膜システム シリーズ
Membrane System Series

SpinFlow-Cell

卓上型 UF/NF/RO テストセル
UF/NF/RO desktop test cell

スピンフローセル●少量サンプルの精製・濃縮

RO・NF・UF膜といった機能性分離膜を用いた濃縮・分離・精製のための少量サンプルテストとして、またスケールアップのためのデータ採りに最適な平膜クロスフローテストセルです。

●Puriﬁcation and concentration of a small sample amount.

●工業化のための予備テストに●For preliminary industrialization tests.

SpinFlow-Cell is a ﬂat membrane crossﬂow test cell optimally suited fortests of a small amount of sample material for concentration, separation,and puriﬁcation using a functional separation membrane such as RO, NF,or UF membrane, and also useful for data acquisition for up-scaling.

●ポンプ圧送のため圧力容器になりません●Not a pressure vessel due to using a force feeding pump.

特長Advantage

1．圧力制御バルブにより一定の圧力でのテストが可能。
2．循環濾過方式と全濾過方式の両方でのテストが可能。
3．内部の攪拌子が特殊構造となっており、膜表面での攪拌効率が高く、テストデータに基づくスケールアップが容易。
4．ホールドアップが微量なので、少量サンプルでも処理可能。
5．UFからROまで多種の膜が揃っており、様々なテストが可能。

1. Tests can be performed at a constant pressure using a pressure
controlled valve.
2. Tests can be performed with either a circulation ﬁltration system ora full ﬁltration system.
3. The internal agitator has a special structure. The agitating eﬃciency
at the membrane surface is high and up-scaling can be easily
implemented based on test data.
4. Even a small amount of sample material can be handled because theholdup quantity is minute.
5. Various membranes from UF to RO are available, and therefore manykinds of tests can be performed.

攪拌子Agitator

システムフロー
System ﬂow

PG

平膜
Flat membrane
保持版
Retainer plate

原 液
Stock solution

ポンプ
Pump

スターラー
Stirrer

ろ過液
Filtrate高い攪拌力（高剪断力）による、高い濾速20ml 〜 2000mlの少量サンプルはスピンフローセル
High ﬁltering speed due to high agitating performance(high shearing force).
SpinFlow-Cell is optimally suited for a small amount ofsample material ranging from 20 to 2000 ml.

SpinFlow-Cell

卓上型

UF/NF/RO テストセル

UF/NF/RO desktop test cell

スピンフローセル

多用途・広範な汎用性
Multipurpose and superb versatility
用途例高い攪拌力（高剪断力）による、高い濾速20ml 〜 2000mlの少量サンプルはスピンフローセル
High ﬁltering speed due to high agitating performance (high shearing force).
SpinFlow-Cell is optimally suited for a small amount of sample material ranging
from 20 to 2000 ml.

Application examples
濃縮・精製

水処理

●糖液・オリゴ糖の濃縮・精製●用水●アミノ酸、ペプチドの濃縮・精製・食品、飲料用水の製造●抗生物質、ホルモンの濃縮・精製●酵素の濃縮・精製・地下かん水の脱塩●排水回収●機能性食品材料の濾過・濃縮・精製・COD、BODの低減●多糖類、ムコ多糖類の濃縮・精製・染料排水の処理●各種抽出液の濃縮

・排水3次元処理回収●コーヒー、紅茶、日本茶の濃縮・冷却水の回収●各種低分子物質の濃縮

・温排水回収●分子量1000以上の物質からの脱塩・濃縮●アルミ電着液の濃縮・リサイクル仕様

Concentration and puriﬁcation

Water treatment

Concentration and puriﬁcation of sugar solution andOligosaccharide
Concentration and puriﬁcation of amino acid andpeptideConcentration and puriﬁcation of antibiotic andhormoneConcentration and puriﬁcation of enzyme
Filtration, concentration, and puriﬁcation of functional
food materials
Concentration and puriﬁcation of polysaccharides andbridegroom polysaccharides
Concentration of various extract
Concentration of coﬀee, tea, and Japanese tea
Concentration of various small molecule materials
Demineralization and concentration of materials having
a molecular weight of 1000 or higher
Concentration and recycling of aluminumelectrodeposition liquid

Water for various applications
Production of drinking water andwater for food uses
Demineralization of undergroundbrine water
Waste water recovery
Reduction of COD and BOD
Dye waste water treatment
Waste water tertiary treatmentand recovery
Coolant recovery
Heated waste water recovery

Speciﬁcations

セル本体

インペラ一式
接液部材質：SUS316
有効膜面積：40cm2

Cell body

Impeller type
Wetted part material: SUS316
Eﬀective membrane area: 40 cm2ポンプ

プランジャー式
圧力：0 〜 5MPa，流量：0.1 〜 50ml/min
接液部材質：PTFE/SUS316
電源：100/120V，50/60Hz，2A

Pump

Plunger typePressure: 0 to 5 MPa, Flow rate: 0.1 to 50 ml/min
Wetted part material: PTFE/SUS316
Power source: 100/120 VAC, 50/60 Hz, 2A

バルブ

圧力調整用弁

Valve

Pressure adjustment valve

耐圧チューブ

接液部材質：PTFE、シリコン

Pressure-resistant tube

Wetted part material: PTFE and silicone

スターラー

AC100V，50/60Hz

Stirrer

100 VAC, 50/60 Hz

平膜

Flat membrane

1）RO膜
2）NF膜
3）UF膜

操作圧

阻止率（NaCl）

pH＜5MPa＞98％

2 〜 11

操作圧

阻止率（MgSO4）

pH＜3MPa＞98％

2 〜 11

操作圧

MWCOpH

＜1MPa
＜1MPa
＜1MPa
＜1MPa

1,000
3,500
8,000
10,0002 〜 112 〜 112 〜 112 〜 11

1）RO membrane2）NF membrane3）UF membrane

Operation pressure

Rejection rate (NaCl)

pH＜5MPa＞98％

2 〜 11

Operation pressure

Rejection rate (MgSO4)

pH＜3MPa＞98％

2 〜 11

Operation pressure

MWCOpH＜1MPa＜1MPa＜1MPa
＜1MPa

1,000
3,500
8,000
10,0002 〜 112 〜 112 〜 112 〜 11

お問い合わせ／ Contact information

Head office

5F NOF Technoport Kamata Center Building, 2-16-1
Minamikamata, Ota-ku, Tokyo, 144-0035 Japan
Tel: +1 3-5714-0626 Fax: +1 3-5714-0628

Osaka branch office

9F Shin-osaka Yachiyo Building Annex, 5-1-28 Miyahara,
Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 532-0003 Japan
Tel: +1 6-6398-4791 Fax: +1 6-6398-4793