株式会社イマダ
ロードセル LMU/LU シリーズ

ロードセル LMU/LU シリーズ
・小型、軽量で狭いスペースにも対応・センサー両端にねじ留め可能で、設備への組み込み、サンプルの固定が容易※表示器と組み合わせて使用します。P.3 をご参照ください。

型式

超小型
LMU シリーズ

小型
LU シリーズ

最大荷重値
力の方向

50N～500N
圧縮引張両用50N～2000N
圧縮引張両用ねじ

おねじ（M5）めねじ（M8）

固定側
(※1)

写真
測定側
(※1)

※ 荷重値の読み取りには表示器が必要です。表示器の詳細は P3 をご覧ください。
※1 ケーブルに近い側のおねじが測定用です。測定側に負荷がかかるように設置してください。
※2 ご購入時にご選択ください。

IP 対応とはIP（International Protection）は、IEC 規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。
IP××

IP67
第 2 記号
第 1 記号

放出部ノズルφ12.5、100L/min であらゆる方向から外皮表面積 1 ㎡当たり 1 分間のべ少なくとも3 分間以上散水しても有害な影響を受けない。

（人体及び固形異物に対する保護等級 0～8）

粉塵が内部に侵入しない。

（水の侵入に対する保護等級 0～8）

：eZ-Connect シリーズとは
1 台のアンプに異なるロードセルを接続することができ、調整不要で使用できるアンプ・ロードセルの総称です。異なる種類の測定（引張とトルク）、異なる荷重値（低荷重と高荷重）などの用途に向いています。
マークの付いているロードセルのみ対応可能です。

1 / 6
2024/9/02

株式会社イマダ
ロードセル LMU/LU シリーズ

[使用イメージ]
機器に組み込むLMU シリーズ

設備に吊るす/サンプルを引っ掛ける
LU シリーズ
アイボルト
EB-500N-M8(※2)

各種設備
固定側ねじ止めLU シリーズ
LMU series

測定軸側 (※1)

ネジ径変換アダプタ(M5→M6)
CA-F5T6 (※2)
各種アタッチメント(※2)※1 LMU シリーズの取付時には、測定側・固定側に注意してください。測定側には、M5 ナット(付属いたしませんので別途ご用意ください)などを用いて、アタッチメントや設備とねじの根本が接しないようにお取付けください。
※2 変換アダプタ、アタッチメント、アイボルトは別売です。

製品仕様
型式

LMU シリーズ

LU シリーズ

最大荷重値
定格出力
非直線性
ヒステリシス

50N～500N

50N～2000N±1mV / V±10%±0.9～1.4mV / V

0.5%R.O.

0.5%R.O.

0.5%R.O.

0.5%R.O.

推奨印加電圧(許容印加電圧)

1～3V AC or DC(5V AC or DC)

2～5V AC or DC(7V AC or DC)

許容過負荷

120%

150%

温度補償範囲
（温度許容範囲）

0～50℃(-10～60℃)

0～70℃(-10～70℃)

0.005%/℃

0.05%/℃

0.01%/℃

0.05%/℃

約 2m（コネクタ付）約 3m（コネクタ付）

外観図参照

外観図参照

約 60g

約 150g--温度による零点の影響
温度による出力の影響
ケーブル
本体寸法
重量
保護等級

※ 荷重値の読み取りには表示器が必要です。表示器の詳細は、下記対応表示器タイプ（P3）をご覧ください。
※ ロードセル単品でご購入の場合は、ご注文時にコネクタの選択が必要です。下記表（P3）をご参照ください。
※1 ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ（表示器）・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。

2 / 62024/9/02

株式会社イマダ
ロードセル LMU/LU シリーズ
-5P

コード-6P-OC
バラ線

コネクタ形状（コネクタ無し）
5 ピン
ZT シリーズ
FA Plus2 等

対応機種

6 ピン
一部旧イマダ製品

設備への組込み等※接続する表示器のコネクタ形状をご確認ください。

ご購入の際は、コネクタの形状を選択し、ロードセル型式の末尾に対象のコードを追加してください。
例）5 ピンを選択した場合：LMU-50N-5P[eZ-Connect シリーズロードセル仕様]
製品仕様（eZ-Connect シリーズ）
型式

eLMU シリーズ

eLU シリーズ

最大荷重値
精度
許容過負荷

50N～500N

50N～2000N±1.0%F.S.以内±1.0%F.S.以内

120%

150%

温度補償範囲
（温度許容範囲）

0～50℃(-10～60℃)

0～70℃(-10～70℃)

ケーブル
本体寸法
重量
保護等級

約 2m（コネクタ付）

約 3m（コネクタ付）

外観図参照

外観図参照

約 60g

約 150g--※ eZ-Connect シリーズの詳細は P.4 をご覧ください。
※1 ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ（表示器）・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。

対応表示器タイプ表示器

eZ-Connect シリーズ

センサーセパレート型タイプ
ハンディタイプ

ハンディタイプ

ZTS シリーズ

ZTA シリーズセンサー付け替え可能表示器

デスクトップタイプ デスクトップタイプ
FA Plus2eFA Plus2ハンディタイプ
eZT

製品写真

用途・ハンディでの測定・ハンディでの測定・卓上への設置が可能 ・卓上への設置が可能 ・ハンディでの測定・固定された用途・固定された用途
・固定された用途・異なるロードセルの ・異なるロードセルの・より高い精度での測 ・より高い精度での測 ・より高い精度での測付け替えが可能（低付け替えが可能（低定が可能
定が可能
定が可能
荷重と高荷重の測定
荷重と高荷重の測定・変位出力が可能や引張とトルクの測や引張とトルクの測・USB メモリへの保存定など）定など）が可能※ 表示器の詳細な仕様については、個別仕様書をご参照ください。

3 / 6
2024/9/02

株式会社イマダ
ロードセル LMU/LU シリーズ

[センサーセパレート型でのご購入時]
・LMU シリーズ
型式
ZTA

ZTS

レンジ

FA Plus2

精度(※1)

表示

最小分解能

ZTA-LMU-50N

ZTS-LMU-50N

FAP2-LMU-50N

50N50.00N

0.01N

ZTA-LMU-100N

ZTS-LMU-100N

FAP2-LMU-100N

100N

100.0N

0.1N

ZTA-LMU-200N

ZTS-LMU-200N

FAP2-LMU-200N

200N

200.0N

0.1N

ZTA-LMU-500N

ZTS-LMU-500N

FAP2-LMU-500N

500N

500.0N

0.1N

表示

最小分解能

±1.0%F.S.
以内

・LU シリーズ
型式

レンジ

精度(※1)ZTA

ZTS

FA Plus2

ZTA-LU-50N

ZTS-LU-50N

FAP2-LU-50N

50N

50.00N

0.01N

ZTA-LU-100N

ZTS-LU-100N

FAP2-LU-100N

100N

100.0N

0.1N

ZTA-LU-200N

ZTS-LU-200N

FAP2-LU-200N

200N

200.0N

0.1N

ZTA-LU-500N

ZTS-LU-500N

FAP2-LU-500N

500N

500.0N

0.1N

ZTA-LU-1000N

ZTS-LU-1000N

FAP2-LU-1000N

1000N

1000N

1N

ZTA-LU-2000N

ZTS-LU-2000N

FAP2-LU-2000N

2000N

2000N

1N

表示

最小分解能

[eZ-Connect シリーズでのご購入時±1.0%F.S.
以内]

ロードセル型式
レンジ

eLMU

eLU

eZD

シリーズ

シリーズ

シリーズ

eLMU-50N

eLU-50N－50N

50.00N

0.01N

eLMU-100N

eLU-100N－

100N

100.0N

0.1N

eLMU-200N

eLU-200N－200N

200.0N

0.1N

eLMU-500N

eLU-500N－500N－eLU-1000N

eZD1-1000N

1000N－eLU-2000N

eZD1-2000N

2000N－－eZD1-5000N－－eZD1-10kN

精度(※1)±1.2％F.S.以内

500.0N

0.1N

1000N(1.000kN)

1N(0.001kN)

2000N(2.000kN)

1N(0.001kN)

5000N

5000N(5.000kN)

1N(0.001kN)

10kN

10.00kN

0.01kN

20.00kN

0.01kN(eZD シリーズの引張のみ±0.7％F.S.以内)－－
eZD2-20kN
20kN※1 eZ-Connect シリーズの表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。

[関連製品]
ロードセル用吊り具と変換アダプタ
ロードセル用吊り具
EB/EN シリーズ

ネジ径変換アダプタ
CA シリーズ

サンプル、ロードセルを吊るすための治具です。
型式

特徴

EN-500NLMU 用吊り具

EB-500N-M8

LU 用吊り具

ロードセル・治具に合わせてネジ径を変換できます。
型式
CA-F5T6特徴
LMU に M6アタッチメントを取付

4 / 6
2024/9/02

株式会社イマダ
ロードセル LMU/LU シリーズ

ケーブル
用途型式

説明

CB-108アナログケーブル（3m）マルチメータ、オシロスコープなどとの接続

CB-118アナログケーブル（オプション-AN 用）

マルチメータ、オシロスコープなどとの接続

CB-208

RS232C ケーブル（3m）

独自のシステムを含むパソコンなどとの接続

CB-908

オープンエンド接続ケーブル（3m）

バラ線 37 ピン出力ケーブル （特殊な機器との接続など、お客様にてコネクタ取付け時）

測定データ分析用ソフトウェア Force Recorder
使用イメージ

特徴・USB の高速通信（最大 2000 回／秒）でスムーズな荷重変化のグラフを作成できます。
・グラフごとに、測定速度や治具といった測定条件などをメモしておくことができます。
・最大５つのグラフを比較表示できます。
（Standard／Professional タイプのみ）
・荷重と変位の関係性を測定することができます (Professional タイプのみ)※詳細は個別仕様書をご覧ください。

その他ロードセルラインナップ
標準型
超小型
DPU シリーズ
LM シリーズ
高精度で設備にも組み込みやすい汎用タイプ

超小型の圧縮用ロードセル

ペン型
PN-50N

ドアテスト専用
DM-2000N

小さな物の操作力や指先で触れたような感触の測定に最適

自動ドアの閉鎖力の測定用

特注対応
ケーブルの延長

耐屈曲性の向上表示器と PC を接続するケーブルや、表示器と接続す 屈曲によるケーブル断線のリスクを低減させるため、るロードセルのケーブルを延長することが可能です。 屈曲性の高いケーブルに変更することが可能です。

5 / 6
2024/9/02

株式会社イマダ
ロードセル LMU/LU シリーズ

[外観図]
LMU シリーズ

LU シリーズ

単位：ｍｍ[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 計測軸に、許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損（オーバーロード）する原因となりますので、ご注意ください。
- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

6 / 62024/9/02