製造販売承認番号

この説明書をよく読んでからお使いください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

30400EZX00077000＊＊ 2023 年 7 月改訂（第 3 版）
＊ 2022 年 11 月改訂（第 2 版）

一般用検査薬

一般用 SARS コロナウイルス抗原キット

第１類 医 薬 品

Panbio™ COVID-19 Antigen ラピッド テスト（一般用）● 検査のしかた

新型コロナウイルス抗原検査の使用について体調が気になる場合等にセルフチェックとして本キットを使用し、陽性の場合には適切に医療機関を受診してください。
陰性の場合でも、偽陰性（過って陰性と判定されること）の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診してください。
症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてください。

＊＊ ＜検査の準備＞＊
抽出液の入った検体抽出容器を垂直に保ち、シールを開封し、検体抽出容器立てに置きます。（キット箱おもて面の丸い切取り
線を切取り使用）
検体抽出容器に入っている液はこぼれないように気を付けてください。

※お住まいの地域の自治体で医療機関の受診方法に関する案内が出ている場合は、その案内にしたがって適切に医療機関の受診等を行ってください。
※その他、濃厚接触者となった場合等における活用方法については、厚生労働省から発出された最新の情報を参照してください。

新型コロナウイルス抗原の有無がわかるしくみ（測定の原理）
本キットは、鼻腔ぬぐい液中の新型コロナウイルスの抗原を、検査キット上の新型コロナウイルスに対する抗体が結合することによりキット上のラインとして確認するものです。

＜検体採取（鼻腔ぬぐい液の自己採取）＞

滅菌綿棒の先（綿球部分）を触らずに袋から取り出してください。
1．図のように鼻の穴にゆっくり滅菌綿棒を約 2 ｃｍ挿入します。

＜使用上の注意＞

2．滅菌綿棒を鼻の内壁に沿わせて 5 回転させます。
3．滅菌綿棒をゆっくりと取り出し、同じ綿棒でもう一方の鼻の穴から検体採取を繰り返します。検体採取後の綿棒が十分に湿っていることを確認してください 。

してはいけないこと
検査結果から自分で病気の診断をすることはできません（上記「新型コロナウイルス抗原検査の使用について」に従ってください）。
相談することこの説明書の記載内容で分かりにくいことがある場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

2 cm

廃棄に関する注意＜使用目的＞

x5x5

本キットや検体採取に使用した綿棒などは家庭ごみとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
使用後の綿棒等は感染性を有するおそれがありますので、廃棄時の取扱いには十分注意し、使用したキット（綿棒、検体抽出容器等を含む）をごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。

2 cm＊＊ ＜試料調製＞＊
検体を採取後、速やかに試料調製を行ってください。

鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出（SARS-CoV-2 感染疑いの判定補助）

1．抽出液に検体採取後の綿棒の綿球部分を浸し、管壁に押し付けながら、少なくとも 5 回は回転させます。

x5＜使用方法＞

検査を実施する前に、時計かタイマーを準備してください。
冷蔵保存していた場合は、検査の 30 分前に 15 ～ 30℃に戻してください。

（１）2．その後、検体抽出容器の外側から綿球を指で押さえながら、検体を搾り出します。

2．検体抽出容器の滴下ノズルから、試料液 5 滴をテストデバイスの検体添加部に垂直に滴下します。反応が終了するまでテストデバイスを動かさないでください。検体抽出容器内での泡の発生は不正確な結果となる可能性があります。適切な液量が滴下できない場合は、滴下ノズルのつまりが考えられるため、つまりを取るため検体抽出容器を軽く振ってください。

x5

3．綿棒の軸のブレークポイントで軸を折ります。

3．使用済み検体抽出容器はチャック付き袋にいれてください。

4．検体抽出容器立てに置き、滴下ノズルをしっかり取り付けます。
4．15 分後にラインの有無を確認します。反応から 20 分以上過ぎたテストデバイスは判定に使用しないでください。

滴下ノズル＊＊ ＜試料滴下＞

1．アルミ袋からテストデバイスを取り出し、平らな面に置きます。

テストデバイス
コントロールライン

5．テストデバイスをチャック付き袋にいれて廃棄してください。

テストライン
検体添加部
TPanbio
COVID-19 Ag

C

15 min判定領域（２）

● 判定のしかた

テストデバイスの判定部を以下のように判定してください。

判定方法＜使用に際して、次のことに注意してください＞（検体採取に関する注意）

・必ず清潔な綿棒（キット付属品）をご使用ください。

結果

・検体は採取後速やかに付属の検体抽出容器に入れ、速やかに検査を行ってください。

陽性

新型コロナウイルス抗原が検出
テストライン（T）およびコン されました。
トロールライン（C）にライン お住まいの地域の自治体の最新が認められた場合の情報等も確認し、適切に医療機関の受診等を行ってください。

・採取方法、採取部位が異なると、正しい結果が得られないことがあります。

・鼻腔ぬぐい液の採取に際し、適切な検体採取が行われないと正しい結果が得られない可能性があるため、＜検体採取（鼻腔ぬぐい液の自己採取）＞をよく読んで、1 本の滅菌綿棒で両方の鼻の穴から採取された十分な量の検体を用いてください。

・使用前の滅菌綿棒の先端部分には直接手で触れないでください。
・滅菌綿棒に折損、曲がり、汚れがあった場合は使用しないでください。綿棒の再使用をしないでください。
・付属の滅菌綿棒は鼻腔ぬぐい液採取用です。鼻腔ぬぐい液の採取のみに使用してください。
（検査手順に関する注意）

・抽出液には防腐剤（アジ化ナトリウム）が入っています。キットの操作にあたり、溶液や試料が皮膚に付着したり、誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流してください。必要があれば医師の手当を受けてください。
・検体、試薬を扱う場では、飲食、喫煙を行わないでください。
・本品を分解して使用しないでください。

＊＊ テストライン（T）が認められればその濃淡にかかわらずラインありとしてください。

・15 ～ 30℃に戻るまで、アルミ袋を開封しないでください。

・アルミ袋が破損したもの、シールされていないものは使用しないでください。
・テストデバイスへ試料液を滴下する際は、適切な滴下液量を得るため、検体抽出容器を垂直にして滴下してください。

陰性

新型コロナウイルス抗原が検出コントロールライン（C）にの されませんでした。
みラインが認められ、テストラ 偽陰性（過って陰性と判定されイン（T）にはラインが認めら ること）の可能性も考慮し、症状がある場合には陽性であった
れなかった場合場合と同様に、適切に医療機関の受診等を行ってください。
また、陰性であったとしても引き続き感染予防策を行ってください。

・試料の滴下は所定量を守ってください。所定量以外の場合、適切な結果が得られないことがあります。
・テストデバイスを鼻腔ぬぐい液やその他の液体で濡らさないでください。

＊＊ ・滅菌綿棒を鼻に挿入する前に、滅菌綿棒を抽出液またはその他の液体に浸さないでください。
（判定に関する注意）・指定された静置時間を過ぎた場合、テストデバイス上に表示される結果が変わることがありますので、必ず指定された時間で判定してください。
・テストデバイスに表示される結果が明瞭でなく、判定が困難である場合には、陽性であった場合と同様に適切に医療機関の受診等を行ってください。
・ラインが認められればその濃淡にかかわらずラインありとしてください。

・重症急性呼吸器症候群コロナウイルス（SARS-CoV）に感染していた場合、本品で陽性の結果が出る場合があります（交差反応）。
・検体に存在、または鼻腔に添加される可能性のある物質について評価した結果、結果へ影響はありませんでした（妨害物質・妨害薬剤）。

判定不能（再検査）

たとえ、テストライン（T）がコントロールライン（C）にラ 認 め ら れ た と し て も、 コ ン ト
ロールライン（C）にラインがインが認められなかった場合認められないため、検査結果は無効です。
新しいテストデバイスを用いて、もう一度、検査を行ってください。

＊＊ ＜キットの内容及び成分・分量＞＊( 内容 )
( 成分 )

1．テストデバイス
抗 SARS-CoV-2 マ ウ ス モノクローナル抗体
抗 SARS-CoV-2 ヒトモノクローナル抗体結合金コロイド粒子

1 テスト中4 テスト中1枚

4枚

2．抽出液（検体抽出容器）

1本

4本

滅菌綿棒

1本

4本

（キット箱おもて面の丸い切取付属品
り線を切取り使用）

1個

1個

チャック付き袋

1枚

4枚

検体抽出容器立て

簡易操作ガイド

（３）

1 回用
4 回用
検査キット 検査キット
1 回分
4 回分

1枚

1枚

＜保管及び取扱い上の注意＞①小児の手の届かない所に保管してください。

②直射日光や高温多湿を避け、本品は 2 ～ 30℃で保管し、凍結しないでください。

③品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
④テストデバイスを再使用しないでください。
⑤使用直前に開封してください。

⑥使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

⑦テストデバイスの検体添加部及び判定領域を直接手で触らないようにしてください。

＜保管期間・有効期間＞
2 ～ 30℃保存

24 箇月（使用期限は外箱に記載）＊＜包装単位＞
1 回用、4 回用＜お問い合わせ先＞

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
連絡先 : 大正製薬株式会社 お客様 119 番室
電話：03-3985-1800
受付時間：8:30 ～ 17:00( 土、日、祝日を除く )※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

販売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田３丁目 24 番 1 号
https://www.taisho.co.jp/

製造販売元

アボット ダイアグノスティクス メディカル株式会社
千葉県松戸市松飛台 357

420095/R3© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott
group of companies or their respective owners.

（４）