カラー液晶表示型マルチモニタ

Super DIR-M3200/M8000
船舶用レベル・温度・圧力計の総合監視装置

概 要
温度、圧力付き SPT-3500 型レベルゲージと 4-20mA 型各種センサ（レベル・温度・圧力等）の混在接続を可能とした総合監視が出来ます。

特 長
カラー液晶表示装置を採用し表現能力と視認性を向上させ全タンク分の同時表示により省スペース・省コスト化を実現しました。
また、ソフトウェアの製作（費）は不要で共通基本ソフトウェアのみでご使用できます。
（別途専用画面の製作も可能です。
）
更に液晶表示装置は拡張接続する事が可能となり多重情報の同時監視と遠隔表示が出来ます。

Super DIR-M3200 仕様
・ 基本最大接続点数 32 点（SPT-3500 型レベルゲージと 4-20mA

10.4 型液晶表示付きマルチモニタ Super DIR-M3200

型各種センサが混在する場合は、それぞれ最大 16 点となります。
）
・ タッチパネル付き 10.4 型カラー液晶表示装置を採用。
・ 基本操作スイッチ（ブザー、フリッカー停止等）を盤面上に設置。
本体のみでの監視が可能。
・ 旧マルチモニタ DIR-M1600 型とパネルカット寸法及び各種信号線との接続方法を共通化させリプレース用としても対応。

Super DIR-M8000 仕様
・ 基本最大接続点数 80 点（SPT-3500 型レベルゲージ最大 32 点 /420mA 型各種センサ最大 48 点）
・ インターフェースユニットとカラー表示装置を分離し、モニタパネル／コンソール内の配置及び配線アレンジを容易化。
・ カラー液晶表示装置はタッチパネル付き 10.4 型と 19 型の 2 種類を用意。ご用途に沿った表示アレンジが可能。

共通仕様

19 型液晶表示装置 Super DIR-M8000-LD19

・ 音量調整付きステレオスピーカーを液晶表示装置部に標準装備。
レベル、温度及び圧力の各警報出力時の音種をそれぞれ 10 種類から任意に選択設定出来ます。
・ アナログバーグラフ色を任意に選択設定可能。
液種別や荷役計画等のご使用に応じて色を変更出来ます。
・ カラー液晶表示装置はディマー機能を装備。
ブリッジ（※1）設置時や液晶バックライトの長期寿命（※2）に役立てます。
・ 個別表示器（DIR-700 シリーズ）及び積み付け計算（ローディングコンピュータ）等各種上位器への出力信号（RS232C、RS485 及びLAN）を標準装備しオンライン通信が可能。
・ オプション機能としてタンクテーブルを入力設定することでタンク貨物容量及び移送流量の表示が可能。
・ マウス（オプション）接続によりタッチパネルと併用してデスク上（※3）での表示画面操作が可能です。
※1 ブリッジへの設置は Super DIR-M3200 のみ対応しています。

インターフェースユニット Super DIR-M8000-IF※2 バックライトの寿命は仕様書上 50,000 時間です。
※3 マウス操作が可能なコンソール（盤）のアレンジが必要です。

TG-L1011-2
改訂 2016 07 K
初版 2010 09 K

Super DIR-M3200/M8000

構成接続図
・Super DIR-M3200モニタリングシステム

温度・圧力付きレベルゲージ
SPT-3500シリーズ
本安バリヤ
2c

個別指示計
（DIR-700 DBII）

TZB-101

マルチモニタSuper DIR-M3200

Super DIR-M3200（船橋等遠隔指示計用）
RS232C
LAN

最大32点
2c
（4-20mA混在の場合は16点）RS232C/RS485/LAN（※）
積み付け計算機（ローディングコンピュータ）等
その他 液面計／温度計／圧力計等
各センサ

4-20mA

最大32点（タンクゲージ混在の場合は16点）
・Super DIR-M8000モニタリングシステム

Super DIR-M8000-LD19

温度・圧力付きレベルゲージ
SPT-3500シリーズ
本安バリヤ
2c
TZB-101
インターフェースユニット
Super DIR-M8000-IF
LAN

Super DIR-M8000-LD10

最大32点

その他 液面計／温度計／圧力計等
各センサ

4-20mA
Super DIR-M3200（船橋等遠隔指示計用）

最大48点

個別指示計
（DIR-700 DBII）
RS232C（※）
積み付け計算機（ローディングコンピュータ）
等
RS232C/RS485/LAN（※）弊社では液面計システムと一緒にダメージスタビリティー（復元計算）機能付きローディングコンピュータのご提供が可能です。
2TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-2

Super DIR-M3200/M8000

表示画面例 -1
初期動作中（Super DIR-M8000）表示例：船名を登録表示

G.A. (General Arrangement) 表示：Super DIR-M8000-LD19 のみ対応

バーグラフモード（カーゴタンク）：レベル／温度／圧力を同時表示

バーグラフモード： バラストタンク系統

詳細モード：9 タンク分表示例（カーゴタンク）

詳細モード：6 タンク分拡大切り替え表示例（カーゴタンク）

詳細モード 2 タンク分拡大切り替え表示例（カーゴタンク）

詳細モード：1 タンク分拡大切り替え表示例（カーゴタンク）

TG-L1011-2

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

Super DIR-M3200/M8000

表示画面例 -2
リストモード：データをテーブル状に表示（カーゴタンク）

リストモード： バラストタンク例

ドラフトゲージ（4 点仕様）表示例： 計測位置補正及びトリム／ヒー

ユーザ設定表示例：各警報値、液密度、バーグラフ色及び音色種等

ルを自動演算を設定

船橋（遠隔）設置用温度モニタ表示例：Super DIR-M3200 型のみ対応

トリム／ヒール計：傾斜センサ接続時の表示例

4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-2

Super DIR-M3200/M8000

外形／重量等図面 -1
・Super DIR-M3200 マルチモニタ

質 量 ：6 Kg（最大）電 源 ：DC24V
消費電流 ：3.2A（最大）コネクタカバー

パネル カット184

取付金具

上面254







6XSHU DIR-M3200






1$902'(型

表面

側面

7(67)/6%=6VOLUME',00(5CPU-NOR POWER

TOKYO KEISO CO., LTD.

・Super DIR-M8000-IF インターフェースユニット

ケーブル カバー

質 量 ：8.5 Kg（最大）電 源 ：DC24V
消費電流 ：4.6A（最大）ケーブル導入開口部



上面カバー


Super DIR-M8000
INTERFACE UNIT

TOKYO KEISO CO., LTD.

側面TG-L1011-2

˳ 取付穴

表面
TOKYO KEISO CO., LTD.

5Super DIR-M3200/M8000

外形／重量等図面 -2・Super DIR-M8000-LD19 カラー液晶表示装置（19 型）
パネルカット取付金具
上面







Super DIR-M8000





表面型


92/80(',00(5&3812532:(5TOKYO KEISO CO., LTD.

質 量 ：10 Kg（最大）電 源 ：DC24V
消費電流 ：2.5A（最大）・Super DIR-M8000-LD10 カラー液晶表示装置（10.4 型）
パネルカット

取付金具

上面






Super DIR-M8000

表面型


92/80(',00(5&3812532:(5TOKYO KEISO CO., LTD.

質 量 ：3.5 Kg（最大）電 源 ：DC24V
消費電流 ：1.5A（最大）

6TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L1011-2Super DIR-M3200/M8000※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
TG-L1011-2

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

TOKYO KEISO CO., LTD.

7