本格的なトリガ機能搭載。
グローバルシャッター、高速フレームレート、高感度、高画質。
マシンビジョンにも利用可能。
コンパクトサイズの顕微
鏡用カメラ WRAYCAM-LEO

トリガ信号の送受信機能を搭載し、さまざまな外部機器とカメラ間での同期・正確なタイミング制御が構築できます。豊富なトリガ入力・トリガ出力を搭載しており、顕微鏡やマシンビジョンアプリケーションなどでの検査・分析のニーズに合わせて、最大のパフォーマンスを達成できるようにシステムを構築することができる産業用カメラです。
極めてコンパクトなサイズで超軽量。取り付け用のネジ穴（M3）を8 箇所に設けているので、様々なアプリケーションでご利用頂けます。顕微鏡との接続は一般的なCマウントです。
USB3.0インターフェースと内蔵プロセッサにより、高速フレームレートが得られます。
ハードウ
ェアROI 機能（関心領域）を利用すると、より高いフレームレートを得ることも可能です。
さらに、グローバルシャッターセンサーにより、高速移動する標本であっても歪みのない像が得られます。
高度なカメラ制御と画像処理が可能なソフトウェアMicroStudio/Spectman が標準で付属します。WindowsでもMacでも利用可能です。
マルチプラットフォーム（Windows / Mac / Linux / Android）のSDK も提供しており、様々なアプリケーションのニーズに対応しています。
ソニーの高性能CMOS センサーExmorと2 段階のノイズリダクション技術により、低ノイズ撮影を実現しました。
さらに、ソニーの高感度画素設計技術により、小さなピクセルサイズにも関わらず非常に高感度で、より細かいディテールを表現します。
また、WRAYCAM-LEOシリーズは 750nm で量子効率約30％以上、800nmで約20％以上と可視光領域のみならず近赤外域での感度も良好です。光学フィルターは、近赤外領域でも利用可能なAR フィルターと、一般的なIR カットフィルターの2 種類を用意しています。
用途に応じたフィルターをご注文時にご指定頂けます。

FEATURES 特徴
顕微鏡用カメラWRAYCAM-LEOシリーズは、トリガ信号の送受信機能を搭載しています。
カメラと各種外部機器との間で正確な同期・タイミング制御の構築が可能です。
フリーランモード
トリガーモード
連続取得モードで、カメラは連続的に画像を取得します。ソフトウェア MicroStudio /Spectmanは、デフォルトではフリーランモードで動作し、ユーザーのオペレーションで静止画や動画の撮影を行います。

イベントが発生したとき（機器からのトリガ信号を受信したとき）に特定のタイミングで画像が取得されます。

ソフトウェアトリガとハードウェアトリガが利用可能。

ソフトウェアトリガ
ソフトウェアトリガを使用する場合は、ソフトウェアがUSB3.0を介してコマンドを送信し、カメラを起動させて画像の取得と送信を行います。
ソフトウェアトリガでは、"Trigger"ボタンをクリックするとカメラは露光を開始し、予め設定した枚数の画像を保存します。"Loop Trigger"を使用すると、連続して動作します。
あるタイミングでトリガーをPushするコードをプログラムすれば、任意のタイミングで画像取得することもできます。
ハードウェアトリガ
ハードウェアトリガでは、外部トリガ（トリガ入力）とトリガ出力の２つが利用可能です。

トリガ出力

外部トリガ
ＰＷＭトリガPWM（Pulse Width Modulation：パルス幅変調）
モードでは、トリガ信号によって露出時間を制御することができます。PWMトリガモードと他のトリガモードとの主な違いは露出時間です。
このモードでは、トリガのパルス幅によって各フレームの露出時間が決定されます。

ストロボ（Strobe）ストロボの持続時間、遅延時間、プリディレイ時間の設定ができます。
ストロボや外部機器をタイミングよく同期させることを可能にします。

露出アクティブ
カメラが露出中は、Exposure Active信号がHighになります。撮影時に（Exposure Active）カメラや試料を移動させるための信号やストロボ用のトリガとして使用でフレームバーストトリガ 1 つのトリガ信号を受信した後の画像の取得数が設定できるモードです。
きます。
（マルチフレームトリガ） 画像の取得数は1〜1023まで設定可能です。
バーストカウント=1の場合、フレームトリガ待ち
露出の開始時にLowになり、最後のフレームの画像データを読み出すと1枚の画像を取得します。Burst Count を複数枚に設定すると、1つのトリ（Frame Trigger Wait） Highになります。外部トリガは、Frame Trigger Wait がHighになっていガ信号を受信した後に複数の画像を取得します。
る期間に入力します。Frame Trigger Wait信号がLowの時に外部トリガ
カウンタートリガ
ユーザが設定した量のトリガ信号（カウンタ値）を受信した後に画像取得をを入力した場合（露出中や画像データ読み出し中など）、入力された外部開始します。
カウンター値が３に設定されている場合、カメラは露光を開始トリガは無視されます。
する前に３回のトリガ信号を受信する必要があります。
ユーザー出力"User Value"に直接値を入力することで、対応する出力に 0（ローレベル）
シングルフレームトリガ カメラがトリガ信号を受信すると、カメラは露光を開始し、１枚の画像を取（User Output）または 1（ハイレベル）の信号を出力させることができます。
得します。
※ 外部トリガ信号デバウンサも設定可能

SPECIFICATIONS 仕様一覧
機種名
センサータイプセンサー型番映像素子
ピクセルサイズ
解像度
フィルタ
マウント
フレームレート

WRAYCAM-LEO310
CMOSSony Exmor Pregius(IMX265)
1/1.8"
3.45μm x 3.45μm
2048H x 1536V
102H x 768V
RGB Bayer pattern
Cマウント
55fps (2048X1536)
115fps (1024X768)

®

A/D
RGB出力
露出制御
露出時間
ホワイトバランス
S/N比
スキャンモード
シャッター
ダイナミックレンジ
電源出力・電源入力

8/12bit
24bit
オート/マニュアル
MicroStudio 0.015ms〜15sSpectman
0.01ms〜15s
マニュアル
40.3dB
プログレッシブ
グローバルシャッター
74.1dB
USBバスパワー（USB3.0）

株式会社レイマー〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ： https://www.wraymer.com

20240725

動作温度
カメラ寸法
カメラ本体重量
USBケーブル長さ
付属品-10℃~50℃/30~80%(但し結露しないこと)
33mm x 33mm x 33mm
70g
2.0m
制御ソフトウェア“MicroStudio(Windows対応)”および“Spectman(Windows/Mac対応)”、ドライバ、DirectshowおよびTWAIN
用ドライバ(Windows用)、
USBケーブル、
トリガ用ケーブル