株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 MZ シリーズ仕様書

オンラインテンションセンサー MZ シリーズ
・スリムタイプのテンションメーターで、常時計測が可能です。
・紡織糸、ワイヤー、ファイバーなどの小さな張力を測定に最適です。
・サンプルに合わせて 2 種類のローラー配置がございます。

【主な特徴】
オンラインで低荷重の張力を常時測定が可能◎設備に合わせて、2 種類の組込み方がございます◎オーバーロード防止機構搭載※1◎本体は丈夫なアルミニウムハウジングを採用◎オプションで設備に合わせた外部出力をお選びいただけます◎小型ながら±2% F.S の高精度を実現

MZ シリーズ※ 組み込み型のセンサーをご使用の際、測定値の表示には表示機（別売）が必要です。
※1 オーバーロード防止は、完全な防止を保証するものではございません。

オプションレールで簡単にセットアップ◎本体に 3 つのネジ穴があり、設備に取り付けることが可能です。
◎オプションレール及びレールアダプタを取り付けると、最小の間隔で複数のセンサーを隣接することが可能です。
◎専用のオープンエンドケーブルが搭載しています。
◎オプションでガイドローラーを変更できます。

専用レールと取り付けるイメージ

1 / 7
2020/04/28

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 MZ シリーズ仕様書

MZ シリーズ一覧
細糸用
標準サンプルパス
MBZF シリーズ

小角度サンプルパス
MAZF シリーズ

500 テックスまでの糸や繊維、または 0.2 ㎜ φ までの サンプルがローラーの上部を通過し、送入/送出角度が細いワイヤーに最適なセンサーです。
35 度のため穏やかな測定が可能です。
高耐久型
標準サンプルパス
小角度サンプルパス
MBZD シリーズ
MAZD シリーズ

1000 テックスまでの糸や繊維、または 0.3 ㎜ φ までの細いワイヤーに最適なセンサーです。
幅広ローラー型
MBZB シリーズ

サンプルがローラーの上部を通過し、送入/送出角度が35 度のため穏やかな測定が可能です。

リボン、フィルム、ホイルなどの低荷重の張力に最適なタイプです。

2 / 7
2020/04/28

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 MZ シリーズ仕様書
MAZF/MBZF 対応ローラー一覧
ローラータイプ
テンションメーター
ご購入時型式 ※1
交換用ローラー型式※2

対象サンプル
ローラー材質許容サンプル送り速度

標準ローラー

オプションローラー

MAZF-〇〇〇MBZF-〇〇〇

MAZF-〇〇〇-K
MBZF-〇〇〇-K

MAZF 用：R569005
MBZF 用：R559105

MAZF 用：R569006
MBZF 用：R569106

紡績糸、縫い糸、細いワイヤー

紡績糸、縫い糸、繊維

ハードコートアルミニウム900m/minハードコートアルミニウム2000m/min

イメージ

MAZD/MBZD 対応ローラー一覧
ローラータイプ
テンションメーター
ご購入時型式 ※1
交換用ローラー型式※2

対象サンプル
ローラー材質
許容サンプル送り速度

標準ローラー

オプションローラー

MAZD-〇〇〇MBZD-〇〇〇

MAZD-〇〇〇-K
MBZD-〇〇〇-K

MAZD 用：R569204
MBZD 用：R569304

MAZD 用：R569203
MBZD 用：R569303

紡績糸、縫い糸、細いワイヤー

紡績糸、縫い糸、繊維

ハードコートアルミニウム2000m/min

ハードコートアルミニウム3500m/min

イメージ

MBZB 対応ローラー一覧ローラータイプ
テンションメーター
ご購入時型式 ※1
交換用ローラー型式
対象サンプル
ローラー材質
許容サンプル送り速度

※37mm

10mm

MBZB-〇〇〇-7

MBZB-〇〇〇-10

R15007(両ふち有り)
R15008(片ふち)

R15010(両ふち有り)
R15011(片ふち)

リボン、フィルム、ホイル

リボン、フィルム、ホイル

ハードコートアルミニウム
1000m/min

ハードコートアルミニウム

1000m/minイメージ※1 「ご購入時型式」の○○○にはレンジが入ります。ご購入時はレンジを選択しご購入ください。例）MBZD-100※1 ご購入時にオプションローラーを選択する場合は、各型式の未尾に対象のアルファベットを追加してください。
例）送り速度が 2000m/min の場合：MAZF-〇〇〇-K※2 ローラーを単体（3 つで 1 セット）で購入することが可能です。その際は、各交換用ローラー型式でご購入を承っております。
※3 幅広いローラーは単体での販売でございます。ご購入時に必要な数でご注文ください。

3 / 72020/04/28

株式会社イマダ（取扱店）シュミット社製 MZ シリーズ仕様書
MAZF/MBZF シリーズ （標準ローラー）(ラインスピード：900m/min、ローラー材質：ハードコートアルミニウム)
テンションレンジ(cN)
ローラー間距離(mm)シュミット社 校正素材

型式
MAZF-100/MBZF-100

0～10070

PA:0.12mmφ

MAZF-200/MBZF-200

0～20070

PA:0.12mmφ

MAZF-500/MBZF-500

0～500
70
PA:0.12mmφ
MAZD/MBZD シリーズ （標準ローラー）(ラインスピード：2000m/min、ローラー材質：ハードコートアルミニウム)
MAZD-100/MBZD-100
0～10070
PA:0.20mmφ
MAZD-200/MBZD-200

0～20070

PA:0.20mmφ

MAZD-500/MBZD-500

0～50070

PA:0.20mmφ

MAZD-1000/MBZD-1000

0～100070

PA:0.30mmφ

MBZB シリーズ(ラインスピード：1000m/min、ローラー材質：ハードコートアルミニウム)
テンションレンジ(cN)
ローラー間距離(mm)ローラー幅(mm)

型式
MBZB-100

0～100707、10MBZB-2000～200707、10MBZB-500

0～500707、10MBZB-1000

0～1000707、10※

PA：ポリアミドモノフィラメント

製品仕様
型式
精度

MZ シリーズ±2%F.S. ±1 デジット
（シュミット社校正素材）±3%F.S. 以内（その他校正素材）

オーバーロード防止補助
計測原理
ローラー偏差
固有振動数
信号処理

歪ゲージ
最大 0.5mm
約 500Hz (レンジによります)
アナログ

標準出力

0～1VDC（アナログ）インピーダンス：≧5kΩ

オプション出力
※1
出力
ダンピング
温度誤差
使用温度
使用湿度

-A2：0～10VDC（アナログ）-A10：DMS アナログ出力 mV/V
オープンエンドシールドケーブル（2m）標準 30Hz (オプション対応有り)±0.05%F.S./℃以下
10℃～45℃
最高 85% RH
標準：+15～24VDC、最大 21mA（原則）-A10：最大 5VDC、20mA（原則）アルミニウム70×63×17（L×W×H）
ケーブルを含めて約 210 g（約 300 g）
キャリングケース、検査合格証（欧州規格「EN10204」準拠）、取扱説明書

電源
ケース材質
寸法
重量（総重量）
付属品(※)

100%F.S.

4 / 7
2020/04/28

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 MZ シリーズ仕様書
MZ シリーズ外部出力
出力種類
標準出力オプション
出力コード※

説明ケーブル-A2

0 - 1 V DC
0 - 10 V DC

オープンエンドシールド
ケーブル（搭載）

DMS アナログ出力 mV/V-A10※ ご購入時にオプション出力を選択する場合は、各型式の未尾に対象のコードを追加してください。
例）A2 出力の場合：MAZF-〇〇〇-A2※

オプションアクセサリー
型式

名前

使用用途

DIN EN レール用
アダプター
(工場組込みオプション)※

センサーを DIN EN レールに取り付けるためのアダプターです。

EG3060（コード-MA）

DIN EN レール

簡易的に複数のセンサーを隣接するための専用レールです。

K08100（長さ 491mm）

写真

DIN EN レール用アダプターは先付けが必要のため、ご購入前にご検討してください。

関連製品
オンラインテンションセンサー用表示機
SC-PM シリーズ

オンラインテンションセンサー用表示機
SCD-1 シリーズ

グラフ描画ソフトウェア
Tension Inspect 3

テンションセンサーFS/TS/MZ シリー
ズの荷重値を表示・出力。設備組込み型。

オンラインテンションセンサー
FS/TS/MZ シリーズの荷重値が表示・出力。

RS232C 出力を利用して、取得したデータを PC に取り込むためのソフトウェアです

高精度型オンラインテンションセンサー
TS シリーズ

最高 2000m/min までの巻取り速度に対応いただけます。
最大荷重 50cN～50daN(500N)。

普及型オンラインテンションセンサー
FS シリーズ

安価にオンラインでの常時計測が可能です。
最大荷重 50cN～50daN(500N)。

※ 個別製品の詳しい情報は、各製品ページ内にある詳細仕様書をご確認ください。

5 / 72020/04/28

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 MZ シリーズ仕様書[外観図]
MAZF/MBZF シリーズ

MAZD/MBZD シリーズ

MBZBシリーズ

ローラー幅A

B

7mm

78mm

8.2mm

10mm

79mm

9.1mm

単位：mm

6 / 72020/04/28

株式会社イマダ（取扱店）
シュミット社製 MZ シリーズ仕様書[注意事項]
・本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
・本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
・計測ローラーに最大荷重値を超える負荷をかけると破損（オーバーロード）する原因となるためご注意ください。
・本製品は海外からの輸入品であるため返品はお受けできかねます。仕様をよくご確認の上ご注文下さい。

[お問い合わせフォーマット]
下記の情報をいただけますとスムーズに機種の選定が可能です。ご記入の上、FAX またはメールでご依頼ください。

貴社名
部署
氏名
ご連絡先
測定方法サンプル

TEL

Email

手で持って測定・設備に組み込んで測定（その他詳細：材質）

形状・幅

予想されるテンション値

cN ・N

測定可能スペース静止状態・動作状態（送り速度

サンプルの状態
測定環境

温度

データ管理m/min）

湿度不要・内部メモリ機能・外部出力（RS232C・USB）

その他

株式会社イマダ
〒441-8077 愛知豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地

TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: http://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

7 / 7
2020/04/28