株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ

圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ
・圧縮専用のロードセル
・薄型で狭いスペースに対応
・プレス機などの設備に設置・接着して使用

型式
最大荷重値

標準タイプ

高精度タイプLM シリーズ

LC シリーズ

広温度域対応LMT シリーズ

10N～20kN

500N～20kN

1000N

IP64対応写真特徴

・高い精度(±0.5%F.S.以内)
・密閉構造による高い安定性、信頼 ・-40℃～+150℃の性
広い温度範囲に対応
・ステンレス製で耐食性有・耐屈曲ケーブル

・超小型、薄型設置方法

設備に設置・接着、くぼみにはめるなどして固定します。

※荷重値の読み取りには表示器が必要です。表示器の詳細は P3 をご覧ください。

IP 対応とはIP（International Protection）とは、IEC 規格に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級表示です。
IP■●■：防塵記号（人体及び固形異物に対する保護等級 0～8）●：防水記号（水の侵入に対する保護等級 0～8）
IP 6 4
IP 6 7

あらゆる方向から水の飛沫を浴びせても、有害な影響を受けない。
既定の時間・水圧(水深)で水中に沈めても、有害な影響を受けない。

じんあい(塵埃)が内部に侵入しない。
(JIS C 0920:2003 を参考に作成)：eZ-Connect シリーズとは
1 台のアンプに異なるロードセルを接続することができ、調整不要で使用できるアンプ・ロードセルの総称です。異なる種類の測定（引張とトルク）、異なる荷重値（低荷重と高荷重）などの用途に向いています。
マークの付いているロードセルのみ対応可能です。

1 / 7
2024/9/2

株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ

[測定事例]
プレス機やロボットアームの圧縮力測定など
圧縮設備
フレキシブルアーム（※）
LM・LC シリーズ

・センサー部をグリップ付きのフレキシブルアームに取り付け、測定したい場所に安全・確実にセンサーを配置します。
・狭い場所、不安定な場所での測定がスムーズに行えます。

※ 上記のフレキシブルアームは 5000N まで対応の特注品です。10kN、20kN は仕様が異なります。
※ その他恒温槽などと組み合わせた設備等も、特注品としてご提案することが可能です。

製品仕様
型式

LM シリーズ

LC シリーズ

LMT シリーズ

最大荷重値

20kN
10N:0.7mV/V 以上
20N～2000N：1.0mV/V±20%
5000N,10kN：1.0mV/V±30%
20kN：1.5mV/V±20%
10N～2000N：0.5%R.O.
5000N,10kN：1.0%R.O.
20kN：2.0%R.O.

20kN

1000N

2.0mV/V±0.25%

2.0mV/V±20%

0.15%R.O.

0.5%R.O.

定格出力

非直線性

ヒステリシス

10N～2000N：0.5%R.O.
5000N,10kN：1.0%R.O.
20kN：2.0%R.O.

0.1%R.O.

0.5%R.O.

推奨印加電圧(許容印加電圧)

10N～2000N：1～3V ACorDC(5V ACorDC)
5000N～20kN：5V 以下 ACorDC(7V ACorDC)

1～10V AC or DC(15V AC or DC)

1～3V ACorDC(5V ACorDC)

150%

120%

-10～70℃(-15～80℃)-40～+150℃(-40～+160℃)

0.05%/℃

0.005%/℃0.01%/℃0.05%/℃0.01%/℃0.01%/℃

10N～2000N：約 2m
5000N～20kN：約 3m

約 5m

約 2m

本体寸法

外観図参照

外観図参照

外観図参照

重量

10N～50N：約 40g
100N～2000N：約 60g
5000N～20kN：約 70g

約 500g

約 40g

許容過負荷

温度補償範囲
（温度許容範囲）
温度による零点の影響
温度による出力の影響
ケーブル長さ10N:150%R.O.
20N～2000N：200%R.O.
5000N～20kN：120%R.O.
10N:-10～50℃(-20～60℃)
20N～2000N：0～50℃(-10～60℃)
5000N～20kN：-5～50℃(-10～60℃)―IP64 (※1)―
保護等級
※ 荷重値の読み取りには表示器が必要です。表示器の詳細は、下記対応表示器タイプ（P3）をご覧ください。
※ ロードセル単品でご購入の場合は、ご注文時にコネクタの選択が必要です。下記表（P3）をご参照ください。
※ お客様の表示器への接続可否は保証しておりません。接続できた場合でも荷重値の精度は保証しておりません。
※1 ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ（表示器）
・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。

2 / 7
2024/9/2

株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ
-5P

コード-6P-OC
バラ線

コネクタ形状

対応機種（コネクタ無し）
5 ピン
ZT シリーズ
FA Plus2 等

6 ピン
一部旧イマダ製品

設備への組込み等※接続する表示器のコネクタ形状をご確認ください。

ご購入の際は、コネクタの形状を選択し、ロードセル型式の末尾に対象のコードを追加してください。
例）5 ピンを選択した場合：LM-10N-5P

製品仕様（eZ-Connect シリーズ）
型式

eLM シリーズeLC シリーズ

最大荷重値

20kN

20kN

精度
許容過負荷

温度補償範囲
（温度許容範囲）

ケーブル長さ10N～10kN：±2.0%F.S.以内
20kN：±3.5%F.S.以内
10N：150%R.O.
20N～2000N：200%R.O.
5000N～20kN：120%R.O.
10N:-10～50℃(-20～60℃)
20N～2000N：0～50℃(-10～60℃)
5000N～20kN：-5～50℃(-10～60℃)
10N～2000N：約 2m
5000N～20kN：約 3m±0.5％F.S.以内
150%-10～70℃(-15～80℃)

約 5m

本体寸法

寸法図参照

寸法図参照

重量

10N～50N：約 40g
100N～2000N：約 60g
5000N～20kN：約 70g

約 500g―IP64 (※1)
保護等級
※ eZ-Connect シリーズの詳細は P.5 をご覧ください。
※1 ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ（表示器）・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。

対応表示器タイプ
センサーセパレート型タイプ
表示器

ハンディタイプ
ZTS シリーズ

ハンディタイプ
ZTA シリーズ

eZ-Connect シリーズ
センサー付け替え可能表示器

デスクトップタイプ デスクトップタイプ
FA Plus2eFA Plus2

ハンディタイプ
eZT

製品
写真

用途

・ハンディでの測定
・ハンディでの測定・卓上への設置が可能 ・卓上への設置が可能 ・ハンディでの測定
・固定された用途
・固定された用途
・固定された用途
・異なるロードセルの ・異なるロードセルの・より高い精度での測 ・より高い精度での測 ・より高い精度での測付け替えが可能（低付け替えが可能（低定が可能定が可能定が可能
荷重と高荷重の測定
荷重と高荷重の測定・変位出力が可能
や引張とトルクの測や引張とトルクの測・USB メモリへの保存定など）定など）が可能※ 表示器の詳細な仕様については、個別仕様書をご参照ください。

3 / 7
2024/9/2

株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ

[センサーセパレート型でのご購入時]
・LM シリーズ
型式
ZTA

ZTS

FA Plus2

ZTA-LM-10N
ZTA-LM-20N
ZTA-LM-50N
ZTA-LM-100N
ZTA-LM-200N
ZTA-LM-500N
ZTA-LM-1000N
ZTA-LM-2000N
ZTA-LM-5000N
ZTA-LM-10kN

ZTS-LM-10N
ZTS-LM-20N
ZTS-LM-50N
ZTS-LM-100N
ZTS-LM-200N
ZTS-LM-500N
ZTS-LM-1000N
ZTS-LM-2000N
ZTS-LM-5000NZTS-LM-10kN

FAP2-LM-10N
FAP2-LM-20N
FAP2-LM-50N
FAP2-LM-100N
FAP2-LM-200N
FAP2-LM-500N
FAP2-LM-1000N
FAP2-LM-2000N
FAP2-LM-5000N
FAP2-LM-10kN

ZTA-LM-20kN

ZTS-LM-20kN

FAP2-LM-20kN

レンジ

精度(※1)

表示

最小分解能

10N
20N
50N
100N
200N
500N
1000N
2000N
5000N
10kN

±2.0%F.S.
以内

10.00N
20.00N
50.00N
100.0N200.0N
500.0N
1000N(1.000kN)
2000N(2.000kN)
5000N(5.000kN)
10.00kN

0.01N
0.01N
0.01N
0.1N
0.1N
0.1N
1N(0.001kN)
1N(0.001kN)
1N(0.001kN)
0.01kN20kN±3.5%F.S.
以内

20.00kN

0.01kN

レンジ

精度(※1)

表示

最小分解能

500N
1000N
2000N
5000N
10kN
20kN

±0.5％F.S.
以内

500.0N
1000N(1.000kN)
2000N(2.000kN)
5000N(5.000kN)
10.00kN
20.00kN

0.1N
1N(0.001kN)
1N(0.001kN)
1N(0.001kN)
0.01kN
0.01kN

レンジ

精度(※1)

表示

最小分解能

1000N

±1.0%F.S.
以内

1000N(1.000kN)

1N(0.001kN)

精度(※1)

表示

最小分解能

10.00N
20.00N
50.00N
100.0N200.0N
500.0N
1000N(1.000kN)
2000N(2.000kN)
5000N(5.000kN)
10.00kN
20.00kN

0.01N
0.01N
0.01N
0.01N
0.01N0.01N
1N(0.001kN)
1N(0.001kN)
1N(0.001kN)
0.01kN
0.01kN・LC シリーズ
型式
ZTA

ZTS

FA Plus2

ZTA-LC-500N
ZTA-LC-1000N
ZTA-LC-2000N
ZTA-LC-5000N
ZTA-LC-10kN
ZTA-LC-20kN

ZTS-LC-500N
ZTS-LC-1000N
ZTS-LC-2000N
ZTS-LC-5000N
ZTS-LC-10kN
ZTS-LC-20kN

FAP2-LC-500N
FAP2-LC-1000N
FAP2-LC-2000N
FAP2-LC-5000N
FAP2-LC-10kN
FAP2-LC-20kN

・LMT シリーズ
型式
ZTA

ZTS

FA Plus2

ZTA-LMT-1000N

ZTS-LMT-1000N

FAP2-LMT-1000N※ 表示器の詳細は、個別仕様書をご覧ください。
※1 表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。

[eZ-Connect シリーズでのご購入時]

ロードセル型式
eLM

eLC

eLMTシリーズ

シリーズ

シリーズ

レンジ

eLM-10N－10N
eLM-20N－20N
eLM-50N－50N
eLM-100N－100N
eZ-Connect
eLM-200N
－200N
シリーズの
eLM-500N
eLC-500N
500N
ロードセル精度
eLM-1000N
eLC-1000N
1000N＋表示器精度
eLM-2000N
eLC-2000N
2000N
eLM-5000N
eLC-5000N
5000N
eLM-10kN
eLC-10kN
10kN
eLM-20kN
eLC-20kN
20kN※1 eZ-Connect シリーズの表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
※ eZ-Connect シリーズのロードセル精度は P3 の表をご参考ください。

4 / 7
2024/9/2

株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ

[関連製品]
ケーブル
用途型式

説明

CB-108アナログケーブル（3m）マルチメータ、オシロスコープなどとの接続

CB-118アナログケーブル（オプション-AN 用）

マルチメータ、オシロスコープなどとの接続

CB-208

RS232C ケーブル（3m）

独自のシステムを含むパソコンなどとの接続

CB-908

オープンエンド接続ケーブル（3m）

バラ線 37 ピン出力ケーブル （特殊な機器との接続など、お客様にてコネクタ取付け時）

測定データ分析用ソフトウェア Force Recorder
使用イメージ

特徴・USB の高速通信（最大 2000 回／秒）でスムーズな荷重変化のグラフを作成できます。
・グラフごとに、測定速度や治具といった測定条件などをメモしておくことができます。
・最大５つのグラフを比較表示できます。
（Standard／Professional タイプのみ）
・荷重と変位の関係性を測定することができます (Professional タイプのみ)※詳細は個別仕様書をご覧ください。

その他ロードセルラインナップ
標準型
DPU シリーズ

超小型
LMU シリーズ

ペン型
PN-50N

ドアテスト専用
DM-2000N

高精度で設備にも組み込みやすい汎用タイプ

超小型の圧縮・引張両用
ロードセル

小さな物の操作力や指先で触れたような感触の測定に最適

自動ドアの閉鎖力の測定用

特注対応
ケーブルの延長

耐屈曲性の向上表示器と PC を接続するケーブルや、表示器と接続す 屈曲によるケーブル断線のリスクを低減させるため、るロードセルのケーブルを延長することが可能です。 屈曲性の高いケーブルに変更することが可能です。
※LMT シリーズは特注対応不可です。
※各特注対応におけるケーブル長さ等の詳細につきましては、お問い合わせください。

5 / 7
2024/9/2

株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ

[外観図]
LM シリーズ
LM-10N～50N

LM-100N～1000N

LM-2000N

LM-5000N

LM-10kN,20kN※（）内値は参考値となります。
ケーブル保護チューブや固定用接着剤の塗布量により、寸法が大きくなる場合があります。

6 / 7
2024/9/2

株式会社イマダ
圧縮用ロードセル LM/LC/LMT シリーズ

LC シリーズ

LMT シリーズ※（）内値は参考値となります。
ケーブル保護チューブや固定用接着剤の塗布量により、寸法が大きくなる場合があります。

単位：mm[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 計測軸に、許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損（オーバーロード）する原因となりますので、ご注意ください。
- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: https://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例
や測定動画がご覧頂けます。

7 / 7
2024/9/2