株式会社イマダ
テンシルフォースセンサー SK シリーズ

組込み型テンションセンサー SK シリーズ
・ワイヤー、ケーブルなど線材サンプルの張力測定に最適です。
・フラット型、円筒型のセンサーで容易に設備に組み込んで使用いただけます。
・一軸で高精度な測定を行うことが可能です。
・お客様の設備に合わせて様々な仕様、オプションをご用意しています。

SK シリーズ

ローラー取付イメージ

表示機

お客様の設備組込みイメージ

SK122FM― ご使用に際しての注意事項 －◎テンション値の算出について

アンプ

表示機

・本センサーで測定する荷重値・サンプルの巻きつけ角度を計算式に当てはめることでテンション値を算出します。
※詳細は別紙「RFS シリーズ測定原理」をご参照ください。
◎測定値の確認について測定値を表示するには、別途アンプや表示機が必要です。
◎表示値の調整が必要

正確な値を表示するためには、分銅を吊るして表示値を調整する必要がございます。

［製品一覧と概要］
型式

SK122FM特徴

フラット固定タイプ

レンジ(kN)

2、3、4SK224FM
フラット固定タイプ
高荷重対応
5、7.5、10、15SK122CM
円筒固定タイプ
2、3、4、5SK224CM
円筒固定タイプ
高荷重対応
5、10、15、20

イメージ

1 / 6
2020/5/20

株式会社イマダ
テンシルフォースセンサー SK シリーズ

【SK シリーズセンサー一覧】
フラット固定タイプ：SK122FM/SK224FM
外観特徴
・センサーのボディが平らでネジ穴も空いているため、設備への固定が容易
・IP67 相当の防水・防塵仕様
・堅くて丈夫な構造
対象サンプル
ワイヤー、ケーブルなど[仕様表：SK122FM/SK244FM]

型式
定格測定レンジ
定格出力
定格出力公差
精度等級
印加電圧
入力抵抗
出力抵抗
絶縁抵抗
定格温度範囲使用温度範囲
保管温度範囲基準温度
10℃毎の温度影響┗ゼロポイント┗調整点
３０分経過後オーバーロード値
最大側面荷重定格荷重負荷時の歪固有振動数
重量
接続ケーブル
本体材質
保護等級SK122FMSK224FM0 - 2 / 0 – 3 / 0 – 4
0 - 5 / 0 – 7.5 / 0 – 10 / 0 – 15 kN
1～2 mV/V±0.1%以内
0.3
10V (最大 12V)
1000Ω±41000Ω±25GΩ 以上-10℃～+50℃ （オプション：-10℃～+70℃）-10℃～+70℃-30℃～+80℃
23℃±0.1% FN 以下±0.15% FN 以下±0.05% FN 以下
約 150% FN にて破損100% FN
0.05mm ± 20%
2kHz 以上 (許容荷重値によります)
約 400g0.07mm ± 20%
約 800g(ベアリングジャーナル径 20mm)
約 850g(ベアリングジャーナル径 25mm)

3m、フレキシブル電線シールド付き、4×0.25 ㎟、トータルφ5.5mm
ステンレススチール
IP67[対応可能許容荷重値・ベアリングジャーナル径対応表]
型式
センサー許容荷重値（kN）
SK122FM234SK224FM
5(*1)
7.5
1015(*2)

ベアリングジャーナル径（mm）
17(*3)
202025(*3)

センサーに無負荷の状態から力をかけ、最大で負荷できる力の大きさです。
*1 低荷重用の特注仕様です。
*2 高荷重用の特注仕様です。
*3 構造上、お奨めするサイズです。

2 / 62020/5/20

株式会社イマダ
テンシルフォースセンサー SK シリーズ
[型式の作り方：SK122FM/SK224FM]

SK122FM-4-17-3–O

センサータイプ
許容レンジ（kN）
ベアリングジャーナル（mm）
ケーブル長さ（m） 標準：3m
オプション：ご要望に応じてケーブルコネクタ 標準：O =オープンエンド
オプション：S =コネクター[寸法図(mm)：SK122FM]

D1(ベアリングジャーナル径:mm)

D2 (mm)

重量 (g)

1720*

400

2024400*構造上、お奨めするサイズです。

[寸法図(mm)：SK224FM]

D1(ベアリングジャーナル径:mm)
2025*構造上、お奨めするサイズです。

L1D2 (mm)
D2L23.924130

400

28.9*28135400

重量 (g)[ケーブルコネクタイメージ]
標準：O タイプ

オプション：S タイプ

黄色茶色
白色
緑色

+UBr
-UBr

入力
差し込み部分+USig-USig

1+UBr

2-UBr

3

出力

透明シールド（ハウジングに接続されていません）

シールド（ハウジングに接続されていません）

4+USig5-USig

6

入力

出力
未使用
未使用

3 / 6
2020/5/20

株式会社イマダ
テンシルフォースセンサー SK シリーズ

円筒固定タイプ：SK122CM/SK224CM
外観特徴
・センサーのボディが円筒型をしており、穴に差し込むなどして固定可能。
・IP67 相当の防水・防塵仕様。
・堅くて丈夫な構造
対象サンプル
ワイヤー、ケーブルなど[対応可能許容荷重値・ベアリングジャーナル径対応表]
型式
センサー許容荷重値（kN）
SK122CM2(*1)
345(*2)
SK224CM5(*1)
1015(*2)
20(*2)

ベアリングジャーナル径（mm）
17(*3)
202025(*3)

センサーに無負荷の状態から力をかけ、最大で負荷できる力の大きさです。
*1 低荷重用の特注仕様です。
*2 高荷重用の特注仕様です。
*3 構造上、お奨めするサイズです。

[仕様表：SK122CM/SK244CM]

型式
定格測定レンジ
定格出力
定格出力公差
精度等級
印加電圧
入力抵抗
出力抵抗
絶縁抵抗
定格温度範囲使用温度範囲
保管温度範囲基準温度
10℃毎の温度影響┗ゼロポイント┗調整点
３０分経過後オーバーロード値
最大側面荷重定格荷重負荷時の歪固有振動数
重量
接続ケーブル
本体材質
保護等級SK122CMSK224CM0 - 2 / 0 – 3 / 0 – 4 / 0 – 5 kN
0 - 5 / 0 – 10 / 0 – 15 / 0 – 20 kN
1～2 mV/V±0.1%以内
0.310V (最大 12V)
1000Ω±41000Ω±25GΩ 以上-10℃～+50℃ （オプション：-10℃～+70℃）-10℃～+70℃-30℃～+80℃
23℃±0.1% FN 以下±0.15% FN 以下±0.05% FN 以下
約 150% FN にて破損100% FN
0.05mm ± 20%
2kHz 以上 (許容荷重値によります)
約 400g0.07mm ± 20%
約 900g(ベアリングジャーナル径 20mm)
約 950g(ベアリングジャーナル径 25mm)

3m、フレキシブル電線シールド付き、4×0.25 ㎟、トータルφ5.5mm
ステンレススチール
IP67

4 / 6
2020/5/20

株式会社イマダ
テンシルフォースセンサー SK シリーズ
［型式の作り方：SK122CM/SK224CM］

SK122CM-4-17-3–O

センサータイプ
許容レンジ（kN）
ベアリングジャーナル（mm）
ケーブル長さ（m） 標準：3m
オプション：ご要望に応じてケーブルコネクタ 標準：O =オープンエンド
オプション：S =コネクター[寸法図(mm)：SK122CM]

D1(ベアリングジャーナル径:mm)D2 (mm)A

重量 (g)

1720*―40024

平行な面の幅 1740020*構造上、お奨めするサイズです。

[寸法図(mm)：SK224CM]

D1(ベアリングジャーナル径:mm)
2025*構造上、お奨めするサイズです。

L1D2 (mm)
D2L23.924157900

28.9*28162950

重量 (g)［ケーブルコネクタイメージ］
標準：O タイプ

オプション：S タイプ
黄色茶色
白色
緑色

+UBr
-UBr

入力
差し込み部分+USig-USig

1+UBr

2-UBr

3

出力

透明
シールド（ハウジングに接続されていません）

シールド（ハウジングに接続されていません）

4+USig5-USig

6

入力

出力
未使用

5 / 6
2020/5/20

株式会社イマダ
テンシルフォースセンサー SK シリーズ

[関連製品]
アンプ：TS621/TS621HD

表示機：DPM-502

グラフ描画ソフト：
HCC EASY

センサーからの信号を安定して調整できます。

TS621 と併用することで、測定値を表示することができます。

テンション値をグラフ化して分析することができます。

○機種選定のため下記の情報をいただけますと、スムーズに選定が可能です。
・測定の目的・サンプル材質・寸法
・巻き付け角度・ラインスピード・テンション値
・ベアリング径
・測定環境（湿度、温度）・PC でデータ管理をするかどうか…その他、具体的にご相談いただけるとより具体的にご提案できます。
[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 計測ローラーに最大荷重値を超える負荷をかけると破損(オーバーロード)する原因となるためご注意ください。
- 本製品は海外からの輸入品であるため返品はお受けできかねます。
選定に際しての注意事項- 製品の型式を指定してのお見積りはいたしかねます。
製品の使用条件、目的を事前にお伺いし、メーカーにて検討した上で、適切な製品構成をご提案しております。
型式、機種のご希望は承りますが、選定結果が異なる場合がございますので予めご了承ください。
- 製品の選定までに通常 2 週間以上のお時間をいただいております。
- メーカー側の判断により、使用に適さない場合は、製品選定（お見積り）ができない場合がございます。

株式会社イマダ
〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: http://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動画がご覧頂けます。

6 / 6
2020/5/20