高精度型体組成計

ボディプランナーTM

DF870 SERIES

品番：DF870K（検定品）

品番：DF870N（検定外品）

高精度型体組成計

ボディプランナーTM

ボディプランナー™は多様化するHealth & Beauty業界のニーズに対し、「内臓脂肪指数」「骨格筋量」「サルコペニアの診断に役立つSMI(骨格筋量指数)」など信頼できる体組成データを提供します。
健康管理の指標となる体組成情報を用い、みなさまの健康増進と快適な生活づくりにお役立てください。

高精度型体組成計での計測でわかること。

体重 脂

体重とBMI、標準体重、標準体重との差を表示します。
0～150㎏まで/0.05㎏単位
150～200㎏/0.1㎏単位

肪 内臓脂肪

全身の脂肪率と、部位ごとの脂肪率、標準との比較を表示します。

生活習慣にもっとも影響をあたえる内臓脂肪指数を表示します。

骨 格 筋 除脂肪量 基礎代謝
運動と関係の深い骨格筋を部位ごとに表示します。

骨体重から脂肪量を除いた量を表 示します。骨 格 筋のほか、心筋・水分などが含まれ、SMIも表示します。

除脂肪量から求めた基礎代謝量を表示します。標準との比較も表示します。

量 水 分 量 インピーダンス

推定骨量を表示します。骨に含まれるカルシウムなどの無機質の量を推定した値です。

除脂肪組織から推定した体内に占める水分の量を表示します。

各部位ごとの多周波測定による抵抗値を表示します。
この値をもとに、各種測定結果を表示しています。

●病気のリスクがみえる。
内臓脂肪指数の標準値は印字用紙の裏面にVFA指数と書かれているものが内臓脂肪指数に相当します。
この指数が80を超えると病気のリスクが高まるといわれています。

●トレーニングの効率化
どの部位を重点的にトレーニングすれば良いか把握できます。

●サルコペニア(筋力低下)がみえる。
SMIとは、サルコペニアの指標となる値のひとつで、四肢筋肉量(kg)÷身長(cm)²で算出されます。

●水分量がみえる。
食事や運動、からだのむくみなどでも水分量は変化します。からだの状態を知るには水分量は非常に重要です。筋肉量をあげると水分量も増えます。
また、水分量の多さは見た目の若々しさを左右します。

●計測データを管理できる。

※画面はイメージです。

＊アンドロイド、iPhone両方のアプリをご用意しています。

測定結果詳細情報は前回との差や標準値が表示されるので、モチベーションアップに役立ちます。

過去の測定がみえる

部位ごとに4段階の色で表示される部位別測定結果表示画面。
トレーニングの効率化に。

さらに詳しくわかる

印字用紙のQRコードを読みこむと測定結果が見えます。

カラー表示でわかる

見やすい測定結果

専用アプリで計測履歴の管理、からだの状態の変化をチェックすることができます。

カレンダー画面では計測した日に色付けがされるので、以前の計測履歴を簡単に見ることができます。

ここが違う！新しくなった●

独自の腹囲（ウエスト）入力方式●●8電極全身測定方式●

腹囲（ウエスト）を入力しない従来の体組成計では、高精手・手間や足・足間だけを測定し、全身の体組成を推定する度は望めません。つまり腹部に集中して脂肪が増えた場

方法では、明らかに精度の限界があるだけでなく、測定者合、全身の体脂肪率は増加しますが、腹部の脂肪増加によっては間違ったデータになることもあります。

は見抜けません。腹部のインピーダンスを測定するはより正確さを求めて8電極による全身測とともにウエスト入力が重要な鍵となるのです。

定方式を採用しています。

高精度の理由●部位別測定方式●●多周波測定方式●
ボディプランナ ー T M

全身測定方式において測定点を切替え、上肢左右、下肢左右と部位

DF870は、「多周波測定方別情報を表示し、より正確な測定を実現式」により細胞外と細胞内をしました。

分けて測定でき、より正確な身体情報が得られ、精度の高い体組成を表示します。

各種実測値とDF870との比較●DF870とDXAにおける体脂肪率（全身）の相関

男女総合 r =0.857

DF870による内臓脂肪指数●DF870とMRIにおける骨格筋量（頭部を除く全身）の相関
男女総合 r =0.974

DF870による骨格筋量（㎏）●DF870と呼気ガス分析装置における基礎代謝量の相関
男女総合 r =0.966

呼気ガス分析装置による基礎代謝（量 ㎉）

DF870による体脂肪率（%）●DF870とCTにおける内臓脂肪断面積の相関

ＭＲＩによる骨格筋量（㎏ ）)％検査機器によるデータ収集を行い、より高精度を求めております。

ＣＴによる内臓脂肪面積（㎠）

ＤＸＡ法による体脂肪率（

男女総合 r =0.947

ボディプランナー™DF870は水中体重測定、DXA、MRI、CTなどの各種

DF870による基礎代謝量（㎉）
○男性

○女性

その他の機能●パソコン通信機能
PCに測定データを取り込むことが出来ます。
DF870K/N：（USB、またはBluetooth ※別売り）●体重証明に使用可能
体重値を診断書の発行やカルテに記載する際の証明などに使えます。
病院や検診施設、学校や集団検診などに最適です。
（DF870Kのみ）●体脂肪率と内臓脂肪指数の本人補正機能
医療機器実測値であるCTの測定データを補正値入力することで、より本人に合った推定式を導き出し、測定項目（体脂肪率、内臓脂肪指数）の精度を高めます。

■仕 様型番

ＤＦ870Ｋ

検 定
計量方式
計量部
ひょう量
（最大計量）
目量（最少表示）
測定方式
体組成計部
測定周波数
身 長
腹囲（ウエスト）
設定項目
年 齢性 別
ＢＭＩ
体脂肪率
右 腕
左 腕
脂肪率
右 脚
左 脚
内臓脂肪指数
筋肉量
右 腕
左 腕筋肉量
右 脚
左 脚
測定範囲
筋肉率
右 腕
左 腕筋肉率
右 脚
左 脚
基礎代謝量
推定骨量
水分量
SMI
体脂肪量
除脂肪量
肥満度
電 源
消費電力量
外部インターフェース
プリント方式
外形寸法・自重
梱包サイズ
バーコード
主な付属品

危

検定品

検定外品
電気抵抗線式ロードセル方式
200㎏
0～150㎏まで/0.05㎏単位 150～200㎏/0.1㎏単位
8電極多周波Ｂ
Ｉ法
20kHz/100kHz
100.0～210.0㎝（0.1㎝単位）
30～150㎝（1㎝単位）
5～99才（1才単位）
男性/女性
10.0～50.0（0.1単位）
4.0～50.0％（0.1%単位）
4.0～70.0％（0.1%単位）
4.0～60.0％（0.1%単位）
5～300（5単位）2.00～100.00㎏（0.05㎏単位）
0.30～7.50㎏（0.05㎏単位）
0.40～25.00㎏（0.05㎏単位）
20.0～50.0％（0.1％単位）
20.0～60.0％（0.1％単位）
20.0～70.0％（0.1％単位）
200～4800kcal（1kcal単位）
0.70～13.50㎏（0.05㎏単位）
7.00～140.00㎏（0.05㎏単位）
0.6～30.0（0.1単位）
0.50～100.00㎏（0.05㎏単位）
5.00～192.00㎏（0.05㎏単位）
0～99％（1％単位） ※対象年齢5～17才限定
AC100V（－10％～＋15％）50/60Hz
最大20W
USB
（付属）
、Bluetooth®
（別売り）
ラインサーマルドット印字方式（用紙寸法：幅58×φ45（MAX）㎜、長さ約30m）
幅365×奥行702×高さ931㎜、約20kg
幅406×奥行985×高さ322㎜
4979916397220
4979916397237
印字用紙3巻

＜入力データ＞※DF870K/Nについてはあらかじめ出荷時に使用地区設定が必要です。
ご注文の際は必ず下記一覧より使用地区名（都道府県名）をご指定ください。

険

下記のような医用電子機器との併用は絶対にしないでください。これらの機器が誤動作を起こす原因になります。

地域名●ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器●人工心肺などの生命維持用電子機器 ●心電計などの装着型医用電子機器

注

ＤＦ870Ｎ意

転倒する恐れがありますので本体の端に乗らないでください。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

都道府県名

重力加速度の範囲（m/s²）

北海道地方

① 北海道

福島・新潟・北関東地方③ 福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県

東北地方
（北部）

関東甲信地方（茨城・栃木県を除く）
東海・北陸・近畿・中国・四国地方② 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県

東京都（八丈支庁・小笠原支庁を除く）、神奈川県、④
群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県⑤

福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県

東京都（八丈支庁・小笠原支庁に限る）、長崎県、
本機の内臓脂肪指数の推定算出は、腹囲（ウエスト）を含む体格指数や実測値を用い九州地方⑥ 福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、が独自に腹部CTデータとの相関を高めた方式で行っています。て、（鹿児島県一部除く）
鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）
本機の方式は内臓脂肪の全量を評価しているわけではありません。
（鹿児島県一部） ⑦ 鹿児島県
（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県
本機は医療器具ではありませんので、医学的診断については医師にご相談ください。 沖縄地方9.799～9.804

9.796～9.801
9.795～9.799

9.795～9.800

9.794～9.797
9.789～9.794

取扱代理店

信頼・技術・創造

本社営業
東日本支店
中日本支店
東北オフィス
北関東オフィス
千葉営業所
九州営業所

9.803～9.807〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号
TEL.078-918-6540〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号
朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号
盛岡駅前通ビル4階 ＴＥＬ．
019-619-3340〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1
TEL.049-215-3122〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号
ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号
ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591

営業時間外緊急技術相談窓口

TEL.078-918-6168

URL : www.yamato-scale.co.jp●商品のカラー印刷のため、実物とは多少異なる場合があります。
また、改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

CAT.NO.C0360JA03B00

2403xxxxRy