圧倒的な最大2000万画素の超高解像度。色再現度の高い顕微鏡写真の撮影が可能。
WRAYCAM-NOAは顕微鏡用デジタルカメラWRAYCAMシリーズのハイエンドシリーズです。

WRAYCAM-NOAシリーズは以下の2機種をラインナップ。
WRAYCAM-NOA2000は最大2000万画素の卓越した高解像度を誇り、超高精細な顕微鏡写真の撮影を実現します。WRAYCAM-NOA630Bは最大59fpsの高い像追随性と630万画素の高解像度を両立したモデルです。
いずれのモデルも高機能な画像処理エンジンとSONY製の裏面照射型高感度CMOSセンサーを搭載。色再現性が高く、白飛びや黒潰れの少ない広いダイナミックレンジで、接眼レンズから覗いた像をそのまま映し出します。
列並列A/Dコンバーター仕様でノイズの発生を抑え、暗い試料の撮影にもご利用いただけます。
顕微鏡との接続部は汎用規格のCマウント。
オプションのアダプタを使用することで内径23.2mm・30mm・30.5mmの鏡筒にも取り付けられます。
Windows用制御ソフトウェア、Mac用制御ソフトウェアが標準付属。
いずれのソフトウェアも焦点合成（EDF）やタイリング、計測機能などを搭載しています。
アルミダイキャストハウジングを採用することにより丈夫かつ高級感のあるデザインです。三脚用ネジ穴付きなのでカメラ用三脚に装着することも可能です。
市販のUSBフットスイッチ等の併用で、外部トリガによる静止画撮影が可能です。両手がふさがる作業中にフットスイッチで写真を撮影したり、センサー併用による自動撮影、タイマーと同期させたタイムラプス撮影など、用途がより拡張されます。
※上記外部トリガ撮影はショートカットキーを使用したものです。
ショートカットキー操作は、Windows用ソフトウェア(MicroStudio)のみ対応しています。

FEATURES 特徴

WRAYCAM-NOAシリーズは色再現性が高く、高精細でハイクオリティな写真撮影ができる顕微鏡用USBカラーデジタルカメラです。
搭載センサーはSONY Exmor R。高感度な裏面照射型センサーです。画像処理エンジンは高度な演算アルゴリズムを持ち、接眼レンズを覗いたイメージそのままに極めて精緻で鮮やかな撮影像を作り出します。画像処理時にパソコンスペックの影響を受けにくく、安定した動作とフレームレートが確保できます。
USB3.0完全対応で高速なデータ通信が可能。高精細かつ高い像追随性がある顕微鏡用デジタルカメラです。
列並列A/Dコンバーター仕様で読み込みノイズの発生を抑制します。露出時間は最長15秒間の設定が可能で、暗視野観察など暗い試料の撮影でもご使用いただけます。
顕微鏡用USBデジタルカメラWRAYCAM-NOAシリーズはふたつのモデルをラインナップ。

WRAYCAM-NOA630B

WRAYCAM-NOA2000

2000万画素の超高解像度、WRAYCAM-NOA2000。顕微鏡用デジタルカメラWRAYCAMシリーズのハイエンドモデルです。

ハイクラスのデジタルカメラ
WRAYCAM-NOA2000。A3サイズ商業印刷も可能な2000万画素の高い解像度により、シャープでクオリティの高い像が得られます。撮影半導体ウェハなどの超微細パターン撮影、病理組織標本の撮影などに適しています。
高解像度なので撮影範囲の一部をデジタルズームで拡大する際でも、画質劣化の非常に少ない像が得られます。
1インチの大型センサーを搭載しており、広い撮影範囲を得られます。安価な等倍Cマウントアダプタで標本の広範囲を捉えることができ、高額な縮小レンズ入りのアダプタを用意する必要はありません。
標準仕様のIRカットフィルタはARフィルタに変更可能。近赤外領域での撮影にもご利用いただけます。
クォ ーツフィルタもご用意しておりますので、近赤外線域と近紫外線域の両方に対応した撮影も可能です。
明暗差の大きい標本でも白飛びや黒潰れの無い撮影が可能な広いダイナミックレ
ンジ。
ハイクオリティな撮影像を獲得できる、顕微鏡用デジタルカメラWRAYCAM
シリーズの最上位モデルです。

SPECIFICATIONS 仕様一覧

機種名

WRAYCAM-NOA2000

WRAYCAM-NOA630B

センサー型番SONY Exmor R（IMX185）

SONY Exmor R（IMX178）

2.4μm x 2.4μm

2.4μm x 2.4μm

センサータイプ
映像素子

ピクセルサイズ
解像度

フィルタ

マウント

フレームレート

フレームバッファ
A/D

RGB出力

露出制御

CMOS
（裏面照射型）
1"

5440 x 3648

1/1.8"

3072 x 2048

2736 x 1824

1536 x 1024

1824 x 1216

-RGB Bayer pattern
15fps(5440 x 3648)
46fps(2736 x 1824)
60fps(1824 x 1216)
1GB(internal buﬀer)
24/48 bit

WRAYCAM-NOA630Bは、大容量4GBのフレームバッファを搭載することでデータ通信・画像の処理が円滑に行われます。630万画素の高解像度モードでのプレビュー時でも最大59fpsの高い像追随性を実現。高精細でありながら高いフレームレートが得られます。

搭載された列並列A/Dコンバーター・高性能画像処理エンジン・高感度SONY製センサーの3つはシリーズの特色です。高い色再現性でノイズの低い、ハイクオリティな画像が得られます。

A5程度のサイズに写真画質（350dpi）で印刷できる最大630万画素の高解像度。
精緻な顕微鏡写真を論文・報告書などに掲載することができます。

顕微鏡カメラ初心者から上級者までのご要望を満たす、幅広い用途に対応したハイコストパフォーマンスでバランスの良い顕微鏡用デジタルカメラです。

機種名
露出時間
- MicroStudio- SpectMan

ホワイトバランス

59fps(3072 x 2048)

59fps(1536 x 1024)
4GB(On camera frame buﬀer)
8/10 bit0.264ms〜15s
0.26ms〜15s

0.008ms〜15s
0.01ms〜15s

マニュアル

S/N 比

41.8dB

シャッター

ダイナミックレンジ

動作温度/動作湿度

カメラ本体寸法（W D H）

ローリングシャッター
73. 7 dB

USBバスパワー

40.2 dB
67.2dB-10℃~50℃ / 30~80%（但し結露しないこと）
68 x 68 x 46.4

本体重量約
（実測値）

295g

付属品
（共通）

制御ソフトウェア"MicrStudio（Windows対応）"および"USBケーブル長さ

1.5m

Spectman（Windows/Mac対応）"、
ドライバ、DirectshowおよびTWAIN用ドライバ、取扱説明書、USBケーブル

株式会社レイマー〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ：https://www.wraymer.com

20240729WRAYCAM-NOA630B

プログレッシブ

オート/マニュアル®

WRAYCAM-NOA2000

スキャンモード

電源出力/電源入力

Ｃマウント

8/12 bit

4GBフレームバッファ搭載。
安定した動作と高画質630万画
素のセンサーのハイコストパフォ
ーマンスモデル
WRAYCAM-NOA630B