画像測定機

Catalog No.14009(10)ミツトヨ・クオリティが⽣み出す
⼆次元カラー画像測定機

お客様の品質管理体制を強力にバックアップ

簡単操作・楽々測定を実現

信頼性
操作性

効率性

作業効率・生産性の飛躍的向上

12

お客様の品質管理体制を強力にバックアップ

信頼性

画面内のどこで測定しても、安定かつ高精度で測定可能

大物ワークでも安心・高精度測定

クラス最高レベルの画面内測定精度

・±(3.5 ＋ 0.02 L) µmの精度で、さまざまな大きさ、形のワークでも高精度に安定した測定ができ、信頼あるデータの取得ができます。

●特許登録済み（日本）・画面内精度±2 µm、高分解能モードでは繰り返し精度±1 µmと、広範囲にピントを合わせつつ高精度な測定ができます。

広視野と高精度の両立・サブピクセル処理により高精度なエッジ検出を実現します。

高精度ステージ

堅牢な構造
・堅牢な構造により、最大積載質量20 kgと高さ方向100 mmのストロークが、大物ワークの測定を可能にします。

ピント合わせによる個人誤差を排除

抜群の信頼性～国家標準へのトレーサビリティ～

自社開発のテレセントリック光学系を採用

国家標準にトレーサブルな標準器を使用

・最大22 mmの段差までの焦点深度範囲内では、高さ位置による誤差を極限まで低減し、ピント合わせによる個人誤差を抑えた測定が可能です。円筒加工物の測定にも適しています。

・ミツトヨでは日本の国家標準に直接つながった長さ標準器を保有し、測定機器の校正に使用する標準器の校正を行うことにより、お客様がご使用になる各種測定機器のトレーサビリティ確立と維持を行っています。更に高精度な長さ測定に必要不可欠な温度の校正事業も実施しております。

●特許登録済み（日本、米国、欧州）

240 mm22mm

サブピクセル処理なし

ガスケット

段差ワークの測定

画素単位の測定では、正確なエッジ検出ができません。

サブピクセル処理
サブピクセル処理あり

国家標準

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【 NMIJ, AIST 】
協定世界時に同期した原子時計

二次標準ミツトヨ 標準管理課【 JCSS認定事業者 No.0067】
基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用）
ミツトヨ 標準管理課【JCSS認定事業者 No.0067】
長さ用633 nm よう素分子吸収線波長安定化He-Neレーザ装置

アルミダイキャスト部品

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ【JCSS認定事業者 No.0031】
長さ用633 nm 実用波長安定化 He-Neレーザ装置

長作動距離90 mm
・作動距離90 mmを確保しているため、凸凹のあるワークでも衝突の心配なくピント合わせが可能です。

円筒加工物の測定

実用標準

基準スケール
画像測定機※上図は画像測定機のトレーサビリティの概略を示したものです。

サブピクセル処理をすることで、より実態に沿ったエッジ検出が可能。

サブピクセル処理イメージ図

34

操作性

簡単操作・楽々測定を実現

わずらわしい位置決めが不要

直感的合否判定が可能

ワンクリック実行機能

テンプレート比較判定●特許出願中（日本）・ワークとテンプレートを比較することで、一目でOK/NG判定が可能です。
基本テンプレート以外に、任意作成やCADモデルを活用することが可能です。

・視野内にワークを置くだけで、パターンサーチ機能がワークの位置と角度を自動認識し、測定が完了します。ワークの位置決めや平行出しの必要はありません。
ワンクリック

大きな測定物を全体表示
簡単操作と測定効率の大幅アップ

自動認識
測定完了

スティッチング機能

拡張矩形テンプレート■位置・傾きがずれても測定可能

・新開発のスティッチング（複数画像連結）補正アルゴリズム技術により、高精度な測定を実現しました。視野に収まらない大きなワークをスティッチングにより、全体表示画像で測定することができます。測定箇所をすばやく見つけることができ、測定忘れも一目でわかります。
スティッチング後は、わずらわしいステージ操作がなく、スピーディーに測定を進められます。

CADユーザテンプレート※別途、QS-CAD I/Fが必要です。

ユーザテンプレート
全体表示画像で手際良く測定

複数視野のスティッチングイメージ

簡単ピント合わせ

視覚的に全体像を把握可能

幅広いピント範囲

グラフィックス機能

ズームで狭小部位の正確な測定

簡単多点測定マニュアル要らずの操作性

ワンクリックツール

EZモード ●意匠出願中（日本）・エッジをワンクリックするだけで、誰でも簡単に多点測定が可能です。異常点除去機能で、自動的に不要な測定点をカットし、正確で安定した多点測定ができます。

・はじめての測定でも、操作ガイダンスがお客様をサポートします。マニュアル片手に操作する必要がありません。

上記のようなワークもピント合わせ不要

大物ワークも素早く測定
XYステージにクイックリリース機構

ワンクリック円ツール

5

ワンクリックボックスツール

・現在位置・座標系・測定要素・測定結果がグラフィックス上に自動表示されます。
これにより、測定し忘れや間違い（※オを未然に防ぎます。二次元CADモデルをインポートプション）することで、より実態に沿った全体像を把握できます。

・専用設計の光学系は、22 mmの長焦点深度を達成しています。面倒なピント合わせを極力せずに測定ができます
ので、効率的な測定作業をサポートいたします。

※QI-Aシリーズ

・XYハンドル内蔵のクイックリリースハンドルでステージ送りを粗動/微動に切換できます。
（FREE/LOCK）
・ステージが完全フリー状態になりますので、次の測定位置までの距離が長い場合に素早く移動でき、効率的な測定が可能です。

クイックリリースハンドル6効率性

作業効率・生産性の飛躍的向上

複数ワーク測定の作業効率を大幅アップ

複数ワークの簡単「合否判定」

視野内複数ワークを一括測定

公差判定結果表示機能

・ワンクリック実行機能で、画面内の複数ワークをパターンサーチし、一度に効率よく測定できます。正確な位置決めが不要となり、面倒な治具の準備も必要ありません。

・一目でOK/NGが分かり、スピーディな 判 定 が 可 能 で す 。測 定 項 目
毎 の O K / N G 判 定 だ けで なく、
ワ ーク毎 の 判 定 も 可 能 で す 。
NGデータの見落としを未然に防ぎます。

XYステージ移動を誰でも簡単快適に
電動ステージ機を新たにラインアップ

複数個パターン
サーチ※QI-Cシリーズ

・大きな移動も微動送りもジョイスティックで簡単快適な操作環境を提供いたします。XYステージを楽に動かせるため、長寸法の測定に威力を発揮します。スティッチングは始点と終点を指示するだけで電動ステージが自動で動きますので、簡単に全体
表 示 画 像を得ることができます。

専用リモートボックス

電動ステージ動作イメージ

一目でわかる測定結果

さまざまなワークへの対応が可能

ビデオウィンドウ測定結果表示機能

大型ステージモデルと幅広いステージラインアップ

・測定画像を見るだけで、測定結果が直感的にわかります。
公差外結果は表示色を変えることで、その箇所の特定を容易にします。
また、測定結果付きの画像は、わかりやすい報告書作成にもつながります。

・大型ステージで、ワークを複数個並べることにより、連続測定が可能です。
・XY測定範囲 最大400x200 mmにより長尺ワークも測定可能です。
・Z 移動範囲 100 mmを確保し、高さのあるワークも測定可能です。
・最大耐荷重20 kgにより、重量物でも測定可能です。
610
450

大型ステージを活かした複数個連続測定

7

一台で観察から報告書作成まで活用可能

測定手順プログラムの簡単実行

高精細カラーカメラ

プログラムランチャー

・高画質のカラー画像は、高精度な測定とワーク表面の観察に有効に活用でき、鮮やかなカラー測定画像は簡単にファイル保存し、測定レポートの作成に活用することで、円滑なコミュニケーションをお手伝いします。

・作成した測定手順プログラムを写真やコメントと共にアイコン内に登録することで、必要なプログラムを簡単に呼び出せるようになります。
・合計10個のアイコンが用意されていますので、作業者や部品毎に管理することが可能です。

プログラムランチャーアイコン

明るくメリハリのある画像で高精度測定342

自動測定手順プログラム
登録画面

メリハリのあるエッジ

広視野の高分解能モード
・高分解能モードは、長焦点深度のノーマルモードと同じ広視野です。
よって、一つの測定手順に共存できますので、シームレスな測定が行えます。
・焦点深度の浅い高分解能モードにより段差部のエッジをより明確にすることで、高精度測定が可能になります。

240

OK/NGの表示色を自由に設定して色分け

複数個一括
測定

段差部のエッジ測定（高分解能モード）

拡張照明 ●特許登録済み（日本）・高分解能モードの拡張照明機能により、ゴムや黒い樹脂成型品などの低反射率ワークも鮮明な画像で測定できます。

黒いゴムの表面観察8

測定例■ 順送金型プレス品

標準ソフトウェア QIPAK■ Oリング■ ウェザーストリップ

2つのモードを併せ持つQIPAKはさまざまなシーンでお客様を強力にバックアップ
EZモード

PROモード（簡単測定モード）

各穴の直径や座標差の測定ができます。

■ 微細段差部の測定

拡張照明は、ゴムや黒色樹脂などの低反射率の素材に対して威力を発揮します。
( 高分解能モード＋拡張照明にリング照明を使用)■ 段差ワークの測定

ワンクリックで 、姿 勢 に 関 係 なくパターンサーチし測定完了します。

（汎用測定モード）

測定手順プログラムの簡単な実行と編集■ スマートエディタ

パートプログラム（自動測定手順プログラム）のリスト表示中にX Yステージ移動位置、照明条件などを独立してアイコンやラベルで表示することにより、プログラムの編集が簡単にできます。

■ シートスイッチの測定
ダイアログによる照明条件の編集

ダイアログによる設計値・公差の編集ビデオウインドウ上で円ツール編集

豊富なエッジ検出機能で、多様な測定を強力サポート■ 異常点除去

ゴミやバリ、欠けなどの異常点を除去します。

4 分割リング照明のフロントのみを照射して、エッジを鮮明にして測定ができます。

簡単ピント合わせで測定ができます。

カラーカメラにより、カラー画像での観 察 や 測 定 ができます。印 刷 物 の検査やレポートの作成に最適です。

■ オートトレースツール

未知形状のエッジを自動検出し、点群データを取得します。
点群データはFORMTRACEPAK-AP（オプション）にて、形状解析や設計値照合が可能です。

■ デュアルエリアコントラストツール
2つの領域のコントラストが最大になるように、照明の光量を自動設定します。

はじめての方も最適な光量が設定できます。

910

オプション

オプション■リング照明用拡散板

より高度な寸法、形状評価も簡単操作で完結

コードNo.：02ATX180■形状評価・解析ソフトFORMTRACEPAK-AP●画面上に表示させた形状解析が簡単操作で可能です。設計値データとの輪郭照合が可能です。
●任意直径の仮想円を定義することで、オーバーピン径測定が可能です。

なります。

形状解析例

工程内の異常を早期発見■測定支援ソフトQS-CAD I/F

QI本体専用の設置台です。
本体とPCを独立して設置することでレイアウトに自由度を持たせられます。

■ 工程の一元管理ソフトMeasurLink

2次元CADモデル（DXF,IGESフォーマット）をQIPAKにイン統計データをリアルタイムに表示でき、工程の異常を早期発見できます。また、データ変化点を分析することで問題点を把握でき、同様の傾向が出た際に即座に原因対策をとることができます。

ポートすることができます。
また、QIPAK の測定結果を 2 次元 CAD モデルに変換することが で きま す 。各 測 定 項 目 の設計値が自動的に入力されます。
グラフィックスで現在地が簡単にわかりますので、2 次元 CADモデル上の任意の位置へ素早くステージを移動させることができます。

仕様

活用事例

●金型の調整・交換時期対策●切削工具の調整・交換時期対策 他

符号

測定範囲（X×Y）

0.2x タイプ

載物ガラス有効寸法
最大積載質量※1

マニュアルステージ機

QI-A1010D
100×100 mm
170×170 mm

本体部質量■クランプ装置■傾斜センタ台■Ｖブロック台

基板・プレス品などの薄いワークの固定

円筒形状の固定

コードNo.：
176-107
クランプ最大長さ：35 mm
外観寸法：
62（H）×152（W）×38（D）mm
質量：0.4 kg※別途、アダプタが必要です。

ねじ有効径・深さ測定などのセンタ加工物の固定

コードNo.：172-378
支持可能な最大径：ø25 mm
取付け面から中心高さ：38〜48 mm
外観寸法：117（H）×90（W）×45（D）mm
質量：0.8kg

107.51010
2010
̶○20173017
4020○
̶

ハンドルを握ったまま素早くデータ入力

測定モード

精度

モニタ倍率※3
光学系
撮像素子

画面内繰り返し精度（±2 σ）※2
測定精度（E1xy）※1
倍率（テレセントリック光学系）
焦点深度
作動距離

高分解能モード

ノーマルモード

高分解能モード

ノーマルモード

高分解能モード

ノーマルモード

照明系
電源仕様

精度保証温度

1580
1800
30
60740
430

ø89.1

コードNo.：02ATE760
外観寸法：1800
（W）
×900
（D）
×740
（H）mm
質量：60 kg

QI-A2017D
200×170 mm
260×230 mm

電動ステージ機QI-A3017D300×170 mm
360×230 mm
約20 kg
約150 kg
約158 kg

QI-A4020D
400×200 mm
440×232 mm
約15 kg
約164 kg

QI-C2010D
200×100 mm
242×140 mm
約10 kg
約72 kgQI-C2017D
200×170 mm
260×230 mm

QI-C3017D
300×170 mm
360×230 mm
約20 kg
約153 kg
約161 kg

QI-A / QI-C
32×24 mm
高分解能モード / ノーマルモード※4100 mm
±2 µm
±4 µm
±1 µm
±2 µm
±（3.5+0.02L）µm L：任意の測定長さ（mm）
8.0x0.2x±0.6 mm±11 mm
90 mm
300万画素 1/2型 カラー
透過照明：緑色LEDテレセントリック照明
落射照明：白色LED
リング照明：4分割白色LED
AC100〜240 V 50 / 60 HZ
20±1 ℃※1 合焦点位置にて当社検査方法による※2 焦点深度内での保証精度※3 デフォルト時のデジタルズーム1 x の場合（24型ワイドモニタ使用時）※4 特許登録済み（日本）30

28

ステージサイズ11

コードNo.： 172-197±10°の傾斜姿勢可能、
角度最小読み1°
支持可能最大寸法：水平時ø80×140 mm
支持可能最大寸法：10°
傾斜時ø65×140 mm
質量：2.5 kg■フットスイッチ

685
900

コードNo.：

176-304 ステージアダプタ
176-310 ステージアダプタB※1セット2枚組

用途：■専用テーブル

ステージアダプタ ：176-304
ステージアダプタB：176-310
外観寸法（1枚）： 50（W）×340（D）×15（H）mm
注）
アダプタBは 280（D）
質量：
ステージアダプタ ：1.5 kg
ステージアダプタB：1.2 kg

視野画面内の測定精度※1※別途、アダプタが必要です。

ワーク固定装置をステージ上に固定するアダプタ※1 極端な偏荷重・集中荷重を除く

QI-A2010D
200×100 mm
242×140 mm
約10 kg約65 kg
約69 kg

移動範囲（Z方向）※別途、アダプタが必要です。

■ステージアダプタ

コードNo.：02ATX190

金 属 の 切 削 加 工 物 などの 光 が 乱 反 射 するワークに 有 効で す。表 面 が な め
ら か な 写りに なり、測 定に 適した 画 像 が 得られます。作動距離は、76 mm にオートトレースツールなどで取得した点群データを読み込んで高度な形状解析を行うデータ処理ソフトです。

CADモデルの有効活用■設置台標準タイプ
コードNo.：937179T

堅牢タイプ
コードNo.：12AAJ08812外観寸法図
マニュアルステージ機

電動ステージ機
単位：mm■ QI-C2010D■ QI-C2017D
112

10639.5■ QI-A2010D
112■ QI-A1010D

1009080701009090808080706060505050400mm0mm0mm204.5 90
39.5

100

215
210
551
650

16907060
50404030

30

20

20

10

100mm

146.5*（231.5）

17

255

270
621
857.5*（942.5）

1690

1790
247

247247

90

90

793
849.5

793
849.5

793
849.5

0mm

80

1690

80

50

12 168 168 12
101.5
220.5*
360（377.5）75*（232）
655

255
621
759*（844）

90

60

1690

270

100

70

100mm

12 168 168 1280
48*
133*
110
360
25*
518 （240） （133）（132）■ QI-C3017D

80

4030
20270
255
621
857.5*（942.5）

110

90

70
60
50

80
146.5*（231.5）

9100

908012 168 168 12101.5
170.5*
36025*
555 （277.5）（132）

12 168 168 1286*
360
101*（193） 547
（208）

39.5

1690

17215
210
551
711.5*（768.5）■ QI-A3017D

39.5■ QI-A2017D

110
70.5*（127.5）

90

678
807
204.5 90
12 168 168 12
88.5*
175.5*
360（195.5）624 （282.5）

17

198.5 9090
16100mm

793
849.5

10678
807

20
10678
801

20
10

551
215
210
711.5*（768.5）

20

30

20

17

12 168 168 12 70.5*
53.5*
120.5*（127.5） 110
360（177.5）（110.5）53450
404030

30

247

40

307060177060

10090

12 168 168 12110183*360（340）
75*（232）653

8048*（133）

270

255

621
759*（844）

1690

17100

* の寸法は、XYステージの位置に応じて変化します。
（ ）は最大寸法を示します。

39.5■ QI-A4020D

10090807060504030
2010

12 168 168 12
125*271.5*
360（332）756.5 （478.5）* の寸法は、XYステージの位置に応じて変化します。
（ ）は最大寸法を示します。

80
161.5*（268.5）

270
255
621
872.5*（979.5）

1690

1724790793
849.50mm

QI-Aシリーズ
QI-A4020D

QI-Cシリーズ
QI-C2017D

設置台（02ATX190）
は、オプションになります。

設置台（02ATX190）
は、オプションになります。

マニュアルステージ機

13

電動ステージ機

14座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 6 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

145