2010年2月初版作成

テルモ血圧計ES-P333（コード番号：ES-P333）

取扱説明書／品質保証書
ご使用の前に注意文の表示内容について................................................................2
ご使用の皆様へ...................................................................................3
次のものがそろっていますか？..................................................... 10
乾電池を入れる................................................................................ 11
日付・時刻を合わせる..................................................................... 12
腕帯を接続する................................................................................ 16

測定
してみよう

血圧を測る前に................................................................................ 17
腕帯を巻く........................................................................................ 18測定を開始する................................................................................ 20
結果を記録して、電源を切る.......................................................... 22
測定値が高い／低いと感じたら..................................................... 24
測るたびに測定値が違うと感じたら.............................................. 25
血圧記録表........................................................................................ 26

記憶機能
の使いかた

記憶した測定値を見る..................................................................... 28
記憶した測定値を消去する............................................................. 31

困った
ときには

電池交換が必要なとき..................................................................... 33
故障かな？と思ったら..................................................................... 34
再加圧するのが気になる場合（手動加圧）.................................... 36
仕様.................................................................................................... 38
EMC技術資料................................................................................... 39
保証規定............................................................................................ 43
品質保証書.................................................................................. 裏表紙

ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、「取扱説明書」は必ず保管してください。

注意文の表示内容について
本取扱説明書では、表示内容に従わず、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
表示内容に従わず、本来の目的から逸脱した使いかたにより、万一、死亡や重傷を負ったり、物的損害が発生しても、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
ご使用の前に禁忌・禁止

警告

絶対に行ってはいけないことを示します。
・ 本品の性能を超える、又は不適正な使いかたにより、死亡又は重症を負う危険性があります。
特に注意していただきたいことを示します。
・ 適正に使用しても、注意を怠ると死亡又は重症を負う可能性が想定されます。
使用にあたり、一般的な注意を示します。

注意・ 誤って使うと、傷害を負う可能性、又は物的損害※のみの発生が予想されます。
※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

ご使用の皆様へ
禁忌・禁止
使用方法

● けがや治療中の腕では測定しないでください。…症状が悪化する可能性があります。
● 点滴静脈注射や輸血を行っている腕で測定しないでください。…けがや事故の原因となります。

ご使用の前に● 測定結果の自己判断、治療は行わないでください。
…治療が必要な場合は、医師の診断のもとで行ってください。

● 病院内の麻酔ガスなど可燃性ガスの近くや、高圧酸素室や酸素テント内など高濃度酸素下では使用しないでくだ
さい。…引火、発火の可能性があります。

● 耐用回数は 10,000回です。耐用回数を超えて使用しないでください。
…測定精度を保証できません。



警告
使用方法
● 腕部に重度の血行障害のある場合は、医師に相談の上、慎重に使用してください。…循環障害に伴う体調不良になる可能性があります。
● 子供だけで使わせることや、自分で意思表示できない人が使用する場合は、医師に相談の上、慎重に使用してください。…けがや事故の原因となります。

ご使用の前に● 透析治療中、又は抗凝固剤、抗血小板剤、ステロイド剤等を使用している場合
は、医師に相談の上、慎重に使用してください。…内出血を起こす可能性があります。
● この製品は天然ゴムを使用しています（天然ゴム使用部分：腕帯内部の空気袋、及びチューブ）。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。…このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
● 糖尿病、肝臓病、動脈硬化、高血圧症などで末梢循環障害のある人は血圧値に差が出ることがあります。また測定部位の血流が少ない方や不整脈の頻度の高い方は測定できないことがあります。…使用については、医師に相談してください。

注意
使用環境と使用条件● 透析や点滴などの血管と流体接続するシステムを使用する環境で血圧計を使用する場合には、誤ってシステムと血圧計の空気圧系を接続しないよう注意
してください。…血管内に空気が送られて事故の原因となります。

● 電波を発生する機器（携帯電話／ PHSなど）の近くでは使用しないでください。…誤作動の原因となります。

注意
使用環境と使用条件● 騒音や振動がある場所で測定しないでください。
…測定精度を保証できません。
● 他の機器と併用するときは、影響の有無を確かめてください。…誤作動する
場合には併用しないでください。

使用前の注意事項● 使用前に上腕の周囲を測り、適用範囲内であることを確認してください。
…適用範囲外で使用すると、誤差の原因となります。
● 付属品は指定されたものを使用してください。…指定外のものを用いると、誤差の原因となります。
● 不整脈がある場合は、使用前に医師に相談してください。

ご使用の前に● 使用前に、取扱説明書、添付文書をお読みください。

● 測定部位の血流が少ない場合や血管音が非常に小さい場合、不整脈のある場
合、血管雑音が多い場合は、医師に相談の上、慎重に使用してください。
…測定する方の体質や腕の形の影響により、測定値に誤差が生じることや、測定できないことがあります。
● 測定する腕が水や汗等で濡れている場合は、必ずよく拭き取り、乾いてから使用してください。…内部に水が浸入し、故障や測定値の異常の原因となります。
● 使用の前に、外観に破損等、異常が認められた場合は使用しないでください。
…測定値の異常や、けがの可能性があります。
● まくり上げたシャツ等で上腕を圧迫させないでください。…測定値に誤差を生じることや、測定できないことがあります。
● いつも同じ腕で、手のひらを上に向けて測定してください。…右腕と左腕では測定値に差が出ることがあります。
● 腕帯の締め付けを、必要以上にきつくしないでください。…痛みを感じたら、［スタート・ストップ］ボタンを押して、すぐに測定を中止してください。
一過性の内出血が発生し、腕に赤みが残ることがあります。



注意
測定中には
● 腕帯は、常に心臓の高さに保ってください。…高さのズレは誤差の原因となります。
● 腕帯は、測定部位に正しく装着してください。…誤った装着は誤差の原因となります。

ご使用の前に● 血圧は以下の要因で変動します。
…時刻や季節、高血圧治療などの薬剤、飲食（アルコールを含む）、喫煙、身体活動、精神的緊張、入浴、尿意、会話、その他の環境（病院での受診中など）、測定姿勢、不整脈。
● 異常加圧が発生した場合は、［スタート・ストップ］ボタンを押してください。
…圧力が急速に抜け、測定が中止されます。
● 手動加圧の場合、加圧を必要以上に高くしないでください。…腕に一過性の内出血が発生することがあります。
● 安静な状態で測定してください。…測定値が変化することがあります。
● 測定中に腕や手首、体を動かさないでください。…エラーが表示されること
や、再加圧されることがあります。
● 腹部を圧迫した姿勢や、ひじを浮かせた状態、ひじを極端に曲げた姿勢で測定
しないでください。…測定値が変化することがあります。
● 寒い部屋では測定しないでください。…血圧が高くなる可能性があります。
● 腕帯の締め付けにより、一過性の内出血が発生し赤みが残る可能性があります。痛みを感じた場合には［スタート・ストップ］ボタンを押し、すぐ測定を中止してください。…内出血による赤みが腕に残る可能性があります。
● 測定中は、血圧計やのせているテーブル等をたたかないでください。…正確に測定できません。
● 連続測定によりうっ血した場合は、うっ血を取り除いてから測定してください。…測定値が変化することがあります。

注意
取り扱い上の注意● はさみ等鋭利なもので傷つけないでください。…正確に測定できなくなります。
● 本品の上に重い物をのせたり、チューブを無理に縛ったりしないでください。
…誤作動、故障の原因となります。
● 不安定な場所に置かないでください。また床へ落とした場合は、使用しないでください。…本品の外観に異常が認められない場合でも、落下等による衝撃が加えられたときには内部が破損している可能性があります。

● 分解、修理、改造を行わないでください。…重大な事故や誤差、故障の原因となります。

ご使用の前に● 本品に異物や液体が入らないように注意してください。もし入り込んだ場合には、使用しないでください。…故障の原因となります。

電池の使用上の注意● 電池の交換は、新品の単3形アルカリ乾電池をすべて同時に行ってください。
…違うメーカーの電池を混ぜて使用することや、古い電池を混ぜて使用する
ことは、電池の発熱、故障の原因となります。
● 電池を火の中に投げ込まないでください。
● 充電電池は使用しないでください。
● 電池の交換は、プラス、マイナスの向きを本品の表示に合わせて、マイナス側から入れてください。…電池の向きを間違えて入れている場合、マイナス側の電極バネを無理に曲げて入れている場合には、電池が発熱し、故障の原因となります。
● 万一、電池が液漏れしたときには、次のことをお守りください。
・液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流して、医師の治療を受けてください。…失明など障害の原因になります。

注意
電池の使用上の注意
・電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。…けがなどの原因になります。
・長期間使用しないときは、電池を外してください。…液漏れなどを起こし、破損の原因となります。

ご使用の前に

保守・点検● 血圧計本体、及び腕帯をアルコール、シンナー、ベンジン等の有機溶剤、ポビ
ドンヨードではふかないでください。
● 清掃するときは、必ず電源を切り、電池を本体から外してから行ってください。
また、濡れた手で清掃しないでください。…感電や、けがの原因となります。
● 血圧計本体、及び腕帯を水洗いしないでください。…故障の原因となります。
● 汚れていたり濡れていないかを確認してください。…汚れは、水又はぬるま
湯に浸してよく絞ったガーゼ等で速やかに拭き取ってください。
● ドライヤー等を使用して乾燥させないでください。…故障の原因となります。
● 腕帯のお手入れに洗濯機を使用したり、こすったりしないでください。
…腕帯の汚れは、水で十分に薄めた中性洗剤で、表面をたたくようにして汚れをとります。清掃後、チューブに水が入らないように注意してしっかり乾か
してください。
● 本品は気密構造ではないので、活性ガス（消毒用ガスも含む）環境や多湿環境等で使用することや、放置をしないでください。…装置内部の電子部品に影響を与え、劣化や損傷により、故障の原因となります。

注意
保管するときには● 本品は、日光や紫外線等の強い光があたる場所に保管したり、長時間放置しな
いでください。…外装の変色や劣化が発生することがあります。
● 振動、塵埃、腐食性ガス等の多い場所に保管しないでください。
● 気圧、温度、湿度、風通し、塩分、イオウ分を含んだ空気等により悪影響の生じる可能性のある場所に保管しないでください。
● 防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。
● 氷点下近くで保管した場合は、暖かいところ（10〜40℃）に 1時間以上放置してから使用してください。
● しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動（電源が入る、加圧するなど）を確認してください。

ご使用の前に● 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。

廃棄について● 本品及び使用済みの乾電池を廃棄する場合は、各自治体の規則に従い適切に処分してください。

作動原理
動脈を腕帯で圧迫すると、心拍に合わせて脈動※が起こり、腕帯内の圧力が脈動と同調します。この脈動は、腕帯の圧迫状況に応じ変化します。
オシロメトリック式の血圧計は、腕帯の圧力を徐々に変化させたときに見られる脈動の大きさの変化をもとに、最高血圧及び最低血圧を決定します。
※脈動（みゃくどう）とはドクドクと脈打つことです。

次のものがそろっていますか
万一、不足しているものがある場合、すぐにお買い上げの販売店
又はテルモ・コールセンター（
0120-008-178）までご連絡ください。この血圧計のコード番号は、ES-P333です。
本体［メモリー］ボタン［スタート・ストップ］ボタン

ご使用の前に腕帯コネクタ接続部

表示部

保護フィルムが貼られています。
（ご使用時ははがしていただいてもかまいません）

わんたい

腕帯

腕帯コネクタ

取扱説明書／品質保証書
こ の 冊 子 が、品 質 保
証書を兼ねています。
大切に保管してください。

単3形マンガン乾電池4本
付属の乾電池はおためし用です。
寿命が短い場合があります。

10

添付文書

2009年0
0月00日

機械器具
管理医療
18 血圧検査機器

検査用器
テルモ電自動電子血圧計（又は脈波子血圧計JMDNコード161具
Ｐ３３３

【警告】

医療機器認

証番号：0
別紙6
0000000
00000

73000）
＜使用方法
＞
・腕
部に重
度の血
慎重に使
行障害
【形状・
のある
用するこ
可能性があ
場 合 は、医構造及びと。［循環障＜構造図＞
原理等】
・ 子供だけで る。］
害に伴う 師 に 相 談
体調不良 の 上、使用する 使わせるこ
になる
とや、自分
［けがや事 場合は、 医師に相
で意思表示
談の上、
・ 透析治療中故がおきる
できない人
可能性があ
慎重に使
が
使用してい 、又は抗凝用するこ固剤、抗血 る。］
［メモリーと。
［内出血を る場合は、］ボタン医師に相談 小板剤、ス
テロイド剤
・ この製品はおこす可能性がある。 の上、慎重に使用
等を
［スタート
］
発赤、蕁麻 天然ゴムを
すること。
／ストップ
使用してい
ボタン
低下、シ 疹、むくみ］、発熱、呼 る。天然ゴ
ョックなことが吸困難、喘 ムは、かゆ
どのアレ
あ る。
息様症状、 み、
ルギー性
（天 然
およびチ
腕帯コネク
症状をま
血圧
ューブ） ゴ ム 使 用
タ接続部
直ちに使用
れに起こ
部 分：腕
［このよ
表示部
す
帯内部
を中止し、
うな症状
・糖
尿 病、肝
を起こし の 空 気 袋、医師に相談
障害のある 臓 病、動すること。 た場合に
●腕帯
脈
硬 化、高
は、
］
血流が少 人は血圧値に差がでる 血 圧 症 な
ない方や
ど
ことがある
ことがある で 末 梢 循
不整脈の
。その判断
頻度の高
。測定部位 環
い方は測
は医師によ
の
定できな
る。
い
【禁忌・
腕帯コネク
標準付
禁止】
属品
タ
＜使用方法
添付文
＞
・ 測定結果の書
取扱説明書
場合は、医 自己判断、
寸法及び重
／品質保証
治療は行わ
単 3 形マンガン1部
・ けがや治 師の診断の
量
書
ないこと。
もとで行う
寸法：横
乾電池
療中の腕
1部
［治療が必
可能性があ
146
ことが必要
電気的定格
では測定
要な
重量：約
縦 113
4
る。］
しないこ
・点
である。
高さ 83mm本
285g（乾滴静脈と。［症状が悪 ］
定格電圧：
電池を除く
［けがや事 注 射 や 輸 血
※本品は
化する
を行っ
）
定格消費電 DC6V
EMC
・ 病院内の 故が起きるている
規格 IEC6060
力：4W
腕で測
麻酔ガス 可能性があ
定しな
酸素テン
1-1-2:20
る。］
作動原理
など可燃
い こ と。
ト内など
01 に適合して
性ガスの
発火の可能
動脈を
高濃度酸
近く、高
いる。
腕帯で
素下では
・ 耐用回数は 性がある。
圧酸素室
圧迫す
帯 内の
］
使用しな
る と、心
圧力 が
や
10,000い。［引火・
こと。
脈動
応じ変
拍に合
回である。
［測定精度
化 す る。オ と同 調 する。こ
わせて
耐用回数を
が保証でき
脈動が
を徐々に
シ
の 脈動
起 こ り、腕超えて使用変化させ ロ メ ト リ
ない。
は腕 帯
］
に最高血
しない
た時に見 ッ ク 式 の
の圧 迫状
圧及び最
血圧計
況に
は、腕
低血圧を られる脈 動の大き
帯の決定するさの変化 圧 力
。
をも と
【使用目
的、効能

健康管理
又は効果
のために
】
すること。
収縮期血
圧及び拡

取扱説明書

を必ずご参

照ください

1/4

。

張期血圧

を非観血

的に測定

乾電池を入れる
最初にお使いいただく前に、付属の乾電池を入れてください。
付属の乾電池は、おためし用です。

1

電池フタを開けて、表示に合わせて、乾電池を 側から入れる
ご使用の前に・ 電池の交換は、すべての電池を新品の同じ単3形アルカリ乾電池と同時に取り替えてください。違うメーカーのものを混ぜて使用しないでくださ
い。

電池フタ

2

電池フタを閉める
注意●

側から入れると、電極バネを破損させる可能性があります。
● 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの原因になることがあります。

続けて、日付・時刻を合わせてください。

11日付・時刻を合わせる
最初にお使いいただくときや、日付・時刻がずれたとき、長時間
乾電池を外した後は、日付・時刻を合わせてください。
・ 日付・時刻を合わせなくても血圧計は使用できますが、測定後に表示される日付・時刻は実際に測定した日付・時刻と異なります。

1 乾電池を入れる

例 2010年11月25日
18：30に合わせる場合

ご使用の前に※西暦を設定する際、数字の間に「月」と数字の終わりに「日」を表示します
が、故障ではありません。

2 「西暦」を合わせる［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる［スタート・ストップ］ボタンで決定
西暦は 2010〜2030年に設定できます。
［メモリー］ボタンを押すと「2030」まで数字が増え、「2010」に戻ります。

●［メモリー］ボタンを押し続けると、数字を早送りします。

「西暦」の設定が完了すると、続いて「月」が点滅します。

12

3 「月」を合わせる［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる［スタート・ストップ］ボタンで決定

ご使用の前に「月」の設定が完了すると、続いて「日」が点滅します。

3 「日」を合わせる
4［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる［スタート・ストップ］ボタンで決定「日」の設定が完了すると、続いて「時」が点滅します。

13

日付・時刻を合わせる

5 「時」を合わせる［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる［スタート・ストップ］ボタンで決定

ご使用の前に「時」の設定が完了すると、続いて「分」が点滅します。

6 「分」を合わせる
3
4［メモリー］ボタンを押して、数字を合わせる［スタート・ストップ］ボタンで決定

日付・時刻の設定が完了します。

14

アドバイス
日時、時刻の設定をやり直す場合は、本品から電池を取り出し、［スター
ト・ストップ］ボタンを押して、表示が消えたことを確認してから、もう一度、電池を入れてください。

ご使用の前に15

わんたい

腕帯を接続する
腕帯コネクタを本体左側面のコネクタ穴に接続します。

ご使用の前に腕帯コネクタ

コネクタを奥まで
しっかりと差し込むコネクタが外れていたり、ゆるんでいると、正しく測定できません。
注意
腕帯コネクタを抜くときには、コネクタ部を持って引き抜いてください。
チューブを持って引き抜くと、故障の原因になります。

16血圧を測る前に正確な測定を行うために、次のことを心がけてください。

●静かで過ごしやすい環境で測る
騒音や振動のない静かな場所で測るようにしてください。また、寒い部屋では血圧が高くなる傾向があるため、なるべく快適な室内で測るようにしてください。

●記憶機能の使いかたについては、28ページをご覧ください。
●腕帯を正しく巻き、正しい姿勢で測る
測定部と心臓の高さを、同じにするこ
とが大切

手のひらを
上に向ける
手は浮かさない

ひじより上側に2〜3cm上チューブは腕の中心に腕の力を抜いて、深呼吸測定してみよう毎 日 同 じ 時 間 帯 を 選 び、
いつも同じ腕に腕帯を巻き、正しい姿勢で測りまし ょ う。 腕 帯 の 巻 き か
た に つ い て は、18〜19
ページで詳しく説明して
います。

ひじより
2〜3cm上側にチューブを腕の中心に

17

1

わんたい

腕帯を巻く
正しい腕帯の巻きかた （左腕）

1 腕帯を左腕に通す● チューブの出ていない方から通す●		腕 帯の先端部が金具に通してあることを確認する

チューブ
金具
先端部

2 ひじの上まで腕帯を通す
測定してみよう● 腕帯と腕の間にすき間ができないよう、ピッタリと巻く

3 チューブを腕の中心線に合わせる

ピッタリと巻く

2〜3cm
中心線●		手のひらを上に向ける●		ひじから上側に 2〜3cmあ
ける
チューブ

18

注意

腕帯は、上腕以外の場所に巻かないでください。

左腕と右腕では血圧が異なることがあります。いつも同じ腕で測るようにしてください。

失敗例

腕を圧迫！

上着や厚手のシャツの上から巻かない。

右腕に巻くこともできます
小 指 から脇 下
までの線上

2〜3cm

巻きかたがゆるい！

測定してみよう腕帯の巻きかたの失敗例

まくり上げた袖で腕を圧迫しない。

チューブ

腕帯の巻きぐあいがゆるいと、正しく測れません。

右腕に巻く場合は、チューブが小指から脇下までの線上にくるように、位置を合わせてください。

19

2

測定を開始する

1 ［スタート・ストッ
プ］ボタンを押す● 記憶した測定値を表示しているときには、［スタート・
ストップ］ボタンを押して表示を消してから、再度［ス
タート・ストップ］ボタンを押してください。

動かないで測定してみよう注意

数秒後に加圧が始まり、測定を開始します。測定結果が表示されるまで動かないでください。

●測定中の画面の変化

血圧計やテーブル、机などをたたかな
いでください。
正しく測定できないことがあります。
アドバイス（ エ ラ ー）と 表 示 さ れ
たときは

20

エラーが表示されたときは、表示された数字を確認して、34〜35ページをご覧ください。

開始直後
開始直後の

表示

は、電池交換のお知らせではありません。

2 測定値が表示され
る

測定時刻
最高血圧
最低血圧
脈拍数

途中で止めたいとき
は、［スタート・ストップ］ボタンを押す

測定値が表示されたら、次のページへ

加圧中マーク

測定中マーク

余分な空気を抜いています。

加圧開始

測定中

測定してみよう排気中マーク

測定中マークが点灯し、脈拍に合わせて点滅します。

21

3

結果を記録して、電源を切る

3 測定結果を記録する
1● この説明書の 26〜27ページに血圧記録表があります。必要な枚数をコピーして、測定値の記録にご利用ください。

測定してみようアドバイス

血圧は常に変動しています
緊張しているときや室温が低いときには、血圧が上がります。また 1日のうちでも、起床直後、食事の前後、運動の前後などで血圧は常に変動しています。いつも同じ時間帯に、同じ環境で測るようにしましょう。

22

2 ［スタート・ストップ］
ボタンを押して、電源を切る● 測定後、約3分間何も操作しな
いと自動的に電源が切れます。

注意
腕帯コネクタを外さないでください。

測定してみようひんぱんに外したり取り付けたりすると破損の原因と
なります。

アドバイス

記憶機能について測定後、電源を切ることにより 90回の測定値を自動記憶することができます。
記憶機能については、28〜32ページで詳しく説明しています。

23

測定値が高い／低いと感じたら正しい姿勢で測っていますか？
腕帯と心臓の高さを同じにすることが大切です。
腕帯を巻いたら、手のひらを上に向け、ひじから先がテーブルの上にのるようにします。

腹部が圧迫されると正しく測定できません（ソファなどの低い椅子に座ったり正座した場合）。また、ひじが浮いて不安定になったり、ひじを極端に曲げたりすると、正しく測定できません。

腹部を圧迫測定してみようやむを得ず、寝ながら測るときには
あおむけの姿勢をとります。測定中は天井を見て、首や体を動かさないようにします。

24

測るたびに測定値が違うと感じたら毎日同じ時間帯に測っていますか？
自分が一番リラックスできるときを選んで、毎日同じ時間帯に測定することをおすすめします。

いつも同じ腕で測っていますか？
右腕と左腕では測定値に差が出ることがあるため、いつも同じ腕で測定することが大切です。

連続して測ると、血管がうっ血して値が変化することがあります。測り直すとき
は、腕を上げて手を握ったり開いたりして、うっ血を取り除きましょう。

測定してみよううっ血したまま何度も測っていませんか？

25

血圧記録表測定してみよう26

毎日の血圧を記録しましょう。この記録は、あなたの貴重な医療情報になります。
かかりつけの医師と相談するときにも、きっとお役に立ちます。コピーをとってお使いになるか、この表を参考にして専用の記録ノートをお作りください。

測定してみよう27記憶した測定値を見る
本品は、自動的に測定された血圧値（測定日と測定時間、最高血圧
値、最低血圧値、脈拍数）を記憶します。

記憶機能について自動的に記憶されます
測定が終わると、最大90回の血圧値が記憶されます。91回目以降は、最も古い
測定値が消去され、新しい測定値が記憶されます。

自動的に平均値を計算します
記憶した測定値から、平均値を計算します。数回の平均値を見て血圧の傾向をつかむときに利用できます。

記憶を消去することができます
選択した 1つの記憶、又はすべての記憶を消すことができます。
※乾電池を取り外しても、メモリーに記憶された過去の測定値は消去されません。

記憶機能の使いかた

28

● 表示部に時刻以外の表示がある場合は、［スタート・ストップ］
ボタンを押して、時刻以外の表示を消してください。

ボタンを
1 ［メモリー］押す
測定値を記憶していない場合は、時計表示（電源OFF時の画面）のままです。

記憶されている測定値の平均値が表示されます。
測定値が 1つしかない場合は、平均値は表示されません。

1回押したときは平均値（「 」が点灯）：アベレージ（平均値）

記憶番号
メモリーで記憶されている測定値の数

記憶機能の使いかた

●1回押す

29

記憶した測定値を見る●繰り返し押す…押すごとに、測定値をさかのぼって表示（最大90回）。
※［メモリー］ボタンを押し続けても、早送りはしません。
・ 直前の記憶番号（「 」が点灯）
・ 「記憶番号」、「測定日」、「測定時刻」を2.5秒おきに表示します。
※※

3回前の測定値（「 」が点灯）

記憶機能の使いかた

繰り返し押すと、最も古い測定値を表示した後、平均値の表示（「 」が点灯）に戻ります。
※「測定日」「測定時刻」の表示では、「 メモリー 」は表示されません。

源 を 切 る に は［ ス2 電
タ ー ト・ ス ト ッ プ ］
ボタンを押す30

何も操作しないと、約30秒後に自動的に電源が切れます。

記憶した測定値を消去する
すべての記憶を消去する場合●ここでは、記憶した血圧値の消去手順を説明しています。
●［スタート・ストップ］ボタンを押して、電源を切ってからお使い
ください。

ボタンを
1 ［メモリー］押す「

記憶機能の使いかた

測定値の平均値が表示されます。

」を確認する31記憶した測定値を消去する

1度消去した記憶を元に戻すことはできません。

［メモリー］
2 もう一度、ボタンを押し続ける

約4秒後に表示が点滅し始め、8秒後には表示とともに測定値の記憶が消去されます。
表示が点滅している間に指を離すと、記憶は消去されません。

ボタンを押し続ける

測定値が消えます。

4秒後

4秒後には

記憶機能の使いかた

1つの記憶を消去する場合
手順 1 で平均値「」を表示させてから、続けて［メモリー］ボタンを何回か押して、消去したい
測定値を表示させる
消去したい測定値は、記憶番号で確認してください。

32

手順 2 で消去する

記憶番号を確認

電池交換が必要なとき
測定中に下の表示が出たときは、同じ種類の新品の単3形アルカ
リ乾電池4本をご用意いただき、電池の交換を行ってください。
電池の交換方法については、11ページをご覧ください。古い電池を混ぜて使用すると電池が発熱し、故障の原因となります。
※乾電池を取り外しても、メモリーに記憶された過去の測定値は消去されません。

乾電池マークが点灯［スタート・ストップ］ボタンを押しても何も表示されない● 付属の乾電池はおためし用です。寿命が短い場合があります。
● 新品の単3形アルカリ乾電池使用の場合、血圧値にもよりますが、約300回ご使用になれます。
（180mmHg加圧、周囲温度25℃、腕周囲27cm）●［スタート・ストップ］ボタンを押した直後の初期表示（表示全体が点灯）で、電池交換マークが点灯するのは、交換のお知らせではありません。
● 電池残量テスターで残量ありと表示された電池であっても、この血圧計では使用できないことがあります。
● 電池交換をする場合、以下の点に気をつけてください。
（設定日の日付・時刻のすべてが消去されます）
・電池を外して約1分以内に交換を済ませましょう。
・電池交換時はボタンを押さないでください。

困ったときには※ 上記の測定回数は標準的な使用条件での目安です。実際にお使いになる電池や測定条件によって異なる場合があります。

33

故障かな？と思ったらご不審の点があるときは、まず下記の項目について確認してください。それでも測定が正常にできない場合は直ちに使用を中止して、43ページの「保証規定」をお読みの上、修理をお申し付けください。
こんなとき［スタート・ストップ］ボタンを押しても何も表示されない（測定が始まらない）乾電池マークが点灯する

原 因
乾電池の入れ方が間違っている。
乾電池が消耗している。
電源が切れている状態から［スタート・ストップ］ボタンを押し続けた。
乾電池が消耗している。
乾電池の入れ方が間違っている。
寒冷時に、乾電池の出力が一時的に弱くなっている。
電池切れです。約30秒後、自動的に電源が切れます。

途中で測定できなくなる

乾電池が消耗している。

測定値が
・高すぎる
・低すぎる
・測るたびに違う

正しい方法、姿勢で測定していない。
血圧は、1日のうちで常に変動しています。続けて測定しても値が違う場合があります。

測定中に腕や体が動いた。
運動直後に測定した。
測定後は約3分、また記憶機能使用後は約30秒で自動的に電電源が自動的に切れた
源が切れます。
測定中に加圧が一度止まった後、 より正確に測定するために、再加圧を行っている。
再び加圧する
測定中に腕や体が動いた。
脈拍数が多すぎる〃 少なすぎる

困ったときには34が表示されたが表示された

測定中に腕や体が動いた。
腕帯のコネクタが外れている。正しく接続していない。

が表示された

測定中に腕や体が動くなどにより、腕帯圧力が最大の加圧値を超えた。

が表示された［スタート・ストップ］ボタンを押しながら、乾電池を入れた。

血管音が非常に小さい方／不整脈のある方／血管雑音が多い方、
また、ごくまれに、体質や腕の形の影響により、測定値に誤差を生じたり、測定できないことがあります。

対処方法

参 照

乾電池を正しく入れ直して、日付・時刻を設定してください。
4本とも新しい乾電池と交換して、日付・時刻を設定してください。
測定を開始するときは、ボタンを押し続けないで、短く 1回押してください。
4本とも新しい乾電池と交換して、日付・時刻を設定してください。
乾電池を正しく入れ直して、日付・時刻を設定してください。
乾電池を手で暖めたり、暖かい場所にしばらく放置してからお使いください。

11〜13ページ

4本とも新しい乾電池と交換して、日付・時刻を設定してください。

11〜13ページ

4本とも新しい乾電池と交換して、日付・時刻を設定してください。

11〜13ページ「血圧を測る前に」、「血圧は常に変動しています」、「測定値が高い／低いと感じたら」、「測るたびに測定値が違うと感じたら」をご覧ください。

17、22、
24〜25ページ

測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。
5分以上安静にしてから、再度測定してください。

20〜21ページ

故障ではありません。

−

そのまま測定し続けてください。
測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。

17ページ

測定中は腕や体を動かさずに、再度測定してください。

20〜21ページ

しっかり接続してください。

16ページ

体を動かさずに、安静な状態で測定してください。

17ページ［スタート・ストップ］ボタンを押して電源を切った後、使用してください。

−

11〜13ページ
20ページ
11〜13ページ
11〜13ページ−−

20〜21ページ

困ったときには35再加圧するのが気になる場合
手動加圧

血圧値が高めで、いつも再加圧（いったん止まった加圧が再び始まること）するのが気になる方は、手動加圧での測定をおすすめします。

1 腕帯を巻く

正しい測定姿勢については、17ページをご参照ください。

2 ［スタート・ストップ］
ボタンを押す加圧が始まります。

」前 後 に な っ て
3 「から、［スタート・ス
ト ッ プ ］ボ タ ン を もう一度押し続ける困ったときには36

押し続ける

4 ご自分の予想される

最高血圧より40〜50mmHg程度高くなったら指を離す
しばらくすると、脈に合わせて測定中マーク（）が点滅します。

測定が終わったら測定値を記録しましょう。

注意
加圧を必要以上に高くしないでください。
腕に一過性の内出血が発生することがあります。

困ったときには

37

仕  様
販

売

形
外

形

寸

名

テルモ電子血圧計P333

式

ES-P333

法

本体：幅146mm×奥行113mm×高さ 83mm
腕帯：幅152mm×長さ 490mm（チューブ除く）

測定可能な腕周囲約22cm 〜32cm

質

本体：285g（乾電池を除く） 腕帯：約160g

量

圧力表示範囲0〜300mmHg（腕帯圧力）測

目量：1mmHg

精

定

範

囲

臨床性能試験による ※2 聴診に対する血圧測定の誤差測

脈拍：40〜160回/分      度 ※1 圧力：±3mmHg

定

方

電

脈拍：±5％

平均誤差 ±5mmHg以内
標準偏差 8mmHg以内

式

オシロメトリック法

源

DC6V（単3形乾電池4本）

消

費

電

力

4W

使

用

回

数

新品の単3形アルカリ乾電池使用時：連続約300回使用可能（180mmHg加圧・周囲温度25℃・腕周囲27cm）

使

用

条

件

温度10〜40℃

相対湿度30〜85％（ただし結露なきこと）

保

管

条

件

温度−20〜60℃

相対湿度10〜95％（ただし結露なきこと）

電

撃

保

護

内部電源機器BF形装着部品

単3形マンガン乾電池4本・取扱説明書/品質保証書・添付文書※付属の乾電池はおためし用です。寿命が短い場合があります。

付
※1
※2

属

精度（圧力）については計量法に基づいております。
試験方法は、 E DIN 58130：1996, Non-invasive sphygmomanometers - Clinical investigation に基づく。

： BF形装着部： 付属文書を読んでください。

EMC適合

本品は、 JIST1115（非観血式電子血圧計）及び EMC（電磁両立性）規格 IEC60601-1-2：2001に適合しております（CISPRグループ分類及びクラス分類は、グループ 1、クラス B）。

仕様は商品改善等のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

38

EMC技術資料

EMC技術資料は、下記EMC（電磁両立性）規格の要求で、添付書類への記載が義務付けられております。ご家庭などでお使いいた
だく際は、本品に付属の添付文書及び取扱説明書（1ページ〜37
ページ及び 43ページ〜44ページ）
をよく読んでお使いください。
本品は、医用電気機器の安全使用のために要求されている EMC（電磁両立性）規格、IEC60601-1-2：2001に適合している装置です。
EMC（電磁両立性）とは
EMC（電磁両立性）とは、次の二つの事項を満たす能力のことです。
・周囲の他の電子機器に、許容できない障害を与えるようなノイズを出さない。
（エミッション）・周囲の他の電子機器から出されるノイズ等、使用される場所の電磁環境に耐え、機器の機能を正常に発揮できる。
（イミュニティ）
IEC60601-1-2に代表される EMC規格は、医用電気機器を安全に使用するため、機器から発生するノイズが他の機器に影響を及ぼしたり、他の機器（携帯電話等）が発する電磁波から受ける影響を、一定のレベル以下に抑えるよう規定した規格です。
IEC60601-1-2:2001（6.8.3.201項）において、機器が安全に機能するための EMC環境に関する詳細な情報を使用者に提供することが求められているため、EMCにかかる技術的な説明を以下に記載します。
（詳細は、IEC60601-1-2：2001をご参照ください。）E
EMC（電磁両立性）にかかわる技術的な説明
医用電気機器は、EMCに関して特別な注意を必要とし、次に記載する EMCの情報に従って使用する必要があります。

注意
・本機器は電磁両立性（EMC）に関して、特別な注意が必要であり、EMC技術資料に記載された EMC情報に基づいて使用しなければならない。
・携帯及び移動無線周波（RF）通信機器により本機器は影響を受けることがある。
・本機器は、他の機器に密着させたり、重ねた状態で使用しないこと。

39

EMC技術資料
表 201  ー ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁エミッション ー
ガイダンス及び製造業者による宣言  ー  電磁エミッション
テルモ電子血圧計 P333は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 P333の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
エミッション試験

適合性

電磁環境 - ガイダンス

RFエミッション CISPR11

グループ 1テルモ電子血圧計 P333は、内部機能のためだけに RFエネルギーを使用している。従って、そのRFエミッションは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。

RFエミッション CISPR11

クラス B

高周波エミッション IEC 61000-3-2

非適用

電圧変動／フリッカエミッション IEC 61000-3-3

非適用

テルモ電子血圧計 P333は、家庭用施設及び家庭目的に使用される建物に電力を供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された施設を含むすべての施設での使用に適する。

表 202  ー ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンス及び製造業者による宣言  ー  電磁エミッション
テルモ電子血圧計 P333は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 P333の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験

IEC 60601 試験レベル

適合レベル

電磁環境 - ガイダンス

静電気放電（ESD） IEC 61000-4-2±6 kV 接触
±8 kV 気中

±6 kV 接触
±8 kV 気中

床は木材、コンクリート又はセラミックタイルであること。床が合成材料で覆われている場合、相対湿度は最低30％であること。

電気的ファーストトラン
ジ ェ ン ト ／ バ ー ス ト IEC
61000-4-4

±2 kV
電源ライン
±1 kV
入出力ライン

非適用

非適用

サージ  IEC 61000-4-5±1 kV
ディファレンシャルモード
±2 kV
コモンモード

非適用

非適用

電源入力ラインでの電圧
ディップ、
短時間停電及び電圧変動
IEC 61000-4-11<5% UT（>95% UTのディップ）
0,5 サイクル間
40% UT（60% UT のディップ）
5 サイクル間
70% UT（30% UTのディップ）
25 サイクル間<5% UT（>95% UTのディップ）
5秒間

非適用

非適用

電源周波数 （50／60 Hz）
磁界 IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

電力周波数磁界は、典型的な商用又は病院環境内の典型的な場所でのレベルにあること。

備考

40

UT は、検査レベルを加える前の交流電源電圧である。

表 204  ー ガイダンス及び製造業者による宣言 - 電磁イミュニティ ー
ガイダンス及び製造業者による宣言  ー  電磁エミッション
テルモ電子血圧計 P333は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 P333の顧客又は使用者は、このような環境内で使用されることを確認すること。
イミュニティ試験

IEC 60601 試験レベル

適合レベル

伝導 RF IEC61000-4-6

3 Vrms150 kHz 〜
80 MHz非適用

放射 RF IEC61000-4-3

3 V/m
80 MHz 〜
2,5 GHz

3 V/m

電磁環境 - ガイダンス
携帯形及び移動形RF通信機器は、テルモ電子血圧計 P333のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距
離より近づけて使用しないこと。
推奨分離距離非適用
d=1.2√P
80 MHz 〜800 MHz
d=2.3√P
800 MHz 〜2.5 GHz
ここで Pは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大出力電力定格であり、dはメートル（m）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査a によって決定する固定RF送信
機からの電界強度は、各周波数範囲における適合レベルよりも低いこと。b
次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じることがある。

備考1
備考2
a

b

80MHz及び 800MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収及び反射は電磁波の伝搬に影響する。

例えば無線（携帯／コードレス）電話及び陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送及び TV放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定RF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。テルモ電子血圧計 P333が使用される場所の正確な電磁界強度が、適用される RF適合性が上記のレベルを超過する場合、正常通常動作を検証するためにテルモ電子血圧計 P333を監視すること。異常な作動が発見される場合、追加の手段、例えば、テルモ電子血圧計 P333の向き又は場所を変えることが必要となることがある。
周波数範囲150kHz 〜80MHzで、電磁界強度は [V1] V/m未満であること。

41

EMC技術資料
表 206  ー 携帯形及び移動形RF通信機器と機器又はテルモ電子血圧計 P333との間の推奨分離距離 ー
携帯形及び移動形RF通信機器とテルモ電子血圧計 P333との間の推奨分離距離
テルモ電子血圧計 P333は放射RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。テルモ電子血圧計 P333の顧客又は使用者は、通信機器の最大出力に基づく次に推奨している携帯形及び移動形RF通信機器（送信機）とテルモ電子血圧計 P333との間の最小距離を、下記に推奨される通信機器の最大出力に従い維持することで、電磁干渉を避けるようにできる。
送信機の最大定格
出力電力 W

送信機の周波数による分離距離m

150 kHz 〜80 MHz
非適用

80 MHz 〜800 MHz
d=1.2√P

800 MHz 〜2,5 GHz
d=2.3√P

0.01

非適用

0.12

0.23

0.1

非適用

0.38

0.73

1

非適用

1.2

2.3

10

非適用

3.8

7.3

100

非適用

12

23

上記以外の最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（m）で表した推奨分離距離dは、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここで Pは、送信機製造業者によるワット（W）で表した送信機の最大定格出力電力である。
備考1
80MHz及び 800MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2
これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収及び反射は電磁波の伝搬に影響する。

42

保証規定
（1）保証期間は、お買い上げ後1年です。
（2）ご使用中、故障が発生した場合はテルモ・コールセンターへ本証を切り取り現品にそえて、修理をご依頼ください。なお、保証期間を過ぎている場合は、テルモ・コール
センターへの送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
（3）保証期間中に、通常のご使用において万一故障が発生したときは無償修理いたします。
（4）ただし、下記の場合は保証期間中でも有償になります。
イ． ご使用上で取り扱いの過誤により発生した故障。
ロ． 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
ハ． 火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
ニ． 故障の原因が本品以外に起因する場合。
ホ． 消耗部品。
ヘ． 上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障。
ト． 品質保証書のご提示がない場合。
チ． 品質保証書にお買い上げ日、販売店名の記載がない場合、また、字句を書き換えられた場合。
（5）本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理受付先：テルモ・コールセンター〒151-0072  東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号      TEL 0120-008-178

43

ご相談・お問い合わせ先
ご相談やお問い合わせは、販売名をご確認の上、お買い上げの販売店又は「テルモ・コー
ルセンター」にご連絡ください。

この血圧計のコード番号は、
ES-P333です。
テルモホームページアドレス http://www.terumo.co.jp/
管理医療機器
一般的名称：自動電子血圧計
発売元：テルモ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
製造販売元：日本精密測器株式会社 群馬県渋川市中郷2508-13
医療機器認証番号：222AGBZX00023
テルモ株式会社 2010年2月作成
ES̲P333̲J̲50̲001 A121893-1-A、TERUMO、テルモはテルモ株式会社の登録商標です。
（切り取り線）

品質保証書
このたびは、本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しております
が、通常のご使用において万一故障が発生しましたときは裏面の保証規定により無償修理いたします。
品質保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売名

テルモ電子血圧計 P333

お名前
ご住所

TEL

テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番１号