Mentor Visual iQ
ビデオプローブ

更に⾰新的な⽣産性をあなたの⼿に

⼯業⽤のビデオプローブ「Mentor Visual iQ」はより正確で効率的な検査を可能にします。⾼精細度カメラにより、デジタルズーム下でも鮮明な画像を表⽰します。さらに、遠⽅からの観察でも、腐⾷、管内のつまり、クラックなどの⽋陥指⽰の検出を容易にします。

業界最⾼⽔準の画像品質(TrueSight™)

測定データに高い信頼性を持たせるReal3D™

• ⾮常に明瞭な⾼精細(HD)のライブ映像と画像データ• 遠距離からの正確な測定を可能にした最先端
3D機能• ⼀新した画像処理システムにより、鮮明な5倍デジタルズームを実現• 3Dポイントクラウド解析を実現する3D位相計測と3Dステレオ計測• 新型XGAカラーLCDに採⽤によって、⽇光下での⾼い視認性を実現した⾼輝度6.5インチモニター

検査効率の向上

実⽤的な⾼機能デザイン• ⼈間⼯学に基づく⼩型軽量設計と汎⽤性• MIL STDに準拠した強靭な耐久性• ⾼解像度光学カメラ搭載の交換式プローブ
QuickChange™
• デュアルバンドWi-ﬁ／Bluetoothを搭載• タッチスクリーンによるジェスチャー操作とスクリーンキーボード• 航空輸送可能な⼤容量の充電式リチウムイオン電池（2時間）

2• MDI（Menu Directed Inspection）ソフト
ウェア は検査プロセスを画⾯に表⽰させ検査員をサポートしながら、付加情報を与えた画像保存を可能にし、⾃動で検査レポートを作成する機能• 内蔵されたマニュアルと状況に応じたヘルプ表⽰によって、⾼度な機能をスムーズに使いこなすことができ、⾯倒な紙のマニュアルを不要に• カスタムプローブ︓ LongSteer™、ワーキングチャ
ンネル、UV光、およびボアスコープアダプター

検査に応じた最適なモデルに選択可能
Mentor Visual iQ VideoProbe™ は、さまざまな産業や⽤途における検査ニーズに応えるように3つのプラットフォームオプションでご提供します。

Mentor Visual iQ
Inspect
優れた品質と接続性を価値ある価格で実現

システム

Mentor Visual iQ
Touch
QuickChange
プローブととタッチスクリーンによる⽣産性向上

Mentor Visual iQ
Analyze
全3D計測機能とソフトウェアオプションを搭載した⾼性能ビデオプローブ。優れた画質と検出性、⾼機能を実現

Inspect

TouchAnalyze

アップグレードYY

ハードウェア/ジョイスティックインターフェース

Y

Y

Y

IP65 / MIL-STD-810の耐環境性と耐久性

Y

Y

Y

2時間のリチウムイオンバッテリーパック

Y

Y

Y

接続性
• Wi-Fi/Bluetooth• ネットワークドライブのマッピング• InspectionWorksでライブストリーミングおよびクラウドデータ管理が可能

Y

Y

Y

⽐較測定

Y

Y

Y

Inspection ManagerによるPCでの再測定

Y

Y

Y

機能
⾼解像度(HD)プローブ

YY

全機能搭載済み

16 GB

32 GB

32 GB

QuickChangeプローブ

Y*

Y

Y

使⽤可能な6.2mmワーキングチャンネルプローブの使⽤

Y*

Y

Y

複数のプローブ⻑さ、プローブ径の選択

Y

Y

Y

カスタムプローブ（LongSteer、UVなど）との互換性

ＹYY

メニュー操作による検査画像の管理とレポート（MDI機能）

アップグレード

YY

タッチスクリーンインターフェース

アップグレードYYReal3D™
• 3D ポイントクラウド分析による3D位相計測•3D ポイントクラウド分析による3Dステレオ計測• 測定基準⾯設定• 領域深さプロファイル測定

アップグレード

アップグレードY計測• ステレオ計測

アップグレード

アップグレード

アップグレード

アップグレード

アップグレードY

アップグレード

アップグレード

Y

Y

Y

Y

アップグレード

アップグレードYYY

YTouchおよびAnalyzeにアップグレード可能
内部メモリー

⽋陥検出率の向上(POD)• ⾼ダイナミックレンジ(HRD)画像 - 表⽰、計測と保存• 適応ノイズ制御(ANR)• 広域FOVチップの歪み補正• 画像変換プリセット• ダークブースト画像設定
iViewリモート（リモートコントロール）
iViewストリーミング（ストリーミングによる画像共有）
ターニングツールのサポート
USB Video-In*互換性を有する「Inspect』モデルを選択する必要があります。

3

3Dポイントクラウド分析によ検査精度及び信頼性を⾼めるただ⼀つの技術 Real3D™
ポイントクラウドベース3D計測の進歩により、⼯業⽤ビデオプローブは航空宇宙、発電、製造、⽯油・ガス業界の検査員にとってますます強⼒なツールとなっています。
Waygate Technologiesの最先端ビデオ
プローブはReal3D™ の処理能⼒を使⽤し、ビジュアル化された3Dポイントク
ラウドと強化されたPODで、対象をマッピング、測定、分析するのに役⽴ちます。
3D ポイントクラウドの視覚化によって、検査員は対象物の詳細をチェックしながら、正確な測定が可能となります。
それによって施設・設備の停⽌期間、部品廃棄、メンテナンスコスト、さらには安全性と信頼性のリスクにつながる不正確な計測の可能性を低減することが可能になります。
そして、⾼解像度ビジュアル(HD)True-Sight™ とデジタルズーム、そして新しいロングレンジ3D計測⽤光学アダプタの使⽤によって、遠距離からの測定でも正確な測定が可能になります。







3D計測で誤ったカーソル配置が識別された例

4

3D計測で正しいカーソル配置が識別された例

技術仕様 - ハンドセット
動作温度
挿⼊部使⽤温度システム使⽤温度
保管温度
相対湿度
防⽔
カメラ
プローブ径
画像センサー
解像度
先端部材質
システム
システム⼨法
ケース外形⼨法
システム重量構造
LCDモニター-25ºC〜100ºC (-13ºF〜212ºF) 0°C (32ºF)はアングル部の動作性能が低下することがあります。
-25°C〜46ºC (-13ºF〜115ºF) 0°C (32ºF)以下では液晶モニタのウォームアップが必要になることがあります。
-25ºC〜60ºC (-13ºF〜140ºF)
最⼤95％、結露なきこと
挿⼊部と光学アダプタは ⽔深約10.2m(1 bar, 10.2 m/H 2O、33.5ft/H 2O)

4.0 mm (0.16"), 6.1 mm (0.24"), 6.2mm (0.24"), 8.4 mm (0.33")
1/6インチカラー Super HAD™ CCDカメラ (6.1, 8.4mm), 1/10インチカラー Super HAD™ CCDカメラ (3.9mm, 4.0mm, 6.2mm)
SD 3.9, 4.0, 6.1, 6.2, 8.4 mm - 44万画素
HD 6.1mm - 120万画素
チタン

17.1 x 19.7 x 38.1 cm (6.75 x 7.75 x 15")
標準キャリーケース
54.9 x 34.6 x 23.6 cm (21.61x13.62x29")
⼤型ワークステーションケース
57.2 x 56.3 x 41.2 cm (22.52 x 22.16 x 16.22")
標準ケースの場合（内容物あり）
︓10.2 kg（22.4 lbs）ワークステーションの場合（内容物あり）:19.6 kg（43.2 lbs)
装置重量︓6.1mm×2M(6120)システム - 3.0 kg (6.7 lbs) 6.1mm×10M(61100)システム - 4.0 kg (8.7 lbs)
マグネシウムおよびポリカーボネート製ハウジングに弾性バンパを装備
6.5インチアクティブマトリクスXGAカラーLCD、⽇光下での表⽰に対応
静電式Dragontrail™マルチタッチスクリーン（タッチスクリーンはMentor Visual iQ Analyze、Touchのみ、ピンチ/ズームジェスチャーのサポート、オンスクリーンラジオ、スライダーボタンのアクティブ化）

ジョイスティックコントロール

360°全⽅向 ®アングル操作、メニューアクセス、ナビゲーション

ボタンセット
⾳声
内部メモリー
データ I/O ポート
ビデオ出⼒
輝度コントロール
光源タイプ
⻑時間露光
ホワイトバランス

ユーザーアクセス機能、計測/デジタル機能
Bluetoothヘッドセット/マイクロフォンと互換性
16GB Inspectと32GB Mentor Visual iQ Analyze、Touchの内部データ保存⽤SSD
USB 3.0 A型ホストポートを2個、USB 3.0マイクロB型クライアントポートを1個搭載
ディスプレイポート
⾃動または⼿動
⽩⾊LED
⾃動 - 最⼤16秒
⼯場出荷時設定/ユーザー定義可電⼒
リチウムイオンバッテリー

10.8 V (公称）、73 Wh, 6.8 Ah

電源ACDC

100-240 VAC, 50-60 Hz, <1.5 A RMS
18 V, 3.34 A適合規格と分類MIL-STD-810G
MIL-STD-461G
適合規格
IP保護等級5

⽶国国防総省環境試験課 501.5, 502.5, 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3
⽶国国防総省 - RE102、RS103 - デッキ上の電波⼲渉グループ 1のクラスA ; EN 61326-1、IEC CBスキーム、UL / EN / CSA-C22.2 61010-1、IEC 62133、UN / DOT T1-T8、EU RoHS
2、EU RED指令、ISTA 2G
IP65（組み⽴てた状態）、IP55（分解状態）

技術仕様 - ハンドセット
ソフトウェアオペレーティングシステム
ユーザーインターフェース

マルチタスクオペレーティングシステム
タッチスクリーンまたはジョイスティックによるメニュー操作が可能（タッチスクリーンはMentor Visual iQ Analyze、Touchのみ

ファイルマネージャー

内蔵のファイルマネージャで、ファイルおよびフォルダのコピー、切り取り、新規作成、名前の変更、削除、フィルタリング、並べ替え、前回保存画像の呼び出しが可能。USBおよび内蔵フラッシュストレージに対応

⾳声データ
画像コントロール

PC対応ACC（.M4Aファイル）形式PC
照度、⻑時間露光、⾊調反転、画像反転、シングルビュー、輝度、彩度調整、⽋陥検出率（POD)歪み補正、適応ノイズ制御（ANR）、⾼ダイナミックレンジ（HDR)、イメージング、画像変換プリセット
連続 (5倍)ビットマップ (.BMP)、JPEG (.JPG)
MPEG4 AVC/H.264 (.MP4 file)
選択可能なフォントサイズ、画⾯テキストオーバーレイジェネレータを内蔵
ユーザーによる⽮印配置
ユーザによる湾曲感度、設定、操作後の⾓度で停⽌、または操作後に中⽴位置の「ホーム」へ⾃動で戻る設定

デジタルズーム
画像フォーマット
ビデオフォーマット
テキストアノテーション
グラフィックアノテーション
可動域コントロール
ソフトウェア更新
⾔語
アプリケーションソフトウェア

WiFiまたは、USBThumbDrive®経由でアップグレード可能
⽇本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、韓国語、ポルトガル語、中国語
ポーランド語、ハンガリー語、フィンランド語、スウェーデン語
Menu Directed Inspection（MDI）ソフトウェアが検査をガイド。また⾃動でファイル名をつけてMicrosoft® Word
またはPDF形式の検査レポートを作成（MDIはMentor Visual iQ Analyze、Mentor Visual iQ Touchに搭載、MentorVisual iQ Inspectはアップグレードにより搭載可能）

技術挿⼊プローブ・光学アダプタ仕様
挿⼊プローブ
直径
4.0 mm (0.15")
6.1 mm (0.24")T

6.2 mm (24")
8.4 mm (0.33")

⻑さ2.0, 3.0 m (6.6, 9,8 ft.)
2.0, 3.0, 3.5, 4.5, 6.0, 10.0 m (6.6, 9.8, 14.8,19.7, 32.8 ft.)
3.2 m (10.5 ft)
2.0, 3.0, 4.5, 6.0, 10.0 m (6.6, 9.8, 14.8,19.7, 32.8ft.)

最⼤30mまでの⻑さが利⽤可能です。詳細は販売代理店にお問い合わせください。
先端部アングル挿⼊部の⻑さアングル⾓度（挿⼊部がまっすぐの状態）2 m – 4.5 m
上/下 最⼩160°、左 /右 最⼩160°
6 m – 10 m
上/下 最⼩140°、左 /右 最⼩140°
注︓ 通常の仕様では最⼩仕様値を超えます。

Mentor Visual iQ 4.0 mm 光学アダプタ
製品番号FOV (deg) DOF mm
表⽰⾊
直視
T4080FF**
T40115FNなし
ブラック

80
115(in)35-inf4-inf(1.38-inf)(.16-inf)

側視T40115SN

レッド

115

1-30

(.04-1.18)

T40120SF

ブルー

120

6-inf

(.24-inf)

ステレオ計測TM405555FGTT

ブラック

55/55-FWD

5-inf(.20-inf)

TM405555SGTT

ブルー

55/55-SIDE

4-inf(.16-inf)**明るさが最⼤になる光学アダプタを⽰します
T HDプローブでの使⽤に最適化を⽰します
TTステレオと3Dステレオは同じレンズを使⽤します。

6Mentor Visual iQ 6.1 mm 光学アダプタ
表⽰⾊
製品番号FOV(deg) DOFmm
直視T6150FF
XLG3T6150FG
XLG3T61120FG
XLG3T6180FNなし
ホワイト
ブラック
オレンジ

XLG3T6190FF
XLG3T6150FB
T6165FF**T(in)

50
50
120
80

50-inf
12-200
5-120
3-20

イエロー

90

20-inf(.79-inf)

パープル
オレンジと50 (45 DOV)
65

12-80
65-inf(.47-3.15)(2.56-inf)

T61120FF

ブルー
グレー

12020-inf.79"-inf

側視XLG3T6150SF
XLG3T6150SG
XLG3T61120SG
XLG3T6180SN

ブラウン
グリーン
ブルー
レッド

505012080

45-inf9-160
4-1001-20(1.77-inf)(.35-6.30)(.16-3.94)(.04-.79)

3D位相計測XL4TM61105FG

ブラック

105

8-250

(.31-9.84)(直視)T
XL4TM61105SG

ブルー

105

7-250

(.27-9.84)

オレンジグリーン

105
105

3-12015-inf(.12-4.72)
0.59-inf

ブラック
ブルー

60/60-FWD
50/50-SIDE

4-80
2-50

(.16-3.15)(0.8-1.97)(側視)T
XL4TM61105FN T
XL4TM61105SF(側視)T
ステレオ計測XLG3TM616060FG TT
XLG3TM615050SG TT

Mentor Visual iQ 6.2 mm 光学アダプタ
直視FOV (deg) DOF mm
表⽰⾊(2.36-inf)(.47-7.87)(.20-4.72)(.12-.79)(in)標準光学チップ
直視
PXT6240FF
PXT62120FF

なし
イエロー

40120100-inf
253.94-inf
0.98-inf

PXT62120FN

ブラック

1204-190-inf

0.16-7.48

PXT621205N (Side)ブルー

1205-inf

0.20-inf

ステレオ計測直視
PXTM626060FG

ブラック

60/60

4-80

(0.16-3.15)

側視PXTM6260SG (Side)

ブルー

60/60

4-80

(0.16-3.15)

側視7

Mentor Visual iQ 8.4 mm 光学アダプタ
製品番号
FOV (deg) DOF mm
表⽰⾊(in)直視
XLG3T8440FF**

なし

40250-inf(9.84-inf)

XLG3T8440FG

ホワイト

4080-500(3.15-19.68)

XLG3T8480FG
T84120FF

イエロー
オレンジと80
12025-500
20mm-inf(.98-19.68)(0.79-inf)

XLG3T84120FN

ブルー
ブラック

120

5-200(.20-7.87)

側視XLG3T8440SF**
XLG3T8480SG
XLG3T84120SN

ブラウン
グリーン
ブルー

4080
120250-inf
25-5004-200(9.84-inf)(.98-19.68)(.16-7.87)

ステレオ計測 TT
XLG3TM846060FG TT
XLG3TM846060SG

ブラック
ブルー

60/60-FWD
60/60-SIDE

4-50
4-50

(.16-1.97)(.16-1.97)**明るさが最⼤になる光学アダプタを⽰します
T HDプローブでの使⽤に最適化を⽰します
TTステレオと3Dステレオは同じレンズを使⽤します。

waygate-tech.com

⽇本ベーカーヒューズ株式会社
⾮破壊検査機器事業本部

お問い合わせは…

〒104-6023 東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X23F
Tel︓03-6890-4567 Fax︓03-6864-1738〒542-0081⼤阪府⼤阪市中央区南船場2-3-2
南船場ハートビル 8F
Tel︓06-6260-3106 Fax︓06-6260-3107

Copyright 2020 Baker Hughes Company. All rights reserved. 本書には、1カ国以上のBaker Hughes Companyおよびその関連会社の複数の登録商標が含まれています。本書で⾔及するその他の企業名および製品名はそれぞれの所有者の商標です全ての仕様および外観、本書の記載内容は予告なしに変更されることがあります。BHCS-31352JP (2020/09)