ISSN 1341-9668

MOKUSEI

利用者情報Vol.4 No.6

NOVEMBER 1999

SPring-8 InInformation

目 次
CONTENTS
所長室から
From the Director's Office
7高輝度光科学研究センター 副理事長、放射光研究所長
上坪 宏道
JASRI Vice President, Director of JASRI Research Sector KAMITSUBO Hiromichi

1

１．ハイライト／HIGHLIGHT
理研ビームラインの現状
Present Status of RIKEN Beamlines
理化学研究所 播磨研究所 X線干渉光学研究室
Coherent X-ray Optics Laboratory, Harima Institute,RIKEN

石川哲也

ISHIKAWA Tetsuya

4

２．SPring-8の現状／PRESENT STATUS OF SPring-8
BL・フロントエンド専用冷却水循環装置の工事概況
Construction of the Cooling Facility for the BL-Front End
鈴木

7高輝度光科学研究センター 施設管理部門
JASRI Facility & Utilities Division

威男

SUZUKI Takeo

大谷弘

OHTANI Hiromu

17

SPring-8の高フラックスビームライン（BL40XU）および赤外物性
ビームライン（BL43IR）の利用研究課題の募集開始について
Call for the Beam Time Application for the High Flux Beamline (BL40XU)
and Infrared Materials Science Beamline (BL43IR)
放射光利用研究促進機構 7高輝度光科学研究センター
Organization for the Promotion of Synchrotron Radiation Research･JASRI

21

共用ビームライン整備に関するビームライン検討委員会の答申の概要（21本目以降）
Summary of the Public Beamline Committee's Report on Construction of Public
Beamline (After 21 Public Beamlines)
放射光利用研究促進機構 7高輝度光科学研究センター 企画調査部
Organization for the Promotion of Synchrotron Radiation Research･JASRI Planning Division

23

SPring-8運転・利用状況
SPring-8 Operational News7高輝度光科学研究センター 計画管理グループ
JASRI Planning Management Section

25

３．共用ビームライン／PUBLIC BEAMLINE
赤外ビームライン（BL43IR）の建設
Construction of Infrared Materials Science Beamline (BL43IR)
7高輝度光科学研究センター 放射光研究所 ビームライン部門
JASRI Beamline Division

木村洋昭

KIMURA Hiroaki

26

チューナブルX線アンジュレータによる高輝度XAFS
High-Brilliance XAFS Using Tunable X-ray Undulator
工業技術院 電子技術総合研究所 電子基礎部
Physical Science Division, Electrotechnical Laboratory

大柳

宏之

OYANAGI Hiroyuki

33

SPring-8ビームライン実験ステーション高度化・整備 −報告と公募−
Report and Call for Proposals on Refinement of Experimental Station at the SPring-8 Beamlines
7高輝度光科学研究センター 放射光研究所 利用促進部門長
JASRI Experimental Facilities Promotion Division

植木龍夫

UEKI Tatzuo

41

４．最近の研究から／FROM LATEST RESEARCH
高エネルギーXAFSによる硬質磁性材料Sm2Fe17Nxの研究
Study of Hard Magnetic Materials Sm2Fe17Nx by High Energy XAFS
静岡理工科大学 物質科学科
Department of Materials Science, Shizuoka Institute of Science and Technology

笠谷祐史

KASATANI Hirofumi

42

５．研究会等報告／WORKSHOP AND COMMITTEE REPORTXRM99に出席して
XRM99 Report
7高輝度光科学研究センター 放射光研究所 実験部門
JASRI Experimental Research Division

淡路

晃弘

AWAJI Mitsuhiro

46

６．談話室・ユーザー便り／OPEN HOUSE･A LETTER FROM SPring-8 USERS「みちしるべ：狸塚」縁起物語
The Origin of a Signpost “TANUKIZUKA”

48

播磨のお花畑
Flower Gardens in and around Harima

50

７．告知板／ANNOUNCEMENT&高輝度光科学研究センター 放射光研究所職員の公募
Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI) Invites Applications for Permanent
Research Positions

55

第13回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム開催要項
Joint Symposium on the 13th Annual Meeting of Japan Synchrotron Radiation Society and
Synchrotron Radiation Science

57

第4回SR産業利用関連技術国際会議参加のご案内
The 4th International Conference on Industrial Applications of Synchrotron Radiation

58

８．播磨科学公園都市ガイドブック／HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY
SPring-8各部門の配置と連絡先
SPring-8へのアクセス

Access Guide to SPring-8

播磨科学公園都市マップ
宿

泊

施

設

レストラン・食堂

Phone and Fax Numbers in SPring-8

Harima Science Garden City Map

61
63
68

Hotels and Inns

69

Restaurants

71所長室から
財団法人高輝度光科学研究センター
副理事長 放射光研究所長 上坪 宏道

1．供用開始2周年：運用の概括

蓄積リングは当初目標にしていた仕様値を超える

去る10月6日でSPring-8は供用開始後2周年を迎え性能を達成し、極めて安定に稼動している。最大蓄た。そこで簡単にこの2年間の共同利用の概要を纏

積電流は、コミッショニング時に設定した20mAかめてみた。

ら98年10月に70mAまで増やし、99年6月から設計

97年10月6日から99年6月末までの期間に、蓄積リ仕様の100mAになった。ビーム寿命は100mAで60

ングは8140時間余り運転され、実験に供されたユー時間以上であり、通常1日に1回入射している。なお、

ザータイムはそのうち5612時間（68.9%）である。

この秋から蓄積リングビームのオプティックスを変その他の時間は夏期と冬期の長期シャットダウン後更して、アンジュレータに最適化した運転を行ってのマシン／ビームラインの立ち上げ調整（800時間

いる。

余）及び各サイクル開始時の立ち上げとマシンスタ

少数バンチ運転は当初21バンチで行われたが、現ディ（1700時間余）であった。なお、99年に各サイ

在は主に短寿命核種の実験には174バンチ運転、核クルでユーザーにビームを引き渡す時間を一日繰り上げたため、各サイクルで立ち上げ／マシンスタデ

共鳴非弾性散乱実験等には（14train×21）バンチ
運転が行われている。バンチ純度も比較的良く57Fe

ィに使われた時間は98年の平均89時間から99年にはの実験には十分であるが、短寿命核種の実験には更61時間に減っている。因みにこの期間の暦日はなる改善が必要である。一方、少数バンチ運転はビ

15200時間余で、蓄積リングの総運転時間はそのーム寿命が短く他の分野のユーザーにとっては不利

53.6%である。また、ユーザーの実験中に何らかのであるため、（10+1/12 filling）等の運転を実施して故障でビームの止まった「ロスタイム」の総計は僅

ビームを長寿命化したり、複数のビームラインで平かに175時間（ユーザータイムの3.1%）であった。

行して核共鳴実験を行えるようにして、少数バンチ

この期間中に加速器を停止したのは、新しいビー

運転の時間を減らしたりしている。しかし、この分ムラインをマシン収納部に設置した夏期／冬期の長野の発展性やナノ秒領域の時分割計測の展開も考え期シャットダウン時、ゴールデンウィークと各サイ

ると、トップアップ運転技術を開発して、少数バン

クルの切り替え時である。各サイクルは原則として

チ運転を定常化する必要があろう。

3週間を単位とし、最初の週の月曜、火曜に点検お供用開始直後には、共用ビームライン（BL）8本

よびクライストロンなどのエージングを始め、水曜と理研BL及びR&D BLが稼動していたが、98年ににマシン運転を開始する。その後昼夜連続運転して、は共用BL2本、原研BL2本、理研BL、兵庫県BLが翌日（木曜）からユーザータイムを開始し、最後の新たに稼動した。さらに、年次予算及び補正予算を週の金曜17時に停止する。ユーザーの増加に伴って得て共用BL9本の建設が開始され、すでに5本が完

加速器の運転時間を増やすには、ゴールデンウィー

成してこの秋の1998B共同利用から立ち上げ実験にクの運転と各サイクルの切り替えを翌週の月曜朝に利用されている。また、理研BL2本（1km長尺並びすることが考えられるが、そのためには現在でさえに長直線部BL）と原研BL1本の建設も始まり、長不足している運転員だけでなく、シフト当番、ビー

直線部BLを除く2本が稼動し始めた。一方専用施設

ムライン当番の要員などJASRIスタッフ（研究者／では、99年に阪大蛋白研BLと核物理研究センター

技術者）の増強が必要である。

BL及び産業コンソーシァム（産業界13社）ビーム

1 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ライン2本が完成して稼動し始めたほか、無機材研究の場を提供することが多い。とくに新しい測定手

BLと台湾BL2本が建設中である。さらに最近、法の開拓や実験技術の開発には、インハウススタッ

R&D BLを新たに2本増強することが認められて、フが主要な役割を果たしていることは明らかで、国その整備が進められている。

内外に多くの例を見ることができる。

なお、前号でも紹介したように、99年度第2次補

現在SPring-8では第2期共用BLの建設が順調に

正予算に4本のBL（表面・界面、X線分光分析、産進み、共同利用も軌道に乗ってきている。しかし、業利用の共用BL3本と原研BL）を要求している。

今後はこれまでほど順調にBL建設予算を得ること

供用開始後2年間の共同利用は、立ち上げ時期では難しく、SPring-8は建設フェーズから利用フェーあったにもかかわらず、比較的順調に進められた。

ズに移っていると考えてよい。従って、施設内研究

利用研究課題の募集に応募した課題総数は895件で、者が先端的利用技術の開発やその先導的利用研究を

そのうち実際に実験が行われた課題はその70%に当実施して、SPring-8を最大限に活用する段階に来てたる642件である。因みに既に採択の終わった99年いると判断される。

後期（1999B）では、期間が短く利用可能なシフト

そこで原研、理研、JASRIが共同して、SPring-8

数が少なかったために、平均採択率は57.1%になっの持っている特長を最大限に生かす新しい研究に挑ている。そのうえ課題採択率はビームライン毎に大戦する「高度利用技術研究開発（COE研究）」が計

きく異なってきていて、例えばユーザーの多い画された。本年度になってから3者の関係者が集ま

XAFS、結晶構造解析、生体高分子結晶構造解析のって検討を重ね、ときには科技庁大型放射光施設利

3ビームラインについてみると、99年前期の採択率用推進室長も参加して討議した結果、大まかな研究がそれぞれ71%、66%、81%であったのに対して、の枠組みが纏まり来年度予算に要求している。

99年後期には35%、42%、77%になっている。

内容を説明する前に3者が共同して行う意味を簡

過去2年間に共同利用実験に参加した研究者は延単に述べておく。94年10月に施行された「特定放射べ人数で3500名に達している。（このうち2200名余

光施設の供用の促進に関する法律」には、共用施設

りが旅費支援のユーザーであった。）一方、SPring-8の建設および維持管理とともに、SPring-8を用いてで放射線作業従事者の登録を行ったユーザーは99年

試験研究を行う者の共用に供することを原研／理研

3月末現在で1038名で、この数字が共用BL、専用施の業務とし、後者を放射光利用研究促進機構

設や原研・理研BLで昨年度1年間に実験に参加した（JASRIが指定されている）に行わしめると明記し外部ユーザーの実数である。なお、原研、理研、ている。しかし同時に法律は、施設利用研究の促進

JASRIの職員の登録者数は461名で、ほぼ1500名のに資する試験研究も機構の業務としていて、JASRI

研究者／技術者が実際にSPring-8で研究開発に従事

は放射光の提供、利用者支援などの共同利用に対すしたことになる。なお、SPring-8では毎年放射線作

るサービスと共に、研究開発の業務を負うことにな

業従事者の登録を再申請して頂いているので、97年っている。

10月の供用開始以後に実際に実験に従事した研究者

SPring-8の供用開始に伴い、それまで協力して建の実数はこれより多い。また、SPring-8利用者懇談

設を進めてきた原研・理研「共同チーム」は解散し会の加入者数は99年9月末現在で1307名である。

て、原研、理研はユーザーに徹し、JASRIが施設の最後に成果の発表について述べると、この2年間

運転、維持管理、高度化の業務を遂行することになに発表されたSPring-8の成果に関する論文は99年9った。同時にSPring-8キャンパス内に原研関西研究

月までに報告のあったものが51編で、そのうち34編

所放射光利用研究部と理研播磨研究所が設立されがユーザーの論文である。なおSPring-8より2年余て、それぞれ材料科学の研究、構造生物学並びに放り早く稼動し始めたAPSの2年前の論文数は57であ

射光物理の研究を推進している。

った。

COE研究はSPring-8建設時の経験を生かし、3者が密接に協力して行うことにしている。それぞれが2．SPring-8 におけるCOE研究と特定利用制度

研究の力点を材料科学（原研）、生命科学（理研）

放射光施設のような共同利用施設では、施設に常及び実験技術・手法（JASRI）に置いて、SPring-8

駐する研究者によって行われる恒常的な研究開発がの特長を最大限に発揮させ活用する先端的利用技術

施設性能を常に最先端に保ち、ユーザーに新しい研開発と、新しい利用分野を開拓する先導的利用研究
SPring-8 利用者情報／1999年11月

2

を実施する。しかも建設時の「共同チーム」のようとの間で国際協力が進展しているので、その一端をに、一体感を持ちリーダーシップのある研究体制を紹介する。既に建設の始まっている台湾ビームライ

とることを目標にしている。

ンに関しては、具体的な設計作業が進む中で実質的具体的な研究計画は現在「高度利用研究開発委員

な研究協力が進められてきた。しかし実際にビーム会 （ 菊 田 委 員 長 ほ か 6 名 ）」 が 検 討 中 で あ る が 、ラインの建設作業が始まる前には専用施設設置契約

SPring-8の特長を生かす研究の方向として、高エネが必要である。そこで、既に利用者情報誌でも報告

ルギーＸ線の利用、マイクロ（サブミクロン）ビー

されているように、昨年末に関係機関である亜太科

ム技術の開発と利用など、多くのテーマがリストア

学技術協会とJASRIの間で協力協定が結ばれた。今ップされている。しかし、ビームラインや実験ステ

秋、台湾ビームラインの研究者がSPring-8に常駐しーションの高度化の一部も含めて、ステップ・バ

始め、専用施設の建設を開始した。

イ・ステップに進めていくのが望ましく、できればスイス放射光源（SLS、Swiss Light Source）と本年中に活動を開始する方向で準備している。一例の協力も進展している。昨年来、PSI（Paulとして、理研で進めている新しい連携研究「ストラScherrer Institute）のA.Wrulrich SLSプロジェク

クチュローム」がCOE研究に参加し、JASRIで計画

トリーダーとの間で協力の可能性が検討されてきしている蛋白質のリアルタイム高速データ解析処理た。この協力はSLS建設に際して、高性能光学素子、システムを共同で開発することも考えられる。何れ

検出器、真空封止型挿入光源、バンチ幅拡張システにせよ現在具体的な計画を検討中で、必要予算は原ム、トップアップ運転などの研究開発に関して、両研、理研はそれぞれの固有予算を使い、JASRIの分研究所が研究協力を実施するもので、去る6月に協は来年度予算に要求中である。

力協定が結ばれた。その最初の活動として11月28、

一方、ユーザーが行うプロジェクト的研究として、
新しく「SPring-8特定利用制度」が発足することに29日の2日間、第1回合同シンポジウムがSPring-8で開催される。

なった。この制度は従来の6ヶ月有効の課題採択に

浦項放射光源（Pohang Light Source）を有する

加えて、新しく長期に亘って計画的にSPring-8を利韓国浦項工科大学付属加速器研究所とJASRIとの間用することを可能にするもので、長期的、計画的なでも、協力協定が結ばれた。日韓の間ではPLSの建利用でSPring-8の特長を十分に生かし、学術的ある設が始まった時期に合同シンポジウムを毎年開催

いは産業技術的にブレークスルーを生み出すようなし、主に加速器とビームラインに関して情報交換を

研究成果を得ることを目的にしている。具体的な実行ってきた。今回はPLSのビームラインを増強、高施方策は諮問委員会が今年度中に纏めることになっ度化する計画に関して改めて協力を密に進めることており、すでに諮問委員会委員並びに利用研究課題になったもので、真空封止型挿入光源の試験および選定委員会分科会主査などで構成する特定利用制度

開発と、光学素子の評価およびビームラインの技術特別検討部会（主査：村田利用研究課題選定委員会

開発が協力の中心課題である。

主査）で検討を開始している。この制度でも、ユー

中国では上海放射光施設（Shanghai National

ザーからの提案にJASRIの研究者／技術者が参加しSynchrotron Radiation Center）の建設が実現に向て、建設で培った学問的・技術的な蓄積と経験を生かって動き出し、近く正式に認められるとのことでかして、創造的研究の遂行に寄与できればと願ってある。最近、プロジェクトリーダーのProf. Chenかいる。

ら連絡があり、この秋にSSRCから施設グループの7名、ビームライングループの5名が2週間、入射器グ

3．国際協力SPring-8は、建設開始後、ESRF、APSと3極協力を進めてきた。毎年1回3極ワークショップを開いて、加速器、ビームラインや光学系等の第3世代X線光源の技術開発を中心に情報交換や討論を行って来た。今回はSPring-8が開催する番で、準備を進めている。
この他に、ここ数年の間にJASRIと海外研究機関
3 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ループの1名が2ヶ月SPring-8に滞在して関係部署のJASRIスタッフと協議することになっている。

ハイライト理研ビームラインの現状

理化学研究所 播磨研究所 Ｘ線干渉光学研究室
石川 哲也、玉作 賢治、田中 義人
理化学研究所 播磨研究所 Ｘ線超放射物理学研究室
北村 英雄、原 徹、田中 隆司
理化学研究所 播磨研究所 構造生物物理研究室
山本 雅貴、熊坂 崇、藤沢 哲郎
理化学研究所 播磨研究所 生体物理化学研究室
足立 伸一
理化学研究所 播磨研究所 磁性研究室
中村 哲也、田中 良和、勝又 紘一
理化学研究所 播磨研究所 研究技術開発室
神谷 信夫
Abstract
Four beamlines completed, and to be completed by RIKEN are introduced in terms of their characteristics,
accomplishment, and future perspective. Status of two biostructural beamlines (BL45XU and BL44B2) are for user
operation. Physics beamline I (BL29XU) started commissioning, but to be extended as a 1 km beamline by the end of
FY 1999. Physics beamline II (BL19XU) will be completed as the first long undulator beamline in SPring-8 in autumn
2000.

1．はじめに

本稿は、各担当者によって準備された原稿を、石理化学研究所は2本の構造生物学研究用ビームラ

川の責任で「繋ぎ合せた」ものであり、この結果生イン（BL44B2, BL45XU）と1本の物理科学研究用

じた表現等の不統一があるがお許しいただきたい。

ビームライン（BL29XU）を完成させて理研独自研究に用いるとともに、広く放射光利用技術開発をも

2．構造生物学研究用ビームラインの現状

行って、他ビームラインに波及させる役割も担って

2-1．BL45XU蛋白質結晶解析ブランチ［1］いる。平成10年度には、SPring-8の最大の特徴の1

2-1-1．特徴つである30mアンジュレータビームライン

BL45XU［2-4］はタンデムアンジュレータ［5］から（BL19XU）を理研物理科学研究用ビームライン2の光をビームスプリッタとしてのダイヤモンド分光として建設に着手するとともに、物理科学ビームラ器［6,7］を用いて分岐して2つのステーションで同時

イン1（BL29XU）の1km化も開始された。これら

使用するビームラインである。蛋白質結晶解析ブラのビームラインの多くは、既に建設状況報告等を本

ンチはビームスプリッタの透過成分をトリクロメー

誌上で行っているので、本稿では各ビームラインのタに導入し、さらに3波長同時分光を行う「トリク特徴を簡潔にまとめ、また現在までの利用研究成果、

ロマティックコンセプト」に基づくデザインを採用

今後の展開に関して概観する。但し、BL19XU にした。これは、蛋白質などの巨大分子結晶に対する関しては今まで纏まった報告をしていないので、こ

多波長異常分散（MAD）法［8,9］に最適化するため

こで建設状況を含めて記述したい。

に考案したものである。MAD法は、原子の異常散
SPring-8 利用者情報／1999年11月

4

HIGHLIGHT

乱効果が結晶からの回折強度に影響を与えることか

表1

ら、その強度差に基づいて部分構造情報を引き出す

試料 異常散乱子*

分子量*

状況

ことができることを応用した位相問題の解決法であ

1

Zn ×1

23k×1

解析完了

る。この方法によって解析を自動化できる大きな利

2

Zn ×4

13k×4

解析完了

点があるが、その強度差は相対的に小さいうえ、波

3

Se ×3

18k×1

解析完了

長に依存するため、波長を最適化して強度差を大き

4

Hg×4

33k×2

解析完了

くしたり、できるだけ系統誤差を抑えるような実験

5

Zn ×4

55k×2

解析完了

上の工夫が必要になる。

6

Hg×16

19k×4

解析完了

トリクロメーターはダイヤモンド透過型の二結晶

7

Zn ×2

30k×2

解析完了

モノクロメーターを3つ連ねたもので、それぞれの

8

Pb ×4

55k×4

解析完了

二結晶間にビームチョッパと呼ぶ回転式シャッタを

9

Se ×24

50k×2

解析完了

持っている。シャッタの回転によって出射光の入切

10

Br ×4

55k×2

解析完了

を任意の組み合わせで迅速に行うことができる。こ

11

Pt ×4

55k×4

位相改良

のため、格子長が比較的小さい結晶については二波

12Se ×22

75k×2

位相改良

長を同時に入射してデータ収集することもできる。

13

Zn ×2

18k×2

位相計算

データ収集は現在R-AXIS 4を検出器とした振動

解析の進度状況*：非対称単位あたり

写真法によって行っている。放射線損傷による結晶劣化などの系統誤差を抑えるため、ビームチョッパ

2-1-2．成果

で波長を切替えながら同一振動角でのイメージ収集

本ステーションでの結晶構造解析のためのデータ

を連続して行えるようにした。データの冗長度を高

収集は平成9年冬から開始し、これまでに、表1のよ

めたいときにMAD法ではしばしば用いられるインうな試料について主としてMAD法による解析が行

バースビームジオメトリにも対応し、露光毎に分光われている［11］。ここではある亜鉛蛋白質を例とし器のチューニングを行って、入射強度を最適化してて取り上げ、その解析手順について述べる。

いる。

分子量13kDaのサブユニット4つとそれぞれに結

また、データ収集中のリング電流値や入射X線強合した4つの亜鉛原子からなる本蛋白質の結晶は度がロギングできるようにして、フィードバックをP212121の空間群に属し、格子定数はa=54.7、

かけやすいようにした。これらの機能は、検出器に

b=69.3、c=144.7Åである。この結晶にMPDを抗凍付属の制御ソフトウェアに独自に手を加えることに結剤として浸漬導入して、低温窒素ガス吹き付けによって実現している。最適な測定波長の決定は、分より100Kに保持した状態で、データ収集を行った。

光器とシリコン系の検出器を用いて試料の蛍光X線

測定波長の決定は、まず、検出器からの信号をマル測定を行って、吸収端近傍の異常分散効果を見積る

チチャンネルアナライザーで分析し、対象原子からことにより行っている。

の蛍光線のエネルギーを確認して、必要なウインド

平成9年夏の試験調整運転以降現在までに、光学ウを設定する。次に、分光器のエネルギースキャン

系の安定動作やデータ収集系の整備などを進めてきた ［10］。中でも特に、リング蓄積電流値の向上や、を行いながら、試料からの蛍光X線量を測定し、図より高輝度な光をという要求などに対応して、分光

散項f', f''のうち後者に相当し、最大のところでデー

結晶まわりの改良を行っている。より吸収の少ない

タセット内の異常分散効果が最大になる。さらに、

薄いダイヤモンド結晶の導入や、それを歪ませずに変化率が最大になるところでf'項が最小になるので、保持するための結晶ホルダーの改良を行っている。

これらと離れた適当な波長との差Δf'が最大になる

今夏の運転停止期間中には、シャッタ−スリット系

ように波長を選択した。

1のようなプロファイルを得た。これは2つの異常分の改良によりシャッタ動作速度の改善ならびに光軸データ収集は表2のような条件で行った。データ

調整作業の簡素化を行ったほか、制御計算機をPC

精度を向上させるためインバースビームジオメトリ

としてLinuxに統一し今後の新規デバイスの導入更を使った。3つのデータセットをそれぞれ処理し、新をより容易にした。

異常分散差パターソン図を描画した結果4つの異常
散乱子サイトが確認された。これは直接法によって5 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ハイライト

波長/Å

なる。

表2

データ収集

1.28181.28221.0000Peak

Edge

Remote

分解能/Å

2.2

2.2

2.2

観測反射数

68,612

68,58070,398

独立反射数20,194

20,22020,468に弱い力から成り立っている。その物理化学的性質

I/σ（I）

8.6

12.3

13.3

と構造とは溶液中において温度、イオン強度、圧力

完全性

0.692

0.693

0.723

などの摂動を加えることにより明らかになる。本ビ

Rmerge/%

5.8

4.8

4.8

ームラインは生体物質の溶液散乱を中心にして筋繊

2-2．BL45XU小角ブランチ
筋収縮に代表される生体物質間の相互作用は非常

維や筋蛋白質配向ゾルからの繊維回折像を取り扱っも認められた。この情報をもとに各反射の位相を計ている。ESRFのID2に代表される第3世代の挿入光算し、精密化を行った。電子密度図は容易に主鎖を源小角散乱ビームラインはほとんどがトロイダルミ辿ることができるものだったが、4量体間の222対称

ラー1枚のみの集光になっているが、本ビームライに基づく電子密度平均化操作によって、さらにアミンは2枚のミラーをK−B配置に配置し挿入光源の平ノ酸側鎖構造も明瞭になった。これをもとに分子モデル構築を行い、分子動力学的手法を援用したモデ

行性とあいまってより理想的な光学系を目指している［12, 13］。

ル精密化を行い、現在分解能1.7Åにおける結晶学

1011 photons/sec以上の光量に対しては通常の一的信頼度因子R=20.2%を得ている。分子モデルを図

次元位置判別型検出器（PSPC）では飽和してしま2に示した。現在はこの蛋白質の基質複合体の構造う。しかし、大光量に耐えうるイメージングプレー

解析もほぼ終了し、分子認識に関しての検討を行っ

トやCCDでは回折像では実績があっても溶液散乱ているところである。

のような構造がなく、高い定量性が要求される応用
ではほとんど使用されることがなかった。そこで、

2-1-3．今後の展開

イメージインテンシファイアー＋CCD検出器を用

イメージングプレート（IP）をベースとした市販

いさまざまな散乱について検出器の特性が小角散乱の二次元検出器は、読みだしにかかる時間が露光時の解析結果にどのように影響するかを調べ、定量測間に対して長く、高輝度な放射光の利点を充分に生定のプロトコルを確立した［14］。その結果、挿入光

かしきっていなかった。開発中の高速読みだしIP検源のビームサイズの小ささ、強度もあいまって約70

出器と多素子CCD検出器とによる、迅速データ収

μlの容量で分子量18kDaの蛋白質が0.2ｍg／ｍlの集系の確立に向けて現在準備を進めている。

濃度で測定できるようになった。これは光散乱でも今後は、ビームラインの高度化に関しては構造生
物物理研究室が引続き行い、利用支援については段階的に研究技術開発室に運用を移行していくことに
4. 0
3. 5

P ea k( D at a 1 )Re m o t e(D at a 3 )3. 0
E d ge( D at a 2 )

2. 5
2. 0
1. 5
1. 0
0. 5
1 .2 8 0

1.2 8 1

1. 2 8 2

1. 2 8 3

1.2 8 4

Wavelenath (Å)

図1 蛍光X線スペクトルの例
An expample of fluorescence XAFS from protein
samples

図2 得られた分子モデル
An example analyzed molecular models
SPring-8 利用者情報／1999年11月

6

HIGHLIGHT

計測するのが難しい低濃度である。磯貝らは人工蛋と動態：筋収縮と調整の研究」プロジェクトが走り

白分子の設計評価に本ビームラインを使用した［15］。

出しており、今後筋肉調節蛋白質を中心とした研究

また、藤沢らはストップドフローミキシング装置をが行われるであろう。

用いた時分割測定のシステムの開発に取り組んでおり、蛋白質折れ畳みの現象を約9ｍ秒きざみで時分

2-3．BL44B2割測定するのに成功している。これらの測定は従来

理研ビームライン2（BL44B2）は平成7年の設計

S／Nが悪く見えなかった蛋白質折れ畳み現象の大開始、平成8年の建設開始を経て、平成10年2月から

きさの変化を明確にし、中間状態の数、時定数など

コミッショニングを開始し、同年4月からユーザーから重要な知見が得られた［16, 17］。X線回折でも時供用を開始した。ビームラインの仕様の詳細につい

分割測定は行われており、岡らは紫膜反応中間体のては本誌での紹介［12, 13］、およびビームラインＷＷ

M型からN型への構造転移がどのヘリックスの変化

Ｗページ［25］を参考にしていただくことにして、こによるものかを明らかにした［18］。岩本らは筋繊維

こでは供用開始後にビームラインで行われているサ中のアクチンにS1を化学架橋したミオシンS1のヌイエンスに重点を置いて述べる。本ビームラインはクレオチド結合に伴う構造変化のX線解析を行った

偏向電磁石を光源としており、挿入光源に比べてビ［19］。本ビームラインは現在カメラ長が2.2mしかな

ーム輝度において劣るものの、広いエネルギー範囲

いがそれでも最小小角分解能は150nm程度あり、日のＸ線を手軽に利用できるという特長を生かして、本で唯一1Åの波長で100nm以上を計測できるビー

蛋白質結晶の単色Ｘ線回折測定、白色Ｘ線回折測定、ムラインである。麻生らとの共同研究ではピルビン

および、生体希薄試料の蛍光XAFS測定を3つの柱

脱水素酵素複合体という分子量1.5MDaの超分子複とした実験課題が進行している。以下にそれぞれの合体の塩強度による構造変化を調べた［20］。畠山ら

実験成果について述べる。

との共同研究では糖膜蛋白質で膜にチャンネルを形成するCEL−3蛋白質の結合糖特異性が末端ガラク

2-3-1．蛋白質結晶のX線回折実験

トースの結合様式に影響を与えることがわかった。

X線回折実験ハッチでは、主に蛋白質結晶を試料

内藤らとの共同研究ではbicelleと呼ばれる膜蛋白質とした構造解析実験が行われている。単色X線を利NMRに良く使われるディスク状脂質の構造物性に用した通常の構造解析実験がX線回折実験のほぼ半

ついて調べ、低濃度の脂質でもスタックすることが分を占めるが、これ以外にビームラインの特質を生わかった［21］。

かした実験として、分解能1Å程度の高分解能実験、

時分割測定ではfluxがあってもビームが不安定でおよび結晶内で反応中間体構造を捉える実験（白色は良いデータが取れない。現在ミラーの集光部の安ラウエ実験を含む）があり、それぞれについて興味

定性を高める努力を山本が中心となって計画中であ深い実験結果が得られている。また、実験装置上のる。BL40B2、BL40XUと小角散乱を測定できるビ

改良として、X線回折実験ハッチに平成11年6月よームラインが増えて行く中で、世界的に見て短い本

り米国MARUSA社のX線二次元CCD検出器が導入

ビームラインのカメラ長を伸ばしていく努力が期待された。従来のイメージングプレート検出器に比べ、される。

ダイナミックレンジ（IP：20bit、CCD：16bit）、受検出器に関しては東工大、JASRIとの共同研究で

光面積（IP：300mm×300mm, CCD：φ165mm）

マイクロストリップ型X線検出器を開発しており、において劣るものの、イメージ1枚あたりの読み出

一様性を大きく向上させることに成功し溶液散乱へし速度が大幅に高速化（IP：4分、CCD：3秒）さの応用が現実のものとなりつつある［22］。

れたことにより、X線露光実験のduty比が格段に向試料セルに関しては本ビームラインの大きな柱と上した。これにより、上記の実験において、単位時なる高圧下でのX線小角散乱測定を進めるために高間あたりに得られるデータセット数がほぼ10倍に増圧ジャンプ装置と高圧ストップドフロー装置を開発加している。

中であり、耐圧試験はいずれもクリアーしており実用に向け細かいつめを行っている。本ビームライン

2-3-2．通常の蛋白質X線結晶構造解析実験をサポートする形で平成11年度より科学技術振興調

通常の構造解析実験には、構造未知の蛋白質の結整費総合研究「筋肉アクチン・フィラメントの構造晶から出発して結晶構造を解く場合と、すでに類似

7 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ハイライト構造が解かれている蛋白質について、類似構造を元に構造解析を行う場合の2種類がある。当然、構造未知蛋白質の構造解析のほうが、より労力を必要とする。構造未知の蛋白質構造を解く場合には、重原子多重同型置換法または多波長異常分散法が用いら

分解能

実

験

一酸化窒素還元酵素

試

料

名

1.0Å

清水

他（播磨理研）者

ヘモグロビン

1.2Å

朴他（播磨理研）FAD結合蛋白質0.9Å

森本

他（姫工大）

キチナーゼA1

1.1Å

野中他（長岡技科大）

レクチン

1.04Å

野中

他（長岡技科大）れるが、どちらの方法においても結晶中に含まれる原子の異常分散効果を利用するので、ビームライン

2-3-4．反応中間体構造解析

に対しては、異常分散項を最適化するために入射X

蛋白質分子がつかさどる酵素反応のメカニズムを

線のエネルギー可変性が要求される。BL44B2では知るためには、蛋白質が休止状態にある構造を知る

固定出射型二結晶分光器と白金コートしたベント−

だけでは不充分である。そこで、結晶中で蛋白質のシリンダーミラーの組み合わせにより、6〜25keV反応が起こる条件を人為的に作り出して、その反応のエネルギー範囲で試料位置に約0.2mm×0.2mmにの中間段階での構造解析をすることができれば、さ集光したX線を供給することができる。酸素センサ

らに酵素反応のメカニズムに近づくことができる。

ー情報伝達蛋白質FixLのセンサードメインの構造

このような蛋白質結晶中での反応中間体構造解析

解析例（宮武他）では、この結晶に含まれる鉄原は、近年いくつかの系で行われているものの、いか子のK吸収端（7.15keV）のX線を利用して構造解析に反応の開始を制御をするかという部分に多くの試が行われた。この研究により、この蛋白質分子がと行錯誤を必要とするために、あまり一般的な方法とっている二量体構造がはじめて明らかにされた。こはなっていない。BL44B2では、ビームラインとし

れ以外にも以下にあげるように、異常散乱原子を利て反応中間体構造解析のノウハウを蓄積し、一般的用した構造解析研究や、類似構造を利用した分子置に実行可能な実験にするための方法の開発を行って換法による構造解析が行われている。

いる。反応中間体解析の方法としては大きく分けて、1．温度を下げることなどにより反応中間体をトラ

試

料

名

実

験

者

酸素センサー蛋白質

宮武他（播磨理研）光合成系2蛋白質沈他（播磨理研）Enoyl-CoA Hydratase

久野他（和光理研）カルシウムATPase

豊島

他（東大）

アミノアシルtRNA合成酵素

Vassylyev

他（播磨理研）ップする、2．白色ラウエ法などで実時間の構造変化を追跡する、の2つの方法がある。これまでに1の方法で、バクテリオロドプシンのM中間体を低温トラップし、M中間体の構造解析に成功している（神山 他）。このM中間体構造においては、基底状態の構造との間に明瞭かつ特徴的な差が見られている。

2-3-3．高分解能解析

2の方法は1の方法よりさらに技術的な困難が伴うの

従来2Å程度の分解能で構造解析されることの多で、まず1の方法で条件を押さえた後に、2の方法をかった蛋白質の構造解析も、放射光の利用による測試みるのが一般的である。2の方法については、一定精度の向上や、さらなる微細構造を明らかにする

酸化炭素結合型ヘモグロビン結晶を用いて、ナノ秒要求とあいまって、1.0Å程度で構造解析が行われパルスレーザー（YAG励起色素レーザー）とサブることも珍しくなくなってきた。特に蛋白質分子内ミリ秒パルス白色X線を同期させた時間分割ラウエ

での構造多形や、活性部位における水素原子の位置実験を行っている（森本 他）。また、蛋白質結晶でが、蛋白質機能と関連して本質的な役割を果たす場

はないが、蛋白質1分子に金クラスターなどの微小合には、構造解析を高分解能で行うことが必須とな結晶を特異的に結合させ、蛋白質分子の動きを微小っている。高分解能構造解析を行うためには、強度結晶からのラウエ回折の動きによって捉えるというの高い短波長X線を利用できることが必要条件であ実験も行われている（佐々木 他）。

るが、これは第3世代放射光源のもっとも得意とするところである。BL44B2では、波長0.5Åまでの集光したX線を利用して0.65Å分解能までのデータ収集が可能である。これまでに以下に示すような構造解析がなされ、蛋白質結晶の異方性温度因子の精密

試 料 名
バクテリオロドプシン

測定対象
M中間体

実 験 者
神山 他（名古屋大）

ヘモグロビン−CO

CO光解離中間体

森本 他（阪大）

ルシフェラーゼ

発光反応中間体中津 他（京大）

ミオシン、ATPase等

X線1分子計測佐々木 他（JASRI）

化や水素原子位置の同定が行われている。
SPring-8 利用者情報／1999年11月

8

HIGHLIGHT

2-3-5．生体希薄試料の蛍光XAFS実験

対応とメンテナンス（平成11年度よりJASRIに委託

当初のビームライン計画では、生体希薄試料の蛍された項目を除く）、利用研究をさらに発展させる

光XAFS実験ユーザーも想定し、19素子SSDを検出ための技術開発などを目標としている。さて前項で器として、6〜30keVの範囲で蛍光XAFS測定が可述べたように、構造生物学研究用の理研ビームライ

能になっており、鉄およびマンガンの吸収端での蛍ン2本（BL45XUとBL44B2）では、既にその建設が光EXAFS実験がすでに行われている。しかしなが完了し活発な利用研究が展開されている。特に、蛋ら、現状のユーザーのほとんど大部分は蛋白質結晶

白質結晶解析のための利用はユーザー数が多く、密構造解析のユーザーであり、蛍光XAFS実験が行わ

度の濃いユーザー対応を必要とする。この点を考慮れるのは全ビームタイムの5%以下となっている。

し研究技術開発室では、これまでに蛋白質結晶解析

現状では、われわれの蛍光XAFS実験の試料サイズ

関連のユーザー対応担当者を両ビームラインに配置（5mm×5mm）は、回折実験用の蛋白質結晶

し、それぞれの建設担当研究室との協力の下でビー（0.2mm×0.2mm以下）に比べて非常に大きいので、ムラインの運用を行っている。なおBL45XUの小角

蛍光XAFS実験では入射光子密度よりも入射光子数

散乱ブランチについては、その運用への参加は今後がより重要となり、ビームサイズが小さいメリットの課題である。

が生かされていないという問題がある。SPring-8の蛋白質結晶解析関連の基本的な運用方針は、ビー

特徴を生かした蛍光XAFS実験を行うためには、よ

ムラインの高度化と利用研究の共存である。当面は、り高い入射光子数が得られるアンジュレータのギャ

利用可能なビームタイムの30％を高度化枠として確ップスキャンと組み合わせた蛍光XAFS測定が有効保し、建設担当研究室にその運用を一任している。

であろうと考えている。

この枠ではビームラインの光学系や実験機器、解析
ソフトウエアなどの高度化と平行して、各要素の高

試

料

名

実

験

者

一酸化窒素還元酵素 他

城他（播磨理研）光合成系2蛋白質小野他（仙台理研）度化が進む度に、具体的な蛋白質結晶試料を用いてシステム全体の評価実験が行われている。
研究技術開発室では、夏期の長期シャットダウン

2-3-6．今後の展開を除いて1年のマシンタイムを3四半期（ほぼ4月〜6

これまでのビームラインの立ち上げおよびユーザ

月、10月〜12月、1月〜3月）に分け、ほぼ3ヶ月周

ーランは順調に進行しており、また平成11年6月の期でビームタイムの割り振りを行っている。このよ

X線二次元CCD検出器の導入をもって、第1期のビ

うに短い周期で利用スケジュールを立案するのは、ームライン機器整備はほぼ終了した。第2期には実蛋白質結晶解析におけるビームライン利用の特殊性

時間構造変化測定のための機器整備、二結晶分光器のためである。蛋白質結晶解析では回折強度測定かのグレードアップ等を計画しているが、第1期が終ら直接的に得られる統計的パラメータではなく、測わった現在は、まず現状の機器を利用して実験結果

定データに基づいて計算した電子密度図の質によっを出すことに力を注ぐべきであろう。通常の構造解て実験の成否が判断される。通常はこの電子密度図

析はもちろんであるが、BL44B2の特徴をいかしたの検討にかなりの時間を要するため、一連のビーム

高分解能、反応中間体の構造解析がより多く進むこ

タイムの中は測定データの評価に基づくフィードバとが望まれる。これら2つの実験は現状では別々のックをかけ難いことが多い。ビームタイム後数週間テーマとして進行しているが、反応中間体構造から経過した後に実験が不十分であったと判明した場合反応機構を推定する際には、当然、より高分解能のには、可能な限り早期に再測定を行えることがビー

測定によって求められた構造をもとに議論を進める

ムライン利用効率の向上に欠かせない。

べきである。今後、これら2つのテーマを融合させ高度化枠を除いた利用枠70％の中には、上記と同た高分解能反応中間体構造解析がすすめば、よりイ様の趣旨から、保留枠として14％を確保し、再測定

ンパクトのある実験成果が期待できる。

への早期対応を可能にしている。この保留枠により、配分されたビームタイムで完結できなかった測定の2-4．理研構造生物学研究用ビームラインの運用

延長や、突然結晶化に成功した場合の利用要求にも播磨理研の研究技術開発室は平成10年4月に設置対応できる。研究技術開発室では残る56％（JASRIされた。これは理研ビームラインの運用、ユーザー共用へ20％を供出しているBL44B2では36％）に対

9 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ハイライト

して、ユーザーからの利用希望を集計し利用スケジ

設計開始、平成9年の建設開始を経て、平成10年12ュールを立案している。ただしこのスケジュールで月からコミッショニングを開始した。平成11年4月

は、各ビームタイムで測定すべき蛋白質試料の特定から利用研究を一部開始している。平成11年度補正は行っていない。蛋白質の結晶化には現在でも不確予算により、1km化が決定され平成12年3月末の完定要素が多く、ビームタイムに合わせて最良の試料成に向けて工事が急ピッチで進められている。ビーを調製できるとは限らない。一方、構造生物学の研究者は通常複数の研究対象を設定し、結晶化を平行

ムラインの仕様、試験運転状況、1km化計画の概略について、本誌で既に紹介している［26-28］ので、こして進めていることが多い。割り振られたビームタ

こではその後の展開と今までに紹介できなかった点

イムに対して、その時点でもっとも回折強度測定にを中心に紹介したい。本ビームラインは挿入光源か適したものを試料として選ぶことで、ビームライン

らの可干渉放射光の本格利用に向けての利用技術開の利用効率を高く維持できると考えている。

発の舞台とすることが計画段階での主要目的であっ蛋白質結晶解析は言うまでもなく現在隆盛を極めたが、望外の速さでの1km化の実現と30mアンジュ

る構造生物学の基礎である。このため理研ビームラ

レータビームラインの実現によって、本格利用そのインの利用要求は拡大の一途をたどっているが、新ものを見据えることが可能となってきた。

しく蛋白質結晶解析に挑戦するユーザーには経験者

BL29XUは標準型の真空封止アンジュレータと標による適切な助言が不可欠である。この点でユーザ

準型の回転傾斜配置二結晶分光器で構成される汎用ー対応担当者の果たすべき役割が重要となる。研究

的な硬Ｘ線ビームラインである。実験ハッチには常技術開発室では各担当者に数人のメンバーからなる

設の実験装置は存在せず、ビームライン付属の各装チームを構成させ、特定の構造生物学研究を進める

置は人力で実験ハッチ内に移動させることが出来るとともに、そこで蓄積したノウハウをユーザーに技設計となっている。従って、（実験ハッチは決して術指導する体制を整えたいと考えているが、現状で広くはないが）それぞれの研究に応じて様々な実験は十分なマンパワーを確保するに至っていない。こ

装置を設置することが可能である。このような汎用の点を補う意図を込めて、研究技術開発室ではビー性を生かして本ビームラインでは、可干渉Ｘ線光学

ムタイムのグループ運用を奨励している。これはもの研究、レーザーと放射光を用いた光学実験、

ともと実験とデータ処理（できれば電子密度図の計

XAFS測定、各種検出器の評価など様々な研究が行算まで）を複数のグループが交互に行うことでビー

われたり計画されている。特殊な光学素子や装置が、

ムラインの利用効率の増大を目指したものであった

光源、フロントエンド、輸送チャンネル、実験ハッが、経験豊富なユーザーが初心者に適切な助言をしチに存在せず、必要に応じて実験ハッチ内に設営すていただければと願っている。なおこのグループ運ることが基本的な方針である。実験ステーション機

用の柔軟性は、ビームラインのＸ線検出器がイメー器としては、現在のところ汎用精密回折計とレーザ

ジングプレートからCCDに変更されつつある現状

ーシステムが用意されている。

では、それによるデータ収集時間の短縮ゆえに、今後さらに重要性を増すものと思われる。

3-1-1．精密回折計とその応用以上述べてきた蛋白質結晶解析関連の運用法は本

精密回折計はＸ線領域での可干渉光学の研究とそ

年4月から実施したものであり、まだその効用を議の応用のために利用される。シリコン完全結晶など論できるだけの実績を積んだものではない。しかしを用いたＸ線光学素子は、例えば反射角などの角度ながら本来の理研ビームラインを構造生物学研究にに対する要求がµradのオーダーであり、時には占有している我々としては、その研究成果を世に問

nradを切る角度安定度が必要になる。その一方でう責務を負っており、目的達成のためにビームライ

360度回転という広い角度をカバーしなければならンの運用法を今後とも積極的に改善していきたいとないという要求もある。一見相反する要求「非常に考えている。

細かい角度分解能と広い可動範囲」を満たすために特殊なゴニオメーターが必要である。このような状

3．物理科学研究用ビームラインの現状

況の下で本ビームラインで用意されたゴニオメータ

3-1．BL29XU

ーは、統一的な設計方針に従って製造されており、理研ビームライン3（BL29XU）は、平成8年の以下に述べるようにモジュール化された構成を基本
SPring-8 利用者情報／1999年11月

10

HIGHLIGHTとしている［29, 30］。

きさを導きだすことを目的としている［31］。このた

一般にBL29XUで行われるようなＸ線光学実験でめに用いられたゴニオメーターの内、上流から5つは必要とされる回折計の機能・形態が実験によっての結晶のBragg角を調整するθ軸は全て0.005arcsec

全く変わったものとなる。従って回折計は単一の実/pulseの高分解能のものである。また3番目と4番目

験に適した特殊な形ではなく、なるべく各機能ごとの結晶は高分解能軸の上に回折面内のφ回転を行うに分かれたものを組み合わせることによって実験に

ゴニオメーターが載せられている。Si333のチャン

必要な形となる方が望ましい。このため各種ゴニオ

ネルカット結晶を（＋＋）に配置しエネルギー分解

メーターやステージ類は互いに組み合わせることが能を上げたビームを、続くSi311非対称結晶とSi220出来るような大きさ、重さで、うまく組み合わさる結晶の（＋−）配置で拡大し、3枚刃の不等間隔干ような位置にネジ穴が切られていたり、スペーサー

渉計にて干渉させ、その像をＸ線CCDカメラで撮が用意されている。例えば4軸回折計が必要になっ影している。計9回の回折を受けたビームであるが、た場合、χサークルとφゴニオとω-2θゴニオを組

本ビームラインの高精度回折計ではドリフト等の不み合わせてχ-φ-ω-2θ回折計を作成する（もちろ

安定性による不具合は全く見られない。

んこれは構造解析専用の4軸回折計には性能的に及ばないが）。この回折計の高さや水平位置を調整す

3-1-2．放射光同期短パルスレーザーシステム［32］る必要がある場合にはXステージとZステージを組

放射光とレーザー光による非線形光学過程、ポン

み合わせて、その上にχ-φ-ω-2θ回折計を載せれプ−プローブ法による高速エネルギー緩和過程等ば良い。また試料のあおりを調整する必要が生じれ様々な物理過程の研究や工学的応用研究を行うため

ばφゴニオの上にTxステージとTyステージを載せに、当該ビームラインで得られるアンジュレータ光

れば良く、試料の位置を変えたければXステージをと高出力ピコ秒パルスレーザー光を同期照射できる2つ載せれば良い。これで8軸の可動軸を持つ回折計システムの開発を行った。この同期技術は、レーザが出来たことになる。またこれらの軸は全てステッー光を種光とした電子ビームにおける高調波発生法

ピングモーターで実験ハッチ外から駆動することがにも応用できるものである。

出来る。

一般に2つのパルス光を同期照射させる為には、

BL29XUの精密回折計利用の一例を図3に示す。

それらを同期させる技術と、照射のタイミングを必

この回折計の配置は本ビームラインでこれまで組ま要な精度でモニターする技術の両方が不可欠であれたものの中で最も複雑なものの1つである。このる。

実験は放射光の空間コヒーレンスを測定すること、

まず、同期技術に関して、SPring-8で放射光と短そしてコヒーレンスの長さからそれを作る光源の大パルスレーザーを同期させる為には、当施設で得られる放射光パルス幅が数psと短いため、高い時間精度が要求される。当システムでは、低ジッターで外部トリガーにより発振するパルスレーザーとして、
モードロックチタンサファイアレーザー発振器を採用した。これは、パルス幅80fsで繰り返しがRF基
準信号の1/6の周波数84.76MHzで発振するものである。外部トリガー信号とレーザーパルス間のジッタ
ーは、帯域50GHzのサンプリングオシロスコープと立ち上がり数psのフォトディテクターを用いて測定した結果、5.7ps（FWHM）以下と見積もることができた。このレーザー光を種として再生増幅器にてパルス増幅すると、パルスエネルギー0.6mJ、パル
ス幅2ps、繰り返し約1kHzで放射光パルスに同期し

図3 BL29XU精密回折計
A precision diffractometer at BL29XU experimental
station
11 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

た出力光が得られる。さらに、光パラメトリック増幅器により、紫外光から赤外光までの広い波長域に変換することもできる。このレーザーシステムは、

ハイライトBL29XUの実験ハッチ横に建てられたクリーンユニのシフトが観測された。これは、高周波加速空胴ット付きレーザーブースに格納されており、出力における位相安定性の原理に基づく計算結果と1ps

光は、実験ハッチのダクトからステアリングミラの精度で一致している。今後、他のビームライン

ーにより実験ハッチ内に導かれている（図4）。

の放射パワーに依らず一定のタイミングで照射で次に、照射タイミングのモニター法であるが、BL29XUで得られる硬X線と、レーザー光の照射タ

きるよう何らかのフィードバックを検討する予定である。

イミングを正確に測るために、Ｘ線ストリークカ
メラを導入した。ピコ秒の精度が要求される場合、

3-1-3．X線励起・可視分光システム

ストリークカメラにかけるトリガー電気信号のジ

高輝度硬Ｘ線放射光により励起されたサンプル

ッターをも無視できなくなる。そこで、ストリーが発する可視域の蛍光を分光できるシステムを整

クカメラの同一光電面上に放射光、レーザー光の備した。まずはガス状のサンプル用に、2個のBe窓両方を照射する手法により、電気信号のジッター付きの合成石英管でできたサンプルセルを用意しやドリフトに関係なく2つのパルス光の時間間隔をた。サンプルセル中のガス圧は、実験ハッチの外数ピコ秒の精度で測定することに成功した。このに設置された真空系で調整できる。このセルの前モニター法により、1時間以上にわたって、2ps以後にイオンチャンバーを置き、吸収端等をモニタ内の精度で同期が達成されていることが観測されーできるようになっている。分光器はサンプルセ

た。また、達成された精度が高い為、他のビーム

ルの横に設置されており、グレーティングを選ぶ

ラインのアンジュレータによる放射パワーの影響ことにより、190nm〜3μmの範囲で分光することも無視できないことがわかった。すなわち、ができる。 また、この分光器に取り付けられる検BL29XU以外の全部のアンジュレータのIDギャップ

出器としてCCDアレイを用意した。このシステム

全開時と最小ギャップ時で放射光パルスの約40psを用いて、Krガスの蛍光スペクトルの測定を行った。その結果、測定系の分解能0.5nmより狭い

RF Master Oscillator

幅をもつ多くのスペクトルが観測された。これ

RF Station

らのスペクトルの中には、比較実験により得ら

E/O

れたKr放電管の蛍光スペクトルには現れていないスペクトルが存在することがわかった。

RF Cavity
Optical Fiber Cable
StorageRing BL29 Undulator

3-1-4．今後の展開
平成12年4月から、1kmビームラインとしてExperimental Hallの試験調整運転を開始する。5月以降は状況に

BL29 Optics Hutchも依るが、長尺利用と実験ホール内利用の比率

BL29 Experimental Hutch
Laser Boothは1：1程度となることを想定している。1kmビームライン建設工事は10月現在基礎工事、実験

Experimental Hutch
Dichroic
MirrorChamberBe
Window
40ps
Fused
SilicaWindow

棟建設工事が順調に進んでいる。またビームラ

Laser Booth
Delay
Generator

Counter Counter(1/84854)
(1/6)
1kHz

508.58
MHz

O/E

84.76

Phase MHz
ShifterStreakCameraQ-switched
Nd:YLF
Laser

84.76
MHz

Regenerative
Amplifier

THG

Duct 0.6mJ/pulse
1kHz
2ps

Laser
5W 532 nm

6mJ /pulse
267nm

CW Nd:YVO 4

Mode-locked
Ti:sapphire Laser(Oscillator)

800nm
84.76MHz
80fs

イン建設に伴う外周道路高架化工事も9月に完成した。図5に10月時点での建設状況の写真を示す。
BL29XUでは、1km化が完成後、大面積空間
可干渉性を利用する研究を進めるとともに、従来の延長として放射光X線光学の最先端を目指す研究も進められる。

放射光同期短パルスレーザーシステム

3-2．BL19XU-30mアンジュレータビームライン
SPring-8の30mアンジュレータビームライン

SR-Laser synchronization system at BL 29XUの魁として、BL19XUの建設が平成10年度から

図4

SPring-8 利用者情報／1999年11月

12

HIGHLIGHT

3年計画で理研ビームライン4として開始された。

X線干渉光学研究室とJASRIビームライン部門制御

周知のようにSPring-8には4箇所の長直線部があるグループで検討し、平成10年度内に契約作業を終了

が、BL19XUはそのうちの中尺ビームラインに繋がした。ビームラインハッチの放射線遮蔽計算に関しる所である。現在長直線部には多数の収束用電磁石ては、原研の浅野らが担当した。

が配置されているが、JASRI加速器部門の田中ら［33］により、マグネットフリー長直線部の構成が検3-2-1．光源の性質

討され、多様な解を持つことが示された。また挿入

現在予測されている電子ビームパラメーターを表3

光源及びフロントエンドは、理研超放射物理学研究に示す［34］。

室とJASRIビームライン部門光源グループ、輸送チ

アンジュレータは真空封止のプラナー型であり、ャンネルと実験ステーション機器の一部は、理研X

5セグメントを連結した構造をもつ（図6）。アンジ

線干渉光学研究室とJASRIビームライン部門光学グュレータパラメーターを表4に示す。
これらのパラメーターから、最大放射パワーは

ループ、また制御・インターロックに関しては理研

図5 BL29XU長尺ビームライン基礎工事風景。光源から200m付近地点からの下流側（左）および上流側（右）。
Current view of 1km beamline construction; left: downer stream, right: upper stream from 200 m point from thesource.

27000

segment Ⅰ

図6

segment Ⅱ

segment Ⅲ

segment Ⅳ

segment Ⅴ

BL19XUアンジュレータ概観図。下図の円内の拡大図を上図に示す。
Schematic view of a long undulator to be installed in BL19XU.

13 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ハイライト35kW、1次のアンジュレータピークのエネルギーいる。本ビームラインはタンデムに設置された3つ

範囲は7.5〜18.5keVとなる。図7にBL19XUのスペクの実験ハッチを持ち、それぞれのサイズはビーム光

トル計算結果、及び軟X線領域の30mアンジュレー

軸方向に5m、それと直交方向に3.4m である。前のタのスペクトル計算結果を示す。硬X線領域では標準アンジュレータ（4.5m長）から1桁輝度の増大がされる。
3-2-2．輸送チャンネル・光学系と実験ステーション
輸送チャンネル、実験ステーションの概要を図8に示す。輸送チャンネルはほぼ標準仕様であるが、液体窒素冷却二結晶分光器を使うことが予定されて
表3

BL19XUの電子ビームパラメーター

水平ベータトロン半径20m

垂直ベータトロン半径20m

水平エミッタンス

6.0 nmrad

エミッタンスカップリング

BL19XUのアンジュレータパラメーター

全長

27

m

全磁石長

25

m

磁場周期

32

mm

周期数

781

最小ギャップ

12

最大K値

1.77

22

Long X-ray Undulator
L=25m, λu=32mm, N=780
10

10

10

10

21

Long Helical Undulator
L=25m, λu=80mm, N=312
20

BL47XU
Standard
Undulator

19

18

BL25SU
10

10

17

16

bendingmagnet
10

15

10

2

10

3

10

4

10

5

Photon Energy (eV)mm

図7

長直線部アンジュレータで得られる輝度
Brilliance calculated for long undulators

3.4m

Storage Ring Wall

5m

Experimental Hutch 1

Optics Hutch

Experimental Hutch 2

Experimental Hutch 3

65m

4.5m

X-ray Stopper

70m

1.43m

3.3m

4-jaw Slit

60m
Downstream Shutter

Screen Monitor

55m
Gamma-ray Stopper

Vacuum pumps

50m

Double crystal Monochromator

Distance from the center of the undulator

Versatile Diffractometer

表4

0.1 %

10

Brilliance (photons/sec/mm2/mrad2 in 0.1%b.w.)

見られるが、軟X線領域では2桁以上の増大が期待

図8 BL19XUの輸送チャンネルおよび実験エリア
BL19XU optics and experimental area layout
SPring-8 利用者情報／1999年11月

14

HIGHLIGHT

2つの実験ハッチは高さ3.3m、最後部のハッチは高垂直方向の開口角は5°となっている。また、Ｘ線入

さ4.5mである。第1実験ハッチにはBL29XU の精密回折装置と互換性を持つ回折装置が設置され、干渉射・出射用の窓は45°の広さで4箇所設けられ、非対称に配置されている。回折計はベースに手動Z1とビ性放射光の評価実験、光学実験に用いられる。この）、ーム傾き補正用Z3、試料部に2θ1、ω1、χ1 （55°

装置は可搬性があり必要に応じて実験ハッチ外に搬

φの回転軸と試料位置調整用にX 1、Y 1の並進をも出することが可能である。第2実験ハッチはオープ

つ。また、2θ1アームに取りつけられた検出部は偏ンハッチであり、利用者が持ち込む装置を用いての光解析が行えるように設計されており、θ2、2θ2、利用研究が可能である。第3ハッチには15T超伝導

χ2、χ3 で構成される。χ3 で示した1/4サークルは

電磁石付きX線回折計が設置され、磁気散乱回折研

回折ビームを軸として59.5°の範囲でθ2、2θ2、χ2、

究を中心とした物性研究に利用される。

を傾斜させる。
Ｘ線磁気散乱実験では、磁気散乱強度が電荷散乱

3-2-3．Ｘ線磁気散乱実験装置に比べて約6桁も小さいために、両者を効率よく測高温超伝導体や強相関物質、さらに低次元磁性体

定するためにはダイナミックレンジの広いＸ線検出などに見られるように、試料作製技術の進歩に伴う器が有効である。したがって、本計画ではYAP、磁性体の多様化が著しい。近年精力的に研究が行わ

Nalシンチレーションカウンターの他に、新たにれている磁性物質の多くは、興味ある物性が極低温

APD［35］が用意され108 photon/sec以上の計測を可や強磁場、または、超高圧といった条件下で得られ能にする予定である。さらに、入射光として垂直直ることが多く、測定技術に要請される性能も急速に

線偏光や円偏光も選択出来るように、実験ハッチ内

高度化している。計画中のＸ線磁気散乱実験装置はにはダイヤモンド移相子を設置する。移相子ユニッ

15Tスプリット型超電導磁石（SCM）を備えた回折

トはBL39XUに既設の装置と同型であり、一部イン計であり、Ｘ線用としてはNSLSに設置されている

バー合金の使用やセンサーの増設など数点の改良を

13T-SCMをぬいて世界最強磁場となる。これによ加えたものとなる［36］。

って強磁場、極低温の物性に関する新たな発見ができるものと期待される。
図9に15T-SCMの完成予定外観と回折計の軸構成を示した。15T-SCMは垂直方向に磁場を発生し、以上のように本計画のＸ線磁気散乱実験装置は、世界の頂点を誇る性能であり、活発な磁性研究の舞台として多くの研究成果を生み出すことが期待される。
3-2-4．建設スケジュール
平成12年夏のシャットダウン時にリングマグネ
ット再配置とフロントエンド・アンジュレータ設
置工事が予定されている。輸送チャンネル・実験
ステーション建設も平行して進められ、平成12年
秋にコミッショニングを開始する予定である。
4．おわりに
本稿では、4本の理研ビームラインの現状について報告した。構造生物学研究用の2本のビームライ
ンではハードウェアがほぼ完成し、活発な利用研究が展開されている。一方、物理科学研究用ビー
ムラインは、1kmビームライン、30mアンジュレー
タビームラインのいずれもSPring-8を特徴づけるビームラインであり、理研のみならず、全国・全世界での利用研究が期待される。

図915T超伝導マグネット磁気散乱回折装置

15 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ハイライト

参考文献［19］岩本裕之、大岩和弘、鈴木［ 1］http://www.spring8.or.jp/ENGLISH/facility/bl/RIKENBL/BL45XU/RikenBL1.html［ 2］山本雅貴、藤澤哲郎、植木龍夫：SPring-8利用者情報、Vol. 1, No.4（1996）41-45.
［ 3］山本雅貴、藤澤哲郎：SPring-8利用者情報、Vol. 3, No. 3（1998）16-20.

藤澤哲郎：S190

昇、

第37回生物物理学会年会（1999）.
［20］目野浩二、麻生陽一、藤澤哲郎、石黒正恒：
第43回日本農芸化学会年会（1999）.
［21］J. Boltze, T. Fujisawa, A. Naito, T. Nagao, K.
Norisada and H. Saito : S89［ 4］M. Yamamoto, T. Fujisawa, M. Nakasako, T.

拓、大石

第37回日本生物

物理学会年会（1999）.

Tanaka, T. Uruga, H. Kimura, H. Yamaoka,［22］A. Ochi, T. Tanimori, Y. Nishi, T. Nagayoshi,

Y. Inoue, H. Iwasaki, T. Ishikawa, H.

Y. Nishi, Y. Ohashi, H. Uesaka, H. Toyokawa,

Kitamura and T. Ueki : Rev. Sci. Instrum., 66

K. Inoue and T. Fujisawa : to be published in（1995）1833-1835.

: Proceedings of SPIE Vol. 3774.

［ 5］T. Tanaka, X. Maréchal, T. Hara, T. Tanabeand H. Kitamura : J.Synchrotron Rad. 5（1998）414-416.

［23］足立伸一：SPring-8利用者情報、Vol. 1, No.5
（1996）22-24.
［24］足立伸一：SPring-8利用者情報、Vol. 3, No.4,［ 6］T. Uruga, H. Kimura, Y. Kohmura, M. Kuroda,（1998）25-27.

H. Nagasawa, K. Ohtomo, H. Yamaoka, T.

［25］http : //nsw.spring8.or.jp

Ishikawa, T. Ueki, H. Iwasaki, S. Hashimoto,［26］石川哲也：SPring-8利用者情報、Vol. 3, No. 4

Y. Kashihara and K. Okui, : Rev. Sci.
Instrum., 66 （1995）2254-2256.
［ 7］H. Yamaoka, K. Ohtomo and T. Ishikawa :Rev. Sci. Instrum., 66（1995）2116-2118.
［ 8］W.A. Hendrickson : Science 254（1991）51-58.

（1998）31-32.
［27］石川哲也：SPring-8利用者情報、Vol. 4, No.5
（1999）34-37.
［28］玉作賢治：SPring-8利用者情報、Vol. 4, No.4
（1999）23-27.

［ 9］J. Karle : Int. J. Quant. Chem., 7（1980）357-367.

［29］T. Ishikawa, K. Hirano, K. Kanzaki and S.

［10］M. Yamamoto, T. Kumasaka, T. Fujisawa

Kikuta : Rev. Sci. Instrum., 63（1992）1098-

and T. Ueki : J. Synchrotron Rad. 5（1998）
222-225.

1103.
［30］T. Ishikawa, Y. Yoda, K. Izumi, C. K.Suzuki,［11］T.Ueki, M. Yamamoto : Structure, 7（1999）
R183-R187.

X. W. Zhang, M. Ando and S. Kikuta : Rev.
Sci. Instrum., 63（1992）1015-1018.

［12］T. Fujisawa, K.Inoue, T. Oka, H. Iwamoto, T.

［31］H . Y a m a z a k i a n d T . I s h i k a wa : SPI E

Uruga, T. Kumasaka, Y. Inoko, N. Yagi, M.

Proceedings, Vol. 2856（1996）279-288.

Yamamoto and T. Ueki : J. Apply. Cryst., in［32］Y. Tanaka, T. Hara, H. Kitamura and T.

preparation.

Ishikawa : submitted to Rev. Sci. Instr.

［13］藤澤哲郎：放射光, 12（1999）194-201.
［14］T. Fujisawa, Y. Inoko and N. Yagi : J.
Synchr. Rad. , in press.

［33］H. Tanaka and N. Kumagai : to be publishedin SPring-8 Annual Report 1998.
［34］田中［15］Y. Isogai, M. Ota, T. Fujisawa, H. Izuno, M.
Mukai, H. Nakamura, T. Iizuka, and K.

均：私信［35］KEK-PF 岸本俊治助教授の御協力による。
［36］JASRI

鈴木基寛氏の御協力による。

Nishikawa : Biochemistry, 38（1999）74317443.
［16］藤澤哲郎、磯貝泰弘：S154、第37回生物物理石川 哲也 ISHIKAWA Tetsuya

学会年会（1999）.
［17］藤澤哲郎、八木直人：S154
［18］岡

同上

俊彦、上久保裕生、片岡幹雄：放射光12（1999）184-193.

理化学研究所 播磨研究所 X線干渉光学研究室〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-2805 FAX：0791-58-2807
e-mail：ishikawa@spring8.or.jp

SPring-8 利用者情報／1999年11月

16PRESENT STATUS OF SPring-8

BL・フロントエンド専用冷却水循環装置の工事概況

財団法人高輝度光科学研究センター
施設管理部門鈴木 威男
大谷弘

1．はじめに高輝度で優れた指向性を有する挿入光源の特質を生

フロントエンドとは、ビームラインのうち光を取かす上で必須のものと位置づけられている。

出してから実験ハッチに送りだすまでの間、つまり本装置や工事の技術的位置づけについては、既刊

蓄積リング引きだしポートの終端以降で光学ハッチのSPring-8利用者情報［1］において、北村、望月両

ベリリウム窓までの間の部分を指す。フロントエン

氏によって詳しく紹介されている。本報は主としてドの熱負荷は、挿入光源の性能が向上したことによ

その後の工事の進展について報告する。

り、当初の計画に比べて増大している状況にある。
現設備においては、フロントエンドの冷却水系は電2．設備の概要

磁石や真空系と共通の系統になっているが、本工事装置の製作及び据付け工事のための詳細設計は、は新たにフロントエンド専用の冷却水系を設けるこ

平成10年10月に着手し、平成11年5月に完了した。

とにより、二つの系統を分離するものである。これ系統の基本的な構成（図1 系統図参照）は既存の冷により、SR電磁石系の冷却水温度への外乱を減少

却系とほぼ同様であるが、本設備においては、蓄積させて電子ビームの安定化を図り、合わせて冷却能

リングマシン冷却系の運転経験を反映させて、設備力の増強を図ることを目的としている。この工事は、の維持管理を合理的に行うための改良や、より高度

図1

フロントエンド専用冷却水循環装置

17 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

系統図（Aブロック）

SPring-8の現状

な放射光利用のための改良が行われている。代表的なものとしては、温度安定性の向上をめざした運転
制御系の改良、ビームの安定性を高度に維持するためのポンプの振動防止対策などがある。（写真1〜3に例示）。また、本設備は、既設の建屋の中にいわば割り込む形になることから、現場調査を繰返し実施して細部の調整を行い詳細設計に反映した。
設備としては、屋外に設置した冷却塔によって二次冷却水を作り、プレート型熱交換器を介して一次冷却水を冷却するものである。能力アップの程度については一概にいえないが、冷却水流量で現状のおよそ数倍あり、将来の増設にも対応できる除熱能力

写真1を持たせてある。また、一次冷却水系は純水を冷却

振動対策を施したキャンドポンプ

材としていること、銅材が使用されている個所もあることなどを配慮して、シール材等の接液部の材料選定は慎重に行った。一番の特徴は、冷却塔ファンの制御をインバータ制御にしたことである。ランニ
ングコストが低減できるのもさることながら、従来のダンパー制御に比べてきめ細かい運転制御ができるので、将来、温度制御の高度化が求められた場合にも適応できると期待している。
3．工事概況
蓄積リングの冷却系はA、B、C、Dの各ブロックにそれぞれ独立して設置されている。フロントエン
ド冷却水系も各ブロック毎に設置する計画であり、

写真2

ストレーナー（メンテナンス性向上のため二重化）

すでにAとDブロックは今年の夏に完成した。残りのB及びCブロックは来年夏に完成させる計画である（表1 工事工程表参照）。工程の設定にあたっては、ビーム利用研究に影響を与えないよう留意する必要があり、主たる工事は冬期、5月、夏期の停止
中に効率良く集中的に実施するなどの工夫を施した。
平成10年12月に着工した工事は順調に進み、本年8月には計画通りA、Dブロックが完成、運用を開始している。この間、作業工程を工夫してユーザー
タイムを極力長くしたいとの方針から、何度か工事工程を見直している。この夏の停止期間中の工事についても見直しを行い2週間の短縮を実現した。工程の短縮は、土日返上といった単なる実働時間のやり繰りだけでなく、配管製作をプレハブ化するなど、工事の手順、工法についても工夫した。また、夏期
停止期間は、本工事だけでなくいろいろな工事が一斉に行われるので、現場の安全確保のために事前の工程調整が重要になる。各部門の協力により、工程

写真3インバータ制御の冷却塔

SPring-8 利用者情報／1999年11月

18PRESENT STATUS OF SPring-8

調整がスムースにいったことも本工事が円滑に遂行が多くなり、継手（接続部）が増える。この問題にできた要因の一つである。

対しては、現場採寸を詳細に行い、工場で中間段階まで製作したものを搬入して組立てるいわゆるプレ4．工事の遂行と安全確保

ハブ工法を採用した。配管の工事はほとんどこの工工事の工程は、まずSPring-8全体の基本的工程の法によっている。これにより、工場と現場での工事中で位置づけられる必要がある。すでに述べたとおの同時進行化がはかられ、工期の短縮が可能となっり、収納部内の大きな工事や作業は、夏期長期停止

た。工程を短縮する上で悩ましかったのは、試験・期間のように運転停止中に限られるので、いろいろ

検査、機器調整および試運転に係る期間の短縮であな作業がこの期間に集中することになる。短い期間る。これらは、規模と工数からある程度決まってしの中で、工事の安全を確保しつつ整然と効率よく作まうため、工夫の余地が少ないからである。特に設業を推進するためには、関連部門との綿密な調整が計・製作・据付け結果の総合的検証である試運転

不可欠である。この調整は計画管理グループが招集

は、2週間、昼夜連続作業も含む工程で乗り切るこする冬期及び夏期の「長期停止期間中作業打合せ」とになった。計画工程を確実に遂行するために、などにおいて行われた。

日々の作業は計画内容の完遂をもって終了と定めた

本工事の推進に係る調整は、関係者間の連絡調整のために設置した「調整会議」において実施した。

ことも、工程を着実に進めることになったと考えている。

調整会議は、品質保証や工程管理の観点から三つの工事を推進する上で安全はすべてに優先する。こ会議体に分かれており、月例、週間、デイリーの打れには労働安全と設備の安全との二つの側面がある

合せとして設定されている。

と考える。労働安全衛生については法律に基づく規本工事は、運転を継続している既設の建物（マシ制もあり、事例研究も進んでいることから、一般的

ン冷却機械室など）の中に新規の設備を増設するもに企業や従事者の意識も高くなっていると思われのであることから、既設の機器との交差を回避し新る。しかし、本工事の特色として、運転中の蓄積リ設設備のスペースを確保しながら、いかに効率的に

ング収納部天井での作業も多くあり、放射線安全の工事を進めるかが鍵であった。後から作る設備の宿観点から、安全管理室と連携して作業の安全を確保

命として、どうしても配管やダクトなどの振り回しした。一方、我々の使命を考えるとき、設備の安全、

表1

フロントエンド専用冷却水循環装置

19 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

工事工程表

SPring-8の現状

つまり放射光利用研究に支障をきたさないようにす

参考文献

ることも重要な事項になる。建屋内での火器の使用［1］SPring-8 利用者情報 Vol. 4, No.1, Jan.（1999）

や振動、騒音、発塵、漏水等が発生する恐れのある

11-13

作業については、事前に要領を定めるなど、作業安
全だけでなく施設保全に係るルールが共通認識となるよう徹底化をはかった。
これまで無事故、無災害でこれたことは大変喜ばしいことである。今後もこの記録を延ばすよう関係者一同気を引き締めている。

鈴木 威男 SUZUKI Takeo&高輝度光科学研究センター 施設管理部門〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-0865 FAX：0791-58-0876
e-mail：takeo@spring8.or.jp

5．今後の計画
この8月3日にA、Dブロックの機器据付けが完了したことを受けて、同19日に無負荷での機能試験を、9月7日には冷却対象機器を接続した負荷運転を実施
し、所期の性能が得られることを確認した。9月29大谷 弘 OHTANI Hiromu&高輝度光科学研究センター 施設管理部門〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-0869 FAX：0791-58-0880
e-mail：otani@spring8.or.jp

日からの第9サイクルより、A、Dブロックのフロ
ントエンド専用冷却水系は運転に供されている。これにより、SR電磁石系の冷却系は、従来まかなっていたフロントエンド系の分だけ流量に余裕ができることになるが、現在はバイパス流としている。流
量の再配分はリング全体の負荷バランスを考える必要があることから、B、Cブロックも完成した後にA〜D合わせて実施される。
B、Cブロックについては、収納部内の配管取付を除き工事は大方終了した。残工事と試運転調整については、次の5月及び夏期停止期間に実施し、平成12年8月末には全ての調整を完了する予定である。
6．むすび
これまでの工事工程を振り返って見ると、難工事にも拘わらず順調に進んでいる。理化学研究所および財団関係部署各位のご尽力によるところと感謝している。工事を請負った日揮株式会社にも難しい注文を聞いていただきました。改めて謝意を表したいと思います。今後も、来年夏の完成に向けて安全に、着実に計画を進めて行きたいと考えています。引き続き関係者の皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

SPring-8 利用者情報／1999年11月

20PRESENT STATUS OF SPring-8

SPring-8の高フラックスビームライン（BL40XU）および赤外物性
ビームライン（BL43IR）の利用研究課題の募集開始について

放 射 光 利 用 研 究 促 進 機 構
財団法人高輝度光科学研究センター

7高輝度光科学研究センターでは、既に共用に供されている15本のSPring-8共用ビームラインに加え

SPring-8のＷＷＷホームページ（以下の4参照）で確認して下さい。

て、2000年4月から新たに高フラックスビームライン（BL40XU）および赤外物性ビームライン

4．応募方法（BL43IR）の2本の共用ビームラインの供用を開始

SPring-8利用研究課題申請書を記入要領に従い作します。この2本のビームラインを利用して行う研成し、以下の項目5に示す提出方法に従い項目6の提究課題を募集いたしますので、以下の要領でご応募

出先までお送り下さい。

下さい。

SPring-8利用研究課題申請書（成果非専有課題（蛋白質結晶構造解析専用）用、成果非専有課題

1．利用期間（散乱・回折、XAFS、分光、実験技術、その他）

平成12年4月初旬〜平成12年6月中旬の予定

用は、以下の、SPring-8のＷＷＷホームページに書・共用ビームタイム

き込みのできるPDF形式ファイルで供給していま100シフト（1シフトは8時間）程度の予定

す。予めPDF形式ファイルの書き込みに対応しているバージョンの「Acrobat Reader」をインスト

2．募集の締め切り

ールしてから、申請書をダウンロードしてください。

平成12年1月22日（土）消印有効
なお、持参および時間指定宅配便は平成12年1月

また、本誌Vo.4. No3, 1999 の29〜34ページの申請書のコピーも利用いただけます。

24日（月）
午前10時利用業務部必着分まで受理します。

［利用研究課題募集案内のホームページアドレス］

申請書に電子メールアドレスが記入されている申http://www.spring8.or.jp/JAPANESE/user_info/（日本語）

請者には平成12年2月3日迄に申請書の受理通知を電

http://www.spring8.or.jp/ENGLISH/user_info/（英語）子メールで送ります。平成12年2月3日を過ぎても通知がこない場合は利用業務部へお問い合わせ願います。なお、電子メールを使用されない申請者の方

成果専有課題（有料）用の申請書および記入要領
は下記6の利用業務部にご請求下さい。

は､お手数ですが電話で利用業務部へお問い合わせ
5．申請書の提出方法下さい｡

作成された申請書 A4版の原本1部，原本の1、2
3．募集の対象となる共用ビームライン

頁を表面に、また3、4頁を裏面としてA4版1枚に左（1）BL40XU

高フラックス

綴じで読めるように縮小両面コピーした副本15部を（2）BL43IR

赤外物性

下記の提出先に郵送して下さい。（蛋白質結晶構造解析の課題で原本が5枚になった場合は5頁目を同様

今回の募集期間はステーション・ビームラインの性能評価・確認の期間となりますので、立ち上げに資する課題を優先して選定します。ご応募の前にビームライン・ステーションの整備状況を本誌および
21 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999に縮小コピーし副本の2枚目として下さい。）
成果専有課題の場合はA4版の原本1部のみ提出してください。

SPring-8の現状

6．申請書提出・問い合わせ先〒679-5198

3．ソフトウエアに応じた利用方法

兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1

7高輝度光科学研究センター

利用業務部「共用ビームライン利用研究課題募集係」（1）PDF形式ファイルを表示と印刷するだけの古いバージョンの「Acrobat Reader」がインストールされている場合

牧田知子または平野有紀
TEL：0791-58-0961／FAX：0791-58-0965
e-mail：sp8jasri@spring8.or.jp
成果専有課題を郵送される場合は封筒に「専有」と朱書して下さい。

申請書をプリントアウトして、従来の方法で作成してください。
（2）書き込みもできる最新の「Acrobat Reader 4.0」
がインストールされている場合（インストールされていない方は、アドビ社のホームページから無料でダウンロードできます。）

7．審査結果の通知

平成12年2月下旬の予定

書き込み後プリントアウトできますが、書き込

なお、採択の通知を受けた課題の実験責任者は2んだファイルを保存する事ができません。書き込

週間以内に利用研究課題実行者名簿をインターネッ

み内容を他のソフトウエア（たとえば、Word）

トで登録していただくことになります。また、そので作成し、コピー＆ペーストしてください。

ときに新規のユーザーはユーザー登録が必要になり（3）「Acrobat 4.0」（有料）がインストールされて

ます。

いる場合
PDF形式ファイルを読み出して、直接書き込

8．ビーム使用料金

み、保存できます。

成果非専有（成果を公開）課題で申請される課題
は、ビーム使用料は無料です。成果専有（成果を非

4．図の張り付けについて

公開）課題で申請される課題はビーム使用料を徴収

PDFファイル上ソフトでは図を張り付けられまします。料金は1シフト（8時間）あたり472,000円

せんので、以下のどちらかの方法を選択してくださです。成果専有課題で時期指定利用の場合はビームい。

使用料金は5割増になります。なお、成果専有課題（1）図は別の用紙に作成し物理的に張り付ける。

を申請される場合は、別途料金支払い等に関する契（2）記入内容を適当なソフト（たとえば、文章は約を結んでいただく必要がありますので、利用業務

Wordで作り、図をペーストする）で申請書のフ部にお問い合わせ下さい。

ォーマットに合わせて作り、予めプリントアウト
したブランクの申請書に印刷する。

（参考）インターネットによる申請書の取り出しおよび書き込み方法について（注意）ブラウザとしてInternet Explorerをお使いの方は、PDFファイルを保存する際に、下記の点

1．利用研究課題募集案内のホームページURL
http://www.spring8.or.jp/JAPANESE/user_info/（日本語）にご注意下さい。
ブラウザ上でPDFファイルを開き表示すること

http://www.spring8.or.jp/ENGLISH/user_info/（英語）はできますが、そのまま保存するとPDF形式が壊

ブラウザはNetscapeの場合バージョン3.0以上をれることがあります。そこで、PDF形式ファイル

お使い下さい。

を保存する場合は、PDF形式ファイルにリンクしてる場所（たとえば、「課題申請書」のような部分）

2．供給している申請書にマウスのポインタを置き、Windowsならばマウ

書き込みのできるPDF形式ファイル

スの右ボタンをクリックすることによって、また、

なお、申請書2ページ目以降はフォントの大きさ

Macintoshならばマウスのボタンを押し続けることを2種類用意しています。記入量に応じて選択してによってポップアップメニューを表示させ、「対象ください。PDF形式ファイルを読むためには予め、をファイルに保存」または「リンクをディスクにダ以下の3の項目に示したソフトのいずれかをインス

ウンロード」を選択して下さい。

トールしておく必要があります。

SPring-8 利用者情報／1999年11月

22PRESENT STATUS OF SPring-8

共用ビームライン整備に関するビームライン検討委員会の答申の概要（21本目以降）
放 射 光 利 用 研 究 促 進 機 構
財団法人高輝度光科学研究センター
企画調査部

制定し、今回の選定から適用することとした。
共用ビームラインの整備は、特定放射光施設連絡協議会からの諮問を受けた「ビームライン検討委員
2．選定経過会」が、利用研究者から提案されたビームラインの計画の選定は、広く国内の利用研究者から「計画技術的重要事項を検討評価し、その結果を同協議会
趣意書（Letter of Intent）」及び「計画提案書に答申することにより進められます。
SPring-8で当初計画された共用ビームラインは30 （Proposal）」の2段階の提案に基づく計画内容の検討評価により実施した。
本となっており、これまでに答申された共用ビーム「計画趣意書」の募集に基づき、提案のあった27
ラインは20本に達しています。現在では15本が共用件の計画について検討評価し、「計画提案書」の提に供され、4本が建設中もしくは調整段階に入って出を求めるものとして12件を選定したが、その際、います。
類似の計画はまとめることとしたため、結果として21本目以降の共用ビームラインの整備に関して10件の「計画提案書」の提出を依頼した。そして、は、「ビームライン検討委員会」が、平成10年12月
提出のあった10件の「計画提案書」について、国内
16日付けで特定放射光施設連絡協議会からの諮問を外のレビュアー25名から計画のオリジナリティ、将受け、本年2月から4回にわたり検討を行い、検討結
果を本年10月4日に同協議会に対して答申（その1） 来性等に関する意見を求め、それらの意見も参考に検討評価を行った結果、早急に整備すべき6件の計を行いました。
画を選定した。
本稿では、この答申の概要を紹介します。
また、平成9年6月に答申されたが、未整備の「表面界面構造解析ビームライン」については、現時点【答申の概要】においても最優先で整備すべき重要な計画であるこ
1．共用ビームライン整備の考え方とを確認した。
これまで整備されてきた共用ビームラインは、主に既存の技術により設置が可能なものであった。し3．共用ビームラインとしての整備計画
かしながら、共用ビームラインの整備が進むにしたがって、高度な研究への要求が増加し、その実現の （1）共用ビームラインとして整備すべき計画
整備済み及び建設・調整中のものを含めSPring-8
ために、技術開発の必要なビームラインの提案が増の当初計画どおり少なくとも30本を早急に整備すべ加してきた。
きであると確認し、今回は、利用研究者からの提案
ビームライン検討委員会では、技術開発が必要なの中から、まず平成12年度以降に特に早期に整備すビームラインであっても、SPring-8の性能を十分にる必要のある6計画について結論を得た。
発揮できるものであり、今後、先端的研究に寄与す①Ｘ線分光分析ビームライン（アンジュレータ）る計画であると認められるものについては積極的に材料、生体試料中の微量元素の状態分析、選定の対象とすることとした。
局所での高分解能蛍光Ｘ線分析を目指す。
また、このような基本的考え方のもとで、共用ビ②地球惑星科学ビームライン（マルチポールウ
ームラインの整備にあたっては、SPring-8のビーム
ィグラー）
ラインの全体像における今後の研究分野や実験手法
短時間でのＸ線回折データ収集に基づく時のバランスを勘案し、海外の放射光施設の状況にも分割測定や、複雑な構成の微小試料部を通過配慮することとした。さらに、利用研究者から提案
するＸ線の回折実験を可能にし、地震発生メされた計画の選定に際して、一層の客観性を確保す
カニズム及びマントルダイナミクスなどに関るため、「ビームライン整備の優先度付け指標」を
23 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

SPring-8の現状

高エネルギーＸ線の研究は、これまでコンする研究を行う。
プトン散乱と一部の試みの他はまだほとんど③超高輝度軟Ｘ線共鳴分光ビームライン（アン
取り組まれていない。この未踏の領域に焦点
ジュレータ）
を絞り込み、SPring-8としての独自の研究展
30ｍ長直線部からの干渉性の強い軟Ｘ線を開を図る。
用いて高密度発光分光、多光子光電子分光、
二重マイクロビーム変調分光法などの第3世 （2）共用ビームラインとして整備するのが適当なその他の計画代を超えるような研究展開を目指す。
先端的な技術開発の実施、利用者層の拡大などの④生体高分子結晶構造解析（三重ステーション）
観点に配慮した施設者の立場から2件の提案があり、ビームライン（アンジュレータ）本委員会で提案の趣旨等を議論した結果、以下の2タンパク質などの生体高分子の結晶構造解析を目的として、微小結晶の回折データ収集、 件について共用ビームラインとして整備することが適当であるとした。
高回折分解能での回折データ収集、多波長異①偏向電磁石型R&Dビームライン
常分散法（MAD）による位相決定用の回折最先端施設として基盤拡充と利用者への最データ収集のための多重ステーションを持つ
新技術提供の重点強化を図るため、白色光やビームラインを建設する。
高エネルギーX線を必要とするR&Dを行う。
⑤Ｘ線発光解析ビームライン（アンジュレータ）②産業界による放射光利用の促進を目指したビ
2種類のＸ線発光解析用スペクトロメータ
ームラインーを設置し、Ｘ線2次光学過程スペクトロス
一般産業界の利用の促進を図るため、放射コピーを展開する。
光利用の経験がない利用研究者の技術習得や⑥高輝度高エネルギーＸ線ビームライン（ミニ
様々な研究展開を促進する。
ポールアンジュレータ）参考資料

ビームライン検討委員会委員（平成10、11年度）（平成10年度16名）
委 員 長
佐藤
繁
東北大学大学院 理学研究科 教授
委員長代理
下村
理
日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部 部長
雨宮 慶幸
東京大学大学院 工学系研究科 教授
飯田 厚夫
高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 研究主幹
石川 哲也
理化学研究所 播磨研究所 主任研究員
植木 龍夫
JASRI利用促進部門 部門長
柿崎 明人
高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 教授
北村 英男
理化学研究所 播磨研究所 主任研究員
熊谷 教孝
JASRI加速器部門 部門長
古宮聰
株式会社富士通研究所 基盤技術研究所 主管研究員
笹本 宣雄
日本原子力研究所 東海研究所 中性子科学研究センター 次長
菅滋正
大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授
月原 冨武
大阪大学 蛋白質研究所 教授
平井 康晴
株式会社日立製作所 基礎研究所 主任研究員
松井 純爾
姫路工業大学 理学部物質科学科 教授
水木 純一郎日本原子力研究所 関西研究所 主任研究員（平成11年度 16名）
委 員 長
松井 純爾
姫路工業大学 理学部物質科学科 教授
委員長代理
下村
理
日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部 部長
雨宮 慶幸
東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授
石川 哲也
理化学研究所 播磨研究所 主任研究員
大門寛
奈良先端科学技術大学院 大学物質創成科学研究科 教授
尾嶋 正治
東京大学大学院 工学系研究科 教授
北村 英男
理化学研究所 播磨研究所 主任研究員
古宮聰
株式会社富士通研究所 基盤技術研究所 主管研究員
坂井 信彦
姫路工業大学 理学部物質科学科 教授
月原 冨武
大阪大学 蛋白質研究所 物理構造部門 教授
虎谷 秀穂
名古屋工業大学 セラミックス研究施設 教授
水木 純一郎日本原子力研究所 関西研究所 主任研究員（施設者側委員）
植木 龍夫
JASRI利用促進部門 部門長
菊田 惺志
JASRIビームライン部門 部門長
熊谷 教孝
JASRI加速器部門 部門長
多田 順一郎JASRI安全管理室 室長

SPring-8 利用者情報／1999年11月

24

PRESENT STATUS OF SPring-8

SPring-8運転・利用状況
財団法人高輝度光科学研究センター
計画管理グループ◎平成11年8〜9月の運転・利用実績
SPring-8は7月3日から9月5日（線型加速器、シンクロトロンは8月31日）まで夏期の長期運転停止期
間として以下の作業・点検等を実施し予定通り終了
した。
（1）線型加速器関係①アライメント確認作業②電子銃メンテナンス作業③モジュレーターメンテナンス作業④各種点検作業（2）シンクロトロン関係①導波管の分解・組立作業②アライメント確認作業③ＲＦキャビティ真空ダクト交換作業④各種点検作業（3）蓄積リング関係①ビームラインの増設②新規挿入光源の据付作業③新規ＦＥの据付作業④ＲＦ−Ａステーション設置作業⑤長直線部ベースプレート設置作業⑥ネットワーク工事⑦各種点検作業（4）ユーティリティ関係①ＦＥ専用冷却水循環装置作業②各種点検・改造作業（5）安全管理関係①入退出管理システム定期点検②放射線監視システム定期点検③インターロックロジック変更作業④各種点検作業◎平成11年9月の運転・利用実績
SPring-8は9月6日（線型加速器、シンクロトロン
は9月1日）から9月24日までマシン及びビームライン調整期間を実施した。この期間は夏期運転停止期
間に新規に設置された機器や既設の改造等を行った
機器の調整及び第9サイクル以降のユーザー運転に向けての機器の調整期間としユーザーへの放射光の提供は行わなかった。
1．装置運転関係（1）運転期間
25 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

マシン及びビームライン調整期間（9／6（月）〜9／24（金））（2）運転時間の内訳
運転時間総計約438時間装置の調整
約438時間（3）主な調整内容①現状のOpticsの軌道調整②ＳＲ運転再開時のパラメーター取得③新しいOpticsの軌道調整④Opticsの決定、調整（ユーザー用の軌道）⑤ビームライン光軸の確認⑥rf-BPM Interlock Windowの確認、決定⑦各ビームライン調整◎ニュースバル
ニュースバルは7月3日から9月19日まで夏期の長期運転停止期間として以下の作業・点検等を実施し予定通り終了した。
（1）主な作業・点検①OK磁場測定、架台設置、組立②SCW架台設置、組立、ベーキング③SU磁場測定、架台設置、組立、ベーキング④LU磁場測定、架台設置、組立⑤真空制御盤設置⑥クライストロン電源修理⑦ベンディングBLの架台設置、組立、ベーキ
ング（2）運転
第9サイクルでは新設及び既設の各機器調整を行い9月21日よりコミッショニングを開始した。
第10サイクル以降も引き続きコミッショニングを行う予定。
◎今後の予定（1）9月29日から12月24日まで3週間連続運転モード
で3サイクル（第9〜11サイクル）と4週間連続運転モードで1サイクル（第12サイクル）の運転を行う予定である。
運転モードについては決定しだいユーザーに報告する。
（2）12サイクル以降は、12月25日より冬期の長期運
転停止期間に入り（来年1月中旬まで）、各設備
及び機器の点検作業等を実施する。

共用ビームライン

赤外ビームライン（BL43IR）の建設

財団法人高輝度光科学研究センター 放射光研究所
木村 洋昭、森脇 太郎、高橋直、青柳 秀樹、松下 智裕
石澤 康秀、山片 正明、正木 満博、大石 真也、大熊 春夫
神戸大学
福井大学
東北大学
大阪市大

難波
中川
近藤
篠田

孝夫、木村 真一、桜井 誠、岡村 英一
英之
分子科学研究所
福井 一俊
泰洋
京 都 大 学高橋 俊晴
圭司

1．はじめにどして、発注スケジュールが大幅に遅れる事になる

平成10年の11月、SPring-8ではその年の6月の補わけである。

正予算による4本の偏向電磁石ビームライン（BL）

そんな不安を抱きながらこの赤外SGと打ち合わの発注作業も一息がつきBL建設部隊もやれやれとせを始めたわけだが、ふたを開けてみると全体構想いっていたころに、新たなBL建設の予算が補正ではほとんど固まっており、そして何よりもBLを作認められそうだという話が舞い込んできた。その補ったことのある人（BLを使ったことのある人では正の中で赤外BLも入っていると聞いた時にはほない）がたくさんSG内にいる事がとても心強かっというのた。特に共同利用研出身の先生方が多くおられ、こがBL建設組の感想であった。しかも、BL建設を予

ちらの建設サイドの苦労などもよく承知されておら定している61本のポートではなく、新たなポートをれるようで割合順調に設計もすすみ、発注仕様書も作って建設する＝Ｘ線用BLの数を減らさずに建設

なんとかスケジュール通り仕上げることができた。

んとに8GeVリングで赤外をつくるんだ

するという。この案は一見両者を立てた良い案に見えるが、建設側からすると、そのBLには準備室な

2．フロントエンド部

し、電気なし、水・圧空なし、ネットワークなしとまず最初に、加速器、BL、赤外サブグループ

いう事になる。又BL制御やインターロックの関連（SG）の代表による打ち合わせで以下の項目が設計では、既に各BLには全部で61本であるという前提

指針として決定された。

で通し番号を振って管理しており、当然のように
BLナンバーが61を越える数字が渡されたらはねi） BL設置場所（放射光を取り出すポート）を
BL43B2とする。

というルーチンがあちこちにちりばめられてお実験ステーションを展開する上で十分なスペ

り、中央制御室のBL集中管理用のパネルも61本でースが実験ホールにあり、直上流の挿入光源の既に枠が作られてあった。

影響を受けないB2マグネットからの放射光をる

補正予算の性格上発注作業はタイトなスケジュールになり、又、建設に際しては加速器、制御、施設、その他とのかなりの打ち合わせが想定された。

利用する。
ii） 収納部を貫通する場所は天井部とし、遮蔽ハッチを持たない構造とする。

SPring-8標準コンポーネントがほとんど適用できな

これにより、MBS（放射光ビームラインシ

いこの様なBLは、BLの頭からお尻まで発注仕様書ャッター）が不要となった。インターロックにをそのBL担当者でまとめなければならない。特についても人的安全に関する部分が不要となっ建設サブグループ（SG）内で意見がまとまっていないと、BLの全体構成から再討論が始まったりな

た。
iii） 蓄積リングクロッチ部に置かれる最初のミラ
SPring-8 利用者情報／1999年11月

26

PUBLIC BEAMLINEー（M 0）は横振りとし、その取り込み角は水BL43ISのフロントエンド部のビーム光軸と交平方向40mrad程度、垂直方向は±5mrad程度差する事になる。将来BL43ISを建設する時は、とする。

この部分に4方管を使ってビームパイプも交差

M 0ミラーを横振りとした場合は、直上流のSPr i ng- 8 I R beamli ne Front - end(BL 43I R)

Zさせることとする。

X

xy平面

Y

37. 25mr ad
71. 4m r adM0( pl ane mir r or )
固定

xz平面

14

11

1
17

16

100
Foc us1450( 最大)

18

19

2

M4( 軸外放物面鏡)

30ﾟ

13

12

M3( 平面鏡)

bend ing magnet

900

diamond window

15

1710

1150

41. 77580

510

上にはねて天井上へ

93

430l i t er I P

20I P( 140l / s)

M5 (平面鏡)
M 2( pl ane mi r r or )

1000

d
ra
80 ﾟ
42 82
1. 81 .

シールド壁

21

シールド壁

I CF203

1200

M1( magi c mi r r or )

500

4600

8

yz平面

22

ADL

7

4000

7
6

23

26

M7( 平面鏡) 27

I P( 400l / s )

25

6
28

4

FTI R入口

M2( pl ane)

29

2

4

3

5

1200

1

M1( magic mi r r or )

24

1600

1200

M6 ( 平面鏡)

2500

M8( 軸外放物面鏡)

30

5

ゲ ッタ ーポン プ

1200

I P( 400l / s )dr awn by S. Kimur a ( 3 J an. ' 99, Revi s ed: 1 Apl. ' 99)

FE概略図

8. 79

3. 47

8. 79

4. 44
4. 44

22. 2

26. 8

17. 8

31. 0
21. 6

8. 53
12. 2

10. 9

4. 76

15. 6

78. 1
54. 5

18

.0

mr
ad

35. 1

ad
mr

94.. 4

.5

65. 9

18
hori zont al

62. 7

7. 3

14. 3
2m
rad

rad
5m

26. 8

5. 2

vert i cal

22. 2

発光点初め 発光点終わり- 730. 1
708. 4f ocus
FTIR入口11320. 2
19743. 0
M3
M4
FTIR内ミラー
屋根裏( 平面)
跳ね下げ( 軸外放物面)
418
10170. 212220. 2
光学窓
M5
M6
M7
M8
( 平面) ( 平面) ( 平面) ( 軸外放物面)
10970. 2
12335. 7 16678. 0 19178. 0 19578. 0

3. 32

発光点中心
0. 0

M1
M2
マジックミラー 跳ね上げミラー( 平面)4370. 2 5570. 2

3. 47

M0
クロッチ
2660. 2

1. 35

SPri ng- 8 BL43I R opt ics

1. 35

図2-1

dr awn by S. K. ( 2 Apl . ' 99)

図2-2
27 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

Optics共用ビームラインiv） 真空的な隔壁となる光学窓はリングから十分した。

な距離をとり、リングの真空を保護する機構をつける。

2-2．集光系v） 加速器とBLは、M0ミラー直下流に設けられ

図2-2からわかるように最初の焦点までの集光はたゲートバルブとその下流のベローズ間で取りM1ミラー1枚だけで行っており、このミラーがこの合う

BLの輝度に関する性能を決めているといって過言

これらの点を考慮に入れた光源から干渉計までのではない。SPring-8で水平取り込み角38mradとい間の概略図を図2-1に、ビームサイズや取り込み角

う事は光源の長さが1.4mにもなることを意味する。

を主眼に置いた光学系の概念図を図2-2に示す。

このような形の光源を1点に集光する場合、水平方
向は、軸対称の球面などは使えず、軸に対して非対

2-1．ベンディングチェンバー、M0ミラー

称な曲面になる。この曲面は、マジックミラー［1］ベンディングチェンバーは、垂直・水平に広い角として古くから知られている。しかしながら、鏡の度に放射される赤外線放射光を取り出すために、ビ切削技術が発達していなかったために、これまで使ームダクトの狭いチャンネル部を放射状に広げたもわれていなかった。このビームラインで、はじめてのに交換された。

導入されたものである。一方、垂直方向は、発光点M0ミラーが設置される光源中心から約2.7mのとと集光点との距離と角度で決まる球面である。

ころでの放射光の全パワーは3.6kWにもなる。このこのマジックミラーはベンディングからの放射光ヒートロードを低減するために、ミラーの軌道平面を広い取り込み角（長い円弧の形の光源）で集めるにあたる部分を±1mmスリット状に切り欠いた。

場合に大変有効である。集光点の像の大きさは、マ

これにより、M 0ミラーが受ける放射光の全パワー

ジックミラーの拡大率と各発光点での水平方向の発は1/1000の3Wになった。一方、このスリット幅の散角（γ−1）に依存している。つまり、γ−1が小さ光子数への影響を図2-3にしめす。図からわかるよい高エネルギーリングに相性が良い（残念ながら第うに、このスリットによる赤外領域での強度損失は、三世代リングの売り物の低エミッタンスは、回折限減った分の立体角の割合程度である。これらの条件界が大きい赤外領域ではあまり寄与しない）ミラー

から、ミラーの材質は無酸素銅（金コーティング）という事ができる。

で冷却はミラーが取り付けられているフランジ部の最適化して得られたパラメーターによる、焦点で水冷のみになった。尚、マシンスタディ時や入射時のレイトレースの結果を図2-4に示す。途中の光学等、電子軌道が通常からずれて放射光の中心がこの系の関係で像が90°回転しているが、スポットサイ

切り欠きからはずれた場合に備えて、M 0ミラー上ズ（半値全幅）は0.072×0.98mm2である。

流にも出し入れが遠隔操作可能なアブソーバを設置
by S.K. 99/04/03

2

1

1

0

0

-1

-1

-2

-3

SD=0.48852

Vertical beam size (mm)Focus (l=6950mm from M1)
2

M0 slit(width=4mm)
σx=0.2mm
σy=0.02mm
θ=71.4-34.9mrad(bending end=0mrad)∆ψ=5.25-7.32mrad
ray no.=5000

-2

-3
-2

-1

0

1

2
SD=0.03597

-2

-1

0

1

2

Horozontal beam size (mm)

図2-3

Mo部のスリット幅による放射光強度への影響

図2-4

レイトレース結果
SPring-8 利用者情報／1999年11月

28

PUBLIC BEAMLINE

2-3．ビーム輸送系

れた。以下にそのスペックを簡単に示す。

収納部上部の光学窓までの超高真空部は大部分がa） 測定可能波数領域は、100cm−1〜20000cm−1

太いビームパイプ（ICF203以上）で構成されてお以上まで連続でカバーする。その為に、ビーム

り、最上流と最下流（光学窓上流部）間で圧力差はスプリッターとしてKBr、マイラー及び石英を数倍程度しかつかない。特に光学窓部での万が一の有し、内部光源としてグローバー光源とタング

真空破断事故に備えるために、最上流にはFast

ステンハロゲン光源を備える。

Closing Valveを設け、そのセンサーを最下流部にb） 最高分解能0.0063cm−1を有する。

設置した。又途中のコンダクタンスを下げるために、c）

M 2 チェンバーから真上にのびるビームダクトはd） 光束中心部を損なうことなく測定が可能であ

ラピッドスキャンが可能である。

る。

ADL構造になっている。
光軸調整を容易にするために、とりあいのゲート
バルブ以外のゲートバルブにはすべて石英窓（収納部内ゲートバルブに関してはサファイア製窓）がつe）光出射口として、ICF152のポートを2つ有する。
尚、潮解性の光学素子を使っている関係で、干渉計は除湿器付きビニールテント内に設置してある。

けてある。
真空的な隔壁となる光学窓は蓄積リングから8m

図3-1での干渉計の両側にある2つのＳ型、Ｚ型のの位置に設けられ、現状で0.75mm厚ダイヤモンド

光学系はビーム縮小系と呼ばれ、干渉計の光出射口（φ10mm、テーパー角1°程度）とBaF2が取り付けから出てくる平行ビームを、2枚の放物面鏡を使っられている。この2種類の窓を真空を破らずに交換て、5.6：1に縮小した平行ビームにするものである。

できる機構がついている。

又、この系はその出射ビームの平行性の調整も兼ね

この光学窓から下流は、数Pa程度の真空度であている。

り排気はスクロールポンプだけで行われている。
4．実験ステーション
3．干渉分光計

当BLには4つの実験ステーションが建設される。

当BLにはフーリエ変換干渉分光計として、ブルこれらはＸ線のBLでいうブランチ型で同時に放射ッカー社製超高分解能FTIR IFS120HR/Xが採用さ

光利用はできない。尚、各ステーションとも検出器

図3-1

BL43IR実験ホール部概略図

29 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

共用ビームライン

として、Siフォトダイオード、InSb、MCT、Siボ
ローメーター等が準備されている。これらの検出器

動長100mm、駆動最小ステップ幅1µm）b） フロー式クライオスタット（オックスフォー

で、このビームラインの使用範囲である0.012〜

ド社製、Microstat-He、試料温度範囲

2.5eV（100〜20,000cm −1）を切れ目なくカバーす

400K）

4.2-

ることができる。低エネルギー側の測定限界は、集c）

光条件による回折効果に依存しているため、各ステd） 低 温 用 D A C （ ガ ス 圧 式 、 1 0 〜 4 0 0 K 、 〜ーションが稼動した後に問い合わせていただきたい。

高温用DAC（機械式、〜700℃、〜30Gpa）

20Gpa）
この他にDAC用には測圧システムとして、既にBL10XUで使用されているものとほぼ同じルビー測

4-1．顕微分光ステーション（写真4-1）

圧システムが設置された。

SPring-8の赤外放射光の高輝度性を利用し、通常の実験室赤外光源では不可能な、10µm程度の空間

4-2．表面科学ステーション（写真4-2）分解能での顕微赤外分光を行うステーションであ表面科学実験ステーションでは、赤外反射吸収分

り、高圧下での低温・高温の条件下で測定を行うこ光（Infrared Reflection Absorption Spectroscopy:とができる装置も準備している。

IRAS）装置を立ち上げている。IRASは、高エネル
ギー分解能（1cm−1以下）、高感度（0.1%程度の吸赤外顕微鏡（分光計器製）の主な性能は以下の通着率でも十分にスペクトルを得られる）という特徴りである。
a） 測定可能波数領域は、500cm−1〜20000cm−1程度をもち、表面吸着種の振動分光に非常に有効な手法である。さらに、BL43IRでは通常の実験室光源でb） 赤外及び可視光による透過・反射測定が可能は得られない、放射光による遠赤外領域でのIRAS

c）

測定手法の確立を目指している。そのために、窓材

カセグレン鏡倍率は×8、開口角NA=0.5、カセグレン鏡間の作業空間は100mmd） ダイヤモンドアンビルセル（DAC）内ルビー蛍光のその場測定に対応

はダイヤモンドとシリコンを用意し、さらに実験チ
ェンバーの真空を破らずに窓材を交換できる機構を装備している。汎用試料ホルダーに保持した試料は、

e） 光路全体を窒素ガス等でパージが可能

傍熱加熱とクライオスタットによる冷却（−140-f） 偏光顕微鏡としても使用可能、可視光像は1000℃）が可能である。

CCDカメラにも記録可能

また、本ステーションでは、IRASとの相補的情

この顕微鏡のステージ部には通常のサンプルステ

報を得るために高分解能電子エネルギー損失分光装ージの他に、以下の装置を取り付けて測定すること

置（HREELS : LKTech ELS5000）を装備している。

ができる。

その他に、低速電子回折/オージェ電子分光装置a） 顕微分光用X-Yマッピングステージ（各軸可

写真4-1

顕微分光ステーション（LEED/AES : Omicron SPECTALEED）、また、

写真4-2

表面科学ステーション
SPring-8 利用者情報／1999年11月

30

PUBLIC BEAMLINE

四重極質量分析装置（QMS : Balzers QMS200）をピコ秒モードロックチタンサファイアレーザー

装備している。

Tsunami

3950-LTC（スペクトラフィジックス社

表面吸着実験に関しては、リークバルブによる吸製）とそのシステムの基本的スペックを以下に示す。

着ガス導入、また、Kセルによる蒸着が可能である。

a） 励起用（種）レーザー：LD励起高出力CW

このように、表面吸着種の振動分光を行うために必

グリーンレーザー

Millenia

VP

要な装備が揃っており、また、遠赤外領域での研究

b） 波長可変領域：720nm〜900nmの発展性にも十分対応できるステーションである。

c）

出力パルス最大時間幅：1ps以上3ps以下d） 平均出力1W@peak以上（5W TEM00励起時）
4-3．吸収反射分光ステーション（写真4-3）
一般的な微小試料についての吸収反射分光実験とともに、放射光の時間構造を利用したピコ秒・ナノ秒時間領域での時間分解分光実験を行う。
このステーションはその性格上汎用性を重視したe） 繰 り 返 し 周 波 数 ： S P r i n g - 8 の R F 周 波 数508.6Mhzの1/6（84.8MHz）であり、その信号に対して同期可能でジッターは3ps以下f） レーザー出力のタイミングの遅延時間：0〜
2ns以上の範囲で設定可能

測定チェンバーを用意している。干渉計からの平行g） ピコ秒パルスセレクター、ダブラー（3980-

光は放物面鏡により試料位置に集光される。効率よ3S-LTC）を有し、パルスセレクター出力繰り

く反射･吸収光を取り込むため、光は再び放物面鏡

返しは単発から4MHzまで可変可能

で平行光に戻され検出器系に送られる。

レーザーと放射光との同期実験は、（1）いわゆるポンプ−プローブ法、すなわちレーザ

試料室部分の特徴は以下の通り、

ーで励起された後の試料の状態をバンチ化された放射光でフラッシュ撮影していく方法a） 超高真空仕様b） アルミハニカム光学台（220×100mm 2）上に設置（ビームレベル120mm）c）

ICF203の六方ブロックで作られているので、実験目的別にフランジを交換可能（2）放射光を連続光源として扱い、パルス励起された後の試料の赤外スペクトルの時間変化を、検出器に時間ゲートをかけることにより検出する方法に分けることができる。（1）のポンプ−プローブ法
においては、時間分解能はパルス幅で決まる。ビーd） He冷凍機（岩谷クライオミニ［M310特型］）

ム輸送系での放射光パルス幅の拡がりを考慮に入を標準装備、最低到達温度5.5Kにて反射･吸収れ、約0.5nsecぐらいの時間分解能になると考えら測定可能れる。レーザーと放射光の時間遅延は、レーザーの尚、この測定チェンバーが干渉計の上流にも設置できるようなスペースも確保してある。

同期装置に付属している遅延回路、あるいは外付けの遅延回路により、電気的に行う。よってFT-IRの操作は通常のスキャンモードで行う。ただし波数分
解能はあまり高くできない。（可動鏡の移動距離が大きくなり、パルス到着時間の拡がりが大きくなるため。）（2）の測定モードでは、ボックスカー積分器を用いて、検出する信号の時間遅延と時間幅を決める。この方法では、（1）の方法が対象とするよりも遅い現象、すなわちmsec程度かそれよりも遅い現象を対象とする。
このTsunamiを使った同期実験で11µsec以下の現象を観察する場合は、等間隔406（=2436/6）バン
チ運転が（1バンチあたり最大0.25mA）最も望ましい運転となる。現在、これになるべく近い形でマル
チバンチ運転ができないか検討中である。

写真4-3

吸収反射分光ステーション

31 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

共用ビームライン

4-4．磁気光学ステーション

皆様方に感謝します。

このステーションは最高磁場14Tの超電導磁石を現状（99年10月10日）、やっと器ができた（装置

設置し、固体の赤外磁気光学効果の研究を行う。特がならんだ）ところで、これからいよいよ魂を入れに、微小な試料や磁区の電子状態を調べるため、顕る（実験に耐えられるような放射光ビームに調整す

微分光装置と組み合わせて、赤外磁気光学イメージる）作業がはじまるわけで、今後ともかわらぬご協

ング分光を行う。このステーションに関しては、現力をお願いする次第である。将来、X線用BLに負在設計・発注作業を行っている段階である。

けない大きな成果がこの赤外BLから次々と出ることを期待してやまない。

5．全体スケジュール

尚、利用実験に関する問い合わせは、現在のBL

10月中旬から放射光を使っての本格的な調整に入担当者であるJASRI森脇太郎の方にお願いしたい。

る予定である。第10サイクルで干渉計までの調整、
第11サイクル以降順次実験ステーションを立ち上げ

参考文献

るという予定を立てている。

［1］R. Lopez-Delgado and H. Szwarc : Opt.

本誌に掲載されているように、2000年4月からのCommun. 19（1976）286.

共同利用に向けての利用実験課題の募集が始まっている。
木村 洋昭 KIMURA Hiroaki

6．これから
建設が決まってから10ヶ月、BL41XUの下流の実
験ホールに設置された数々の装置と、収納部上部に向かってそびえる
これからが本番

やぐら&高輝度光科学研究センター 放射光研究所 ビームライン部門〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-0831 FAX：0791-58-0830
e-mail：kimura@spring8.or.jp

を見ると、 いよいよと身が引き締まる思いがする。

まずタイトな発注スケジュールの中、正月返上で仕様書を作って頂いた、赤外SGの諸先生方にお礼を申し上げます。又、この62本目のBL建設の為に協力し骨を折って頂いた多くのSPring-8スタッフの森脇 太郎 MORIWAKI Tarou&高輝度光科学研究センター 放射光研究所 利用促進部門〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-2750 FAX：0791-58-2752
e-mail：moriwaki@spring8.or.jp

SPring-8 User Experiment Report No.3 (1999A) が発行されました。入手ご希望のかたは、以下のSPring-8のホームページからお申し込み下さい。
［利用報告書申込票ページのURL］
http://www.spring8.or.jp/JAPANESE/user̲info/cgi-bin/ex̲repo̲appl.html
この冊子は、1998年11月から1999年6月までの利用期間（1999A）に行われた成果非専有（成果公開）利用研究課題の利用報告書（英文）をまとめたものです。共用ビームラインを利用した課題274件、および専用ビームラインを利用した課題33件の報告が掲載されています。
なお、以下のホームページに、この報告書をPDFで供給する予定です。
［文献情報（User Experiment Report）ページのURL］
http://www.spring8.or.jp/ENGLISH/user̲info/user̲ex̲repo/

SPring-8 利用者情報／1999年11月

32

PUBLIC BEAMLINE

チューナブルX線アンジュレータによる高輝度XAFS

工業技術院
電子基礎部
ローマ大学

電子技術総合研究所
大柳 宏之、李 哲虎
N. L. Saini㈱東レリサーチセンター
橋本 秀樹

財団法人高輝度光科学研究センター
放射光研究所石井 真史
大阪大学 基礎工学部
桑原 裕司、斉藤 彰
東京工業大学泉 康雄㈱島津製作所喜利 元貞、神野 正文、上野 良弘

1．はじめにップを分光器に同期して制御することにより、1次

X線吸収分光（XAFS）注1 は光電子をプローブと光および3次光を用いて5〜30keVのエネルギー範囲

して内殻励起の終状態効果から物質の電子状態や原において高エネルギー分解能のＸ線吸収スペクトル

子配列を調べるX線分光法である。手法の詳細と最を得ることができる。BL10XUステーションは高感

近の10年間の成果については解説［1］を参照された

度蛍光XAFSを目的として設計されたが、クライオ

い。1019/cm3以下の濃度領域の固体試料や1014/cm2

スタットに単結晶試料をマウントしたままで任意の以下の表面原子を対象とするXAFSには蛍光検出法

結晶軸に電場ベクトルを平行にすることができるたが用いられる。蛍光検出法では光源の輝度と検出器

め、偏光依存スペクトルの温度変化が容易に行える。

の効率がキーポイントである。そのため各国の放射検出器システムとしては高密度ピクセル検出器を開

光施設において挿入光源を半導体多素子検出器と組発したが、これについては現在、調整段階であるのみ合わせたXAFSの高感度化に関するR&Dが進め

で別の機会に譲り、本稿ではアンジュレータのギャ

られている。ESRF、APS、SPring-8等の第3世代蓄ップ制御等のXAFS装置の基本性能について述べ積リングでは低エミッタンス（<10nmrad）の恩恵る。

で硬Ｘ線領域をカバーするアンジュレータが広く使われるようになった。アンジュレータはウイグラー

2．高輝度XAFSに比べて格段に指向性が高くビームの平行性が高い

2-1．アンジュレータの特徴ので表面敏感な配置など高輝度ビームを必要とする

アンジュレータの特徴は、高輝度、平行性、コヒ

実験には恩恵が大きい ［2］。SPring-8では共同利用

ーレンスにすぐれていることの他、偏光性が容易に

ビームラインの一部を全国の研究者がワーキンググ

制御できることである。特に偏光制御は磁気円二色ループを組織して建設しているが、ここで紹介する性（XMCD, X-ray magnetic circular dichroism）

BL10XUには本稿の共著者を中心に組織された高輝に有利な性質で、一足先にアンジュレータによる研度XAFSグループが設計・製作を担当した蛍光究が開始されたESRFを中心に活発な研究が行われ

XAFS測定装置が設置されている。立ち上げ作業はている。平行性のよいビームが得られることは高分

1997年12月から1998年10月までの約1年間をかけて解能光学系にはうってつけであるが、反面、エネル行われた。標準型アンジュレータ（U32V）のギャ

ギーバンド巾が狭く、一般にはXAFS（特に吸収端から約50eVの領域にみられる鋭い構造は、XANES（X-ray Absorption Near Edge Structure）と呼ばれ、広いエネルギー範囲にわたりゆっくりと振動するEXAFS（Extended X-ray Absorption Fine Structure）と区別される。
注133 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

共用ビームライン

EXAFS）では光源強度がピークを離れると強度がこのアンジュレータの磁石列のギャップを変化さ激減しそのままではスペクトル測定ができない。

せた場合のスペクトルをFig. 1に示す［3］。この結果

EXAFSスペクトルを測定するには頻繁に1keVからギャップを制御してスペクトル中心を分光器と程度の範囲に渡りエネルギー走査を行う。さらに吸同期して走査すれば1次光と3次光を組み合わせるこ

収端を選ぶ際には、より広いエネルギー範囲で中心とにより、目的のエネルギー領域（5〜30keV）をのエネルギーを変える必要がある。CaからInまで供給できることがわかる。K値 注2 は磁場の強さでの元素のK吸収端をカバーするためには、最大で決まる光源の性質を決める重要なパラメーターでギ

24keVもの範囲をカバーしなければならない。アン

ャップを小さくすればK値も減少しスペクトルは高ジュレータのエネルギーは磁場の強さと周期によっ

エネルギー側へシフトする。この図には3つの異なて決まるため一定の周期の磁石列では磁石間隙（ギるK値に対するスペクトルを重ねて示したが、連続ャップ）を変化させることによりピーク位置を移動的に変化させたときのピーク値の描くスペクトルをすることができる。これをアンジュレータのギャッ

示 し た の が Fig. 2で あ る 。 比 較 の た め Photon

プチューニングと呼ぶ。これによりピーク位置を制Factoryの放射光、ウイグラー光、および7GeVの第御し基本波長（1次光）と高次光（3次光）を使って3世代リングであるAPSの標準的なアンジュレータ

硬Ｘ線領域（5〜30keV）の領域を連続的につなげの場合を示してある。輝度（brilliance）についてはることができる［3］。

Photon Factoryのウイグラー光と比べて5桁、APS

K=γ Ψ0=eＨ0λu/2πmc2=0.934B0(T)λu(cm)、ここで、Ψ0、B0(T)、λuは電子軌道の最大曲げ角、最大磁束密度、磁場周期長である。γ＝{2(1/β−1)}−1/2は電子のローレンツ因子、Ｈ0は最強磁場である。
注2

Fig. 1SPring-8アンジュレータ（U32V）の輝度分布のK値依存性Fig. 2SPring-8アンジュレータ（U32V）のK値を変化させたときのピーク輝度の変化

Fig. 3SPring-8のBL10XUの光学系
SPring-8 利用者情報／1999年11月

34

PUBLIC BEAMLINEのアンジュレータと比べても1桁高い。このことは解能が悪くなる恐れがあったが実際にエネルギー分

一方で熱負荷では逆に不利となる。ウイグラーに比解能を見積もると9keV付近で1.5eVとなりPhoton

べてパワー密度が実に200倍にも達している。

Factoryの場合よりむしろ向上している。幾何学的な分解能は発散が小さいこともあり全体のエネルギ

2-2．アンジュレータビームラインの光学系

ー分解能にはあまり寄与しないが、結晶の回折曲線

アンジュレータはビームの平行性が高いので高輝に左右される。したがって将来的にはシリコンの熱度ビームが簡単な平行ビーム光学系で実現できる。

膨張係数が零となる温度で用いる低温冷却法やよりビーム発散の大きい第2世代放射光では広がったビ

熱交換効率のよい結晶冷却法の開発が必要である。

ームを収束するのにミラーや湾曲結晶などの光学素Fig. 4には光線追跡により得られたアンジュレー

子が用いられるが、平行ビームではその必要がなく

タ軸上放射に対する位相図（X方向）、位相図（Y方

したがって光学系はいたって簡素である。SPring-8のアンジュ
レータビームラインBL10XUの光学系（Fig. 3）は2結晶分光器と可変臨界角平行ミラー（2枚）からなる。1次光と3次光にSi（111）を用い2結晶分光器のブラッグ角走査と磁石列のギャ
ップ調整の同期をとることにより、広いエネルギー領域で高輝度の単色ビームを得ることができる。この方法ではギャップを制御する速度をあまり大きくとれないので高速のエネルギース
キャンには向かないが、最も基本的なアプローチである。
光学素子の設計においてはアンジュレータの熱負荷（パワー密度）が最大の問題である。結晶表面の熱負荷を低減するた
め、ビームの縦横方向に照射面を広げる回転傾斜配置（Rotatedinclined geometry）［4］が用いられる。この方法ではパワー密Fig. 4SPring-8のBL10XUの光線追跡による位相図（上）とスポット図（下）度を直入射の1/57にまで下げられるため、ピンポストクーリン
グなどシリコン結晶の直接水冷技術により最大パワーの1/5である20mAの運転条件では熱負荷の深刻な問題はない。光線追跡を行うと回転傾斜配置では、
非対称反射の2結晶分光器（＋,−配置）となるため結晶の回折曲線が従来の約2倍となる結果であったが、エネルギー分

Fig. 5SPring-8のBL10XUの光線追跡によるビームプロファイル

35 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

共用ビームライン向）、スポットを示した。計算は8keVＸ線について

徐々に減少する。一定の強度になったところでギャのものである。位相図からX方向は発散ビームになップ値を増やしてアンジュレータピークを低エネルっていることがわかる。位相図の傾きから仮想物面

ギーへシフトさせると強度はb-cに沿って急激に増の位置を計算するとＸ方向は光源上方へ8m地点で大する。この過程を繰り返し行うと鋸の歯状に強度あるが、Y方向はアンジュレータの中心位置で近似の変動が周期的に起こる。このため入射ビーム強度できる。Fig. 5には光源から試料位置までの距離をはなめらかではないが一定の範囲内に変動を限定す52mから58mまで変化させた時のスポット図を比較ることができる。アンジュレータギャップの変更をしたものであるが、この範囲でほとんど一定したビ

自動的に分光器とギャップを設定する制御ソフトをームサイズであることがわかる。

開発した。

2-3．アンジュレータチューニングの実際から割り出すことになる。ここでブラッグ角θB=4制御のタイミングおよび方向と移動量はこの曲線
アンジュレータスキャンについてさらに考察して〜7度の高エネルギー領域をH-mode、7〜21.5度のみる。周期長λu=3.2cm、磁極数140のSPring-8の低エネルギー領域をL-modeと呼びそれぞれ3次と1

標準的なアンジュレータを考える。Fig. 6にアンジ

次光でカバーすることにした。これらの切り替えはュレータスペクトルおよび分光器のアクセプタンス

ブラッグ角で自動的に判断して切り替えるため、分を模式的に示した。ギャップ値を固定して分光器を光器を操作するユーザーは意識しなくてよい。ただ

低エネルギー側へ走査すると強度はa-bのようにし実際にはミラーのカットオフエネルギーを境にしてそれよりも高エネルギー領域に対してはミラーを光学系からはずす必要があるのでH-mode、L-modeの切り替えはミラーの出し入れにも対応するように選んである。
アンジュレータ制御でキーパラメーターは分光器のブラッグ角のみである。移動角度とモード切替の角度（7度）の大小関係を判断してギャップの移動量を計算する。この時の計算は多項式が使われるがそれらの係数をモードに対応して与える。次にギャ
ップ移動量は移動する境界値と比べられて、その値より大きければギャップを制御するが、それ以下であればストアされて次回の分と足しあわせる。この操作によって細かい移動を繰り返し行った場合、ス

Fig. 6 アンジュレータのギャップチューニングと分光器の制御

Fig. 7

トアされた移動量の合計が境界値を越えた時にのみ移動を行う。ここで境界値を設定するためにはいく

蛍光XAFS測定装置の模式図（左）および側面図（右）SPring-8 利用者情報／1999年11月

36

PUBLIC BEAMLINE

つか方法が考えられる。

から離れた場合の強度変化をプロファイルから予測

例えば実際のビーム強度をモニターしていてある

して、移動を行う方法である。我々は分光器の走査強度を下回ったらギャップ移動を行う方法やピークを特定のエネルギー領域で繰り返し行う分光実験に

（a）

（b）

Fig. 8蛍光XAFS測定装置、装置全景（a）とクライオスタット付近（b）

Fig. 9蛍光XAFS測定装置のデータ収集システムのブロック図

37 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

共用ビームライン

おいては、その都度、判定条件の変化する前者より（2）2θ軸：透過ビーム用イオンチェンバー（定在も常に一定のブラッグ角でギャップ制御がはいる後

波では反射ビームモニターとなる）

者が有利であると判断して後者を採用した。ただし（3）χ軸：試料の傾き（偏光に対するふたつの配置

プロファイルをギャップ値に対して計算を行うのは（縦偏光、横偏光）以外も任意の角度に設定可

煩雑であるので、ギャップ値とピークの幅の関係を能）求め簡単な関数で近似して、エネルギー値で補間し（4）X軸：架台の水平方向のトランスレーションて用いることにした。実際には分光器やギャップ値（5）Z軸：架台の垂直方向のトランスレーションの制御はビームラインのワークステーションにコマンドを送出することによって行うため、これらを制御した後にステータスの確認作業を行っている。

これらはマニュアルでステップモーターコントロ
ーラから制御できる。
Fig. 8に実験装置全体（a）およびχ軸にマウント

3．実験装置されたクライオスタット（b）の写真を示した。
（a）

ここでは実験装置について簡単に説明する。

は実験ハッチの下流から向かって右側から装置を眺

XAFS用ゴニオメーターの模式図と平面図をFig. 7

めた写真で左手にのびるビームパイプは下流側にビに示す。試料のオリエンテーションをクライオスタ

ームを供給するためのものである。装置の左手にみットに保ったまま高精度に制御できるように従来のえる液体窒素デュワーは蛍光Ｘ線計測のための半導XAFS装置とは異なり精密ゴニオメーターにクライ

体検出器のものである。（b）は上流側右手から撮

オスタットをマウントした。各軸の名称と自由度を影した装置の中心付近で、クライオスタット（偏光次に示す。

面が試料表面に垂直になるような配置をとっている）に入射するビームの強度は入射ビームモニター（1）ω軸：試料の回転（4軸回折計でいうところのø） （イオンチェンバー）で計測される。計測システムの構成をFig. 9に示す。制御ソフトはＣ言語により記述されており、Linux 2.0.30上で動作する。半導体検出器については説明を省くが、ゲルマニウム
100ピクセルアレイ検出器［5］を用いて100チャネル
データの同時計測により高感度の蛍光XAFSが可能になる。検出器の開発は終了し基本的な性能（エネルギー分解能は5.9keVで212eV）を満足していることが確かめられたが、今回のアンジュレータスキャンの評価は透過法によって行われた［6］。
4．結果
Fig. 10aに各モードでの実測のピークエネルギーと公表されている計算値との差を示す。わずかながら実測のピーク値はずれており、計算値に対する多項式フィットでは正確なピークチューニングはできないことがわかる。実測値と計算値のずれをプロットしたのがFig. 10bである。この図からおおむね±
0.2mmの範囲におさまるが１次光の高エネルギーのSi（111）を用いたときの分光器ブラッグ角

限界付近ではずれが大きい。このため実際の制御でに対するアンジュレータのギャップ値計算値およは実測値を多項式で近似して制御を行うことにし

び実測値

た。

Fig. 10aSi（111）を用いたときの分光器ブラッグ角アンジュレータスキャンの評価は透過法で行い、に対するアンジュレータのギャップ値計算値と実標準試料である銅フォイル、粉末標準試料として測値の差Cu2O、CuOを用いCu K吸収端（9kev）で、高エネ

Fig. 10b

SPring-8 利用者情報／1999年11月

38PUBLIC BEAMLINE

ルギー領域での評価はPrRu4P12 粉末を用いRu K吸

FactoryにおけるSi（111）のデータより高く、むし

収端（22.1keV）で行った。透過法によるＸ線吸収

ろ回折曲線の幅が少ないSi（311）を使用した場合

スペクトル測定では入射ビーム強度i0、透過ビームに近い（9keV付近で1.5eV程度と見積もられる）。i0

強度iをイオンチェンバーにより測定しln（i0 /i）ののピーク強度にはチューニングにより周期的に階段エネルギー依存性を得る。今回の評価実験では入射状の強度変化がみられる。階段状の強度変化はギャ

ビームと透過ビームのイオンチェンバーには窒素ガ

ップ制御の境界値を変更することにより、必要ならス、アルゴンガスを使用した。通常は分光器の送りスキャンにかかる時間を犠牲にすればさらに滑らか

方向はエネルギーで高い方向すなわちブラッグ角でな変化にすることが容易にできる。

低角方向にとるのが普通である。しかし機械的な安Fig. 12に60K付近に金属非金属転移を示すことで定性は重力に逆らう高角送りの方が安定であるた

興味を持たれているPrRu 4P 12粉末のRu K-EXAFS

め、高角側を順方向として低角方向の場合にバックおよび i0を示す［7］。チューニングによりi0 には周期ラッシュを除去している。このことはアンジュレー

的に階段状の強度変化が観測されるが強度変化に対タのピークチューニングに対しても都合がよい。す応する場所には異常はみられない。このことはチュ

なわち分光器の高角側への送りでは非対称なピーク

ーニングによる入射ビーム強度の変動はビームモニの傾きがゆるやかな方向の変化となり、急激な強度

ターの規格化により完全にキャンセルされているこ

変化をさけることができる。分光器の主軸送りにはとを意味する。

タイムラグがあるが、停止後のビーム安定性は極めて良好であった。

アンジュレータを光源としたXAFSの本領が発揮されるのは輝度が重要な場合であるが、典型的な応Fig. 11にNd2CuO3.85F0.15 のCu K-XANES領域のス

用分野は表面敏感XAFSのようにビーム幅が制限さ

キャン結果を示す。この領域では i0 のピークは一回れる分野である。実際に微少角入射条件では試料のだけはいりチューニングにより段差を生じるが、そ寸法によって有効に利用できる幅は、全反射条件での他は滑らかな変化を示す。この図から明らかなよは50ミクロン程度であるから、収束しなければ数10

うにXANES領域ではギャップ固定でも測定が充分分の1のしか利用できない。他にも微結晶、極端条可能である。透過スペクトルにはCuO2面のXANES

件下での実験や粒界などを対象とする場合、高輝度の特徴的な構造（1s->4p遷移の鋭い吸収など）がよ

ビームの必要性が高い。一方、試料の面積が充分とく現れておりエネルギー分解能の高いデータが得られる場合にはフラックスに依存することになりメリれていることを示す。エネルギー分解能はPhoton

ットはそれほど顕著ではない。

Fig. 11

Fig. 12

Nd2CuO3.85F0.15のCu K-XANESスペクトルおよび入射ビーム強度
39 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

PrRu4P12のEXAFSスペクトルおよび入射ビー

ム強度共用ビームライン

5．まとめ
今回のアンジュレータスキャンによるXAFS測定

参考文献［1］大柳宏之：X-Ray Absorption Fine Structure,の結果は以下のとおりである。

Application of Synchrotron Radiation to（1）SPring-8 アンジュレータのギャップを制御しMaterial Analysis ed. by H. Saisho and Y.

てXAFSスペクトルを透過モードで測定し、SiGoshi, 1996 Elsevier Scioence B.V.

（111）分光結晶を用いて高エネルギー分解能のＸ［2］大柳宏之：挿入光源と第三世代XAFS−高輝度

線吸収スペクトルを測定できることを確認した。

光源による新しい展開−電子技術総合研究所彙

これまでの放射光ではSi（311）分光結晶で可能

報第8号（1997）別冊、p.385-394.

であったエネルギー分解能をSi（111）で実現することができた。

［3］北村英男：SPring-8光源パラメーター（1994）より抜粋（2）2結晶分光器およびアンジュレータの制御に成［4］Y. Kashihara, H. Yamazaki, K. Tamasaku and功し、ピークを適時チューニングしながら通常の

T. Ishikawa : Position of exit X-rays from

放射光と同等の感覚で高輝度ビームによるＸ線吸

rotated-inclined

収スペクトル測定が可能となった。

monochromators, J. of Synchrotron Radiation,

今回の実験でアンジュレータのピークを分光器の5（1998）679-684.

double-crystal

走査に対応してシフトさせることにより、最大輝度［5］H. Oyanagi, M. Ishii, C.H. Lee, N.L. Saini, Y.

の約80%以内に保つことができた。そのような条件

Kuwahara, A. Saito, Y. Izumi and H.

においては入射ビーム強度を正確にモニターして規Hashimoto : Rapid & Sensitive XAFS Using

格化すれば通常の放射光と感覚的には大差ない実験

Tunable X-Ray Undulator, J. of Synchrotronが可能である。一方、入射ビーム強度のさらに変化

Radiation （1999）in press.

を小さくすることもギャップ制御のパラメーターを［6］李その場で容易に変更できる。アンジュレータ制御のPrRu4P12のXAFS、日本物理学会1998年秋［7］電総研ニュース（第589号）ゲルマニウム100ピ手法が確立したことで、アンジュレータスキャン
XAFSは今後、蛍光計測システムの整備を経て応用

哲虎、大柳宏之、関根ちひろ、城谷一民：

クセルアレイ検出器の開発に成功

研究フェーズにはいる。
今後の予定としてはゲルマニウム100ピクセルア
レイ検出器を設置して蛍光検出モードでのアンジュ
レータスキャンによるXAFS測定がある。計測シス
テムの要であるデジタル信号処理システムの整備も終わり、各ピクセルからのデータを同時に計測するためのソフトウエアの完成をまって総合評価を行う。アンジュレータスキャン蛍光XAFSは感度、時間分解能、試料上の空間分解能、エネルギー分解能
において質的な変革をもたらすであろう。これによってこれまで手の届かなかった新しい研究領域や測大柳 宏之 OYANAGI Hiroyuki
工業技術院 電子技術総合研究所 電子基礎部〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-4
TEL：0298-54-5394 FAX：0298-54-5085
e-mail：oyanagi@etl.go.jp&高輝度光科学研究センター
放射光研究所 実験部門生物学・化学研究グループ〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1丁目1番1号
TEL：0791-58-0908 FAX：0791-58-0830
e-mail：yagi@spring8.or.jp

定技術が開拓されるものと期待される。

SPring-8 利用者情報／1999年11月

40

PUBLIC BEAMLINE

SPring-8ビームライン実験ステーション高度化・整備−報告と公募−
財団法人高輝度光科学研究センター
放射光研究所 利用促進部門長
植木 龍夫

1．はじめに

2．平成11年度上半期の計画

平成10年度からSPring-8ビームライン実験ステー

平成11年度上半期の実験ステーション高度化・整ション高度化および整備ついては、本誌に公募を行備については、SPring-8利用者情報において計画提い委員会によってヒアリングと選定を行ってきた。

案を公募した。その結果以下の4件の応募があった

この高度化・整備は、平成9年度までに建設されたが、6月25日の委員会（ヒアリング）によって共用ビームラインについては、供用を始めるにあた

BL27SU（提案者：京都教育大学

り必要最小限のものであったとの認識から行われた

教育学部

伊吹紀男ほか3名）

ものである。

「BL27SU・反応性気体試料の供給及び処理設備」を採用することとした。

平成11年度下半期 ビームライン実験ステーション高度化、整備計画提案のお願い
平成11年度上半期に引き続きビームライン、実験ステーション機器の高度化・整備を継続的に行うこととなっています。ご利用中のビームライン、実験ステーションについて、その高度化もしくは整備について提案をお願いいたします。提案は下記の要領でお願いいたします。なお、高度化もしくは整備は、提案をJASRI内の「実験ステーション機器整備委員会」による書類審査とヒアリングを通して実施に移すこととなります。
記
1．提案書の形式は自由ですが下記の項目を含むこと。
・提案者氏名、所属
・高度化計画もしくは整備する機器、装置の名称
・高度化や整備によって推進される利用研究の目的などの概要
・仕様（できるだけ詳細に）、概略図、カタログなど
・予想される概算費用（提案はA4数枚程度）
2．締め切り：11月25日(木)必着

3．ビームライン担当者と相談のうえ、ビームライン担当者が提出。
4．提出先：JASRI利用促進部門

植木龍夫

なお、下半期の計画は、3月末日までに機器が検収されることが求められます。したがって、委員会の決定、発注から納入まで短い時間内に行われることは重要であることを付記します。
以上

41 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

最近の研究から高エネルギーXAFSによる硬質磁性材料Sm2Fe17Nxの研究

静岡理工科大学 物質科学科
笠谷 祐史

Abstract
High energy XAFS studies of Sm : K-edge in Sm2Fe17Nx with x=0.0, 0.5, 1.07, 1.55, 1.85, 2.04 and 3.0 were carriedout at room temperature. In the XANES region, we firstly found the change of the shape near the absorption edge
jump. It was considered that this change was due to the change of the Sm electron state by nitriding. In the results of
the Fourier transformation of the XAFS oscillations, it was supposed that the local structure of Sm atom also changedby nitriding.

1．はじめに結晶構造に関しては中性子線回折により、窒素導Sm2Fe17N3は、1990年にCoeyとSun［1］により磁気入していないNd2Fe17が粉末法により行われている

特性が報告された比較的新しい硬質磁性材料であ［3］。また窒素導入したものに関しては、X線粉末法

る。希土類元素であるSmと鉄の合金に、第三成分に よ る 構 造 解 析 が 行 わ れ て い る［ 4 ］。 そ の 結 果 、としての窒素原子を導入した化合物であり、この化

Sm2Fe17Nxは、Th2Zn17構造（菱面体晶系：空間群

学組成からNd-Fe-B系と類似のように思われる。事R3̄ m）であり、N原子は9eサイトに存在することを実、Sm 2 Fe 17 N 3 の飽和磁化はM s =1.54Tであり、明らかにしている。しかし、窒素導入した中間相をNd 2Fe 14BのM s=1.60Tとほぼ同じ値である。一方、含むSm2Fe17N（0≤x≤3）化合物に関する構造解析はx

Nd2Fe14Bのキュリー温度はTc=588Kであるのに対いまだ行われていない。

し、Sm2Fe17N3はTc=752Kと高温側に存在すること、一方、窒素原子の導入により、単位格子の体積は一軸性磁気異方性がSm2Fe17N3ではμ0Ha=26Tと、およそ7%増加しているにもかかわらず、Fe-Fe間距

Nd2Fe14Bのμ0Ha=7Tに比べて三倍以上であること

離に関して上記の結晶構造モデルから計算すると、から、Nd 2Fe 14Bに変わる新しい磁石材料として工

窒素原子導入前後で距離が延びるものもあるが、逆業的にも注目されている。

に窒素原子に押されて短くなるものもあり、ほとん

Sm2Fe17N（0≤x≤3）の磁気特性は、第三成分であxる窒素原子の導入量に依存し、格子定数、単位格子

どのサイトで距離的に変化していない可能性が示唆されている。

の体積、キュリー温度及び窒素原子の導入量xの間

EXAFSによる局所構造に関する研究は、FeのKにほぼ線形の比例関係が存在することが、最近明ら

吸収端及びSmの L 2 ， L 3 吸収端で行われている［5］。

かになった［2］。このことより、窒素原子の導入が結

その結果、SmのL3吸収端のXANESスペクトルでは、晶格子を膨張させ、Fe-Fe間距離を広げることによ

Sm原子の電子状態に関しての窒素原子導入によるり磁気モーメントを増加させ、さらには状態密度の変化は観測されていない。一方、Fe原子に関して

低エネルギー部分に窒素原子の2p電子による新たは、窒素原子の導入により電子状態はα-Feとなバンドを導入させ、フェルミレベル付近のバンド

Sm2Fe17の中間状態を取っており、いくらかの電荷構造を大きく変えることで、磁化及びキュリー温度

移動がFe原子とN原子の間に起こっていることが報を向上させると考えられている［3］。一方Sm原子に告されている。また、SmのL3吸収端のEXAFS解析

対しては、窒素原子の導入が4f電子の結晶場を面内より、N原子は9eサイトに存在すると報告している。

の異方性から一軸の異方性へと、異方性を向上さす

しかしながら、粉末X線構造解析の結果から計算しように働くとされている。

たところ、Sm原子に近接する3つのサイト（18f、SPring-8 利用者情報／1999年11月

42FROM LATEST RESEARCH

6c、18h）に存在するFe原子とのSm-Fe原子間距離より、窒素導入によるSm原子周りの局所構造の解の差は0.02Å以内であり、上記3つの吸収端が数百

析を中間相を含むSm2Fe17N（0≤x≤3）で行い、磁気xeV以内に存在していることを考慮すると、解析は特性に及ぼす窒素原子の効果を明らかにすることと非常に困難と思われる。

した。

一方、Sm：K吸収端（46.834keV）を利用した高エネルギーXAFSの場合、この化合物では残りの元

2．実験

素がFe原子とN原子であるため、吸収端の邪魔をす測定した試料は窒素濃度x=0.0、0.5、1.07、1.55、る元素がほかに存在しない。従来の L 吸収端での1.85、2.04、3.0の7種類である。これらの試料は、XAFS測定では、精密な解析に耐える透過法の良質

静岡理工科大学・小林久理真研究室より頂いた。窒なスペクトルを得る為には、膜厚の薄い均一な試料

素濃度xの値は、窒化処理の前後での試料の質量差を準備することが困難な場合が多かった。高エネル

より求めた値である。粉末X線回折による予備測定

ギー領域では、X線の透過能が大きく、比較的厚いの結果、x=0.0と3.0の試料に対し、残りのx=0.5、試料でよいので均一な試料の準備が非常に楽であ

1.07、1.55、1.85、2.04の試料は若干結晶性が良くなる。今回も、試料厚みは0.25mmであった為、測定かった。

試料準備が非常に容易であった。もちろん、内殻空測定は、SPring-8のBL01B1で室温透過法にて行孔の励起寿命の効果によりXAFSシグナルが鈍ってった。試料の厚みは0.25mmであり、試料が非常にしまう恐れは十分考えられるが、高エネルギー

サラサラしている為、バインダーとしてBNを混ぜ、

XAFSにはそれを補うに十分な魅力があると思われプレス機で錠剤状にした。モノクロはSi（511）を使る。幸い、SPring-8ではBL01B1が早くからXAFS

用した。用いたイオンチャンバーの長さ及び検出ガ専用の共同利用ビームラインとして立ち上がっておスは、I0：17cm、Ar（50%）＋Kr（50%）、I：31cm、り、このビームラインでは50keV付近の高エネルギ

Kr（100%）である。

ーX線が定常的に使用できる。そこで、Sm：K吸収端（46.834keV）を利用した高エネルギーXAFSに

3．結果と考察得られたスペクトルをFig. 1に示す。図では見やすくする為、若干横軸をずらしている。高エネルギ
ーX線領域による内殻励起寿命を反映して、立ち上がりがダラダラしているが全ての試料で良好なスペクトルが測定できた。Fig. 2にはx=3.0のXAFSシグ
ナルを示しておいた。波数 k =14Å−1まで、明瞭な
XAFSシグナルが現れていることが分かる。なお、

Fig.1 Observed XAFS spectra of Sm 2 Fe 17 N x(x=0.0, 0.5, 1.07, 1.55, 1.85, 2.04, 3.0). Originof each spectra was shifted.
43 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

Fig.2

XAFS oscillation χ(k) of Sm2Fe17N3

最近の研究から窒素原子の導入によるケミカルシフトは、今回の分

ペクトルの結果から類推される。従って導入された解能の範囲では観測されなかった。最近、江村ら［6］

窒素原子はSm原子に対し、やはり影響を与えていはセレニウム化合物のK吸収端付近のX線吸収スペたことが明らかになった。このことは、L吸収端でクトルのエネルギー微分値を取ることにより、化合は観測されておらず、今回のSm： K 吸収端の高エ物（酸素、窒素、炭素）の違いによる明確なケミカ

ネルギーXAFSで初めて明らかになったことであルシフトを観測している。我々も、Fig. 1の吸収端る。

付近のエネルギー微分値を求めたが、窒素の導入量

最後に、今回測定したXAFSスペクトルをフーリ

に対しまったく変化が認められなかった。このこと

エ変換したものをFig. 4に示す。点線で示したピー

は、Sm2Fe17N（0≤x≤3）化合物においては、窒素原
xクがFe原子に対応していると思われる。位相補正子の導入によりSmイオンに荷数の変動は起こらなを行っていない為、横軸の値は実際の値から大きく

いか、もしくは非常にわずかな変化であり、少なくずれているが、Fe原子と思われる第1ピークの位置

とも1電子単位ではないことを示唆している。

が、x=3.0で若干伸びている以外は、ほとんど窒素

次に、XANESスペクトルの立ち上がり近傍の拡の導入量に依存していないように見える。このこと

大図をFig. 3にて示す。窒素を導入していないx=0

は、はじめに述べた結晶構造からの計算と一致しての試料では、図中の矢印で示すあたりに明瞭な構造いるように思える。しかし、XAFSスペクトルを抽が現れている。この構造は、窒素原子の導入量の増

出して比べてみると、XAFSスペクトルの振動周期

加とともに変化していることが分かる。x=0で見らが僅かずつではあるが、窒素の導入量の増加とともれるこの構造は、1sから6pへの遷移に対応しているに短くなっていることが確認され、格子が僅かながことが、Capehartら［5］のFe：K吸収端のXANESス

ら膨張していると考えられる。むしろ、Fig. 4で第1

Fig.3

Fig.4

Extensions of the absorption edge jump. The

structure indicated by arrow changes by nitriding.

Fourier transfers of XAFS oscillation of

Sm2Fe17Nx (x=0.0, 0.5, 1.07, 1.55, 1.85, 2.04, 3.0).

SPring-8 利用者情報／1999年11月

44FROM LATEST RESEARCH

ピークの内側が、窒素の導入量の増加とともに膨ら

参考文献

んできていることが、Sm原子周りの局所構造を複［1］J. M. D. Coey and H. Sun : J. Magn. Magn.

雑なものにしていると考えられるが、具体的にどのMat., 87, L251（1990）

ような構造変化を反映しているのかは、現時点では［2］K. Kobayashi : Proc. 13th Int. Workshop on

分かっていない。少なくともSm原子周りの3つのサ

RE Magnets and their Applications P.717

イト（18f、6c、18h）のFe原子との距離が、窒素［3］S. S. Jaswal, W. B. Yelon, G. C. Hadjipanayis,の導入により変化していることが想像されるのみで

Y. Z. Wang and D. J. Sellmyer : Phys. Rev.

ある。

Lett. 67, 644（1991）

高エネルギーXAFSの解析には、西畑が述べているように［7］、内殻励起寿命やエネルギーの原点であ［4］C. J. Yang , W. Y. Lee and H. S. Shin : J. Appl.
Phys. 74, 6824（1993）

るE0の決定方法（現時点では単純に吸収端の変曲点［5] T. W. Capehart, R. K. Mishra and F. E.

としているが）等の問題があり、現在試行錯誤中でPinkerton : Appl. Phys. Lett., 58, 1395（1991）ある。一方、低温実験は温度因子の寄与を大きく減少させることが出来る為、内殻励起寿命の問題もか［6］中川貴、北氏義康、山本孝夫、桂正弘、江村修一：第2回XAFS討論会 2P09（1999）

なり軽減されそうであることが、西畑［8］により報［7］西畑保雄：放射光学会誌

告されており、我々は12月に低温での測定を予定し［8］Y . N i s h i h a t a , S . E m u r a , H . M a e d a , Y .

ている。

第11巻 38（1998）

Kubozono, T. Tanaka, I. Watanabe, M.
Takahashi, H. Kimura, J. Mizuki, T. Emoto,

4．まとめ
今回、我々が行ったSm2Fe17N（0≤x≤3）のSm：x

T. Uruga and H. Kasatani : SPring-8 User
Experiment Report No2,（1998A）9（1999）

K吸収端での高エネルギーXAFSの結果について紹介した。やはり、Sm2Fe17N（0≤x≤3）化合物は窒素xの導入によりSm原子の電子状態もFe原子同様影響されることが確認できた。希土類元素のXAFS測定
は、今までL吸収端を使って行われてきたが、SPring-8等の第三世代の大型放射光施設においては

K吸収端を使った高エネルギーXAFSによる測定が比較的容易に行える。 L 吸収端での測定に比べて、K吸収端では試料準備が比較的容易であること、試料周りに関しても低エネルギー程気を使わなくてよい事、そしてやはりK吸収端でなくては見えないものがあること等、利点は多く今後増加するものと思われる。
本研究は、静岡理工科大学の小林久利真、横山克
巳、大村正志、関西学院大学理学部の寺内暉、八木健一郎、JASRIの西畑保雄らとの共同研究である。
また、本研究は課題番号1998A0217-NX-np及び1999A0300-CX-npで行ったものである。

45 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

笠谷 祐史 KASATANI Hirofumi
静岡理工科大学 物質科学科〒437-8555 静岡県袋井市豊沢2200-2
TEL：0538-45-0111（内線472）
FAX：0538-45-0110
e-mail：kasatani@ms.sist.ac.jp
略歴：1989年 広島大学大学院 理学研
究科博士課程後期 修了
1995年 静岡理工科大学 物質科学科 講師

研究会等報告

XRM99に出席して財団法人高輝度光科学研究センター
放射光研究所 実験部門
淡路 晃弘
XRM99（International Conference on X-ray
Microscopy, U.C.Berkeley, 1-6 August 1999）に出席したので、感想を少し述べてみたいと思う。
21世紀は、医療、環境、エネルギー問題など様々な困難をさらに迎えることになる。X線顕微鏡はその中でも特に医療分野の問題解決に貢献できる。私は、昨年まで透過電子顕微鏡の分野で研究を行ってきたが、会議では、様々なタイプのX線顕微鏡を見ることが出来た。
透過電子顕微鏡で試料を観察する場合、その試料は薄片に切り取られ、真空中で脱水され、さらに電子ビームで焼かれる。とても生物など生きていられない。しかも試料は対物レンズの強磁場にさらされるので、生物のみならず非生物試料であっても必ずしも本当の自然現象を観察しているとは言いにくい面がある。しかしながら、実空間で1Å程度の優れた分解能を持ち、結像型エネルギーフィルターで材
料内原子の種類を区別し、直接観察できるのは、透過型原子直視分析電子顕微鏡しかない。この点、X線顕微鏡は、光源、光学素子、結像光学系、及び検出器など現在、発展途上の段階にあるが、既に電子顕微鏡では出来ない優れた研究成果が数多く出始めている。
結像型透過軟X線顕微鏡では、Condenser Zone
PlateとObjective Zone Plateをタンデムにならべて、既に20nm程度の空間分解能を達成している。
ただ、軟X線は空気による吸収があるので、試料を真空あるいはHe中に封入する傾向がある。透過電子顕微鏡でも、通常は試料は真空中で観察されるが、試料を反応ガス中に封入して、例えば試料加熱を行いながら、試料表面原子とガス原子との化学反応を直接観察できるようなステージも普及している。昔の人は、戦後物が無かったせいもあるがガス反応装
置どころか電子回折装置や電子顕微鏡まで、高射砲の薬莢（やっきょう）や廃品を利用して手作りしていたのだから、そのパワーを若い世代の我々は忘れてはなるまい。仁科芳雄先生がサイクロトロンにかけた情熱を忘れてはならない。
また、発表講演の中で特に装置開発で面白いと思ったのは、BESSY 2でNiemannらがアンジュレー
タ光を、磁気浮上させた回転ミラーで反射してCondenser Zone Plateのゾーン全体にミラーを回転しながら照明する方法で、アイデアとしては良く考えられていると思った。Dr. Niemannに「アイデアは、interestingだ！」と言ったら、なぜか本人も笑っていた。Radiation Damageについては、試料を瞬間凍結し、損傷を軽減する方法が採られていた。
結像型透過軟X線顕微鏡は、クライオ透過電子顕微鏡とよく似ている。
結像型透過硬X線顕微鏡は、軟X線に比べて波長が短いため、mmからcmオーダーの厚い試料や生体のその場観察が可能となる。これは、超高圧電子顕微鏡には無い魅力といえる。会議の流れとしても、そろそろinstrumentationで成熟期を迎えつつある
軟X線顕微鏡から硬X線顕微鏡に徐々にシフトしているように思われた。現在、結像型透過硬X線顕微鏡はsub-μm程度の空間分解能だが、将来さらに分解能が向上した場合、Zone Plateは回折効率の点で、拡大結像のために何枚も用いるわけにはいかないので、中長尺ビームラインが必要不可欠であることを再認識した。
結像光学素子としては、Zone Plateの他にも、空気の泡を直線状にならべたバブル型屈折レンズや、アルミ板に放物面のくぼみをつけた屈折レンズも提案されているが、現在のところどの素子も一長一短が有り、一概にどれがよいとは言えない。しかしながら、Zone Plateは、軟X線では既に実用化に成功した実績があるので、硬X線においてもマイクロビームの生成と結像能力の両方の点で生き残る見込み
は十分にあると思われる。
応用研究としては、篭島（姫工大）らの、位相コントラストによる生きたカエルや虫の観察がとても好評で、会場から歓声があがっていた。特にカエルの体内を流れる組織液の様子までもがはっきりと見えていたことは、私にはとても印象的だった。同じ
く、位相コントラストの応用として、百生（日立）
らは、Bonse-Hart型干渉計を用いて腎臓にできた癌組織の3次元観察を行っていた。どれも画質のよい
美しい写真で、我々が25keVの硬X線でZone Plateを使って観察したノイズの多い像が恥ずかしく思えた（空間分解能では我々の方が優れていたのだが）。
日本人はよく、プレゼンテーションが下手だと言われるが、これはとても励みになった。また、
Bonse−Hart型干渉計を用いた場合の位相コントラ
SPring-8 利用者情報／1999年11月

46

WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

ストの像形成理論についてはBonse自身が吸収コン
トラストも両方取り扱った講演を行った。
PEEM（光電子顕微鏡）は、高輝度X線光源と電子顕微鏡の結像光学系の、両方の優れた部分を合わせたような装置で、空間分解能は未だ原子レベルには到達していない。しかし将来的に見て、SEM（走査型電子顕微鏡）などはPEEMに吸収されてしまう可能性は無いだろうか？この答えを考える時二つのタイプの研究者像が思い浮かぶ。一つは、知識や技術の集積型で、もう一つはそれらの蓄積型である。前者は日本人に多く、後者は欧米人が得意かもしれない。こういう風に考えるのは私だけかもしれないが、Scientistにとって、集積型ではどうしても未来の分析分野の行く末を考えると、終焉のシナリ
オしか見えてこない。現在のように様々な分析技術が向上し成熟期を迎え始め、互いに境界がなくなりつつあっても、Scienceにおいて新しいことが生み出せるのは蓄積型、いわゆる一芸に秀でることによって新しい展開を見出す能力だと思う。つまり、目標に向って深く掘り進んだ結果、「一点突破、全面展開」のようなことをやらなくてはならない。今回のXRM99で、私は過去に電子顕微鏡の分野で養った知識をさらにX線の分野で掘り下げて考えてみる必要があると思った。会議を終えて、X線顕微鏡の
未来に、また新たな希望を持った。
最後になりましたが、本会議の開催に際し、ローレンスバークレー国立研究所のWerner Meyer-Ilse
博士の訃報がございました。ご冥福をお祈りしたいと思います。

淡路 晃弘 AWAJI Mitsuhiro&高輝度光科学研究センター
放射光研究所 実験部門
医学・イメージング グループ
〒679-5198
兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-0831
FAX：0791-58-0830
e-mail：awaji@spring8.or.jp
略歴：岡山理科大学 大学院理学系研究科博士課程修了
理学博士 仁科賞（岡山県知事)
1993年9月 日本学術振興会海外特別研究員 Oxford大学客員研究員（Department of Materials, St Cross College）
1994年7月 BJCEM Scholarship to the 13th International
Congress on Electron Microscopy (Paris, France)（British Joint Committee for Electron Microscopy）
1997年4月 大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター 非常勤講師
1998年4月 高輝度光科学研究センター 放射光研究所実験部門
研究協力員
1999年より Biographee：Who's Who in the World（A Who's Who in America Publication）
最近の研究：透過結像型硬X線顕微鏡の開発
学会活動：日本物理学会会員、日本放射光学会会員、Fellow of The Royal Microscopical Society（U. K.）
趣 味：水泳、ヨット、茶道（表千家）、乗馬

U.C.Berkeley校、Klark Kerrキャンパスにて
47 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

談話室・ユーザー便り「みちしるべ：狸塚」縁起物語

相生の駅からSPring-8行きのバスに乗りますと、す。この奇特かつ崇高な精神は、人と自然との関わまもなく道は国道2号線を離れて、ほどよく整備さりへの関心と共に、伝え聞いた学内やSPring-8の有れた「播磨テクノライン」をのどかに走ります。バ

徳の方々の、心強い賛同をたちまちに呼び起こし、スはやがて真広（まひろ）で山陽古道をよぎり、羅また道路を管轄する上郡土木事務所の方々や設置を

漢の里を左に見やり、春先にはみごとな彩りを添え担当する企業の方々からも、ここは一肌脱ぎましょる椿並木の直線道路へと進んでまいります。と、前

うぞと、損得を越えた協力を惜しまずいただき、こ方に南北朝時代の歴史を留める感状山の山城跡の石こに遺族たる狸も泣いて喜ぶに違いない、多くの善垣が見え、ほどなく樹齢600年と言われる矢野の大意が結集した狸塚が完成いたしたのでございます。

きなムクの樹が右手に現われ、古い歴史を秘めた道
を、バスはいよいよ西播磨の山懐に抱かれた渓流に沿って登っていきます。周辺の山々は山陽自然歩道
が多く、四季を通して絶好のハイキングゾーンでございます。
さて、この辺りは播磨科学公園都市が整備される以前には、村人以外にめったに人が訪れる事もなく、車もさして通らなかった地域でございます。ところがおん時ここに平成となり、立派な舗装道路が開通
するや交通量は急増し、山間の環境は変貌いたしたのでございます。この事態は山に棲む多くの動物にとっても前代未聞の一大事。深夜に空前の速さで疾駆する自動車が目の前に現れるなど、祖先から聞き学ぶはずもなく、さしも知恵者の狸族も、路上で敢えない最期を遂げる「犬死」の（注釈：たぬきの字

シンボルとなりました信楽焼の狸は、姫工大理学

源は里犬）、相次ぐ惨事に見舞われたのでございま

部の温厚なる三教授が、初夏の休日の一日、信楽のす。狸ばかりではございません。人も思わぬ急カー

里に車にて赴き、あまた居並ぶ信楽焼の狸のなかよ

ブの難所に運転操作を誤り、車の反転やら谷へ落ちり、姿器量のよろしき一匹を慎重に審議のうえ選考

かかるやら、激しい事故が絶えないのでございます。

いたして、連れて戻ったものでございます。年寄り

余りのことに、これぞ狸の怨念による仕業ぞ、とさが選んだ狸は今の若者の趣味に合わないから、なるさやかれるのでございます。

べく若々しい狸がよろしいなどと、納得の限りの議

かねてよりこの痛ましい惨状を目の当たりにして論をいたした次第でございます。身の丈86.5cm、おりました姫工大理学部の面々は、どのような機縁

体重29.5kgほどでございます。やや右上を見やりな

仏縁神の道かわかりませんが、とある寄り合いの折、がら、愛嬌を振りまく風情の雄狸でございます。古人と動物の真の共棲に想いをはせ、狸族の冥福とこ

来、信楽焼きは雄狸のみでございましたが、かわゆうした怨念の払拭をも願って、ここは寄付金を募っ

い雌狸も見受けたのでございます。店主が申すには、てかの有名な信楽の狸を購入し、共々の無事なるを

近年やんごとなき御方がお見えになったおり、雌狸祈願する狸塚を造るべしと思い立ったのでございま

はあらぬものかとお言葉があったそうでございましSPring-8 利用者情報／1999年11月

48

て、由来製作が始まったとのことでございます。陶

文末になりましたが、小動物の車殺傷をなくす工器の狸は信楽のほか、笠間も有名でござんしょうと夫をいたしたいものでございます。聞き及ぶところ

言いますと、かの店主が申すに、「笠間は信楽からによりますと、道路両側をつなぐ暗渠を作ることで習い覚えた技にて、元祖は信楽だわ」と狸腹で笑っ被害が防げるとか。関係方面のご配慮をぜひいただて答えたのでございます。店主差し出すサービスの

きたく、この場を借りましてお願い申し上げる次第

玉露茶は黄金色とも見えて結構な味でございましでございます。

た。信楽狸八相縁喜との謂れがございます。傘は災難を避け、用心常に身を守り、目は八方に気を配り
正しく判断、顔は愛嬌で商売熱心、徳利は徳がもて

発起人代表

坂井信彦（姫工大・理）

平成11年10月吉日

るよう、通は信用第一、腹は慌てず騒がず大胆な決断力、金袋は金運、尾は事の終わりは大きく太くしっかり、とのことでございます。徳利に丸八が描かれておりますのもSPring-8とのなにかのご縁でございましょう。余談になりますが、新宮方面は栗栖の「くりす食堂」には、この信楽狸の兄貴分とおぼしき狸が鎮座しております。ついでの食事時に御参拝なさるのも一興かと存じます。
「みちしるべ：狸塚」は、矢野よりさらに山裾に分け入りました、能下（のうげ）の村落のＳ字曲がり（カーブ番号No.9）の道脇にございます。相生からの登り勾配の道路沿いの左側に、植木の小さな円形の刈り込みがありますが、そこに立ってございます。ここと決まるに及んだ縁起はことさらございません。真広と三濃山トンネル間の道を土木事務所の方々と往復して検分のうえ、上り下りいずれからもよろしきポイントと衆議一致で決めたのでございます。狸塚は平成11年10月7日に、ご賛同の世話人、地元区長、設置会社の方々にお集まりいただき、質
素な除幕式をもって完成いたしました。行き帰りの道すがら、人類の犠牲になった狸への冥福を祈って戴き、はたまた車の運転の無事、そして人と自然との真の共棲へのみちしるべとお察しいただけますな
らば、われわれ賛同いたした者にとってこの上ない
悦びでございます。狸塚の標注の裏には「この豊かな自然を畏敬し、調和ある共棲を願う。狸篤志一同」と、賛同いただいた方々の総意を集約して、この設置の主旨を書き記してございます。

49 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

坂井 信彦 SAKAI Nobuhiko
姫路工業大学 理学部〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-2-1
TEL：0791-58-0144 FAX：0791-58-0146
e-mail：n̲sakai@sci.himeji-tech.ac.jp

連載 ぶらり散歩道

播磨のお花畑財団法人高輝度光科学研究センター
企画調査部
尾崎 隆吉

花は個として美しいものですが、花の大集団もまりました。田舎を離れた後も、関東以南の何か所かた個とは異なった別の美しさを見せてくれます。

のカタクリ群生地へ花を見に行ったことがあります「お花畑」はもともとは登山用語で、高山帯のカーが、筆者が見た群生地は、驚くほど共通した地形的ルなどにできた高山植物の群落を意味します。丁寧

条件を備えていました。先ず第一に、北ないし北東語を使うのは、山男（含女性登山家）たちの山や自に面した疎らな雑木林の斜面であること。第二に、然に対する畏敬の念を表すためだと思われます。タ

朝陽が斜面に当たること。第三に、斜面の傾斜が、イトルで使っている「お花畑」は、高山の「お花畑」

早春の正午前後の陽光がほぼ平行に射す角度であるではなく平地の「花畑」を意味し、接頭語「お」はこと。このような地形は、春先まで根雪が残ります。

自然に対する敬意を表しています。播磨地方を中心

第三の条件は、国内すべての群生地に当てはまるとに筆者が訪れたお花畑を紹介します。

は無論思いませんが、日照条件と雪解けとの間の微妙なバランスがカタクリの群生を保つための要因と片栗（カタクリ）の花なっているのは確かのように思われます（北海道・カタクリは、早春に紅紫色の花を開くユリ科の北

東北地方のような雪国では、カタクリはこれほどの方系多年草で、万葉集の時代には堅香子（かたかご）

急傾斜は必要としないでしょうし、生育場所の様子と呼ばれていました。地方によっては「かたかし」

が関東以南とはかなり異なっているかもしれませ（堅香子の誤読らしい）「かたご」「かたこゆり」なん）。カタクリは雑草や帰化植物のような強い繁殖

どとも呼ぶそうです。良質な澱粉（でんぷん）とし力を持ち合わせていないので、草原のような日当たて知られる「かたくり粉」は、その名が示すとおり

りのいい場所では生き残れません。根雪が春先まで

かつてはカタクリの地下茎（鱗茎）から作られまし

残るような日当たりの悪い場所で、雪解け直後、他た（今はジャガイモなどから作るそうですが）。

の草木に先んじていち早く芽を出し、早々に開花し、筆者の田舎（信州）にも、カタクリの自生地があ他の草木の若葉が萌える頃には鱗茎に養分を充分蓄カタクリの花白に近い淡いピンクのカタクリの花

SPring-8 利用者情報／1999年11月

50

WALKING AROUND

えその年の営みを終えて休眠状態に入ります。外国

けのことでしたが、当時の子供たちの遊びでした。

ではカタクリ（dogtooth violet）にSpring Ephemeral

カタクリが貴重な植物になるなどとは、その当時は（春のはかない命）というニックネームが与えられ思いもしませんでした。田舎では、カタクリを「エているという。さしずめ、カタクリは植物界のノバラ」と呼んでいたように記憶しています（定か蛉蜻ということでしょうか。しかしながら、その特な記憶ではありません）。

異性のおかげでカタクリは生き残れるのです。雪の写真は播磨科学公園都市近郊の私有地で撮ったも降らない地方ではカタクリは自生できないかもしれのです。地主の話によるとその群生地の中に、一株ません。暖冬や地球の温暖化はカタクリにとって不だけ毎年純白の花を咲かせるカタクリがあるとい利な条件として作用するに違いありません。さらに、う。白花カタクリは大変珍しいそうです。プロのカ

この特異性には危険が伴います。早春の気象は不安

メラマンも撮影に訪れたそうです。場所も教えても定です。突然の雪や冷雨や寒さから花を護らなけれらいましたが、時すでに遅く、純白の花は咲き終わばなりません。夜間や雨・雪の日は開いていた花をっていました。純白の花の代わりに、群生地を隈無閉じます。

く捜して漸く淡いピンクの花を見つけました。読者

春雨のふりつぐ中にみづみづしく一日閉じたるか
たくりの花 土屋文明
かつてはかたくり粉の原料や食用にされたほど各地に群生していたカタクリも、時代とともにそのテリトリー をどんどん人間に奪われ、今では、
あたかも秘境の地に追い詰められた落人のごとく、限られた場所に分散してひっそりと生き残っています。環境庁の植物レッドリスト（日本の絶滅のおそれのある野生植物の種のリスト）にカタクリの名が載るのはそう遠い先の話しではないかもしれません。最近は群生地を保護区域に指定して管理するところが増えたようです。
カタクリのそんなぎりぎりの際どい生き残りの術を知ってもなお、その花の可憐さ故か、常に俯きかげんに咲く謙虚さ故か、人の目には、カタクリが敢えて自ら厳しい環境を選んでいるかのように見えます。カタクリの花の愛好者が多いのは、アスファル
トの割れ目からでも芽を出して花を咲かせてしまう
西洋タンポポのような自己顕示欲旺盛で逞しい野草とは対照的に、カタクリは目立たぬ場所でひっそりと咲くうえに、滅びへの道を辿りつつもその孤高の姿を毅然として保っているように映るからではないでしょうか。高山帯のがれ場を好むコマクサとイメージが重なります。山菜に関するどの本を見てもカタクリは必ず登場しますが、カタクリを採取して食べようと思う人は少ないでしょう。
片栗の一つの花の花盛り 高野素十
田舎での子供時代、独特の斑模様の大きなカタク
リの葉は遊び道具の一つでした。葉を摘んできて、それをゆでました。そうすると、半透明な表皮が葉肉から剥がれやすくなります。柄の部分を口に含んで呼気を送ると風船ができあがります。ただそれだの皆さん、たった一株しかない白花カタクリを暖か

51 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

く見守ってあげて下さい。
「夜中に盗む人がいるんですよ。」と地主は嘆いていました。所々に盗掘の痕跡の穴があいていました。野草を商品として売る業者の仕業でしょうが、もし、野草の愛好者が鉢植えにしようと思って採取したとすれば、止めた方がいいでしょう。カタクリを鉢植えで育てるのは至難の業だからです。どうしてもカタクリを鉢植えにしたい人は、アメリカ原産の黄花カタクリを園芸店で購入すべきです。
カタクリの花は、三日月町の「大ムクの木」（天然記念物）の近くの山の斜面で見られます（件の私有地とは別の場所です）。開花期は3月最終週から4
月第1週にかけての短期間です。この時期アマチュ
アカメラマンが大勢参集します。播磨からは少し外れますが、岡山県美作町三倉田にも有名な群生地があると件の地主が教えてくれました。
菜の花

千種川の河原の菜の花「菜の花」はアブラナ科の植物の花の総称です。

連載 ぶらり散歩道

3月から5月にかけて西播磨の河原や川沿いの土手にきな人は、低地には赤花シャクナゲ、高山帯には黄一面に咲きます。3月下旬から4月下旬あたりまでが花シャクナゲが咲いていることをご存じだと思いま見頃です。春の代名詞のような花です。

す。高山帯の黄花シャクナゲは平地では育ちません。

花が咲く前に芽を摘み取ってお浸しにして辛し醤油で食べてみようかと思ったことがありましたが、花菖蒲（ハナショウブ）

まだ試していません。
写真は南光町を流れる千種川の河原で撮影したものです。

ハナショウブはアヤメやカキツバタと同じアヤメ科アヤメ属の多年草で、自生するノハナショウブを園芸用に品種改良したものだそうです。アヤメ・カ
キツバタ・ハナショウブは見掛けは酷似しています

牡丹（ボタン）が、アヤメは乾燥地を、カキツバタは湿地を、ハナ「立てば芍薬（シャクヤク）座れば牡丹（ボタン）ショウブは半乾燥地を好み、開花期はこの順に遅く歩く姿は百合（ユリ）の花」と美人を形容するのになり、花の大きさはこの順に大きくなり、葉の幅も使われるほどボタンは美しい花です。西播磨のボタ異なるなどの相違点があるそうです。

ンの名所としては、「ぼたん寺」として知られる万端午の節句に軒に差したり風呂に入れたりする芳勝院（上郡町）が随一でしょう。種類によって多少香のするショウブは、サトイモ科の植物であり、ハの差はありますが、開花期は4月下旬から5月上旬でナショウブとは別の植物です。

す。平年はゴールデンウィークに最盛期を迎えます

写真は山崎町の「播州山崎花菖蒲園」で撮りましが、暖冬の年は4月下旬に咲き終わってしまうことた。種類によって多少の差はありますが、開花期はがあります。開花期が短いので要注意。写真は万勝

6月初めから7月初めまで、見頃は6月中旬です。

院のボタン園で撮りました。

播州山崎花菖蒲園のハナショウブ田
万勝院のボタン園

紫陽花（アジサイ）
石楠花（シャクナゲ）アジサイの名所はたくさんあると思いますが、岡シャクナゲの花は、山崎町の「播州山崎花菖蒲園」

山県作東町の「大聖寺」はその株数の多さに圧倒さや佐用町の「しゃくなげの里」で見られます。4月

れます。アジサイに埋もれた寺です。6月下旬から7

上旬から5月下旬が開花期です。見頃は、「播州山崎

月中旬が見頃のようです。筆者が訪れたときは、残花菖蒲園」では5月中旬、「しゃくなげの里」ではゴ念ながら、長雨に叩かれた上にすでに最盛期を過ぎールデンウィークのようです。今年の5月22日に筆ていました。

者が「しゃくなげの里」を訪れたときには、すでに閉園していました。

向日葵（ヒマワリ）「石楠花色にたそがれる遙かな尾瀬、遠い空」とヒマワリは種まきの時期によって開花期にかなり歌の歌詞にもあるように、日本では赤色系の花が代の幅があります。しかし、ヒマワリに一番ふさわし

表的ですが、世界には様々な種類の花があるようで

いのは8月の暑さの盛りです。ヒマワリはす。シャクナゲはもともと高山植物です。登山の好花

太陽のでなければなりません。ヒマワリの花は太陽のSPring-8 利用者情報／1999年11月

52

WALKING AROUND

南光町のヒマワリ畑

動きに合わせて首を回すと言われていますが、それモスもよく見かけます。秋の畑（田）に咲く一面のは咲き始めの頃だけのことで、満開の頃は花の首はコスモスは、田畑の肥料となる運命にあることを知固定されてしまうそうです。しかしながら、不思議

ってか知らずか、色とりどりの花々が風に揺れながなことに、どの花も実にみごとに一斉に同じ方向をら美しさを競い合っています。
風の無き時もコスモスなりしかな

向いて咲いています。いつどのような条件の下に首が固定されるのでしょうか。
ヒマワリ畑はあちこちで見られますが、南光町の「ひまわり館」周辺のヒマワリ畑は圧巻です。
秋桜（コスモス）
コスモスは初夏から晩秋にかけていつもどこかで見かけるような気がします。しかし、その名が示すごとく秋に咲くのが最もふさわしい花です。コスモ
スはメキシコ原産のキク科の植物で、幕末時代に日

粟津松彩子
晩秋の播磨路を車で走っていると、路傍でコスモスが風になびいているのをよく見かけます。「播磨路へようこそ」と歓迎してくれているようにも見えます。「寂しい人、悲しんでいる人、どんどんいらっしゃい」と手招きしているようにも見えます。厳
しい冬を控えた晩秋に咲く花の種類はそんなに多くはありません。そんな時期に溌剌と咲き乱れるコス
モスが人に強い印象を与えないわけはありません。
コスモスや雲忘れたる空の碧 松根東洋城

本に入ってきたそうです。「コスモス」は「飾り」
水仙という意味のギリシャ語だそうです。新参の割には、日本的な雰囲気にすっかり溶け込んでしまった花で

淡路島南淡町のす。詩歌の題材にもよく利用されます。紅、ピンク、「黒岩水仙郷」で、白、それらを交配させた色のほかに最近は黄花コス

野生の水仙の大群落が見られます。
2月上旬から下旬にかけて、島の南側の海に面した急斜面一帯に500万本の水仙が咲き乱れます。

上郡町のコスモス畑
53 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

淡路島黒岩水仙郷の水仙

水仙郷花の傾斜の海に落つ
朝倉房子
ただ、観光地としては、当地に至連載 ぶらり散歩道

るまでの道順が複雑すぎる、道が狭くて対向車とのすれ違いに神経を使う、駐車場が狭い、交通渋滞に悩まされる、といった難点をかかえてはいますが。
今年の冬訪れたときは、各所で道路の拡張工事を行っていましたので、来年は道路幅については多少改善されているかもしれません。
水仙の三大自生地、「黒岩水仙郷」、伊豆半島須崎
爪木崎、福井県越前岬のうち前二者を筆者は訪れたことになります。
その他のお花畑
紅花（ベニバナ）：山崎町上ノ下地区で栽培してい西はりま天文台公園のお花畑ます。6月末から7月中旬にかけて紅黄色の花が咲き乱れるそうです。筆者が訪れたときは、残念ながら
すでに花期が終わっていました。
彼岸花（ヒガンバナ）：曼珠沙華（マンジュシャゲ）ともいいます。9月から10月にかけて、西播磨の農村地帯では、農家の周辺や田畑の畦などでヒガンバ
ナの赤い花をごく普通に見かけます。
「西はりま天文台公園」：ラベンダー、ポピーなどの花々が咲き乱れるお花畑があります。佐用町にあります。
「沖田遺跡公園」：9月頃、コスモスとヒマワリが同時に見られます。赤穂市東有年にあります。

とっとり花回廊のラン花壇「とっとり花回廊」：大山の近くにある鳥取県立の花公園です。回廊式に設計されているので、雨の日でも観賞できます。今年の7月に訪れたときは、7月のテーマ花として特集された、各種ユリの花が最盛期を迎えていました。近代的な温室の中に造られた蘭（ラン）の花壇も見事でした。
「播磨科学公園都市」：様々な種類の花の種子が蒔かれ花期を迎えると一面のお花畑が出現します。チューリップ畑もあります。

播磨科学公園都市の丘に咲く花

SPring-8 利用者情報／1999年11月

54

ANNOUNCEMENT&高輝度光科学研究センター
放射光研究所職員の公募
財団法人高輝度光科学研究センターでは、以下の要領で放射光研究所の職員を募集致します。
募集人員：職員10名程度
所属部門：加速器部門、ビームライン部門、利用促進部門
募集内容：
1．加速器部門（1）制御系
線型加速器、シンクロトロン、蓄積リング及びビームライン制御系の高度化とVMEエ
レクトロニクス系の開発を担当する者。
（2）ビーム診断系
電子ビームとレーザーの相互作用に関する研究開発と蓄積リングのビーム診断系高度化研究を担当する者。
（3）超伝導空胴
超伝導空胴の開発とコーヒーレント放射光に関する研究開発を指導的立場で業務を遂行できる者。
2．ビームライン部門（1）ビームライン光源開発グループ（a）高輝度放射光源（挿入光源）の開発研究とその建設を担当する者。
（b）放射光ビームライン基幹チャンネル機器（高耐熱型光学素子、Ｘ線位置モニター等）の開発研究とその建設を担当する者。
3．利用促進部門（1）利用支援グループ
SPring-8でのビームライン使用に関する利用者からの共同利用など種々の相談を担当する者。該当者として、硬Ｘ線SRを使った構造物性研究、軟Ｘ線SRを使った分光物性研究
及び材料創生または産業界SR利用にたずさわった者。
（2）実験ステーショングループ
共同利用に供する共用ビームライン／実験ステーションでの利用技術指導と利用支援、利用にかかわるビームラインや実験ステーション機器の高度化開発研究および専用ビーム
ライン建設のための窓口となって将来その運用支援を担当する者。
今回公募するのは、以下の研究分野にかかわるビームラインを担当する者。
赤 外 物 性
軟Ｘ線分光物性
回折構造物性メスバウアー散乱・非弾性散乱
表面構造
極限構造物性
トポグラフィー
非弾性散乱
蛍光Ｘ線分析
磁性材料構造物性
医学開発研究
生体高分子結晶構造解析
生体高分子小角散乱
Ｘ線結像光学（3）機器開発グループ
利用研究を通した実験ステーション機器の高度化開発研究と利用支援を担当し、検出器（電子回路系担当）と光学系開発にたずさわる者。

55 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

告 知 板（4）周辺技術グループ
ビームライン建設や利用支援、加速器やビームライン全体のインターロックの維持・管理などを担当し、電気・電子回路技術、化学薬品・準備室業務および生物試料準備室業務にたずさわる者。
＊募集内容等については後述の部門長またはグループリーダーに、事務手続きについては
総務部人事課にお問い合わせ下さい。
待遇：
財団法人高輝度光科学研究センター給与規程による

着任時期：平成12年4月1日以降の早い時期を原則とするが、それ以前の着任についても相談に応じる。
応募資格：
大学卒業または大学院修了（双方とも平成12年3月見込を含む）の若くて意欲のある者。
（過去に応募したことのある者でも再応募可能）
提出書類：①履歴書（当財団指定様式）②推薦書（自薦可） ※様式については不問。
③在学中の方は卒業論文、修士論文、博士論文いずれかの要旨。
（A4用紙2枚以内）
現職をお持ちの方は現職務内容。
（A4用紙2枚以内）※様式については不問。
④卒業見込または修了見込の証明書。既卒の方は最終学歴の卒業又は修了の証明書。
応募締切：
平成11年11月26日（金）必着
応募書類請求及び送付先：
財団法人高輝度光科学研究センター総務部人事課〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
TEL：0791-58-0951
FAX：0791-58-2794

担当：杉山・平野

問い合わせ先：研究内容等については、以下にお問い合わせ下さい。
1．加速器部門 部門長
熊谷 教孝
TEL：0791-58-0861
e-mail：morisaki@spring8.or.jp
2．ビームライン部門ビームライン光源グループ グループリーダー
TEL：0791-58-2832
FAX：0791-58-2920
ｅ-mail：kitamura@spring8.or.jp
3．利用促進部門 部門長
植木 龍夫
TEL：0791-58-2751
e-mail：ueki@spring8.or.jp

北村英男

SPring-8 利用者情報／1999年11月

56

ANNOUNCEMENT

第13回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム開催要項
1．開催日

2000年1月7日（金）、8日（土）、9日（日）

2．場

所

岡崎コンファレンスセンター（大、中、小会議室）

3．主催

日本放射光学会

共催

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光研究施設、東京大学物性研究所軌道放射物性研究施設、分子科学研究所極端紫外光実験施設、SPring-8（ 原 研 、 理 研 、 J A S R I ）、 P F 懇 談 会 、 V U V ・ S X 高 輝 度 光 源 利 用 者 懇 談 会 、
UVSOR利用者懇談会、SPring-8利用者懇談会
9：00

10：00

1/7
（金）

11：00

12：00

UVSOR
利用者
懇談会

LUNCH

13：00

14：00

15：00
PF
懇談会

SPring‑8
利用者
懇談会

16：00

17：00

企画①

18：00

19：00

20：00

21：00

オーラル

特 別 展 示受1/8（土）

VUV ・SX
利用者
懇談会

オーラル

ポスター
LUNCH

特 別 講 演＊特 別 展 示施 設 報 告
受
1/9
（日）

企画②

付

総会

懇親会

オーラル

付
ポスター

オーラル
LUNCH
＊

オーラル

特 別 展 示施 設 報 告受4．プログラム要項
5．参加費
会 員

付

3,000円 （主催及び共催施設・利用者団体所属の方）

非会員

5,000円 （上記以外の方）

学

500円

生

懇親会

5,000円 （学生2,000円）

6．年会・合同シンポ組織
組 織 委 員 長

大熊春夫（SPring-8）

プログラム委員長

難波孝夫（神戸大）実 行 委 員 長

黒澤宏（分子研）

7．予稿集原稿について
すべてカメラレディで製作します（本のサイズＡ4）。 必ず、郵送でお送り下さい。
原稿提出期限：1999年11月26日（金）8．プログラムの掲載
日本放射光学会誌「放射光」第12巻5号（1999年11月末発行予定）
9．お問い合わせ及び原稿送付先
日本放射光学会事務局〒170-0013

東京都豊島区東池袋2-62-8

57 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ビッグオフィスプラザ507㈲ワーズ内

告 知 板第4回SR産業利用関連技術国際会議
参加のご案内兵庫県では産業界の放射光利用研究を推進しており、SPring-8に建設した兵庫県ビー
ムラインの利用に19社が参加しています。真空紫外・軟X線領域の放射光源「ニュースバル」を建設、調整中です。SPring-8でも、企業が共同でビームラインを建設して利用研究が始まっています。
海外では、これまで実績のあるアメリカの各放射光施設に加えて、これまで基礎研究に専念してきたヨーロッパでもESRFには産業利用研究部が設置され、ドイツのカールスルーエでは産業利用を主目的とした放射光源ANKAが建設されるなど、産業への利用が活発になっています。
そこでヨーロッパから産業利用リーダーをお招きし、放射光施設の戦略、最近の成果、
現状と将来展望について語っていただき、国内からは各分野でめざましい活躍をされている先生方からの産業利用研究の実例を示していただく講演会を開催し、産業界での放射光技術の普及と高度化、新分野の発掘をしたいと考えています。
◆日時：平成12年2月18日（金）10：30〜16：40◆場

所：兵庫県立先端科学技術支援センター大ホール〒678-1205◆主兵庫県赤穂郡上郡町光都3-1-1

催：第4回SR産業利用関連技術国際会議開催委員会
兵庫県、7ひょうご科学技術協会、7新産業創造研究機構、
7高輝度光科学研究センター、SPring-8利用推進協議会◆ 後援（予定）： 科学技術庁、工業技術院、近畿通商産業局、日本原子力研究所、理化学研究所、6関西経済連合会、関西サイエンスフォーラム、
7大阪科学技術センター、6兵庫工業会、6大阪工業会、
6京都工業会、6奈良工業会、6滋賀工業会、日本放射光学会、
6レーザー学会、6日本化学会、6日本生化学会、
日本生物物理学会、6応用物理学会、7日本産業技術振興協会、
日本結晶学会、日本医学放射線物理学会、日本医学物理学会◆お問い合わせ先：第4回SR産業利用関連技術国際会議開催委員会事務局

担当：増岡（兵庫県商工部新産業創造課内）〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

TEL：078-362-7711（内線3588）
FAX：078-362-4273

SPring-8 利用者情報／1999年11月

58

ANNOUNCEMENT

プログラム

未来を拓く放射光10：30〜10：45

開会式

10：50〜11：50

講

演1

テーマ
11：50〜12：40

昼

食12：40〜13：40

講

演2

Jean Doucet（フランスESRF）
Applied and industrial research at the ESRF
Volker Saile（ドイツANKA）

テーマ

Microfabrication and Other applications of Synchrotron講

大柳宏之（電子技術総合研究所）

Radiation at ANKA
13：40〜14：20

演3

テーマ

物質・材料研究のフロンティア−放射光その場観察の最近の展開−

14：20〜15：00

講

演4

テーマ
15：00〜15：20
15：20〜16：00

尾嶋正治（東京大学大学院工学系研究科）
放射光を用いたナノエレクトロニクス用材料の評価

コーヒーブレイク
講

演5

テーマ

中山武典（㈱神戸製鋼所材料研究所）
SPring-8のＸ線屈折コントラスト法による構造材料中の割れのイメージング観察

16：00〜16：40

講

演6

テーマ

平田嘉裕（住友電気工業㈱播磨研究所）
住友電工㈱におけるLIGAプロセスの応用開発※

公用語 日本語・英語（同時通訳）

参加要領
1．参加登録料
3,000円（資料代、昼食代、コーヒー代を含みます。）
2．参加申し込み方法
参加申込書に必要事項をご記入の上、平成12年1月14日（金）までに事務局まで
FAXにてお送りください。また、下記の銀行口座へ参加登録料をお振り込みください。参加登録料の振り込みを確認後、事務局より参加登録証をお送りします。
（なお領収書は銀行の発行する振込金受取書をもってかえさせていただきます。）
参加登録証は2月18日（金）当日の受付の際に必要ですので大切に保管してください。
参加登録料の振り込みに関して請求書が必要な方は、その旨、参加申込用紙にご記入ください。折り返し請求書をお送りします。なお、振り込み手数料は各自でご負担願います。
振り込み先
さくら銀行

兵庫県庁出張所（店番号323）

普

口座番号

通

口座名

3218903

第4回SR産業利用関連技術国際会議開催委員会

59 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

告 知 板【FAX送信用紙】

第4回SR産業利用関連技術国際会議
参加申込書
第4回SR産業利用関連技術国際会議開催委員会事務局
兵庫県商工部新産業創造課内
FAX：078-362-4273

第4回SR産業利用関連技術国際会議への参加を申し込みます。

ふ

り

が

氏

な

名

会社・所属名

役

職
〒

連

絡

先

TEL：

FAX：

どちらかに○をおつけください。
● 送迎バス乗車を「希望します・希望しません」※ 送迎バスはJR姫路駅から9：00発車● 参加料（3,000円）を

月

18：30解散予定です。

日頃に「所属機関名義・個人名義」で振り込みます。

SPring-8 利用者情報／1999年11月

60

HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY

＜SPring-8 各部門の配置と連絡先＞
SPring-8 Campus Guide<食堂営業時間 Cafeteria Hours>（毎日営業 Open on Everyday）

大食堂 Main Cafeteria
朝食
8:00〜 9:30
Breakfast

神姫バス バス停

昼食

Bus Stop for Shinki-bus

N

夕食

Aioi, Himeji←

中11:30〜13:30

Lunch（SPring-8←→相生、姫路）17:30〜19:30

Dinner

三

20 国
for 日
in min 道/
Mi 月Ch . t 佐kaug o S 用zuok ay ICkiuH o へigh Inte 20分
wa rch
y an
ge

喫茶室

9:00〜14:00
15:00〜21:30

Tea Room

給水施設棟
Water Supply
System Building

正門前
Seimon-mae

正門

研究交流施設Main Gate

Guest House研究交流施設管理棟
Guest House Reception

食堂

構造生物学
研究棟

Cafeteria

ユーティ
リティ管理棟

中央管理棟前Utility Management
Building

Structural Biology
Facility (RIKEN)

Chuo-kanrito-mae

利用業務部

施設管理部門生物系
特殊実験施設Users Office

中央管理棟〒郵便ポストStructural Biology
Experimental Facility (RIKEN)

Main Building

Lounge

A2扉

A中央扉

安全管理室

A3扉

Safety Office

テニスコート原 研 建 設Tennis Court

JAERI Construction Group

A1扉

マシン実験棟Lounge

B1扉

蓄積リング棟

A

B2扉

保 健 室

D3扉

Storage Ring

LoungeMachineLaboratory

Health Care Center

図書室

線型加速器棟Library

Linac

B
B3扉

三原栗山

D

Gymnasium

組立調整
実験棟
Accelerator and Beamline
R&D Facility

D2扉

Mt.Miharakuriyama

ニュースバル
実験研究棟

SPring-8前SPring-8
SPring-8-mae
Synchrotron

C

C1扉

C2扉

Lounge61 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

0

100

200

300 m

央→

100

no-chuofor Teku

医学利用実験施設

Experimental Drainage
Treatment

東門

RI Laboratory

Biomedical
Imaging Center

排水処理施設

テ クノ中

ＲＩ実験棟

Hazardous Materials Storage

East Gate

LoungeLounge

危険物貯蔵庫1.5GeV Synchrotron Radiation
Facility ("New SUBARU")

シンクロトロン棟

D1扉

B4扉

体育館

播磨科学公園都市ガイドブック

7月1日から住所が変わりました。

＜中央管理棟＞<各部門の連絡先>

Main Building<西 West Side>
4F

Contact Numbers (Phone and Fax)

<東 East Side>

加速器部門

加速器部門

Accelerator Div.

Accelerator Div.

市外局番はすべて 0791
Area Code Number : 0791
連絡先代表番号Key Numbers
TEL
FAX

実験部門
Experimental Div.

3F

2F

JASRI
放射光研究所Research Sector

ビームライン部門

原研関西研

Beamline Div.

JAERI Kansai Research Establishment

利用業務部

原研事務管理部門

Users Office

JAERI Administration Office

利用促進部門理研事務管理部門

Experimental Facilities Promotion Div.

RIKEN Administration Office

安全管理室（受付）
Safety Office (Reception)

1F

JASRI
事務局
Administration Sector

総務部

経理部、広報部

General Affairs Div.

Finance Div. Public Relations Div.

役員室

企画調査部

Executive OfficePlanning Div.

<ユーザー用談話室><公衆電話の設置場所>

Lounge for Users

Public Telephone Corner

場 所

室 名

Door

Room No.

・蓄積リング棟
A中央扉

A3扉
B2扉

a共7
b共4

A-center Door in
Storage Ring
(KDD Phone)

B4扉
C1扉

b共9
c共3

・研究交流施設

D1扉
D3扉

d共3
d共9

Guest House
Reception(NTT Phones and
KDD Phones)

加速器部門
Accelerator Div.
ビームライン部門
Beamline Div.
実験部門
Experimental Research Div.
利用促進部門Experimental Facilities Div.
施設管理部門Facility & Utilities Div.
総務部
General Affairs Div.
経理部
Finance Div.
企画調査部
Planning Div.
利用業務部
Users Office
広報部
Public Relations Div.

58-0831 58-0830
58-2750 58-2752
58-0896 58-0876
58-0950 58-0955
58-0953 58-0819
58-0960 58-0952
58-0961 58-0965
58-2785 58-2786
58-0874 58-0932
58-0898

正門 Main Gate
東門 East Gate
研究交流施設管理棟受付 Guest House Reception
原研事務管理部門 JAERI Administration Office58-0828
58-0829
58-0933
58-082258-2701
58-0808

理研播磨研（構造生物学研究棟）RIKEN Harima Institute

Main Building(NTT Phone)

58-0831 58-0830

JASRI安全管理室 Safety Management Office
保健室 Health Care Center

原研関西研 JAERI Kansai Research Establishment
理研事務管理部門 RIKEN Administration Office

・中央管理棟58-0851 58-0850

ニュースバル New SUBARU

58-0938
58-031158-2740
58-0800
58-2809 58-2810
58-2503 58-2504<外部からのビームラインへの連絡>
Contact for SPring-8 Beamlines from Outside the Campus in Japan［方法１］① 0791-58-0803 にダイアルする。 Dial the number 0791-58-0803② ツーツーツーツと聞こえたら、内線番号又はPHS番号をダイヤルする。
If you hear rapid tones “two two two two”, dial the Ext. Phone No. or PHS No.
［方法２］① 0791-58-0802 にダイアルする。 Dial the number 0791-58-0802② 英語と日本語での説明後、ピーと鳴ったら、0をダイアルする。
After some English and Japanese statements, you hear the sound “Pii”, then dial “0”.
③ 次の説明後、内線番号又は、PHS番号をダイアルする。
After some statements, dial the Ext. Phone No. or the PHS No.
※

ビームライン
Beamline

内線TEL番号
Ext. Phone No.

PHS番号
PHS No.※BL01B14047

3160 3161

BL02B14057

3162 3163

BL04B14087

3164 3165

BL08W

4127

3166 3167

BL09XU

4147

3168 3169

BL10XU

4217

3170 3171

BL14B1

4267

3183

BL16XU(産業界)4291

3631 3632

BL23SU

4407

3185

BL24XU(兵庫)44113186 3187

BL25SU

4427

3172 3173

BL27SU

4457

3174 3175

BL39XU

4677

3176 3177

BL41XU

4707

3178 3179

BL44B2

4727

3182

BL45XU

4017

3180

BL47XU

4027

3184

外線TEL番号 外線FAX番号
Phone No. FAX No.

3188

3181

※ユーザーグループに貸出しのPHS
PHS Numbers which are lending service from Users Office58-1804

58-1802

58-1808

58-1807

ビームライン担当一覧 （1999年4月1日）
BL01B1（XAFS）
宇留賀
urugat@spring8.or.jp
BL02B1（結晶構造解析）
池田
hikeda@spring8.or.jp
BL02B2（粉末回折）山片
yamakata@spring8.or.jp
BL04B1（高温構造物性）
舟越
funakosi@spring8.or.jp
BL04B2（高エネルギー単色偏向電磁石） 一色
maiko@spring8.or.jp
大石ohishi@spring8.or.jp
BL08W（高エネルギー非弾性散乱）
水牧
mizumaki@spring8.or.jp
BL09XU（核共鳴散乱）
依田
yoda@spring8.or.jp
BL10XU（高圧構造物性）
石井（真）ishiim@spring8.or.jp
BL11XU（原研（3）材料科学II）
塩飽（原研）
shiwaku@spring8.or.jp
BL14B1（原研（2）材料科学I）
小西（原研）
konishi@spring8.or.jp
BL19IS* （理研（4）物理科学II）
石川（理研）
ishikawa@spring8.or.jp
矢橋yabashi@spring8.or.jp
BL20XU*（医学利用挿入光源中尺）鈴木（芳）yoshio@spring8.or.jp
BL20B2（医学利用偏向電磁石中尺）
梅谷
umetani@spring8.or.jp
岡田（京）okada@spring8.or.jp
BL23XU（（RI）原研（1）重元素科学）
横谷（原研）
yokoya@spring8.or.jp
BL25SU（軟Ｘ線固体分光）室
muro@spring8.or.jp
BL27SU（軟Ｘ線光化学）
大橋（治）
hohashi@spring8.or.jp
為則tamenori@spring8.or.jp
BL28B2（汎用白色偏向電磁石）
石川（理研・JASRI） ishikawa@spring8.or.jp
BL29XU*（理研（3）物理科学I（長尺）） 玉作（理研）
tamasaku@spring8.or.jp
山崎（裕）
yamazaki@spring8.or.jp
baron@spring8.or.jp
BL35XU*（高エネルギー分解能非弾性散乱） Baron
田中（良）（理研）
ytanaka@postman.riken.go.jp
BL38B1*（R&D（3））
谷田
tanida@spring8.or.jp
BL39XU（生体分析）鈴木（基）
m-suzuki@spring8.or.jp
BL40XU*（高フラックス)
井上
katsuino@spring8.or.jp
BL40B2（広角散乱回折）森山
aki5@spring8.or.jp
三浦miurakk@spring8.or.jp
河本kawamoto@spring8.or.jp
BL41XU（生体高分子結晶構造解析）
河本kawamoto@spring8.or.jp
三浦miurakk@spring8.or.jp
森山
aki5@spring8.or.jp
BL43IR*（赤外物性）
森脇
moriwaki@spring8.or.jp
木村kimura@spring8.or.jp
BL44B2（理研（2）構造生物II）
足立（理研・JASRI） sadachi@spring8.or.jp
BL45XU（理研（1）構造生物I）
山本（理研・JASRI） yamamoto@postman.riken.go.jp
BL46XU（R&D（2））
水牧
mizumaki@spring8.or.jp
大竹（理研）
yoshie@spring8.or.jp
BL47XU（R&D（1））
鈴木（芳）yoshio@spring8.or.jp
香村（理研）
kohmura@spring8.or.jp*建設中ビームライン

SPring-8 利用者情報／1999年11月

62HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY

Access Guide to SPring-8
1. Access to SPring-8"Kouentoshi"Kouentoshi"
Kouentoshi"

Japan(Harima Science Garden City)
Center for Advanced
Science & Technology (CAST)
Faculty of Science,
Himeji Institute of Technology

HarimaArea ' Osaka
Kansai〜〜

Hyogo Prefecture

'

Aioi→

HimejiShin-Kobe

Rotary Shinki Bus Stop
Taxi

Osaka
Airport(Itami) Bus

Harima Science
Garden City→

for Kouentoshi (Harima Science
Garden City ; Harima Technopolice)or for SPring-8

JR super express"Shinkansen"

for Okayama✈←

LimitedExpress "Haruka"

KansaiInternational
AirportJR Shinkansen Line

Aioi

Shin-Osaka
Osaka

Osaka
Bay

Seto Inland Sea

Route 2

To Tokyo→✈

Aioi-Yamasaki Route

RyusenTokyo ● ● Narita

●

●

N

for Himeji
JR Sanyo Line

JR Aioi St.

JR or BusTokyo International
Airport (Narita)Tokyo

1〜1.5 Hr

Osaka International
Airport (Itami)

Bus 0

.5〜1

3 Hr

JR

Kansai International
Airport (Osaka) ＊1

JR Shinkansen

HrShin-Osaka

1 Hr

JR Shinkansen
1 Hr

Aioi

＊1 Domestic airtransport from Narita to Osaka (Itami) is available as well.

"Kouentoshi"
Aioi(Harima Science Garden City)Bus
Shinki25 minHimeji

ink

Sh

0

s6

u
iB

n
mi

＊2

Car
5 min

Shinki Bus or Taxi 30 min
Shinki Bus 65 min＊2＊2 Only limitted service in the morning and in the evening (see Page 99 ~ 99).

*3 See page 41.

63 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

＊3

SPring-8

播磨科学公園都市ガイドブック

2. Contact Points for Transportation
JR Western Japan (JR Nishi Nihon)
Himeji Station

0792-22-2715

Ticket Office0792-25-3461

Aioi Station

0791-22-1400

Ticket Office0791-22-1402

Himeji Office0792-89-1188

Omnibus Information Office 0792-85-2990

Aioi Office0791-22-5180

Aioi JR Station Office

Shinki Bus

Aioi Shinki Taxi (Aioi Station)

0791-22-5333

Aioi Taxi (Aioi Station)

0791-22-4321

Shingu Taxi (Harimashingu Station)

0791-75-0157

Harima Taxi (Nishikurisu Station)

0791-78-0111

0791-22-1038

3. FaresShinkansen
Tokyo ~ Himeji, Aioi (Hikari and Kodama)

15,210 yen

Nagoya ~ Himeji (Hikari and Kodama)

8,380 yen

Nagoya ~ Aioi (Hikari and Kodama)

8,700 yen

Osaka ~ Aioi (Hikari and Kodama)

4,810 yen

Shinki Bus
Himeji ~ SPring-8

1,140 yen

Aioi ~ SPring-8

710 yen

Aioi ~ Harima Science Garden City

660 yen

Taxi
Aioi ~ SPring-8

About 5,500 yen

4. Car Rental
Transportations in and around of the SPring-8 and the vicinity is not very good. Since it is inconvenient to rely
on only buses and taxis all the time, here, an information on a car rental is provided.
Station Rent-a-Car (Open all year, 8:00 am~8:00 pm. Telephone: 0791-23-3356)
At Aioi Station, exit from the South Exit and go down the stairs to the street level. The rental office is about 30
meters to the right. They have a car made available on the spot but a reservation on the previous day isrecommended. A discount is available if the Rail and Rent-a-Car tickets is purchased.
Rental Charge : for compact car (ex. Carola, Sunny or Lancer class cars)
8,500 yen for 6 hours

11,700 yen for 12 hours

13,500 yen for 24 hours

SPring-8 利用者情報／1999年11月

64HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY

JR Shinkansen Train Schedule and Shinki Bus Schedule
Shinkansen Train Name ; K : Kodama, H : Hikari, N : Nozomi(revised on 10/2/1999)

Shinki Bus ; ◯ : no run on Sundays and National Holidays,◎ : no run on Sundays and National Holidays and 3/24 ~ 4/7, 7/29 ~ 8/31, 9/23 ~ 9/30, 12/25 ~ 1/7 and the 2nd 4th
Saturdays,▲ : no run on Saturdays and Sundays and National Holidays Between Kouentoshi snd SPring-8,
h : run on Sundays and National Holidays(revised on 10/1/1999)

from Tokyo to Harima Science Garden City
Train
name

Shinkansen
ShinTokyo Yokohama Nagoya
Kyoto

K 603

Himeji

634

713

H 353

703

737

K 605

706

745

N 33

641

718

K 607

650

742

K 609
N 1

616

739

816

K 611
H 101

613

630

809

854

Aioi St. Kouentoshi SPring-8

727

N 13 1156

800

K 635

○740

807

H 161 1145855 ▲900

750
755

832

837

N 15 1256

830

857

902

K 639

819

829 ○835

902

847

901 ○905

932

H 135 1238

928

914

935

1002

○1010

1037

1035

1109

800

938

1015

1030

H 153

745

952

1031

1049

1121

1101

1143

1158

1205

1216

1230

1235

1309

N 7

852

909

1034

1112

K 623
H 155

845

1052

1131

1149

1221

1201

1243

N 47 1000

1138

1215

1152

1231

N 11 1056

1234

1312

1252

1331

K 631
H 159 1045
K 633

1105

1200

1305

K 649

1232 ▲1237

N 21 1556

1734

1812

1314

H 169 1545

1752

1831

1834

1912

1852

1931

1332

K 655
H 171 1645

1235

1316

1249

1321

1301

1343

1330

1335

1402 ▲1407

K 657
N 25 1752

1358 ○1405

1432

1335

1416

1349

1421

1401

1443

1430

1435

1502 ▲15071532

65 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

1934

2012

1909

2034

2112

K 663

1630

1635

1702

2134

2212

1607

1735

1630
1657 ○1705

1732

1737

▲1758

1803

1626
1635

1716

1649

1721

1701

1743

1730

1735

1802 ▲18071758 ○1805

1832

1825

1859

1840

1907

1935

2002

1726
1735

1816

1749

1821

1801

1843

1857

1835

1916

1930

1849

1921

1901

1943

1958 ○2005

1935

2016

2030

1949

2021

2001

2042

2057

2120

2130

2219

2230

2317

2327

1830

1912

1826

2032 ▲2037

1926

2026
2035

K 661
N 29 1956

1457 ○1505

1809

K 659
N 27 1852

1326

1616

1643

K 653

1257 ○1305

1535

1601

1731

1230

1632

1530

1526

1621

1652

1709

1558 ○1605

1501

1612

K 647

N 23 1652

1543

1521

1549

1631

Aioi St. Kouentoshi SPring-8

1602

1516

1449

1541

1552

Aioi

1535

1435

1531

1612

Himeji St.

1426

1524

1445

1132 ▲1137

Himeji

1452

1534

Shinki Bus

Shinki Bus
ShinOsaka

1429

K 651

1130

945

1512

1712

1126

1115

K 629

1434

1634

H167

1038

H 157

1057

1043

900

K 627

1431

K 643
H 165 1345

N 19 1456

N 45
K 625

1007

957

1135

1352

K 645

1009

959

N 43
K 621

1255

H 163 1245

N 17 1356

941

1001

1412

K 641

856

K 617

1334

K 637

805

703

H 201

Shinkansen
ShinTokyo Yokohama Nagoya
Kyoto

○700

910
916

Train
name

728 ◎735

830
835

K 613

Aioi

758
804

600

Himeji St.

732
740

H 181

Shinki Bus

Shinki Bus
ShinOsaka

2126
2135
2226
2238

2135

2202

播磨科学公園都市ガイドブック

from Hakata to Harima Science Garden City

from Harima Science Garden City to Hakata

Train
name

SPring-8

Shinkansen
HakataHiroshima

K 600

Shinki Bus

Okayama

632

H 130

600

K 602

Aioi

652

Aioi St.

Kouentoshi

○700

727

Shinki Bus
SPring-8

659

721

◎730

755

◎735

800

○740

807

705
729

752

805

832

837

K 606

645

804

826

830

857

902

○835

902

737

811

705

825

852

○905

932

926

935

1002

903

727

833

909

K 612

603

800

925

952

○1010

1037

K 614

638

840

1004

1026

1035

1109

N 10

835

937

1011

914

1029

927

1033

1109

1012

1129

1152

1205

1232

▲1237

1314

K 616
K 620

1105

1132

839

1040

1204

1226

1235

1309

K 624

904

1109

1229

1252

○1305

1332

N 14

1035

1137

1211

K 626

946

1145

1303

1326

1335

1402

N 16

1127

1233

1309

1212

1329

1352

○1405

1432

1426

1435

1502

K 630

1039

1240

1404

N 18

1235

1337

1411

K 632

▲1137

1505

1532

1526

1535

1602

N 20

1327

1433

1510

K 636

1217

1412

1529

1552

○1605

1632

K 638

1244

1441

1604

1626

1635

1702

N 22

1435

1537

1611

1504

1629

1652

○1705

1732

1737

▲1758

1803

1802

▲1807

1633

1709

K 644

1726

1735

1612

1729

1752

○1805

1832

1439

1640

1804

1826

1825

1859

1840

1907

N 26

1635

1737

1811

K 650

1543

1743

1902

N 28

1727

1833

1909

1808

1937

1937

2011

1917

2037

K 652
K 656

1835

1925
1957
2057

1935
○2005

901

921

1033

K 611

928

949

1110

1011

1048

1153

941

K 613

1009

1029

1156

1347

◯950

1016

K 615

1033

1055

1209

1109

1144

1245

1020

1046

K 617

1057

1117

1251

1453

1050

1116

K 619

1130

1150

1307

1110

1143

◯1150

1216

1211

1248

1353

K 621

1158

1218

1347

1536

K 623

1230

1250

1404

1309

1344

1445

1246

K 625

1257

1317

1438

1633

1250

1316

K 627

1330

1350

1507

1411

1448

1553

1340

1413

1450

1605

1800

1509

1544

1645
1833

1250

K 631

1430

1420

1446

K 633

1457

1517

1638

1450

1516

K 635

1530

1550

1707

1611

1648

1753

1618

1747

1939

1637

1725

1650

1804

1709

1520

2135

1546

1607

K 637

1558

H 135

1616

K 639

1630

N 17

1620

1646

○1650

1716

1744

1845

K 641

1657

1717

1838

2031

K 643

1730

1752

1908

1811

1848

1953

1818

1947

2135

1837

1925

1850

2005

2200

1909

1944

2045

1917

2037

1938

2030

1950

2107

2011

2048

2153

2018

2147

2332

2037

2125

N 19
○1720

1746

K 645

1758

H 137

1740

1745

1811

▲1810

○1815

1841

1902

1926

1920

1925

1951

▲2040

○2045

2111

2205

2231

K 647

1830

N 21

1912

K 649

1857

H 367
K 651

1930

N 23

2002
2032

1049

K 609

1220

1615

948

916

N 5

1335

1201

913

836

920

▲1245

1003

1006

850

▲915

▲1145

858

851

◯810

○1550

K 646

N 30

829

826

915

▲1515

1452

1527

K 607

N 15

1503

N 24

908

Hakata

821

h800

◯910

▲1507

1429

1703

748

N 3

▲1415

1340

1545

728

N 13

1313

1346

K 603

N 11
▲1407

1142

K 642

Hiroshima

Shinkansen

N 7

K 634

K 640

Okayama

N 9

K 622

K 628

845

1015

1052

756

1007

746

N 8

N 12

Aioi

N 1

611

K 610

711

730

629

K 608

○645

Train
name

N 33

K 604

635

Aioi St.

645

N 4

N 6

Kouentoshi

▲2037

K 653

1958

H 139
K 659

2130

N 27

2202

K 663

2150
2211

2327

2206

2248

2353

2347

SPring-8 利用者情報／1999年11月

66HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY

from Harima Science Garden City to Tokyo
Shinki Bus

Aioi

711 K 604

752

SPring-8 Kouentoshi Aioi St.

○645

Shinkansen

Shinki Bus

Train
name

Himeji St.

HimejiShinOsaka

802

845

N 6

730

756 K 606

854
826

H 156
h800

826

○810

836 K 608

836

921

858

933

902

945

850

916 K 610

954
926

H 158
○910

915

941 K 612

952

936

1020

958

1033

1004

1043

N 10
▲915

1015

1054

948

950

1028

1111

1128

1036

1120

H 160

1058

1133

1020

1046 K 616 1052

1102

1147

N 12

1154

Himeji

1340

1413 K 630 1426

1436

1520

1420

1446 K 632 1452

1502

1547

1450

1516 K 634 1526

N 20

1010

1048

1050

1128

1335

1110

1148

1324

1211

1228

▲1515

1554
1536

1620

H 170

1558

1633

1520

1546 K 636 1552

1604

1643

○1550

1616 K 638 1626

1636

1720

1615

H 172

1658

1733

1620

1646 K 640 1652

1702

1747

○1650

1716 K 642 1726

1736

1820

1150
1210

1228

H 174

1758

1833

○1720

1746 K 644 1752

1804

1843

1248

1745

1811 K 646 1826

1836

1918

1136

1220

H 176

1848

1923

H 162

1158

1233

1110

1143 K 620 1152

1204

1243

N 14

1254

1216 K 622 1226

1236

1320

H 164

1258

1333

1246 K 624 1252

1302

1347

N 16

1354

1250
1310

1328

K 650 1925

1937

2020

1841 K 648 1847

1857

1947

1435

1654

1348

1524

▲1805

1810

▲1810 ○1815

1350

1428

1635

1410

1448

1624

1920

1336

1926

1925

1951 K 652 1957
2111 K 654 2026
N 68

1510

1548

1724

1954
2009

N 30

1420
1454

2205

1610

1648

1824

1650

1728

1935

1710

1748

1750

1828

1810

1848

1850

1928

1910

1948

1941

2025

2217

2010

2048

2224

2109

2146

2308

2324

2133

2210

2332

2348

1911

1928
2035

2011

2028
2135

2111

2128

2048
2054

2036

2115
2118

2231

NISHIHARIMA ASTRONOMICAL OBSERVATORY (in Sayo - cho, Sayo - gun)

67 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

ShinNagoya Yokohama Tokyo

1914

1902

▲2040 ○2045

N 18

1854

N 28

1250
1316 K 626 1326

1754

N 26

1424

1535

Kyoto

1459

N 22

1740

1116 K 618 1126

1250

Himeji St.

1335

1235

1129

1050

1220

Aioi

ShinOsaka

N 241016 K 614 1026

▲1145 ○1150

Shinkansen

Shinki Bus

▲1415

920
○950

1025

▲1245

910

SPring-8 Kouentoshi Aioi St.

Train
name

1355
852

N 8

845

Kyoto

Shinki Bus

ShinNagoya Yokohama Tokyo

播磨科学公園都市ガイドブック

Harima Science Garden City Map
for Kamigori-cho
20 min. to Route 2

Hinokigasaka
TunnelSewarage Center

Bureau of Construction
Harima Science Garden City
Hyogo Prefectural Public Enterprises Agency

Kouto Plaza

B
A3

SPring-8
C
D
D1

D2

Cafeteria

A2
A

A

A1
D3

Main
Gate

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
HarimaHeliport

Toppan Printing Co., Ltd.

Synchrotron
Linac

Faculty of Science,
Himeji Institute of Technology
N

Trainig Institute,
Daicel Chemical Industries, Ltd.

No.1
Building

NewSUBARU

No.3
Building

Center Circle

No.2 Building

Attached High School of
Himeji Institute of Technology

Mino-san Tunnel

Techno-ohashi
BridgeAdministration
Building

Computer College

Hyogo Ion Beam
Medical Center(tentative name)

East
Gate

１３
Restaurant Harima

Lofty ResidenceSun-life Kouto

１

Center for Advanced
Science & Technology

２
Kouto-plaza

CAST / LASTI

Gymnasium Grounds

for Aioi
20 min. to Route 2
15 min. to Tatsuno-nishi I.C.
Sanyo Expressway

Main
Buildingisnn
Te ourtC

Shinki-bus
Bus Terminal

bamboo grove
Cooperative
Restaurant
Lab
College
Club-house

Stork-hill
Golf Club

Firehouse
Techno-chuoIntersection

HIT Dormitory
Attached High School
Dormitory

Harima-kogen-higashi
junior high school

１０
１１

４
６ ７

Mailbox Grounds
House and Lot
Kouto-21

Mailbox５Harima-kogen-higashi
elementary school

Mailbox１Ｆ １４ １５ １６
２Ｆ １７ １８

３

Parkingarking Lot
Opto-heights

Harima Techno-center,"Hoshinohiroba" Park
NEC
Harima R&D Labs.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
20 min. to Tatsuno I.C.
Sanyo Expressway

Guest Housefor
20 mMikazu
Chu in. to ki
gok Sayu Ex o I.C
pres .
sway

Utility Management Building

Harima Science Garden City

８

１２

９
Opto-hills

20 min. to Yamasaki I.C.
Chugoku Expressway

Shingu Intersection

7 Machine Cash Service Corner
Sakura Bank
Midori Bank
Himeji Credit Union
Banshu Credit Union
Hyogo Credit Union
Nishi-hyogo Credit Union
JA Nishi-harima
JA Iryuu
JA Sayo-gun
・Hours / 10:00 ~ 17:00
・Closed on Sundays and National holidays
・Deposit and transfer: closed on Saturdays,
Sundays and National holidays

13 Optopia (PR hall)・Hours / 10:00 ~ 17:00 (entrance / ~16:20)
・Closed during the New Year Holidays

4 JA Techno-rapisu Store (Nishi-harimaregion special products and gardening
articles)・Hours / 10:00 ~ 18:00
・Closed on Thursdays

8 Takamori Barbers and Beauty Parlor
・Hours / 9:00 ~ 19:00
・Closed on Mondays and the 3rd Tuesdays

16 Kojyou Clinic (internal medicine,surgery, pediatrics, obstetrics andgynecology, rehabilitation)
・Hours / 9:00 ~ 12:00, 14:00 ~ 17:00
・Closed on Saturdays, Sundays andNational holidays

5 Telephone Plaza - Techno Store(Electric appliances and Portable
Telephones)・Hours / 10:00 ~ 18:00
・Closed on Sundays and National holidays

10 Kouto Pharmacy
・Hours / 10:00 ~ 18:00
・Closed on Sundays and National holidays

Kouto Plaza Guide
1 Prima Vera (coffee house, miscellaneous
goods and flowers)
・Hours / 9:00 ~ 18:30
・Closed on Mondays (Open, if Monday is a
Holiday)
2 Kiraku-Techno Store (Japanese stylerestaurant)・Hours / 11:00 ~ 14:00, 17:00 ~ 20:00
・Closed on Sundays and National holidays
3 Public House “Mansaku”
・Hours / 17:00 ~ 22:00
・Closed on Sundays

6 Anzai OA Service (office applied
products, expendable supplies, sale andrepair service)・Hours / 10:00 ~ 17:00
・Closed on Saturdays, Sundays andNational horidays

9 Police Box
TEL : 0791-22-0110

11 Clean Shop - Kouto Store (a laundry)・Hours / 9:30 ~ 18:30
・Closed on Sundays
12 Co-op Mini Technopolis(a supermarket)
・Hours /10:00 ~ 20:00
・Closed on Tuesdays

14 Pure Light (western style restaurant)・Hours / 11:00 ~ 16:00
・Closed on Tuesdays (but open forreservation)
15 Nishi-harima Kouto-plaza Post Office・Exchange and insurance/ 9:00 ~ 16:00
・Mailing/ 9:00 ~ 17:00
・Machine cash service
Monday ~ Friday 9:00 ~ 17:30
Saturday 9:00 ~ 12:30

17 Ogawa Dental Clinic
・Hours / 9:00 ~ 12:00, 13:30 ~ 18:00
Saturdays / 9:00 ~ 12:00, 13:30 ~ 15:00
・Closed on Wednesdays, Sundays andNational holidays
18 Administrative Organ Service Corner(administrative affairs service, resident
card, seal impression registration, etc.)
・Hours / 10:00 ~ 16:00
・Closed on Saturdays and Sundays

SPring-8 利用者情報／1999年11月

68HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY

Hotels and Inns
In the Harima Science Garden City〔 I 〕: Tax and Service charge included〔N〕: Tax and Service charge not included

Center for Advanced Science & Technology (CAST)
Address : Harima Science Garden City, 3-1-1 Kouto, Kamigori-cho, Ako-gun, Hyogo, 678-1205
Tel : 0791-58-1100
Price/room/nightSpecial Room (2 rooms) : 2 beds, a table and chairs, Bath and toilet7,800 ~ 11,700 yen
Twin Room (9 rooms): 2 beds, bath and toilet
5,500 ~ 8,300 yen
Single Room (18 rooms) : 1 bed , bath and toilet
5,500 yen
Reservations are needed for breakfasts in both the western style (500 yen) and Japanese style (1,000 yen).

Hotels and Inns in Aioi-shi( ) : Distance from JR Aioi Station

Aioi Station Hotel (1 min. walk) 1-5 Hongo-cho, Aioi-shi, 678-0006. Tel : 0791-24-3000
Capacity : 90 persons. Price : 4,800 ~ 9,000 yen a night 〔N〕
Kaiun Ryokan (5 min. by car) 1-2-2 Asahi, Aioi-shi, 678-0031. Tel : 0791-22-2181
Capacity : 60 persons. Price : 5,800 ~ 6,300 yen a night with 2 meals〔N〕
Tokiwa Ryokan (5 min. by car) 2-20-15 Asahi, Aioi-shi, 678-0031. Tel : 0791-22-0444
Capacity : 15 persons. Price : 6,500 yen a night with 2 meals〔N〕
Kikuya Ryokan (8 min. walk) 1-4 Kakiuchi-cho, Aioi-shi, 678-0022. Tel : 0791-22-0309
Capacity : 18 persons. Price : 6,500 yen a night with 2 meals〔I〕
Aioi-So, Kokumin-Shukusha (20 min. by car) 5321 Kanegasaki, Aioi, Aioi-shi, 678-0041. Tel : 0791-22-1413
Capacity : 168 persons (Japanese style rooms). Price : 6,825 ~ 16,524 yen a night with 2 meals〔I〕

Hotels and Inns in Himeji-shi( ) : Distance from JR Himeji Station

Hotel Sun Garden Himeji (1 min. walk) 100 Minamiekimae-cho, Himeji-shi, 670-0962. Tel : 0792-22-2231
Capacity : 260 persons (western style rooms). Price : 9,000~19,500 yen a night〔N〕
Himeji Castle Hotel (8 min. walk) 210 Hojo, Himeji-shi, 670-0947. Tel : 0792-84-3311
Capacity : 299 persons (Japanese and western style rooms). Price : 7,500 ~ 18,000 yen a night〔N〕
Hotel Sun route Himeji (1 min. walk) 195-9 Ekimae-cho, Himeji-shi, 670-0927. Tel : 0792-85-0811
Capacity : 150 persons (Western style). Price : 8,431 ~ 15,015 yen a night 〔I〕
Hotel Himeji Plaza (3 min. walk ) 158 Toyosawa-cho, Himeji-shi, 670-0964. Tel : 0792-81-9000
Capacity : 300 persons (Western style). Price : 6,000~15,300 yen a night 〔I〕
69 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

播磨科学公園都市ガイドブック

Himeji Washington Hotel Plaza (5 min. walk) 98 Higashiekimae, Himeji-shi, 670-0926. Tel : 0792-25-0111
Capacity : 172 persons (Western style).
Price : 8,316 ~ 15,592 yen a night〔I〕
Hotel Okuuchi (5 min. walk) 3-56 Higashinobesue, Himeji-shi, 670-0965. Tel : 0792-22-8000
Capacity : 426 persons (Western style). Price : 6,352 ~ 12,705 yen a night〔I〕
Himeji City Hotel (10 min. walk) 1-1 Higashi-shinonome-cho, Himeji-shi, 670-0046. Tel : 0792-98-0700
Capacity : 120 persons (Japanese and Western style). Price : 6,300 ~ 12,600 yen a night 〔I〕
Himeji Green Hotel (12 min. walk) 100 Sakamoto-cho, Himeji-shi, 670-0016. Tel : 0792-89-0088
Capacity : 155 persons, (Western style). Price : 6,700 ~ 12,500 yen a night〔I〕
Himeji Orient Hotel (8 min. walk) 111 Shio-cho, Himeji-shi, 670-0904. Tel : 0792-84-3773
Capacity : 49 persons (Japanese and Western style). Price : 6,000 ~ 20,000 yen a night〔I〕
Business Hotel Chiyoda (8 min. walk) 166 Kubo-cho, Himeji-shi, 670-0916. Tel : 0792-88-1050
Capacity : 60 persons (Japanese and Western style). Price : 5,900 ~ 13,500 yen a night〔I〕
Business Hotel Tsubota (5 min. walk) 2-81 Hojoguchi, Himeji-shi, 670-0935. Tel : 0792-81-2227
Capacity : 69 persons (Japanese and Western style). Price : 4,830 yen a night〔I〕
Business Hotel Yoshinobu (5min. walk) 98 Shinobu-cho, Himeji-shi, 670-0917. Tel : 0792-22-4655
Capacity : 49 persons (Japanese and Western style). Price : 5,500 ~ 15,000 yen a night〔I〕
Hotel Claire Higasa (5 min. walk) 22 Jyuunisyomae-cho, Himeji-shi, 670-0911. Tel : 0792-24-3421
Capacity : 55 persons (Japanese and Western style). Price : 7,035 ~ 13,000 yen a night〔N〕
Hoteiya Ryokan (6 min. walk) 24 Higashiekimae-cho, Himeji-shi, 670-0926. Tel : 0792-22-1210
Capacity : 42 persons (Japanese style). Price : 9,000 ~ 10,000 yen a night with 2 meals〔N〕
Highland Villa Himeji (20 min. by car) 224-26 Hirominesanhinotani, Himeji-shi, 670-0891. Tel : 0792-84-3010
Capacity : 81 persons (Japanese and Western style). Price : 8,431 ~ 13,629 yen a night with 2 meals 〔I〕
Hotel Sunshine Aoyama (15 min. by car) 4-7-29 Aoyamaminami, Himeji-shi, 671-2223. Tel : 0792-76-1181
Capacity : 90 persons (Western style). Price : 6,352 ~ 20,790 yen a night 〔I〕

SPring-8 利用者情報／1999年11月

70

HANDY TIPS AROUND HARIMA SCIENCE GARDEN CITY

Restaurants
Restaurants in the Harima Science Garden City
Restaurant Harima At the Center for Advanced Science & Technology (CAST), Tel : 0791-58-0600,
Hours : 9:00 ~ 20:00 (Last orders 19:30) Closed during the New Year Holidays
Specialty : Japanese style Noodles and Dinners Price : 1,000 ~ 3,500 yen
Public House “Mansaku” At “Kouto Plaza” in the Harima Science Garden City, Tel : 0791-59-8061,
Hours : 17:00 ~ 22:00, Closed on Sundays
Specialty : Grilled chicken, Japanese hotchpotch, fried food, many kinds of sake
Japanese Restaurant “Kiraku” At “Kouto Plaza” in the Harima Science Garden City, Tel : 0791-58-0507,
Hours : 11:00 ~ 14:00 17:00 ~ 20:00, Closed on Sundays and National holidays
Specialty : Japanese style lunch (grilled meat, a bowl of rice with a fried pork, etc.) Price : 900 yen ~Restaurants in the vicinity of the Harima Science Garden City
Hand Made Udon “Aoi” 2353-1 Yamanosato, Kamigori-cho, Ako-gun, Tel : 0791-52-0965
Hours : 11:00 ~ 20:00 , Closed on Tuesdays ( Wednesday, if Tuesday is a Holiday)
Specialty : Home made noodles Price : 480 ~ 1,000 yen
Restaurant “Yoshinoya” 1645-9 Kamigori, Kamigori-cho, Ako-gun, Tel : 0791-52-0052
Hours : 11:30 ~ 21:00, Open all year, except Dec. 30 through Jan. 4
Specialty : Typical Japanese dishes ( Sashimi, Tempura, Kabayaki, etc.), Kaiseki Ryori ( a formal Japanesestyle dinner), noodles etc. Price : 780 yen ~Montana 623-1 Nouji, Shingu-cho, Ibo-gun, Tel : 0791-75-5000
Hours : 7:30 ~ 21:00 (the last orders: 20:30) Closed on the second and the fourth Mondays
Specialty : Light meals ( Hamburgers, Cutlets, fried noodles, etc.) Price : 550 ~ 830 yen
Kurisu Restaurant 711 Kajiya, Shingu-cho, Ibo-gun, Tel : 0791-78-0743
Hours : 9:00 ~ 20:00, Closed on Sundays
Specialty : Family style dishes and noodles Price : 400 ~ 850 yen, Inexpensive.
Chinese Restaurant “Haru” Sueno, Mikazuki-cho, Sayo-gun, Tel : 0790-79-2973
Hours : 11:00 ~ 21:00, Closed on Wednesdays
Specialty : noodles, Chinese lunch, gyoza (fried dumplings stuffed with minched pork).
Price : 450 ~ 900 yen
Volcano Mihara Bokujo Mihara Bokujo, Mikazuki-cho, Sayo-gun,
Hours : 11:00 ~ 20:00, Closed on Wednesdays
Specialty : Spaghetti and pizza. Price : 800 ~ 1,200 yen

Tel : 0790-79-3777

Ajiwai no Sato, Mikazuki 1266 Noino, Mikazuki-cho, Sayo-gun, Tel : 0790-79-2521
Hours : 10:00 ~ 17:00, Closed on Tuesdays
Specialty : Country style vegetarian menu with organically grown vegetables and home made Soba noodles.
Reservations required for Prix Fixe Dinner menus
Price : 500 ~ 4,000 yen
A gift shop for the local produce is right next to the restaurant. Hours : 9:00 ~ 17:00
Chinese Restaurant “Kobe Han-ten” At “Peiron-jyo” 8-55 Naba-minamihon-machi, Aioi-shi
Tel : 0791-23-3119
Hours : 11:00 ~ 15:00 16:30 ~ 21:00 , Closed on Tuesdays
Specialty : Typical Peking dishes, noodles, a course of dishes
Price : 600 ~ 50,000 yen (a course of dishes for 8 people) ~71 SPring-8 Information／Vol.4 No.6 NOVEMBER 1999

題「 そ ら と ぶ む し が た の い え 」
姫路市立妻鹿小学校1年生（当時）

貝藤弘和くんの作品です

7月1日より住所が変更となりました
こうと
新住所：〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1−1−1

放射光利用研究促進機構
財団法人

高輝度光科学研究センター

Japan Synchrotron Radiation Research Institute［広 報 部］ TEL 0791-58-2785 FAX 0791-58-2786［総 務 部］ TEL 0791-58-0950 FAX 0791-58-0955［利用業務部］ TEL 0791-58-0961 FAX 0791-58-0965
e-mail：sp8jasri@spring8.or.jp
SPring-8 homepage：http://www.spring8.or.jp/