安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

パルスカウンタ（型式：KDC-812）保証書
保証期間
保証期間は当社からお引渡しが完了した日から １年間とし、本体のみを対象とします。

表 示

この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡又は重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、傷害や物的損害を被る可能性があります。

次の場合、製品の無償修理又は交換及び保険の適用はで一般的禁止（この表示をしてはいけないことを表しています）指示（必ずすること）を示します。

きません。
１）災害等不可抗力に起因する故障

警告２）使用者の不適切な取り扱いに起因する故障
３）当社以外の者による改造・修理に起因する故障
４）納入製品の故障を原因とする二次的誘引故障及び障害＜設置担当者様ご 記入欄＞
設置日は必ずご記入ください｡

分解・修理・改造禁止（火災・感電・故障につながります）

雷が発生している時の通信線の工事禁止（感電・故障につながります）
年月日

販売店名（連絡先）

不特定多数の人が出入りする場所に設置しないこと（事故につながります。）
リチウム電池を分離・充電しないでください（火災・けがの原因になります。）
基板内にリード線の切りくずなど異物を入れないでください（回路がショートし、電池が発火・発熱・漏液・破壊する原因になります。）
本製品を危険な場所で使用しないでください（本製品は防爆構造ではないため、危険な場所で使用することはできません。火災・爆発のおそれがあります。）

注意

全 国 支 店 営 業 所 一 覧
北 海 道 支 店
東 北 支 店福 島 営 業 所
秋 田 営 業 所
新 潟 営 業 所
東 京 支 社
千 葉 営 業 所
静 岡 営 業 所
北 陸 営 業 所
中 四 国 支 店
四 国 営 業 所
鹿児島営業所

釧 路 営 業 所
北東北営業所
青 森 営 業 所
北 関 東 支 店
長 野 営 業 所
さいたま営業所
神奈川営業所名 古 屋 支 店
大 阪 支 店岡 山 営 業 所
九 州 支 店沖 縄 営 業 所

システム化計量器対応シール

１．概要

フタ

パルスカウンタ（型式：KDC-812）はメーターからのパルス信号を受信して、積算値を液晶に表示します。入力点数は２入力あり、入力１の加算、入力１・２の合算（各入力のパルスレートが異なっても可）が可能です。

フタ取付ネジ

封印穴

２．仕様

負う可能性があります。

火気禁止（火災につながります）

設置年月日

液晶

取扱説明書及び保証書

この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡又は重傷を

５）故障の原因が納入製品以外の原因に起因する故障
アズビル金門株式会社

本体

容警告

禁止

免 責

内

５．各部名称と設置方法

パルスカウンタ（型式：KDC-812）

この説明書にはお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

【工場出荷時標準設定】
入力数
入力ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ
入力信号
入力パルス幅
入力検出
入力周波数
伝送距離
出力ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ
出力信号

この表示を無視して誤った取扱をすると、傷害や物的損害を被る可能性があります。
本製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者に依頼してください。
専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」「産業廃棄物処分業者」をさします。
本製品はリチウム電池を搭載しています。産業廃棄物として処置してください。
本製品ははんだに鉛を含有しています。産業廃棄物として処置してください。
浴室や湿気の多い場所には設置しない｡(感電･故障につながります。)
激しい雨水･水しぶき･蒸気など水や風の影響を直接受ける所に設置しないこと｡ （感電･故障につながります。）
振動､衝撃の激しい場所では使用しない｡(けが･故障につながります。)

出力パルス幅
小数点情報
使用温度範囲構造
質量(重量)

高温になる場所に設置しない｡(火災･故障につながります。)
腐食性ガス､溶液の影響を受ける場所に設置しない｡(火災・感電･故障につながります。)
石油類など､危険物を貯蔵する場所に設置しない｡(火災につながります。)
ガスが残留する恐れのある場所には設置しない｡（火災につながります。）
送電線、配電線に近い場所には設置しない。
大きな磁気を近づけない。（大きな磁気の発生源に近い場所には設置しない。）
ノイズの発生しやすい場所に設置しない。

２点（２線入力×２）
入力１・２ともに１ｍ３／P ※１
無電圧接点またはオープンコレクタ
ＯＮ・ＯＦＦともに２００ｍｓｅｃ以上 ※２
ＤＣ３Ｖ ３００μＡ
ＯＮ検出：２００Ω以下／０．５Ｖ以下
ＯＦＦ検出：２００ｋΩ以上／２．５Ｖ以上
１Ｈｚ ｍａｘ
２００ｍ ｍａｘ（メーター～カウンタ間）※３
１ｍ３／P ※４
パルス出力：オープンドレイン
許容電圧：ＤＣ２４Ｖ
許容電流：ＤＣ１０ｍＡ
電文出力：８ｂｉｔ電文
２００ｍｓｅｃ ※５８ （表示：００００００００ ｍ３） ※６－２０℃～６０℃（ただし結露しないこと）
屋外（防滴型、IP×３）、非防爆構造
約２５０ｇ※１：設定変更により任意設定可※２：工場出荷時または専用設定器により８０ｍｓｅｃ以上または５００ｍｓｅｃ以上に変更可※３：入力パルス幅８０ｍｓｅｃ以上の場合、２０ｍ ｍａｘ※４：設定変更により任意設定可、ただし入力ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ≦出力ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ※５：工場出荷時または専用設定器により５００ｍｓｅｃに変更可※６：設定変更により小数点位置変更可

保証書および取扱説明書（本紙）

１台②本表示器を木ネジに引っ掛けます。
③木ネジで本表示器を固定します。

・本体は端子カバーが下になる方向で取り付けてください。
本体を上下逆に取り付けると、雨水などが基板内に入り、故障の原因となります。
注意・本パルスカウンタは防爆構造になっていないため、直接危険場所に設置することはできません。

＜液晶画面説明＞⑦スイッチ入力表示⑧パルス入力 2 表示

⑥L 表示
（表示を行うには、専用設定器が必要です）⑤積算値表示 ②減算モード①電池切れ表示 ④パルス入力１表示

表１の設定でよろしければ設定変更を行う必要はありません。
設定変更を行う場合は「８．設定方法」をご覧ください。
・弊社製のパルス発信式水道メーターをご使用される場合１枚るため“設定変更を行う必要はありません”。
表１．出荷時設定

４．設置にあたっての注意
本パルスカウンタは防爆構造になっていないため、防爆エリアに設置することはできません。
解した上で、設置してください。

③ｍ３表示

は、メーターの出力パルスレートが1m3/Pに固定となっていまた、左記の「注意」欄および「２．仕様」に記載している内容をご理痛んだコードを使用しないこと。(感電･発火の原因につながります。)

付けます。

本製品の工場出荷時の設定は表１のようになっています。

本製品がお手元に届きましたら、下記同梱部品に破損および不足がないかをご確認ください。
パルスカウンタ（本体、取付ネジ２本付き）

約４ｍｍ残して取り

６．設定変更に関する注意事項

３．内容物の確認

水没させない｡(感電･故障につながります。)
高いところや､足場の不安定な場所に設置しない｡(けが･故障につながります。)①取付板に木ネジを入力１、入力２パルスレート：１ｍ３／P
入力、出力パルス幅：２００msec
出力パルスレート：１ｍ３／P
表示：整数８桁（小数点なし）
表示：００００００００（小数点情報８）

７．結線方法
7-1．弊社製パルス発信式水道メーター※A3（1m /P パルス：２芯［白・黒］ケーブル）

８．設定方法

９．メーターを 2 台接続する場合● 設定のフローは、次の①～⑨の順に行います。
※A：弊社製パルス発信式水道メーターの積算値と本パルスカウンタの積算値を同じ値にする場合は、積算値モードを選択すると、積算値のみ変更できます。

メーターを２台接続（入力１、入力２）した場合は、積算値表示、【ご注意】②～⑧の設定中に無操作の時間が 60 秒続くと、設定モードから通常表示に自動復帰します。
この場合、途中まで設定した項目は無効になります。
設定項目①設定モード選択
積算値モード 各項目モード
SET+GND
SET+GND
1 秒短絡
10 秒以上短絡

白黒

【設定表】

7-2．弊社製電子式水道メーターおよび１ｍ電池電磁水道メーター(型式：MGB12A）（４芯［白・黒・赤・緑］ケーブル）

３００００

１００L００００

１００L

００００

１L００００③積算値の設定
最初に一番左の数値が点滅します。

赤(+)
極性あり

SET+GND を短絡する毎に小数点位置が変化します。
（小文字が小数点以下を表します。）
左記の設定表を参考に小数点位置を決定してください。
所望の位置に移動したら、ENT+GND を短絡で決定し、③の設定に移ります。
すべての桁を下記の操作で任意の数値に合わせます。
SET+GND：数値の増加
ENT+GND：次の桁に移動
右端の桁で ENT+GND を短絡すると④の設定に移ります。
（積算値設定モードの場合、設定が終了となります）④入力パルス幅の選択
パルス入力端子に接続される機器のパルス幅
最初に 200（msec)が点滅しま よ り も 小 さ く な る よ う に 値 を 選 択 し ま す 。
す。
SET+GND を押すたびに表示が 200→500→80 と変化します。
希望の値で、ENT+GND を短絡して、⑤の設定に移ります。

緑(-)※白・黒ケーブルは使用しません。
それぞれのケーブル端末に防水処理を施してください。

⑤入力パルスレートの設定最初に左端の桁が点滅します。

②で設定した小数点情報が反映された構成で、P1 が設定できる状態になりますので、下記の操作で任意の入力パルスレートに設定してください。
*入力パルスレートは接続される SET+GND：数値の増加
機器の出力パルスレートと合わ ENT+GND：次の桁に移動せてください。
右端の桁で ENT+GND を短絡すると P2 の設定に移りますので同じ要領で設定してください。

7-3．弊社製ガスメーター（３芯［白・黒・赤］ケーブル）⑥出力パルス幅の選択
パルス出力端子に接続される機器の許容入力
最 初 に 200(msec) が 点 滅 し ま パルス幅よりも大きな値に数値を設定します。
す。
SET+GND を押すたびに数値が 200→500 と変化します。希望の値のところで、 ENT+GND を短絡して、⑦の設定に移ります。

赤＜端子配列＞

設定操作 及び 表示例
通常表示の時に、SET+GND を 5 秒以上短絡すると表示が右のように変わります。
この時に SET+GND を短絡する時間で設定できる項目が変わります。積算値のみを変更する場合は、1 秒程度短絡、各項目を設定したい場合は、10 秒以上短絡をしてください。

②小数点情報の設定表示桁が全点滅します。

ケーブル通し穴部

外部出力（電文、パルス）ともに 2 台の合算値となります。

⑦出力パルスレートの設定最初に左端の桁が点滅します。

②で設定した小数点情報が反映された構成で、Po が設定できる状態になりますので、下記の操作で任意の出力パルスレートに設定してください。
SET+GND ：数値の増加
ENT+GND ：次の桁に移動右端の桁で ENT+GND を短絡すると⑧の設定に移ります。

⑧事業体コードの設定事業体コードを設定します。
SET+GND を押す毎に、Suido→GAS→HEAｔと変化します。
希望の事業体コードの箇所で、ENT+GND を短絡して設定を終了します。

黒※白ケーブルは使用しません。

１０．設定内容に関する注意
10-1．小数点情報設定（変更）について
小数点情報を変更すると、連動して入出力パルスレートの値も自動変更されます。
変更後の総積算値や出力パルスレートの値にも影響を及ぼしますので、ご注意ください。
【例】
・ 小数点情報 ： 「００００００００」 （小数点なし）
・ 入力パルスレート ： 「００００１」（1 ㎥/P）
上記の設定から小数点情報 「００００００００」（100L）に変更した場合、下記のように自動変更されます。
⇒ 入力パルスレート 「００００１」（100L/P）⇒ 出力パルスレート 「００００１」（100L/P）⇒ 総積算値表示「０００００００１」
小数点情報を変更してもパルスレートを変更したくない場合
は、それぞれのパルスレートを下記のように設定してください。
・ 入力パルスレート 「０００１０」（1 ㎥/P）
・ 出力パルスレート 「０００１０」（1 ㎥/P）
10-2．出力パルスレートについて
出力パルスレートは入力パルスレートより小さい値を設定することはできません。
【例】
・ 入力パルスレート１ 1 ㎥/P
・ 入力パルスレート２ 1 ㎥/P
・ 出力パルスレート 100L/P ⇒ 設定不可

ケーブル端末に防水処理を施してください。

7-4．その他の機器その他の機器を接続する場合は、機器の仕様書または取扱説明書を参照の上、接続してください。
⑨設定終了<20230420>