HR-706 操作フローチャート
目
通常動作モード：記録、表示切替え、エンジニアリングリスト印字、マニュ次エンジニアリングモード：警報ヒステリシス、バーンアウトの設定................. 19

アル印字、リスト印字 .............................................................. 3

エンジニアリングモード：チャンネルオフセットの設定 .................................. 20セットアップモード：レンジ設定(電圧・電流、熱電対、測温抵抗体) ................. 4

エンジニアリングモード：基準接点補償の設定 ................................................. 21

セットアップモード：レンジ設定(スケーリング) ................................................. 5

エンジニアリングモード：打点色の変更 ........................................................... 22

セットアップモード：レンジ設定(開平演算) ........................................................ 6

エンジニアリングモード：記録スタート/ストップトリガの設定、チャンネセットアップモード：レンジ設定(デケード表示) ................................................. 7セットアップモード：レンジ設定(差演算、和演算、平均)................................... 8

ル/タグの切替え、警報印字の ON/OFF .................................. 23
エンジニアリングモード：定刻印字の ON/OFF、スケール印字の ON/OFF

セットアップモード：レンジ設定(スキップ) ........................................................ 9

定刻印字の同期/非同期切替え ................................................ 24

セットアップモード：警報の設定 ....................................................................... 10

エンジニアリングモード：通信機能の設定、セットアップデータの初期化 ...... 25セットアップモード：単位の設定 ....................................................................... 11

エンジニアリングモード：DI 機能 ..................................................................... 26

セットアップモード：記録紙送り速度、日付時刻設定....................................... 12

エンジニアリングモード：温度単位の選択、ポイントキャリブレーション ...... 27

セットアップモード：設定のコピー ................................................................... 13

エンジニアリングモード：データキャリブレーション(電圧校正) ..................... 28

セットアップモード：その他の設定(記録周期の設定、ゾーン記録の設定)........ 14

エンジニアリングモード：データキャリブレーション(測温抵抗体校正) ........... 29

セットアップモード：その他の設定(部分圧縮拡大の設定)................................. 15

エンジニアリングモード：データキャリブレーション(端子温度設定) .............. 30

セットアップモード：その他の設定(デジタル印字の設定)................................. 16

データ初期値 (工場出荷時設定) ......................................................................... 31

セットアップモード：その他の設定(タグの設定) ............................................... 17
セットアップモード：その他の設定(コメント文字の設定)................................. 18

警

告データキャリブレーションをされる場合，取扱説明書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。
そして，電気，制御関係の知識をもった作業者が，取扱説明書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で，データキャリブレーションを行ってください。
注記事項に反した校正により生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます。

通常動作モード：記録、表示切替え、エンジニアリングリスト印字、マニュアル印字、リスト印字－3－セットアップモード：レンジ設定(電圧・電流、熱電対、測温抵抗体)－4－セットアップモード：レンジ設定(スケーリング)－5－

セットアップモード：レンジ設定(開平演算)－6－セットアップモード：レンジ設定(デケード表示)－7－セットアップモード：レンジ設定(差演算、和演算、平均)－8－セットアップモード：レンジ設定(スキップ)－9－

セットアップモード：警報の設定－10－

セットアップモード：単位の設定－11－セットアップモード：記録紙送り速度、日付時刻設定－12－セットアップモード：設定のコピー－13－セットアップモード：その他の設定(記録周期の設定、ゾーン記録の設定)－14－

セットアップモード：その他の設定(部分圧縮拡大の設定)－15－

セットアップモード：その他の設定(デジタル印字の設定)－16－

セットアップモード：その他の設定(タグの設定)－17－

セットアップモード：その他の設定(コメント文字の設定)－18－

エンジニアリングモード：警報ヒステリシス、バーンアウトの設定－19－

エンジニアリングモード：チャンネルオフセットの設定－20－

エンジニアリングモード：基準接点補償の設定－21－

エンジニアリングモード：打点色の変更－22－

エンジニアリングモード：記録スタート/ストップトリガの設定、チャンネル/タグの切替え、警報印字の ON/OFF－23－

エンジニアリングモード：定刻印字の ON/OFF、スケール印字の ON/OFF 定刻印字の同期/非同期切替え－24－

エンジニアリングモード：通信機能の設定、セットアップデータの初期化－25－エンジニアリングモード：DI 機能－26－

エンジニアリングモード：温度単位の選択、ポイントキャリブレーション－27－

エンジニアリングモード：データキャリブレーション(電圧校正)

警告
データキャリブレーションをされる場合，取扱説明書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。そして，電気，制御関係の知識をもった作業者が，取扱説明書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で，データキャリブレーションを行ってください。
(注記事項に反した校正により生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます)－28－

エンジニアリングモード：データキャリブレーション(測温抵抗体校正)

警告
データキャリブレーションをされる場合，取扱説明書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。そして，電気，制御関係の知識をもった作業者が，取扱説明書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で，データキャリブレーションを行ってください。
(注記事項に反した校正により生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます)－29－

エンジニアリングモード：データキャリブレーション(端子温度設定)

警告
データキャリブレーションをされる場合，取扱説明書 9.5 項に記載の機器を接続し，正しい操作で校正を行ってください。そして，電気，制御関係の知識をもった作業者が，取扱説明書 7.2 項と 9.5 項を熟読された上で，データキャリブレーションを行ってください。
(注記事項に反した校正により生じた損害については，当社は責任と保証を負いかねます)－30－データ初期値 (工場出荷時設定)
セットアップモード
表示エンジニアリングモード
設定項目

初期値

レンジ
(チャンネル毎)－10～10mV
0～100.0

警報(チャンネル毎)

全レベル警報 OFF
リレー出力 OFF単位(チャンネル毎)℃

記録紙送り速度(1)20mm/h(2)20mm/h

時計

2000/01/01 00:00

設定値

表示

現在の時刻に設定されています。

その他の記録設定
記録周期10(sec)

ゾーン設定(チャンネル毎)

0～100(％)

部分圧縮拡大(チャンネル毎)

OFF

タグ印字文字(チャンネル毎)― ――――

コメント印字文字(1～3)

15 文字目まで空白

－31－

設定項目

初期値

警報ヒステリシス

ON(0.5％)

バーンアウト(チャンネル毎)

OFF

チャンネルオフセット(チャンネル毎)

0.0

基準設定補償

内部補償 INT

打点色(1～6ch)(1)紫，(2)赤，(3)緑(4)青，(5)茶，(6)黒記録に関する設定
REC/STOP トリガ

REC キーで操作 INT

Ch/TAG 印字Ch警報印字

OFF

定刻印字

ON

印字開始時刻設定

00:00

インターバル設定

6H

スケール印字OFF

DI 機能(1～3ch)

OFF

設定値

本社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号
ニューリバータワー1201 号室
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

福TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

陸岡

No. HR7ZJ6FLOW

2021.01