「シール性」と「ピール性」、「バクテリア・バリア性」と「滅菌剤透過性」、これらふたつの相反する性能をバランス良く兼ね備えている事…それが良い滅菌バッグの条件です。
エルク滅菌バッグは、高い“シール性（はがれにくさ）”により、急激な圧力変化に耐え、同時に、優れた“ピール性（はがしやすさ）”により、開封時の紙粉を極力抑えることを可能にしました。
さらには、厳しい規格に準拠した“バクテリア・バリア性”と、蒸気やE.O.ガスをスムーズに通過させる高い“滅菌剤透過性”を兼ね備える事で、滅菌と保管の作業を確実かつ安全に行うことが出来ます。
Ⅰ「シール性」.
と「ピール性」

Ⅱ.「バクテリア・バリア性」と「滅菌剤透過性」※滅菌剤とは、蒸気やE.O.ガスなど滅菌物

蒸気・E.O.G

内容物が見える透明着色フィルムは、作業効率をアップさせるシール性（はがれにくさ）とピール性（はがしやすさ）に優れています。

蒸気・E.O.G

蒸気・E.O.G

バクテリア

バクテリア滅菌バッグ断面模式図
複雑に絡み合った孔は、空気、ガスを通しますが、バクテリアの侵入を阻止するバリア性は確保しています。

特徴● エルク滅菌バッグシリーズは、独自の技術によって抄造された滅菌紙を採用しています。英国保健省規格にも準拠しています。

● ER・ERG・EP・ECシリーズは、高圧蒸気滅菌・酸化エチレンガス滅菌の両方に使用できます。

● エルク滅菌バッグシリーズは、滅菌後の細菌侵入を防止し、長期間滅菌状態を保持します。

● ER・ERG・EP・ECシリーズは、片面に透明着色フィルムを採用していますので、内容物の確認がしやすいとともに、シールの状況シール不良を防ぎます。
が一目でわかり、※英国保健省規格：No.TSS/S330006● ER・ERG・EP・ECシリーズには、あらかじめ滅菌工程前・工程後の判別が容易な高圧蒸気滅菌・酸化エチレンガス滅菌用のプロセスイン ● EPシリーズは、開封しやすい山型シールを採用しています。
ジケータが印刷されています。
高圧蒸気滅菌後

未処理

滅菌バッグの色変化
蒸気滅菌ブルーイエロー

A C
EOG

ブラウン
ピンク

ブルー
イエロー

未処理

滅菌バッグの色変化
E.O.G滅菌

A C
EOG

ブラウン
ピンク

滅菌済：茶色

高圧蒸気滅菌前：青色

ブルー
イエロー

A C
EOG

E.O.G滅菌後
ブラウン
ピンク

ブルー
イエロー

E.O.G滅菌前：黄色

A C
EOG

ブラウン
ピンク

E.O.G滅菌済：
ピンク※滅菌バッグの変色は印刷色のため、実際の色と多少の違いがあります。

滅菌バッグを効果的に使いましょう
悪い例

良い例

1.詰めすぎに注意
滅菌バッグの中に物を詰めすぎると滅菌不良や破袋の恐れがあります。

悪い例

良い例

2.積み重ねに注意
たくさんの物を滅菌器に積み重ねると蒸気やE.O.Gの浸透が悪くなります。
カゴなどを使い滅菌物を縦に並べる事をおすすめします。

ER（ロールタイプ）■ER（ロールタイプ）
商品番号ER-050EN

サイズ（幅×長さ）

ER-070EN

70mm×200m巻

50mm×200m巻

ER-085EN85mm×200m巻

ER-100EN

100mm×200m巻

ER-130EN

130mm×200m巻

ER-150EN

150mm×200m巻

ER-180EN

180mm×200m巻

ER-200EN

200mm×200m巻

ER-230EN

230mm×100m巻

ER-250EN

250mm×100m巻

ER-300EN

300mm×100m巻

ER-320EN

320mm×100m巻

ER-350EN

350mm×100m巻

ER-400EN

400mm×100m巻

ER（ロールタイプ）は、長尺物から幅広の被滅菌物まで、さまざまな形や大きさに対応できる豊富なバリエーションがあります。
ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットして使用できます。

ER-150EN

ER-100EN

ERG（ガゼットタイプ）■ERG（ガゼットロールタイプ）
ヒダ付き
商品番号

サイズ
（幅×ヒダ幅×長さ）

ERG-100EN

100mm×50mm×100m

ERG-150EN

150mm×50mm×100m

ERG-200EN

200mm×70mm×100m

ERG-250EN

250mm×70mm×100m

ERG-300EN

300mm×80mm×100m

ERG-350EN

350mm×80mm×100m

ERGシリーズは、ヒダ付きとなっており、被滅菌物の出し入れが容易にできますので、厚みのある物などの滅菌に最適です。立体的な被滅菌物をERタイプより少ない幅で収納できるため省コストになります。また、シール性にも優れており、ヒダ部のシールも確実にできます。ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットして使用できます。

ERG-150EN
ERG-200EN

EP（パウチタイプ）■EP（パウチタイプ）
山型シール
商品番号
EP-0815サイズ（幅×長さ）

EP-082080×200mm

80×150mm

EP-082880×280mm

EP-1020

100×200mm

EP-1028

100×280mm

EP-1035

100×350mm

EP-1535

150×350mm

EP-2028200×280mm

EP-2548250×480mm

EPパウチタイプは三周辺がヒートシールされ、袋状になっているため、被滅菌物を直ちに挿入できます。ピール性に優れた山型シールと抜打ち穴を採用し、より開封しやすくなっています。

EP-2028EC（カットタイプ）
エルク滅菌バッグECタイプシリーズは、ご希望のサイズにカットおよびシールして供給することが可能です。
（詳細はお問い合わせください）

メッキンラッパー■メッキンラッパー
商品番号EW-0606

サイズ（幅×長さ）
600mm×600mm

EW-0909900mm×900mm

EW-12121200mm×1200mm

EW-15151500mm×1500mm

SMMS（スパンボンド＋メルトブロー＋メルトブロー＋スパンボンド）不織布を使用。強度に優れ、通気性とバリア性をバランスよく備えた、鮮やかなブルーのメッキンラッパーです。

ケミカルインジケータシリーズ PROPPER Manufacturing CO.,INC.

ケミカルインジケータシリーズは、世界各国で信頼され広く愛用されており、確かな滅菌モニタリングをお約束します。

OKカード

高圧蒸気滅菌検知カード
ISO11140-1 クラス4

スチームテープ 高圧蒸気滅菌工程表示テープ
ISO11140-1 クラス1

ガスチェックス

E.O.G滅菌検知カード
ISO11140-1 クラス5

ガステープ

特 殊なインジケー
タインクをシルクスクリーン処理していますので、滅菌効果の読取り判定が容易に行えます。

E.O.G滅菌工程表示テープ
ISO11140-1 クラス1

滅菌処理済みと未処理とを区別する包装外部用インジケータテープです。

ベーパーライン高圧蒸気滅菌検知カード
ISO11140-1 クラス5

インテグレーティン
グ イン ジ ケ ー タです。BIで規定された不活化の値と相関しながら、それより遅れ て 変 色（ ダ ー ク
バーが伸延）します。

FAIL: 不合格

PASS: 合格

■高圧蒸気滅菌検知カード
ベーパーライン

21mm
（幅）
×52mm
（長さ） 100枚／1袋フラッシュインジケータ フラッシュ滅菌専用インジケータ
ISO11140-1 クラス4■高圧蒸気滅菌検知カード■高圧蒸気滅菌工程表示テープ

OKカード
OKカードミニスチームテープ

14mm（幅）×200mm（長さ） 250枚／1箱12mm（幅）×54m（長さ） 18巻／1箱14mm（幅）×100mm（長さ） 250枚／1箱18mm（幅）×54m（長さ） 12巻／1箱24mm（幅）×54m（長さ）■E.O.G滅菌検知カード14mm（幅）×200mm（長さ） 250枚／1箱
ガスチェックス×100mm（長さ） 250枚／1箱
ガスチェックスミニ 14mm（幅）■E.O.G滅菌工程表示テープ■フラッシュ滅菌専用インジケータ

ガステープ

デュオフラッシュ

SEC-350X1018mm（幅）×54m（長さ） 12巻／1箱

滅菌バッグ専用
カットシーラー

滅菌バッグロールを箱ごとセットするだけで希望のサイズ・枚数をカット・シールします。

適応滅菌バッグ

9巻／1箱フラッシュ滅菌専用の インジ ケータです。
（ 表 面 が ラミネート加工されています。）

ロールタイプ滅菌バッグ幅50～350ｍｍ

温度設定範囲 80℃～220℃ １℃単位

hawo hm850DC-V
国際規格に準拠したバリデーション機能搭載。滅菌バッグのシーリングを確実に処理して安心と信頼をお届けします。

滅菌バッグ専用
メディカルシーラー

適応滅菌バッグ

幅無制限、長さ150mm以上の紙/プラスチックラミネートタイプ及びタイベックを使用した滅菌バッグ

シール方式

圧着ヒートシール方式

シール速度約10m/分

シール幅8ｍｍ

シール幅12mm

温度調整方式 Q－ＰＩＤ温調方式
長さ設定範囲60～990ｍｍ 5ｍｍ単位設定可能枚数 1～9999枚
切断方式

スライドカット方式

電源

AC100V 640Ｗ

外形寸法

487（幅）
×450（奥行）×340（高さ）mm

質量35ｋｇ■滅菌ロールを箱ごとセットし、長さ、枚数を設定するだけで、カット・シーリング■ＰＩＤ温調機能により各種滅菌バッグに対応可能■ロータリーエンコーダ搭載で、希望の長さに正確にカット■円形刃採用により消耗部品も経済的安全に関するご注意

30mm
（幅）
×98mm
（長さ） 100枚／1箱※ローラーテーブルは別売付属品です。

シール温度80℃～220℃

温度制御

マイクロプロセッサー（温度誤差±1％以下）

印字機能

カット部からシール部までの余白寸
法：5mm～30mmまで任意調整可能。
シール年月日、有効期限、ロット
番号、個人番号、テキスト、CEマー
クを印字（印字の選択可能）

電源

AC100V■国際標準規格に準拠したバリデーション 消費電力
■シンプルな操作パネルとデジタル表示 外形寸法
■スタンバイモード＆省エネモード
質量■シール強度を向上させるシールシーム加工■3パターンの温度設定から、適切なシーリング温度を設定

50/60Hz

500VA
600（幅）
×260（奥行）×250（高さ）mm
23kg●滅菌バッグは一回限りの使用です。再使用はしないでください。再使用されますと、滅菌紙の強度やバクテリアバリア性の低下等の問題が発生します。
●被滅菌物の大きさに応じたサイズの滅菌バッグをご使用ください。
●滅菌バッグに印刷してあるインジケータは滅菌処理済みと未処理とを区別する滅菌工程管理用であり、滅菌効果の確認には使用しないでください。
●ケミカルインジケータは、滅菌毎にすべての包装物に挿入し、滅菌効果の判定にご使用ください。
なお、定期的に生物学的（バイオロジカル）インジケータで確認される事をお勧めします。

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ本※このカタログは地球にやさしい、再生紙・SOY大豆インキを使用しています

社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号
Sun-170603