 ￥3,000

D3W（PH6400用）

H

L

PH6800￥17,500
先端微調整機構付

支柱タイプ
大型ロングPHホルダー
130kgf.オンオフマグネット付

PH6600 ￥14,000

PH6400 ￥12,000

先端微調整機構付

先端微調整機構付

支柱タイプ大型PHホルダー

支柱タイプ標準PHホルダー

100kgf.オンオフマグネット付
マグネット
保持力 W
L
H
主柱（L1） 副柱（L2） N㎜ ㎜ ㎜
主柱・副柱の寸法（㎜）

型 番

名

称

主柱下部
重量
D3
（kg）
ねじ寸法

80kgf.オンオフマグネット付

価 格

3点締め
クランプ
のみの 型 番

価 格

アーム
のみの
型 番

価 格

PH6400 先端微調整機構付

φ14×203 φ12×185 800

5060

55 M8×1.25

1.7 ¥12,000 PH0310 ¥3,000 PH6410 ¥ 9,800（PH6400用）（PH6400用）

PH6600 先端微調整機構付

φ16×260 φ16×225 1000 50

75

55 M8×1.25

2.3 ¥14,000 PH0312 ¥3,000 PH6610 ¥11,000（PH6600用）（PH6600用）

PH6800 先端微調整機構付

φ18×350 φ16×225 1300 50 120 55 M10×1.25 3.45 ¥17,500 PH0313 ¥3,000 PH6810 ¥13,000（PH6800用）（PH6800用）

支柱タイプ標準PHホルダー
支柱タイプ大型PHホルダー
支柱タイプ大型ロングPHホルダー

12

SIMPLY SOPHISTICATEDARTICULATED HOLDERS SET

ダイヤルゲージ & ホルダーセット
ノガ社では汎用性のあるホルダーと、世界でも最も優れたテストインジケーターやダイヤルゲージを組み合わせた使い易いセットをご提供しております。
《アーム寸法図》

71mm
L3

L2

L1

30

48

48

37
10

10

40

40

0

30

10

9

8
7
4 56

1 09

φ8

30

10

20

40

0

30
20

10

8
7

4 56

1 09

90
70

2
3

80

90

70

80

L

φ8

60

W

50

H

60

9

2
3

40

50

20

30

20

10

15.5

30

20

20

37

30

30

15.5

DG1000 ￥7,200

NF1000 ￥13,500

ダイヤルゲージ

テストインジケーター

蘋0.01㎜目盛り、0−10㎜
蘋ステム径：φ8㎜

蘋0.01㎜目盛り、測定範囲：0.8㎜
蘋ノークラッチタイプ
蘋アリ溝、3ヶ所付

MG6150 ￥29,800

DG6150 ￥24,800

NF2000 ￥16,400

重量級ダイヤルゲージ
ホルダーセット

標準ダイヤルゲージ
ホルダーセット

内容：MG61003

内容：DG61003

蘋0.002㎜目盛り、測定範囲：0.28㎜
蘋ノークラッチタイプ
蘋アリ溝、3ヶ所付

DG1000

DG1000

テストインジケーター

NF1201 ￥34,000

NF1400 ￥30,900

ポパイフレックスキット
NF1021＋NF1000

NF6150 ￥30,400

NF1036 ￥25,800

ミニホルダーセット
内容：NF61003
NF1000M

ノガフレックスアーム
芯出しセットポパイフレックスキット
NF10403＋NF1000

NF1202 ￥37,000

NF1402 ￥33,900

ポパイフレックスキット
NF1021＋NF2000

ポパイフレックスキット
NF10403＋NF2000

内容：NF1022

NF1000M

型

番

名

称

NF6150 ミニホルダーセット
NF1036
DG6150

ノガフレックスアーム
芯出しセットアーム長さ（㎜） アーム
マグネット
全長
保持力
下アーム（L１） 上アーム（L2） L1＋L2＋L3 N W L H

セット
内容

56

NF61003
0.6
NF1000M

56

標準ダイヤルゲージ
110
ホルダーセット

重量級ダイヤルゲージ
MG6150
ホルダーセット

133

51
51
101
113

178
178

320 30 40 35
φ8×40㎜
ステム付

重量
kg

価

格

¥30,400

NF10220.36 ¥25,800
NF1000M
DG61003
1.6
DG1000282

800 50 60 55

317

MG61003
800 50 60 55
2.1
DG1000¥24,800

型

番

名
仕

称
様

価

格

テストインジケーター

NF1000 0.01㎜目盛り

0.8㎜ストローク
ノークラッチタイプ¥13,500

テストインジケーター

NF2000 0.002㎜目盛り
0.28㎜ストローク ¥16,400
ノークラッチタイプ

ダイヤルゲージ¥29,800

DG1000 0.01㎜目盛り
0-10㎜¥ 7,200

フラットバック

SIMPLY SOPHISTICATED13

STANDARD HOLDERS

ノガ 標準
マグネットベース
微動送り無

微動送り付

星形キャップ付

星形キャップ付蛞蛞MB1035 ￥4,500

MB1030 ￥4,900

普及型マグネットベース

普及型マグネットベース

蘆主柱φ12×176㎜、副柱φ10×164㎜の標準タイプのマグネットベース。
蘆φ6、φ8㎜穴付、ゲージの耳でも保持できます。
蘆80kgf.強力オンオフマグネット付。

蘆主柱φ12×176㎜、副柱φ10×152㎜の微動送り付マグネットベース。
蘆φ6、φ8㎜穴付、ゲージの耳でも保持できます。
蘆80kgf.強力オンオフマグネット付。

回転クランプ式

回転クランプ式

微動送り無3/8" φ6 φ8星形キャップ付

蛞マルチクランプ式
マグネットベース
蘆MB1035と同じアームの先端に、φ6、φ8㎜、φ3/8″穴及びアリ溝付のマルチクラン
プシステムを付けています。
蘆80kgf.強力オンオフマグネ
ット付。

MB0020MB1035、MB1030用
上金具

MB1035、MB1030、 MB2035用
MB2025用下金具
下金具（φ6、φ8用穴付）（新タイプの星形キャップ付）

MB1035
MB1030
MB2025
MB2035
PH103514

名より

PH1035 ￥8,500
微調整機構なし

MB2035 ￥5,400

クランプ型ダイヤル
ゲージホルダーマルチクランプ式
マグネットベース

蘆ノガ独自の強力クランプシ
ステムを採用しているため
強力にロックし、長期間使用できます。
蘆主柱：φ12×170㎜、
副柱：φ10×152㎜
蘆オンオフマグネット付。
（50×60×55㎜H、80kgf.）

蘆MB1035と同じアームの先端に、
φ6、φ8㎜、
φ3/8″
穴及びアリ溝付のマルチクラン
プシステムを付けています。
蘆80kgf.強力オンオフマグネ
ット付。

MB0010用
空豆キャップ

MB0060番￥6,900

'19
11月1日

￥400

MB0010型

新価格

MB0001

パーツリスト￥900

φ6、φ8穴及びアリ溝付蛞

ダイヤルゲージ・
テストインジケー
ターの3種類のス
テム径に対応し、アリ溝 で の 保 持も 容 易 なマルチ
クランプ 方 式 を採用しています。

スタンダードマグネットベース￥600

空豆キャップ付

アリ溝1/4"

MB2025 ￥5,700

限定販売品

微動送り無

回転クランプ￥600

MB0003￥500

MB0060用
星形キャップ称

普及型マグネットベース 微動送りなし（星形キャップ）
普及型マグネットベース 微動送り付（星形キャップ）
マルチクランプ式マグネットベース
微動送りなし（星形キャップ）
マルチクランプ式マグネットベース
微動送りなしクランプ型ダイヤルゲージホルダー
微動送りなしSIMPLY SOPHISTICATED

MB0070MB0080MB0040MB0002MB0090MB1035用
アーム一式

MB2025用
アーム一式

MB2035用
アーム一式（新タイプの星形キャップ付）

MB1035、
MB1030用
主柱のみ

MB1030用
アーム一式（新タイプの星形キャップ付）

MB2025、
MB2035用
副柱（新タイプの星形キャップ付）（空豆キャップ付）￥2,300￥3,200

主柱・副柱の寸法（㎜）
主

柱

副

柱

保持力
N

￥2,200￥500（回転クランプ付）

マグネット
W
L
㎜
㎜

H
㎜

￥2,600MB0050￥2,900主柱下部
重量
ねじ寸法 （kg）

価

格

φ12×176

φ10×164

800

50

60

55

M8（×1.25） 1.4¥4,500

φ12×176

φ10×152

800

50

60

55

M8（×1.25） 1.4¥4,900

φ12×176

φ10×164

800

50

60

55

M8（×1.25） 1.4¥5,700

φ12×176

φ10×164

800

50

60

55

M8（×1.25） 1.4¥5,400

φ12×170

φ10×152

800

50

60

55

M8（×1.25） 1.4¥6,900'19
11月〜SPECIALTY HOLDERS

スペシャルホルダー

DG1044

DG1030

バキュームベース
ホルダー

ダイヤルゲージ
ホルダー

微調整機構付（微調整部がプラスチック
なので絶縁します。
）￥27,600￥18,000

MG1030￥23,000

重量級ダイヤルゲージホルダー（微調整部がプラスチックなので絶縁します。
）

型

番

名

アーム
オンオフマグネット
全長 保持力下アーム（L１） 上アーム（L２） L1＋L2＋L3 （N） W
L
H
アーム長さ（㎜）称

DG1044

バキュームベースホルダー

DG1030MG1030

ダイヤルゲージホルダー

110

101

261

800

50

60

55

重量級ダイヤルゲージホルダー

133

113

317

800

50

60

55

微調整機構付

110

101

282

350

クランプ型番

重量（kg）

価FA15000.704¥27,600

FA1300FA13001.350¥18,000¥23,000

φ88

1.850

格

デュアルアーム
デジタルカメラ・顕微鏡・ビデオカメラ・電子測定装置等の空中位置決め装置

デュアルアーム の特徴
1、ノガ社のフレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造となっており、デジタルカメラ・
顕微鏡等を簡単に自由な位置・角度で固定できます。

Noga dual arm with Dino Lite（Digital Microscope）

デジタル時代の自在カメラスタンド

2、アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止するため、安心して使用できます。
3、強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため機械の上や、スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮します。
4、本当に自由な角度でカメラを固定できるため真上からのサンプル品の撮影等も簡単にできます。シャッター速度を遅くして被写界深度の深い精密な製品写真も意のままです。

※先端のカメラ等取付部のねじ寸法は、インチねじ
で1/4"となっています。

1/4"ねじ102
1/4"ねじ1192

デュアルアーム用
先端アクセサリー3

ポールジョイントヘッド（雲台）

51

センターノブを締めるとアームを強力にロックしカメラを完全に固定します。

フレキシブルチューブ
がカメラ等の装着物の急激な落下を防ぎます。
56
30

16

3

45

デュアルアーム ミニ

デュアルアーム プロ

55

DA3000 ￥59,000
番

名

称￥3,600

UNC 1/4" ねじ付

デュアルアーム保持用
スチールプレート
170×170×12.5mm
2.8kg
ねじ穴は付いていません。

DA1000 ￥35,00035型

型番：DA2110

アーム寸法
（mm）

アーム保持力（kg/参考値）
アーム先端部 カメラ取付部

型番：NA8010 ￥990

オンオフマグネット
全 高 重 量
保持力
サイズ（mm） （mm） （kg）

価

格DA1000デュアルアーム・ミニ

56×51

2.7kg

1.5kg

320N

30×40×35H

250

0.51

¥35,000

DA3000デュアルアーム・プロ

163×113

8kg

4kg

1000N

50×75×55H

460

2.6

¥59,000

SIMPLY SOPHISTICATED

15

BASES

オンオフマグネット & クランプ & バキュームベース
ノガ社では様々な用途に合わせて、320Nの強力小型マグネットから、1300Nの大型マグネットまで、
また、クランプやバキュームベースもホールディングシステムの構成部品として提供しております。

DG0039 ￥5,600

DG0038 ￥3,700

DG0036 ￥2,800

NF0037 ￥2,600

NF0036

オンオフマグネット

オンオフマグネット

オンオフマグネット

オンオフマグネット

17kgf.

130kgf.

100kgf.

80kgf.

￥2,80032kgf.

オンオフ
マグネット

DG1003 ￥9,980

DG0118 ￥9,200

DG3678 ￥6,200

NF3778 ￥6,000

HS1100

オンオフマグネット

オンオフマグネット

オンオフマグネット

オンオフマグネット

20kgf.

100kgf. ねじ穴 5 ヶ付

100kgf. 手元微動送り付

80kgf. 手元微動送り付

32kgf. 手元微動送り付￥2,560円形永磁
マグネット

MA0322、MA0320、MG1006、MG1003、
MG0125（3"&4"クランプ）

DG0040 ￥9,800
バキュームベース φ92㎜
35kgf.（参考値）※下図参照。
W

M5

H

L

型

16

番

H

W

名

H

L

L

称

L

保持力
（N）

マグネット寸法（㎜）WL

ねじ穴サイズ

H

重量
（kg）

価

格

HS1100円形永磁マグネット

200

−

φ30

25

M5

0.123

¥ 2,560

NF0036

プッシュボタン式オンオフマグネット

170

30

30

30

M5（×0.8）

0.18¥ 2,800

NF0037

オンオフマグネット

320

30

40

35

M5（×0.8）

0.23¥ 2,600

NF3778

手元微動送り付オンオフマグネット

320

30

40

35

M5（×0.8）

0.25¥ 6,000

DG0036

オンオフマグネット

800

50

60

55

M8（×1.25）

1.0¥ 2,800

DG3678

手元微動送り付オンオフマグネット

800

50

60

55

M8（×1.25）

1.1¥ 6,200

DG0038

オンオフマグネット

1000

50

75

55

M8（×1.25）

1.27¥ 3,700

DG0118

手元微動送り付オンオフマグネット

1000

50

75

55

M8（×1.25）

1.38¥ 9,200

DG1003

ねじ穴（5ヶ）付オンオフマグネット

1000

50

75

55

M6、
M8、
M10、
M12
M10×1.25

1.35¥ 9,980

DG0039

オンオフマグネット

50

120

55

M10×1.25

2.0¥ 5,600

DG0040

バキュームベース

1300
350

（参考値）

φ92

M8（×1.25）

0.4¥ 9,800

MA03224"クランプ−100

外径M10×1.25

1.2¥ 9,200

MA03204"クランプ−100

内径M10×1.25

1.2¥ 9,200

MG1006

3"クランプ−75

外径M8（×1.25）

0.6¥ 7,500

MG10033"クランプ−75

内径M8（×1.25）

0.6¥ 7,500

MG0125

プラスチックカバー付 3 "クランプ−75

内径M8（×1.25）

0.6¥ 9,900

SIMPLY SOPHISTICATEDLIMIT GAUGE

限界ねじゲージ
平行ねじ用限界ゲージ
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のねじゲージです。
最も一般的なねじゲージで、ねじ山は60°で径とピッチの組合せで非常に多くの種類があります。
合否を判定するために、通り側と止まり側ゲージで検査し、精度を保証いたします。
限界式ねじゲージはISO導入JIS規格（6g、6Hなど）方式と従来JIS
規格（検査用・工作用 ＆1, 2, 3 級）方式があります。

ISO導入JIS規格（JIS B0251 & ISO 1502）メートルねじ新JIS

メートルねじ用プラグゲージ

メートルねじ用リングゲージ

めねじにGPゲージを手で無理なくねじ込んだ時に全長に渡って通り抜けること。

おねじにGRゲージを手で無理なくねじ込んだ時に全長に渡って通り抜けること。

めねじにNPゲージを手で無理なくねじ込んだ時に、どちら側からも2回転を超えてねじ込まれないこと。

おねじにNRゲージを手で無理なくねじ込んだ時に、どちら側からも2回転を超えてねじ込まれないこと。

但し、3山以下のめねじに対しては完全に通り抜けてはならない。

但し、3山以下のめねじに対しては完全に通り抜けてはならない。

メートルねじ用プラグゲージ

メートルねじ用リングゲージ

GPNP 6HGRNR 6g

サイズ ピッチ
型

M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M7

M8

M9

M10

M12

M14

M16

M18

0.25
0.4
0.45
0.45
0.35
0.5
0.5
0.7
0.5
0.8
0.75
1.0
0.75
1.0
0.75
1.0
1.25
0.75
1.0
1.25
0.75
1.0
1.25
1.5
1.0
1.25
1.5
1.75
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5

番

WGPNP-M2X0.25
WGPNP-M2X0.4
WGPNP-M2.5X0.45
WGPNP-M2.6X0.45
WGPNP-M3X0.35
WGPNP-M3X0.5
WGPNP-M4X0.5
WGPNP-M4X0.7
WGPNP-M5X0.5
WGPNP-M5X0.8
WGPNP-M6X0.75
WGPNP-M6X1.0
WGPNP-M7X0.75
WGPNP-M7X1.0
WGPNP-M8X0.75
WGPNP-M8X1.0
WGPNP-M8X1.25
WGPNP-M9X0.75
WGPNP-M9X1.0
WGPNP-M9X1.25
WGPNP-M10X0.75
WGPNP-M10X1.0
WGPNP-M10X1.25
WGPNP-M10X1.5
WGPNP-M12X1.0
WGPNP-M12X1.25
WGPNP-M12X1.5
WGPNP-M12X1.75
WGPNP-M14X1.0
WGPNP-M14X1.5
WGPNP-M14X2.0
WGPNP-M16X1.0
WGPNP-M16X1.5
WGPNP-M16X2.0
WGPNP-M18X1.0
WGPNP-M18X1.5

価 格¥14,900¥10,200¥10,200¥11,500¥12,600¥ 8,100¥12,600¥ 8,100¥12,600¥ 8,100¥12,600¥ 8,100¥12,600¥ 8,100¥12,600¥ 8,100¥ 8,100¥12,600¥ 8,800¥ 8,800¥12,600¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥10,200¥10,200¥10,700¥10,200¥10,200¥10,700¥11,900¥11,900型

番

WGRNR-M2X0.25
WGRNR-M2X0.4
WGRNR-M2.5X0.45
WGRNR-M2.6X0.45
WGRNR-M3X0.35
WGRNR-M3X0.5
WGRNR-M4X0.5
WGRNR-M4X0.7
WGRNR-M5X0.5
WGRNR-M5X0.8
WGRNR-M6X0.75
WGRNR-M6X1.0
WGRNR-M7X0.75
WGRNR-M7X1.0
WGRNR-M8X0.75
WGRNR-M8X1.0
WGRNR-M8X1.25
WGRNR-M9X0.75
WGRNR-M9X1.0
WGRNR-M9X1.25
WGRNR-M10X0.75
WGRNR-M10X1.0
WGRNR-M10X1.25
WGRNR-M10X1.5
WGRNR-M12X1.0
WGRNR-M12X1.25
WGRNR-M12X1.5
WGRNR-M12X1.75
WGRNR-M14X1.0
WGRNR-M14X1.5
WGRNR-M14X2.0
WGRNR-M16X1.0
WGRNR-M16X1.5
WGRNR-M16X2.0
WGRNR-M18X1.0
WGRNR-M18X1.5

メートルねじ用プラグゲージ

価 格（2ヶペアー）¥40,900¥25,200¥25,200¥27,200¥27,200¥17,600¥26,800¥17,500¥27,200¥17,500¥27,200¥17,500¥27,200¥17,500¥27,200¥17,500¥17,500¥27,200¥19,200¥19,200¥27,200¥19,200¥19,200¥19,200¥19,200¥19,200¥19,200¥19,200¥22,100¥22,100¥23,800¥22,100¥22,100¥23,800¥26,000¥26,000

型

M18

M20

M22

M24

M25
M26
M28

M30

M32
M33
M36
M38
M40

2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0

メートルねじ用リングゲージ

GPNP 6H

サイズ ピッチ番

WGPNP-M18X2.0
WGPNP-M18X2.5
WGPNP-M20X1.0
WGPNP-M20X1.5
WGPNP-M20X2.0
WGPNP-M20X2.5
WGPNP-M22X1.0
WGPNP-M22X1.5
WGPNP-M22X2.0
WGPNP-M22X2.5
WGPNP-M24X1.0
WGPNP-M24X1.5
WGPNP-M24X2.0
WGPNP-M24X3.0
WGPNP-M25X1.0
WGPNP-M25X1.5
WGPNP-M25X2.0
WGPNP-M26X1.5
WGPNP-M28X1.0
WGPNP-M28X1.5
WGPNP-M28X2.0
WGPNP-M30X1.0
WGPNP-M30X1.5
WGPNP-M30X2.0
WGPNP-M30X3.0
WGPNP-M30X3.5
WGPNP-M32X1.5
WGPNP-M32X2.0
WGPNP-M33X1.5
WGPNP-M33X2.0
WGPNP-M36X1.5
WGPNP-M36X2.0
WGPNP-M38X1.5
WGPNP-M38X2.0
WGPNP-M40X1.5
WGPNP-M40X2.0

GRNR 6g
価 格¥11,900¥14,100¥11,900¥11,900¥11,900¥14,100¥11,900¥11,900¥11,900¥14,100¥11,900¥11,900¥11,900¥14,100¥14,100¥14,100¥14,100¥14,100¥14,100¥14,100¥14,100¥21,500¥17,900¥17,900¥21,500¥26,400¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900¥17,900型

番

WGRNR-M18X2.0
WGRNR-M18X2.5
WGRNR-M20X1.0
WGRNR-M20X1.5
WGRNR-M20X2.0
WGRNR-M20X2.5
WGRNR-M22X1.0
WGRNR-M22X1.5
WGRNR-M22X2.0
WGRNR-M22X2.5
WGRNR-M24X1.0
WGRNR-M24X1.5
WGRNR-M24X2.0
WGRNR-M24X3.0
WGRNR-M25X1.0
WGRNR-M25X1.5
WGRNR-M25X2.0
WGRNR-M26X1.5
WGRNR-M28X1.0
WGRNR-M28X1.5
WGRNR-M28X2.0
WGRNR-M30X1.0
WGRNR-M30X1.5
WGRNR-M30X2.0
WGRNR-M30X3.0
WGRNR-M30X3.5
WGRNR-M32X1.5
WGRNR-M32X2.0
WGRNR-M33X1.5
WGRNR-M33X2.0
WGRNR-M36X1.5
WGRNR-M36X2.0
WGRNR-M38X1.5
WGRNR-M38X2.0
WGRNR-M40X1.5
WGRNR-M40X2.0

価 格（2ヶペアー）¥26,000¥31,100¥26,000¥26,000¥26,000¥31,100¥26,000¥26,000¥26,000¥31,100¥26,000¥26,000¥26,000¥31,100¥31,100¥31,100¥31,100¥31,100¥31,100¥31,100¥31,100¥48,100¥39,100¥39,100¥48,100¥57,800¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100¥39,100

ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。

SIMPLY SOPHISTICATED

17

LIMIT GAUGE
平行ねじ用限界ゲージ
従来JIS規格（JIS B0251 & B0252付属書）メートルねじ旧JIS

メートルねじ用プラグゲージ

メートルねじ用リングゲージ

めねじにGPゲージを手で無理なくねじ込んだ時に全長に渡って通り抜けること。
めねじに（IP又はWP）ゲージを手で無理なくねじ込んだ時に、どちら側からも2回転以上ねじ込まれないこと。
但し、3山以下のめねじに対しては完全に通り抜けてはならない。

おねじにGRゲージを手で無理なくねじ込んだ時に全長に渡って通り抜けること。
おねじに（IR又はWR）ゲージを手で無理なくねじ込んだ時に、どちら側からも2回転を超えてねじ込まれないこと。

メートルねじ用プラグゲージ（旧JIS）
サイズ

M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M7
M8

M9

M10

M12

M14

M16
M18

ピッチ

メートルねじ用プラグゲージ（検査用）
GPIP2 型 番

メートルねじ用プラグゲージ（工作用）
GPWP2 型 番
価 格

−

−−−

−−−

0.4
0.45
0.45
0.35
0.5
0.5
0.7
0.5
0.8
0.75
1.0
0.75
1.0
0.75
1.0
1.25
0.75
1.0
1.25
0.75
1.0
1.25
1.5
1.0
1.25
1.5
1.75
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5

WGPIP2M2X0.4
WGPIP2M2.5X0.45
WGPIP2M2.6X0.45
WGPIP2M3X0.35
WGPIP2M3X0.5
WGPIP2M4X0.5
WGPIP2M4X0.7
WGPIP2M5X0.5
WGPIP2M5X0.8
WGPIP2M6X0.75
WGPIP2M6X1.0
WGPIP2M7X0.75
WGPIP2M7X1.0
WGPIP2M8X0.75
WGPIP2M8X1.0
WGPIP2M8X1.25
WGPIP2M9X0.75
WGPIP2M9X1.0
WGPIP2M9X1.25
WGPIP2M10X0.75
WGPIP2M10X1.0
WGPIP2M10X1.25
WGPIP2M10X1.5
WGPIP2M12X1.0
WGPIP2M12X1.25
WGPIP2M12X1.5
WGPIP2M12X1.75
WGPIP2M14X1.0
WGPIP2M14X1.5
WGPIP2M14X2.0
WGPIP2M16X1.0
WGPIP2M16X1.5
WGPIP2M16X2.0
WGPIP2M18X1.0
WGPIP2M18X1.5

WGPWP2M2X0.4
WGPWP2M2.5X0.45
WGPWP2M2.6X0.45
WGPWP2M3X0.35
WGPWP2M3X0.5
WGPWP2M4X0.5
WGPWP2M4X0.7
WGPWP2M5X0.5
WGPWP2M5X0.8
WGPWP2M6X0.75
WGPWP2M6X1.0
WGPWP2M7X0.75
WGPWP2M7X1.0
WGPWP2M8X0.75
WGPWP2M8X1.0
WGPWP2M8X1.25
WGPWP2M9X0.75
WGPWP2M9X1.0
WGPWP2M9X1.25
WGPWP2M10X0.75
WGPWP2M10X1.0
WGPWP2M10X1.25
WGPWP2M10X1.5
WGPWP2M12X1.0
WGPWP2M12X1.25
WGPWP2M12X1.5
WGPWP2M12X1.75
WGPWP2M14X1.0
WGPWP2M14X1.5
WGPWP2M14X2.0
WGPWP2M16X1.0
WGPWP2M16X1.5
WGPWP2M16X2.0
WGPWP2M18X1.0
WGPWP2M18X1.5−−¥13,900¥13,900¥15,600¥17,900¥11,900¥17,900¥11,900¥17,900¥11,900¥17,900¥11,900¥17,900¥11,900¥17,900¥11,900¥11,900¥17,900¥13,200¥13,200¥17,900¥13,200¥13,200¥13,200¥13,200¥13,200¥13,200¥13,200¥13,900¥13,900¥14,700¥13,900¥13,900¥14,700¥16,000¥16,000

サイズ

M18

M20

M22

M24

M25
M26
M28

M30

M32
M33
M36
M38
M40

ピッチ

2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0

メートルねじ用プラグゲージ（検査用）
GPIP2
型 番
WGPIP2M18X2.0
WGPIP2M18X2.5
WGPIP2M20X1.0
WGPIP2M20X1.5
WGPIP2M20X2.0
WGPIP2M20X2.5
WGPIP2M22X1.0
WGPIP2M22X1.5
WGPIP2M22X2.0
WGPIP2M22X2.5
WGPIP2M24X1.0
WGPIP2M24X1.5
WGPIP2M24X2.0
WGPIP2M24X3.0
WGPIP2M25X1.0
WGPIP2M25X1.5
WGPIP2M25X2.0
WGPIP2M26X1.5
WGPIP2M28X1.0
WGPIP2M28X1.5
WGPIP2M28X2.0
WGPIP2M30X1.0
WGPIP2M30X1.5
WGPIP2M30X2.0
WGPIP2M30X3.0
WGPIP2M30X3.5
WGPIP2M32X1.5
WGPIP2M32X2.0
WGPIP2M33X1.5
WGPIP2M33X2.0
WGPIP2M36X1.5
WGPIP2M36X2.0
WGPIP2M38X1.5
WGPIP2M38X2.0
WGPIP2M40X1.5
WGPIP2M40X2.0

メートルねじ用プラグゲージ（工作用）
GPWP2
型 番
価 格
WGPWP2M18X2.0¥16,000WGPWP2M18X2.5¥20,000WGPWP2M20X1.0¥16,000WGPWP2M20X1.5¥16,000WGPWP2M20X2.0¥16,000WGPWP2M20X2.5¥20,000WGPWP2M22X1.0¥16,000WGPWP2M22X1.5¥16,000WGPWP2M22X2.0¥16,000WGPWP2M22X2.5¥20,000WGPWP2M24X1.0¥16,000WGPWP2M24X1.5¥16,000WGPWP2M24X2.0¥16,000WGPWP2M24X3.0¥20,000WGPWP2M25X1.0¥20,000WGPWP2M25X1.5¥20,000WGPWP2M25X2.0¥20,000WGPWP2M26X1.5¥20,000WGPWP2M28X1.0¥20,000WGPWP2M28X1.5¥20,000WGPWP2M28X2.0¥20,000WGPWP2M30X1.0¥30,600WGPWP2M30X1.5¥24,900WGPWP2M30X2.0¥24,900WGPWP2M30X3.0¥30,600WGPWP2M30X3.5¥37,200WGPWP2M32X1.5¥24,900WGPWP2M32X2.0¥24,900WGPWP2M33X1.5¥24,900WGPWP2M33X2.0¥24,900WGPWP2M36X1.5¥24,900WGPWP2M36X2.0¥24,900WGPWP2M38X1.5¥24,900WGPWP2M38X2.0¥24,900WGPWP2M40X1.5¥24,900WGPWP2M40X2.0¥24,900

メートルねじ用リングゲージ（検査用）
GRIR2 型 番WGRIR2M18X2.0
WGRIR2M18X2.5
WGRIR2M20X1.0
WGRIR2M20X1.5
WGRIR2M20X2.0
WGRIR2M20X2.5
WGRIR2M22X1.0
WGRIR2M22X1.5
WGRIR2M22X2.0
WGRIR2M22X2.5
WGRIR2M24X1.0
WGRIR2M24X1.5
WGRIR2M24X2.0
WGRIR2M24X3.0
WGRIR2M25X1.0
WGRIR2M25X1.5
WGRIR2M25X2.0
WGRIR2M26X1.5
WGRIR2M28X1.0
WGRIR2M28X1.5
WGRIR2M28X2.0
WGRIR2M30X1.0
WGRIR2M30X1.5
WGRIR2M30X2.0
WGRIR2M30X3.0
WGRIR2M30X3.5
WGRIR2M32X1.5
WGRIR2M32X2.0
WGRIR2M33X1.5
WGRIR2M33X2.0
WGRIR2M36X1.5
WGRIR2M36X2.0
WGRIR2M38X1.5
WGRIR2M38X2.0
WGRIR2M40X1.5
WGRIR2M40X2.0

メートルねじ用リングゲージ（工作用）
GRWR2 型 番
価 格（2ヶペアー）
WGRWR2M18X2.0¥35,700WGRWR2M18X2.5¥43,400WGRWR2M20X1.0¥35,700WGRWR2M20X1.5¥35,700WGRWR2M20X2.0¥35,700WGRWR2M20X2.5¥43,400WGRWR2M22X1.0¥35,700WGRWR2M22X1.5¥35,700WGRWR2M22X2.0¥35,700WGRWR2M22X2.5¥43,400WGRWR2M24X1.0¥35,700WGRWR2M24X1.5¥35,700WGRWR2M24X2.0¥35,700WGRWR2M24X3.0¥43,400WGRWR2M25X1.0¥43,400WGRWR2M25X1.5¥43,400WGRWR2M25X2.0¥43,400WGRWR2M26X1.5¥43,400WGRWR2M28X1.0¥43,400WGRWR2M28X1.5¥43,400WGRWR2M28X2.0¥43,400WGRWR2M30X1.0¥67,200WGRWR2M30X1.5¥54,000WGRWR2M30X2.0¥54,000WGRWR2M30X3.0¥67,200WGRWR2M30X3.5¥82,500WGRWR2M32X1.5¥54,000WGRWR2M32X2.0¥54,000WGRWR2M33X1.5¥54,000WGRWR2M33X2.0¥54,000WGRWR2M36X1.5¥54,000WGRWR2M36X2.0¥54,000WGRWR2M38X1.5¥54,000WGRWR2M38X2.0¥54,000WGRWR2M40X1.5¥54,000WGRWR2M40X2.0¥54,000

メートルねじ用リングゲージ（旧JIS）
サイズ

M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M7
M8

M9

M10

M12

M14

M16
M18

ピッチ

メートルねじ用リングゲージ（検査用）
GRIR2 型 番

メートルねじ用リングゲージ（工作用）
GRWR2 型 番
価 格（2ヶペアー）

−

−−−

−−−

0.4
0.45
0.45
0.35
0.5
0.5
0.7
0.5
0.8
0.75
1.0
0.75
1.0
0.75
1.0
1.25
0.75
1.0
1.25
0.75
1.0
1.25
1.5
1.0
1.25
1.5
1.75
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5

WGRIR2M2X0.4
WGRIR2M2.5X0.45
WGRIR2M2.6X0.45
WGRIR2M3X0.35
WGRIR2M3X0.5
WGRIR2M4X0.5
WGRIR2M4X0.7
WGRIR2M5X0.5
WGRIR2M5X0.8
WGRIR2M6X0.75
WGRIR2M6X1.0
WGRIR2M7X0.75
WGRIR2M7X1.0
WGRIR2M8X0.75
WGRIR2M8X1.0
WGRIR2M8X1.25
WGRIR2M9X0.75
WGRIR2M9X1.0
WGRIR2M9X1.25
WGRIR2M10X0.75
WGRIR2M10X1.0
WGRIR2M10X1.25
WGRIR2M10X1.5
WGRIR2M12X1.0
WGRIR2M12X1.25
WGRIR2M12X1.5
WGRIR2M12X1.75
WGRIR2M14X1.0
WGRIR2M14X1.5
WGRIR2M14X2.0
WGRIR2M16X1.0
WGRIR2M16X1.5
WGRIR2M16X2.0
WGRIR2M18X1.0
WGRIR2M18X1.5

WGRWR2M2X0.4
WGRWR2M2.5X0.45
WGRWR2M2.6X0.45
WGRWR2M3X0.35
WGRWR2M3X0.5
WGRWR2M4X0.5
WGRWR2M4X0.7
WGRWR2M5X0.5
WGRWR2M5X0.8
WGRWR2M6X0.75
WGRWR2M6X1.0
WGRWR2M7X0.75
WGRWR2M7X1.0
WGRWR2M8X0.75
WGRWR2M8X1.0
WGRWR2M8X1.25
WGRWR2M9X0.75
WGRWR2M9X1.0
WGRWR2M9X1.25
WGRWR2M10X0.75
WGRWR2M10X1.0
WGRWR2M10X1.25
WGRWR2M10X1.5
WGRWR2M12X1.0
WGRWR2M12X1.25
WGRWR2M12X1.5
WGRWR2M12X1.75
WGRWR2M14X1.0
WGRWR2M14X1.5
WGRWR2M14X2.0
WGRWR2M16X1.0
WGRWR2M16X1.5
WGRWR2M16X2.0
WGRWR2M18X1.0
WGRWR2M18X1.5−−¥34,900¥34,900¥39,100¥39,100¥26,000¥39,100¥26,000¥39,100¥26,000¥39,100¥26,000¥39,100¥26,000¥39,100¥26,000¥26,000¥39,100¥28,500¥28,500¥39,100¥28,500¥28,500¥28,500¥28,500¥28,500¥28,500¥28,500¥30,200¥30,200¥31,900¥30,200¥30,200¥31,900¥35,700¥35,700

サイズ

M18

M20

M22

M24

M25
M26
M28

M30

M32
M33
M36
M38
M40

ピッチ

2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0

ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。

18

SIMPLY SOPHISTICATEDLIMIT GAUGE
平行ねじ用限界ゲージ
ユニファイねじ準拠規格；ANSI B1.2
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によりインチ基準のねじゲージです。
この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ISOメートル規格と同じねじ山60°
ですが、メートル規格と異なる独自のユニファイねじ規格（外径やピッチ）でインチ表記されます。
0.216インチまでの径はNo.0からNo.12という記号で表記されます。
ユニファイねじゲージでは並目をUNC、細目をUNFと表記します。

UNC

UNF

サイズ

ねじ
タイプ
（並目）

No.2-56
No.3-48
No.4-40
No.5-40
No.6-32
No.8-32
No.10-24
1/4-20
5/16-18
3/8-16
7/16-14
1/2-13
9/16-12
5/8-11
3/4-10
7/8-9
1-8

UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC

ユニファイねじ用プラグゲージ
2B
型
番
価 格

WP2-56UNC2B
WP3-48UNC2B
WP4-40UNC2B
WP5-40UNC2B
WP6-32UNC2B
WP8-32UNC2B
WP10-24UNC2B
WP1/4-20UNC2B
WP5/16-18UNC2B
WP3/8-16UNC2B
WP7/16-14UNC2B
WP1/2-13UNC2B
WP9/16-12UNC2B
WP5/8-11UNC2B
WP3/4-10UNC2B
WP7/8-9UNC2B
WP1-8UNC2B¥17,900¥17,900¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥10,700¥16,800¥16,800¥21,500¥21,500

ユニファイねじ用リングゲージ
2A型
番
価 格（2ヶペアー）

WR2-56UNC2A
WR3-48UNC2A
WR4-40UNC2A
WR5-40UNC2A
WR6-32UNC2A
WR8-32UNC2A
WR10-24UNC2A
WR1/4-20UNC2A
WR5/16-18UNC2A
WR3/8-16UNC2A
WR7/16-14UNC2A
WR1/2-13UNC2A
WR9/16-12UNC2A
WR5/8-11UNC2A
WR3/4-10UNC2A
WR7/8-9UNC2A
WR1-8UNC2A¥45,500¥39,100¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥26,000¥36,200¥36,200¥48,500¥51,900

サイズ

ねじ
タイプ
（細目）

No.2-64
No.3-56
No.4-48
No.6-40
No.8-36
No.10-32
1/4-28
5/16-24
3/8-24
7/16-20
1/2-209/16-18
5/8-18
3/4-16
7/8-14
1-12

UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF

ユニファイねじ用プラグゲージ
2B
型
番
価 格

WP2-64UNF2B
WP3-56UNF2B
WP4-48UNF2B
WP6-40UNF2B
WP8-36UNF2B
WP10-32UNF2B
WP1/4-28UNF2B
WP5/16-24UNF2B
WP3/8-24UNF2B
WP7/16-20UNF2B
WP1/2-20UNF2B
WP9/16-18UNF2B
WP5/8-18UNF2B
WP3/4-16UNF2B
WP7/8-14UNF2B
WP1-12UNF2B¥22,800¥22,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥ 8,800¥10,700¥13,200¥13,200¥13,200¥13,200

ユニファイねじ用リングゲージ
2A型
番
価 格（2ヶペアー）

WR2-64UNF2A
WR3-56UNF2A
WR4-48UNF2A
WR6-40UNF2A
WR8-36UNF2A
WR10-32UNF2A
WR1/4-28UNF2A
WR5/16-24UNF2A
WR3/8-24UNF2A
WR7/16-20UNF2A
WR1/2-20UNF2A
WR9/16-18UNF2A
WR5/8-18UNF2A
WR3/4-16UNF2A
WR7/8-14UNF2A
WR1-12UNF2A¥67,200¥50,200¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥20,400¥23,000¥29,800¥29,800¥29,800¥29,800

管用テーパーねじゲージ
管用テーパーねじ PT（従来JIS規格）
準拠規格；JIS B0253（付属書）
管用ねじテーパーゲージでJIS規格（付属書）に区分されて規定されています。
PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。
耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部（PT）の検査に使用します。
サ イ ズ

PT 1/8-28
PT 1/4-19
PT 3/8-19
PT 1/2-14
PT 3/4-14
PT 1-11
PT 1 1/4-11
PT 1 1/2-11
PT 2-11

テーパーねじ用プラグゲージ（PT）
型

番

WP1/8-28PT
WP1/4-19PT
WP3/8-19PT
WP1/2-14PT
WP3/4-14PT
WP1-11PTWP1 1/4-11PT
WP1 1/2-11PT
WP2-11PT

テーパーねじ用リングゲージ（PT）

価 格¥53,200¥43,200¥43,200¥43,200¥43,200¥55,700¥55,700¥55,700¥82,500

型

番

WR1/8-28PT
WR1/4-19PT
WR3/8-19PT
WR1/2-14PT
WR3/4-14PT
WR1-11PT
WR1 1/4-11PT
WR1 1/2-11PT
WR2-11PT

価 格¥110,900¥ 88,400¥ 88,400¥ 69,900¥ 69,900¥110,900¥110,900¥110,900¥138,300

管用テーパーねじ R（ISO導入JIS規格）
準拠規格；JIS B0253
管用ねじテーパーゲージでJIS規格に規定されています。
Rは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。
耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部（R）の検査に使用します。
テーパーリングゲージをRとテーパープラグゲージをRcと区別します。
サ イ ズ

R 1/16-28
R 1/8-28
R 1/4-19
R 3/8-19
R 1/2-14
R 3/4-14
R 1-11R 1 1/4-11
R 1 1/2-11
R 2-11

テーパーねじ用プラグ（Rc）ゲージ
型

番

WP1/16-28RC
WP1/8-28RC
WP1/4-19RC
WP3/8-19RC
WP1/2-14RC
WP3/4-14RC
WP1-11RCWP1 1/4-11RC
WP1 1/2-11RC
WP2-11RC価 格¥53,200¥45,300¥43,200¥43,200¥43,200¥43,200¥55,700¥55,700¥55,700¥82,500

テーパーねじ用リング（R）ゲージ
型

番

WR1/16-28R
WR1/8-28R
WR1/4-19R
WR3/8-19R
WR1/2-14R
WR3/4-14R
WR1-11RWR1 1/4-11R
WR1 1/2-11R
WR2-11R

価 格¥ 84,700¥ 72,100¥ 68,700¥ 68,700¥ 50,600¥ 50,600¥ 79,500¥ 79,500¥ 79,500¥106,700

SIMPLY SOPHISTICATED

19

LIMIT GAUGE
管用平行限界ねじゲージ
管用平行ねじ G（ISO導入JIS規格）
準拠規格；ISO 228-2
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。
Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。
ねじプラグゲージには等級の区別はありません。
ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
サ イ ズ

平行ねじ用プラグゲージ（GPNP）
型
番
価 格

G 1/16-28
G 1/8-28
G 1/4-19
G 3/8-19
G 1/2-14
G 5/8-14
G 3/4-14
G 7/8-14
G 1-11G 1 1/8-11
G 1 1/4-11
G 1 1/2-11
G 1 3/4-11
G 2-11

WP1/16-28G
WP1/8-28G
WP1/4-19G
WP3/8-19G
WP1/2-14G
WP5/8-14G
WP3/4-14G
WP7/8-14G
WP1-11GWP1 1/8-11G
WP1 1/4-11G
WP1 1/2-11G
WP1 3/4-11G
WP2-11G

平行ねじ用リングゲージ（GRNR-A）
型
番
価 格（2ヶペアー）¥13,000¥13,000¥13,000¥13,000¥13,000¥15,600¥15,600¥15,600¥21,500¥21,500¥21,500¥21,500¥26,400¥26,400

WRA1/16-28G
WRA1/8-28G
WRA1/4-19G
WRA3/8-19G
WRA1/2-14G
WRA5/8-14G
WRA3/4-14G
WRA7/8-14G
WRA1-11G
WRA1 1/8-11G
WRA1 1/4-11G
WRA1 1/2-11G
WRA1 3/4-11G
WRA2-11G¥32,800¥32,800¥32,800¥32,800¥32,800¥39,100¥39,100¥39,100¥53,600¥53,600¥53,600¥53,600¥66,800¥66,800

管用テーパーねじゲージ
管用テーパーねじ NPT 準拠規格（ANSI/ASME B1.20.1）
アメリカ規格（ANSI）に規定されている管用テーパーねじゲージです。
NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。
耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部（NPT）の検査に使用します。
テーパーねじ用プラグゲージ（NPT）
型
番
価 格

サ イ ズ

NPT1/8-27
NPT1/4-18
NPT3/8-18
NPT1/2-14
NPT3/4-14
NPT1-11 1/2
NPT1 1/4-11 1/2
NPT1 1/2-11 1/2
NPT2-11 1/2

テーパーねじ用リングゲージ（NPT）
型番
価 格¥26,200¥21,300¥21,300¥21,300¥21,300¥26,800¥26,800¥26,800¥26,800

WP1/8-27NPT
WP1/4-18NPT
WP3/8-18NPT
WP1/2-14NPT
WP3/4-14NPT
WP1-11 1/2NPTWP1 1/4-11 1/2NPTWP1 1/2-11 1/2NPT
WP2-11 1/2NPT

WR1/8-27NPT
WR1/4-18NPT
WR3/8-18NPT
WR1/2-14NPT
WR3/4-14NPT
WR1-11 1/2NPTWR1 1/4-11 1/2NPTWR1 1/2-11 1/2NPT
WR2-11 1/2NPT¥44,900¥40,400¥40,400¥34,000¥34,000¥51,700¥51,700¥51,700¥51,700

管用テーパーねじ NPTF 準拠規格（ANSI B1.20.5）
アメリカ規格（ANSI）に規定されている管用テーパーねじゲージです。
NPTFは船舶、自動車、航空機などの油配管などの結合に使用され、普通シール材を使用しなくてもネジ部の高耐密性を得られます。
テーパーねじ用プラグゲージ（NPTF）
型
番
価 格

サ イ ズ

NPTF 1/8-27
NPTF 1/4-18
NPTF 3/8-18
NPTF 1/2-14
NPTF 3/4-14
NPTF 1-11 1/2
NPTF 1 1/4-11 1/2
NPTF 1 1/2-11 1/2
NPTF 2-11 1/2¥42,800¥37,000¥37,000¥37,000¥37,000¥44,900¥44,900¥44,900¥67,000

WP1/8-27NPTF
WP1/4-18NPTF
WP3/8-18NPTF
WP1/2-14NPTF
WP3/4-14NPTF
WP1-11 1/2NPTF
WP1 1/4-11 1/2NPF
WP1 1/2-11 1/2NPF
WP2-11 1/2NPTF

テーパーねじ用リングゲージ（NPTF）
型
番
価 格

WR1/8-27NPTF
WR1/4-18NPTF
WR3/8-18NPTF
WR1/2-14NPTF
WR3/4-14NPTF
WR1-11 1/2NPTF
WR1 1/4-11 1/2NPF
WR1 1/2-11 1/2NPF
WR2-11 1/2NPTF

管用テーパーねじゲージによる合否判定方法
最大・最少

限界位置（リングゲージ）
リング
ゲージ

最大・最小

限界位置（プラグゲージ）

最小限界位置
最小限界位置

プラグ
ゲージ

部品面位置

最大限界位置
最大限界位置
部品面位置

管又は管継手の末端がゲージの最大限界位置と最小限界位置を示す切り欠けの範囲内であれば合格です

20

SIMPLY SOPHISTICATED¥72,300¥66,500¥66,500¥56,500¥56,500¥80,400¥74,200¥74,200¥98,400

PORTABLE HARDNESS TESTING
CV ショア デュロメータ アナログ・デジタル 新発売
高度なショアスケールデュロメータは、ゴム、プラスチック、革および他のすべての柔らかい材料をテストするのに理想的で速く読みやすい硬度計です。
ゲージは、手持ちで使用することも、堅牢なベンチスタンドに取り付けて精度と再現性を向上させることもできます。

[アナログの特長]

デュロメータ・アナログ
ショアスケール

蘆 素早く読み易い
蘆 ポータブル
蘆 手持ち、もしくは別売ベンチスタンドにて操作
蘆 ショアAまたはショアD測定
蘆 基準片付属
蘆 本体にUKAS校正証明書付属

デュロメータ・デジタル
ショアスケール[デジタルの特長]
蘆 ゴム、プラスチック、革、その他すべての柔らかい材料の試験
蘆 速く読み易い
蘆 大型デジタルディスプレイ、文字高さ 6 mm
蘆 ポータブル
蘆 手で使用するかスタンドに取り付ける
蘆 基準片付属
蘆 SPCに使用できるデータ出力
蘆 ゼロ設定蘆 プリセット − 値入力オプション
蘆 ディスプレイ オートオフ
蘆 データ出力中でも、IP65電子モジュール保護
蘆 ショアベンチスタンドと組み合わせて使用できます
蘆 本体にUKAS校正証明書付属

SHA0001￥72,500

DSDS001￥164,800

仕 様
ASTM D 2240およびISO 868に従って製造されています。
ショア「A」および「D」スケールを使用し、ゴム、皮革、ビニールシート、パースペックス
およびプラスチック等、柔軟性のある材質の測定に適しています。
ベンチスタンドは、ショアAスケールは1Kg荷重、ショアDスケールは５Kg 荷重用にデザインされています。スタンドを使用すると、再現性と精度が向上します。
型 番

名

称

価

ベンチスタンド格

SHA0001

アナログショア デュロメータ Aスケール

SHD0002

アナログショア デュロメータ Dスケール￥ 82,800

DSAS001

デジタルショア デュロメータ Aスケール（R232出力タイプ）￥163,700

DSDS001

デジタルショア デュロメータ Dスケール（R232出力タイプ）￥164,800

SHA0003

デュロメータ用 ベンチスタンド￥377,300￥ 72,500

デジタルタイプ 技術仕様情報
ショアＡ

ショアＤ

表示量

0.1

0.1

規格

ASTM D2240、ISO868に準ずる

ASTM D2240、ISO868に準ずる

目盛仕様

0-100

0-100

プレッシャー面

Φ18

Φ18

インデンター形状

鈍角テーパー、軸径 1.25mm

シャープポイント、軸径1.25mm

先端角度

35°

30°

バッテリー

リチウム３V、CR2032

リチウム３V、CR2032

データ出力

RS232ケーブル外部電源供給

RS232ケーブル外部電源供給

SHA0003 ￥377,300（製品にデュロメータは含まれていません。
）

SIMPLY SOPHISTICATED21

PORTABLE HARDNESS TESTING
ポータブル硬度計 IPX-330 plus
信頼のINSPEXシリーズから高品質・多機能な硬度試験機が登場【特 長】
蘆 多言語メニュー等、充実した機能が標準装備
蘆 大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ 2.4インチサイズ
蘆 測定範囲：174-960HL
蘆 繰返し精度 ±0.5％（800 HL）
蘆 ASTM A956準拠
蘆 標準インパクト装置：D（オプション：DC、DL、D + 15、C、G）
蘆 インパクト装置の自動識別
蘆 HLからの硬度換算：ロックウェルHRB、HRC、ブリネルHB、ビッカースHV、ショアHS
ポータブル硬度計用
基準片 IPX1100※IPX-330PLUSに付属しています。

蘆 任意の方向で使用可能。上向きもテストできます。
蘆 最大10,000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能

型番： IPX-330 PLUS
価格：￥355,000

蘆 電源自動オフ機能
蘆 付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。
蘆 オプションBluetooth プリンターにて印刷可能【IPX330 plus付属品】
本体ユニットインパクト装置D（検出器）
基準片 HLD値
USBケーブル
清掃用ブラシ小型サポートリング
取扱説明書
収納ケース
INSPEX成績書

技 術 仕 様測定範囲・材種

174HL−960HL（インパクト装置Dの表参照）

硬さパラメータ

HL、HRB、HRC、HV、HB、HS

オプション 検出器

DC/DL/D＋15/C/D/G

精度±0.5％（HLD＝800）

メモリー10,000件

アウトプットUSB

ディスプレイ

カラーTIF、320×240LCD

電源

単3アルカリ電池

動作環境−20℃〜＋50℃

寸法133mm（L）
×75mm（W）
×29mm（H）

2個

オプション品：蘆 Bluetooth対応プリンター

要 件
固定された最小試料厚＞3mm（検出器G：＞10mm）

最小試料重量

頑丈な支持台上で2〜5kg

表面粗さ≦Ra 10

インパクト装置 D,

蘆 凹凸両用サポートリングセット

測定範囲LD：174-900

材質

HLD

HRC

HRB

HB

HV

HS

鉄鋼 ・ 鋳鉄

300-900

20.0-68.0

38.4-99.5

80-64780-94032.5-99.5

工具鋼

300-840

20.4-67.1−−

80-898−ステンレス鋼300-800

19.6-62.4

46.5-101.7

85-65585-802−ねずみ鋳鉄

360-650−−

93-334−−

ノジュラー鋳鉄

400-660−−131-387

−

−

アルミ合金

174-560−−

20-159−−真鍮

200-550−

13.5-95.3

40-173−−

蘆 交換部品インパクト装置内部のインパクトボディ

ブロンズ

300-700−−

60-290−−※別途お見積り致します。お問合せ下さい。

銅200-690−−45-315−−22

SIMPLY SOPHISTICATEDPORTABLE HARDNESS TESTING
標準検出器Dタイプの他に、特殊な部分を測定できるインパクト装置もご用意があります。
本体との組合せや、単品でもお求めいただけます。

特殊な測定用検出器 インパクト装置
型

番

内

容

本体＋検出器 Dタイプ

IPX-330 PLUS
IPX-331 PLUS

本体＋検出器 Cタイプ

IPX-332 PLUS

本体＋検出器 DCタイプ

IPX-333 PLUS

本体＋検出器 D＋15タイプ

IPX-334 PLUS

本体＋検出器DLタイプ

IPX-335 PLUS

本体＋検出器Gタイプ

IPX1100

Dタイプ用基準片

価 格￥355,000￥355,000￥355,000￥355,000￥504,000￥504,000￥ 41,000

IPX1100

202㎜

162㎜

21.5㎜

86㎜

141㎜

147㎜

254㎜

Dタイプ用基準片

50㎜

4㎜

20㎜

20㎜

20㎜

21㎜

30㎜

検出器C
IPX−0110

検出器DC
IPX−0120

検出器D＋15
IPX−0130

検出器DL
IPX−0125

検出器G
IPX−0138￥206,000￥355,000

20㎜

インパクト装置
タイプ
型 番
定 価

検出器D
IPX−0115￥206,000￥206,000￥206,000

標準検出器。
殆どの硬度測定用。

標準検出器Dの約1/4のインパクト。
表面焼き入れ。
薄板。
傷つきやすい部品向け。

超短小型検出器。
特殊荷重スティックによるスプリングロード。
他は標準Dと同等。
非常に狭い空間での使用に適しており、穴の内部、組立てられた機械
上の測定向き。

適 用

先 端 が 非 常 に 細く、 針のような先端形状。
測定部がコイルで戻 直径4.2㎜、長さ50㎜
ります。
特に狭い部分の表面
溝やくぼみ部分の表 測定用。
面測定用。

￥355,000
大きなテストチップ。
標 準 検 出 器 Dの約 9倍のインパクト。
ブリネル測定専用。
最大650HB。
大型鋳鍛造品用。

SYLCOM ソフトウェア（IPX−330 plus 非対応）
SYLCOMソフトウェアを使用するとバウアーズ社デジタルディスプレイユニットで表示した測定データをパソコンに取り込むことができます。BTモデル機器ではそのBluetooth獏
機能を介して、Bluetooth機能の無いディスプレイユニットXT3モデルはシルバック社製
USBケーブル利用してパソコンにデータを転送します。
SYLCOMソフトウェアはデータ取り込みの他、さまざまなモード表示や、部品図面を画面背景へ取り込み、公差判定を表示、測定シーケンス定義、取得データをExcelまたは外部ソ
フトウェアにエクスポートができます。

SYLCOMライト（試供につき無料）
試供無料ソフトウェアはwww.sylvac.chからダウンロードできます。
SYLCOMスタンダードの機能が、接続されている測定器1台のみに使用限定されています。

SYLCOMスタンダード（有料）Bluetooth接続は測定器8台まで接続可能。測定結果データをエクセル形式で出力できます。
※パソコンとバウアーズ社ディスプレイユニットBTモデルのBluetooth接続にはシルバック
社製USB型レシーバー（ドングル）が必要です。

標準機能
公差と上限下限値、選択可能な表示モード、
マルチゲージモード、シーケンスモード、
ユーザー管理と、デジタルインジケーター
メニュー設定。

SIMPLY SOPHISTICATED23

BORE GAUGING
XT アナログ ボアゲージ
バウアーズ社のXTアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる方法です。従来より広い測定範囲を実現したメカ構造により、2点式あるいは3点式のボアゲージがより使い易くなり、測定用アンビルの交換も今では不要となりました。2〜300㎜の広い測定範囲、頑丈な構造、読み取り易い目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。XT測定ヘッドと設定リングにはUKAS検査証が付いています。
2015年、バウアーズ社は測定範囲2〜20㎜においてXTAマイクロ（アナログ

ボアゲージ）を発売しました。XTAマイクロ（MXTA）は、

一層小型化されたメカ構造コントローラーと測定値読み取りの為の優れた副尺を兼ね備えています。

XTAマイクロの特長
蘆コンパクトなメカ構造コントローラー
蘆軽量で人間工学的なデザイン
蘆機能性向上蘆測定範囲2−20㎜のマイクロは5μの副尺を、2μに変更したことにより読み取り精度が向上しました

MXTA10M
XTAマイクロ アナログ ボアゲージ

XTシリーズ 設定リング

特 長
蘋 測定範囲：2〜300㎜。
蘋 2〜6㎜：2点式測定ヘッド。6〜300㎜：3点式測定ヘッド。
蘋 ゲージ目盛 XTAマイクロ 2〜6㎜：0.001㎜、6〜20㎜：0.002㎜
蘋 ゲージ目盛 XTアナログボアゲージ 20〜300㎜：0.005㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドは、すべて超硬測定アンビル付。
（12.5㎜以下はスチール製）
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜及び12.5㎜以上が可能。
蘋 穴径6㎜以上は、深穴測定用の延長棒がございます。
蘋 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。
蘋 設定リングが付属したセットがあり、単品でも設定リング付（末尾がＭの型番）があります。
蘋 すべての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。
蘋 ボアゲージはDIN863（パート4）に基づいて製造されています。
蘋 プラスチックケースまたは木箱付。
（サイズによります。）

型 番

サイズ（㎜）

価 格

XTR3M

2.50
4.00
5.00
8.00
12.50
20.00
35.00
65.00
80.00
125.00175.00225.00275.00¥25,000¥25,000¥25,000¥17,800¥17,800¥22,800¥25,000¥30,700¥39,800¥55,200¥75,400¥117,200¥138,000

XTR5M
XTR7M
XTR8M
XTR12M
XTR20M
XTR35M
XTR65M
XTR80M
XTR125M
XTR175M
XTR225M
XTR275M

英国バウアーズ社のご紹介
英国バウアーズ社（ボアーズ社とも呼ばれています）の精密測定工具
は、6大陸にまたがる世界50カ国以上で、各国のバウアーズ社総代
理店の販売網に支えられて、流通しております。バウアーズのブラン
ドは、測定機器の中でも世界のトップブランドとして広く認知されています。ノガ・ウォーターズでは、2014年7月よりバウアーズ社の日本総代理店としての活動を開始致しました。
益々激しい競争にさらされている測定機器業界においてバウアーズ
社は常に技術革新の最前線にあり、業界内での先進的地位を保持してまいりました。

24

SIMPLY SOPHISTICATED

バウアーズ社の主要製品は、特にボアゲージ及び内測マイクロメータ
を中心とする内径測定機器であり、メカ式（アナログ）と電気式（デジタル）の両方を製造しています。
コア製品としてはバウアーズXTシリーズのXTアナログ、
XTデジタル、
XTホールマチック等があり、ボアゲージの Ｇｏ
ｌｄ Standard として認知されています。他に小径穴用ボアゲージのマイクロゲージや大口径用のユニバーサルゲージ、高精度用のスマートプラグがあります。
更にバウアーズ工場内でのＵＫＡＳ校正試験室により、常に製品の検査証のトレースが可能で、バウアーズ製品の信頼性をより確かなもの
としています。

BORE GAUGING
XT アナログ ボアゲージ
XTA マイクロ アナログ ボアゲージ 設定リング付 及び 設定リング無
型 番

価 格

設定リング付¥97,000
MXTA1M¥97,000
MXTA2M¥97,500
MXTA3M¥97,000
MXTA4M¥97,000
MXTA5M¥61,000
MXTA6M¥56,000
MXTA8M¥56,000
MXTA10M¥56,000
MXTA12M¥57,600
MXTA16M

型 番

価 格

設定リング無¥88,500
MXTA1W¥88,500
MXTA2W¥89,000
MXTA3W¥89,000
MXTA4W¥89,000
MXTA5W¥57,600
MXTA6W¥51,500
MXTA8W¥51,500
MXTA10W¥49,900
MXTA12W¥49,900
MXTA16W

穴径の測定範囲
（㎜）

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

2-2.5
2.5-3
3-4
4-5
5-6
6-8
8-10
10-12.5
12.5-16
16-20

0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004

9
9
12
18
18
58
58
58
62
62

2.50
2.50
4.00
4.00
5.00
8.00
8.00
12.50
12.50
20.00

穴径の測定範囲
（㎜）

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

8-10
20-25
25-35
35-50
50-65
65-80
80-100100-125
125-150
150-175
175-200
200-225225-250250-275
275-300

0.004
0.004
0.004
0.004
0.005
0.005
0.005
0.006
0.006
0.007
0.007
0.008
0.008
0.009
0.009

58
66
66
80
80
80
100
115
115
115
115
118
118
118
118

8.00
20.00
35.00
35.00
65.00
65.00
80.00
125.00125.00175.00175.00225.00225.00275.00275.00

標準 XT アナログ ボアゲージ 設定リング付 及び 設定リング無
型 番
更に
値下げ★

価 格

型 番

価 格

設定リング付
設定リング無price¥47,900 down
XTA8M
−−
−−
¥63,600¥53,000
XTA20M
XTA20W¥90,400¥85,200
XTA25M
XTA25W¥92,000¥87,200
XTA35M
XTA35W¥102,500¥90,800
XTA50M
XTA50W¥102,500¥94,800
XTA65M
XTA65W¥129,800¥111,000
XTA80M
XTA80W¥130,600¥128,200
XTA100M
XTA100W¥150,800¥138,600
XTA125M
XTA125W¥194,200¥152,800
XTA150M
XTA150W¥222,000¥176,400
XTA175M
XTA175W¥298,400¥172,000
XTA200M
XTA200W¥308,600¥166,000
XTA225M
XTA225W¥336,200¥188,000
XTA250M
XTA250W¥350,800¥193,600
XTA275M
XTA275W

XTＡマイクロ ＵＫＡＳ検査証付設定リングと測定ヘッドのセット品
測定範囲（㎜）

2-3
3-6
6-10
10-20

型 番

価 格

測定ヘッド数設定リング

SMXTA1MSMXTA2M
SMXTA3M
SMXTA4M¥178,000¥274,000¥ 97,000¥143,00023
2
3

1（2.5㎜）2（4/5㎜）1（8㎜）2（12.5/20㎜）

標準 XT アナログ ボアゲージ ＵＫＡＳ検査証付設定リングと測定ヘッドのセット品
更に値下げ★

測定範囲（㎜）

型 番

6-10
20-50
50-100100-150150-200

SXTA3MSXTA5MSXTA6MSXTA7MSXTA8M価 格
price¥ 83,000 down
¥225,000¥305,000¥229,000¥326,000

測定ヘッド数

設定リング

2
3
3
2
2

1（8㎜）
2（20/35㎜）
2（60/85㎜）
1（125㎜）
1（175㎜）

延長棒（深穴径測定用）

延長棒

型 番

価 格

長さ（㎜）

適合ヘッド範囲（㎜）EGX0200
EGX0400
EGX0500
EGX0001
EGX0004¥17,000¥17,000¥17,000¥25,000¥26,500

63
76
100
150
150

6-10
10-12.5
12.5-2020-50
50-300SMXTA3M★印：副尺が5μの数量限定商品です。

SIMPLY SOPHISTICATED25

BORE GAUGING
XT3 デジタル ボアゲージ −BT（Bluetooth内蔵モデル）
バウアーズ社の Bluetooth 内蔵デジタル内測マイクロメータ BT モデルは、人間工学的デザインと、大きくて鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えると共にIP67のエレクトロニクス・防水保護、そして内蔵 Bluetooth による近接データ出力、すなわち双方向コミニュケーションはデータ採取
および保存の際優れた柔軟性を提供します。XTシリーズの幅広いメカニカルな動き、その特注測定ヘッドにより、殆どの厄介な測定の悩みに答えることができます。ねじ、スプライン、スロッ
ト、溝、深穴等多様な特殊形状アンビル付ヘッド製作が可能です。
従来のBluetoothなし XT3モデルも取り扱っております。お問い合せ下さい。

特 長
蘋 大きくて鮮明なLCDディスプレイを備えた新たな人間工学的デザイン。
蘋 IP67のエレクトロニクス・防水保護。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 プリセットメモリーを4つ入力できます。
蘋 データ出力：RS232/USB
蘋 Bluetooth Low Energy（内蔵モデル）による近接データ出力。
蘋 双方向コミュニケーション。
蘋 測定範囲は2〜300㎜まで。
（標準品で）
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。

Sylvac社提供のBT Smart Appは、
バウアーズ社Bluetooth Smart商品とのコミニュケーションが可能です。

蘋 最小表示単位：0.001㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。
蘋 優れたラチェットストップ機構により、安定した測定ができます。
蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。
蘋 すべての設定リング及びゲージにUKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。
蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付測定ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）
蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

測定したデータをパソコンに直接取り込む方法は、
ケーブル接続の他、デジタルディスプレイユニットがBluetoothモデルのボアゲージとUSBレシーバー（型番30-981-7100）とSylcomソフトを使用する方法があります。

データ送信
型 番

蘋 プラスチックケースまたは木箱入りです。
30-926-6721
30-981-7100

26

SIMPLY SOPHISTICATED

名称

シルバックデータ送信
USBケーブル（XT3用）
BT対応シルバックUSB
レシーバー

価 格

¥44,400¥30,700

BORE GAUGING（Bluetooth内蔵モデル）
XT3 デジタル ボアゲージ −BT−XT3（Bluetoothなし）
設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品
型 番

型 番

価 格

型 番

型 番

価 格

設定
穴径の 精度 測定
深さ リング
測定範囲（㎜）（㎜） （㎜）（㎜）

XTD1M-BT

XTD1M-XT3¥169,500

XTD1W-BTXTD1W-XT3¥165,600

2-2.5

0.004

9

2.50

XTDU2-BT/-XT3¥128,600

XTD2M-BT

XTD2M-XT3¥169,500

XTD2W-BTXTD2W-XT3¥165,600

2.5-3

0.004

9

2.50

〃

〃

XTD3M-BT

XTD3M-XT3¥169,900

XTD3W-BTXTD3W-XT3¥166,200

3-4

0.004

12

4.00

〃

〃

XTD4M-BT

XTD4M-XT3¥169,900

XTD4W-BTXTD4W-XT3¥165,600

4-5

0.004

18

4.00

〃

〃

XTD5M-BT

XTD5M-XT3¥169,900

XTD5W-BTXTD5W-XT3¥165,600

5-6

0.004

18

5.00

〃

〃

XTD6M-BTXTD6M-XT3¥122,600

XTD6W-BTXTD6W-XT3¥113,000

6-8

0.004

58

8.00

XTDU6-BT/-XT3¥97,000

XTD8M-BT

XTD8M-XT3¥122,000

XTD8W-BTXTD8W-XT3¥113,000

8-10

0.004

58

8.00

〃

〃

XTD10M-BT

XTD10M-XT3¥122,000

XTD10W-BT

XTD10W-XT3¥113,000

10-12.5

0.004

58

12.50

XTDU10-BT/-XT3¥97,000

XTD12M-BT

XTD12M-XT3¥124,600

XTD12W-BT

XTD12W-XT3¥116,500

12.5-16

0.004

62

12.50

〃

〃

XTD16M-BT

XTD16M-XT3¥127,200

XTD16W-BT

XTD16W-XT3¥118,000

16-20

0.004

62

20.00

〃

〃

XTD20M-BT

XTD20M-XT3¥129,600

XTD20W-BT

XTD20W-XT3¥121,000

20-25

0.004

66

20.00

XTD25M-BT

XTD25M-XT3¥190,000

XTD25W-BT

XTD25W-XT3¥168,400

25-35

0.004

66

35.00

〃

〃

XTD35M-BT

XTD35M-XT3¥198,600

XTD35W-BT

XTD35W-XT3¥175,400

35-50

0.004

80

35.00

〃

〃

XTD50M-BT

XTD50M-XT3¥214,200

XTD50W-BT

XTD50W-XT3¥191,600

50-65

0.005

80

65.00

XTD65M-BT

XTD65M-XT3¥218,800

XTD65W-BT

XTD65W-XT3¥196,000

65-80

0.005

80

65.00

〃

〃

XTD80M-BT

XTD80M-XT3¥245,000

XTD80W-BT

XTD80W-XT3¥214,200

80-100

0.005

100

80.00

〃

〃

XTD100M-BT

XTD100M-XT3¥272,300

XTD100W-BT

XTD100W-XT3¥236,400

100-125 0.006

115

125.00

XTD125M-BT

XTD125M-XT3¥280,800

XTD125W-BT

XTD125W-XT3¥249,000

125-150 0.006

115

125.00〃〃

XTD150M-BT

XTD150M-XT3¥306,600

XTD150W-BT

XTD150W-XT3¥266,200

150-175 0.007

115

175.00〃〃

XTD175M-BT

XTD175M-XT3¥326,000

XTD175W-BT

XTD175W-XT3¥294,600

175-200 0.007

115

175.00〃〃

XTD200M-BT

XTD200M-XT3¥395,200

XTD200W-BT

XTD200W-XT3¥289,400

200-225 0.008

118

225.00

XTD225M-BT

XTD225M-XT3¥435,600

XTD225W-BT

XTD225W-XT3¥282,400

225-250 0.008

118

225.00〃〃

XTD250M-BT

XTD250M-XT3¥451,800

XTD250W-BT

XTD250W-XT3¥309,000

250-275 0.009

118

275.00〃〃

XTD275M-BT

XTD275M-XT3¥493,900

XTD275W-BT

XTD275W-XT3¥315,600

275-300 0.009

118

275.00〃〃

設定リング付

設定リング無ディスプレー
ユニット
のみの型番

ディスプレー
ユニット
のみの価格

XTDU20-BT/-XT3 ¥109,500

XTDU50-BT/-XT3 ¥122,000

XTDU100-BT/-XT3 ¥132,000

XTDU200-BT/-XT3 ¥145,800

XT3デジタルボアゲージセット（測定ヘッド、デジタルディスプレー、設定リング）
測定範囲

測定
ヘッド数
5

デジタル
ディスプレー3（2.5/4/5㎜） XTDU2-BT/-XT3

型 番

型 番

価 格

2-6

SXTD1M-BTSXTD1M-XT3¥434,000

6-10

SXTD3M-BTSXTD3M-XT3¥149,800

2

1（8㎜）

10-20

SXTD4M-BTSXTD4M-XT3¥193,400

32（12.5/20㎜） XTDU10-BT/-XT3

20-50

SXTD5M-BTSXTD5M-XT3¥289,5003

2（20/35㎜）

50-100SXTD6M-BTSXTD6M-XT3¥387,600

32（65/80㎜）

XTDU50-BT/-XT3

100-150SXTD7M-BTSXTD7M-XT3¥325,000

2

1（125㎜）XTDU100-BT/-XT3

150-200

SXTD8M-BTSXTD8M-XT3¥434,600

2

1（175㎜）XTDU100-BT/-XT3

100-200

SXTD9M-BTSXTD9M-XT3¥695,600

42（125/175㎜） XTDU100-BT/-XT3

（㎜）

設定リング

XTDU6-BT/-XT3
XTDU20-BT/-XT3

12.5mm以上の3点式ボアゲージ
では、上記のような止まり穴の底の測定ができます。

（通り穴の）深穴用ストッパー型 番

内径範囲（㎜）

価 格

DSTOP01

2-6¥16,300

延長棒（深穴径測定用）
型 番

価 格

長さ（㎜）

適合ヘッド範囲（㎜）EGX 0200¥17,00063

6-10

EGX 0400¥17,00076

10-12.5

EGX 0500¥17,000100

12.5-20

EGX 0001¥25,000

150

20-50

EGX 0004¥26,500

150

50-300SXTD5M-BT

SIMPLY SOPHISTICATED27

BORE GAUGING
XT3 デジタルピストルグリップ ボアゲージ−BT（Bluetooth内蔵モデル）

バウアーズ社のホールマチックBluetooth内蔵デジタルピストルグリップボアゲージ（BTモデル）
は、新たに人間工学的デザインと、大きくて鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えると共にIP67のエレクトロニクス・防水保護、そして内蔵Bluetoothによる近接データ出力、すなわち双方
向コミニュケーションはデータ採取および保存の際優れた柔軟性を提供します。XTシリーズの幅広いメカニカルな動き、その特注測定ヘッドにより、殆どの厄介な測定の悩みに答えることができます。
ねじ、スプライン、スロット、溝、深穴等多様な特殊形状アンビル付ヘッド製作が可能です。
従来のBluetoothなし XT3モデルも取り扱っております。お問い合せ下さい。

SXTH5M-BT

特 長
蘋 大きくて鮮明な回転式LCDディスプレイを備えた人間工学的デザイン。
蘋 IP67のエレクトロニクス・防水保護。

Sylvac社提供のBT Smart Appは、
バウアーズ社Bluetooth Smart商品とのコミニュケーションが可能です。

蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 プリセットメモリーを4つ入力できます。
蘋 データ出力：RS232 / USB蘋 Bluetooth Low Energy(内蔵モデル）による近接データ出力。
蘋 双方向コミュニケーション。
蘋 素早く正確な測定。
蘋 測定範囲は2〜300㎜まで。
（標準品で）
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定ヘッド。

蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。
蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。
蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのピストルグリップゲージにも、UKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレイ装置と測定ヘッドに、シリア
ル番号が付いています。

蘋 最小表示単位：0.001㎜

蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付
測定ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）

蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。

蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。

蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。

蘋 プラスチックケースまたは木箱入りです。

28

SIMPLY SOPHISTICATEDBORE GAUGING−BT（Bluetooth内蔵モデル）

XT3 ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ −XT3

（Bluetoothなし）

設定リング付

設定リング無

穴径の
測定範囲
（㎜）

測定
設定
精度
深さ リング（㎜） （㎜） （㎜）

ディスプレー
ユニット
のみの型番

型 番

型 番

価 格

型 番

型 番

価 格

XTH1M-BT

XTH1M-XT3¥208,000

XTH1W-BT

XTH1W-XT3¥201,000

2-2.5

0.004

9

2.50

XTPG01M-BT/-XT3

XTH2M-BT

XTH2M-XT3¥208,000

XTH2W-BT

XTH2W-XT3¥201,000

2.5-3

0.004

9

2.50

〃

XTH3M-BT

XTH3M-XT3¥208,000

XTH3W-BT

XTH3W-XT3¥201,000

3-4

0.004

12

4.00

〃

XTH4M-BT

XTH4M-XT3¥208,000

XTH4W-BT

XTH4W-XT3¥201,000

4-5

0.004

18

4.00

〃

XTH5M-BT

XTH5M-XT3¥208,000

XTH5W-BT

XTH5W-XT3¥201,000

5-6

0.004

18

5.00

〃

XTH6M-BT

XTH6M-XT3¥159,800

XTH6W-BT

XTH6W-XT3¥152,300

6-8

0.004

58

8.00

XTPG02M-BT/-XT3

XTH8M-BT

XTH8M-XT3¥159,400

XTH8W-BT

XTH8W-XT3¥151,800

8-10

0.004

58

8.00

〃

XTH10M-BT

XTH10M-XT3¥156,400

XTH10W-BT

XTH10W-XT3¥149,200

10-12.5

0.004

58

12.50

〃

XTH12M-BT

XTH12M-XT3¥162,400

XTH12W-BT

XTH12W-XT3¥153,800

12.5-16

0.004

62

12.50

〃

XTH16M-BT

XTH16M-XT3¥165,600

XTH16W-BT

XTH16W-XT3¥154,800

16-20

0.004

62

20.00

〃

XTH20M-BT

XTH20M-XT3¥165,600

XTH20W-BT

XTH20W-XT3¥155,300

20-25

0.004

66

20.00

XTPG03M-BT/-XT3

XTH25M-BT

XTH25M-XT3¥229,000

XTH25W-BT

XTH25W-XT3¥180,500

25-35

0.004

66

35.00

〃

XTH35M-BT

XTH35M-XT3¥235,000

XTH35W-BT

XTH35W-XT3¥185,000

35-50

0.004

80

35.00

〃

XTH50M-BT

XTH50M-XT3¥241,000

XTH50W-BT

XTH50W-XT3¥231,500

50-65

0.005

80

65.00

〃

XTH65M-BT

XTH65M-XT3¥241,000

XTH65W-BT

XTH65W-XT3¥231,500

65-80

0.005

80

65.00

〃

XTH80M-BT

XTH80M-XT3¥257,000

XTH80W-BT

XTH80W-XT3¥245,000

80-100

0.005

100

80.00

〃

XTH100M-BT

XTH100M-XT3¥269,000

XTH100W-BT

XTH100W-XT3¥252,000

100-125

0.006

115

125.00

XTPG04M-BT/-XT3

XTH125M-BT

XTH125M-XT3¥285,000

XTH125W-BT

XTH125W-XT3¥268,200

125-150

0.006

115

125.00〃

XTH150M-BT

XTH150M-XT3¥302,000

XTH150W-BT

XTH150W-XT3¥279,400

150-175

0.007

115

175.00〃

XTH175M-BT

XTH175M-XT3¥316,000

XTH175W-BT

XTH175W-XT3¥292,400

175-200

0.007

115

175.00〃

XTH200M-BT

XTH200M-XT3¥415,000

XTH200W-BT

XTH200W-XT3¥359,400

200-225

0.008

118

225.00〃

XTH225M-BT

XTH225M-XT3¥458,000

XTH225W-BT

XTH225W-XT3¥403,000

225-250

0.008

118

225.00〃

XTH250M-BT

XTH250M-XT3¥475,000

XTH250W-BT

XTH250W-XT3¥409,400

250-275

0.009

118

275.00〃

XTH275M-BT

XTH275M-XT3¥524,000

XTH275W-BT

XTH275W-XT3¥458,200

275-300

0.009

118

275.00〃

XT3ホールマチックデジタルピストルグリップボアゲージセット
測定範囲
（㎜）
2-6

型 番

型 番

価 格

SXTH1M-BT

SXTH1M-XT3¥458,000

測定
ヘッド数
5

6-10

SXTH3M-BT

SXTH3M-XT3¥189,600

2

1（8㎜）2（12.5/20㎜）

設定リング

3（2.5/4/5㎜）

10-20

SXTH4M-BT

SXTH4M-XT3¥229,900

3

20-50

SXTH5M-BT

SXTH5M-XT3¥332,0003

2（20/35㎜）

50-100SXTH6M-BT

SXTH6M-XT3¥375,00032（65/80㎜）

100-150SXTH7M-BT

SXTH7M-XT3¥334,800

2

1（125㎜）

150-200

SXTH8M-BT

SXTH8M-XT3¥447,2002

1（175㎜）6-20

SXTH10M-BT

SXTH10M-XT3¥308,00053（8/12.5/20㎜）

20-100SXTH11M-BT

SXTH11M-XT3¥556,0006

4（20/35/65/80㎜）

100-200

SXTH9M-BT

SXTH9M-XT3¥718,000

42（125/175㎜）

SXTH5M-BT

深穴用ストッパー型 番

内径範囲（㎜）

価 格

DSTOP01

2-6¥16,300

延長棒（深穴径測定用）

ピストルグリップ＋ディスプレーのみの単価

型 番

価 格

長さ（㎜）

EGX 0200¥17,000

63

EGX 0400¥17,000

76

EGX 0500¥17,000100

EGX 0001¥25,000

EGX 0004¥26,500

適合ヘッド範囲（㎜）

型 番

型 番

測定範囲（㎜）

価 格

6-10

XTPG01M-BT

10-12.5

XTPG02M-BT

XTPG01M-XT3

2-6¥140,000

XTPG02M-XT3

6-20

12.5-20¥140,000

XTPG03M-BT

XTPG03M-XT3

20-100¥140,000

150

20-50

XTPG04M-BT

XTPG04M-XT3

100-300¥140,000

150

50-300SIMPLY SOPHISTICATED29

BORE GAUGING
従来モデルの従来モデルの更にお求めやすい新価格でご提供します。
限定販売品
限定販売品
数量が限定されていますので、完売次第、販売終了となります。

XT デジタル ボアゲージ Xtreme
バウアーズ社のXTデジタルXtreme内測マイクロメータでは、従来のラチェット式ボア
ゲージの高品質な機能に、先進的なIP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を組み込んでいます。
XTシリーズは大きな機械的ストロークを持ち合わせているため、従来では困難を伴っていた測定部位に特殊ヘッドで対応することが出来ます。ねじ穴、スプラインスロット、溝、深穴などに対応する特殊ヘッドを製作できますので、お問い合わせ下さい。
バウアーズ社のXTシリーズ内測マイクロメータは単品またはセットでご購入できます。
すべてのXT機器は測定範囲が大きく、アンビル交換の必要がありません。
測定ヘッドと設定リングの両方にＵＫＡＳ検査証が標準で付いています。

設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品
設定リング付型番

穴径の測定範囲（㎜）

price
down

価格

精

度

測定深さ

設定リング

（㎜）

（㎜）

（㎜）

XTD6M

¥104,900

6-8

0.004

58

8.00

XTD8M

¥104,400

8-10

0.004

58

8.00
12.50

XTD12M¥106,600

12.5-16

0.004

62

XTD25M¥162,500

25-35

0.004

66

35.00

XTD50M¥183,200

50-65

0.005

80

65.00

XTD80M¥209,500

80-100

0.005

100

80.00

特

長

蘋 IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を備えています。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 大きくて見やすいディスプレー表示。
蘋 プリセットメモリーを3つ入力できます。
蘋 RS232Cによる出力。
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式測定
ヘッド。
蘋 最小表示単位：0.001㎜
蘋 12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。
蘋 優れたラチェットストップ機構により、安定した測定ができます。
蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。
蘋 すべての設定リングにＵＫＡＳ検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのゲージにも、ＵＫＡＳ検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのデジタルディスプレー装置と測定ヘッドに、シリアル番号が付いています。
蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。
蘋 プラスチックケース又は木箱入りです。

XTデジタルボアゲージセット（測定ヘッド、デジタルディスプレー、設定リング）
price
down

測定
ヘッド数

デジタル
ディスプレー

測定範囲
（㎜）

型

6-10

SXTD3M¥128,100

2

1（8㎜）

XTDU6

50-100SXTD6M¥331,40032（65/80㎜）

XTDU50

番

価格

設定リング

XT ホールマチック デジタルピストルグリップ ボアゲージ Xtreme
バウアーズ社のXTホールマチックXtremeボアゲージは、人間工学的ピストルグリップのハンドル部と斬新な引き金動作が組み合わされ、計測作業の速さと均一な計測圧力を実現しています。
デジタル表示画面の鮮明さ、IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能などの高性能に加え、2〜300㎜までの広い測定範囲により、より使い易く、精度も保証されています。
XTホールマチック・ピストルグリップボアゲージは単品としても、ある測定範囲内でのフルセットとしても供給されています。すべてのXT機器は、固定アンビルによっても広い測定範囲に使用することが可能なうえ、測定ヘッドと設定リングの両方に
ＵＫＡＳの検査証が標準で付いています。

特長蘋 IP65のエレクトロニクス・スプレー防水機能を備えています。
蘋 ボタンが2つだけのシンプルな操作です。
蘋 大きくて見やすい回転式ディスプレーが付いています。
蘋 プリセットメモリーを3つ入力できます。
蘋 RS232Cによる出力。
蘋 ヘッドが自動センタリング方式です。
蘋 測定圧力が均一にかかります。
蘋 素早く、正確な測定ができます。
蘋 2〜6㎜までは2点接触式、6〜300㎜までは3点接触式の測定ヘッド。
蘋 最小表示単位：0.001㎜

蘋12.5㎜以上の3点式測定ヘッドはすべて超硬アンビル付。
蘋 止まり穴の穴底測定は2〜6㎜まで、及び12.5㎜以上で可能。
蘋 6㎜以上のサイズには深穴測定用延長棒がございます。
蘋 単品の標準品及びセットに設定リングが付属しています。
蘋 すべての設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのピストルグリップゲージにUKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 すべてのゲージと測定ヘッドに製造番号が記載されています。
蘋 ねじ、溝、2点式、球状、スプライン等の特殊形状アンビル付測定ヘッドの製作ができます。
（ワーク図面をお送り下さい。
）
蘋 ボアゲージはDIN863、パート4に基づいて製造されています。
蘋 ケース入りです。

設定リング付及び設定リング無（測定ヘッド＋ディスプレーのみ）の単品
型

設定リング付
番
価格

price
down

穴径の
測定範囲（㎜）

精 度
（㎜）

測定深さ
（㎜）

設定リング
（㎜）

ディスプレー
ユニットのみの型番

XTH10M¥133,800

10-12.5

0.004

58

12.50

XTPG02M

XTH16M¥141,600

16-20

0.004

62

20.00

〃

XTH20M¥141,600

20-25

0.004

66

20.00

XTPG03M

XTH35M¥201,000

35-50

0.004

80

35.00

〃

30

SIMPLY SOPHISTICATED

12.5mm以上の3点式
ボアゲージでは、上記のような止まり穴の底の測定ができます。

BORE GAUGING
ねじの有効径を簡単に測定できる『ねじ寸法測定ゲージ』
英国バウアーズ社が標準化した内径ねじの有効径を測定できる特殊測定ヘッドをご紹介します。
ノガ・ウォーターズにおきましては特にミルスレッド加工等のミリングねじ切りに対応するねじ寸法
測定ヘッドを特注品として供給して参りましたが、この特注品の標準化により、使用頻度の高いねじ寸法につきましては、より低価格にて、また在庫寸法につきましては即納にてご提供することが可能となりました。
従来型のねじゲージによる測定では、合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。バウアーズ社の『ねじ寸法測定ゲージ』を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。
『ねじ寸法測定ゲージ』では、ねじを計測する箇所に直接アンビルを当てるので、ゲージとワークの摩擦がなく、測定ヘッドは長持ちします。
M5〜Ｍ8までは2点式アンビルによる
デジタルラチェットグリップ
タイプ、Ｍ10以上について
は、3点式アンビルによる
デジタルピストルグリップタイプとなりますが、特注測定ヘッドも承りますので、ご遠慮なくご用命
下さい。

2点式

3点式

ねじ測定用特殊ヘッドの人気サイズが在庫化されました。
ねじ加工が素早く、簡単、正確に数値管理できます。
M5×0.8ねじ測定用特殊ヘッドとXTDU2-XT3

ご発注方法
ねじ測定用ヘッド
ねじサイズ
呼び
M5×0.8
M6×1.0M8×1.25
M10×1.0
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.0
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M16×1.0
M16×1.5
M16×2.0
M18×1.25
M18×1.5
M20×1.0
M20×1.5
M20×2.5+ 設定リング + ディスプレイユニット の組合せで測定できます。

ねじ測定用ヘッド型
番
価 格¥191,300
THRH-M5X0.8¥191,300
THRH-M6X1.0¥191,300
THRH-M8X1.25¥ 99,800
THRH-M10X1.0¥ 99,800
THRH-M10X1.25¥ 99,800
THRH-M10X1.5¥ 99,800
THRH-M12X1.0¥ 99,800
THRH-M12X1.25¥ 99,800
THRH-M12X1.5¥ 99,800
THRH-M12X1.75¥ 99,800
THRH-M14X1.5¥ 99,800
THRH-M16X1.0¥ 99,800
THRH-M16X1.5¥ 99,800
THRH-M16X2.0¥ 99,800
THRH-M18X1.25¥ 99,800
THRH-M18X1.5¥110,600
THRH-M20X1.0¥ 99,800
THRH-M20X1.5¥ 99,800
THRH-M20X2.5

設定リング UKAS付型
番
価 格¥28,000
THRR-M5X0.8¥28,000
THRR-M6X1.0¥28,000
THRR-M8X1.25¥31,700
THRR-M10X1.0¥31,700
THRR-M10X1.25¥31,700
THRR-M10X1.5¥31,700
THRR-M12X1.0¥31,700
THRR-M12X1.25¥31,700
THRR-M12X1.5¥31,700
THRR-M12X1.75¥31,700
THRR-M14X1.5¥39,200
THRR-M16X1.0¥39,200
THRR-M16X1.5¥39,200
THRR-M16X2.0¥39,200
THRR-M18X1.25¥39,200
THRR-M18X1.5¥52,200
THRR-M20X1.0¥52,200
THRR-M20X1.5¥52,200
THRR-M20X2.5

推奨ディスプレイ
ユニット型番

アンビル

2点式
〃
〃
3点式
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

XTDU2-XT3 ／XTDU2-BT¥128,600

XTPG02M-XT3 ／XTPG02M-BT¥140,000

ピンク色の型番表示は、ノガ・ウォーターズ在庫品です。
SIMPLY SOPHISTICATED

31

BORE GAUGING
ねじ 寸 法 測 定 ゲ ー ジ

ここが優れている！
バウアーズ社のねじ寸法測定ゲージ
蘆 Bowersのねじ寸法測定ゲージは設定リングで校正した後、ねじ測定にかかる時間は、プラグゲージをねじに入れ、回す
時間と同じ位です。
蘆 バウアーズのねじ寸法測定ゲージは瞬時に正確な測定を行うことができ、それは、ミリングねじ切り加工の際に参照することができますので、加工工程管理に最適です。
蘆 プラグゲージはネジ内部で引っかかり、無理に力を入れると、プラグゲージや部品を損傷する可能性があります。
バウアーズのねじ寸法測定ゲージには、このような問題はありません。
蘆 バウアーズねじ寸法測定ゲージは初めて使用する方にも簡単なユーザーフレンドリー測定システムです。
蘆 バウアーズ社のねじ寸法測定ゲージは、谷径、有効径、ピッチ円直径など実際のピッチ径を測定する為のゲージの他に、2点式ヘッドでネジ内径の楕円率測定用特注品も製造することができます。
ねじ設定リングで校正します

特殊形状測定ヘッド
タービンブレード溝測定

バルブ測定

バウアーズ 社 は 工 業 用 タービンメーカー から の 依 頼 をオイル・ガス業界のバルブ内部空洞測定のソリューション

受け、高精度測定に適した超硬ボールを使ったダブテイル

として直角アングルアダプターにより垂直下向きの内径を

スロット幅・タービンブレード溝測定用特殊ゲージを開発

測定する特殊ゲージを開発しました。

しました。

特 長：

蘆 実際のサイズや位置を数値表示できます。
蘆 摩擦が少なく、長期間使用できます。

蘆 高精度で迅速な測定

蘆 Bluetooth内蔵モデルは近接データ送信が可能です。

蘆 使い易さの向上

32

SIMPLY SOPHISTICATEDBORE GAUGING
特 殊 形 状 測 定 ヘッド

特殊形状測定ボアゲージ

直角アングルアダプター

バウアーズ社では、ボアゲージ及び内径測定機器を最も包括的に製造しておりますが、標準品ですべての穴径測定をカバーできるわけではありません。バウアーズ社は、お客様を大事にす
る気質と相俟って、特殊品の測定ヘッドの製造に力を入れていることに、高い評価をいただいて参りました。下記のイラストのような特殊測定ヘッドにより、困難な部分の測定が簡単に解決されています。

2点もしくは3点式
ねじ測定

2点もしくは3点式溝測定

ボールねじ測定

蘆バウアーズのXTD、XTHに対応します。
蘆特殊形状、ラジアス・ボール接触。
蘆深穴用ストッパーを使用
して、素早い測定ができます。
蘆ラジアス溝にも
対応でき
ます。

2点式
3点式

M4〜300mmまでのねじの有効径、内径、谷径の測定用サイズM10以上

内径および外径
スプライン測定

ボールレース測定

ブレーキキャリバー
測定

側面から見た形状

2〜300mm

蘆2点式、3点式とも製作できます。
蘆測定アンビルは工具鋼製です。
蘆ピッチ円直径、谷径、内径用の測定ヘッドが製作可能です。
蘆8〜300㎜径までの測定ヘッドに対応可能です。

ピッチ円直径

2点式球面

3点式球面

球面ラジアス蘆楕円あるいは不規則な円形状の内径測定に対応します。

蘆内径の中心から、多少ずれても高い繰り返し精度にて測定できます。
デジタルユニットにて
6〜300㎜の
内径測定が
できます。

2点式、3点式とも可能
6〜300㎜径。

2点式

谷径

側面から見た
形状

内径

横から見た
形状

3点式

SIMPLY SOPHISTICATED33

BORE GAUGING
特殊形状測定ヘッドのボアゲージ−その他−
特異形状の穴

銃身の径測定止まり穴

16〜300㎜の範囲内の不ぞろいな突出部分の測定が可能

滑腔砲やライフリングされた砲身内部測定用

2〜6㎜と12.5〜300㎜は標準品ですが、
6〜12.5㎜は特注として承ります。

アンビル

正面

スロット幅測定

横深穴用XT

2〜6㎜までのスロット幅測定用

6〜100㎜までのスロット幅測定用

2mまでの深穴に対しては特注の延長棒で対応できます。

外径ねじ測定外径スプライン測定

スナップマイク特注品
.

ピッチ径

大径

小径

バウアーズ スナップマイク
バウアーズ社のスナップマイクは、高品質のデジタルマイクロメーターと自由度のあるスナップゲージの特性を兼ね備えた革新的な製品です。その広い測定範囲、調節式固定台と独創的なスナップアクションは、広範囲の部品を迅速かつ正確に測定できます。
標準的な使用の他にも、自由度が高いバウアーズのスナップマイクはねじ寸法、スプライン、溝など様々な特殊形状の外径測定に合わせ、簡単に測定する為に、特別なアンビルをご提案できます。
量産部品の迅速かつ正確な測定にお使いいただける頑丈なスタンドもオプション
にてご用意しております。

特 長
蘋 測定範囲：0〜30 / 30〜60㎜
蘋 プリセットメモリー機能（2つまで）蘋 プリセットの呼び出し蘋 ゼロセット蘋 最大／最小／公差／ホールド機能
蘋 最小表示量：0.01／0.001㎜
蘋 RS-232 出力
蘋 半双方向通信蘋 スタンド（オプション）
蘋 8㎜径アンビル
蘋 ねじ寸法・ギア・スプライン・溝等の特殊アンビル製作可能です。
蘋 調整式ストッパー
蘋 繰り返し精度：0.001㎜

34

SIMPLY SOPHISTICATED

スタンド：EST0001※写真にあるスナップマイクは、スタンドには含まれていません。

アクセサリー
型 番

名 称

価 格

EST0001

スタンド¥28,200

バウアーズ スナップマイク型 番

測定範囲（㎜）最小表示量（㎜）平面度（μm）平行度（μm） 精度（μm）

価 格

EIM030M

0−30

0.001

0.3

1.0

4

¥139,500

EIM060M

30−60

0.001

0.6

2.0

5

¥148,200

BORE GAUGING
XT500

大径用 3点式ボアゲージ −BT−XT3（Bluetoothなし）（Bluetooth内蔵モデル）

バウアーズXT500大径用3点式ボアゲージは特に300〜500㎜の内径測定のために設計されています。新しく開発された安定した測定圧によるデジタル読み取りユニットでは、ラジアス付の測定アンビルによって、常に測定部品の中心位置をさぐりながら、測定中での一定の測定圧力を保証します。アンビルセットは25㎜単位で準備されており（300ー325、325ー350等）、それ
ぞれのセットは厳正な公差範囲内で製造されています。300ー325㎜アンビルはマスター基準セットで、設定リング内でのゲージのセッティングに使用されます。他のアンビルセットは、個別にセッティングする必要がありませんので、300㎜の設定リングのみで、300〜500㎜までの測定
範囲のゲージのセッティングをすることができます。

特 長
蘋 測定範囲：300ー500㎜
アン 球状
ビル 型
半
径

蘋 新型の一定測定圧のデジタル読取ユニット
蘋 300㎜用の設定リングのみで使用できます。
蘋 工具鋼製のラジアス付アンビルにより、中心位置出しが容易です。
蘋 精度：15μｍ
蘋 繰り返し精度：3μｍ
蘋 IP67仕様 ・RS-232出力／
内蔵Bluetooth（-BTモデルのみ）
蘋 解析度：0.001㎜
蘋 深穴用の延長棒があります。
蘋 設定リングにはUKASが付いています。
蘋 専用のケース付です。

XT500EXTの深穴用500ｍｍ延長棒を付けたバウアーズXT500

個別のボアゲージ

デジタルディスプレーユニット+

交換式アンビル付測定ヘッド型 番（BT）

型 番（XT3）

価 格精度（μm）

深さ（㎜）設定リング（㎜）

XT5001M-BT

XT5001M-XT3¥658,000

300−325

15

120

300

XT5002M-BT

XT5002M-XT3¥749,000

300−325, 325−350

15

120

300

XT5003M-BT

XT5003M-XT3¥768,000

300−325, 350−375

15

120

300

XT5004M-BT

XT5004M-XT3¥786,000

300−325, 375−400

15

120

300

XT5005M-BT

XT5005M-XT3¥805,000

300−325, 400−425

15

120

300

XT5006M-BT

XT5006M-XT3¥823,000

300−325, 425−450

15

120

300

XT5007M-BT

XT5007M-XT3¥841,000

300−325, 450−475

15

120

300

XT5008M-BT

XT5008M-XT3¥859,000

300−325, 475−500

15

120

300

ボアゲージセット

測定範囲（㎜）+ UKAS付設定リング

デジタルディスプレーユニット+

交換式アンビル付測定ヘッド型 番（BT）

型 番（XT3）

価 格

SXT3000M-BT

SXT3000M-XT3¥ 982,000

SXT4000M-BT

SXT4000M-XT3¥1,206,000

300−325, 400−500

SXT5000M-BT

SXT5000M-XT3¥1,530,000

300−500+ UKAS付設定リング

測定範囲（㎜）

データ送信

300−400

延長棒（特注品）

型 番

名 称

価 格

型 番

名 称

長さ（㎜）

価 格

30-926-6721

シルバックUSB（XT3用）ケーブル¥44,400

XT500EXT

XT500延長棒500−

30-981-7100

BT対応シルバックUSBレシーバー¥30,700

SIMPLY SOPHISTICATED

35

BORE GAUGING
アルティマボアゲージ
0.0001ミリメートルまでの高解像度測定が可能となったバウアーズ

アルティマボアゲージは、測定範囲

14㎜以上の測定ヘッドの新システム「ファストフィット」スクリューが素早いヘッド交換を特徴とし、簡単なレバー操作と安定した測定圧により、研究室や制作現場においての使用時の使い易さと優れた繰り返し
精度をご提供します。

D50S

デジタル表示ユニット

ヘッド

8mmプローブ

ホルダー

特 長

プローブ

蘋 すべての測定ヘッドと設定リングにUKAS検査証が標準で付属しています。
蘋 測定範囲は2〜310㎜まで。
蘋 最小表示単位：0.0001㎜
蘋 ゼンマイによる一定の測定圧にて繰り返し精度が向上。
蘋 自動センタリングヘッド機構による快適な操作性
蘋 早くて簡単なファストフィット測定ヘッド交換（測定範囲14㎜以上）
蘋 12㎜以上はセラミックアンビルの測定ヘッド。
蘋 12-310㎜は標準品で止まり穴測定が可能。
蘋 一つのデジタル表示ユニットに複数のプローブホルダー接続して異なる穴測定ヘッドを使用できます。
蘋 溝、ネジ、スプライン、深穴等、あらゆるタイプのバウアーズ社製特注ヘッドでアルティマによる測定を実現。
蘋 深穴用ストッパーを全ての測定ヘッドに用意。
（オプション）蘋 デジタル表示ユニットを必要としない場合、ヘッド単品だけでもご注文可能です。
蘋 交換可能なプローブオプションなので、お持ちの他社製品のプローブやディスプレイ表示装置が使用可能。
（8㎜プローブに限ります）

36

SIMPLY SOPHISTICATEDBORE GAUGING
アルティマ測定ヘッドは単品またはセット品もご用意しております。
セットには、 複数の測定ヘッド と 設定リング 、 ホルダー・プローブ が１組と、D50Sデジタル表示ユニット が含まれます。
型番：D50S ￥236,300

D50S デジタル表示ユニット仕様 蘋 軽量でコンパクト 0.3kg

蘋 データ出力 RS232C
蘋 外部電源供給付
蘋 プローブ入力によるデジタル表示（2ヶ迄）蘋 最小表示量：0.01／0.001／0.0001㎜

型番：USET8（20-50㎜セット）

アルティマセット ・ リング付
型 番
USET2
USET3
USET4
USET7
USET8
USET9
USET10

測定範囲
（㎜）

ヘッド数

リング数

2−6
6−10
10−20
6−20
20−50
50−10020−100

5
2
4
6
6
5
11

3
1
2
3
3
3
6

価 格
¥888,000¥523,000¥672,000¥820,000¥890,000¥979,000¥1,450,000

測定ヘッド

設定リング

型 番

価 格

測定範囲

精 度

繰返精度 測定深さ

（㎜）

（㎜）

（㎜）

（㎜）

ULH6
ULH7
ULH8
ULH9
ULH10
ULH11
ULH12
ULH13
ULH14
ULH15
ULH16
ULH17
ULH18
ULH19
ULH20
ULH21
ULH22
ULH23
ULH24
ULH25
ULH26
ULH27
ULH28
ULH29
ULH30
ULH31
ULH32
ULH33
ULH34
ULH35
ULH36
ULH37
ULH38
ULH39
ULH40
ULH41
ULH42
ULH43
ULH44
ULH45
ULH46
ULH47
ULH48

¥95,400¥95,400¥95,400¥95,400¥95,400¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥69,300¥72,600¥74,300¥76,400¥83,600¥87,700¥99,000¥105,000¥107,000¥127,000¥127,000¥155,000¥155,000¥155,000¥173,000¥173,000¥188,000¥188,000¥188,000¥188,000¥254,000¥254,000¥297,000¥297,000¥372,000¥372,000¥372,000¥398,000¥398,000¥398,000

2.0−2.5
2.5−3.0
3.0−4.0
4.0−5.0
5.0−6.0
6−8
8−10
10−12
12−14
14−17
17−20
20−24
24−28
28−32
32−38
38−44
44−50
50−60
60−70
70−80
80−90
90−100100−110110−120120−130130−140140−150150−160
160−170
170−180180−190190−200
200−210210−220220−230230−240240−250250−260260−270270−280280−290290−300
300−3100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.0020

9
9
12
18
18
60
60
61
61
61
61
69
69
69
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

延長棒
型

番

UEXT0200
UEXT0300
UEXT0001
UEXT0002
UEXT0004
UXSH4
UXSH5

価

格

¥15,000¥15,000¥15,000¥21,800¥23,800¥21,800¥23,800

長さ
（㎜）

適用範囲

63
75
100
150
150
50
50

6−10
10−12
12−20
20−50
50−31020−5050−310

型 番

価 格

ULR2
ULR2
ULR4
ULR5
ULR5
ULR8
ULR8
ULR12
ULR12
ULR17
ULR17
ULR24
ULR24
ULR32
ULR32
ULR44
ULR44
ULR60
ULR60
ULR80
ULR80
ULR100ULR100ULR120ULR120ULR140ULR140ULR160ULR160ULR180ULR180ULR200ULR200ULR220ULR220ULR240ULR240ULR260ULR260ULR280ULR280ULR300ULR300¥19,500¥19,500¥19,500¥19,500¥19,500¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥17,200¥17,200¥23,100¥23,100¥28,900¥28,900¥45,900¥45,900¥52,000¥52,000¥60,700¥60,700¥71,300¥71,300¥79,700¥79,700¥107,000¥107,000¥127,000¥127,000¥150,000¥150,000¥157,000¥157,000¥165,000¥165,000¥173,000¥173,000¥185,000¥185,000

穴径
（㎜）

2.5
2.5
4
5
5
8
8
12
12
17
17
24
24
32
32
44
44
60
60
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
300

ホルダー・
プローブ

D50S
表示ユニット

ホルダー
タイプ
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH3
PH3
PH3
PH3
PH3
PH3
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH4
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5
PH5

価 格

型番

価 格

¥291,300〃〃〃〃¥291,300〃〃〃〃〃¥291,300
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
¥291,300
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

D50S
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

¥236,300
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

ホルダー・シルバックプローブ

ホルダーのみ

型

型

番
PH2
PH3
PH4
PH5

測定範囲
（㎜）

2−6
6−20
20−100100−310価 格¥291,300¥291,300¥291,300¥291,300※ホルダーとプローブの組み合わせ品です

番
PW2
PW3
PW4
PW5

セット品
USET2
2−6㎜

USET3 USET7
6−10㎜ 6−20㎜
USET4
10−20㎜

USET8 USET10
20−50㎜ 20−100㎜

USET9
50−100㎜

測定範囲
（㎜）

2−6
6−20
20−100100−310価 格¥96,800¥96,800¥96,800¥96,800※プローブは含みません

SIMPLY SOPHISTICATED37

BORE GAUGING
バウアーズ マイクロゲージ……2点式ボアゲージ
この新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0〜10.0㎜までの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーであるうえに、極めてコン
パクトな寸法に仕上がっているので、マイクロゲージは本当にポケットサイズの計器となっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせても、ボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定のために常にゲージを携帯しなければならない方々には最高に便利です。液晶
ディスプレーは、ボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005㎜の単位で表示されます。データ転送はRS232もしくはUSBで行えます。測定ヘッドには球状のハー
ドクロムメッキされたコンタクトポイントが付いていて、適正なサイズのリングで設定されます。
他のバウアーズ社のゲージと同様にマイクロゲージについても、単品でもフルセットとしても提供できます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。

コーン
測定ヘッド

デジタルディスプレー

通り穴・深穴用ストッパー

特 長
蘋 測定範囲：1〜10.0㎜
蘋 新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。
蘋 0.01/0.001/0.0005㎜に表示単位を変えられます。
蘋 操作ボタンが2つだけの、シンプルなデザイン。
蘋 鮮明な液晶表示。
蘋 データ出力：RS232 / USB蘋 直線性：径1.0〜1.5、測定距離の最大2％、最小0.001㎜。
径1.5〜10、測定距離の最大1％、最小0.001㎜。
蘋 繰り返し精度：0.001㎜
蘋 単品としてもセットとしてもお求めになれます。
蘋 設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
蘋 ハードクロムメッキのコンタクトポイント。
蘋 通り穴・深穴用ストッパーがあります。
蘋 オプションにてスタンドがございます。

38

SIMPLY SOPHISTICATED

EST0001 ￥28,200
マイクロゲージスタンド（スタンドには、マイクロゲージは含まれていません。
）

FTS001 ￥262,500
フローティングテーブル（テーブルには、マイクゲージは含まれていません。
）

BORE GAUGING
バウアーズ マイクロゲージ……2点式ボアゲージ
測定ヘッドの単品、ディスプレー、コーン、設定リング 組合せ
測定には、狢 測定範囲を選び、同じ行の測定ヘッド ＋ ディスプレー ＋ コーン ＋ 設定リング
狢 測定

測定深さ
範囲
（㎜） 最小/最大（㎜）0.95-1.15
1.07-1.25
1.17-1.35
1.27-1.45
1.37-1.55
1.50-1.90
1.80-2.20
2.05-2.45
2.25-2.75
2.50-3.00
2.75-3.25
3.00-3.50
3.25-3.75
3.50-4.00
3.75-4.25
3.65-4.35
4.15-4.85
4.65-5.35
5.15-5.85
5.65-6.35
6.15-6.85
6.65-7.35
7.15-7.85
7.65-8.35
8.15-8.85
8.65-9.35
9.15-9.85
9.65-10.35

0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.6/11
0.9/17
0.9/17
0.9/17
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/22
1.2/222.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/402.0/40

＋

測定ヘッド
型 番
MG011W
MG012W
MG013W
MG014W
MG015W
MG016W
MG017W
MG018W
MG019W
MG020W
MG021W
MG022W
MG023W
MG024W
MG025W
MG026W
MG027W
MG028W
MG029W
MG030W
MG031W
MG032W
MG033W
MG034W
MG035W
MG036W
MG037W
MG038W価格¥22,300¥22,300¥22,300¥22,300¥22,300¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000

デジタルディスプレー
型 番
MGU1
MGU1
MGU1
MGU1
MGU1
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2
MGU2

価 格
¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400¥104,400

＋

＋

コーン
型 番
MGC1
MGC1
MGC1
MGC1
MGC1
MGC2
MGC2
MGC2
MGC3
MGC3
MGC3
MGC3
MGC3
MGC3
MGC3
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4
MGC4

価 格
¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700¥13,700

合計4アイテムが必要です。
設定リング（㎜）型 番MGR100
MGR110
MGR120
MGR130
MGR140
MGR175
MGR200
MGR225
MGR250
MGR275
MGR300
MGR325
MGR350
MGR375
MGR400
MGR400
MGR450
MGR500
MGR550
MGR600
MGR650
MGR700
MGR750
MGR800
MGR850
MGR900
MGR950
MGR1000

サイズ
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

価 格
¥32,600¥32,600¥32,600¥32,600¥32,600¥32,600¥22,400¥22,400¥22,400¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800¥17,800

マイクロゲージセット
測定ヘッド・深穴用ストッパー・デジタルディスプレー・コーン・設定リング（UKAS検査証付）のセットです。
型 番
SMG001M
SMG002M
SMG003M
SMG004M
SMG005M

測定範囲（㎜）0.95-1.55
1.50-2.45
2.25-4.25
3.65-6.35
6.15-10.35

価 格¥388,000¥242,000¥352,000¥283,000¥380,000

測定範囲の大きなマイクロゲージセット
型 番
SMG010M
SMG011M
SMG012M

測定範囲（㎜）0.95-2.45
1.50-4.25
2.25-6.35

価 格¥506,000¥476,000¥502,000

深穴用ストッパー型 番
MGSTOP1
MGSTOP2
MGSTOP3
MGSTOP4
MGSTOP5

使用範囲（㎜）0.95-1.55
1.50-2.45
2.25-4.25
3.65-6.35
6.15-10.35

価 格¥3,800¥3,800¥3,800¥3,800¥3,800

データ送信
型 番30-926-6721（OUTP006）

内容

シルバックUSB（XT3用）
ケーブル

価 格

¥44,400

SIMPLY SOPHISTICATED

39

BORE GAUGING
スマートプラグバウアーズ社のスマートプラグ製品は、特に工場などの苛酷な現場での測定作業に、頑丈で使い易い製品をもたらすとともに、圧倒的に速い作業性、無類の測定精度、卓越した繰り返し精度を提供すべく設計されています。人間工学に基づいた先進的デザインの握り易いゲージ本体と独創的なメカ式及び電子式の表示システ
ムが相俟って、スマートプラグは、バウアーズ社の今日のボアゲージ製品群のなかでも、最も使い易いものとなっています。バウアーズ・スマートプラグシステムは変幻自在の融通性があり、データ収集に優れ、読み取りの容易なデジタル表示式、従来型のアナログ表示に加えて、遠隔でのデジタル表示装置に変換プローブでオプションリンクされる方式での供給もできます。

オプション

特 長
蘋 測定範囲：6〜280㎜。
（2.98〜6㎜ 特注品対応可能）蘋 止まり穴の穴底径用などの特注品に対応できます。

蘋 丈夫で強靱な構造。

蘋 繰り返し精度：1μm以下。

蘋 使い易く長寿命。

蘋 設定リングにて基準寸法をセットします。

蘋 高精度測定専用のプラグゲージ。

蘋 迅速で信頼性の高い測定ができます。

蘋 モジュラー式なので組み合わせが自在。

蘋 2点式測定が標準です。

蘋 持ち運びが可能なので、どこでも測定ができます。

蘋 深穴用ストッパーがあります。

蘋 しかも、自動測定システムに接続が可能です。

蘋 深穴用延長棒を備えています。

蘋 手動タイプなので低コストでの測定ができます。

蘋 挿入部は面取りされているので、測定が容易です。

蘋 短納期。

蘋 差し込み口、接触点が丈夫で、耐久性があります。

蘋 見やすいディスプレー、インジケーター回りに保護カバー付です。

蘋 クリーニングが容易です。

蘋 すべての設定リングに標準でＵＫＡＳ校正証書が付いています。
蘋 すべてのスマートプラグに標準でカバープレートが付いています。

40

SIMPLY SOPHISTICATED蘋 プラグボディのコーティング材：ハードクロームメッキ（標準）TiNコーティング
蘋 測定コンタクト：超硬（標準）ハードクロームメッキ、ルビー、セラミック

BORE GAUGING
スマートプラグ
インジケータータイプA
防水型の保護カバー付ミニインジケーター。
プリセット値、
最大130㎜

タイプB
メカ式
ダイヤルゲージ

タイプC
標準のデジタル
インジケーター。
保護カバー付があります。

型番30-900-1001

ホルダー
49
㎜

MGU2
マイクロゲージ
デジタルディスプレー

P5
変換
プローブ

59
㎜

85
㎜

110
㎜

100
㎜

120
㎜

100
㎜

SMA005M
M10ホルダーショート
8㎜ステム

SMA001M
M6ホルダーショート
8㎜ステム
SMA002M
M6ホルダーロング
8㎜ステム

SMA007
M10-100㎜
延長棒

SMA003
M6-100㎜
延長棒

SMA006M
M10ホルダーロング
8㎜ステム

170
㎜

SMPDS00〜14
深穴ストッパー

SMA028
M6-M10アダプター（

M6プラグとM10ホルダー使用時

SMA004
M6プローブ
ホルダー
8㎜ステム

）

SMA008
M10プローブ
ホルダー
8㎜ステム

SMPDS00〜14
深穴ストッパー

スマートプラグ
M6ねじ 測定範囲：6〜20㎜ 蛯測定寸法をご指定下さい。

M10ねじ 測定範囲：15〜280㎜ 蛯測定寸法をご指定下さい。
G

プラグφ

W

プラグφ

※6〜7.8㎜迄のスマートプラグの形状

W

h

h

L2
L1

L2
L1

G

測定用コンタクトのオプション：超硬（標準）、ハードクロームメッキ、ルビー、セラミック。
プラグボディーのオプション：ハードクロームメッキ（標準）、TiNコーティング、スチール。

スマートプラグ

寸法情報

サイズ（㎜） コンタクト移動範囲 h
L1
0.15
3
27
6-7.8＊
7.9-20
0.15
3
27
15-45
0.2
3.5
28
45.1-700.2
4
28
70.1-280
0.2
4
35＊6〜7.8㎜迄のスマートプラグは測定深さは最大27㎜までです。

L2
35
35
43.5
44
44

W
0.5
0.5
1
1.5
1.5

G
M6×0.75
M6×0.75
M10×1
M10×1
M10×1

SIMPLY SOPHISTICATED41

BORE GAUGING
スマートプラグのシステム
標準スマートプラグ 蚋 測定寸法と公差をご指定下さい。
測定穴径

接続ねじ寸法>6-20㎜>15-25㎜>25-35㎜>35-45㎜>45-60㎜>60-80㎜>80-100㎜>100-125㎜>125-150㎜>150-175㎜>175-200㎜>200-225㎜>225-250㎜>250-280㎜

M6 x 0.75
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1

クロームメッキのプラグと超硬コンタクト型

番

SMP010-C
SMP012-C
SMP014-C
SMP016-C
SMP018-C
SMP020-C
SMP022-C
SMP024-C
SMP026-C
SMP028-C
SMP030-C
SMP032-C
SMP034-C
SMP036-C

価

TiNコーティングのボディ

スチールプラグと超硬コンタクト

格型¥69,600¥72,600¥76,400¥80,200¥89,400¥99,200¥110,800¥132,300¥166,700¥195,200¥225,800¥242,800¥252,600¥266,200番

SMP010-S
SMP012-S
SMP014-S
SMP016-S
SMP018-S
SMP020-S
SMP022-S
SMP024-S
SMP026-S
SMP028-S
SMP030-S
SMP032-S
SMP034-S
SMP036-S

価

格¥61,800¥64,300¥67,800¥71,200¥79,000¥87,800¥98,300¥117,600¥148,200¥173,200¥200,400¥215,600¥224,600¥237,000

セラミックのコンタクト

止まり穴用スマートプラグ 蚋 測定寸法と公差をご指定下さい。
測定穴径

接続ねじ寸法>6-20㎜>15-25㎜>25-35㎜>35-45㎜>45-60㎜>60-80㎜>80-100㎜>100-125㎜>125-150㎜

M6 x 0.75
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1
M10 x 1

クロームメッキのプラグと超硬コンタクト型

番

SMP010BB-C
SMP012BB-C
SMP014BB-C
SMP016BB-C
SMP018BB-C
SMP020BB-C
SMP022BB-C
SMP024BB-C
SMP026BB-C

価

スチールプラグと超硬コンタクト

格¥76,400¥80,200¥84,000¥88,200¥98,300¥108,900¥121,800¥146,000¥183,400型

番

SMP010BB-S
SMP012BB-S
SMP014BB-S
SMP016BB-S
SMP018BB-S
SMP020BB-S
SMP022BB-S
SMP024BB-S
SMP026BB-S

価

格

ルビーのコンタクト¥68,200¥70,800¥74,500¥78,300¥87,000¥96,400¥108,200¥129,300¥163,000※セラミック及びルビーのコンタクトには￥8,600プラスして下さい。

スマートプラグ設定リング

スマートプラグのアクセサリー

UKAS校正証書付

M6ねじアクセサリー
型 番
SMA001M
SMA002M
SMA003
SMA004
SMA009M
SMA011M
SMA013
SMA013BT
SMA028内容
M6ホルダー、ショート、8㎜ステム
M6ホルダー、ロング、8㎜ステム
M6延長棒、100㎜
M6プローブホルダー、8㎜ステム
タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M6ショートホルダー、8㎜ステム付タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M6ロングホルダー、8㎜ステム付タイプCインジケーター、保護カバー付、M6ショートホルダー、8㎜ステム付タイプCインジケーター、保護カバー付、M6ショートホルダー、
8㎜ステム、Bluetooth機能付
M6-M10アダプター（M6プラグをM10ホルダーに付ける時）

価 格¥20,500¥29,200¥16,000¥36,000¥114,200¥122,200¥197,000¥215,600¥7,600M10ねじアクセサリー
型 番
SMA005M
SMA006M
SMA007
SMA008SMA015M
SMA017M
SMA019SMA019BT
SMA019NANO

内容
価 格
M10ホルダー、ショート、8㎜ステム¥20,500
M10ホルダー、ロング、8㎜ステム¥29,200
M10延長棒、100㎜¥15,900
M10プローブホルダー、8㎜ステム¥36,000
タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M10ショートホルダー、8㎜ステム付 ¥114,200
タイプAミニインジケーター、保護カバー付、M10ロングホルダー、8㎜ステム付 ¥122,200
タイプCインジケーター、保護カバー付、M10ショートホルダー、8㎜ステム付 ¥197,000
タイプCインジケーター、保護カバー付、M10ショートホルダー、 ¥215,600
8㎜ステム、Bluetooth機能付
タイプC NANOインジケーター、保護カバー付、¥245,300
M10ショートホルダー、8㎜ステム（表示量0.0001mm）

42

内容タイプAデジタルミニインジケーター、0.001㎜目盛り
タイプBアナログダイヤルゲージ、 0.001㎜目盛り
タイプCデジタルインジケーター、0.001㎜目盛り
マイクロゲージ デジタルディスプレー
D50Sデジタル表示ユニット、0.001/0.0001㎜目盛り

SIMPLY SOPHISTICATED

型 番
SPR1X
SPR3X
SPR6X
SPR9X
SPR12X
SPR20X
SPR28XSPR38XSPR51X
SPR63X
SPR76XSPR89XSPR101X
SPR120X
SPR139X
SPR159X
SPR178X
SPR197X

寸法（㎜）
1.50-3.00
3.00-6.10
6.10-9.27
9.27-12.95
12.95-20.96
20.96-28.83
28.83-38.35
38.35-51.05
51.05-63.75
63.75-76.45
76.45-89.15
89.15-101.85
101.85-120.90
120.90-139.95
139.95-159.00
159.00-178.05
178.05-197.10
197.10-203.20

価 格¥55,000¥37,200¥33,700¥33,700¥31,400¥32,100¥35,900¥37,200¥43,000¥54,400¥60,500¥62,500¥80,900¥104,500¥114,600¥123,000¥175,200¥238,500※大きいサイズの設定リングは別途お見積り致します。
（設定リングは従来の製品と比べて寸法範囲が変わっています。）

インジケーターユニット型 番
SMA021
SMA022
SMA023
MGU2
D50S

等級 "X" の設定リング

価 格¥94,500¥69,200¥161,500¥104,400¥236,300

UNIVERSAL GAUGING
スタイリッシュなブラックカラーにモデルチェンジしました

ユニバーサルゲージ

バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な定測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。
更に、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できる上、他の特殊用途の測定に関しても、ご要望に応じて、お見積り致します。

特 長
蘋 内径測定と外径測定ができます。
蘋 0〜3000㎜までの広範囲の測定ができます。
蘋 内測：30〜255㎜、外測：0〜220㎜（アンビルの移動距離：20㎜）。
蘋 延長棒は150㎜（スチール）と、500㎜、1,000㎜（カーボンファイバー製）
があります。
蘋 測定圧力が一定です。
蘋 デジタルディスプレー。
蘋 ねじ、溝、スプライン、直径、長さ、水栓コックの浅い口、奥底部の穴径の測定など、広範囲の測定を標準アクセサリーでこなします。
蘋 特殊アンビルも設計・見積りができます。
蘋 購入時のオプションにて Bluetooth 内蔵モデルもお選びいただけます。

ユニバーサルゲージ フルセット
型 番

内

容

ユニバーサルゲージ ラージセット（黒色）TGU SET1TGU SET 1

価 格

クランプ用ねじ¥962,000

ユニバーサルゲージ ラージセット内容

TGU1000-XT
TGUA001-AN
TGUA006
TGUA007
TGUA008TGUA010TGUA003TGUA004
TGUA005
TGUA009TGUA013TGUA014TGUA011TGUA012

ユニバーサルゲージ
保護カバー付インジケーター アナログスケール表示付
50㎜測定アーム（ペアー）
75㎜測定アーム（ペアー）
100㎜測定アーム（ペアー）
測定アーム用深さストッパー（ペアー）
クランプ用ねじ（シングル）
平面コンタクト（外測用）（シングル）
球面コンタクト（内測用）（シングル）
マウントアタッチメント（ペアー）［ アンビルと同時使用 ］
20㎜円盤アンビル（ペアー）
12㎜半円盤アンビル（ペアー）
ショルダーアンビル（ペアー）
半円筒アンビル（ペアー）（下のアンビルと一緒に使用します。
）

型番：TGUA009￥3,040（シングル）￥66,200（ペアー）

M2.5¥314,000¥213,800¥59,400¥66,200¥72,600¥46,200¥3,040¥6,440¥6,8203平面コンタクト（外測用）

ショルダーアンビル

型番：TGUA004（水栓コック等の平面外径用）
型番：TGUA011￥6,440（シングル）￥62,800（ペアー）¥66,200¥36,800¥36,800¥62,800¥62,800

球面コンタクト（内測用）

半円筒アンビル

型番：TGUA005（通風孔などの内径用）
型番：TGUA012￥6,820（シングル）￥62,800（ペアー）

ユニバーサルゲージ（黒色）

測定アーム

型番：TGU1000-XT ￥314,000

溝径測定用円盤アンビル・半円盤アンビル（付け換えて内径用・外径用共に使用できます。
）

内径測定範囲：30〜255㎜
外径測定範囲：0〜220㎜

A寸法

型 番

価格（ペアー）

50㎜

TGUA006￥59,400￥66,200￥72,600

保護カバー付インジケーター アナログ

測定アーム用深さストッパー

75㎜

TGUA007

スケール表示付（調整機能付）
型番：TGUA010 ￥46,200（ペアー）

100㎜

TGUA008

型番：TGUA001-AN ￥213,800

マウントアタッチメント

型番：TGUA003

42

20㎜円盤アンビル

φ3.5 φ3.5
A

A

48

48

型番：TGUA013 ￥36,800（ペアー）

10

20

φ5

12㎜半円盤アンビル
型番：TGUA014 ￥36,800（ペアー）

SIMPLY SOPHISTICATED

43

UNIVERSAL GAUGING
ユニバーサルゲージセット2
型 番

内

容

価 格

ユニバーサルゲージ スモールセット（黒色）TGU SET2

保護カバー付
デジタルインジケーター¥618,000

アナログスケール表示付
型番：TGUA001-AN ￥213,800

ユニバーサルゲージ スモールセット内容
TGU1000-XT

ユニバーサルゲージ（木箱入り）（延長棒と互換性あり）¥314,000TGUA001-AN

保護カバー付デジタルインジケーター
アナログスケール表示付¥213,800

TGUA003

クランプ用ねじ（シングル）TGUA005

球面コンタクト（内測用）（シングル）TGUA00650㎜測定アーム（ペアー）

TGUA010

測定アーム用深さストッパー（ペアー）

最少表示単位：0.001㎜¥3,040¥6,820¥59,400¥46,200

TGUA001-AN

ユニバーサルゲージ（黒色）
型番：TGU1000-XT ￥314,000
内径測定範囲：30〜255㎜
外径測定範囲：0〜220㎜

TGU SET 2

クランプ用ねじ

測定アーム

測定アーム用深さストッパー

型番：TGUA003 ￥3,040（シングル）（付け換えて内径用・外径用共に使用できます。
）（調整機能付）
型番：TGUA010 ￥46,200（ペアー）

M2.5

A寸法

型 番

価格（ペアー）

50㎜

TGUA006￥59,400

42

3

φ3.5 φ3.5

球面コンタクト（内測用）

A

10

A

型番：TGUA005 ￥6,820（シングル）
20
48

φ5

48

ユニバーサルゲージのアクセサリー
延長棒

カーボンファイバー製

新発売！

保護カバー付ダイヤル／デジタルインジケーター
型番：TGUA001 ￥189,000

255

延長長さ

型 番

内測範囲

外測範囲

材

重量（kg）価 格

150㎜

TGUA035

30-405㎜

0-370㎜

スチール製

0.24

500㎜

TGUA036

30-755㎜

0-720㎜

カーボンファイバー製

0.33

1000㎜

TGUA037

30-1255㎜

0-1220㎜ カーボンファイバー製

0.50¥ 31,200¥109,200¥142,900

カーボンファイバー製延長棒
500mm

44

SIMPLY SOPHISTICATED

種

型番：TGUA036 ￥109,200

ダイヤル／デジタルインジケーター用保護カバーのみ
型番：TGUA002 ￥28,000

UNIVERSAL GAUGING
測定アーム用アクセサリー
クランプ用ねじ

測定アーム用深さストッパー（調整機能付）

型番：TGUA003 ￥3,040（シングル）
φ3.5
M2.5

型番：TGUA010 ￥46,200（ペアー）
42

3平面コンタクト用チップと球面コンタクト用チップがあります。詳細寸法は左下図をご参照下さい。

10

20

5

平面コンタクト（外測用）

球面コンタクト（内測用）

型番：TGUA004 ￥6,440（シングル）

型番：TGUA005 ￥6,820（シングル）

マウントアタッチメント用アクセサリー
ショルダーアンビル（水栓コック等の平面外径用）
マウントアタッチメント

型番：TGUA011 ￥62,800（ペアー）（下のアンビルと一緒に使用します。
）

型番：TGUA009 ￥66,200（ペアー）

半円筒アンビル（通風孔などの内径用）
長さ測定用のVサポート

型番：TGUA012 ￥62,800（ペアー）

型番：TGUA022 ￥47,800（シングル）
15

15

7

21

φ5

コーンアンビル（穴の中心点間距離用）

溝径測定用円盤アンビル・半円盤アンビル

ΦD（径）

型 番

13㎜

TGUA019価

格25㎜

TGUA020￥56,000（ペアー）

50㎜

TGUA021￥68,200（シングル）￥50,700（ペアー）

20㎜円盤アンビル
型番：TGUA013￥36,800（ペアー）
12㎜半円盤アンビル
型番：TGUA014￥36,800（ペアー）

SIMPLY SOPHISTICATED

45

UNIVERSAL GAUGING
ユニバーサルゲージのアクセサリー
保護カバー付

保護カバー付

デジタルインジケーター

デジタルインジケーター

アナログスケール表示付
型番：TGUA001-AN ￥213,800

Bluetooth機能付モデル
型番：TGUA001-BT ￥223,000

最小表示単位：0.001mm

最小表示単位：0.001mm

売
新発
ユニバーサル ベンチスタンド アクセサリー
150mm

テーブル＆マウント
セット

テーブル設定ゲージ

型番：TGUA024

型番：TGUA028￥106,800￥27,700

TGUA024TGUA02850㎜長のφ5㎜セットピン付※マウントセットには、取り付用ネジがロング2本、ショート2本
付属しています。

ベンチスタンド（ペア）
型番：TGUA023￥60,000

ベンチスタンド用アンビル
6㎜半円盤アンビル
型番：TGUA025￥31,900

TGUA023

標準コンタクト用
マウントアーム
型番：TGUA026￥34,300

6㎜
2.2㎜

φ3.5㎜

7.5㎜
φ5㎜
φ5㎜

TGUA025TGUA026※TGUA026はTGUA003、
TGUA005、TGUA004と組み合わせてご使用下さい。

46

SIMPLY SOPHISTICATED※特注測定コンタクトも承りますので、ご遠慮なくご用命下さい。

UNIVERSAL GAUGING
ユニバーサル設定ゲージ 新登場！
大径穴あけ加工の精度測定をする際に、バウアーズ社から開発された携帯型ユニバーサル設定ゲー
ジを使用すると、測定しているその傍らで測定ゲージを素早く簡単に設定できるようになります。
このユニバーサル設定ゲージは、常に精度を改善するように設計されています。マスターを設定する時も、バネ仕掛けの設定アンビルは一定の力が揺ぎ無く維持され、それにより設定された読み取り値を繰り返し提供します。ユニバーサル設定ゲージのガイドバーと、その設定ロッド上のエアリー
ポイントで使用されるピラーに関わる2つの調整可能なサポートは、撓み量減少の目的で設計されています。
堅牢な構造のため、ユニバーサル設定ゲージは製造現場環境での使用に最適です。主にバウアーズ
社のユニバーサルゲージやインテックスビームゲージと組合せて使用するよう設計されていますが、他の機器を設定することも可能です。ユニバーサル設定ゲージの携帯性により測定現場のすぐ隣で使用が可能であり、測定値の偏差を最小限のエラーのうちに、わずかな時間でリセットできます。
ユニバーサルゲージ

ユニバーサル設定ゲージ（設定ゲージにはユニバーサルゲージは含まれません）

特 長
蘆 設定ゲージは3種類：
・最大内測550㎜／外測650㎜まで
・最大内径1050㎜／外径1150㎜まで
・最大内径1550㎜／外径1650㎜まで

縦型スタンドUSGVS

蘆 設定ゲージの接触面：平面コンタクト

ユニバーサル設定ゲージ

蘆 作業エリアでの使用に最適（スタンドにはユニバーサル
ゲージとユニバーサル設定
ゲージは含まれません）

蘆 簡単に調整可能なゲージ取り付け
蘆 設定には設定長のマスターロッドが別途必要です（球面コンタクト推奨）
蘆 オプションのデジタルインジケーターにて可能長さの調整が可能
蘆 縦型スタンド（USGS）を使用の場合、
垂直方向で最大内測1050㎜／外測1150㎜まで設定可能
型 番

商

品

名

価 格

USG550ユニバーサル設定ゲージ 内側550／外側650mm迄

￥953,000

USG1050

ユニバーサル設定ゲージ 内側1050／外側1150mm迄

￥988,400

USG1550

ユニバーサル設定ゲージ 内側1550／外側1650mm迄

￥1,396,700

USGVS

ユニバーサル設定ゲージ 縦型スタンド（台のみ）￥159,200

デジタルインジケーターの目盛量にて設定長さの調整が可能です。

デジタルインジケーターは別売です。
型 番

商

品

名

価 格

30-805-5501B

デジタルインジケーター 0−25mm

表示単位 0.001mm￥173,400

30-805-5621B

デジタルインジケーター 0−50mm

表示単位 0.001mm￥312,000SIMPLY SOPHISTICATED

47

OPTICAL INSTRUMENTS
R14 プロファイル プロジェクター

投影機

ベイティ社のR14卓上型プロファイ
ルプロジェクターは、スクリーン径
340㎜に高精度の非接触式の測定装置と175㎜×100㎜の大型のステージ台を搭載しています。
デジタル表示装置と自動輪郭エッジ検出
機能はオプションで選べます。光線が平行で被検物の輪郭を映し出すため、ベイティ社の豊富な保持具を使用して、小さな切削加工物などを容易に載物台に固定できます。コンパクトで頑強な、しかも軽量なボディー（シャーシ）によって
R14は生産現場で最も使いやすい理想のモデルとなっています。

フュージョン2
PCベースのソフトウ
ェアを利用したオプ
ションでは、測定された部品を寸法図として表示します。
型番：R14−FT2−E

タッチパネル式標準装備
蘋 340㎜（14"）スクリーン径、90°クロ
ス線、チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 反射照明（光ファイバー）蘋 正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整：±7°
蘋 アクセサリー保持用スロット付作業台（ワークステージ）付
蘋 ワークステージ測定範囲：
175㎜×100㎜（7"×4"）
蘋 デジタル角度測定：1分

オプションのフュージョン2

蘋 スケール解析度：0.5μm

オプション装備R14 レンズの作動距離

蘋 自動エッジセンサー
蘋 長尺物を載せるために、光源を倒して使用できるオプションがあります蘋 個々の要求に合った様々な電子計測
システム

倍

率

×10

×20

×25

×50

×100

視

野

34

17

13.5

6.8

3.4

作 動 距 離

80.5

38.5

28

15.5

30

最大被検物径

100

100

79

44

96

119

108

56

31

77

（ハーフフィールド）蘋 キャビネット付スタンド
蘋 レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100
レンズはオプションです。

mm

最大被検物径（フルフィールド）

100mm

最大被検物高さ

LENS SYSTEMS
型 番

横型ステージシステム
レンズ作動距離
視野
レンズ

被検物焦点
フル
フィールド

122-600
122-601
122-602

最大被検物高さ

122-603122-604

×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

ハーフフィールド

BATY R14型 番
R14-XLS
R14-GXL
R14-GXL-E
R14-FT2-E

48
0

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R14
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R14
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付横型照射式プロファイルプロジェクター R14
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付横型プロファイルプロジェクター R14

OPTICAL INSTRUMENTS
蜻R14 技術仕様蜷
BATY 表示器オプション

基 本 仕 様型

Baty表示器は、幾何学的機能を備えた
完全にプログラム可能なユニットと、PC

式 ：卓上型、横型照射式

R14本基本モデルの標準装備＆ アクセサリースクリーン：φ340㎜回転スクリーン、平行軸より75°
傾斜、フード付基
仕 様
投 影 像 ：倒立逆像
電に直接接続できるソフトウェアモジュールが含まれます。 すべてのユニットは、Baty社のすべてのプロファイルプロジェ

源 ：100〜240V AC、50/60Hz

ワークステージ
R14量基本モデルの標準装備＆ アクセサリー
重：60kgs

クターと完全に互換性があり、必要に応じてアップグレードできます。

レンズ仕様
ワークステージ

XLS
Acu-rite DRO-100シリーズ液晶ディ

測定範囲：X軸（水平方向）175㎜（7"）
レ ン ズ 仕 様 Y軸（垂直方向）100㎜（4"）

スプレイユニット。XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示。

テーブルサイズ ：325㎜×100㎜、アクセサリー搭載用スロット付
スケール解析度 ：0.0005㎜

機能には、絶対 / 漸進増加値読み取りに動ト、表示単位変換、半径 / 直径変換が含作：精密ねじによる手動式、X軸上でのクイックリリース機構

よる X・Y・ラジアス・A 測定、ゼロリセッ
まれます。

レンズ・光源仕様
光源仕様

GXL

レンズ取り付け台 シングル、ねじ止めクランプ

蘆 測定結果のグラフィック表示

投影レンズ倍率×10、×20、×25、×50、×100

蘆 ラジアス、角度、線、点、傾斜

焦点合せ

手動ハンドル式

倍率精度

透過 0.05％、反射 0.1％

ヘリックス調整

光源アライメントにより±7°光

透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ

源

オプション

蘆 PC /プリンタへのデータ出力
蘆 迅速な検査の為、検査行程保存
蘆 公差判定蘆 多言語メニュー
蘆 ヘルプメニュー

GXL-E

内部搭載式エッジセンサー

自動エッジ検出機能装備のＧＸＬ。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画

1210

像がスクリーンに取り付けられた光ファ
イバーセンサーを通過するときに、デー
タポイントを取得できます。
741

FT-2E
2D Fusionタッチソフトウェアを使用
したタッチスクリーンDRO。 測定された描画は、完全な寸法図面として印刷できます。

868

400

レポート機能には、SPC、合格/不合格
分析を含む表形式の詳細情報、Excel
への自動リンクが含まれます。記録した作業工程を再生して、素早い繰り返
し測定ができます。Windows OSおよび内蔵22インチ縦型タッチスクリーン
モニター。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画像がスクリーンに取り付けられた光

XLS

GXL

ファイバーセンサーを通過するときに、
データポイントを取得できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

49
0

OPTICAL INSTRUMENTS
R400 プロファイル プロジェクター

投影機

ベイティ社のR400卓上型プロファ
イルプロジェクターは、スクリーン径400㎜に高精度の非接触式の測定装置と300㎜×150㎜の大型のステージ台を搭載しています。
デジタル表示装置、補正画像オプティク
ス、自動輪郭エッジ検出機能から選べます。光線が平行で被検査物の輪郭を映し出すため、ベイティ社の豊富な保持具を使用して、機械加工部品などを容易に載物台に固定できます。R400は頑強な設計がされており、生産現場だけでなく、標準検査室にも適しています。

標準装備
蘋 400㎜（16"）スクリーン径、90°クロ
ス線、チャートクリップ付
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター、
内蔵冷却ファン付光源による透過照明
蘋 高輝度光ファイバーによる反射照明蘋 正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整：±7°
蘋 アクセサリー保持用スロットが 2ヶ付いたクロームメッキ鋳物ワークステージ蘋 ワークステージ測定範囲：
300㎜（12"）×150㎜（6"）
蘋 デジタル角度測定
取り：1分

型番：R400−FT2−E

回転角最小読み※寸法図はP67にあります。

R400 レンズの作動距離オプション装備mm

蘋 内蔵自動エッジセンサー

倍

率

×10

×20

×25

×50

×100

蘋 長尺ワークなどのワークステージへの搭載のために光源を傾ける装置

視

野

40

20

16

8

4

作 動 距 離

80

82

70

53

43

最大被検物径

179

176

181

147

122

184

184

184

184

143

蘋 個々の要求に合った様々な電子計測システム（ハーフフィールド）蘋 キャビネット付スタンド（作業用、保管用として）（フルフィールド）蘋 フットスイッチ

最大被検物高さ

蘋 レンズ倍率選択範囲：
×10、×20、×25、×50、×100

最大被検物径185

LENS SYSTEMS
型 番

横型ステージシステム
レンズ作動距離
視野
レンズ

被検物焦点
フル
フィールド

R400LENS-X10
R400LENS-X20
R400LENS-X25

最大被検物高さ

R400LENS-X50
R400LENS-X100

×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

ハーフフィールド

BATY R400
型 番
R400-XLS
R400-GXL
R400-GXL-E
R400-FT2-E

500

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R400
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R400
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付横型照射式プロファイルプロジェクター R400
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付横型プロファイルプロジェクター R400

OPTICAL INSTRUMENTS
蜻R400 技術仕様蜷
BATY 表示器オプション

基 本 仕 様Baty表示器は、幾何学的機能を備えた型
式 ：卓上型、横型照射式
基本
仕 様
スクリーン：φ400㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
R14 基本モデルの標準装備＆ アクセサリー
投 影 像 ：正立逆像
電：100〜240V AC、50/60Hz
R14源基本モデルの標準装備＆ アクセサリー
ワークステージ重
量 ：120kg

完全にプログラム可能なユニットと、PCに直接接続できるソフトウェアモジュールが含まれます。 すべてのユニットは、Baty社のすべてのプロファイルプロジェ
クターと完全に互換性があり、必要に応じてアップグレードできます。

ワークステージ
レ
ンズ仕様

XLS

測定範囲

：X軸（水平方向）300㎜（12"）
レ ン ズ 仕 様：Y軸（垂直方向）150㎜（6"）
テーブルサイズ ：480㎜×127㎜、アクセサリー搭載用スロット2ヶ付
スケール解析度 ：0.0005㎜
動作：超精密なロッドドライブ方式による手動式、X軸上でのクイックリリース機構

Acu-rite DRO-100シリーズ液晶ディ
スプレイユニット。XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示。
機能には、絶対 / 漸進増加値読み取りによる X・Y・ラジアス・A 測定、ゼロリセッ
ト、表示単位変換、半径 / 直径変換が含まれます。

レンズ・光源仕様
光源仕様
レンズ取り付け
投影レンズ倍率
焦点合わせ
倍率精度
ヘリックス調整
光
源
反射照明

GXL

シングル、クイックチェンジのスナップフィット方式
×10、×20、×25、×50、×100
手動ハンドル式
透過 0.05％、反射 0.1％
光源アライメントにより±7°透過照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
反射照明 12V 100W タングステンハロゲンランプ
調光機能付光ファイバー式光源2ヶ蘆 測定結果のグラフィック表示
蘆 ラジアス、角度、線、点、傾斜
蘆 PC /プリンタへのデータ出力
蘆 迅速な検査の為、検査行程保存
蘆 公差判定蘆 多言語メニュー
蘆 ヘルプメニュー

GXL-E
自動エッジ検出機能装備のＧＸＬ。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画
像がスクリーンに取り付けられた光ファ

FT2-E レポート機能
作業者の技術に依存することなくだれでも簡単に測定ができます。
また、測定された情報はエクセル形式の業務記録として保存・印刷できます。

イバーセンサーを通過するときに、デー
タポイントを取得できます。

FT-2E
2D Fusionタッチソフトウェアを使用
したタッチスクリーンDRO。 測定された描画は、完全な寸法図面として印刷できます。
レポート機能には、SPC、合格/不合格
分析を含む表形式の詳細情報、Excel
への自動リンクが含まれます。記録した作業工程を再生して、素早い繰り返
し測定ができます。Windows OSおよび内蔵22インチ縦型タッチスクリーン
モニター。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影※R400の寸法図はP67にあります。

画像がスクリーンに取り付けられた光
ファイバーセンサーを通過するときに、
データポイントを取得できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

51
0

OPTICAL INSTRUMENTS
R600 プロファイル プロジェクター

投影機

スクリーン径600㎜のベイティR600
は非接触式の単純測定から、SPC機
能と自動エッジ検出による複合プログ
ラム測定機能までを提供できるハイス
ペックな床置型プロファイルプロジェ
クターです。
水平方向の光線は大きな機械加工品や、Vブロックとセンターにて保持する旋削加
工部品、またはカスタマイズされた形状の測定に理想的です。

特長

蘋 スクリーン径600㎜、90°クロス線チャートクリップ付蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 投影像：正立逆像
蘋 電源：100ー240Ｖ AC、50/60Hz
蘋 重量：550kg（620kg、梱包含）蘋 測定範囲：X軸450㎜、Y軸200㎜
蘋 テーブルサイズ：900㎜×200㎜
蘋 テーブルはワークホルダー用のマシンス
ロット2ヶ付標準装備
蘋 正確なねじ形状の投影の為±15° 傾斜調整機能付ステージ

蘋 Y軸（縦）200㎜は電動ジョイスティック操作蘋 デジタル角度測定
蘋 レンズ4つ用回転式レンズタレット（5倍を除きます）

型番：R600-FT2-IES

蘋 スケール解析度：0.0005㎜（内蔵式エッジセンサー）※寸法図はP67にあります。

蘋 明るい環境光の中でも作業可能にする大きな覆いとカーテン

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：
×5（タレット無）、×10、×20、
×25、×50、×100から選択
蘋 X軸（横）方向の電動ジョイスティック操作追加
蘋 オーバーレイチャートが自在に使える内
蔵型 自動エッジセンサー（FT2-Eのみ）
蘋 個々の要求に合った様々な電子計測シ
ステム
蘋 SPC機能追加（FT2-Eのみ）

R600 レンズの作動距離
倍

率

×5

視

野

120

60

作 動 距 離245

135

最大被検物径

292

343

406

343

（ハーフフィールド）最大被検物径（フルフィールド）

レンズ作動距離
視野
レンズ

被検物焦点
フル
フィールド

×25

×50

×100

30

24

12

6

132

106

93

50

343

343

343

195

343

343

343

235

型 番
54-650202-1852
202-1853

最大被検物高さ

×20

LENS SYSTEMS
202-1850

横型ステージシステム

×10

mm

202-1854
202-1855

×5倍レンズ
×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

ハーフフィールド

BATY R600
型 番
R600-XLS
R600-GXL
R600-GXL-E
R600-FT2-E

52
0

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付横型照射式プロファイルプロジェクター R600
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付横型プロファイルプロジェクター R600

OPTICAL INSTRUMENTS
SM300 プロファイル プロジェクター

投影機
縦型照射式300㎜スクリーンプロジ
ェクターには多機能デジタル表示装
置とプリンターが装備されています。
現場用として理想的なフル幾何学測定機能と堅牢なデザイン。
高い汎用性、簡単操作の高品質プロ
ファイルプロジェクターです。

特長蘋 スクリーン径300㎜、チャートクリップ付
蘋 電源：100ー240V AC、50/60Hz
蘋 重量：180kg
蘋 測定範囲：X軸150㎜、Y軸50㎜
蘋 テーブルサイズ：340㎜×152㎜
蘋 クロス線と鮮明な画像を映す精密に研磨されたガラス画面

標準装備
蘋 透過と反射照明

型番：SM300717

蘋 クロス線とチャートクリップ
蘋 データ表示装置GMR

775

蘋 ステージのリニアスケール 解 析 度 ：0.0005㎜オプション装備

75

1040

75

蘋 投影レンズ倍率：
×10、×20、×50、×100から選択
蘋 360°
回転テーブル蘋 スイベルセンターサポート
蘋 クランプ付ホルダー
蘋 クランプ付Vブロック

データ表示装置（GMR）
82
157

350

105
335

690

SM300 レンズの作動距離

蘋 スキューを含む幾何学的測定機能
蘋 統合されたスクリーン分度器表示mm

蘋 PCまたはプリンター出力用RS-232

率

×10

×20

×50

×100

蘋 デカルト座標（極座標）

野

30

15

6

3

蘋 明るく読みやすいLEDディスプレイ

レンズ作動距離

77.7

44.5

24.5

25.3

対象物最大高さ

80

80

80

80

最大被検物径

160

130

55

60

倍
視

LENS SYSTEMS型 番
SM300-10X
SM300-20X
SM300-50X
SM300-100X

×10倍レンズ
×20倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

縦型ステージシステム
レンズ
フフィー

フフィー
レンズ作動距離フフィー
対象物焦点
最大被検物径フフィー
フフィー
対象物最大高さ

BATY SM300

ガラス
フフィー
テーブル

型 番
SM300

GMR（データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター

SIMPLY SOPHISTICATED

53
0

OPTICAL INSTRUMENTS
SM350 プロファイル プロジェクター

投影機

縦型350mm/14"スクリーンの卓上型プ ロファイルプ ロジェクター は 、
250mm×125mmの測定範囲を備えた、高精度大型ステージ台を登載しています。
スケール解析度0.5μ。
再調整なしで瞬時にレンズを交換するための3レンズタレットのオプションがあります。

標準装備
蘋 350mmのスクリーン蘋 デジタル、スクリーンプロトラクター（分度器）
蘋 内蔵へリックス調整機能
蘋 頑強な鋼鉄製ボディ
蘋 クロスローラーベアリング
蘋 X軸、Y軸のクィックリリース
蘋 倒立像

型番：SM350-FT2-E

蘋 見やすい垂直スクリーン蘋 大きなワークステージ（250mm×125mm）
蘋 回転できるチャートクリップ
蘋 光ファイバーによる反射照明
蘋 解析度0.5μ

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：
×10、×20、×25、×50、×100から選択
蘋 自動エッジセンサー
蘋 重量級、頑強なキャビネット
蘋 三点式タレット盤

SM350 レンズの作動距離

mm

倍

率

×10

×20

×25

×50

×100

視

野

35

17

14

7

3.4

作 動 距 離

84

37

29

17

41

最大被検物径

220

162

52

51

140

171

130

75

37

91

114

113

106

111

103

（ハーフフィールド）最大被検物径（フルフィールド）

最大被検物高さ

LENS SYSTEMS
型 番
122-600

縦型ステージシステム

122-601

レンズ
フフィー

122-602122-603122-604

BATY R14

フフィー
レンズ作動距離
フフィー
対象物焦点

型 番

最大被検物径フフィー
フフィー
対象物最大高さ

ガラス
フフィー
テーブル

SM350-XLS
SM350-GXL
SM350-GXL-E
SM350-FT2-E

540×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM350
GXL（グラフィカルデータ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM350
GXL-E（自動エッジ検出機能装備 GXL）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM350
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付縦型プロファイルプロジェクター SM350

OPTICAL INSTRUMENTS蜻SM350 技術仕様蜷
BATY 表示器オプション

基 本 仕 様Baty表示器は、幾何学的機能を備えた型
式 ：卓上型、縦型照射式
スクリーン：φ350㎜回転スクリーン、垂直型、フード付
R14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
投 影 像 ：倒立逆像
電源仕：100〜240V、50/60Hz
基 本
様
ワークステージ重
量 ：133kg

完全にプログラム可能なユニットと、PCに直接接続できるソフトウェアモジュールが含まれます。 すべてのユニットは、Baty社のすべてのプロファイルプロジェ
クターと完全に互換性があり、必要に応じてアップグレードできます。

SM350 基本モデルの標準装備
SM35
基本モ
基本モデルの標準装
ルの標準装備レン ズ仕 様蘋基
φ350㎜、
本 仕 90°様 クロス線、チャートクリップ付スクリーン
蘋ワークステージ
ハロゲンランプ、グリーンフィルター付透過照明
蘋 反射照明：光ファイバーR14 基本モデルの標準装備 ＆ アクセサリー
蘋 より正確なねじ形状の投影のための光源のヘリックス調整機能
ンズ仕様
蘋レ
SA-2510の精密ワークステージ（測定範囲250㎜×100㎜、0.0005㎜スケール）
ワークステージ蘋 デジタル角度測定

投影レンズ倍率
焦点合わせ
倍率精度
ヘリックス調整
光源
反射照明

Acu-rite DRO-100シリーズ液晶ディ
スプレイユニット。XY座標データのシンプルな二次元デジタル表示。
機能には、絶対 / 漸進増加値読み取りによる X・Y・ラジアス・A 測定、ゼロリセッ
ト、表示単位変換、半径 / 直径変換が含
まれます。

GXL

レン ズ仕 様レンズ取り付けXLS

蘆 測定結果のグラフィック表示

シングル、ロックナット付クイックチェンジタイプ。
オプションでレンズ3枚のタレットホルダー。
×10、×20、×25、×50、×100
手動ハンドル式
透過 0.05％、反射 0.1％
光源アライメントにより±7°透過照明 12V 100W ランプ
反射照明 12V 100W ランプ
調光機能付光ファイバー式光源2ヶ蘆 ラジアス、角度、線、点、傾斜
蘆 PC /プリンタへのデータ出力
蘆 迅速な検査の為、検査行程保存
蘆 公差判定蘆 多言語メニュー
蘆 ヘルプメニュー

GXL-E
自動エッジ検出機能装備のＧＸＬ。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画
像がスクリーンに取り付けられた光ファ
イバーセンサーを通過するときに、デー
タポイントを取得できます。

505

946

FT-2E
2D Fusionタッチソフトウェアを使用
したタッチスクリーンDRO。 測定された描画は、完全な寸法図面として印刷できます。
レポート機能には、SPC、合格/不合格

1001

分析を含む表形式の詳細情報、Excel
への自動リンクが含まれます。記録した作業工程を再生して、素早い繰り返
し測定ができます。Windows OSおよび内蔵22インチ縦型タッチスクリーン
モニター。
内蔵の光学式エッジ検出により、投影画像がスクリーンに取り付けられた光
ファイバーセンサーを通過するときに、
データポイントを取得できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

55
0

OPTICAL INSTRUMENTS
SM20 プロファイル プロジェクター

投影機

ベ イ テ イ 社 の シ ャド ー マ ス タ ー
SM20はΦ500㎜（20"）のスクリーン、測定範囲250㎜×100㎜の大型高精度ワークステージ、解析度
0.5μmが特徴の床置き縦型照射式
プロファイルプロジェクターです。

特長蘋 スクリーンΦ500㎜、傾斜30°
蘋 ハロゲンランプ、グリーンフィルター付
透過照明
蘋 フルカラーでの表面の検査が可能な2本のファイバー光による反射照明
蘋 取付レンズ：シングル
蘋 投影像：倒立逆像
蘋 電源：100−240V AC、50/60Hz
蘋 重量：150kg（212kg、梱包含）蘋 測定範囲：X軸250㎜、Y軸100㎜
蘋 テーブルサイズ：410㎜×260㎜

標準装備
蘋 正確なねじ形状の投影の為の光源のへリックス調整：±7°
蘋 デジタル角度測定

型番：SM20-FT2-E

蘋 スケール解析度：0.5μ㎜※寸法図はP67にあります。

オプション装備
蘋 投影レンズ倍率：
×5、×10、×20、×25、×50、×100から選択

SM20 レンズの作動距離

mm

×10

×20

×25

×25

×50

×100

L

L

L

S

S

S

50

25

20

20

10

5

最大被検物径

200

200

200

200

180

85

蘋 3ポジションレンズタレット（5倍を除きます）

最大焦点平面高さ

205

203

218

254

240

195

蘋 個々の要求に合った様々な電子計測
システム（反射照明）

150

153

153

153

150

150

蘋 明るい環境光の中でも作業を可能にする大きな覆いとカーテン
蘋 自動エッジセンサー

蘋 別システムを購入することなくSPC機能の追加が可（FT2-Eのみ）

倍率

コンデンサータイプ
視野（透過照明）

最大焦点平面高さ

LENS SYSTEMS
型 番
202-1850
54-650縦型ステージシステム

202-1852

レンズ

202-1853
202-1854
202-1855

BATY SM20

レンズ作動距離対象物焦点型 番

最大被検物径
対象物最大高さ

ガラス
テーブル

SM20-XLS
SM20-GXL
SM20-GXL-E
SM20-FT2-E

560×5倍レンズ
×10倍レンズ
×20倍レンズ
×25倍レンズ
×50倍レンズ
×100倍レンズ

SIMPLY SOPHISTICATEDXLS（XY座標データ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM20
GXL
（グラフィカルデータ表示装置）付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM20
GXL-E
（自動エッジ検出機能装備 GXL）
付縦型照射式プロファイルプロジェクター SM20
FT2-E（自動エッジ検出機能装備 タッチパネル型データ表示装置）付縦型プロファイルプロジェクター SM20

OPTICAL INSTRUMENTS
プロファイル プロジェクター用アクセサリー
横型プロファイルプロジェクター用アクセサリー
SA-527

SA-25052-701 / 52-604

SA-15252-602

SA-256 / SA-258

52-600 / 52-603

SA-260R14 / R400用 アクセサリー
52-605

SA-542

SA-543大型Vブロック＆ センター

ライザーブロック

縦型プロファイルプロジェクター用アクセサリー
SM350/SM20用アクセサリー
型

番

名

称

価

格

SA-245-2 ロータリーガラスステージ ￥166,700
SA-370
バックストップ￥ 20,000
SA-371
サイドストップ￥ 9,300
SA-196-EXT
FM-2510
SA-551350-035

デュアルVブロック＆センター
2510ステージ用
オープンフレーム固定具
SM20 / SM350 / R600用
ダイアフラムSM350 / R400用
保護カバー

SA-245-2
ロータリーガラスステージ

SA-370 バックストップ￥ 83,000￥ 37,700

ABFS-001
52-371350-035
SA-328
SA-250
SA-256
SA-258

SA-371 サイドストップ

SA-152
SA-260
SA-276
SA-153
SA-527

SA-196-EXT
デュアルVブロック＆センター

番ステンレスねじ ……………………………30ヶV付Tナット …………………………………2ヶロングTナット ………………………………3ヶねじ付ロックナット ………………………12ヶショートTナット………………………………6ヶ胄 クランプ、ロッド

ナローテールスプリングクランプ …………2ヶステンレスクランプロッドA ………………3ヶワイドテールスプリングクランプ …………2ヶステンレスクランプロッドB…………………3ヶVクランプ ……………………………………2ヶステンレスクランプロッドC …………………2ヶコーナーロケータークランプ ………………2ヶ胚 ロケータースライディングツールブロック ……………3ヶ二方向Tナット ………………………………2ヶステンレスレストボタン ……………………4ヶケース ………………………………………1ヶFM-25102510ステージ用オープンフレーム固定具

価格￥ 54,200

R14用保護カバー￥ 44,900￥ 37,700￥190,900￥ 89,300￥ 94,600￥ 54,400

R400/SM350用保護カバー
キャビネットスタンド
ダイアフラム（絞り）
Vブロック
バネ付センター

SA-256用38mm（1 1/2"）￥ 84,800
ライザーブロックバイス及びバイスステージ ￥ 83,900
スイベルバイス
シングルV＆クランプ
フィクスチャーベース
ガラス板ワークホルダー￥ 81,000￥ 58,300￥ 35,800￥ 97,500

名

称

価

格

セルフセンタリングバイス￥ 82,600

52-601

二軸Vブロック＆ クランプ
（φ15mm）
二軸Vブロック＆ クランプ
（φ30mm）￥ 65,300

精密ロータリーベース￥ 94,400￥ 37,700￥ 77,500

52-602

胝 ファスナー

称52-600胙 コンポーネント

Tスロット付リニアスライドフレーム………4ヶ
基準スケール付
二方向Tナット ………………………………4ヶスライディングブラケット …………………4ヶ名

AB2のフュージョンシステム用
フットスイッチ

フィクスチャーアクセサリー
型

自動くさび式のクランプは、ほとんどクランプ力を必要としません。
スライド式のTナットブロックが多様な固定具を提供します。
標準キット（FM-2510）の内容は、以下の通りです。

番

SA-259￥228,600￥264,700型

52-60352-60452-60552-701

ユニバーサルベース
精密位置決めブロック
二軸Vブロック（サイドベース付）￥ 65,300￥ 74,400

R600用 アクセサリー
型

番

名

称

価

格

SA-551
ダイアフラム（絞り）￥ 83,000
SA-542 大型Vブロック＆センター ￥344,400
SA-543
ライザーブロック￥130,000
SA-527 ガラス板ワークホルダー ￥ 97,500
SA-606 スクリーンチャートレストバー ￥ 39,200

SIMPLY SOPHISTICATED

57
0

OPTICAL INSTRUMENTS−− ビジョンシステム −−
ビューマスター 二次元マニュアル・二次元CNC

ビューマスターは、従来品と全く異なる二次元のマニュアルのビジョンシステムです。
最近に特許取得された"カラーマップ TM "という計測システムによりビューマスタ
ーには従来型のステージやエンコーダーがありません。ただ計測範囲を動き回る測定カメラがあるだけです。その結果
400×300㎜という、とても大きな測定範囲の速く正確な非接触式測定ができます。
カメラが動き部品は静止状態であるため高価で手間のかかるワークの保持具を製作する必要がありません。
ビューマスターは、手動で操作することも、検査手順を記憶させることもできます。記憶させた手順を再生させる時には、オペレーターがあらかじめ決められた検査手順に従って操作したプログラムを、
ライティングの環境やビデオエッジ検出の方法までも、ビューマスターが忠実に自動的に再現します。最終的には、被検査部品の完全な寸法図面データとしてのレポートを作成できます。

型番：VM-4030M■標 準 機 能蘋 大型の400㎜×300㎜の測定範囲
蘋 御影石ベースの頑丈な構造
蘋 最新の MK4 Fusion ソフトウェア付
蘋 カラーマッピング測定テクノロジー
蘋 タッチパネル式PC（22インチモニター）■C N C 標 準 機 能上記の他、下記の機能が追加されます蘋 部品検査にティーチ＆リピート機能
蘋 ビデオエッジ検出機能
蘋 デジタルズーム
蘋 自動プログラミングのできる円弧形状のLEDによるライティングシステム
蘋 モーター制御によるオートフォーカス

VUMASTER型 番

58
0SIMPLY SOPHISTICATED

VM-4030M

ビューマスター 二次元マニュアル 測定範囲：400×300mm

VM-4030C

ビューマスター 二次元CNC

測定範囲：400×300mm

OPTICAL INSTRUMENTS−− ビジョンシステム −−ベンチャータッチ 3D … 三次元マニュアル＆ 自動フォーカス
ベンチャータッチ3D
この進化したビジョンシステム
は手動操作のXY軸の測定と、モーターによるZ軸の測定を組み合わせたものであることです。このシステムの優位性は、
サーボモーターによるZ軸の動作のなかで、最重要であるZ軸の自動焦点機能を、作業者の個人差なく実行できることです。
工場の現場作業にも適用でき
るスチールとみかげ石製のスタンドに設置されたPCコント
ローラーは、ベイティ社の全く新しい三次元のタッチスクリ
ーン式ソフト、フュージョンタッチ（FT）を搭載した堅固な設計となっています。
HDタッチスクリーンは調整式
アーム上に取り付け、ソフトウ
ェアは画面上に写し出されます。すべての寸法は測定するために選択された部品図面上に表示され、印刷やCADへの変換が可能な部品寸法図になります。寸法公差は各寸法ごとに設定されるので、最終の検査報
告書には、合否判定が各寸法ごとにはっきりと表示されます。

ベンチャーシリーズ
好評を博しているベイティ社のベンチャーシリーズにはマニュアルタイプ、
手動操作のXY軸測定とモーターによるZ軸測定を組み合わせたタイプと完全なCNCシステムとが揃っており、測定分野の二つの標準領域をカバーしています。
型式VI-2510はXYZ軸の測定範囲が250㎜×125㎜×150㎜であり、型式VI-3030は300㎜×300㎜×200㎜です。
この機種の元々の設計思想は最大級のソフトウェア機能と、実証済みの機械的デザインの両方を、低価格で実現することです。ビジョンシステムの製造における20年以上の経験、測定機器においての75年以上の実績によりベイティ社は、映像処理・応用の領域で、堅実な知識を

VENTURE 蘆 VENTURE TOUCH

積み重ねて参りました。マニュアルタイ

型 番
VI-2510M

ベンチャーマニュアル：手動 X、Y、Z軸
測定範囲 250×125×150

プとCNCシステムの双方ともに最新版

VI-2510
TOUCH

ベンチャータッチ：手動XY、モーターZ軸
オートフォーカス、測定範囲 250×125×150ている他のどのようなビジョンシステム

VI-3030
TOUCH-XT

ベンチャータッチXT：手動XY、モーターZ軸
オートフォーカス、測定範囲 300×300×200のベンチャーシステムは、市場に出回っより標準品の機能を充実させています。

検査行程の再現■ベ ン チャー タッチ

この作業の間にオペレーターは画像としての部品図を見ながら、検査行程を確認することになります。ステージの位置がいちど決定し、カメラの画面に部品が表示されると、ビデオエッジ検出工具が部品寸法を自動的に測定しはじめます。画面が別の面になると、Z軸のドライブが最初の検査行程で設定された正しい位置に、CNC操作により動きます。ライティングやレンズの拡大率も、予め記憶された条件で可動します。
最終的には、作業者の個人差が全くない自動の繰り返し検査工程となります。

すべてのベンチャーと同じように、高精度ズームレンズが標準で付いています。
この手動式ベンチャーシリーズは30倍から200倍の倍率で6つのあらかじめセットされた拡大率が設定されており、更に補助レンズの追加で、拡大率の範囲をライティング増やすことができます。プリセットされLEDによるライティングも、タッチスクリーン上から操作できます。レンズを通しての反射照明及び透過照明の調整も楽に行えるので、製品のエッジが鮮明に映し出されます。

た拡大率は事前に正確に測定されているので、スムーズに計測を行えます。

標準のフュージョンシステムの性能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 CADへのインポート／エクスポート（有料オプション）
蘋 輪郭のスキャニングとCADマスターへのベスト
フィット機能蘋 コントロールチャートを含んだSPCバッチ情報
蘋 エクセルへの自動出力
蘋 部分ごとにプログラ
ムできるLED球64
ヶによる反射照明蘋 先進のビデオエッジ
検出蘋 TTLライト及び直線上の透過照明蘋 ク ロ ス ロ ー ラ ーレ
ールガイド付の頑丈なステージ■簡 単 な レ ポ ート 作 成

標準のベンチャーシステムは下記を含んでいます。

測定された部品のグラフィック表示に蘋 より精 度 を 高 め る た め に 、
0.5ミクロンmの高解析度のスケール
蘋 6.5：1 のズームレンズ（手動）蘋 個々のLED球を部分ごとにオンオフする自動プログラミ
ング機能
蘋 Z軸のアリ溝スライド式搭載
機能によるZ軸容量の強化
蘋 高精度のクロスコントロー
ラーステージ蘋 超なめらかな、シンプルな
ロッドドライブ

加えて、部分名称、寸法、測定値、誤差、
上限と下限、あるいは不合格を赤色のラベルで測定された各寸法を表形式で示す詳細レポートを即座に作成できます。
部品のサムネイル表示とバッチ/顧客情報とともに、幾何公差の詳細も表示できます。 レポート全体を、電子メール用のExcelブックとしてコピーできます。

SIMPLY SOPHISTICATED

59
0

OPTICAL INSTRUMENTS
ベンチャー 三次元CNC
ベンチャーCNCモデルは、完全に検査
行程を自動化することにより、フュージョンソフトウェアーの能力を一段階上に引き上げるものです。スキャニングや
ベストフィットなどの現在では高度な機能も、熟練したオペレーターの力を借りることなく、容易に行うことができます。
CNCプログラムの作成は、簡単なティー
チ＆リピート作業です。一度、部品を測定することにより、完全なCNCプログラ
ムが自動的に作成されます。ズームレン
ズもプログラムに取り込まれ拡大率を自在に変化させることができます。

幅広い測定領域
タッチプローブの使用はCNCシステム上で最大限に生かされています。タッチプ
ローブによって測定された点群データはビデオエッジ検出によって得られたデータと組み合わせられ、測定時間を大幅に短縮します。
プローブ交換台を設置することにより、様々な種類の測定前のスタイラスを取り付けたプローブ・モジュールを、一連の測定に使用することができます。スタイ
ラスを交換する時には、システムが自動的に使用中のプローブ・モジュールを交換台に戻し、次のモジュールを取り付け、測定を継続します。
タッチプローブを使用したプログラムを作成する際には、各要素を確定させるために必要な最小の点データのみを使用して下さい。更に、各要素に最適な数の点
データを編集します。プログラムが実行される際には、新しいプローブパスが自動的に作成され、プログラム時間と検査時間が両方とも削減されます。

タッチプローブ

標準のCNCシステムの機能蘋 ティーチ＆リピートのプログラム
蘋 部分ごとにプログラムできるLEDのラ
イティング蘋 0.5ミクロンmの高解析度のスケールによる高精度
蘋 CADへのインポート／
エクスポート（有料オプション）
蘋 スキャニングとベストフィット機能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 SPC機能蘋 エクセルへのワンクリック出力
蘋 自動フォーカス
蘋 250㎜×125㎜及び300㎜×300㎜のXYステージ蘋 CADからの自動プログラム（有料オプション）

好評なレニショーのタッチプローブをオプションとして使用することにより、複雑な三次元測定のニーズに応えられます。フュージョンシステムでは、タッチプ
ローブとカメラによる測定の両方が同時に使用できるため、カメラの視界外の形
状も部品の設定位置を変えることなく測定することができます。

VENTURE XT-CNC
型 番
VI-2510C
VI-3030C-XT
VI-TP20KIT

60
0SIMPLY SOPHISTICATED

ベンチャー 3D CNCモデル
測定範囲：250×112×150mm
ベンチャーXT 3D CNCモデル
測定範囲：300×300×200mm
タッチプローブキット
リファレンスボール、モジュール、スタイラス付

OPTICAL INSTRUMENTS
オプション ＆ アクセサリー
CAD
3D CADモデル（STEPまたはIGES）はインポートでき、ウィンドウ上に表示されます。
CADモデルに位置合わせした後、部品表面の任意の場所で点データが取得され、CADモデルに表示されます。
点は、表面からの距離を示すために色分けされて表示されます。 これらのモデルは、オフラインプログラミング
またはCAD比較に使用できます。

型番 SA-196-EXT
価格 ￥228,600
2510および3030ベンチャーモデル用
鋳物Vブロックとセンター

型番 VI-3030-UFB
価格 ￥137,300
すべてのプロジェクターアクセサリーの

FS-CAD-1

取り付けに対応したスロットを持つユニ
バーサルフィクスチャーベース

ベンチャースタンド
型番 VI-VENTURESTAND

SB-A-1371-0163
SA-196-EXT

価格 ￥312,500
花崗岩の表面と一体型の堅牢な鋼鉄製ス
タンド。Venture 2510および3030
モデルのPC /コントローラー用の棚がついています。

ガラス製の基準片VI-3030-UFB

型番 CAL-MAG2
価格 ￥112,500

VI-VENTURESTAND

視野測定検証およびピクセルキャリブレーション用の倍率付基準片CAL-MAG2SIMPLY SOPHISTICATED

61
0

OPTICAL INSTRUMENTS
ベンチャープラス
ベンチャープラスは標準のベンチャーの機能をすべて備えています。その他の特徴は…より大きな測定物を計測できることです。
ベンチャープラスには次の三種類のモデルがあります。
1. VP-6460C：
測定範囲 640×600×250mm
2. VP-6490C：
測定範囲 640×900×250mm
3. VP-100100C：
測定範囲 1000×1000×400mm
4. VP-100150C：
測定範囲 1000×1500×400mm
門型構造で総アルミ製であるため、静止状態を維持する慣性に優れ、保温性にも優れています。すべての軸にエアーベアリ
ングが使用され、Y軸は御影石の使用で精度を増しています。これにより測定機は温度変化による膨張や収縮が均一におこり、ゆがみやそれによる計測誤差を最小に抑えます。フュージョンソフトウェアーでは、周囲の温度変化も補正され、ベンチャープラスを検査室での使用に最も適したものとしています。
ベイティ社の標準の光学式ズーム機能とライティング機能と相まって、ベンチャー
プラスはすべてのベンチャーのカメラベ
ース式の測定機能と同じレベルの性能を保持しています。

型番：VP-100100C

３Dフュージョンソフトウェア搭載WindowsベースのインダストリアルPC
タッチスクリーン ディスプレイ付手動プレシジョン ジョイスティック コントローラー

オプション装備

標準のCNCシステムの機能蘋 ティーチ＆リピートのプログラム
蘋 部分ごとにプログラム可能なLED照明
蘋 0.5μmスケールの高解析度のスケールによる高精度
蘋 CADインポート/エクスポート（有料オプション）蘋 DXFスキャンとベストフィット機能
蘋 完全な部品寸法図
蘋 SPC機能
蘋 Excel™へのワンクリック出力
蘋 オートフォーカス

蘋 レニーショーTP20&SP25タッチプローブ
蘋 カラータッチスクリーンディスプレイ、マルチ機能付精密ジョイスティック
蘋 12：1ズームレンズ（6.5：1から変更）
蘋 CADインポート/エクスポート
蘋 自動温度補正機能

Venture Plusの標準装備強化点
プレーンロッドドライブ、エアベアリング、ガラスライトテーブル、調整可能防振装置付きスチール製マシンスタンドを備えた御影石
ベースのレール可動門型構造。
CNC制御の6.5：1マイクロズームレンズおよび高解像度USB2
カラーカメラ。
Z軸方向250もしくは400mmの測定範囲。

VENTURE PLUS
型 番

62
0

Dimn-A

Dimn-B

Dimn-C

Dimn-D

Dimn-E

Dimn-F

VP-6460C

Venture Plus（640×600×250㎜）

950㎜

1851㎜

750㎜

1140㎜

783㎜

1030㎜

VP-6490C

Venture Plus（640×900×250㎜）

950㎜

1851㎜

750㎜

1140㎜

1083㎜

1330㎜

VP-100100C

Venture Plus（1000×1000×400㎜）

1440㎜

2250㎜

1380㎜

1470㎜

1350㎜

1470㎜

VP-100150C

Venture Plus（1000×1500×400㎜）

1440㎜

2250㎜

1380㎜

1470㎜

1850㎜

1970㎜

SIMPLY SOPHISTICATEDOPTICAL INSTRUMENTS

プログラム制御のLEDライト■プログラム制御のLEDライト
正しいエッジ検出を行うためにはライティングは重要です。ベイティ社の新型プログラム制御のLEDライティングヘッドでは、どのような区切りのパターン
でもスイッチオンさせることが出来、困難なエッジを斜め照明によって明るく照らし出すことができます。
このLEDのセグメントは、回転させたり明るさを調整しながらエッジの半径状の様々な部分を照らします。一度セッティングされると、各々の測定部に対するライティング条件は自動的にプログラムされるので、次々に新しい部品を測定する際に自動再生されます。
TTL（レンズを通しての）ライティングも止まり穴の測定などには適用されます。
ベンチャーの高品質なカラーイメージを実現するために、64個の白色LED球が使用されています。
標準の光学式ズームとプログラム可能なセグメント化されたLED表面照明を備えたVenture Plusは、全てのベンチャーと同じカメラベースの測定機能を提供します。

タッチプローブ■タッチプローブ
タッチプローブはCNCシステムで最適化されており、そのタッチプローブを使用して取得したデータポイントからの測定値を、ビデオエッジ検出を使用して取得したデータポイントと組み合わせることで、最適な速度と検査時間の短縮を実現できます。
プローブモジュールチェンジラックを取り付けて、予め較正をした様々なスタ
イラスを備えたプローブモジュールを同じ検査で使用できるようにすることができます。 スタイラスの交換が必要な場合、システムは自動的に現在のプローブモジュールをラックに戻し、次のモジュールをピックアップして検査プ
ロセスを続行します。 この機能を当社の洗練されたビデオエッジ検出と組み合わせて、究極の大型多重感知性能ビジョンシステムであるVenture Plusを提供できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

63
0

OPTICAL INSTRUMENTS
フュージョンソフトウェア

Fusion Software
フュージョンソフトウェア
フュージョン測定ソフトウェアは、この10年程ベイティ社のカメラをベースとした検査システムの基盤となるものでした。使い易さ、先進的エッジ検出、グラフィカルなレポートの組み合わせにより、ベイティ社のこの注目すべきソフトウェアは業界の標準を確立し、常に他社商品の比較の対象となっています。

部品寸法図■部品寸法図
検査結果は、完全な寸法図として表示されます。指定された寸法公差になっているものは緑色で、公差外のものは赤で表示されるので、被検査物は即座に視覚的に判別されます。幾何学的公差も標準の製図手法により表示されます。最終
的な部品寸法図は、社名、顧客名、部品の詳細な仕様、日付、検査方法の名称が含まれる従来のフォームの工学的製図として印刷もできます。

SPCを網羅しています■SPCを網羅しています
ベイティ社のフュージョンソフトウェアーは、多様な部品のSPCバッチ情報も表示いたします。得られる情報にはバッチごとの最大値、最小値、ユーザー定義のシグマ値、CPK値、平均偏移があり、バッチ情報を二つの異なったチャートに作図できます。

容易な報告書の作成■容易な報告書の作成
上記のものをグラフィックスで表示することに加えて、部品名、呼び・実測の寸法、誤差、公差の上限・下限、各々の測定寸法に対する緑色の合格、赤の不合格の表示などを表形式で詳細な検査表として即座に作成することができます。寸法誤差の詳細は、モニター上にアイコンの形で、あるいは顧客ごとの生産管理情報として表示することができます。すべての報告書はエクセル形式の業務記録として複製し、Eメールで使用することができます。

64
0

SIMPLY SOPHISTICATEDOPTICAL INSTRUMENTS
フュージョンソフトウェア

Fusion Software
フュージョンソフトウェア
ビデオエッジ検出■ビデオエッジ検出
ビデオエッジ検出機能（VED）は測定者の個人技能に頼ることなく安定した繰り返し測定の結果を保証します。数百の点群データが即座に収集され、標準の幾何学的形状を計算します。標準のビデオエッジ検出ツールは、円弧、円、線、点、
焦点と曲線に対応します。

画像合成と輪郭のスキャニング■画像合成と輪郭のスキャニング

能新機

XYステージが一時停止するたびにカメラ画像を撮影して保存できます。これらの画像は、ユーザーがズームアウトしてカメラ画像ビューで被検査物全体を表示できるように、「ステッチ」されます。インポートされたdxfファイルは、ステッチされた画像の上に重ねることができるオーバーレイとして使用することで、dxfに表示される公差範囲と部品全体を視覚的に比較できます。輪郭測定が必要な場合、曲線測定用ツールで自動的に測定物の輪郭をトレースできます。測定
結果のデータポイント群は、レポート用のパーツビューとステッチされたカメラ画像の両方で表示できます。輪郭寸法を追加・重ねて比較することでエラーを定義できます。また、ステッチされた画像を使用して、大きな2次元の全ての被測定物をすばやく把握することもできます。そして「ワンクリック」機能または「エリア内のすべての測定物」ツールを使用して、測定物をクリックするだけで、CNC検査行程を作成できます。

タッチプローブとの両立■タッチプローブとの両立
フュージョン測定ソフトウェアは光学的カメラベースのシステムとタッチプローブによる測定を両立、共存させています。
各々の測定システムのずれは計算され、同じ検査のなかで、非接触の測定方式を組み合わせて使用することが可能になります。オプションのプローブ保管台を使用するとプログラムのなかで自動的にプローブを交換することが可能となります。タッチプローブスキャン使用の被検査物には、レニショーのSP25スキャンプローブオプションを指定できます。

CNCによるオペレーション■CNCによるオペレーション
CNCのオプションを採用すれば、ティーチ＆リピートのプログラムと手動のジョイスティックの操作で、完全に自動化された部品検査が可能となります。部品はパレットにのせて、一括に検査され、検査報告書も自動的に作成されます。

CNCオプション■CNCオプション
被測定物表面の任意の場所で取得した測定データポイントを3D IGESまたはSTEP CADモデルと比較できます。

SIMPLY SOPHISTICATED

65
0

OPTICAL INSTRUMENTS
ベイティ画像測定機ビジョンシステムの仕様表
マ ニ ュ ア ル シ ス テム ／ 一 部 マ ニ ュ ア ル
ビューマスター
VM-4030M

ベンチャー
VI-2510M

ベンチャー
VI-2510TOUCH

ベンチャー
VI-3030TOUCH-XT

X、Y、Z 測定範囲（㎜）400×300

250×125×150

250×125×150

300×300×200

ワークステージサイズ（㎜）420×320414×262414×262464×462

被測定物最大荷重（kg）

25

25

25

25

ドライブ方式

マニュアル

マニュアル

マニュアル XY/CNC Z

マニュアル XY/CNC Z

ベアリング

エアーベアリングクロスローラレールガイド

クロスローラレールガイド

クロスローラレールガイド

名 称 ・ 型 番

カメラタイプ

2048×1590ピクセル カラーUSB2カメラ（8×9mmチップ、ダイナミックラッチ付）
プログラム制御のLEDライ
ティング付固定対物レンズ

光源、ライティング
解析

6.5：1 ズームレンズ。
プログラム制御のソフトウェアー付白色LEDの弓形ライティングヘッドは、ステージの下部からのレンズを通しての（TTL）
ライティングが標準になっています。

度

0.001mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm度

7.5μm

2 + L/100

2 + L/100

2 + L/100

最大視野（FOV）

12mm

16mm＊

16mm＊

16mm＊

精

拡

大

率

20×

1200×以上の高画質デジタルズーム付17インチモニター、
光学拡大率 27×〜175×

350×

タッチプローブオプション

無

有

無

無

プローブタイプ不可

レニショーTP20

不可

不可

ラック交換機能

不可

不可

不可

不可

C N C システム
ビューマスター
VM-4030C

ベンチャー
VI-2510C

X、Y、Z 測定範囲（㎜）400×300

250×125×150

300×300×200

640×600×250

640×900
×250

1000×1000×400

1000×1500
×400

ワークステージサイズ（㎜）420×320414×262464×462700×940700×1240

1050×1350

1050×1850

被測定物最大荷重（kg）

25

25

25

75

75

75

75

名称・型番

ベンチャー ベンチャープラス ベンチャープラス ベンチャープラス ベンチャープラス
VP-6490C VP-100100C VP-100150C
VI-3030C-XT VP-6460C

ドライブ方式

CNC
ハンドホイール

ベアリング

エアー
ベアリング

クロスローラレールガイドクロスローラレールガイド

エアー
ベアリング

エアー
ベアリング

エアー
ベアリング

エアー
ベアリング

最大ドライブ速度100mm/秒

200mm/秒

200mm/秒

350mm/秒

350mm/秒

350mm/秒

350mm/秒カメラタイプ

CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
CNC
ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック ジョイスティック

2048×1590ピクセル、カラーUSB2カメラ（8×9mmチップ、ダイナミックラッチ付）
プログラム制御のLEDライティ

6.5：1 ズームレンズ。プログラム制御のソフトウェアー付白色LEDの弓形ライティングヘッドは、ステージ

光源・ライティング ング 付 固 定 対の下部からのレンズを通しての（TTL）
ライティングが標準になっています。
物レンズ

解

析

度

0.001mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm

0.0005mm度

7.5μm

2 + L /100

2 + L /100

2.4 + 0.4L /100

2.4 + 0.4L /100

2.4 + 0.4L /100

2.5 + L/150

最大視野（FOV）

12mm

16mm＊

16mm＊

16mm＊

16mm＊

16mm＊

16mm＊

有

有

有

精

拡

大

率

20〜350×

タッチプローブオプション

無

プローブタイプ

不可

ラック交換機能不可有有

レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20 レニショーTP20
可＊オプションの0.5×のアダプターレンズを使用した場合。

66
0

有

SIMPLY SOPHISTICATED

可

可

可

可

可

OPTICAL INSTRUMENTS
寸 法 図
1660

507

1550

1028

1920

1019

1560
965

710 / 910

728

1500

R400

R600

1020

790
50

1925

970
920

1615

811

497
638
938

150

985

574
934

150

150

760
860

Venture XT（3030）

SM20-FT2E

820

125

422
590
840

125

64

501
616

Venture（2510）

SIMPLY SOPHISTICATED

67
0

DIGITAL MICRO
Bluetooth内蔵モデル

デジタル外径測定マイクロ 新登場！
！

仕 様（2020年発売予定）
蘆 測定スピンドルを動かすとウェイクアップ機能により自動電源オン
蘆 自動スリープモード機能（完全スイッチオフは手動）
蘆 大型液晶ディスプレイ 40mmX20mm
蘆 プリセットメモリーを２つ入力できます
蘆 Bluetoothデータ出力
蘆 双方向通信蘆 IP67保護等級
蘆 スピンドル6.5mm径
蘆 シンブル1回転あたりスピンドルが1mm送れます
蘆 測定面：超硬蘆 測定力：10N
蘆 電 源：CR2032 リチウム電池
型

番

価

格

測定範囲

精

B

C

D

L

（mm）

（mm）

度

（mm）

（mm）

（mm）

（mm）

DM025

￥ 70,400

0−25±0.001

7.5

25

3

32.5

DM050

￥ 90,900

25−50±0.001

11.0

37

3

61

DM075

￥ 93,600

50−75±0.001

11.5

50

3

86

DM100

￥ 99,300

75−100±0.002

13.5

63

3

112

DMSET100￥344,300

0−100

B

D

L
φ6.5

70
40

44
φ24

C

20

英国 ベイティ社のご紹介
ベイティ・インターナショナル社は1932 年に創業されました。創業時は、高精度のダイヤルゲージやシリンダーボアゲージのメーカーとしてスタートしました。その後、ベイティ社は非接触式の光学機器である投影機の分野に参入し、ベイティ社の シャドウグラフ シリーズは投影機の業界標
準となりました。これらの製品は今でも ISO 9001: 2000 に基づいて
サセックスにて製造されています。
数十年に渡り、ベイティ社は現場でのサービスエンジニアチームを育んで参りました。今日ではベイティ社はイギリスにおいてISO
9001:2000の認証を受けた最大のプロジェクターのサービス組織を持ち、投影機とビジョンシステムの分野で、現場での訓練、部品の取り付け、修理等のサービスを提供しています。
1980年代に、ベイティ社の最初のカメラをベースとした映像検出機が開発されて、現在の製品群が完成されることとなりました。ビデオ・エッジ検出（VED）はすぐに精度の向上、繰り返し機能、測定速度の増大により脚光を浴びることとなりました。現在ではベイティ社は非接触式のビデオ・エッジ検出とレニショー社の様々なタッチプローブを使用した接触式の両方の良さを融合させたビジョンシステムを提供しています。
ノガ・ウォーターズでは2012年より、ベイティ社の日本代理店となり、投影機及び画像測定機の販売を開始致しました。

68
0

SIMPLY SOPHISTICATED2018年5月、シュツットガルトでのコントロールショーへの出展風景※カタログ表示価格は、2020年12月までの価格です。なお、予告なく仕様及び価格の変更をすることがございますので、御了承下さい。

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻 1 − 8 − 5 SIMPLY SOPHISTICATED
TEL.048−777−1733 FAX.048−776−6740
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

20-21