REV.0, 2017/02/09

DIQ/S 282 アップデート手順
手順 1.

（測定画面）

4.4

アップデート用のファイルが入力されているUSBメモリーを用意します。

手順 2.

<S>キーを押し、『設定』メニューを開きます。
<pq>キーで『サービス』を選択し、<OK>キーを押します。

mg/l
O2

25.4℃
16221233

設定
言語/Language
USBメモリへのデータ転送
アクセス制限測定値記録
センサー一覧編集
出力一覧編集センサー設定出力及びリンク先設定
Settings interface devices
アラーム設定システム設定サービス

手順 3.

<pq>キーで『Software update DIQ/S282(this device)』を選択し、<OK>キーを押します。

サービス
全接続機器
全メッセージを確認
設定初期化
Enter command coda
Change sensor no.
Tools
Software update DIQ/S282(this device)
Software update components

手順 4.

手順1で用意したUSBメモリを本体に接続します。

1 ページ

DIQ_S_28X_ソフトウェアアップデート手順.xls

REV.0, 2017/02/09

手順 5.

<pq>キーで『はい』を選択し、<OK>キーを押します。

Software Update
No valid measured values are available during thesoftware update,
If the measured values provided by the IQ Sensor
Net are used for control purposes,the connectedcontrol systems must be put into a securecondition.
Are the connected systems in asecure condition?
はいいいえ

手順 6.

<pqtu>キーで『OK』を選択し、<OK>キーを押します。

Software update DIQ/S282
Current version / Aktuelle Version:
Version on stick/Version of Stick:

X.XXX.XX

carry out software update for this device?
Solt Softwareupdate fur dieses Great ausgefuhrt
werden?
OK

手順 7.

アップデートが完了します。
USBメモリを抜くと、自動的に電源が切れ、再起動します。

CancelSoftware update DIQ/S282
Update done,
Please remove USB stick,〈接続している機器やセンサーのアップデートも行う場合〉 ※機器及びセンサーのアップデートファイルが入力されているUSBメモリが必要です。

手順 8.

<S>キーを押し、『設定』メニューを開きます。
<pq>キーで『サービス』を選択し、<OK>キーを押します。

設定
言語/Language
USBメモリへのデータ転送
アクセス制限測定値記録
センサー一覧編集
出力一覧編集センサー設定出力及びリンク先設定
Settings interface devices
アラーム設定システム設定サービス

手順 9.

<pq>キーで『Software update components』を選択し、<OK>キーを押します。

サービス
全接続機器
全メッセージを確認
設定初期化
Enter command coda
Change sensor no.
Tools
Software update DIQ/S282(this device)
Software update components

2 ページ

DIQ_S_28X_ソフトウェアアップデート手順.xls

REV.0, 2017/02/09

手順 10.

<pq>キーで『はい』を選択し、<OK>キーを押します。

Software Update
No valid measured values are available during thesoftware update,
If the measured values provided by the IQ Sensor
Net are used for control purposes,the connected
control systems must be put into a securecondition.
Are the connected systems in asecure condition?
はいいいえ手順 11.

<pq>キーで『English』を選択し、<OK>キーを押します。

IQ Sensor Net Software Update

Language
DeutschEnglish手順 12.

<pq>キーで『Japanese/日本語(JPN)English』を選択し、<OK>キーを押します。

Select a language for the instruments
The update installs on the instrument a software
version that includes at least the selected language.

Japanese/日本語(JPN)

手順 13.

アップデートするものを<pq>キーで選択し、<OK>キーを押します。

Device Serial no. Version→
FOD XXX
X.XX
X.XX
Ammolyt XXX
X.XX
X.XX

StatusKey Up/Down -Select device
Key OK-Select/unselect for update
Key S-Start update process
Key M-Search more devices
Key ESC-Quit

手順 14.

選択したものは『Status』が『SERECT』と表示されます。

Device Serial no. Version→
FOD XXX
X.XX
X.XX
Ammolyt XXX
X.XX
X.XX

Status
SELECT

Key Up/Down -Select device
Key OK-Select/unselect for update
Key S-Start update process
Key M-Search more devices
Key ESC
-Quit

3 ページ

DIQ_S_28X_ソフトウェアアップデート手順.xls

REV.0, 2017/02/09

手順 15.

<S>キーを押し、アップデートを開始します。
『Status』が『DONE』と表示されると、アップデートが完了です。
<ESC>キーを押し測定画面に戻ります。

Device Serial no. Version→
FOD XXX
X.XX
X.XX
Ammolyt XXX
X.XX
X.XX

Status
SELECTDONE

Key Up/Down -Select device
Key OK-Select/unselect for update
Key S-Start update process
Key M-Search more devices
Key ESC
-Quit

4 ページ

DIQ_S_28X_ソフトウェアアップデート手順.xls