Termékadatlap
testo 890

Hőkamera
testo 890 – Termográfia alegmagasabb követelményekhez

Infra felbontás 640 x 480 pixel
SuperResolution technológiával 1280 x 960 pixel
Termikus érzékenység < 40 mK
Rugalmasság a forgatható markolat és a forgatható,kihajtható kijelző révén°C

Cserélhető lencsék
Penész-veszély jelzési mód
Magas hőmérséklet mérés 1.200°C-ig
Panoráma kép asszisztens
SiteRecognition technológia
Teljesen radiometrikus videómérés és képszekvencia
rögzítésAképminőséget

vagy a legtávolabbi objektumok, például ipari üzemek isbiztosít a legmagasabb termográfiai követelményekhez.

testo890

hőkamerakiemelkedő

biztonságosan rögzíthetők nagy infravörös felbontásban

A csúcsminőségű, 640 x 480 pixeles detektorral ellátott

és a legjobb képminőségben. A teljesen radiometrikus

infra mérőrendszerrel akár megapixeles minőségbenvideóméréssel még a hőfolyamatok is nyomon követhetők:(1290 x 960) is rögzíthet képeket a SuperResolutiona hőkép minden mérési pontja pixelre pontosan elérhető

technológia használatával. Ez azt jelenti, hogy még aminden időben.

legkisebb objektumok, például az elektronikai alkatrészek,www.testo.hutesto 890

Rendelési adatok
testo 890 hőkamerák

Rend. sz.

testo 890 hőkamera 1 lencsével (standard 42°-os, 25°-os vagy 15°-os teleobjektív) egy strapabíróműszerbőröndben, tartozékok része a professzionális elemzőszoftver, SD kártya, USB kábel, hordszíj, lencsetisztítókendő, hálózati adapter, Li-ion akkumulátor, headset

0563 0890 X1

testo 890 hőkamera szuper teleobjektívvel egy strapabíró műszerbőröndben, tartozékok része a professzionáliselemzőszoftver, SD kártya, USB kábel, hordszíj, lencsetisztító kendő, hálózati adapter, Li-ion akkumulátor, headset

0563 0890 X4

testo 890 szettek választható
lencsékkel
Teljes szettek strapabíró műszerbőröndben, integrált
SuperResolution technológia, mindegyikhez tartozik
professzionális elemzőszoftver, SD kártya, USB kábel, hordszíj,lencsetisztító kendő, hálózati adapter, Li-ion akkumulátor,lencsevédő, tartalék akkumulátor, gyorstöltő, headset,lencsetartó. Választási lehetőség standard 42°-os, 25°-os vagy
15°-os teleobjektív lencsék közül

Rend.sz.

testo 890 szett 2 darab lencsével – a szállítási kiszerelésről bővebben feljebb tájékozódhat

0563 0890 X2

testo 890 szett 3 darab lencsével – a szállítási kiszerelésről bővebben feljebb tájékozódhat

0563 0890 X3

testo 890 szett szuper teleobjektívvel és 1 lencsével – a szállítási kiszerelésről bővebben feljebb tájékozódhat

0563 0890 X5

testo 890 szett szuper teleobjektívvel és 2 lencsével – a szállítási kiszerelésről bővebben feljebb tájékozódhat

0563 0890 X6

KiegészítőkKód1)(Első felszerelés)Rend.sz.
(Retrofit)

SuperResolution.
Négyszer annyi mérési érték a termikus képek még részletesebb elemzéséhez.

S10554 7806

Lencse védőüveg. Különleges germánium védőüveg az objektív optimális védelmére por és
karcolások ellen.

F10554 0289

További újratölthető akkumulátor.
További lítium-ion akkumulátor, amely meghosszabbítja a működési időtG10554 8852

Gyors töltőállomás. Asztali gyors töltőállomás két újratölthető akkumulátorhoz a töltési időoptimalizálásához

H10554 8851

Magas hőmérséklet mérés akár 1200°C-ig

I12)

Páratartalom mérés rádiós hőmérséklet érzékelővel 3)

E12)

Teleobjektív lencse 15° x 11°

D12)

25° Lencse

O12)

Szuper teleobjektív lencse 6,6° x 5°

T22)

Folyamatelemző csomag
Képszekvencia rögzítése a műszeren és teljesen radiometrikus videómérés

V10554 8902

FeverDetection

J12)

Fix emissziós csík. Ragasztószalag, pl. fényes felületekhez(tekercs, L .: 10 m, W .: 25 mm), ε = 0,95, hőálló + 250°C-ig

0554 0051

testo IRSoft PC szoftver az adatok elemzéséhez és jelentés készítéshez

0501 8809

NAH Hőkamera kalibrálás 3 szabadon választott (-20...+150°C), 1 pozícióban (középen) *28 0520 0496

NAH Hőkamera kalibrálás 3 szabadon választott (-20...+150°C), 5 pozícióban (középen és sarkokon) *28 0520 0495

Plusz hőkamera kalibrálási pont (-20...+150°C) tartományban *28 0529 0007

 lső rendelésnél a tartozékokat a bőröndben kapja meg.
EPélda: testo 890 lencsevédővel és SuperResolution technológiával:Rend. sz: 0563 0890 X1 F1 S12)
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal* Kalibrálási díj objektívenként értendő1)

Vezeték nélküli páratartalom-érzékelők csak a következőkben: EU, Norvégia, Svájc,USA, Kanada, Kolumbia, Törökország, Brazília, Chile, Mexikó, Új-Zéland, Indonézia
4)
Lencsénként
3)

testo 890

Műszaki adatok

Infrakép kimenet
Infra felbontásHőkamera felszereltség
640 x 480 pixel

Digitális kamera

Termikus érzékenység(NETD)< 40 mK +30°C-on

Lencse változatok

Látómező / min.
fókusztávolság (lencseváltozat)

42° x 32° / 0,1 m (Standard)
25° x 19° / 0,2 m (25° Lencse)
15° x 11° / 0,5 m (Teleobjektív)
6,6° x 5° / 2 m (Szuper teleobjektív)

Geometriai felbontás(IFOV)(lencse változat)

1,13 mrad (Standard)
0,68 mrad (25° Lencs)
0,42 mrad (Teleobjektív)
0,18 mrad (Szuper teleobjektív)

SuperResolution(pixel / IFOV)(lencse változat)

Képfrissítési frekvencia
FókuszSpektrális tartomány

1280 x 960 pixel / 0,71 mrad (Standard)
1280 x 960 pixel / 0,43 mrad (25° Lencse)
1280 x 960 pixel / 0,26 mrad (Teleobjektív)
1280 x 960 pixel / 0,11 mrad
(Szuper teleobjektív)
33 Hz*
automatikus / kézi
7,5 ... 14 µm

Képkimenet
Képméret / min.
fókusztávolság

SiteRecognition (mérési
terület felismerés képkezeléssel)
Panorámakép asszisztens
Lézer (635 nm-eslézerosztály, 2. osztály)***Megjelenítés

4,3“ LCD érintőképernyő
480 x 272 pixel

Digitális zoom

1-3-szoros

Megjelenítési lehetőségekIR / valós kép

Hangfelvétel

Csatlakozás

Fájlformátum egyetlen kép

Tárolóeszköz
Tápegység-30 ... +100°C /0 ... +350°C (állítható)
0 ... +650°C (állítható)±2°C, a mért érték ±2 %-a(±3°C -30 ... -22°C tartományban)+350 ... +1200°C (nem kapcsolódik ateleobjektívhez)±2°C, a mért érték ±2 %-a0.01 ... 1 / kéziÁtviteli korrekció (légkör)
Mérési funkciók
Felületi nedvességeloszlás
megjelenítése (manuálisbevitellel)
Páratartalom mérés rádiós
páratartalom érzékelővel(valós idejű, automatikus
mérési érték továbbítás)*****().bmt; Export lehetőség a .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls fájlokban.wmv, .mpeg-1 / Testo formátum(teljesn radiometrikus videó)
SD kártya 2 GB (kb. 1500 - 2000 kép)

Akkumulátor típus

Gyors töltésű Li-ion akkumulátor,helyszínen cserélhetőÜzemidő
Töltési lehetőségek4,5 óraa műszerben / a töltőben (opcionális)Hálózati működésKörnyezeti feltételekMűködési hőmérséklettartomány-15°C ... +50°CTárolásihőmérséklettartomány-30 ... +60°C

Páratartalom

20 ... 80 % RH nem kondenzálódó

Műszerház védelmi osztály(IEC 60529)

IP54

Rezgés (IEC 60068-2-6)

2GFizikai jellemzőkSúly()1630 gMéretek (Hossz x
Szélesség x Magasság)

253 x 132 x 111 mmÁllványra szerelés

1/4“ - 20UNCMűszerház

Szolár mód
Elemző funkció)

LabVIEW, felület leírás letölthető a Testo
honlapjáról

Fájlformátumú videó(USB-n keresztül)

USB 2.0, Micro HDMI

Mérés

(Kép tárolása

9 (vas, szivárvány, szivárvány HC,
hideg-meleg, kék-piros, szürke, fordított
szürke, szépia, Testo)

Emissziós / visszaverthőmérséklet

legfeljebb 3 mérési pont

Folyamatelemző csomag:
képszekvencia rögzítésa műszerben és teljesen
radiometrikus videomérés

Színpaletták

Magas hőmérséklet mérés- opcionális
Pontosság

Bluetooth****/
vezetékes headset

Videomérés(USB-n keresztül)

Videó kimenet

Pontosság

Lézer jelölő

FeverDetection
3,1 MP / 0,5 m

Kép bemutatása

Méréstartomány

42° x 32° (Standard)
25° x 19° (25° Lencse)
15° x 11° (Teleobjektív)
6,6° x 5° (Szuper teleobjektív)

legfeljebb 10 mérési pont,hideg-meleg folt felismerés
legfeljesbb 5x-ös területmérés(min/max & átlag)
Izoterma és riasztási értékekEU-n belül, 9 Hz EU-n kívül
Vezeték nélküli páratartalom szondák csak a következőkben: EU, Norvégia,Svájc, USA, Kanada, Kolumbia, Törökország, Brazíla, Chile, Mexikó, ÚjZéland, Indonézia*** kivéve: USA, Kína, Japán**** Bluetooth csak a következőkben: iEU, Norvégia, Svájc, USA, Kanada,Kolumbia, Törökország, Japán, Oroszország, Ukrajna, India, AusztráliaABS

PC szoftver
Rendszerkövetelmények

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Szervizcsomag 1), Windows8, USB 2.0 interfész

Szabványok, minősítésekEU irányelvszállítási kiszerelés része

2004 / 108 / EC() opcionálistesto 890

testo 890

Infra felbontás

testo 890
szett

640 x 480 pixel

Termikus érzékenység (NETD)< 40 mK

Méréstartomány-30 to +650°C

Képfrissítési frekvencia

33 Hz*

SuperResolution
25° x 19° Lencse()

Teleobjektív 15° x 11° *****()

Szuper-teleobjektív 6,6° x 5° *****

()

(())

()

()

()

FeverDetection()()

Folyamatelemző csomag: képszekvencia rögzítés aműszerben és teljesen radiometrikus videomérés()()

Autofókusz
Magas hőmérséklet mérés +1200°C-igPanorámakép asszisztens
SiteRecognition (mérési terület felismerés képkezeléssel)
Lézer-jelölő**Felületi nedvességeloszlás megjelenítése (manuális bevitellel)
Páratartalom mérés vezeték nélküli páraérzékelővel ***(automatikus mérési érték átvitel valós időben)HDMI csatlakozás

Hangfelvétel headsettel****(A szállítási kiszerelés része) opcionális

*
**
***

Szolár mód
Lencsevédő üveg()

Tartalék akkumulátor()

Gyorstöltő()EU-n belül, 9 Hz EU-n kívül
kivéve: USA, Kína és Japán
Vezeték nélküli páratartalom szondák csak akövetkezőkben: EU, Norvégia, Svájc, USA,Kanada, Kolumbia, Törökország, Brazíla, Chile,Mexikó, Új Zéland, Indonézia**** Bluetooth csak a következőkben: iEU, Norvégia,Svájc, USA, Kanada, Kolumbia, Törökország,Japán, Oroszország, Ukrajna, India, Ausztrália***** a kiválasztott készlettől függően

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53
Telefon:+36 1 237 1747
Fax:+36 1 237 1748
E-mail: kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősségetnem vállalunk. A kiadványban szereplő képek illusztrációk, tájékoztató jellegűek.

Jellemzők0988 8853 05/msp/I/08.2020

Változatok áttekintése