NEU!

Gemacht, ums
einfach zu machen.
Unsere kompakten HVAC-Messgeräte liefern
präzise Ergebnisse überall, wo Du sie brauchst –schnell, flexibel, bedienerfreundlich und verbunden mit
Deinem Smartphone. Einfacher geht Messen nicht.

www.testo.atKlima- und Lüftungsanlagen

Die Neuen vonTesto:
11 Messgeräte.
9 Messgrößen.
1 App.
Unendliche
Möglichkeiten.

Einschalten, messen und sofort mehr wissen: Unsere neuen

Aber wir wissen auch, dass gute Messtechnik auch smart

digitalen HVAC-Messgeräte liefern Dir präzise Messwerte –sein muss – deswegen sind unsere kompakten Newcomer

einfach und schnell. Das ist unser Versprechen an Dich.

und Dein Smartphone dank der testo Smart App echte Part-

Behaglichkeit

Seite 6

Seite 8FlügelradAnemometer

FlügelradAnemometer

HitzdrahtAnemometer

CO 2-Messgerät

Lux-Messgerät

Digitales
Thermohygrometertesto 417

testo 416

testo 425

testo 535

testo 545

testo 625

m/s, m³/h, °C

m/s, m³/h

m/s, m³/h, °C

CO2

Lux

°C, %rF, °Cwb, °Ctp

Druckmessung

Temperatur

Seite 10

Seite 11ner.
Denn wir wissen, dass es in Deinem Job schnell gehen
muss und dass Du sofort zuverlässige Messergebnisse
brauchst, um weitermachen zu können.

2Worauf wartest Du noch? Mach es Dir einfach.

DifferenzdruckMessgerät

DifferenzdruckMessgerät

DifferenzTemperaturMessgerät

Temperatur­
Messgerät

NTC + PT100
Temperatur­
Messgerät

testo 512-1

testo 512-2

testo 922

testo 925

testo 110hPa/mbar, m/s, m³/h

hPa/mbar

°C

°C

°C
3

Kompakte Präzision für Deine Jobs.
Die neuen digitalen HVAC-Messgeräte von Testo sind immer dann zur Stelle, wenn Du
schnell exakte Messwerte brauchst.

Wenig Zeit, endlose ToDo-Listen und komplexe Aufgaben:

Und mit der testo Smart App hast Du nicht nur die

Das sind die Momente, in denen Dir die neuen kompakten

wichtigsten Messmenüs immer dabei – auch Dokumentation

Messgeräte von Testo zuverlässig zur Seite stehen.

und Messwertspeicherung sind mit Deinem smarten
Assistenten jederzeit möglich (siehe App-Info ab S. 12).

Für jede relevante Messgröße das passende Gerät:

Schnell•	Messergebnisse sofort: Mit einem Blick ist
alles klar.

Einfach einschalten und sofort hast Du genau den Wert zur
Hand, den Du brauchst, um die richtigen Entscheidungen•	Konfiguration mit der testo Smart App:
Einstellungen mit wenigen Clicks vornehmen.

treffen zu können. In allen wichtigen Anwendungen schnell, einfach und präzise.

•	Automatische Volumenstromberechnung:
Der Kanaldurchmesser reicht.
•	Zwei Displays zeigen mehr als eins: Zeig Deinen
Kunden Messverläufe auf dem Smartphone.
In Echtzeit.

Einfach•	Kompaktes Design: Schnell zur Hand, schnell verstaut.
•	Robuste Verarbeitung: Wenn es mal härter zugeht.
•	Intuitive Bedienung: Hightech auf das Wesentliche reduziert.
•	Reports vor Ort Drucken: Alles schwarz auf weiß.
•	testo Smart App: Messungen konfigurieren, speichern,
dokumentieren und vieles mehr (siehe S. 12).

Präzise•	Praxiserprobte digitale Fühler: Für langzeitstabile,
reproduzierbare und exakte Messergebnisse.
• Hilfreiche Messmenüs: Punktuelle und zeitliche
Verlaufsmessung in jedem Gerät.

• Komplexe Messungen, kompakt vereinfacht:
Zum Beispiel Wohnraumlüftung ganz einfach messen,
einregeln und dokumentieren.
•	Dokumentation mit der testo Smart App:
Komplett ohne Papierkram.

4

Jedes Gerät kommt im
praktischen, kompakten undrobusten testo Smart Case

5

Klima- und Lüftungsanlagen

Klima- und Lüftungsanlagen

Digitales 100 mm Flügelrad-Anemometer testo 417• Einfache, schnelle und präzise Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur an Luftein- und -auslässen
• Effiziente Einregulierung der kontrollierten Wohnraumlüftung undschnelle Dokumentation mit der testo Smart App• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App• Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung• Langlebigkeit durch kompaktes Design mit robustem Gehäuse
Best.-Nr. 0563 0417
testo 417 Set 1
Inkl. Trichterset für Tellerventile
und Lüftungsgitter.
Best.-Nr. 0563 1417
testo 417 Set 2
Wie Set 1, plus Gleichrichter für
Drallauslässe.
Best.-Nr. 0563 2417

Digitales 16 mm Flügelrad-Anemometer testo 416

Klima- und Lüftungsanlageneinfach im Griff.

• Einfache, schnelle und präzise Strömungsmessung & Volumenstromberechnung im Lüftungskanal• Mehr Flexibilität bei Kanalmessungen mit der kabelgebundenen
Teleskopsonde (Maximallänge 850 mm)• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App

Strömung und Volumenstrom kompakt messen.

• Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung
Damit sich Menschen gerne innen aufhalten, sind Klima-• Langlebigkeit durch kompaktes Design mit robustem Gehäuse

und Lüftungsanlagen für moderne Gebäude ein entschei-

Best.-Nr. 0563 0416

dender Faktor.
Dementsprechend wichtig ist es, mit der passenden
Messtechnik sicherzustellen, dass den Räumen ausreichend
Frischluft zugeführt und verbrauchte Luft ausgeleitet
wird. Und dies mit bestmöglicher Effizienz, bei allen RLTAnlagen.
Digitales Hitzdraht-Anemometer testo 425
Mit den neuen Strömungs-Messgeräten von Testo erledigst
Du diese Aufgaben schnell, einfach, präzise und mit smarter
App-Unterstützung: Im Kanal, am Auslass und beim Einregeln der kontrollierten Wohnraumlüftung.

So unterstützt die testo Smart App- Dein Messgerät konfigurieren- Grafischen Messwertverlauf anzeigen- Messdaten speichern- Kunden- und Messstellenverwaltung• Einfache, schnelle und präzise Strömungs-, Temperaturmessung und Volumenstromberechnung im Lüftungskanal• Mehr Flexibilität bei Kanalmessungen mit der kabelgebundenen
Teleskopsonde (Maximallänge 820 mm)• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App- Dokumentation Deiner Arbeit• Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung- Email-Versand des Berichts• Langlebigkeit durch kompaktes Design mit robustem Gehäuse
Best.-Nr. 0563 0425

6

7

Behaglichkeit

Behaglichkeit

So unterstützt die testo Smart App- Dein Messgerät konfigurieren- Grafischen Messwertverlauf anzeigen- Messdaten speichern- Kunden- und Messstellenverwaltung- Dokumentation Deiner Arbeit- Email-Versand des Berichts

Behaglichkeit einfach im Griff.
Digitales Lux-Messgerät testo 545

Für mehr Wohlfühlklima in Innenräumen.

• Einfache, schnelle und präzise Messung der Beleuchtungsstärke (Lux) nach der V-Lambda-Kurve für alle gängigen
Lichtquellen

Wohnen, Arbeiten oder Freizeit: Wir verbringen täglich

Mit den neuen kompakten Messgeräten von Testo hast

knapp 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen!

Du CO2, Beleuchtungsstärke, Temperatur und Luftfeuchte

Die Themen Raumluftqualität und Behaglichkeit

schnell, einfach und präzise im Blick – und sorgst so für

könnten also für Wohlbefinden und Gesundheit kaum

Behaglichkeit und gesundes Klima in Innenräumen.

wichtiger sein.

• Breites Anwendungsspektrum durch LED Kompatibilität(ausgenommen einfarbige blaue LED)• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App• Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung• Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung
Best.-Nr. 0563 1545

Digitales CO2-Messgerät testo 535

Digitales Thermo-Hygrometer testo 625•E infache, schnelle und präzise Messung der CO2-Konzentration• Einfache, schnelle und präzise Messung von Lufttemperatur und
relativer Luftfeuchte• Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App• Hohe Reproduzierbarkeit der Messergebnisse durch langzeitstabile
Infrarotsensorik

8• Berechnung von Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App• Akustischer Alarm bei Grenzwertverletzung• Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung• Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung

Best.-Nr. 0563 0535

Best.-Nr. 0563 1625

9

Druckmessung

Temperatur

Druckmessung einfach im Griff.

Temperaturen einfach im Griff.

Druck kompakt messen.

Den wichtigsten Messwert kompakt messen.
Digitales Differenztemperatur-Messgerät testo 922

Auch für zwei der wichtigsten Messungen an Heizungs-

Auch für die generelle Druckmessung, die Überprüfung

analagen stehen Dir die neuen kompakten Messgeräte vonvon Filtern und der Staurohrmessung ist testo 512 Dein

Testo zuverlässig zur Seite. Für schnelle Messergebnisse,zuverlässiger Partner.

• Einfache, schnelle und präzise Messung der Differenztemperatur über DualThermoelement Typ K (2 TE Typ K Fühler enthalten)• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App

wenn es darauf ankommt.
Und mit dem Differenztemperatur-Messgerät testo 922
Mit dem Differenzdruck-Messgerät testo 512 überprüfst Du(S. 11) hast Du Vor-/Rücklauftemperatur an Heizkreisvertei-

den Gasdruck an Brennern durch Messung von Gasfließ-lern im Griff.

• Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich von -50 °C bis 1000 °C• Große Fühlerauswahl optional und kompatibel mit handelsüblichen 		
TE Typ K Fühlern

druck und Gasruhedruck schnell und präzise – unabdingbar
Profi-Tipp:
Ideal zur Messung vonVor-/Rücklauftemperatur.

bei Wartungen an Heizungsanlagen.

Profi-Tipp:
Ideal zur Messung
von Gasfließ-/
Gasruhedruck.

• Akustischer Alarm bei GrenzwertüberschreitungBest.-Nr. 0563 0922

Digitales Differenzdruck-Messgerät testo 512-1

Digitales Temperatur-Messgerät testo 925•E infache, schnelle und präzise Differenzdruckmessung (0 … 200 hPa) zurÜberprüfung von Filtern und zur Staurohrmessung im Lüftungskanal• Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement
Typ K Fühler (1 TE Typ K Fühler enthalten)•Z uverlässige Messergebnisse durch lageunabhängigen Differenzdrucksensor mit hoher Genauigkeit• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App•S chnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App• Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich von -50 °C bis 1000 °C•V olumenstromberechnung in Messgerät und App• Große Fühlerauswahl optional und kompatibel mit handelsüblichen 		
TE Typ K Fühlern•A kustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung• Akustischer Alarm bei GrenzwertüberschreitungBest.-Nr. 0563 1512

Best.-Nr. 0563 0925

Temperaturmessung im Labor- und Lebensmittelumfeld
Digitales Differenzdruck-Messgerät testo 512-2•E infache, schnelle und präzise Differenzdruckmessung (0 ... 2.000 hPa)•S chnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App•A kustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung•Z eitliche und punktuelle Mittelwertbildung

Temperaturen im Labor- undLebensmittelumfeld einfach im Griff.
Besonders präzise, auch bei tiefen Temperaturen.

•L anglebigkeit durch kompaktes Design mit robustem Gehäuse
Digitales Temperaturmessgerät testo 110

Best.-Nr. 0563 2512

• Einfache, schnelle und besonders präzise Temperaturmessung mit NTC
oder Pt100 Fühler (optional erhältlich)
Profi-Tipp:
Ideal zur Messung vonhohen Drucken.

So unterstützt die testo Smart App- Dein Messgerät konfigurieren- Grafischen Messwertverlauf anzeigen- Messdaten speichern10• Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen
und Messdatenspeicher in der testo Smart App• HACCP-konform, zertifiziert nach EN 13485 für den Einsatz im Lebensmittelbereich- Kunden- und Messstellenverwaltung• Hochpräzise Messergebnisse und hohe Systemgenauigkeit mit digitalen
Pt100-Fühlern (Kalibrierung ohne Messgerät)- Dokumentation Deiner Arbeit• Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung- Email-Versand des Berichts

Best.-Nr. 0563 0110

11

Eine App für alles: Das ist ja smart!
Die testo Smart App wird Dein unverzichtbarer Begleiter.

Das Besondere an den Neuen von Testo: Du kannst Sie

wichtig? Leichteste Übung – mit der testo Smart App. Mit

ganz nach Deinen Wünschen konfigurieren und benutzen.

der kostenlosen App holst Du das Maximum aus Deinem

Einfach nur messen und mehr nicht? Gar kein Thema. Dir

neuen Messgerät heraus. Und natürlich verbinden sich App

schweben aber andere Einstellungen vor, Du möchtest die

und Messgerät ganz einfach automatisch.

Messwerte gerne speichern und Dokumentation ist auch

Effizient•	Speicherung von Mess- und Kundendaten•	Einfache Berichtserstellung und Versand per
E-Mail•	Zweites Display

Einfach•	Intuitive Messmenüs•	Schnelle Konfiguration•	Unkomplizierte Dokumentation

Schnell•	Mit wenigen Klicks zur Messung•	Alle Messwerte auf einen Blick•	Grafische oder tabellarische Verlaufsanzeige

12Clever•	Datenaustausch mit PC-Software
testo DataControl•	Laufende Updates und Erweiterungen•	Kostenloser Download, kostenlose Nutzung

13

Du willst es ganz genau wissen? Gut so.
Alle technischen Daten im Überblick.

Behaglichkeit

Klima- undLüftungsanlagen

Produkt

Beschreibung

Produkt

testo 416

testo 417

testo 417 Set 1

16 mm FlügelradAnemometer mit
App-Anbindung,
fest angeschlossenem Teleskop (max.
850 mm), inkl. Transporttasche

100 mm Flügelrad-Anemometer
mit App-Anbindung und inkl.
Transporttasche

100 mm FlügelradAnemometer mit
App-Anbindung, inkl.
Messtrichter für Tellerventile, Messtrichter
für Lüftungsgitter undTransporttasche

testo 417 Set 2

testo 425

100 mm FlügelradThermisches HitzAnemometer mit App
draht-Anemometer mit
Anbindung inkl. MesApp-Anbindung, fest
strichter für Tellerventile, angeschlossenem TeMesstrichter für Lüfleskop (max. 820 mm),tungsgitter, Gleichrichter, inkl. Transporttasche
und Transporttasche

Messgröße

m/s, fpm, m³/h,
cfm, l/s

m/s, fpm, °C, °F, m³/h, cfm, l/s

Messbereich

0,6 … 40 m/s

0,3 … 20 m/s
0 … +50 °C

Genauigkeit±(0,2 m/s
+1% v. Mw.)±(0,1 m/s +1,5% v. Mw.)
±0,5 °C

0,1 m/s

0,01 m/s
0,1 m³/h (0 … +99.9 m³/h)
1 m³/h (restl. Messbereich)
0,1 °C

0,01 m/s
0,1 °C

Auflösungm/s, fpm, °C, °F, m³/h,
cfm, l/s
0.01 … 30 m/s-20 … +70 °C±(0,03 m/s + 4% v.
Mw.) (0.01 ... 20 m/s)±(0,5 m/s + 5% v.
Mw.) (20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C

Klassifizierung

IP40 (Fühler: IP20)

IP40 (Fühler: IP20)

IP40 (Fühler: IP20)

Batterie (inkl.)

3 x AA

3 x AA

3 x AA

Standzeit (h)

60

50

35

Anbindung
testo Smart App
Best.-Nr.

0563 0416

0563 0417

0563 1417

0563 2417

testo 535

testo 545

testo 625

Beschreibung

CO₂-Messgerät mit App-Anbindung,
akustischer Alarm, inkl.
Transport­tasche

Lux-Messgerät mit App-Anbindung,
akustischer Alarm, inkl.
Transport­tasche

Feuchte-Temperatur-Messgerät mit
App-Anbindung, akustischer Alarm,inkl. Transporttasche

Messgröße

ppm, %

lux, fc%RH, °C, °F, °C td, °C dp

Messbereich

0 … 10.000 ppm

0 … 100.000 Lux

0 ... 100 %rF-20 … +60 °C

140563 1545±100 ppm +5 % v. Mw.

Auflösung

1 ppm

Klassifizierung
BatterieStandzeit
Anbindung
testo Smart App
Best.-Nr.

2,5 %rF (5 ... 95 %rF)
±0,5 °C

0,1 %rF
0,1 °C
IP40 (Fühler: IP20)
3 x AA
100

0563 1625

Temperatur

0563 0425

testo 922

testo 925

testo 110Beschreibung

2-Kanal Temperatur-Messgerät
TE Typ K mit App-Anbindung, akustischer Alarm, inkl. Transporttasche, 2 x
TE Typ K Fühler

1-Kanal Temperatur-Messgerät
TE Typ K mit App-Anbindung, akustischer Alarm, inkl. Transporttasche, 1
x TE Typ K Fühler

1-Kanal Temperatur-Messgerät
NTC / Pt100 mit App-Anbindung,
TUC-Fühlerbuchse, akustischer
Alarm, inkl. Transporttasche

Messgröße°C, °F°C, °F

Druckmessung

testo 512-1

testo 512-2

Differenzdruck-Messgerät mit App-Anbindung, Messbereich
0...200 hPa, akustischer Alarm, inkl. Transporttasche

Messgröße

Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H2O, mm²H₂O, mm²Hg, m/s,
fpm, m³/h, cfm, l/s

Differenzdruck-Messgerät mit App-Anbindung,
Messbereich 0...2.000 hPa, akustischer Alarm, inkl.
Transporttasche
Pa, hPa/mbar, kPa, psi, in²Hg, in²H₂O, mm²H₂O,
mm²Hg

Messbereich

0 … +200 hPa

0 … +2.000 hPa

Genauigkeit±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) ±1 Digit (0 … 25 hPa)±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) ±1 Digit (25,001 … 200 hPa)

0,5 %fs

Auflösung

0,001 hPa

1 hPa

Beschreibung

0563 0535

Genauigkeit

Produkt

Produkt

IP40 (Fühler: IP20)
3 x AA
30

Klasse C, entsprechend DIN 5032-7 /EN 13032-1, Anhang B
f1 = 6% = V (Lambda)-Anpassung
f2 = 5% = cos-getreue BewertungGesamt ≤15%
±3% v. Mw. ±1 Digit
0,1 Lux (< 10 000 Lux)
1 Lux (≥ 10 000 Lux)
IP40 (Fühler: IP20)
3 x AA
70

Klassifizierung

IP40

IP40

Batterie (inkl.)

3 x AA

3 x AA

Standzeit (h)Anbindung
testo Smart App
Best.-Nr.

120

120

0563 1512

0563 2512°C, °F

Messbereich-50 … +1000°C-50 … +1000°C

Genauigkeit±(0,5 °C + 0,3 % v. Mw.)(-50 ... +1000 °C)±(0,5 °C + 0,3 % v. Mw.)(-50 ... +1000 °C)

Auflösung

0,1 °C (-50 ... +499,9 °C)
1 °C (restl. Messbereich)

0,1 °C (-50 ... +499,9 °C)
1 °C (restl. Messbereich)

IP40 (Optional Top-Safe IP65)
3 x AA
120

IP40 (Optional Top-Safe IP65)
3 x AA
150

NTC: -50 … +150°C
Pt100: -200 … +800 °C
NTC: ±0,2 °C (-20 … +80 °C)±0,3 °C (restl. Messbereich)
Pt100: entsprechend der Fühlergenauigkeit
NTC: 0,1 °C
Pt100: entsprechend der Fühlergenauigkeit
IP40 (Optional Top-Safe IP65)
3 x AA
100

0563 0922

0563 0925

0563 0110

Klassifizierung
BatterieStandzeit
Anbindung
testo Smart App
Best.-Nr.

15

Zubehör & Fühler
Weitere Fühler unter www.testo.at
Zubehör

Best.-Nr.

Bluetooth
inkl. Akku und Netzteil

0554 0621

Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0568

Fühlertyp
NTC/PT100 für testo 110

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Rohranlegefühler (NTC) für
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm,
Festkabel gestreckt 1,2 m
Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler NTC, Festkabel
gestreckt 1,2 m
Hochpräziser digitaler Pt100Einstechfühler zur Messungin Flüssigkeiten und pastösen
Medien mit einer Genauigkeit bis zu±0.05 °C

FühlertypTyp K für testo 922/925

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

295 mmØ4mm

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Robuster Luftfühler, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

115 mmMessbereich

Genauigkeit

Ansprech­zeit

Best.-Nr.

-50 ... +120 °C±0.2 °C (-25 ... +80 °C)–

0615 5605-50 ... +150 °C±0.5% v. Mw.
10 s(+100 ... +150 °C)±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)±0.4 °C (restl. Messbereich)0615 1212-80 ... +300 °C±0,3 °C (-80 ...
-40,001 °C)±(0,1 °C + 0,05 % v.
Mw.)(-40 ... -0,001 °C)±0,05 °C (0 ... +100 °C)±(0,05 °C + 0,05 %v. Mw.) (+100,001 ...
+300 °C)

t₉₀ <45 sec

0618 0275

Messbereich

Genauigkeit

Ansprech­zeit

Best.-Nr.

-60 ... +400 °C

Klasse 2 1)

200 sec

0602 1793-60 ... +300 °C

Klasse 2 1)

3 sec

0602 0393-40 ... +1000 °C

Klasse 1 1)

4 sec

0602 5693

Ø 4 mmSehr reaktionsschneller
Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelement-Band, auch für nicht
plane Oberflächen, Messbereichkurzz. bis +500 °C, TE Typ K,
Festkabel gestrecktTauch-Messspitze, biegsam,
für Messungen in Luft/Abgasen(nicht geeignet für Messungen in
Schmelzen), TE Typ K
1)

115 mm
Ø 5 mm

Ø 3 mmØ 12 mm1000 mm

Laut Norm EN 60584-1 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 2 auf -40...+1200 °C.

Testo GmbH
Carlbergergasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien
Telefon 01/486 26 11-0
Telefax 01/486 26 11-209
E-Mail: info@testo.at

www.testo.at

2980 143X/B&B/10.2022

0516 0224®-/IRDA-DruckerÄnderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Top-Safe Schutzhülle aus Silikon für testo 922/925/110 für IP65