画像測定機

Catalog No.14004(12)簡易寸法測定器の課題

課題

QS-Lは…

✔ 顕微鏡の測定結果と異なる垂直落射、リング、透過照明を組合わせて確実なエッジを測定します

エッジの形状によってはリング照明だけでは正しいエッジが得られない場合があります4ページ

リング照明によるエッジ✔ 低倍率のため微細寸法が測定できない
個人誤差のない高さ測定を実現する高速画像オートフォーカスを標準搭載しています。

微細な形状はデジタルズームだけでは測定できない場合があります

これまで光学測定機とインジケータで別々にしていた測定を1台に集約できます。

垂直落射照明により確実なエッジ検出

光学7倍ズームと対物レンズ交換により微細部まで確実に測定できます

3ページ

倍率が低くて微細な凸形状幅を正しく測定できない

対物レンズ交換可能な快速7倍光学ズームは測定に適したシャープな画像が得られます。
デジタルズームでは認識できない細部の測定まで確実に行います。

✔ 段差部のエッジが正しく測定できない
一般的な低倍率の簡易寸法測定器では焦点深度が深いため求めたいエッジコントラストが得られにくい場合があります

適切な倍率で線測定が可能

更に微小コーナーRも可能

対物レンズ交換式ズームユニットは確実にエッジを捉える事ができます

3ページ

最適な光学ズームで測定可能

高輝度4分割LEDリング照明は意図的に影を付ける事でこれまで見えなかったエッジ検出を助けます。

✔ 高さ測定の結果が安定しない
接触式プローブによる高さ測定イメージ

画像オートフォーカスを標準装備しています
画像オートフォーカスは測定物の最小限の固定で、狙った高さを確実に高精度測定できます
画像オートフォーカス
測定精度Z軸 （4.5+0.006L）µm✔ 取引先へ提出する測定結果として心配

4ページ

ミツトヨは国家標準にトレーサブルな基準器を用いた検査・校正サービスを提供いたします

10ページ

12

正確な測定を実現するための基盤技術

高精度高さ測定を実現する高速画像オートフォーカス
非接触のため最小限の測定物の固定で効率良く高さ測定が行えます。
レーザーによる測定装置と異なり表面の粗さに影響されにくい高さ測定ができます。

細部に渡り確実に測定可能な対物レンズ交換式7倍光学ズーム

画像オートフォーカス
測定精度 Z軸（4.5+0.006L）µm

新設計の対物レンズ交換可能な7倍高速ズームユニットで、広視野から微細形状まで確実に測定対象を捉えます。
さらにソフトウエアで4倍デジタルズームも可能です。
切削工具

0.75x

断面図

0.98x
1.28x

1.5x

プラスチック成形品

2.25x3x

確実なエッジを測定するための自由度の高いLED照明ユニット

3.75x

測定物に照射する照明の種類によって見え方は大きく変わります。
QS-Lは透過・落射・リング照明の切替えにより正確なエッジを捉える事ができます。

垂直落射照明5.25x Z-objective 1.5x
0.5x
0.65x

リング照明

LEDデバイス

0.85x
1x

透過照明

1.5x

1x

リング照明

フロントライト

透過照明

4分割LEDリング照明

2x

1.3x

垂直落射照明

2.5x
3.5x Z-objective 1x

1.7x（オプション）

2x
3x
4x5x
バック

レフト

7x Z-objective 2x（オプション）
Z-objective 1×（オプション）

Z-objective 1.5×（標準付属）

照明ツール（コントラストツール、ブライトネスツール)

Z-objective 2×（オプション）

対物レンズ

光学倍率
0.5× 0.65× 0.75× 0.85× 0.98×
視野 横（H）
13.2 10.2 8.8 7.8 6.8（mm）縦（V）
9.9 7.7 6.6 5.9 5.1
総合（モニタ上）倍率
2026303439
Z-objective 1×（オプション） ●●●作動距離
Z-objective 1.5×（標準付属）●●
作動距離
Z-objective 2×（オプション）
作動距離

1× 1.28× 1.3× 1.5× 1.7× 2× 2.25×
6.6 5.2 5.1 4.4 3.9 3.3 2.9
5.0 3.9 3.8 3.3 2.9 2.4 2.2
4051
52
60
68 79.3 89
●

74 mm
●

●

●

●

●●

42 mm
●

●

2.5×2.6
2.099.3

3×2.21.6119●

●

42 mm

3.5× 3.75× 4× 5× 5.25× 7×
1.8 1.7 1.7 1.3 1.20.9
1.4 1.3 1.2 1.0 1.00.7
138.7 149 158.7 198.7 208 277.3

照明ツールを使えば最適な光量設定を自動で設定でき、明るさも一定に保つことができます。
照明条件に起因するデータのバラツキを排除できます。

●

●

●

●

●

●

●

●

※総合倍率は、QSPAKのビデオウインドが252.7×214.9 mm（デフォルトサイズ）の場合におけるモニタ上での倍率です。

デュアルエリアコントラストツール

3

ブライトネスツール

4

簡単操作と確実な測定を実現するソフトウエア

QSPAK

豊富なコマンドで素早く測定

異常点除去によるバリ、欠けの影響排除

テンプレート機能

バリや欠け、測定物に付着したゴミなどは自動的に除去します。
除去するレベルも簡単に設定できます。

形状を目視可能なテンプレート機能も標準装備しています。

各種距離測定や交点測定など豊富なコマンドは簡単測定を実現します。

大画面で細かい操作も楽々
測定に必要な機能が1画面に表示されていて最小限のマウス移動で測定ができます。
大きなイメージ画像から細部の測定も楽に操作可能です。

同心円テンプレート

ユーザーテンプレート

形状公差にも対応可能
オートトレースツールは、画面内の輪郭形状を自律倣いで取得可能です。

オプション

さらに

形状解析ソフト”FORMTRACEPAK-AP（” オプション）で高度な解析が可能です。

測定したい位置を素早く特定グラフィックウィンドウから測定したい位置を素早く見つけられます。またグラフィックを用いて既に測定した要素間の演算も簡単に行えます。

結果と位置の取り違いを無くせます
測定結果を画像イメージに表示しますので、測定位置の取り違いを無くせます。

ターゲットに合わせた多彩な検出ツール
精度良くエッジを捉えられるよう測定位置に合わせた検出ツールが選べます。

優しい操作ガイダンス

エッジ検出はワンクリック

コマンドを選択するとそれぞれの操作方法を優しく説明してくれます。

円・線・点は測定箇所近くをマウスでワンクリックするだけで瞬時に読み取ります。

日々の測定結果を簡単に集計
測定結果をCSVに出力ができ、EXCELによる統計データ処理などに利用できます。

オプション

パターンツール
さらにワンクリック線ツール

5

MeasurLink（オプション）を導入すればリアルタイムに、管理図、ヒストグラム、工程能力指数などの統計的工程管理（SPC）が可能です。

6

Z電動マニュアル画像測定機
QS-L/AFC

外観寸法

オプション

QS-L2010Z/AFC■校正用チャート■フットスイッチ堅牢タイプ

コードNo. 02ATN695
カメラのピクセルサイズ補正やズームの各倍率時のオー用途
トフォーカス精度と光軸オフセット補正に使用します。

コードNo. 12AAJ088（MAX.825）（MAX.761）

624

100

50711

945（740）

外観寸法

本体部寸法（W D H）
載物ガラス寸法
最大積載重量本体質量※1 当社検査方法による。L は測定長［mm］※2 レンズ倍率3倍以上※3 1倍, 2倍対物レンズはオプション

物ガラス外径）0ø5リモートボックス

22.5282342(137.618)

757

100

220342(0.7) 9.5 13
回転ツマミ
23.2813■Ｖブロック台

コードNo.

コードNo.

176-107172-378

支持可能な最大径：ø25 mm
取付け面から中心高さ：38〜48 mm■ステージアダプタ
ステージアダプタB

857

コードNo.
用途

コードNo. 172-197±10°の傾斜姿勢可能、角度
最小読み 1 °ネジなどの測定に最適

247

落射、透過、リング照明調整ボリューム

ø28■クランプ装置（MAX.957）

2002

ø6M6クランプネジ

クランプ
35 mm
最大長さ

837

200

ステージアダプタ：176-304
ステージアダプタB：176-310
測定機本体に一部のオプション品を装着する場合に用います。

注）2枚1組です。

※ 2010サイズには別途、アダプタB(176310)が必要です。
※3017・4020サイズには別途、アダプタ(176-304)が必要です。

987（740）

1577(載38ø258

回転ツマミ■傾斜センタ台

外側：ジョグシャトル Z軸早送り

900■専用テーブル
107.5

1800

コードNo.

02ATE760

外観寸法 1800（W）×900（D）
×740（H）mm
質量60kg685
900

内側：ジョグダイヤル Z軸微動

速度調整ボリューム

ø 270

4-C(103.945)

900

1800

（MAX.1157）

X, Y, Z軸リセットボタン）
効径

有ラス物ガ(96.361)(載82

2-M6深8

ø1280
256
220
128

2-M6深8M6
クランプネジ

QS-L4020Z/AFC

非常停止スイッチø 24
5 (載クランプネジ
（2箇所）
ø184
(テーブル内径）物ガラス
有120
ø188(載物ø 220
ガラス ø 240外径）

837

クランプネジ（2箇所）

2-ø7穴、口元ø14ザグリ深4737˚ 019リング照明

ø2823.710.5(0.2)

落射照明

19 13

透過照明
照明

280
2203129˚30）
内径

撮像素子

注）Vブロック台・傾斜センタ・クランプ装置をテーブル上に固定できます。

ブル(テー41

観察装置

857

ø2※385150

˚

精度保証温度

656

ø238

24

測定精度※1,※2

XY軸
Z軸

150

176-306342（W）×342（D）×23（H）mm

有効ガラス径ø182（mm）

247

最小表示量/測長ユニット

1577

測定範囲

（MAX.942）（MAX.956）

987（740）駆動方式

176-305
280（W）×280（D）×24（H）mm

径）

QS-L2010Z/AFC

符号

QS-L3017Z/AFCQS-L4020Z/AFC
XY軸：マニュアル Z軸：電動、オートフォーカス機能付き
200 100 150 mm
300 170 150 mm
400 200 150 mm
0.1 µm/ リニアエンコーダ―（2.2+0.02L）µm（4.5+0.006L）µm
20±1 ℃
7倍ズーム（8段階）対物レンズ交換式（1倍対物 0.5x - 3.5x /1.5倍対物 0.75x – 5.25x / 2倍対物 1.0x – 7.0x）
300万画素CMOSカラーカメラ
白色LED照明白色LED照明4分割白色LED照明
624 711 729 mm
692 857 837 mm
757 867 837 mm
250 150 mm
370 240 mm
450 240 mm
10 kg
20 kg
15 kg
70 kg
160 kg
167 kg

コードNo.

効

QS-L3017Z/AFC

13仕様■微動付回転テーブル
（A）
（、B）

900

1800

(103.945)

1469

205

729

100

30

1580
1800

30

28

ø89.1740

オートフォーカスボタン

430

ズーム切替えボタン

60

データ入力ボタン78抜群の信頼性

オプションソフトウエア

国家標準にトレーサブルFORMTRACEPAK-AP
クイックスコープで取得した形状データを読み込んで幾何公差_輪郭度の評価や微細寸法解析が可能です。

ミツトヨでは日本の国家標準に直接つながった長さ標準器を保有

国家標準

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【 NMIJ, AIST 】
協定世界時に同期した原子時計

二次標準ミツトヨ 標準管理課【 JCSS認定事業者 No.0067】
基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用）し、測定機器の校正に使用する標準器の校正を行うことにより、お客様がご使用になる各種測定機器のトレーサビリティ確立と維持を行っています。更に高精度な長さ測定に必要不可欠な温度の校正事業も実施しております。

ミツトヨ 標準管理課【JCSS認定事業者 No.0067】
長さ用633 nm よう素分子吸収線波長安定化He-Neレーザ装置

常標

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ【JCSS認定事業者 No.0031】
長さ用633 nm 実用波長安定化 He-Neレーザ装置

実用標準基準スケール
画像測定機※上図は画像測定機のトレーサビリティの概略を示したものです。

MeasurLink Real-Time Professional
MeasurLink Real-Timeはクイックスコープだけではなく、各種測定機から収集したデータから、管理図、ヒストグラム、工程能力指数などの統計処理結果をリアルタイムに表示するSPCソフトウエアです。
測定データを収集し統計的工程管理（SPC）を行うことにより不良品の発生を未然に防ぎます。

安心のサポート体制
世界トップクラスのグローバルネットワーク
1963（昭和38）年、販売会社MTI社（米国）設立以来、全世界にそのマーケットを拡大しているミツトヨ。
現在、30カ国・地域に研究開発・製造・販売・技術サービス拠点と60カ国以上の代理店網を構築しております。各地域社会に合わせたサービスで、世界のトップメーカーとしての地位を不動のものとしております。
本社

QS-CAD I/F• ステージ位置情報と連動して現在の観察位置の特定ができます。
• 図形要素から設計情報を引用でき、照合時のキー入力を省けます。
• 測定結果をCADデータとして出力可能です。

9

Measure Report
クイックスコープなど各種測定機で収集したデータから自由度の高いレイアウトの検査表を作成するソフトウエアです。

販売
研究開発

10

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学機器

精密センサ

試験・計測機器

スケールユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
伊勢崎営業所
さいたま営業所
新潟営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東1-7-30〒984-0002 電話 (022)231-6881 ファクス(022)231-6884
仙台市若林区卸町東1-7-30（※1） 〒984-0002 電話 (024)931-4331 ファクス(022)231-6884
宇都宮市平松本町796-1〒321-0932 電話 (028)660-6240 ファクス(028)660-6248
水戸市元吉田町260-3〒310-0836 電話 (029)303-5371 ファクス(029)303-5372
伊勢崎市宮子町3463-13〒372-0801 電話 (0270)21-5471 ファクス(0270)21-5613さいたま市北区宮原町3-429-1〒331-0812 電話 (048)667-1431 ファクス(048)667-1434
新潟市中央区新和1-6-10 リファーレ新和 1F-B 〒950-0972 電話 (025)281-4360 ファクス(025)281-4367
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-1611 ファクス(044)813-1610
川崎市高津区坂戸1-20-1（※1）
〒213-8533 電話 (03)3452-0481 ファクス(044)813-1610
厚木市中町2-6-10 東武太朋ビル2F〒243-0018 電話 (046)259-6400 ファクス(046)259-6404
富士駐在所
電話 (0545)55-1677
諏訪営業所
諏訪市中洲582-2〒392-0015 電話 (0266)53-6414 ファクス(0266)58-1830
上田駐在所
電話 (0268)26-4531
浜松営業所
浜松市中央区和田町587-1〒435-0016 電話 (053)464-1451 ファクス(053)464-1683
安城営業所
安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
中部オートモーティブ営業所 安城市住吉町5-19-5〒446-0072 電話 (0566)98-7070 ファクス(0566)98-6761
名古屋営業所
名古屋市昭和区鶴舞4-14-26〒466-0064 電話 (052)741-0382 ファクス(052)733-0921
金沢営業所
金沢市桜田町1-26 ドマーニ桜田〒920-0057 電話 (076)222-1160 ファクス(076)222-1161
大阪営業所
大阪市住之江区南港北1-4-34〒559-0034 電話 (06)6613-8801 ファクス(06)6613-8817
神戸営業所
神戸市西区丸塚1-25-15〒651-2143 電話 (078)924-4560 ファクス (078)924-4562
京滋営業所
草津市大路2-13-27 辻第3ビル1F〒525-0032 電話 (077)569-4171 ファクス(077)569-4172
岡山営業所
岡山市北区田中134-107〒700-0951 電話 (086)242-5625 ファクス(086)242-5653
広島営業所
東広島市八本松東2-15-20〒739-0142 電話 (082)427-1161 ファクス(082)427-1163
福岡営業所
福岡市博多区博多駅南4-16-37〒812-0016 電話 (092)411-2911 ファクス(092)473-1470
センシング営業課 川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)813-8236 ファクス(044)822-8140
地震機器課
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044)455-5021 ファクス(044)822-8140（※1）営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

お求めは当店で̶

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業所へご相談ください。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は 2024年 5 月現在のものです。

M3 Solution Center …商品の実演を通して最新の計測技術をご提案しています。事前に弊社営業所にご連絡ください。
宇都宮市下栗町 2200
〒321-0923 電話 (028) 656-1607 ファクス (028) 656-9624
UTSUNOMIYA
川崎市高津区坂戸 1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-1611 ファクス (044) 813-1610
TOKYO
諏訪市中洲 582-2〒392-0015 電話 (0266) 53-6414 ファクス (0266) 58-1830
SUWA
安城市住吉町 5-19-5〒446-0072 電話 (0566) 98-7070 ファクス (0566) 98-6761
ANJO
大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話 (06) 6613-8801 ファクス (06) 6613-8817
OSAKA
呉市広古新開 6-8-20〒737-0112 電話 (082) 427-1161 ファクス (082) 427-1163
HIROSHIMA
計測技術者養成機関…各種のコースが開催されています。詳細は弊社営業所にご連絡ください。
〒213-8533 電話 (044) 822-4124 ファクス (044) 822-4000
ミツトヨ計測学院 川崎市高津区坂戸 1-20-1
キャリブレーションセンタ…商品の検査・校正・保守・修理をお受けしています。
宇都宮市下栗町2200〒321-0923 電話 (028) 656-1432
宇都宮川崎
川崎市高津区坂戸1-20-1〒213-8533 電話 (044) 813-8214
広島呉市郷原町一ノ松光山10626番62 〒737-0161 電話 (0823) 70-3820

ファクス (028) 656-8443
ファクス (044) 813-8223
ファクス (0823) 70-3833

カスタマーサポートセンタ…商品に関しての各種のお問合せ、ご相談をお受けしています。
電話 (0570) 073214
ファクス (044) 813-1691

最寄りの営業所をご確認いただけます。

https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/japan/#sale

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp145