デジタル体重計
DP-7800PW(一体型)
DP-7800PW-S (セパレート型)
DP-7800PW-T (手すり付)

取 扱 説 明 書

は じ め に
この度は、デジタル体重計 ”DP-7800PW シリーズ” をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
このシリーズは、一体型、セパレート型、手すり付と 3 つのタイプの体重計があり、病院・学校・介護施設など幅広い施設でお使いいただけます。
また、オプションでの「無線通信機能」など画期的な機能を搭載しております。
この “DP-7800PW シリーズ” をいつまでも最適な状態でお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご活用くださいますよう、お願い申し上げます。

1章―――――――――――――― 目

次 ――――――――――――――

ご使用前にお読みください ................................................................................................. 2

1-1. 安全に正しくお使いいただくために ...................................................................................... 2
1-2. 使用上の注意とお願い ................................................................................................. 4
1-3. このような機能があります................................................................................................ 5
1-4. 製品の構成 ............................................................................................................. 6
1-5. 各部の名称 ............................................................................................................. 6
1-6. はかりの性能を維持させるために ....................................................................................... 7
2章

ご使用前の準備 ........................................................................................................... 8

2-1. はかりの組み立て........................................................................................................ 8
2-2. 電池のセット及び交換方法、ＡＣアダプタのセット方法 ............................................................... 9
2-3. 設置場所について....................................................................................................... 9
2-4. 表示部及びキー操作部について ..................................................................................... 103章

基本操作について ....................................................................................................... 12

3-1. 計量のしかた .......................................................................................................... 12
3-2. 目量切替のしかた..................................................................................................... 12
3-3. 電源オフのしかた ...................................................................................................... 12
3-4. 零点リセットのしかた ................................................................................................... 13
3-5. 風袋引きのしかた ..................................................................................................... 13
3-6. 風袋引きの取り消しかた .............................................................................................. 13
3-7. プリセット風袋引きのしかた............................................................................................ 14
3-8. プリセット風袋引きの取り消しかた .................................................................................... 14
3-9. 表示固定のしかた..................................................................................................... 15
3-10.
4章

表示固定の取り消しかた .......................................................................................... 15

ユーザパラメータについて ................................................................................................. 16

4-1. ユーザパラメータについて .............................................................................................. 16
4-2. ユーザパラメータ表 .................................................................................................... 16
4-3. ユーザパラメータの説明 ............................................................................................... 18
4-4. ユーザパラメータの変更方法 .......................................................................................... 19
5章

使用地域別の重力加速度について .................................................................................... 20

6章

その他 .................................................................................................................... 21

6-1. オプションの種類 ....................................................................................................... 21
6-2. エラー表示について .................................................................................................... 227章

仕様 ...................................................................................................................... 25

1

1 章ご使用前にお読みください

1章 ご使用前にお読みください
1-1.

安全に正しくお使いいただくためにご使用の前にこの「安全に正しくお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この「安全に正しくお使いいただくために」は、安全にお使いいただき、ご使用される方や他の人々への危害や財産の損害を防止するためのものです。
また、本取扱説明書は大切に保管してください。
●表示と意味については次のように定義しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり財産の損害を受けたりする恐れがある内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が 想定される、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
してはいけないことを表しています。
しなければならないことを表しています。

●はかりのご使用前に、以下の“危険”、“警告”、“注意”事項をよくお読みいただき、理解し遵守してください。

：感電事故を避けるために
ＡＣアダプタのコードは、足、運搬車などの車輪で踏まないようにしてください。
ＡＣアダプタの抜き差しは、ＡＣアダプタ本体の樹脂部を持って確実に行ってください。

：爆発、引火事故を避けるために防爆機能を備えておりません。
可燃性ガス、危険物などの存在する場所での使用は避けてください。

：火災、感電事故を避けるために万一煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用すると、火災、感電の原因となります。すぐにＡＣア
ダプタをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して購入先に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

2

1 章ご使用前にお読みください：不安定な場所で使用しない。
傾いていると、転倒して思わぬ事故になる恐れがあります。台の上に置いて使用する場合は、特に安全を確認して使用してください。

：計量部カバーを持って持ち上げない。
計量部カバーが外れ、はかりが人の足の上などに落下し、負傷する恐れがあります。

：手すり付きの場合、手すりを持って持ち上げない。
手すりが外れ、はかりが人の足の上などに落下し、負傷する恐れがあります。

：手すり付きの場合、手すりを取り付けるネジなどは、しっかり止めて固定してください。
手すりが外れ思わぬ事故になる恐れがあります。

：はかりの隙間、穴などに指を入れない。
ケガ、故障の原因になります。

：破損した表示内部から出た液体を口に入れない。
毒性がありますので、あやまって口に入れないよう、特にご注意ください。

：指定以外の電池を使用しない。
乾電池の破裂・液もれにより、火災、ケガ、汚損の原因になります。
：乾電池を火や水の中に入れたり、加熱したりしない。
破裂する可能性があります。

：電池の極性は指示通りに装着してください。
液漏れ、破裂する可能性があります。

：乾電池をなめたり口に入れない。
乾電池を小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

：乾電池が切れたまま放置しない。
乾電池が液もれして、内部が腐食する場合があります。

：はかりを落とさない。
故障の原因になります。

：はかりの分解・改造をしない。
分解・改造をしないでください。取引証明用として使用できなくなるばかりでなく、以後のサービスを受けられなくなる場合があります。

：はかりに水をかけない。
はかりに水をかけたり、湿気の多い場所に設置したりしないでください。故障の原因になります。

3

1 章ご使用前にお読みください

1-2.

使用上の注意とお願い●故障の原因（１）表示部、キー操作部を爪、先の尖った物で押さないでください。
（２）はかりの持ち運びや移動の際は、必ずはかり底面を両手で持って持ち上げてください。
（３）手すり付きの場合、必要以上に手すりによりかからないでください。転倒する恐れがあります。
（４）過度の衝撃や振動を与えないでください。
（５）はかりの上に物を落としたり、飛び乗ったり、はかりを落下させたりしないでください。
（６）シンナー・ベンジンなどでは拭かないでください。
（７）一切の分解、改造はしないでください。内部部品で手などを負傷する危険があります。
（８）はかりに水をかけたり、湿気の多い場所に設置したりしないでください。
●計量不良の原因（１）火気・蒸気の近く、直射日光や冷暖房機の風が当たる場所で使用しないでください。
（２）過度の衝撃や振動及び強い電磁波が発生する機器類（電子レンジ・携帯電話機など）の近くでは使用しないでください。
（３）荷重に充分耐えられる水平で安定した場所で使用してください。
（４）指定の使用環境にて使用してください。（使用環境－10℃～＋40℃，30％RH～85％RH）
尚、指定の環境範囲内であっても、下記のように結露が発生する状況下では計量不良が起こる場合があります。
１）高湿度の環境下で長時間使用又は保存されたとき。
２）湿度が低くても急激な温度変化を与えたとき。（冷水などをはかりにかける。）
３）はかりに冷蔵庫などの冷気、又は湯気、水蒸気などがかかる雰囲気で使用したとき。
（５）直接アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品を噴霧しないでください。
●乾電池について（１）アルカリ乾電池、マンガン乾電池、またはニッケル水素電池（充電池）を一緒に使用しないでください。一緒に使うと、液もれや破裂の原因になります。
（２）電池切れを示すサイン[]を表示したら速やかに乾電池を取り替えてください。

電池交換は、4 本全て新しい乾電池に交換してください。古い乾電池が混じると液もれしたり、極端に電池の寿命が短くなったりします。
（３）電池の交換の際は、極性（＋、－）を表示の通りに装着してください。間違った場合は故障の原因になります。
（４）長期間（約１ヶ月以上）使用しない場合は、乾電池をはかりから取り外してください。乾電池が液もれし、はかり内部が腐食する場合があります。
（５）AC アダプタ使用時は、必ず乾電池をはかりから取り外してください。乾電池との併用は絶対しないでください。
（６）ニッケル水素電池をご使用の場合は、必ずユーザパラメータの設定#25 を 001 に変更してください。
変更せずに使用されると、電池の寿命が短くなるなど性能の劣化を起こす場合があります。
（７）ニッケル水素電池をご使用の場合は、電池に付属の取扱説明書記載の注意事項などを良くお読みになり、特に使用環境、使用温度などを遵守した上でご使用ください。

4

1 章ご使用前にお読みください

保管・廃棄について●保管場所について（１）高温／多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での保管はさけてください。
また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって動作しなくなる場合があります。
（２）はかりは、精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での保管はさけてください。
●廃棄について（１）はかりを廃棄する場合
はかりは、産業廃棄物（燃えないゴミ）となります。
廃棄方法については、各自治体で定められている廃棄要領に従って、正しく廃棄してください。
（２）使用済み乾電池を廃棄する場合
使用済み乾電池は電極にセロテープを貼り（ショートすると危険なため）、各自治体で定められている廃棄要領に従って、正しく廃棄してください。

始業時点検のお願い
計量法では、適正な計量の実施を求められており、始業時の点検、質量チェックを実施してください。

1-3.

このような機能があります

DP-7800PW シリーズには、下記のような機能があります。計量する目的に応じてお役立てください。
目

的

方

法

【オートオフ】(P.16 参照)
はかりの電源を自動的にオフさせたい

出荷時設定は 15 分です。

（乾電池使用時のみ）

ユーザパラメータ設定により変更できます。

【目量切替】(P.12 参照)
はかりの目量を切り替えたい

キーを押すと、0.02kg と 0.05kg の目量選択ができます。

※複目量タイプ時に限ります【風袋引き機能】(P.13 参照)

キーを使ってワンタッチで風袋引きができます。

衣服や履物などの質量を 0 表示させたい【プリセット風袋引き機能】(P.14 参照)

キーとある特定の数値の風袋引きを行いたい

キーを同時に押すと、風袋値を入力することができます。
【表示固定機能】(P.15 参照)
計量した質量値を固定させたい

はかりが安定すると表示値を固定し、乗っている間は表示が変※この機能は取引証明用にはご使用できません。

わりません。
はかりから降りると表示固定は解除します。

5

1 章ご使用前にお読みください

1-4.

製品の構成
付属品

●取扱説明書、保証書

はかり本体(手すり付きの場合)●手すり取付手順書●手すり（2 本）※固定用ナット、スプリングワッシャ、ワッシャの●マンガン乾電池

各４個を取り付けています●手すり繋ぎ軸（1 本）●繋ぎ軸固定金具（2 個）※継ぎ軸固定ネジ 2 本は、継ぎ軸固定金具に取り付けています●ＡＣアダプタ(図は一体型)

1-5.

各部の名称
指示計部

表示部

手すり

キー操作部

手すり継ぎ軸支柱

継ぎ軸固定金具

支柱受

計量部

計量部

水平器
水平器

水平調節脚

水平調節脚

《手すり付》《一体型》
6

1 章ご使用前にお読みください

1-6.

はかりの性能を維持させるために●計量部カバーを洗浄する場合は、直接はかりに水はかけず、湿った布などで汚れを拭き取ってください。
布などを湿らす際、海水、汚れた水、不純物の入った水を使用すると故障の原因になります。
●はかり全体の汚れを落とす場合は、柔らかい布を使用してください。
たわしやブラシなどは使用しないでください。
●分解や改造は絶対にしないでください。故障の原因になります。
万一、誤って分解したときは必ずご購入された販売店または、弊社へ連絡願います。
●はかりを落としたり、テーブルなどの固いものに当てたりしないでください。
●砂、ほこり、ゴミの多いところで電池蓋を開閉しないでください。
パッキンに異物が付着すると、防水性を損なう原因になることがあります。
●電池交換後、ケースは確実に締めてください（乾電池交換方法参照）。
●表示部、キー操作部、ゴム部を爪や尖った物で押さないでください。
●ご使用後は、はかりを乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。

7

2 章ご使用前の準備

2章 ご使用前の準備
2-1.

はかりの組み立て

支柱の組み立て手順（一体型、手すり付）
１. 支柱①を支柱取り付け台②に差し込んでください。
２. ネジ③を支柱①の抜け止め穴に合わせて締め込んでください。
３. ネジ④を締め込んで支柱①を固定してください。

手すりの組み立て手順（手すり付）
１. 上記、「支柱の組み立て手順」より、支柱①を支柱取り付け台に固定してください。
２. 手すり②を手すり取付金具に差し込み、固定用ナッ
トで確実に固定してください。
３. 手すりの片側へ継ぎ軸固定金具③をズリ落ちない
程度に仮止めしてください。
４．仮止めした継ぎ軸固定金具③に手すり継ぎ軸⑤を差し込み、反対側の継ぎ軸固定金具④を仮止めしてください。
５．手すり継ぎ軸⑤の仮止めが終了したら、指示計下面より約 3cm 下の位置に手すり継ぎ軸⑤を下げ、継ぎ軸固定金具③、④を確実に固定してください。

8

2 章ご使用前の準備

2-2.

電池のセット及び交換方法、ＡＣアダプタのセット方法

乾電池①指示計後部の開閉レバーを手前に引いて、ケースを開けてください。
②ケースを開けると単１形乾電池４本がありますので、乾電池を交換してください。
注１）交換の際は４本すべて新しいものと交換してください。
使用中のものが混ざると液漏れや電池寿命低下の原因となります。
注２）性能の異なる乾電池（マンガン乾電池とアルカリ乾電池など）を一緒に使用しないでください。

⇒

ＡＣアダプタＡＣアダプタは必ず専用のものを使用してください。異なったものを使用されますと、故障の原因になります。
乾電池との併用はできませんので、必ず全ての電池を取り外してからご使用く
ださい。
指示計下部にＡＣアダプタのプラグをしっかりと差し込んでください。

2-3.

設置場所についてはかりを使用するときは、必ず水平に設置してください。水平でないと、正しい計量ができません。
また、がたつきがあっても正しい計量ができません。
注）はかりは傾いた床に置かないでください。（水平調整できる範囲を超える場合）
はかり本体底面には、水平を調節するための水平調節脚があります。なるべく平らな場所で水平器の気泡が基準円の中心に入るよう、水平調節脚を回して調節してください。また、水平調節脚が浮かないように調整してください（右に回すとはかりは下がり、左に回すとはかりは上がります）。

9

2 章ご使用前の準備

2-4.

表示部及びキー操作部について《単目量タイプ》
表示部
正味量サイン(LED 点灯)

電池サイン
ユーザパラメータ
モード時点灯
安定サイン

自動サイン

零点サイン

表示固定モードサイン

プリセット風袋サイン

表示固定中(LED 点灯)

キー操作部（質量表示時）

通常の質量を表示しているときは、各機能のサインが点灯しています。

電源 ON/OFF キー
電源を入れる時は、押すと電源がオンします。
電源を切る時は、電源が切れるまで押し続けます。
零点リセットキー
零点をリセットします。
設定時には設定値の桁を移動します。
風袋引きキー
風袋引きします（ワンタッチ風袋引き）。
設定時には値を＋１します。
※キー（アスターキー） 《単目量時》
設定時には値を－１します。
加算・設定キー
機能切替の併用キーとして、プリセット風袋引の数値設定に使用します。
単独では設定完了、計量結果の加算及びオプション時のデータを送信などに使用します。
表示固定モードキー
はかりが安定したときに計量値を固定します。
押すたびに表示固定機能がオン・オフします。

10

2 章ご使用前の準備《複目量タイプ》
表示部
正味量サイン(LED 点灯)

電池サイン
ユーザパラメータ
モード時点灯

自動サイン

安定サイン

表示固定モードサイン

零点サイン

ひょう量 150kg 時サイン
ひょう量 120kg 時サイン

プリセット風袋サイン

表示固定中(LED 点灯)

キー操作部（質量表示時）

通常の質量を表示しているときは、各機能のサインが点灯しています。

電源 ON/OFF キー
電源を入れる時は、押すと電源がオンします。
電源を切る時は、電源が切れるまで押し続けます。
零点リセットキー
零点をリセットします。
設定時には設定値の桁を移動します。
風袋引きキー
風袋引きします（ワンタッチ風袋引き）。
設定時には値を＋１します。
目量切替キー《複目量時》

ひょう量及び目量を W1 から W2 単位に切り替えます。
設定時には値を－１します。
加算・設定キー
機能切替の併用キーとして、プリセット風袋引の数値設定に使用します。
単独では設定完了、計量結果の加算及びオプション時のデータを送信などに使用します。
表示固定モードキー
はかりが安定したときに計量値を固定します。
押すたびに表示固定機能がオン・オフします。

11

3 章基本操作について

3章 基本操作について
3-1.

計量のしかた例）電源オンして、体重を計量する場合
操作説明

表示内容

を押してください。
①

全ての表示が点滅した後に、0.00 を表示します。

表示がゼロであることを確認してから、はかりに②乗ってください。
体重（65kg）を表示し、はかりが安定すると安定サインが点灯します。

3-2.

目量切替のしかた注）複目量タイプ時のみ目量切替ができます。
操作説明
零点サインが点灯しているときに①

表示内容を押してください。

W1 サインが点灯していれば W2 サインに切り替わり、
W2 サインが点灯していれば W1 サインに切り替わります。
注意)
風袋引中の場合は、風袋値をクリアして目量を切り替えます。

3-3.

電源オフのしかた
操作説明
電源が切れるまで①

W1 または、W2 のいずれかのサインが点灯

表示内容を押し続けてください。

電源がオフします。

12

3 章基本操作について

3-4.

零点リセットのしかた
操作説明

表示内容

を押してください。
①

3-5.

零点をリセットし、0.00 を表示します。

風袋引きのしかた例）2kg の衣服を風袋引きする場合
操作説明

表示内容

衣服をはかりに載せてください。
①

表示部には衣服の質量（2kg）を表示します。

安定サインが点灯したら②を押します。

正味量サインが点灯し、0.00 を表示します。

計量部に乗ってください。
③

3-6.

風袋物の質量を差し引いた体重（70kg）を表示します。

風袋引きの取り消しかた例）2kg の衣服を取り除き、風袋引きを取り消す場合
操作説明

①

②

表示内容

はかりから衣服を取り除いてください。
衣服の質量（2kg）をマイナス表示します。

を押してください。
正味量サインが消灯し、0.00 を表示します。

13

3 章基本操作について

3-7.

プリセット風袋引きのしかた

例）1.5kg の風袋値を設定する場合
操作説明
と
①

表示内容

を同時に押してください。

風袋設定画面を表示します。
あらかじめ風袋量を設定している場合は、設定した風袋量を表示します。
風袋値を「１.５０」に設定してください。
：設定風袋値の桁を右へ移動します：設定風袋値を「＋１」します②：設定風袋値を「－１」します
風袋量設定後、を押してください。

※ 前回設定した風袋量を変更しない場合は数値は入力せずにを押してください。

設定完了後、入力した風袋設定値をマイナス表示し、③

正味量サインが点灯して風袋量 1.5kg を引いた状態での計量が可能となります。

計量部に乗ってください。
④

風袋物の 1.5kg の風袋量を差し引いた体重（68.50kg）を表示します。

3-8.

プリセット風袋引きの取り消しかた例）1.5kg の風袋量を取り消す場合
操作説明

表示内容

はかりから風袋物を取り除いてください。
風袋量分（1.5kg）をマイナス表示し、零点サインが点灯しま①

す。
※はかりに何も載ってない状態でないと、風袋量の取り消しはできません。（零点サイン点灯を確認）
を押してください。

②

正味量サイン及びプリセット風袋引中サインが消灯し、0.00 を表示します。

14

3 章基本操作について

3-9.

表示固定のしかた例）50kg の体重を表示固定する場合
注）表示固定機能は、取引証明用にはお使いいただけません。
操作説明

表示内容

を押してください。
①

表示固定モードサインが点灯します。

はかりに乗ってください。
安定後、表示固定中サインが点灯し、体重表示を固定②します。
注）はかりに乗っている間は表示固定したままとなります。はかりから降りると表示固定を解除します。
赤色に点灯

3-10. 表示固定の取り消しかた
操作説明

表示内容

を押してください。
①

表示固定モードサインが消灯し、表示固定モードを解除します。

15

4 章ユーザパラメータについて

4章 ユーザパラメータについて
4-1.

ユーザパラメータについて

DP-7800PW シリーズには、ユーザパラメータがあり、使用環境に応じて最適な動作をするように設定変更できます。
下記のユーザパラメータ表をよくご覧になり、設定をしてご使用ください。

4-2.

ユーザパラメータ表

番号

項

#01

目

設定値

機能説明（下線＿は初期化時設定）

DP-7800PW では使用しません

000～004:

変更した場合は 000 に設定してください#02

DP-7800PW では使用しません

000～015:

変更した場合は 006 に設定してください#03

ブザー鳴音選択#04

DP-7800PW では使用しません#05

オートオフ時間（分）

#06

000:

ブザーを鳴らさない

001～004:

表示固定時にブザーを鳴らす

000～001:

変更した場合は 001 に設定してください000:

オートオフしない

001:

5 分後オートオフ

002:

10 分後オートオフ

003:

15 分後オートオフ

004:

30 分後オートオフ

005:

60 分後オートオフ

ジャーナルプリンタ使用

000:

なし

(オプション機能用パラメータ)

001:

あり

#07

DP-7800PW では使用しません

000～005:

変更した場合は 000 に設定してください#08

DP-7800PW では使用しません

000～004:

変更した場合は 001 に設定してください#10

はかり ID

000～099:

通信オプション使用時、電源オン時に表示(000 出荷時設定)(オプション機能用パラメータ)#11

CH1 通信タイミング000:

通信なし(#12 の条件で加算のみ行う)(#19)(CH2 通信タイミング)

001:#12 の加算条件で送信(CH2 は CH1 の動きに合わせる)(オプション機能用パラメータ)

002:

連続送信

003:

状態変化毎送信CH1 加算タイミング

000:

加算機能停止(オプション機能用パラメータ)001:

安定時送信(自動加算）002:

安定後取り除き送信(自動加算）003:

加算キーで送信(手動加算）

004:

適量時送信(自動加算）005:

適量時送信(手動加算）

CH1 通信タイプ

000:

BluetoothTM 無線通信

(オプション機能用パラメータ)

001:

ZBee 無線通信

002:

RS232C003:

USB メモリ

004:

BluetoothTM 無線モバイルプリンタ

005:

音声ユニット

#12

#13

16

4 章ユーザパラメータについて
番号

項

目

設定値

機能説明（下線＿は初期化時設定）#14

CH1 送信内容

001:

品種番号

(#20)

(CH2 送信内容)

002:

正味量

(オプション機能用パラメータ)

004:

風袋量

008:

総量

016:

日付

032:

時刻

064:

※DP-7800PW では使用しません

128:

状態フラグ

#15

CH1 通信速度

000:

9600bps(#21)(CH2 通信速度)

001:

2400bps(オプション機能用パラメータ)

002:

4800bps003:

9600bps004:

19200bps

005:

38400bps#16

CH1 パリティ

000:

なし

(#22)

(CH2 パリティ)

001:

奇数

(オプション機能用パラメータ)

002:

偶数

#17

CH1 ストップビット長

000:

1 ビット

(#23)

(CH2 ストップビット長)

001:

2 ビット

CH1 の CTS チェック

000:

しない

(オプション機能用パラメータ)

001:

する

送信時 SEnd 表示

000:

機能停止

(オプション機能用パラメータ)#18#24(オプション機能用パラメータ)
#25

充電池使用

001～008:

データ送信時、指定秒数 SEnd 表示(001 出荷時設定)

000:

通常の乾電池使用時

001:

充電池使用時#28

DP-7800PW では使用しません

000～001:

変更した場合は 000 に設定してください#29

DP-7800PW では使用しません

000～001:

変更した場合は 000 に設定してください#31

LED 輝度

#32

000:

低輝度

001:

中輝度

002:

高輝度

印字時の日付、時刻データ付加

000:

日付印字なし、時刻印字なし(オプション機能用パラメータ)001:

日付印字あり、時刻印字なし

002:

日付印字なし、時刻印字あり

003:

日付印字あり、時刻印字あり#33

DP-7800PW では使用しません#34

毎回紙送り量(オプション機能用パラメータ)#35000～001:000:
001～015:

変更した場合は 000 に設定してくださいなし
指定行空送り(009 出荷時設定)

印字文字

000:

日本語

(オプション機能用パラメータ)

001:

英語

#36

DP-7800PW では使用しません

000:

変更した場合は 000 に設定してください

#37

ゼロ加算

000:

ゼロ加算なし(オプション機能用パラメータ)001:

ゼロ加算あり（表示０でも加算）#38DP-7800PW では使用しません

000～001:

変更した場合は 001 に設定してください#39

DP-7800PW では使用しません

000～128:

変更した場合は 090 に設定してください17

4 章ユーザパラメータについて

4-3.

ユーザパラメータの説明

DP-7800PW シリーズで使用する各ユーザパラメータの説明をします。
【番号＃03】ブザー鳴音選択
表示固定モードをオンしているときに、表示固定したことをブザーで知らせることができます。
【番号＃05】オートオフ時間（分）オートオフ時間を変更することができます。
【番号＃06】ジャーナルプリンタの使用オプションのジャーナルプリンタ(JPS-507)を使用するときに設定します。
【番号＃10】はかり ID
はかりの機器番号を設定します。
【番号＃11(CH1)または＃19(CH2)】通信タイミング
オプションの通信 CH1 または CH2 の機能を使用するときに、データを送信するタイミングを指定します。
【番号＃12】加算タイミング
オプションの通信 CH1(CH2)の機能で#11(#19)の設定値が 001 になっているときに、計量データを送信するタイミングを指定します。
【番号＃13】通信タイプ
オプションの CH1 の通信媒体を選択します。
【番号＃14(CH1)または＃20(CH2)】送信内容
オプションの通信 CH1 または CH2 の機能を使用したときに出力するデータの種類を設定します。
設定は必要な項目の設定値を足した値を設定します。
【番号＃15～18(CH1)及び＃21～23(CH2)】
オプションの通信 CH1 または CH2 の機能を使用するときに通信媒体に応じて設定するパラメータです。
【番号＃24】データ送信時 SEnd 表示
オプションの通信、印字機能を使用したとき、データを出力した事を示すために設定秒数間[SEnd]と表示します。
【番号＃25】充電池使用 ※充電池使用時は必ず 001 に設定してください
電源にニッケル水素タイプの充電池を使用する場合に指定します。
ニッケル水素電池は終止電圧が乾電池より早いため、性能を維持するためにも予め設定をしてください。
また、ニッケル水素電池に付属される取扱説明書に記載の注意事項を遵守した上でご使用ください。
【番号#31】LED 輝度
表示固定中を示す LED 点灯時の輝度を調整します。
【番号＃32】印字時、日時データ付加選択
オプションのプリンタを使用したとき、データ印字時に日付、時刻データの付加の有無を設定します。
【番号＃34】毎回印字紙送り量設定
オプションのプリンタ(JPS-507 及び無線プリンタ)に関するパラメータです。
一回の計算データを印字したあとの紙送り行数を設定します。
【番号#35】印字文字選択
オプションの無線プリンタに関するパラメータです。
印字文字を日本語または英語に選択できます。
【番号#37】ゼロ加算選択
オプションの通信機能を使用したとき、質量 0.00kg の加算有無を設定します。
ゼロ加算を行う場合は、ユーザパラメータ#12 の加算タイミングを「003：手動送信」に設定してください。

18

4 章ユーザパラメータについて

4-4.

ユーザパラメータの変更方法
操作説明
を押しながら①

表示内容

を押してください。

ユーザパラメータ設定画面に移ります。

ユーザパラメータの選択、設定値の変更は、以下の操作で行います。
設定が完了後、計量モードに戻るには、一度 電源をオフし、再び電源をオンしてください。
重要）設定値を変更した場合、変更内容を反映するため、必ずを押して次の番号に進めてください。数値を変えただけで電源をオフしても設定値は変更できません。
②：次のパラメータ項目へ進みます。押し続けると自動で進みます。
：パラメータの設定を「＋１」します：パラメータの設定を「－１」します
を押しながら：前のパラメータ項目へ戻ります。

注）「CLEAr」画面について
ユーザパラメータ設定中に「CLEAr」を表示した場合を押してユーザパラメータ設定画面へ戻って①ください。
※「CLEAr」はオプション用の機能です。

19

5 章使用地域別の重力加速度について

5章 使用地域別の重力加速度について
DP-7800PW シリーズは使用地域を 17 の地域に区分しています。
はかりにはご使用いただける地域名、都道府県と、重力加速度の範囲を表示しています。
使用地域別の重力加速度の範囲については次の使用地域別の重力加速度を参照下さい。
表示している地域以外でご使用された場合、正しい計量ができないだけでなく、取引証明にはご使用いただけません。
他の地域でご使用される場合は修理検定が必要となりますので、ご購入いただいた販売店または、弊社へご相談ください。
使用地域別の重力加速度

地域名

都道府県

道北・道東地方

道北地方（宗谷・上川・留萌）(十勝地方を除く)

道東地方（網走・根室・釧路）

道央･道南

道央（石狩・後志・空知）･十勝地方

重力加速度の範囲(m/s2)

9.804~9.807
9.803~9.806

道南（檜山・胆振・日高・渡島）
十勝地方

東北地方

関東甲信越地方

青森県、岩手県

9.801~9.804

宮城県、秋田県

9.800~9.803

山形県、宮城県

9.799~9.802

福島県

9.798~9.801

新潟県、茨城県

9.798~9.801

栃木県

9.797~9.800

千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都

9.796~9.799(八丈支庁・小笠原支庁を除く)
長野県

9.795~9.798

東京都 (八丈支庁・小笠原支庁に限る)

9.794~9.796

北陸地方

福井県、富山県、石川県

9.797~9.800

東海・近畿

静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 (東海 4 県)

9.796~9.799

・中国地方

大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県 (近畿 2 府 4 県)
山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県 (中国 5 県)

四国地方

香川県、愛媛県、徳島県、高知県

9.795~9.797

九州地方

長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、9.794~9.797

鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）
沖縄地方

鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）

9.791~9.794

沖縄県

9.789~9.792

上記の内容についてご不明な点がありましたら、弊社に問い合わせてください。
参考：国土地理院のホームページ（http://www.gsi.go.jp）に、地域別の重力加速度について説明がありますのでご参照ください。

20

6 章その他

6章 その他
6-1.

オプションの種類

DP-7800PW シリーズには、次のオプションを準備しています。
オプションに関するお問い合わせは、はかりをお買い上げの販売店までご連絡願います。

①

オプション名

機能説明

無線通信ユニット（ZBee、BluetoothTM）

弊社専用ソフトを利用して、無線を使ったはかりとパソコン間でのワ（工場出荷オプション）

イヤレス通信ができます。

無線プリンタ②（BluetoothTM 無線通信ユニット付き）（工場出荷オプション）

③

④

⑤

弊社指定のプリンタと接続し、計量データを印字することができます。

USB メモリ

USB メモリを介して、計量データを CSV 形式のファイルでパソコンへ（工場出荷オプション）

データを出力することができます。

ジャーナルプリンタ JPS-507

弊社指定のプリンタ（はかりと一体型）と接続し、計量データを印（工場出荷オプション）

字することができます。

USB 出力USB 出力ケーブルを介してはかりとパソコンを接続し、（工場出荷オプション）

計量データをパソコンへ取り込むことができます。

21

6 章その他

6-2.

エラー表示について

下記のような表示が出た場合は、エラー表示ですので、対処方法に従って対処してください。
下記以外の表示がでた場合や、対処方法通りに対処しても回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。
表示内容
電池残量少

原因

対処方法

電池の残量が少なくなっています。

新しい乾電池を準備または、全て新しい乾電池と交換してください。
新しい乾電池と古い電池、アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に使用しないでください。

電池切れ
電池の残量が無くなっています。

全て新しい乾電池と交換してください。
新しい乾電池と古い乾電池、アルカリ乾電池とマンガン乾電池を一緒に使用しないでください。

電圧低下

AC アダプタの電圧が大きく低下してAC 電圧が低下しています。

います。

別の電源コンセントへ差し替えた後、再度、電源をオンしてください。

質量計量不能質量が－５目量未満になっている

零点リセットキーを押してください。

場合に表示します。

また載台カバーに何かが接触している場合は取り除
いてください。

質量計量不能質量計量不能質量が＋５目量を超えている場合

計量物を取り除くと質量表示になります。はかりのに表示します。

ひょう量内で使用してください。

質量を検出する部分に異常があり電源を一度オフし、しばらくしてから再度、電源をオます。

ンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

質量計量不能重い物を載せたまま電源オンした場

載台に何も載せずに電源をオンしてください。

合に表示することがあります。

電源オ ン時に 零調整でき る 範囲は、ひょ う 量×+12%以下となります。

質量計量不能はかり本体と載台の隙間に何か物物が詰まっていないことを確認してください。また、他が詰まっている状態で電源をオンしの物が載台に触れていないことを確認してからた場合に表示することがあります。

キーを押してください。
電源オ ン時に 零調整でき る 範囲は、ひょ う 量×-7%以上となります。

22

6 章その他

表示内容

原因

対処方法

はかりの使用中、重たい計量物を載

零点リセットできる範囲(ひょう量×1.9%)を超えて質量計量不能せて質量計量不能を押した場合に表示するこを押してくとがあります。

ださい。

載台に何か載せたままで電源オン

載台に何も載せずに電源をオンしてください。

し、その後取り除いてデータ蓄積件数のエラーいます。載せた計量物を取り除いてを押した

零点リセットできる範囲はひょう量×-1.9%以上と場合に表示することがあります。

なります。

蓄積データがメモリ容量を超えていま蓄積しているデータを USB メモリに転送し、蓄積デす。

ータをクリアしてください。

ロール紙をセットしていないか、プリン

ロール紙をセットしていることを確認し、プリンタの蓋

タの蓋が開いている可能性がありまを閉めた上で、再度、電源をオンしてください。

プリンタエラーす。
通信プログラムソフトまたは通信媒
通信時の異常左記通信媒体が起動していることを確認し、はかり体が起動していないか、通信距離を左記通信媒体に近づけ、再度、電源をオンしてく

範囲外の可能性があります。

ださい。
このエラーを一時的に解除したい場合は、を押し続けてください。
電源をオフするまでエラーを解除し、 計量が可能となります。

データ蓄積件数の警告

USB メモリに送信するための蓄積デ蓄積しているデータを USB メモリに転送し、蓄積データがメモリ容量の 90%を超えていータをクリアしてください。

ます。

加算蓄積件数のエラー

電子回路の異常

加算している質量、または加算回数

合計質量及び合計回数を確認した上で、合計値

がメモリ容量を超えています。

をリセットしてください。

電子回路に異常が発生した場合に電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンして表示します。

ください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

23

6 章その他

表示内容
電子回路の異常原因

対処方法

電子回路に異常が発生した場合に電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンして表示します。

ください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路の異常

電子回路に異常が発生した場合に電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンして表示します。

ください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

電子回路の異常

電子回路に異常が発生した場合に電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンして表示します。

ください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

USB 接続エラー

プリンタ充電時間の超過

USB キーが差し込まれていない可USB キーの差し込を確認し、再度、データの送信能性があります。

を行ってください。

ジャーナルプリンタへの充電時間が電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンして10 秒を超えた場合に表示します。

ください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

時計機能エラー

時計機能を備えたオプション基板に電源をオフし、しばらくしてから再度、電源をオンして搭載の時計機能に異常が発生したください。

場合に表示します。

それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

プリンタエラープリンタエラープリンタエラー

無線プリンタのバッテリー残量が少な

無線プリンタ付属のバッテリー充電専用アダプタにてくなっています。

無線プリンタを充電してください。

無線プリンタから応答が無かった場

無線プリンタ付属のバッテリー充電専用アダプタにて合に表示します。

無線プリンタを充電してください。

無線プリンタの温度が上昇した場合はかりとプリンタの電源をオフし、十分に時間を空けに表示します。

てから再度、電源をオンしてください。
それでも回復しない場合は、お買い上げの販売店までご相談願います。

24

7 章仕様7章 仕様■製品の外観・仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。
一体型： DP-7800PW
１． 品名（型式）セパレート型 ： DP-7800PW-S
手すり付： DP-7800PW-T
２．

計量方式

３．

載台寸法

電気抵抗線式(デジタルロードセル)
一体型 / セパレート型 ： 354(W)×354(D)mm
手すり付： 500(W)×350(D)mm

４．

ひょう量系列

(検定品）

ひょう量
単目量
複目量
５．

目 量

精度等級

最小測定量

最大風袋引量200kg

0.05kg

3級

1kg

200kg

120kg

0.02kg

0.4kg

120kg

150kg

0.05kg

1kg

150kg

3級

表示部
表示管

液晶表示管（7 セグメントタイプ）

数字サイズ

メイン表示部： 23.5(W)×45(H)mm

表示内容

質量表示

：最大５桁

電池残量表示（）：電池残量に応じて 3 段階表示

安定サイン（）：はかりが安定しているときに点灯

零点サイン（）：0±1/4 目量以内のときに点灯

正味量サイン(赤色 LED)

：風袋引き中に赤色 LED が点灯

プリセット風袋引中サイン(：プリセット風袋引中に点灯

表示固定中サイン（赤色 LED）

：表示固定中に赤色 LED が点灯

表示固定モードサイン（：表示固定モード時に点灯

W1, W2 サイン（
６．

)
）

）

：目量切替時に選択した目量にて点灯

操作部: 電源オン・オフキー: 零点リセットキー、設定値入力キー: 風袋引きキー、設定値入力キー
又は: ※キー（アスターキー）または目量切替キー、設定値入力キー: 加算・設定キー、データ送信キー（オプション時）: 表示固定モードキー

７．

機能
零点リセット機能

零点のずれをリセットします（ひょう量の±1.9%以内）

風袋引き機能ワンタッチ風袋引きで風袋量を引きます

プリセット風袋引き機能

設定した数値の風袋量を引きます

オートオフ機能

電池使用時に安定サイン点灯状態が設定時間過ぎると、自動的に電源をオフします

表示固定機能はかりが安定したときに計量値を固定します※取引証明には使えません

目量切替機能はかりを 120kg/0.02kg または、150kg/0.05kg に切り替えします25

7 章仕様

８．

外観
製品寸法

一体型

： 354(W)×491(D)×785～805(H)mm

セパレート型 ： 本体

354(W)×354(D)×102～122(H)mm

指示計 250(W)×170(D)×225.6(H)mm
自重

手すり付

： 520(W)×539.5(D)×898.5～918.5(H)mm

一体型： 約 11kg (乾電池込み)

セパレート型 ： 約 11kg (乾電池込み)
材質

手すり付

： 約 23kg (乾電池込み)

指示計部

： 樹脂製

本体部

： 鉄製（載台マットは PET）

９．

防塵・防水保護指示計部／IPX2 準拠

10．

電源

乾電池（単 1 形乾電池×4 本付属）あるいは AC アダプタ（オプション）

11．

使用条件

定格電圧

：DC6V

消費電力

：0.15W

使用温度範囲 ：-10℃ ～ +40℃
使用湿度範囲 ：30% ～ 85% R.H.（結露無きこと）

12．

適用法規

日本国計量法 (JIS B 7611-2: 2009 L レベル)

13．

オプション

無線通信ユニット（ZBee、BluetoothTM）（工場出荷オプション）
無線プリンタ（BluetoothTM 無線通信ユニット付き）（工場出荷オプション）
USB メモリ（工場出荷オプション）
ジャーナルプリンタ JPS-507（工場出荷オプション）
USB 出力（工場出荷オプション）

14.

外観寸法図

《一体型》

26

7 章仕様《セパレート型》※ケーブルは約 3m《手すり付》

27