株式会社イマダ
電動計測スタンド MX-500N/1000N

電動計測スタンド MX シリーズ
MX-500N/1000N
速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。
引張、圧縮、剥離など様々な測定に広く対応が可能です。
特定のフォースゲージと接続し、オーバーロード防止・荷重コントロールができます。※※

ZTS/ZTA シリーズフォースゲージと CB-508 ケーブルを接続する時。

MX-500N

MX-1000N
3 つの動作モード

マニュアル操作モード

シングルサイクルモード

連続サイクルモード

ボタンを押している間のみヘッドが上下移動します。

ボタンを押すことでヘッドが移動開始し、ストロークリミットに達すると自動復帰します。

ストロークリミット内でヘッドが連続上下移動します。

1 / 6
2022/1/17

株式会社イマダ
電動計測スタンド MX-500N/1000N[製品の構成イメージと主な機能][ストロークリミット]
ストロークリミットです。つまみで簡単にストロークを制限できます。

[オプションケーブル]
電動スタンドとフォースゲージを接続するケーブルです。接続によりオーバー荷重停止・荷重コントロールが実現できます。

[駆動部]
フォースゲージを取り付けて上下に移動します。

[フォースゲージ]
圧縮、引張、剥離等の荷重を測る測定器。フォースゲージを電動スタンド付属のボルトで固定します。

[テーブル]
サンプルや治具をセットするテーブルです。

[オプションアタッチメント]
荷重測定を行うのに必要な治具。測定対象物に合わせ幅広いラインナップからお選びいただけます。

[操作部]
各種設定、上下移動、緊急停止などの操作を行います。

MX-500N※フォースゲージ、オプションアタッチメント、オプションケーブルは別売となります。

[主要オプション]
ロングストローク（-L）

速度範囲変更(-V)

ストロークを延長します。
速度レンジを変更します。
伸びるサンプルや長い距離を測定したい場合に便利です。 遅い・早い速度での試験に対応可能です。

速度・長さ計(-E)
測定速度・フォースゲージの移動量を表示します。

測長器(-S)
フォースゲージの移動量をデジタルで表示します。

2 / 6
2022/1/17

株式会社イマダ
電動計測スタンド MX-500N/1000N
製品仕様
型式

MX-500N

MX-1000N

画像

荷重値
速度
サンプル最大高さ※1
ストロークリミット
動作モード
制御機能
使用温度・湿度範囲
電源電圧消費電力
寸法
重量
付属品利用可能オプション※4※5※6

取付可能
フォースゲージ
※7
※1
※2
※3※4
※5
※6500N
1000N
10－300mm/min
8－240mm/min
約 235mm
約 420mm
つまみ式上下ストロークリミット
マニュアル操作モード／シングルサイクルモード／連続サイクルモード
非常停止、荷重コントロール（※2）、オーバーロード防止（※2※3）
0～＋40℃
35～70%、結露しないこと
AC100～240V,50/60Hz(100、120、230V から指定してください。付属品が異なります。)
50W
外観図を参照してください
約 13kg
約 24 ㎏
取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具GF-1（チャック取付板）
GF-2（チャック取付板）-E: 速度・長さ計-L：ストローク 200mm 延長-S：測長器-V60：速度 2～60mm/min-V600：速度 20～600mm/min-V1200：速度 40～1200mm/min

メカニカルフォースゲージ：FB、PS、PSM シリーズ
デジタルフォースゲージ：DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)
メカニカルフォースゲージ：PSH シリーズ
デジタルフォースゲージ：ZTS、ZTA シリーズ
（2500N 以上）

サンプル最大高さとは、ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズの計測軸までの距離です。治具を取り付けていない状態の数値です。
（MX-500N/MX-1000N: ZTS/ZTA シリーズ 1000N 以下モデル）
フォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ、オプションケーブル CB-508 を接続する必要があります。
オーバーロードの完全な防止を保証する機能ではありません。
オプションをご利用の際は、型式の後にオプションコードを追加してください。
例）MX-500N にロングストロークオプションを追加 → 型式：MX-500N-L
ロングストローク（-L）オプションについては、たわみ量が大きくなります。
速度変更オプションについては、次の速度範囲においては耐荷重値も減少しますのでご注意ください。
型式-V400-V600-V800-V1200※7-E: 速度・長さ計-L：ストローク 250mm 延長-S：測長器-V120：速度 4～120mm/min-V400：速度 15～400mm/min-V600：速度 20～600mm/min-V800：速度 27～800mm/min-V1200：速度 40～1200mm/min

MX-500N
250N
100N

MX-1000N
500N
500N
300N
200N

取り付け可能な機種においてもフォースゲージおよび電動スタンドの使用荷重値の範囲内でご使用ください。

3 / 62022/1/17

株式会社イマダ
電動計測スタンド MX-500N/1000N
関連製品
デジタルフォースゲージ
ZTS/ZTA シリーズ

デジタルフォースゲージ
DST/DSV シリーズ

電動スタンドMX2 シリーズ

サンプリング速度 2000Hz の再現性の高いモデルです。ケーブルの接続でMX シリーズとの連動が可能になります。

パソコンでのデータ管理も可能なコ
ストパフォーマンスの高いデジタルタイプ。

測定モードや速度などがデジタルで簡単に設定が可能な縦型電動スタンドです。フォースゲージと連動し多彩な機能が実現できます。

ソフトウェアForce Recorder シリーズ

オプションケーブル
CB-508応答性の高いグラフを作成可能なソフトウェアです。ZTS/ZTA シリーズフォースゲージが必要となります。

デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シ
リーズと電動スタンド MX シリーズを接続し、機能を有効化させます。

[連動機能]

ZTS/ZTA シリーズフォースゲージと CB-508 を接続し使用可能になる機能です。

・オーバーロード防止：センサーの故障を予防する機能です。
（オーバーロードの完全な防止を保証する機能ではありません）
・荷重コントロール：負荷荷重や停止荷重を設定する機能です。

4 / 62022/1/17

株式会社イマダ
電動計測スタンド MX-500N/1000N[MX シリーズ外観図について]
正面図・側面図は、付属のチャック取付板が取り付いた状態、平面図（上から見た図）はチャック取付板が取り付いていない状態の図面となっております。平面図の M8 は、チャック取付板を計測スタンドに固定するための穴位置を示しております。計測軸接続用のアタッチメントをお選びの際は、正面図・側面図に図示されている M6 もしくは M10（※1000N 以上モデルのみ）をご参照ください。

[MX-500N 外観図]

MX-500Nrt

H
DST/DSV/ZTS/ZTA(2N～500N)取付時
DST/DSV(2N～500N)取付時
ZTS/ZTA(2N～500N)取付時

MX-500N-L
77357368260250460
450
単位mm

[MX-1000N 外観図]rt

H
DST/DSV/ZTS/ZTA(2N～1000N)取付時
DST/DSV取付時
ZTS/ZTA(2N～1000N)取付時

MX1000N
903

MX-1000N
-L
1153
74430
420680670
単位mm

5 / 62022/1/17

株式会社イマダ
電動計測スタンド MX-500N/1000N[注意事項]- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本仕様書は製品の選定及び取扱い上の注意などを理解するためのものであり、様々な特性や安全性を保証するものではありません。
- 本製品は荷重測定を目的としており、それ以外には使用できません。
- 本仕様書の記載内容を無断で利用することはお断りしております。
- 本製品をご利用の際は、別売の荷重測定器（フォースゲージ）が必要となります。
- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリの多い場所などでの使用は避けてください。

株式会社イマダ

〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99 番地
TEL: (0532)33-3288
FAX: (0532)33-3866
E-mail: info@forcegauge.net
Website: http://www.forcegauge.net/

弊社ＨＰにて、詳しい製品情報、幅広い測定事例や測定動 画がご 覧頂けます。

6 / 6
2022/1/17