画像測定機

微細形状測定システム

UMAP Vision System

Catalog No.14000(9)最 小 径 1 5 µ m の 極 小 ス タ イ ラ ス で 微 細 な 形 状 の タッ チ 測 定 を 実 現
UMAP VISION SYSTEM は独自のセンシング技術を用いた超低測定力のプロー ブです。
最小スタイラス径 ø15 µm 〜をラインアップし、お客様の微細寸法･形状測定のご要求にお応えします。

UMAP VISION SYSTEM 特長
最小径 15 µm のスタイラスにより、微細領域の接触測定が可能です。

最小 1 µN（UMAP103 ）の超低測定力により、変形しやすいワークでも測定が可能です。
スタイラス径の異なる UMAP を最大 3 種類まで組み合わせ可能。脱着交換はお客様自身で行えます。

UMAP での接触測定と画像方式による非接触測定を1 台で実現。目視困難な部分でも、画像モードで位置決めを行い、その後 UMAP による狙いこみ測定が可能です。

12

TECHN0LOGY

SOFTWARE

検出原理

QVPAK
メインソフトウェアである QVPAK は、画像での非接触測定、UMAP による接触測定の両方をサポートします。

1. 左図のようにスタイラスがワークに接触していない状態では、スタイラスは微小振幅で振動し、この振動状態を維持しています。

2. スタイラスがワークに接触すると、スタイラスの振動はワークにより拘束され、振動の振幅が減少します。この減少がある一定レベルを下回ったときにタッチトリガーを検出します。

3. スタイラスがワークから離れると、スタイラスの振動振幅は非接触時の状態まで復帰し、次の測定を行うことができます。

UMAP スタイラスラインアップ

演算機能の一例

先端半径、軸長の異なる5種類のスタイラスモジュールをご用意しています。

最大3種まで組み合わせることが出来るため、測定対象に合わせて最適なスタイラスを選択することが可能です。

ø15 µmUMAP101
Stylusø15 µmø30 µmUMAP103
Stylus

10 mm

5 mm

2 mm

6.5 mm

0.2 mm

ø9 µm

ø24 µm9.5 mm

軸呼び径軸呼び径

ø80 µmø53 µm

置決めを行い、UMAP で狙いこみ測定を行うことが可能です。

ø200 µm

画像測定ツールは、測定箇所近傍をワンクリックするだけで、ツールサイズ、向き、しきい値が自動設定されます。

UMAP
ø70 µmUMAP107
Stylusø100 µm
UMAP110Stylusモード

ø300 µm
UMAP130
Stylus

異常点除去

QVGraphics

がら最適な異常点除去レベルを決定することもできます。

れた要素を指定することで、距離や角度の計算、座標系設定を行うことも可能です。

ゴミやバリ、欠けなど異常点を自動で除去します。また測定データを確認しな
ø30 µm測定ツールの配置はワンクリック

画像
モード

16 mm

軸呼び径

アイコン操作で画像と UMAP の切り替えが可能です。画像モードでワークの位

軸呼び径

軸呼び径

画像とUMAP はソフトウェアから切替可能

ø70 µmQVPAK で測定した要素や測定結果をグラフィック表示することが可能です。表示さø100 µm
ø300 µm※ 1：上記のスタイラス径、軸長、軸呼び径は呼び寸法です。
※ 2：スタイラスの軸長は、ワークの測定深さを保証するものではありません。

UMAP 測定ワーク例

幾何偏差作図 円

UMAPで測定が可能なワークの一例です。精密微細金型、微細加工プレス品、微細樹脂成型品、測定要素のグラフィック表示

OPTION SOFTWARE

EDM電極等、さまざまな分野において微細寸法測定、形状評価のソリューションを提供いたします。

FORMTRACEPAK-AP フォームトレースパック AP
形 状 評 価・解 析ソフト

UMAP や画像で取得したポイントバッファデータから、微細形状の寸法解析や、設計データとの輪郭照合が行えるソフトウェアです。

マイクロコネクタ金型・電極測定

3

レンズバレル測定

微小歯車 歯型 / 歯すじ測定

微細寸法解析例

歯車の輪郭照合、オーバーピン径解析例

4

仕様
画像

185×200×175
399×271930×866×1612
365
白色LED
白色LED
白色LED

※1 プログラム制御パワータレット1x、2x、4x、6xモデルは特注にて対応可能。
また1x、2x、4x、6xに加え、デジタル変倍機能による8x、12xで計6段階の倍率変更が可能です。
※2 極端な偏荷重、集中荷重は除く。
※3 当社検査方法による。Lは任意の2点間寸法。
（mm）※4 ISO10360-7:2011/JIS B 7440-7:2015に対応。

※5 UMAPの測定精度は、UMAP110を使用し、測定速度が10 µm/sの場合の精度です。
※6 UMAPの精度保証は、UMAP101は測定速度5 µm/s、UMAP103、107、110、130は測定速度10 µm/sの条件です。
※7 環境温度によって保証精度が異なる。
※8 UMAP Vision System TYPE2 HYPER 302 Proは、UMAPの上下動にのみエアを使用。

外観寸法5-ø14（レベル調整用ボルト穴）

UMAP Vision System TYPE2 HYPER 302 Pro

2060 60 60 60 60 26 （6）20

コラム壁面までの距離）

700

565

LINE-UP235

1612

1047

1200300（ガラス（62） 固定用ネジピッチ）（62）（6） 26 60

（6）

（23）

コラム185（画像UMAP共通測定）

4-ガラス固定用ネジ
19-M6深さ12（ジグ固定用タップ穴）（62） 300（画像測定範囲）（62）400（載物ガラスのはめ込み部寸法） （6）（23）
424
470（コラム間の寸法）

ガラス面
治具取付面

158

100 100
550
158
866

100
662930

100
170
2150

98

46.5 124
124 46.5
308
42.5
42.5
103 50 104 50 104 50 103

UMAP Vision System TYPE2 ULTRA 404

700

889

1910

1200

2750

コラム200200850
1736

UMAP Vision System TYPE2 HYPER 302 Pro

5

UMAP Vision System TYPE2 ULTRA 404

11.5
7.5 24-M6

治具固定用

ガラスレベル調整用

20.5
1333.5331

111111276
90 50 88 50 88 50 908-ø7555
ガラス面
治具取付面

5～7200200200
243 325
325 279
1172

11.5
7.5

コラム

115 285（画像-UMAP共通測定範囲）
40 360（画像有効測定範囲）
400（画像測定範囲） 100.5495（載物ガラスのはめ込み部寸法） 13521
33.5588（コラム間寸法）92.5 400（画像-UMAP測定範囲） 156.5
48 553（載物ガラスのはめ込み部寸法） 48649

使用空気圧
必要空気流量※8

画像-UMAP共通測定範囲
200 (UMAP130の場合)
178.5 (UMAP110の場合)
178 (UMAP107の場合)
175 (UMAP103の場合)
173 (UMAP101の場合)
200（画像測定範囲）

環境温度
温度変化

0（UMAP130の場合）
21.5（UMAP110の場合）
22（UMAP107の場合）
25（UMAP103の場合）
27（UMAP101の場合）

UMAP101、103、107
UMAP110、130

画面内繰り返し精度

2020246（ガラス固定（19）用ネジピッチ）19（42）（9）33
212
200（画像（48）（48）UMAP共通測定）296

アライメント調整装置

UMAP※3 ※６

白色LED
白色LED
白色LED

画像-UMAP共通測定範囲
200 (UMAP130の場合)
0（UMAP130の場合）
21.5（UMAP110の場合） 178.5 (UMAP110の場合)
22（UMAP107の場合） 178 (UMAP107の場合)
25（UMAP103の場合） 175 (UMAP103の場合)
27（UMAP101の場合） 173 (UMAP101の場合)
200（画像測定範囲）

キャリブレーション関連

空気使用条件E 1X, E 1Y

2185

40 kg

2.5～3.5※ 1 対物レンズ QV-SL0.5x、QV-HR10x 、QV-10x、QV-25x を使用する場合は測定物によっては照明の明るさ不足など一部制限が発生する場合があります。
※ 2 視野は代表値であり、保証値ではございません。

温度補正機能UMAP※5

B&W CMOSデジタルカメラ
プログラム制御パワータレット 1x、2x、6x、（12x）15 kg

精度保証光学条件

精度保証温度※7

400×400×200
透過照明を使用した場合の有効測定範囲：360×400×200
285×400×175
493×5511736×1172×1910①（0.8 + 2 L/1000）µm / ②（0.8 + 3L/1000）①（0.35 + 1.3 L/1000）µm / ②（0.35 + 1.8 L/1000）①（1.5 + 2 L/1000）µm / ②（1.5 + 3.5L/1000）①（1.5 + 2 L/1000）µm / ②（1.5 + 3.5 L/1000）①（1.4 + 3 L/1000）µm / ②（1.4 + 4L/1000)①（0.5 + 2 L/1000）µm / ②（0.5 + 2.5 L/1000）（1.5+3 L/1000）（2.0+4 L/1000）
2.5倍対物レンズ(QV-HR2.5xまたはQV-SL2.5x)
5倍対物レンズ(QV-5xまたはQV-HR5x)および中倍チューブレンズ使用時
および中倍チューブレンズ使用時（1.7 + 3 L/1000）（1.5 + 3 L/1000）̶3σ≦0.2
σ≦0.1
σ≦0.08σ≦0.15σ≦0.12①20±2 ℃ / ②19〜24 ℃
0.5 ℃ / 1 H かつ 1 ℃ / 24 H
自動温度補正0.4 MPa（空気源元圧は0.5〜0.9 MPaが必要）
̶300 L/min（ANR）使用空気圧力

E UX,MPE / E UY,MPE
画像※4
E UZ,MPEE UXY,MPE
ストリーム E 1X, E 1Y
測定精度［µm］※3（オプション）E 2XY

繰返し精度［µm］

UMAP Vision System TYPE2 ULTRA 404
UVS2-U404P1L-E

300×200×200

画像＋UMAP
載物ガラスの大きさ（幅×奥行）［mm］
本体寸法（全長×全幅×全高さ）（専用設置台を含む）[mm]
本体質量（設置台含む）
［kg］
撮像素子
観察装置※1
垂直落射照明照明装置
透過照明
プログラム制御リング照明
最大積載質量［kg］※2対物レンズ
QV-SL0.5x ※1 QV-HR1x
QV-SL1x QV-HR2.5x QV-SL2.5x QV-HR5x
QV-5x
QV-HR10x※1 QV-10x ※1 QV-25x ※1
パーツ No.
02AKT199 02AKT250 02ALA150 02AKT300 02ALA170 02AWD010 02ALA420 02AKT650 02ALG010 02ALG020ーーーーー
PFF 対応対物レンズセット
02AKX895B
02AXA915B 02AKX900B 02AKX905B
02AKX910B
作動距離 [mm]30.540.6
52.5
40.6
60.020.033.5
20.030.5
13.0
タレット1x12.54x9.4
6.27x4.7
2.49x1.86
1.24x0.93
0.62x0.47
0.25x0.18
タレット2x6.27x4.7
3.13x2.35
1.24x0.93
0.62x0.47
0.31x0.23
0.12x0.09
視野 (H) mm x (V) mm※2
タレット6x
2.09x1.56
1.04x0.78
0.41x0.31
0.20x0.15
0.10x0.07
0.04x0.03
デジタル変倍12x 1.04x0.78
0.52x0.39
0.20x0.15
0.10x0.07
0.05x0.03
0.02x0.01

キャリブレーションゲージ（ø1球）

寸法・質量［mm］
測定範囲（X×Y×Z）

QV 対物レンズ

キャリブレーションゲージ（リング）

UMAP Vision System TYPE2 HYPER 302 Pro
UVS2-H302P1L-E

272（載物ガラスの6 はめ込み部寸法） 6137（テーブル位置（ ）682 60 60 82 （6）最後端時のコラム

OPTION

名称符号
本体部

6座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 6 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

145