CNC画像測定機

画像測定機

クイックビジョンアクティブシリーズ

Catalog No.14022(9)簡単操作で高機能、省スペースで多様な ニーズに応える

QUICK VISION Active
自動測定で生産性向上

多彩な測定ニーズに対応

操作性と高機能を両立

1

2

自動測定で生産性向上
もう測定機につきっきりになる必要はありません。
オペレータは別の作業が可能となり、業務効率がアップします。

測定バラつきの抑制

ラフな位置決めでも自動測定「自動エッジ検出」が、オペレータのスキルに頼らない再現性の高い測定を実現します。

「パターンサーチ」が登録した形状を自動認識します。治具にセットした測定物の位置ズレを自動的に補正します。

自動エッジ検出ボックスツール

円ツール

パターンサーチ

円弧ツール

画像オートフォーカス

適切な「画像オートフォーカス」の設定により、高速かつ信頼性の高い高さ測定が可能です。

正常な位置位置がズレても自動補正

マニュアルツール

手動の「マニュアルツール」測定を自動測定に組込むことで、仮の位置決め測定が行え、測定物をステージ上のどの位置に置いても自動測定をスタートすることができます。位置決め治具を製作する必要がなく、コストと工数の節約に貢献します。

2個目

１個目
サーフェスフォーカスツール

マルチポイントオートフォーカスツール

複数個の連続測定
ステップ＆リピート「ステップ&リピート」により、複数の測定物を位置決め治具に並べることで、大量の測定が一度にできます。

立体物でも段取り替えのない連続測定が可能
タッチプローブ搭載機種

ステージ

画像測定機では困難な立体物の側面測定や金型・樹脂成型品の各高さ毎の寸法測定も、タッチプローブがサポートします。

測定物

複数個連続測定3

多彩な測定ニーズに対応
広視野測定から微細な測定まで幅広く対応
対物レンズ交換式ズームユニット

新設計ズームユニットと対物レンズ交換により、最大ズーム比14倍を達成。
低倍での効率重視の広視野測定から高倍での微細箇所の測定まで、幅広く対応できます。
Z-objective 1×

0.5×

2×

3.5×

Z-objective 1.5×

Z-objective 2×

3×

5.25×

Z-objective 1×
作動距離Z-objective 1.5×作動距離●●●●

Z-objective 2×作動距離

1×4×

Z-objective 1.5×

Z-objective 2×（オプション）（標準付属）

光学倍率
0.5× 0.65× 0.75× 0.85× 0.98× 1× 1.28× 1.3× 1.5× 1.7× 2× 2.25× 2.5× 3× 3.5× 3.75× 4× 5× 5.25× 7×
視野 横（H） 13.60 10.46 9.07 8.00 6.94 6.80 5.31 5.23 4.53 4.00 3.40 3.02 2.72 2.27 1.94 1.81 1.70 1.36 1.30 0.97(mm) 縦（V） 10.80 8.31 7.20 6.35 5.51 5.40 4.22 4.15 3.60 3.18 2.70 2.40 2.16 1.80 1.54 1.44 1.35 1.08 1.03 0.77
総合（モニタ上）倍率 13.20 17.10 19.80 22.40 25.80 26.40 33.70 34.30 39.50 44.80 52.70 59.30 65.90 79.10 92.30 98.90 105.50 131.80 138.40 184.50
対物レンズ

0.75×

Z-objective 1×（オプション）

●
●

74 mm
●

●

●
●

●

●

●
●

42 mm
●

●

42 mm

●
●
●

●

●
●

●

●

※総合倍率は、QVPAKのビデオウィンドウが178.8×143.0 mm（デフォルトサイズ）の場合におけるモニタ上での倍率です。

7×

大きな段差も安心測定
長作動距離

QVシリーズでは最長の長作動距離74mm※を達成。大きな段差や突起のある測定物でもレンズの衝突を気にせずに安心して測定ができます。

74mm※対物レンズ Z-objective 1× 装着時

画像・タッチプローブ複合測定

ノギス・ダイヤルゲージなどの測定工具や測定顕微鏡を駆使しなければならなかった複雑な測定も、これ一台で段取り替えなく自動測定が可能になります。
測定評価工程数（段取り替え・測定・結果分析・レポート作成）と設備の最適化に大きく貢献します。

モジュールチェンジラックMCR20

最大3本までの異なるスタイラスのプローブモジュールを取り付け可能です。
それらのプローブモジュール自動交換や画像⇔タッチプローブの自動切り替えができ、多彩な測定ニーズに対応します。

画像測定
タッチプローブ測定

マスターボール（オプション）
スタイラスの径補正に使用します。

MCR20（オプション）

キャリブレーションリング（オプション）
画像とタッチプローブのオフセットキャリブレーションに使用します。

4

操作性と高機能を両立

1

3

46

2

7

1 大画面、高精細カラー画像で疲れにくい高精細カラーカメラ

顕微鏡で目視検査を行っていた方にも、違和感のない高画質・高精細の画像で測定、観察が可能です。
大きな画面で操作できますので、目の疲労軽減にも寄与します。

2 エッジを際立たせて確実に測定

多彩な照明を搭載

5

3 広い視野で測定箇所を見つけやすい

ズームレンズ

新規設計のズームレンズは広視野かつ低倍率域をサポートしています。測定箇所をかんたんに素早く見つけ、スムーズに測定可能です。

光学倍率0.5×時

透過照明、落射照明、4分割リング照明を搭載しています。前後左右それぞれ独立して光量の設定が可能ですので測定箇所のエッジを強調してより安定した測定が可能になります。

10.8 mm

落射照明では、エッジが見えにくい測定部位

5

リング照明の左側を照射し、エッジを際立たせて測定

13.6 mm

4 初めてでも安心のかんたん操作

ワンクリックツール

測定項目（円・線など）の選択後、測定したいエッジをワンクリックするだけで、習熟レベルに依存しない高精度な測定が可能です。また、異常点除去機能が、バリやごみ等の影響を自動で取り除きます。

5 専門知識は不要

自動測定プログラムの作成・編集

QVEasyEditor QVイージーエディター

測定しながら自動でプログラムが記録されるティーチング方式です。ツリー
表示で測定手順の挿入・修正・追加・削除をかんたんに行え、変更箇所などの確認したい範囲だけを実行することも可能です。
また、パワーユーザ向けのQVBasicEditorも従来通りに使用可能です。

エッジ検出エラーアイコン
マウスをエッジに移動してワンクリック

高精度な多点測定を異常点除去して実行

公差外判定アイコン

要素測定エラーアイコン

6 図形の選択だけでかんたん解析・操作
QVGraphics QVグラフィックス

測定図形要素をクリックするだけで、座標の作成・変更、要素間演算、真円度・平面度などの幾何公差作図が可能です。複数要素の矩形選択でピッチ測定の自動測定プログラ
ムが作成される便利な機能も搭載しています。
また、スティッチングで取得した画像を表示させること測定位置へ容易に移動できます。

面の幾何偏差作図

7 ダイレクトに測定結果レポートを作成
MiCAT Reporter MiCAT レポーター

測定結果のレポート機能を標準装備しています。 QVPAK から PDF 形式でダイレクトに出力されるため、医療部品など信頼性を求められる報告書に対応可能です。

円の幾何偏差作図

6

オプション

FORMTRACEPAK-AP フォームトレースパック AP

QVPAK のオートトレースツール等で取得した点群データから、設計値照合や形状解析など高度な解析が可能になる輪郭形状解析ソフトです。

輪郭照合機能・設計データの作成
CAD データ変換、マスタワーク変換、関数指定、テキストファイルの変換、非球面設計値作成
・設計値照合法線方向照合、軸方向照合、ベストフィット照合・結果表示
結果一覧表示、誤差線図、誤差展開図、誤差座標値表示機能、解析結果表示

形状解析

・解析項目：点測定、線測定、円測定、距離測定、交点測定、角度測定、原点設定、軸回転・演算項目：最大値、最小値、平均値、標準偏差、面積報告書作成機能・測定結果、誤差線図、誤差展開図

その他機能

設計値照合例

・解析手順の記録 / 実行・外部出力機能
CSV 形式出力、テキスト出力、DXF/IGES 形式出力
・フェアリング処理
・二次曲線あてはめ機能
・疑似粗さ解析機能

歯車の輪郭照合、オーバーピン測定例

QV3DCAD QV3DCAD
3DCAD モデルを利用して QVPAK のパートプログラム生成が行えます。
最新バージョンでは QV システムと同期させて実際のワークを見ながらティーチングするオンラインモードと、本体と接続されていないパソコンでもパートプログラムの生成が出来るオフラインモードの両方をサポートしました。

オフラインティーチングモード

オンラインティーチングモード

QVEio QVイーアイオー

QV Eio は外部制御用のクライアントアプリケーションソフトです。
QVEio-PLC/QVEio-PC/QVEio-Signal の 3 種類の機能が含まれています。
※これらの機能は QVBasic 言語コマンドを使用します。
QVEio-PLC は PLC との RS-232C 通信により外部実行指令や実行指令に対する状態通知が可能なソフトウェアです。
自動搬送ロボットとの接続など自動化システムの構築が容易に行えます。

QVEio-PC は外部 PC との RS-232C 通信による制御はもちろん、測定結果の出力やエラー状態の出力ができ、効率良く QV Active の制御が可能になりますので、外部 PC の専用 GUI から QV Active を制御する場合に最適です。
QVEio-Signal は QV Active の稼働状態を PLC へ通知します。QV Active の稼働状態をシグナルタワー等に表示する場合に最適です。

MeasurLink Real-Time Professional メジャーリンク測定結果から様々な統計演算処理が可能な工程管理プログラム（SPC）です。リアルタイムに管理図を表示する事で加工異常を早期に発見し、不良発生を防止する等に効果を発揮します。
複数のワークを測定ステージに並べて連続測定した結果を MeasurLink で統計処理する場合には、別途QVPartManager が必要になります。

7

仕様
名称

QUICK VISION Active 202
QV-L202Z1L-D
QVT1-L202Z1L-D

符号

標準機

タイプ

スケール分解能
測長ユニット

画像測定精度※1

タッチプローブ搭載機

リニアエンコーダ

観察装置

照明装置

標準機

250×200×150 mm
400×400×200 mm（250×200×118 mm:対物レンズ Z-objective 1×使用時）（400×400×168 mm:対物レンズ Z-objective 1×使用時）
0.1 µm

測定範囲（X×Y×Z）

撮像素子

タッチプローブ搭載機

QUICK VISION Active 404
QV-L404Z1L-D
QVT1-L404Z1L-D垂直落射照明
透過照明

リング照明

E1X, E1Y
E1Z
E2

精度保証光学条件

タッチプローブ測定精度※1 E1X, E1Y, E1Z
精度保証温度載物ガラスの大きさ

測定物最大積載質量※2
本体外観寸法

本体質量（設置台含む）
温度補正機能Zoom ユニット（8 ポジション）
CMOS カラーカメラ
白色LED
白色LED
4 分割固定式 白色LED（2+3L/1000）µm（3+5L/1000）µm（2.5+4L/1000）µm
対物レンズ Z-objective 1.5×／ズーム倍率5.25×―（2.4+3L/1000）µm―（2.4+3L/1000）µm
20±1 ℃
18〜23 ℃
20±1 ℃
18〜23℃
311×269 mm
466×480 mm
10 kg
20 kg
570×767×1468 mm
776×1303×1529 mm
155 kg
324 kg―手動温度補正―

手動温度補正※1 当社検査方法による。Lは任意の2点間の寸法（mm)※2 極端な偏荷重、集中荷重は除く

オプション
校正用チャート

撮像素子のピクセルサイズ補正や各倍率時のオートフォーカス精度と光軸オフセット補正に使用します。

QUICK VISION Active 202

QUICK VISION Active 4048外観寸法図・測定テーブル寸法

QUICK VISION Active 202

単位：mm

700

9800

623

74.5

99.5

16.574.5421
570

42 60 120

1900535767

60 42 10CL200
50

18-M6深サ12CL
47 250（測定範囲） 47 （ジグ固定用のタップ穴）
311
16.5 2〜3

ジグ取付け面から（ガラス面までの寸法）（載物ガラスはめ込み部寸法）132.5（測定範囲）

50

15269
16
21 60 60 60 60 21 9845

1200

177

1468

10200（Y軸測定範囲）

150（Z軸測定範囲）

250（X軸測定範囲）

344

44 87
CL107

マスターボール

502009350キャリブレーションリング

画像・TP共通
測定範囲

113

MCR20（3-Ports）

CL
131

100200（Z軸測定範囲）

QUICK VISION Active 404

単位：mm700

287

12021007221303

294

24536776

10CL30525120

79 50 86 50 86 50 79

63 400（測定範囲） 79

1200

810

1529
1004
285400（Y軸測定範囲）

48230
86 50 86 50 86 50 86 24

10400（X軸測定範囲）

CL400（測定範囲）

50
1650

2〜3
ジグ取付け面からガラス面までの寸法
24-M6深サ12(ジグ固定用のタップ穴)（ 載物ガラスは ） 16 （468 め込み部寸法
5008779197CL）

マスターボール

画像・TP
共通測定範囲MCR20（3-Ports）

63400
256144

キャリブレーションリング

116

9CL284100

抜群の信頼性~国家標準へのトレーサビリティ~

国家標準にトレーサブルな基準器を使用

国立研究開発法人
産業技術総合研究所
計量標準総合センター

お客様の信頼を獲得するため、国家標準にトレーサブルに測定したい。
・ミツトヨでは日本の国家標準にトレーサブルな長さ標準器を保有し、協定世界時に同期した原子時計測定機器の校正に使用する標準器の校正を行うことにより、各種測定機器のトレーサビリティ確立と維持を行っています。

ミツトヨ
計量標準キャリブレーション課（JCSS認定事業者 №0067）

・当社の校正事業者は、ILACのMRA（相互承認協定）により国際的に認められた認定機関であるIAJapanよりJCSSの認定を受けており、海外の校基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用）正機関と同等の測定技術能力を有することが認められています。

ミツトヨ
計量標準キャリブレーション課（JCSS認定事業者 №0067）
長さ用633nmよう素分子吸収線
波長安定化He-Neレーザ装置
ミツトヨ
宇都宮キャリブレーションセンタ（JCSS認定事業者 №0031）
長さ用633nm実用波長安定化He-Neレーザ装置
ミツトヨ 川崎工場
基準スケール画像測定機

安心のサポート体制

世界トップクラスのグローバルネットワーク

1963年（昭和38年）、 販売会社 MTI社（米国）設立以来、全世界にそのマーケットを拡大しているミツトヨ。

現在、 29カ国に研究開発・製造・販売・技術サービス拠点と80数カ国の代理店網を構築しています。
各地域・社会に合わせたサービスで、世界のトップメーカとしての地位を不動のものとしています。

本社

■ 販売
■ 研究開発■ 生産

Mitutoyo Europe GmbH

Mitutoyo（UK）L.td.

Mitutoyo France S.A.R.L

Mitutoyo America
Corporation Head Office

Mitutoyo Italiana S.R.L.

Mitutoyo Asia Pacific Pte.
Ltd. Regional Headquarters

MITUTOYO SUL AMERICANA
Ltda.

10

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613
さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市岡田1-7-1 ヴェルドミールSUZUKI 105 〒243-0021 電話 (046)226-1020 ファクス(046)229-5450
八王子駐在所 電話 (042)620-5380
富士駐在所 電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市東区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34（※1） 〒559-0034 電話 (078)924-4560 ファクス(06)6613-8817
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2022年 2 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1623 ファクス (044) 813-5433
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮
川崎川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp

046 2202(9)C-(PA)PR141