結露サイクル試験装置
DCTH−71･101･201

CAT.NO.17134

漏電やマイグレーション、腐食、誤作動など結露に対する信頼性評価を短時間に高精度で対応
タブレットパソコンやスマートフォンなどのモバイル機器は、さまざまな温湿度環境の中で用いられながらも、高い信頼性が求められています。
温湿度変化による結露の発生は、性能･機能に影響を及ぼし、漏電やマイグレーション、腐食、誤作動などの原因となります。
結露に対する信頼性評価は、エレクトロニクス製品の開発段階において欠かせない評価テーマです。
「結露サイクル試験装置」は、実環境における結露／乾燥状態を短時間に高精度で繰り返して再現し、より正確な試験を実現します。

● 用途
結露に対する信頼性評価試験

腐食発生、マイグレーション等の評価
誤作動、故障等の評価･解析試験研究
寿命試験

DCTH−71−A

DCTH−201−W● 用途
結露に対する信頼性評価試験

腐食発生、マイグレーション等の評価
誤作動、故障等の評価･解析試験研究
寿命試験

1※表紙を含む製品写真の温湿度記録計･観測窓はオプションです。

特長

理想の結露/乾燥環境をシミュレート
短時間に高精度で結露/乾燥を再現
テストエリアの上下に備えた高温恒湿器、低温恒湿器から、テストエリアへ精密制御した温湿度エアーを送り込み、短時間で結露/乾燥状態を高精度に再現し、効率の良いサイクル試験が行えます。

高温恒湿器

テストエリア

実環境に近い結露状態
優れた温湿 度分布性能と風 速分布性能
が、試料に均一な結露を発生させて、実環境に近い結露状態でより正確に試験を実現します。

低温恒湿器

試験を中断させることなく連続運転が行えます
高温恒湿器、低温恒湿器それぞれにデフロスト機能を備え、デフロスト時には運転停止側を作動させることで、試験を中断することなく、つねに連続サイクル試験が行えます。

試験終了後はテストエリアを常温にもどします
試験終了後のテストエリアは、正確な試験結果を得るために自動的に常温（乾燥状態）にもどされます。これにより、オペレーターや試料･試験装置保護にも役立っています。

結露時間を任意に設定
結露時間や結露分布に大きな影響をおよ
ぼす風速を任意設定できる、風速可変装
置を高温恒湿器に装備しています。

●「結露」と「乾燥」のプロセス

試料表面温度の変化
外囲温度の変化

高温さらし

低温さらし

④③②
①
低温側の温度

結露乾燥①試験装置内の温湿度を急激に上げると、空気より熱容量が大きい試料は、周囲より温度上昇が遅く、そのため温度差が生じ結露が発生する。
②露点温度に到達すると露は蒸発しはじめる。
③湿球温度で平衡状態となる。
④乾球温度（高温高湿側の温度）に到達すると、試料表面の露は完全に蒸発、乾燥状態になる。
※低温↔高温高湿を繰り返すことにより、「結露」↔「乾燥」を繰り返し再現することができる。

試料への通電が行える
外部出力端子を用意（オプション）
マイグレーションの評価に欠かせない通電試験のご要望にお応えして外部出力端子を用意。コントローラーのタイムシグナル設定機能に連動して、試験中に任意のタイミングで試料への通電が行えます。

2

特長
水滴落下を防ぎ、結露以外の付着を防止テストエリア天井面の水滴発生を防ぐこと
で、試料に水滴が落下する心配がなく、より正確で再現性の高い試験結果を得られます。

試料の観察に大型観測窓（オプション）
テストエリア（DCTH−201）

試験中に試料の状態が確認できる大型観測窓をオプションでご用意しています。

恒温恒湿試験、低温試験にもお使いいただけます優れた温湿度制御機能を備えていますので、結露サイクル試験から恒温恒湿試験や低温試験など各種の環境試験が一台で行える多機能チャンバーとしてご利用いただ
けます。

観測窓
（オプション）

簡単操作で使いやすい
見やすい 9インチワイドタッチパネルを採用したコントローラーは、画面下部にタブを表示し、他の画面を呼び出しやすくしています。
最大 40パターンまでの試験プログラムを登録でき、テストエリアの温湿度をはじめ試験状態を確認できるトレンドグラフなどを表示します。

結露状態を表示（オプション：結露センサー入力端子）

高温さらしの試験中、試料が結露している期間をモニター画面（トレンドグラフ）に表示します。
結露の生成と消失が確認でき、より厳密な試験が行えます。

トレンドグラフ表示

3

テストエリアの相対湿度が94％rh以上になると、結露状態を表示します。

仕様

安全装置

型式

●

漏電遮断器

ダンパ切替えによる2ゾーン●

配電室扉スイッチ

0 〜＋40℃●

テストエリア扉スイッチ＋5〜＋30℃●

高温恒湿器温度過昇防止用温度スイッチ●

低温恒湿器温度過昇防止用温度スイッチ

DCTH−71−A/W

方式

DCTH−101−A/W

運転可能外囲温度範囲
性能保証外囲温度範囲
高温恒湿器

さらし温湿度範囲−10 〜＋100℃／50 〜 95％rh

予熱上限

高温恒湿器温度過昇防止器（コントローラー内蔵機能）

●

＋100℃

温湿度調節幅±1℃／± 5％rh

温度上昇時間−10 〜＋100℃

低温恒湿器

さらし温湿度範囲

低温恒湿器温度過昇防止器（コントローラー内蔵機能）●

60 分以内テストエリア温度過昇･過冷防止器（コントローラー内蔵機能）−30 〜＋100℃／40 〜 85％rh

予冷下限

−30℃

●

−35℃

温湿度調節幅±1℃／± 5％rh

性能

温度下降時間＋20 〜−30℃

60 分以内＋ 5℃ 60％rh→＋25℃ 90％rh 20 秒以内（温度）＋25℃ 90％rh→＋ 5℃ 60％rh 5分以内
（温度）
低温恒湿さらし＋ 5℃ 60％rh
20 分
高温恒湿さらし＋25℃ 90％rh
20 分
試料 プリント基板 1kg（71型）		2kg（101型）		5kg（201型）

温湿度復帰性能（条件）● 温湿度制御可能範囲（DFTH タイプ）
−30℃
＋25℃ 90％rh
低温恒湿さらし高温恒湿さらし試料1009080
相対湿度

冷凍方式

DCTH−201−A/W

70→＋25℃ 90％rh→ −30℃		
−30℃			
＋25℃ 95％rh
無試料

5分以内
（温度）
40 分以内（温度）9560 分
60 分60

機械式一元冷凍方式（空冷凝縮器または水冷凝縮器）

50

試料電源制御端子、外部警報端子、キャスター（4個）、アジャスターフット（4個）、ケーブル孔（左側面 25×100mm）※電源ケーブルは装備しておりません。

装備品（%rh） 403020
テストエリア内容量70L

10100L●

テストエリア温度過昇防止器●

圧縮機高圧圧力スイッチ●

圧縮機サーマルリレー●

圧縮機温度スイッチ●

送風機温度スイッチ●

電動機温度スイッチ●

電動機逆転防止リレー

●

ヒューズ

●

外部警報端子

●

空焚防止器

●

供給空気圧力スイッチ●

試料電源制御端子●

外部警報端子●断水リレー（水冷仕様のみ）

200L

付属品

テストエリア寸法（mm） W410×H460×D370 W650×H460×D370 W650×H460×D670
0

外法（mm）※ 0重量

510W1240×H1865×D900
20 30 40 50
60 70 80 W1480×H1865×D1200
90 100
W1480×H1865×D900
25約 600kg 温度（℃）約 800kg

高温恒湿器可能範囲
低温恒湿器可能範囲● 装置が設置される場所の気圧は、標準大気圧1,013hPaを基準とします。

約 1050kg

試料カゴ（ステンレス鋼･5メッシュ金網製）
2個
DCTH−71（W400×H40×D356mm／等分布荷重 耐荷重 5kg）●

DCTH−101（W640×H40×D356mm／等分布荷重 耐荷重 5kg）

※突起物を除く。

DCTH−201（W640×H40×D656mm／等分布荷重 耐荷重 17kg）● 温湿度制御可能範囲
10095908580
相対湿度

70
6050（%rh） 4030●

棚受
（試料カゴ受）2組●

ブレーカーハンドルストッパー

1式●

ガラス管ヒューズ（5A、7A、10A）

10●ケーブル孔ゴム栓

0●排水ホース（0.5m）

1個●

湿球ウィック		

1箱

●

ニップル
（水冷仕様用）

1個

●

ストレーナ
（水冷仕様用）1個●

ストレーナエレメント（水冷仕様用）1個●

取扱説明書		

1式●

製品保証書		

1部

200102030

405
高温恒湿器可能範囲

5060

温度（℃）

70

80

8590

低温恒湿器可能範囲

100

各1個
1個

4必要設備型式

DCTH−71−A

DCTH−71−W

空冷

水冷

電源電圧

水冷

62.6A

空冷

水冷

73.3A

水質

90A

電気導電率 10μS／cm以下

水圧

0.02〜 0.50MPa（Gauge）

水量
冷却水給排水空冷

AC200V 3φ 50／60Hz

最大負荷電流
加湿給水

DCTH−101−A DCTH−101−W DCTH−201−A DCTH−201−W

2〜3L／h

3〜 4L／h3〜 4L／h

水圧─

0.2〜 0.5MPa（2〜 5kg/cm2G）

─0.2〜 0.5MPa（2〜 5kg/cm2G）

─0.2〜 0.5MPa（2〜 5kg/cm2G）

水量（水温＋25℃）─

950L／h─1150L／h─

2100L／h

31180

16000

0.4〜 0.7MPa（4〜7kg/cm2G）

エアー供給圧力
最大排熱量（kJ／h）

16920

6300

31180

12000

オプション
電源ケーブル

試料カゴ

結露センサー入力端子

一次側電源との接続用。
・ 5m
・ 10m
電源ケーブル取出口：背面または天面※本オプションの指定がない場合、電源ケーブルは装備しておりません。

付属品と同等。

試料が結露している期間を検出し、トレンドグラフに表示します。
（結露センサー3 本付属）

純水製造装置（WS−1）

重量物用試料棚

逆浸透膜方式
生産水量： 約 6.6L/hr（1次側水温+10℃）
貯蔵タンク： 約 4L
導電率：10μS/cm以下
寸法：W480×H400×D280mm

耐荷重： 30kg（等分布）

棚受（試料カゴ受）結露センサー入力端子内蔵エアーコンプレッサー
装備： エアーコンプレッサー AC200V 3φ
エアータンク5L

ケーブル孔追加
標 準 装 備のケーブル 孔の上 部に、長 穴ケーブル孔（25×100mm）を追加します。

外部出力端子・ タイムシグナル1･2 端子
・ 温度到達信号端子①・ 湿度到達信号端子 ②③・ 試験終了信号端子

温湿度記録計
外部警報端子

観測窓

試料電源制御端子
⑤
入力点数：
6 打点
④
温度範囲：−50〜+150℃
湿度範囲：0〜100%rh
記録幅： 180mm

有効視野：
DCTH-71
W410×H460mm
DCTH-101、201 W650×H460mm

ケーブル孔ゴム栓
配線時ケーブル孔からのエアーもれを防ぎます。
φ50mm  丸孔型用
フラットケーブル孔用巻き栓●●

DCTH-2015

外部出力端子付属品と同等。

●⑥

オプション
記録計用配線

本体固定用L型チャンネル

指定色

温湿度記録計取付用に電源線、温度センサ、アース線を装備します。

装置を床面に固定できるように、L型チャンネルと六角ボルトを装備します。
※本体露受との併用はできません。

装置外観、扉をご希望の色に変更します。
色見本が必要です。

温度測定用センサー
試料温度などを測定するための熱電対。
・ 2m・ 4m・ 6m

各種報告書･証明書装置用防水パン装置から万一水漏れした場合、床面の濡れを防止します。
※本体固定Ｌ型用チャンネルとの併用はできません。

トータルサイクルカウンター

・試験検査報告書
・標準試験データ
・校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図・トレーサビリティ証明書
・取扱説明書

積算サイクル数を表示。
表示範囲：1〜 99999999（リセット付）

カスタム事例

湿度冷熱衝撃装置
高温さらし温度範囲

結露サイクル試験時 －10 ～＋100℃

低温さらし温度範囲

結露サイクル試験時

温度復帰性能復帰時間：5分以内〈 復帰条件 〉
高温恒湿さらし：+ 25℃ 95％／ 60 分
低温さらし：－30℃／ 60 分
センサ位置：風上テストエリア寸法（mm）－40 ～＋10℃

W650×H460×D670

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、槽内に絶対に入れないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。

● 腐食性物質は槽内に入れないでください。試料により腐食性物質が発生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂･シリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。

● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

6https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙台
宇 都 宮
つ く ば
高崎
東京
西 東 京
神 奈 川
厚
木静岡
名 古 屋
金沢滋
賀大
阪
兵庫
広島
福岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは宇 都 宮豊田刈谷神戸Tel : 028-667-8735
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822● 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

TW12E29C05（記載内容は 2017 年 11 月現在のものです。）● 本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。