作業環境測定⼠試験（デザイン・サンプリング）（平成16年2⽉

問１実施分）

次の測定のうち、法令に基づく「作業環境測定」でないものはどれか。

１ 原⼦炉使⽤済燃料の再処理⼯程で発⽣する放射性物質濃度の測定
２ 粒径 7.07 μｍ 以下の鉱物性粉じん濃度の測定
３ 溶接ヒューム⽤局所排気装置のフードの取り込み効果を判断するための⾵速の測定
４ 製⽸⼯場における等価騒⾳レベルの測定
５ 炉前作業における輻射（放射）熱の測定
問２

次の項⽬のうち、作業環境測定のデザインの際に、考慮する必要のないものはどれか。
１ 作業場の平⾯的および⽴体的な広がり
２ 作業場で働く労働者の労働時間
３ 作業場で働く労働者の⾏動範囲
４ 測定対象物質のサンプリング時間
５ 測定対象物質の物性

問３

作業環境測定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ トルエンとキシレンを含む混合有機溶剤を取り扱っている単位作業場所のトルエン濃度は、トルエン⽤検知管で測定すると、⾼く評価される。
２ 鋳物⼯場の型ばらし作業が⾏われている単位作業場所で採取した粉じん中の遊離けい酸含有率は、Ｘ線回折法で求めることができる。
３ 溶接ヒュームの濃度は、光散乱式の相対濃度計で測定することができる。
４ ハンダ付け作業が⾏われている単位作業場所で採取した粉じん中の鉛の含有量は、原⼦吸光分析法で求めることができる。
５ 特定化学物質の中には、気中濃度を光散乱式の相対濃度計で測定することができるものがある。
問４

次の記述のうち、単位作業場所の設定が不適切なものはどれか。

１ １階と中２階とで同様なタルクの袋詰めが⾏われている作業場で、１階と中２階を⼀緒にして単位作業場所を設定した。
２ ⼿持ちグラインダーと固定グラインダーとによる研磨作業が⾏われている作業場で、固定グラインダー作業を対象にして単位作業場所を設定した。
３ クロム酸鉛の粉末を取り扱っている作業場において、同⼀の区域をクロム酸と鉛の単位作業場所として設定した。

４ シアン化ナトリウム溶液のミストが発⽣する⾦メッキ作業と硝酸ニッケル溶液のミストが発⽣するニッケルメッキ作業が混在している作業場で、シアンとニッケルとを分けて単位作業場所を設定した。
５ トルエン等を含むラッカー塗装が⾏われている作業場で、隣接する乾燥⼯程を含めて⼀つの単位作業場所を設定した。

問５
てい

Ａ測定の測定点の位置または数の決め⽅に関する次の記述のうち、誤っるものはどれか。
１ 測定点は、前回⾏われた測定における測定点と必ずしも同じでなくてもよい。
２ 測定点と測定点の間隔は、 ６ ｍ を超えない⼀定の間隔であれば、縦⽅向と横⽅向とで異なっていてもよい。
３ Ａ測定点のうちの １ 点とＢ測定点とは重なることがあってもよい。
４ 単位作業場所の中の濃度がほぼ均⼀であるときは、測定点の数を ５ 以上としなくてもよい。
５ １⽇のうち、有害物質を発散する作業の時間とは無関係に、測定点の数は原則として単位作業場所ごとに ５ 以上としなければならない。
問６

Ｂ測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ Ｂ測定は、必ずしもすべての単位作業場所で⾏う必要はない。
２ サンプリングには、Ａ測定と同じ⽅法を⽤いなくてもよい。
３ 相対濃度計を⽤いる場合でも、 10 分間の平均濃度を求めるようにする。
４ 検知管５本を⽤いる場合、 10 分の間に均等な間隔で測定する。
５ 検知管５本を⽤いる場合、測定の開始から 10 分経過したときに使⽤している検知管の測定値までを、⽤いて平均濃度を求める。
問７１２３４５

次の測定対象物質のうち、異性体のあるものはどれか。

問８

イソプロピルアルコール
テトラクロロエチレン
メチルイソブチルケトン
トルエン
キシレン

１２３４

有害物質の物性等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
メタノールとホルムアルデヒドは、いずれも極性物質である。
銅・亜鉛合⾦の製造時には、銅の含有率の⾼い⾦属ヒュームが発⽣する。
⽯英およびシリカゲルは、その化学式がいずれも SiO２ で表わされる。
トルエンの蒸気は、その密度が空気より⼤きいため、室内では床上に停滞しやすい。
５ ６価クロムの酸化物は⽔によく溶ける。
問９

有害物質Ａと、その環境空気中の濃度の測定に⽤いられる捕集器具Ｂとの次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
ＡＢ

１ アセトン

ガラス製注射筒

２ トリクロロエチレン
３ メタノール

活性炭管
シリカゲル管

４ 塩素バブラー

５ 硫化⽔素⼩型ガス吸収管問１０

粒⼦状物質Ａと、その環境空気中の濃度の測定に⽤いられるろ過材Ｂとの次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
Ａ
１ コールタール

Ｂ
ガラス繊維フィルター

２ ⽯綿

セルロースエステル
メンブランフィルター

３ 鉛ヒューム

セルロース繊維フィルター

４ 五酸化バナジウム

セルロースエステル

５ 三酸化ヒ素

メンブランフィルター
ガラス繊維フィルター

問１１
１２３４５

捕集⽅法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

液体捕集の原理は、試料の捕集液への接触による溶解・反応である。
インピンジャーの捕集原理は、粒⼦状物質の円筒底⾯への衝突である。
ろ過捕集の原理は、ろ紙⾯への粒⼦状物質の拡散である。
活性炭の捕集原理は、主として気体状物質の吸着である。
シリカゲルは、極性のある物質の捕集に適している。

問１２ 光散乱⽅式の相対濃度計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ ⼊気⼝に設けられている遮光⽤の迷路は、粗⼤な粉じんの進⼊を防⽌するのに役⽴っている。
２ 相対濃度計の標準粒⼦に対する感度は、１ cpm あたり 0.01 mg/ｍ3 ある
いは 0.001 mg/ｍ3 に設定されている。
３ 相対濃度を質量濃度に変換するＫ値（質量濃度変換係数）は、粉じんの粒径には無関係である。
４ 粒⼦の組成と粒径が⼀定であれば、相対濃度の値は質量濃度に⽐例する。
５ 相対濃度計の指⽰値は、気温や相対湿度の影響はほとんど受けない。
問１３

検知管に関する次の（イ）から（ニ）までの記述のうち、誤っている

もののみの組合せは下のうちどれか。
（イ）検知試薬には、測定対象物質のみに反応するものが⽤いられる。
（ロ）試料空気は、⼀定時間内に⼀定量を吸引する必要がある。
（ハ）変⾊層の⻑さは、熱や光の影響をうけない。
（ニ）共存ガスは、測定結果に影響を及ぼす場合がある。
１ （イ）（ハ）２ （イ）（ニ）３ （ロ）（ハ）４ （ロ）（ニ）５ （ハ）（ニ）問１４

次の記述のイ、ロの（）に⼊る⽤語の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。
「環境空気中の放射性物質の濃度を測定するために⽤いられる試料の捕集⽅法として、放射性⽔銀に対して（イ）、放射性クリプトンに対して（ロ）が⽤いられる。」
１２３４５

イ
ろ過捕集法
直接捕集法
固体捕集法
固体捕集法
液体捕集法

ロ
液体捕集法
冷却凝縮捕集法
ろ過捕集法
直接捕集法
ろ過捕集法

問１５ 放射性沃素を取り扱っている作業場において、作業環境の空気を固体捕集法によりサンプリングし、その試料を測定した結果、空気中の放射性物質の濃度は､ 1.0 × 10－４ Bq/cm3 であった。そのときの試料の放射能として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、試料空気の吸引流量は毎分 50 リットル、試料採取時間は ２ 時間、捕集材の捕集率は 80 ％である。

１0.75 Bq

２48 Bq３75 Bq４480 Bq

５750 Bq

問１６

正規分布と対数正規分布に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 横軸に変数の対数をとったときの対数正規分布の曲線の形は、幾何平均を中⼼として左右対称になる。
２ 正規分布も対数正規分布も、変数の⺟平均と⺟分散とは相互に独⽴に分布する。
３ 正規分布も対数正規分布も、連続型の分布である。
４ 対数正規分布における幾何標準偏差の値は、必ず 1 以上である。
５ 正規分布の算術平均と標準偏差をそれぞれ、、σとすると、変数のおよそ 68 ％が±σの範囲に⼊る。
問１７

環境空気中のトルエン濃度を測定するため、活性炭管に 0.30 リット

ル/minの流量で、10 分間試料空気を通したのち、⼆硫化炭素 1.0 ミリリットルで脱着し、試料液とした。その⼀定量をガスクロマトグラフに導⼊して測定した結果、トルエン濃度が 0.18 mg/ミリリットルであった。環境空気中のトルエン濃度（体積分率）の値に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、トルエンの分⼦量は 92 とし、脱着率は 100 ％とする。
１２３４５8 ppm
16 ppm32 ppm48 ppm64 ppm

問１８ 次の記述の（）に⼊る数値として適当なものは、下のうちどれか。
「相対濃度計（デジタル粉じん計）により、 10 分間のＢ測定を⾏った。ダークカウントは ４ cpm であり、この測定器による １ cpm に対する質量濃度は、0.007 mg/ｍ3 である。管理濃度を 1.24 mg/ｍ3 とした場合、Ｂ測定値がこの濃度を超えないようにするためには、デジタル粉じん計の計数値は（）カウント以下でなければならない。」

１173２577

３ 1075４ 1811５ 2021
問１９

環境空気中の有害物質の測定の精度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 多段型分粒装置を⽤いて鉱物性粉じんの濃度を測定する場合、吸引流量が所定の値より⼤きいと測定値は⾼くなる。
２ 圧⼒損失の⾼い捕集装置によるサンプリングに⽤いる流量計の校正は、当該捕集装置を取り付けた状態で⾏うべきである。
３ 直⽰天秤の精度は、測定する質量に関係なく、⼀定である。
４ バブラーを⽤いて酸性ガスを捕集する場合、気泡が⼤きいほど捕集率のばらつきは⼤きくなる。
５ ミゼットインピンジャーによりガス状物質を捕集する場合、ノズルを通過する流速が速いほど、捕集率は⾼くなる。

問２０

作業環境測定の結果の評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 定量下限が １ ppm である測定⽅法による測定で、定量下限に満たない濃度の測定点があった場合、その測定点における測定値は １ ppm とする。
２ 管理濃度が 10 ppm の測定対象物質の濃度を測定して 0.1 ppm を得た場
合、評価値の計算には 1 ppm（管理濃度の1/10の値）を⽤いてもよい。
３ 単位作業場所の３か所においてＢ測定を実施し、 60 ppm、100 ppm､200ppm を得た場合、Ｂ測定値は 120 ppm とする。
４ 鉱物性粉じんの管理濃度は、当該粉じんの遊離けい酸含有率によってきまる。
５ 同⼀単位作業場所でベンゼンとキシレンとを検出した場合、混合評価の⽅法ではなく別々に評価する。

（終わり）Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。