株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例

電動計測スタンド応用例
電動計測スタンド MX2/MH2/EMX シリーズには、フォースゲージとオプションケーブルの接続により、多彩な機能が有効になります。これら機能を使用することで、測定の効率を上げたり、安全性を高めたり、また加圧試験など新たな試験も可能になります。

[連動機能]
機能１

オーバーロード防止：センサーの故障を予防する機能です。
（オーバーロードの完全な防止を保証する機能ではありません）
機能２ 荷重コントロール：負荷荷重や停止荷重を設定する機能です。
機能３ 測定速度設定：接触の荷重値を設定することで移動と測定速度を自動的に切り替える機能です。
機能４ 測定の自動化：フォースゲージのゼロリセットやソフトウェアの記録を自動で行う機能です。
機能５
機能６

接触検出機能：サンプルに接触する点を自動検出し測定をおこなえます。
破断検出機能：サンプルの破断を検出し、自動でフォースゲージが停止若しくは引き返します。

機能７

荷重変位測定：荷重―変位の測定を行います。

機能８

入出力機能の活用：様々な外部機器との連動が可能です。

機能１～４を使用するために必要な製品
電動計測スタンド
MX2/EMX/MH2 シリーズ

デジタルフォースゲージ
ZTS/ZTA シリーズ

機能１STOP

オプションケーブル
CB-528オーバーロード防止機能

オーバーロードとは、フォースゲージのセンサーに許容値以上の力がかかり、故障してしまうことを指します。フォースゲージは、一度オーバーロードすると、修理しなければ測定不可能な状態になってしまいます。
オーバーロード防止機能は、フォースゲージに許容荷重値以上の力がかかった際、スタンドの動きを自動停止させ、オーバーロードを予防することができます。低荷重レンジのフォースゲージを使用する場合など、オーバーロードが起こりやすいような場合にご利用ください。
※オーバーロードの完全な防止を保証するものではございません。
※速度が速い、測定試料が非常に硬いなどの場合はご注意ください。

ポイント

オーバーロードの予防には、機能２の荷重コントロール機能を応用することで予防を行うこともできます。この場合、オーバーロードに達する前の荷重値を指定することで、事前停止が有効になり、より安全にご使用いただくことが可能になります。また、フォースゲージ ZTA シリーズにおいては、サブコンパレータ―機能を利用することで、荷重コントロール機能と併用して値を指定することも可能です。

1 / 72021/2/15

株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例

機能２荷重コントロール機能

荷重コントロール機能は、フォースゲージの上下限設定値を利用することで特定の荷重値で停止する、一定の荷重幅を保持するなどが可能になります。加圧耐久性試験などでご活用いただけます。
（サイクルモード時有効）※設定荷重値到達から停止まで多少のタイムラグが発生します。速度が速い、硬い測定試料などの場合は、タイムラグにより、停止荷重値が設定荷重値を大幅に上回るケースもございます。

荷重コントロール１：一定の荷重値で停止
フォースゲージの上限値で設定した荷重値に到達したところで停止します。停止後、スタンドのスタート側のストロークリミット位置に自動で戻ります。
タイマー機能で停止時間を設定することも可能です。
荷重コントロール２：一定の荷重値を保持
フォースゲージで設定した上限値・下限値の間（OK 範囲）に到達すると動作を停止します。荷重値の減少などでこの設定範囲から外れた時は、スタンドが自動的に設定範囲内に戻す動作を行います。
タイマー機能で荷重負荷時間を設定し、設定時間経過後にスタンドのスタート側のストロークリミット位置に自動で戻ります。
動作１動作２

フォースゲージの上限値（下限値）を設定します。

設定上限値

動作３

スタンドの操作を行い、フォースゲ タイマー機能で設定した時間停止
ージで設定した値に達すると、スタ 後、スタート側リミット位置に戻りンドで設定した時間だけ停止。
ます。

経過時間

設定下限値

機能３

設定時間

測定速度設定測定速度設定機能は、フォースゲージの下限設定値を利用することで移動開始速度と測定中の速度を自動で切り替えることが可能になります。スタンド機能でスタート、測定、リターン速度をそれぞれ個別に設定することが可能です。作業スピードを高めたい場合にご活用いただけます。
（サイクルモード時有効）※設定荷重値到達から速度の切り替わりまで多少のタイムラグが発生します。速度が速い、硬い測定試料などの場合は、タイムラ
グにより、速度の切り替わりが設定荷重値を大幅に上回るケースもございます。
※EMX シリーズでは、つまみ式速度切り替え位置が標準で搭載されており、下限値もしくは速度切り替え位置のどちらか先に到達した点が優先されます。ストロークの小さなサンプルでは、常につまみ式速度切り替え位置が優先されます。

動作１
スタート速度：最大速度で移動します。

動作２
測定速度：指定荷重値に到達後ゆっくりと圧縮します。

動作３
リターン速度：最大速度で戻ります。

2 / 7
2021/2/15

株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例

機能４

測定の自動化

測定の自動化とは、スタンドの操作と連動してフォースゲージやソフトウェアを操作する機能です。連続した測定などで作業性を高めたい場合にご活用いただけます。
測定の自動化１：フォースゲージのゼロリセットおよびデータ送信
スタンドの自動ゼロ（ZERO ON START）機能を有効にすることで、スタンド本体の移動開始とフォースゲージのゼロリセットの動作を連動することができます。
（サイクルモード時有効）また、自動センド(SEND SIGNAL)機能を有効にすることで、サイクルモードでの一往復終了毎にフォースゲージの表示値をソフトウェアに自動的に出力します。
動作１
動作２
動作３
自動ゼロ、自動センド機能を有効に スタンドの移動開始とともに、フォ 1 サイクル終了ごとに、表示データして、サイクルモードで測定開始。 ースゲージ表示値がゼロリセットさ がパソコンに送信されます。
れます。

測定の自動化２：グラフの作成
スタンドのレコードトリガー(RECORD TRIGGER)機能を有効にすることで、スタンド本体のサイクルモードでの移動開始とともにソフトウェア Force Recorder シリーズの記録を自動的に開始します。一往復終了時点で記録が自動的に終了し、サイクルモードの設定回数のグラフを自動的に作成します。
動作１
動作２
動作３
レコードトリガー機能を有効にし スタンドの移動開始とともに、ソフ 1 サイクル終了ごとに、グラフが作て、サイクルモードで測定開始。
トウェア上でグラフ描写が開始され 成されます。
ます。

3 / 7
2021/2/15

株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例

機能５・６を使用するために必要な製品
電動計測スタンド
EMX シリーズ ※1

デジタルフォースゲージ
ZTA シリーズ

オプションケーブル
CB-528 又 CB-718※1 ファームウェア Ver2.0 以降搭載のモデルのみご利用いただけます。Ver2.0 未満のモデルはご利用できません。

機能 5

接触検出機能 ※2

接触検出機能は、フォースゲージのサブコンパレーターを利用することで、自動でサンプルとの接触点を検出し、任意の変位量を圧縮（引張）して引き返す測定を可能にします。一定の変位量を自動で圧縮（引張）したい際に、ご活用いただけます。
動作１
動作２
動作３
設定した START SPEED でフォー サンプルに接触した際に、設定した 接触点を基準にして設定した変位量スゲージが圧縮（引張）方向に進み サブコンパレーターの値を上回った を自動で圧縮（引張）し引き返しまます。
箇所を接触点とし変位量がゼロリセ す。
ットされます。

機能６

破断検出機能 ※2

破断検出機能は、フォースゲージのサブコンパレーターを利用することで、自動でサンプルの破断を検出し、フォースゲージを停止若しくは引き返します。作業性の向上やぶつけての故障予防などにご活用いただけます。
動作 1
サンプルを引っ張り（圧縮）ます。

動作 2
破断した際に、設定したサブコンパレーターの値を一定時間下回ったら自動で停止（引き返し）します。

動作 2
圧縮の場合でも、自動で停止（引き返し）します。

※2 接触検出機能と破断停止機能は同時に利用できません。

4 / 72021/2/15

株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例機能７を使用するために必要な製品（機能１～４も使用可能）
電動計測スタンド
MX2/MH2/EMX シリーズ
オプション-FA 仕様

デジタルフォースゲージ
ZTA シリーズ

オプションケーブル
CB-718※(CB-728：EMX シリーズ Ver2.0 未満)※ EMX シリーズにおいてはファームウェア Ver2.0 以降搭載モデルの構成になります。ファームウェア Ver2.0 未満では、オプションケーブルは CB-728 が必要となります。

機能７

荷重変位測定荷重変位測定では、荷重と同時に電動計測スタンドでのフォースゲージの移動（押しこみ・引張）量を測定することで、荷重と変位を同時に測定します。
荷重値と変位の関係性を見ることで物的な特性やある特定移動量における荷重値の測定など、より高度な測定が可能になります。
荷重変位測定１：特定荷重（変位）ポイントでの変位（荷重）を測定
フォースゲージのピークモードで、荷重ピークに達した時点の変位量を測定することが可能です。
また、付属ソフトウェアで特定の荷重（変位）値を指定することで、指定値に達した時点の変位（荷重）値をデータで読み込むことが可能になります。
測定１
測定２
フォースゲージ画面上に荷付属ソフトウェアで、荷重重と変位が表示されます。
値と変位値を取り込むことピークモードでは、ピークが可能です。荷重もしくは荷重値とその時の変位値が変位値指定ポイントは 3 点表示されます。
設定が可能です。

荷重変位測定２：グラフの作成
USB でフォースゲージをパソコンに接続し、オプションソフトウェア Force Recorder Professional を使用することで荷重変位測定をグラフ化し、FS 曲線の作成が可能になります。
※グラフの作成には、オプションソフトウェア Force Recorder Professional が別途必要になります。
※必要製品がセットになった FSA シリーズで同様の測定が可能になります。
測定
Y 軸が荷重、X 軸が変位でグラフを作成していきます。
最高速度秒 2000 データの取り込みが可能で、スムーズなグラフ作成が可能です。グラフは最大 5 つまで同一画面に重ね合わせることが可能で、曲線の傾向を視覚的に分析することにもご利用いただけます。

5 / 72021/2/15

株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例

機能８を使用するために必要な製品※

電動計測スタンド
MX2/MH2 シリーズ
オプション-CN 仕様

デジタルフォースゲージ
ZTS/ZTA シリーズ

オプションケーブル
CB-706

電動計測スタンド
EMX シリーズ

デジタルフォースゲージ
ZTS/ZTA シリーズ

オプションケーブル
CB-706

フォースゲージ ZTA シリーズにおいては、合否判定のためのコンパレータ（上下限設定）値以外にサブコンパレータ設定値を設けてあり、特定の荷重値でのトリガーとして外部機器連動の拡張性をさらに高めることも可能になります。
（要フォースゲージ用外部出力ケーブル：CB-908）

機能８入出力機能の活用

オプションの外部信号入出力(EMX 標準)機能を搭載することで、電動計測スタンドと外部機器の連動が可能になります。
接続例１：外部からの動作開始・終了の活用
電動計測スタンドのサイクルモード動作開始および停止を、外部接点信号を利用することで外部から操作することが可能になります。
例１
例２
設備と連動し、動作開始・フットスイッチなど外部終了します。
スイッチを設置できます。
例えば、搬送や治具のチャ測定の作業性を高める場ッキングなどとの連動でご面でご活用いただけます。
利用いただけます。
接続例２：安全入力の活用
安全入力信号を利用することで、安全扉などインターロック機構と連動することが可能になります。
また、安全入力をケーブルの破断検知として活用することも可能です。
例１
例２
インターロックにより、扉の解ケーブルの両端を電動計測ス
放時は動作ができず、扉の閉鎖タンドと接続し、耐久試験を行時のみ移動動作が可能になりまい、破断とともに動作を停止さす。サンプルの破壊による飛散せます。タイマー機能で、破断が考えられる場合や、安全上のまでの繰り返し回数をカウン規定にご活用いただけます。
トすることも可能です。
接続例３：外部上限・下限リミットの活用
スタンド本体のストロークリミット以外にストロークリミットを設けることが可能です。
より精密なストロークの制御をしたい場合、外部にリミットセンサーを設けることにより、より精密な位置のコントロールが可能になります。
6 / 7
2021/2/15

株式会社イマダ
電動計測スタンド応用例[注意事項]※※※※※

本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
本仕様書に記載された事例は参考です。環境・条件により記載する内容に該当しない可能性がありますのでご注意ください。
出力等の詳細仕様が必要な場合は、弊社にご連絡ください。

外部機器との連動については、特注にてお客様のご要望に対応することが可能です。
詳細のお問い合わせは、サービスグループ(0532-33-3288)までお気軽にご連絡ください。

7 / 7
2021/2/15