Integrating the Healthcare Enterprise
医療連携のための情報統合化プロジェクト

IHE放射線腫瘍学
テクニカルフレームワーク
ボリューム 2–トランザクション

2008

試験的実施案2008年1月7日

Copyright© 2005-2008: ACC／HIMSS／RSNAIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

目次
1

ボリューム2のまえがき ................................................................................................. 7
1.1 意図した読者 ........................................................................................................... 7
1.2 どのようにこの文書は構成されているか ................................................................ 7
1.3 このボリュームで使用される規約........................................................................... 7
1.3.1 一般的IHEトランザクションモデル ................................................................. 7
1.4 著作権の許可 ........................................................................................................... 9
1.5 コメント .................................................................................................................. 92 序文 .............................................................................................................................. 10
2.1 規格との関係 ......................................................................................................... 102.2 製品実施との関係 .................................................................................................. 11
2.3 このボルームのテクニカルフレームワークとの関係 ............................................ 11
2.4 IHEの使用規約（参考用として） ......................................................................... 12
3 IHEトランザクション ................................................................................................. 14
3.1 RO-1：単一／輪郭形成画像シリーズ検索 ............................................................ 14
3.1.1 適用範囲 .......................................................................................................... 14
3.1.2 ユースケースでの役割. ................................................................................... 14
3.1.3 参照規格 .......................................................................................................... 15
3.1.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 15
3.1.4.1 単一／輪郭形成画像シリーズ検索 ............................................................ 15
3.2 RO-2：構造セット保存 ......................................................................................... 17
3.2.1 適用範囲 .......................................................................................................... 17
3.2.2 ユースケースでの役割 .................................................................................... 17
3.2.3 参照規格 .......................................................................................................... 17
3.2.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 18
3.2.4.1 構造セットの保存 ..................................................................................... 18
3.3 RO-3：幾何学的な計画保存 .................................................................................. 19
3.3.1 適用範囲 .......................................................................................................... 19
3.3.2 ユースケースでの役割 .................................................................................... 19
3.3.3 参照規格 .......................................................................................................... 19
3.3.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 20
3.3.4.1 幾何学的な計画保存 ................................................................................. 20
3.4 RO-4：線量測定の計画保存 .................................................................................. 21
3.4.1 適用範囲 .......................................................................................................... 21
3.4.2 ユースケースでの役割. ................................................................................... 21
3.4.3 参照規格 .......................................................................................................... 21
3.4.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 22
3.4.4.1 線量測定の計画保存 ................................................................................. 22
3.5 RO-5：線量の保存 ................................................................................................ 24
3.5.1 適用範囲 .......................................................................................................... 24
3.5.2 ユースケースでの役割 .................................................................................... 24
3.5.3 参照規格 .......................................................................................................... 24

2
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.5.4 相互作用図 ...................................................................................................... 25
3.5.4.1 線量保存 ................................................................................................... 25
3.6 RO-6：多重シリーズ画像検索 .............................................................................. 26
3.6.1 適用範囲.......................................................................................................... 26
3.6.2 ユースケースでの役割. ................................................................................... 26
3.6.3 参照規格.......................................................................................................... 27
3.6.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 27
3.6.4.1 多重シリーズ画像検索 ............................................................................. 27
3.7 RO-7：構造セット検索 ......................................................................................... 28
3.7.1 適用範囲.......................................................................................................... 28
3.7.2 ユースケースでの役割 .................................................................................... 28
3.7.3 参照規格.......................................................................................................... 28
3.7.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 29
3.7.4.1 構造セット検索 ........................................................................................ 29
3.8 RO-8：幾何学的な計画検索 .................................................................................. 31
3.8.1 適用範囲.......................................................................................................... 31
3.8.2 ユースケースでの役割. ................................................................................... 31
3.8.3 参照規格.......................................................................................................... 31
3.8.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 32
3.8.4.1 幾何学的な計画検索 ................................................................................. 32
3.9 RO-9：線量測定の計画検索 .................................................................................. 33
3.9.1 適用範囲.......................................................................................................... 33
3.9.2 ユースケースでの役割. ................................................................................... 33
3.9.3 参照規格.......................................................................................................... 33
3.9.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 34
3.9.4.1 線量測定の計画検索 ................................................................................. 34
3.10 RO-10：線量検索 ................................................................................................ 34
3.10.1 適用範囲........................................................................................................ 34
3.10.2 ユースケースでの役割 .................................................................................. 35
3.10.3 参照規格........................................................................................................ 35
3.10.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................. 35
3.10.4.1 線量検索 ................................................................................................. 36
3.11 RO-11：再サンプリング／組み合わせCTシリーズ保存 ..................................... 36
3.11.1 適用範囲........................................................................................................ 36
3.11.2 ユースケースでの役割. ................................................................................. 37
3.11.3 参照規格........................................................................................................ 37
3.11.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................. 37
3.11.4.1 再サンプリング／組み合わせCTシリーズ保存 ...................................... 38
3.12 RO-12：位置決めのためのワークリスト問い合わせ .......................................... 38
3.12.1 適用範囲........................................................................................................ 38
3.12.2 ユースケースでの役割 .................................................................................. 38
3.12.3 参照規格........................................................................................................ 393
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.12.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 39
3.12.4.1 予約済みUWPSワークリストメッセージの問い合わせ ....................... 40
3.12.4.2 予約済みUWPSワークリストメッセージの受け取り .......................... 42
3.13 RO-13：デリバリのためのワークリスト問い合わせ .......................................... 44
3.13.1 適用範囲 ...................................................................................................... 44
3.13.2 ユースケースでの役割. ............................................................................... 44
3.13.3 参照規格 ...................................................................................................... 44
3.13.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 45
3.13.4.1 予約済みUWPSワークリストメッセージの問い合わせ ....................... 45
3.13.4.2 予約済みUWPSワークリストメッセージの受け取り .......................... 45
3.14 RO-14：位置決めとデリバリのためのワークリスト問い合わせ ....................... 47
3.14.1 適用範囲 ...................................................................................................... 47
3.14.2 ユースケースでの役割. ............................................................................... 47
3.14.3 参照規格 ...................................................................................................... 47
3.14.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 48
3.14.4.1 予約済みUWPSワークリストメッセージの問い合わせ ....................... 48
3.14.4.2 予約済みUWPSワークリストメッセージの受け取り .......................... 48
3.15 RO-15：アーカイブからの作業項目入力オブジェクトの検索 .......................... 50
3.15.1 適用範囲 ...................................................................................................... 50
3.15.2 ユースケースでの役割. ............................................................................... 50
3.15.3 参照規格 ...................................................................................................... 50
3.15.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 51
3.15.4.1 オブジェクトの検索 ............................................................................. 51
3.16 RO-16：進行中のUPS ....................................................................................... 53
3.16.1 適用範囲 ...................................................................................................... 53
3.16.2 ユースケースでの役割. ............................................................................... 53
3.16.3 参照規格 ...................................................................................................... 53
3.16.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 54
3.16.4.1 進行中のUPSメッセージ ..................................................................... 54
3.17 RO-17：TMSからの作業項目入力オブジェクトの検索 .................................... 56
3.17.1 適用範囲 ...................................................................................................... 56
3.17.2 ユースケースでの役割. ............................................................................... 56
3.17.3 参照規格 ...................................................................................................... 56
3.17.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 57
3.17.4.1 オブジェクトの検索 ............................................................................. 57
3.18 RO-18：UPSの最終更新 ................................................................................... 59
3.18.1 適用範囲 ...................................................................................................... 59
3.18.2 ユースケースでの役割. ............................................................................... 59
3.18.3 参照規格 ...................................................................................................... 59
3.18.4 相互作用ダイアグラム ................................................................................ 60
3.18.4.1 UPSの最終更新メッセージ .................................................................. 60
3.19 RO-19：アーカイブへの保存位置の取得結果 ................................................... 644
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.19.1 適用範囲 .......................................................................................................... 64
3.19.2 ユースケースでの役割. ................................................................................... 64
3.19.3 参照規格 .......................................................................................................... 64
3.19.4 相互作用ダイアグラム .................................................................................... 65
3.19.4.1 オブジェクトの保存 ................................................................................. 65
3.20 RO-20：アーカイブへの保存位置の登録結果 ........................................................ 67
3.20.1 適用範囲 ........................................................................................................... 67
3.20.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 67
3.20.3 参照規格 ........................................................................................................... 67
3.20.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 68
3.20.4.1 オブジェクトの保存 ................................................................................. 68
3.21 RO-21：アーカイブへの保存デリバリ結果 ............................................................ 70
3.21.1 適用範囲 ........................................................................................................... 70
3.21.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 70
3.21.3 参照規格 ........................................................................................................... 70
3.21.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 71
3.21.4.1 オブジェクトの保存 ................................................................................. 71
3.22 RO-22：UPSの完了／取り消し.............................................................................. 73
3.22.1 適用範囲 ........................................................................................................... 73
3.22.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 73
3.22.3 参照規格 ........................................................................................................... 73
3.22.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 74
3.22.4.1 進行中のUPSメッセージ .......................................................................... 74
3.23 RO-23：UPSの進行更新 ........................................................................................ 76
3.23.1 適用範囲 ........................................................................................................... 76
3.23.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 76
3.23.3 参照規格 ........................................................................................................... 76
3.23.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 77
3.23.4.1 UPSの進行更新メッセージ ...................................................................... 77
3.24 RO-24：空間的登録保存 ......................................................................................... 79
3.24.1 適用範囲 ........................................................................................................... 79
3.24.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 79
3.24.3 参照規格 ........................................................................................................... 80
3.24.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 80
3.24.4.1 空間的登録保存 ........................................................................................ 80
3.25 RO-25：空間的登録利用 ......................................................................................... 82
3.25.1 適用範囲 ........................................................................................................... 82
3.25.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 82
3.25.3 参照規格 ........................................................................................................... 82
3.25.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 83
3.25.4.1 空間的登録利用 ........................................................................................ 83
3.26 RO-26：登録構造セット保存.................................................................................. 845
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.26.1 適用範囲 ........................................................................................................... 84
3.26.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 84
3.26.3 参照規格 ........................................................................................................... 84
3.26.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 84
3.26.4.1 登録構造セット保存................................................................................... 85
3.27 RO-27：登録構造セット検索.................................................................................. 86
3.27.1 適用範囲 ........................................................................................................... 86
3.27.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 86
3.27.3 参照規格 ........................................................................................................... 86
3.27.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 87
3.27.4.1 登録構造セット検索................................................................................... 87
3.28 RO-28：登録線量検索 ............................................................................................ 88
3.28.1 適用範囲 ........................................................................................................... 88
3.28.2 ユースケースでの役割...................................................................................... 88
3.28.3 参照規格 ........................................................................................................... 89
3.28.4 相互作用ダイアグラム...................................................................................... 89
3.28.4.1 登録線量検索 ............................................................................................. 89
附属書A：複合IOD間の属性の一貫性 ............................................................................... 91
A.1 放射線腫瘍学のクリティカルな属性マッピング .................................................. 91
A.2 放射線腫瘍学のクリティカルモジュール ............................................................. 94
A.3 放射線腫瘍学のクリティカル属性 ........................................................................ 99

6
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

1

ボリューム2のまえがき

1.1 意図した読者
この文書の意図した読者は次のとおりである：•

IHE構想に参加するベンダの技術スタッフ•

医療機関のIT部門•

規格の開発に関与する専門家•

医療情報システムの統合の技術的側面に関心のある者

1.2 どのようにこの文書は構成されているか
第1節では、意図した読者、関連するリソースおよび組織、この文書で使用する規約を述べている。
第2節では、分散型医療環境の機能コンポーネントを規定するために、IHEで使用するIHE
アクタおよびトランザクションの概念を概説する。
第3節では、トランザクションを詳細に定義し、各々のアクタの役割、使用する規格、交換される情報、場合によっては、トランザクションのための実施オプションを指定する。
第4節では、トランザクションとのペイロード結合一式を規定する。
第5節では、トランザクションのペイロードのために使用される高レベルコンテンツ仕様を規定する。
第6節では、コンテンツペイロードの再利用可能な部分を規定する。
第7節では、様々な部分で使用されるより低いレベルの基礎的要素を規定する。

1.3 このボリュームで使用される規約
この文書では、フレームワークの概念を表し、IHEのテクニカルフレームワークの基礎となる規格をどのように適用するべきか規定した次の規約を採用した。
1.3.1

一般的IHEトランザクションモデル

トランザクションの説明は、第4節に記載されている。各々のトランザクションの説明において、アクタ、アクタの担う役割、アクタ間のトランザクションがユースケースとして提示されている。

7
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0•

適用範囲：トランザクションの簡潔な説明• ユースケースでの役割：関連する略図を使用した、アクタとその役割のテキスト形式での定義、例えば：

アクタ

アクタ

トランザクション• 参照規格：トランザクションのために使用する（その特定の部、章または節を記述する）
規格• 相互作用ダイアグラム：アクタ内の関連する処理を次に示すような矩形と下方への時間進行として表わした、アクタおよびトランザクションのグラフィック描写図
アクタ

アクタ

アクタ

IHEテクニカルフレームワークで使用する相互作用ダイアグラムは、Grady Booch、James Rumbaugh、Ivar Jacobsonによる「統一モデリング言語ユーザガイド」
ISBN 0-201-57168-4 に記載された後、モデル化されたものである。単純な承認メ
ッセージは、簡潔にするために図から省略されている。

8
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
• メッセージの定義：トランザクション、メッセージをトリガーするイベント、その意味、メッセージがレシーバ内でトリガーする作用に関連する各メッセージの説明。

1.4 著作権の許可
Health Level Seven, Inc.は、HL7規格からの表の複製をIHEに許可した。この文書中のHL7の表は、Health Level Seven, Inc.が著作権を保有している。
これらの文書から取出された資料を使用した場合、出典が明示されている。

1.5 コメント
IHEスポンサーは、この文書およびIHE構想に関するコメントを歓迎する。コメントの宛先
はhttp://forums.rsna.orgの議論サーバか、または下記である:
Robyn Lynn Watson、PhD
Director of Research
American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO)
8280 Willow Oaks Corporate Drive、Suite 500
Fairfax、VA 22031
ihero@astro.org

9
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

2

序文

この文書、IHE放射線腫瘍学のテクニカルフレームワーク(RO TF)は、確立している規格の特定の実施を定義する。これらの規格は、医療情報の適切な交換を促進し、たとえ医療環境が異なっても医療従事者間で最適の患者看護ができるよう調整するための統合目標を達成することを意図している。この文書は、公開の見直し期間の後に、毎年拡張され、誤謬の識別と修正を通じて定期的に保守される。文書の最新版は、インターネットを介してhttp://www. ihe.net/Techncial Framework/index.cfmで常に利用可能である。そこでは、IHEが扱う様々な医療領域に固有のテクニカルフレームワークのボリュームを見ることができる。
このIHE放射線腫瘍学のテクニカルフレームワークは、IHEアクタと呼ばれる医療機関および医療情報ネットワークの機能コンポーネントの部分集合を特定し、規格に基づいて調整された一連のトランザクションの点からアクタの相互作用を規定する。
IHE構想内の他の領域も、各分野内のテクニカルフレームワークを作成し、それらが一緒になってIHEのテクニカルフレームワークを形成する。現在、次のIHEのテクニカルフレームワークが利用可能である：•

IHE ITインフラストラクチャーのテクニカルフレームワーク•

IHE 循環器部門のテクニカルフレームワーク•

IHE 眼科看護のテクニカルフレームワーク•

IHE 臨床検査部門のテクニカルフレームワーク•

IHE 放射線検査部門のテクニカルフレームワーク•

IHE 患者看護調整のテクニカルフレームワーク

適用可能な場合、他のテクニカルフレームワークにも言及する。他のフレームワークに言及するときの規約に関しては、このボリュームのまえがきを参照すること。

2.1 規格との関係
IHEのテクニカルフレームワークは、分布する医療環境の機能コンポーネント（IHEアクタと呼ばれる）を特定するが、これは専ら医療機関内のアクタの相互作用の視点から見たものである。フレームワークの現在の開発レベルでは、フレームワークは、特定のユースケースを遂行するために、（HL7、IETF、ASTM、DICOM、ISO、OASISなどの）規格に基づいた一連の調整されたトランザクションを定義する。IHE構想の適用範囲が拡大するとともに、他の規格に基づいたトランザクションも必要に応じて含むことになる。
場合によっては、IHEは、これらの規格にサポートされた特定のオプションの選択を推奨する。しかし、IHEは、これらの規格への適合と矛盾する技術的な選択を導入しない。既存の規格に誤謬が見つかった場合または規格を拡張する必要がある場合、IHEの方針とし
ては、それ

10
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0を関連規格機関に報告し、規格機関の適合および規格開発戦略の中で解決するように求める。
したがって、IHEは実施のフレームワークであり、規格ではない。製品の適合性を主張す
るには、特定の規格を依然として直接参照しなければならない。さらに、IHE統合能力を
製品中に実施したベンダは、製品の能力を伝えるためにIHE統合宣言書を公表してもよい。
IHE統合宣言書を公表するベンダは、内容に対し全責任を負う。異なる製品のIHE統合宣言書を比較することによって、利用者は、アクタと統合プロファイルというIHE概念に精通していれば、製品間の統合のレベルを判定できる。IHE統合宣言書の書式に関しては、
http://www. ihe.net/Resources/upload/ihe_integration_statements.pdfを参照すること。

2.2 製品実施との関係
IHEのテクニカルフレームワークに記述されたIHEアクタおよびトランザクションは、実世界の医療情報システム環境の抽象的な概念である。一部のトランザクションは特定製品のカテゴリ（例えばHIS、臨床データ記録庫、電子カルテシステム、放射線検査情報シス
テム、臨床情報システムまたは循環器情報システム）によって伝統的に行われているが、他方、IHEのテクニカルフレームワークは、機能またはアクタがそのような製品カテゴリと関連することを意識的に避けている。各アクタに対してIHEのテクニカルフレームワー
クが定義するのは、統合情報体系に関連する機能だけである。したがって、IHEがアクタを定義するときは、アクタを実施する製品を完全に定義するものではない。またフレーム
ワーク自身も、医療情報システムのアーキテクチャを包括的に記述するものではない。
アクタとトランザクションを定義する理由は、医療情報システム環境の機能コンポーネン
ト中の相互作用を定義する根拠を提供することである。単一の物理的製品が多面的機能を実施する状況下では、製品と環境の外部機能との間のインタフェースだけが、IHE構想にとって重要であると考えられる。したがって、IHE構想は、単一の総括的な情報システムに基づく統合環境と、片や多重システムが一緒になって同じ目的を達成するシステムに基づく統合環境と、どちらにメリットがあるか決める立場にはない。

2.3 このボリュームとテクニカルフレームワークの関係
IHEテクニカルフレームワークは、トランザクションを通じて相互に作用するアクタに基づいている。
アクタは、医療機関内の運営活動に関係する情報を生成、管理または作用する情報システ
ムまたは情報システムのコンポーネントである。
トランザクションは、規格に基づくメッセージを介して必要な情報を転送するアクタ間の相互作用である。

11
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
このボリュームに記述されているトランザクションの実施は、ボリューム1で規定した統合プロファイルの仕様をサポートしている。これらのトランザクションの役割や実施は、
それがサポートする統合プロファイルの理解を必要とする。

2.4 IHEの使用規約（参考用として）この文書に記述されているいくつかのDICOMトランザクションに関しては、IHEは選択したタイプ2およびタイプ3の属性の使用に関する要求事項を強化している。この状況は、第4節および附属書の中ではっきりと文書化されている。
IHEは、特に、発信元システムがそのような属性の有効な値を所有していない場合、
DICOMタイプ2の属性（例えば、患者氏名、患者ID）はゼロ長で送信されることを強調している。すなわち、発信元システムはそのような属性にディフォルト値を割り当ててはならない。受信システムは、そのような属性のためのゼロ長値を扱うことができなければならない。
IHEは、またサービスクラスユーザ（SCU）およびサービスクラスプロバイダ（SCP）の両者によるDICOM 問合せにおける照合キーとリターンキーのためのサポートおよび使用に関する要求事項を定義している。照合キーは、問合せSCPによってSCUに応答して包含のためのインスタンスを選択するのに使用されるが、リターンキーは特定のデータを単に返送し、照合のためには使用されない。
• 要求照合キーSCU：
問合せSCUが選択基準としてそのユーザに提供する機能を備えているキー。問合せ要求における照合キーの送信を始動するための問合せSCUのユーザに提供される方法を定義することは、IHEの適用範囲外である（例えば、値の入力、エントリーの選択）。
• 要求照合キーSCP：
IHEが要求する照合キーは、あたかもDICOM-要求照合キーのように、問合せSCUによって処理される。殆どの場合、IHE要求照合キーもやはりDICOM-要求照合キーである。
• 要求リターンキーSCU：
問合せSCUが問合せSCPから要求するキーで、問合せ応答において受信し、必要に応じて、ユーザのために表示するキーである。リターンキー（例えば、ディフォルトにより、ボックスをチェック）を要求し、ユーザがそれを見られるようにする問合せSCUのユーザに提供される方法を定義することは、IHEの適用範囲外である。
• 要求リターンキーSCP：DICOM内で、タイプ1またはタイプ2のリターンキーとして規定されているIHEが要求するリターンキーは、それらのDICOMタイプにしたがって処理される。DICOM内でタイプ3として規定されているIHE要求リターンキーは、タイプ2のように処理される。

12
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
フレームワークの問合せキー要求事項の表では、SCUおよびSCPのための要求事項を指定する次の凡例を使用している：
R

必須

O

オプション

次の修飾子も使用されている：
R+

要求事項は、DICOM要求事項のIHE拡張であるR*

属性は表示不要である

R+*

要求事項は、DICOM要求事項のIHE拡張であるが、表示不要である

13
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3

IHE トランザクション

この節では、各々のトランザクションを詳細に定義して、使用された規格および転送された情報を指定する。

3.1 RO-1：単一／輪郭形成画像シリーズ検索
3.1.1

適用範囲

単一／輪郭形成画像シリーズ検索トランザクションにおいて、アーカイブは、CT 画像シ
リーズを輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置または線量表示装置に送信
する。
3.1.2

ユースケースでの役割

輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置、線量表示装置アーカイブ

単一／輪郭形成画像
シリーズ検索アクタ：アーカイブ
役割：CT 画像シリーズを輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計
画装置または線量表示装置に送信する
アクタ：輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置または線量表示装置
役割：アーカイブからの CT 画像シリーズの受信および保存14
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.1.3

参照規格

DICOM 2008 PS3.4：保存サービスクラス
3.1.4

相互作用ダイアグラム

アーカイブ

輪郭形成装置

幾何学的計画装置

線量測定計画装置

線量表示装置C-STORE（CT 画像）
C-STORE（CT 画像）
C-STORE（CT 画像）
C-STORE（CT 画像）

3.1.4.1
3.1.4.1.1

単一／輪郭形成画像シリーズ検索
トリガーイベント

輪郭形成装置のユーザは、一組の輪郭形成を形成するために、特定の CT 画像シリーズが必要かどうかを判断し、アーカイブが必要な CT 画像シリーズを輪郭形成装置に送信することを要求する。

幾何学的計画装置のユーザは、幾何学的計画を作成するために、特定の CT 画像シリーズ
が必要かどうかを判断し、アーカイブが必要な CT 画像シリーズを幾何学的計画装置に送信することを要求する。
線量測定計画装置のユーザは、線量測定計画を作成および線量計算をするために、特定のCT 画像シリーズは必要かどうかを判断し、アーカイブが必要な CT 画像シリーズを線量測定計画装置に送信することを要求する。

15
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

線量表示装置のユーザは、線量を確認するために、特定の CT 画像シリーズが必要かどうかを判断し、アーカイブが必要な CT 画像シリーズを線量表示装置に送信することを要求する。
これらの転送が開始されるメカニズムに関しては、このプロファイルの適用範囲外である。
3.1.4.1.2

メッセージの意味

アーカイブは、DICOM C-STORE メッセージを使用しそのシリーズの CT 画像全てを輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置または線量表示装置に転送する。アーカイブは、DICOM 保存 SCU であり、輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画
装置または線量表示装置は DICOM 保存 SCP である。
また CT 画像オブジェクトに含まれる DICOM 属性に関する具体的な要求事項の概要については附属書 A も参照のこと。
特に、このトランザクションに含まれる全ての CT 画像は、
単一シリーズのインスタンス UID および単一座標系 UID を共有しなければならない。
3.1.4.1.3

予想される作用

輪郭形成装置は、CT 画像シリーズ全てを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像を関連付ける。その結果、これらの画像は、後に構造セット（RO-2）として書き出される輪郭形成セットの構築に使用するため、輪郭形成装置のユーザが利用できる。

幾何学的計画装置は、CT 画像シリーズ全てを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像を関連付ける。その結果、これらの画像は、後に幾何学的計画（RO-3）
として書き出される幾何学的計画の構築に使用するため幾何学的計画装置 のユーザが利用できる。

線量測定計画装置は、CT 画像シリーズ全てを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像を関連付ける。その結果、これらの画像は、後に書き出される線量測定
計画の構築に使用するため線量測定計画装置のユーザが利用できる（RO-4）。さらにこれ
らの画像は、関連する線量の計算に使用され、後に RT 線量（RO-5）として書き出される。

線量表示装置は、CT 画像シリーズ全てを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像を関連付ける。その結果、これらの画像は、線量表示の構築に使用するため
線量表示装置のユーザが利用できる。

16
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.2 RO-2： 構造セット保存
3.2.1

適用範囲

構造セットの保存トランザクションにおいて、輪郭形成装置は、アーカイブに構造セットを保存し利用可能にする。
3.2.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

輪郭形成装置

構造セット
保存

アクタ：輪郭形成装置
役割：構造セットをアーカイブに送信
アクタ:アーカイブ
役割：輪郭形成装置から受信した構造セットを保存
3.2.3

参照規格

DICOM 2008 PS 3.4：保存サービスクラス

17
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.2.4

相互作用ダイアグラム

輪郭形成装置アーカイブ

C-STORE（構造セット）

3.2.4.1
3.2.4.1.1

構造セット保存トリガーイベント

輪郭形成装置のユーザは、保存のための構造セットを選択する。
3.2.4.1.2

メッセージの意味

メッセージ意味は、DICOM 保存 SCP クラスによって定義される。輪郭形成装置は、保存
SCU であり、アーカイブは保存 SCP である。
ROI 輪郭モジュールの輪郭は、幾何学タイプ POINT および CLOSED_PLANNER に限定される。ROI 輪郭は、書き出された画像プレーンの位置に対応しなければならない。例えば、システムが不ぞろいの間隔のスライスをサポートしていない場合、そのシステムには再サンプルされた画像セット（RO-11 を参照）および構造セットを生成する責任があり、その中で ROI 輪郭は再サンプルされた画像セットを参照する。さらに、その ROI の輪郭を含むものの間のスライスに ROI 輪郭がない場合、中間にあるスライス上に ROI が存在することは暗示されない。
また RT 構造セットオブジェクトに含まれる DICOM 属性に関する具体的な要求事項の概要については附属書 B も参照のこと。特に、構造セットは、画像をもつ単一座標系 UIDを共有しなければならない。

18
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.2.4.1.3

予想される作用構造セットを受信する際、アーカイブはそれを保存しなければならない。その後、この構造セットは、続く検索に利用できる（RO-7）。

3.3 RO-3：幾何学的な計画保存
3.3.1

適用範囲

幾何学的計画保存トランザクションにおいて、幾何学的計画装置は、アーカイブに新規に生成した幾何学的計画を送信する。
3.3.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

幾何学的計画装置

幾何学的計画保存

アクタ：幾何学的計画装置
役割： 生成した幾何学的計画をアーカイブに送信
アクタ:アーカイブ
役割：幾何学的計画装置から幾何学的計画を受信し保存する
3.3.3

参照規格

DICOM 2008 PS 3.4：保存サービスクラス

19
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.3.4

相互作用ダイアグラム

アーカイブ

幾何学的計画装置

C-STORE（幾何学的計画）

3.3.4.1

幾何学的な計画保存

3.3.4.1.1

トリガーイベント

幾何学的計画の生成が巧くいったら、幾何学的計画装置のユーザは、その幾何学的計画を保存することを決める。幾何学的計画装置は、DICOM アソシエーション内のアーカイブに幾何学的計画を転送する。
3.3.4.1.2

メッセージの意味

幾何学的計画装置は、DICOM C-STORE メッセージを使用して幾何学的計画を転送する。
幾何学的計画装置は、DICOM 保存 SCU であり、アーカイブは DICOM 保存 SCP である。
また、RT 計画オブジェクトに含まれる DICOM 属性に関する幾何学的計画の具体的な要求事項の概要については、附属書 A も参照のこと。
3.3.4.1.3

予想される作用アーカイブは受信した幾何学的計画を保存する。

20
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.4 RO-4：

線量測定の計画保存

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークのトランザクション RO-4 に対応している。
トランザクション RO-4 は、アーカイブと線量測定計画装置アクタによって使用される。
3.4.1

適用範囲

このトランザクションにおいて、線量測定計画装置は、構造セットの参照を含む計画をアーカイブに送信する。
3.4.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

線量測定計画装置

線量測定
計画保存

アクタ：線量測定計画装置
役割：生成した計画をアーカイブに送信する
アクタ:アーカイブ
役割：線量測定計画装置から計画を受信し保存する

3.4.3

参照規格

DICOM 2008 PS 3.3：RT モジュール、PS 3.4：保存サービスクラス

21
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.4.4

相互作用ダイアグラム

線量測定計画装置

アーカイブ

C-STORE（線量測定計画）

3.4.4.1

線量測定の計画保存

3.4.4.1.1

トリガーイベント

線量測定計画装置は、線量計算が完了した時点で、線量測定計画をアーカイブに転送する。
3.4.4.1.2

メッセージの意味

線量測定計画装置は、DICOM C-STORE メッセージを使用してその計画を転送する。線
量測定計画装置は、DICOM 保存 SCU であり、アーカイブは DICOM 保存 SCP である。
線量測定計画装置は、計画を含む新しいシリーズを生成するか、前の計画が含まれている
場合は、既存のシリーズを使用してもよい。
検査は、その計画のシリーズが含まれている場合、その計画に引用された構造セットを含
むものと同じ検査でなければならない。
転送された線量測定計画の目的は、構造セットへの参照を伝達することであり、そのセッ
トは計画の定義に使用され、線量測定計画の計算に使用された CT 画像への参照を含む。
線量測定計画装置は、このシーケンスを使用して構造セットおよび表示用の構造セットで参照された CT 画像を検索取得する。
次の表は、RT 一般計画モジュールのための DICOM 要求事項の IHE 拡張を示している。

22
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

表 XXX

RT 一般計画モジュールのための要求属性

属性
RT 計画ラベル標識タイプ(300A、0002) R+

RT 計画日付(300A、0006) R+

RT 計画時間(300A、0007) R+

RT 計画
幾何学

(300A、000C) 1

属性の説明
ユーザが計画を識別するためのラベル
最後に計画が変更された日付
最後に計画が変更された時間
PATIENT でなければならない。これは、RT
構造セットが存在し、一般計画モジュールで参照されることを意味
する。

次の表は、
一般機器モジュールのための DICOM 要求事項の IHE 拡張を示している。
表 XXX

一般機器モジュールのための要求属性

属性
製造業者

標識
タイプ
(0008、0070) R+

製造業者の
モデル名

(0008、1090) R+

ソフトウェアバージョン(0008、1020) R+

属性の説明
計画を生成する 線量測定計画装置 機器の製造業者は、規定されなけ
ればならない。
計画を生成する 線量測定計画装置 機器の製造業者のモデル名は、規定されなければならない。
計画を生成する 線量測定計画装置 機器のソフ
トウェアバージョンは規定されなければならない。

RT 計画 IOD のその他全ての属性に関しては、DICOM 要求事項の IHE 拡張は存在しない。
線量測定計画は、RT Brachy アプリケーション設定モジュールを含まない。
線量測定計画は、ゼロビームをもつ可能性がある。すなわち、RT ビームモジュールが十分でない可能性がある。これは、従来のアイソセンターモデルに整合しない遠隔治療計画をサポートするためである。
アプリケーションは、整合する線量と計画のペアを安全に識別するために、計画ラベ
ル、日付および時間を表示することが望ましい。

23
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.5 RO-5 線量の保存
この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークの RO-5 に対応している。トランザクショ
ン RO-5 は、アーカイブおよび線量測定計画装置アクタによって使用される。
3.5.1

適用範囲

この線量保存トランザクションにおいて、線量計画装置は、新たに生成した線量をアーカイブに送信する。
3.5.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

線量測定計画装置

線量保存

アクタ：線量測定計画装置
役割：生成した線量をアーカイブに送信
アクタ:アーカイブ
役割：線量測定計画装置から線量を受信し保存する

3.5.3

参照規格

DICOM 2008 PS 3.4：保存サービスクラス

24
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.5.4

相互作用ダイアグラム

線量測定計画装置

アーカイブ

C-STORE (線量)3.5.4.1
3.5.4.1.1

線量保存トリガーイベント

線量測定計画装置は、線量を DICOM アソシエーション内のアーカイブに転送する。
3.5.4.1.2

メッセージの意味

線量測定計画装置は、DICOM C-STORE 命令を使用して線量を転送する。線量測定計画
装置は、DICOM 保存 SCU であり、アーカイブは保存 SCP である。
また、RT 線量オブジェクトに含まれる DICOM 属性に関する線量の具体的な要求事項の概要については、附属書 A も参照のこと。
3.5.4.1.3

線量の表現

このトランザクションは、線量計算に使用された診断画像と同一の DICOM 患者座標シス
テムの座標系において軸方向の画像面上でサンプリングされた三次元線量アレイとして表現された線量をサポートしなければならない。線量画像は、DICOM 患者座標システムに対して直交していなければならない。画像オリエンテーション（患者）（0020、0037）の値は、[±1、0、0、0、±1、0] でなければならない。
ポイント線量、斜面上への線量放射、アイソ線量輪郭および線量体積ヒストグラムは、決してサポートされない。線量ピクセルは、単位グレイの物理的な絶対線量を表わしている。
線量単位の値（3004、0002）は、GY でなければならない。ピクセル表現の値（0028、0103）は、0 でなければならない；負の線量値は存在してはならない。

25
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.5.4.1.4 予想される作用
アーカイブは、受信した線量を保存する。
DICOM RT 線量オブジェクトは、DICOM レベル 2 SCP（DICOM PS 3.4 B.4.1 を参照）のために定義された要求事項に適合する形態で後に検索取得（RO-10 線量検索を参照）ができるように保存される。
RT 線量オブジェクトのための DICOM SOP クラス UID および名称は、下の表に規定されている。
SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2

SOP クラス名
RT 線量保存

3.6 RO-6 多重シリーズ画像検索
3.6.1

適用範囲

多重シリーズ画像検索トランザクションにおいて、アーカイブは輪郭形成装置上の多重シリーズからの CT 画像を保存し、それらの画像を利用して輪郭を描出する。
3.6.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

輪郭形成装置多重シリーズ
画像検索

アクタ：アーカイブ
役割： CT 画像を輪郭形成装置に送信
アクタ:輪郭形成装置
役割：アーカイブから受信した CT 画像を保存する

26
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.6.3

参照規格

DICOM 2008 PS 3.4：保存サービスクラス
3.6.4

相互作用ダイアグラム

輪郭形成装置アーカイブ
C-STORE (CT 画像)
C-STORE (CT 画像)

3.6.4.1

多重シリーズ画像検索

3.6.4.1.1

トリガーイベント

輪郭形成装置のユーザは、多重 CT シリーズからの画像が単一セットの輪郭の構成において使用されることを確認し、アーカイブがそれらのシリーズを輪郭形成装置に送信することを要求する。
それらの転送が開始されるメカニズムに関しては、このプロファイルの適用範囲外である。
3.6.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 保存 SOP クラスによって定義される。アーカイブは、このサービスクラスの SCU であり、輪郭形成装置は、このサービスクラスの SCP である。
また、CT 画像オブジェクトに含まれる DICOM 属性に関する具体的な要求事項の概要については、附属書 A も参照のこと。特に、これらの CT 画像は、シリーズインスタンス
UID ではなく、検査インスタンス UID と座標系 UID を共有することを要求される。

27
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.6.4.1.3

予想される作用多重 CT シリーズを受信すると、必要に応じて輪郭形成装置はシリーズを再びサンプリン
グし、単一の新規 CT シリーズへの新しいシリーズインスタンス UID と各種シリーズからの画像を組み合わせる。輪郭形成装置は、多重（1、2 または 3）画像シリーズの検索をサポートすることが要求される。この新規シリーズの画像はすべて、オリジナル画像と同じ検査インスタンス UID を共有しなければならない。また、これらの新しい画像は、オリジナル画像と単一座標系 UID を共有しなければならない。この新規シリーズは、再サン
プリング／組み合わせ CT シリーズ保存トランザクション（RO-11）を使用してアーカイ
ブに返送される。

3.7 RO-7 構造セット検索
3.7.1

適用範囲

構造セット検索トランザクションにおいては、アーカイブが輪郭形成装置、幾何学的計画
装置、線量測定計画装置または線量表示装置に構造セットを保存する。
3.7.2

ユースケースでの役割

輪郭形成装置
幾何学的計画装置
線量測定計画装置
線量表示装置

アーカイブ

構造セット
検索

アクタ：アーカイブ
役割：構造セットを輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置
または線量表示装置に送信する
アクタ:輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置または線量表

示装置
役割： アーカイブから受信した構造セットを保存する
3.7.3

参照規格

DICOM 2008 PS 3.4：保存サービスクラス

28
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.7.4

相互作用ダイアグラム

アーカイブ

輪郭形成装置

幾何学的計画装置

線量測定計画装置

線量表示装置C-STORE（構造セット）
C-STORE（構造セット）
C-STORE（構造セット）
C-STORE（構造セット）

3.7.4.1
3.7.4.1.1

構造セット検索トリガーイベント

輪郭形成装置のユーザは、新しい輪郭セットが既存の構造セットに基づいていることを確認し、アーカイブが構造セットを輪郭形成装置に送信することを要求する。
幾何学的計画装置のユーザは、新しい幾何学的計画が既存の構造セットに基づいていることを確認し、アーカイブがこの構造セットを幾何学的計画装置に送信することを要求する。
線量測定計画装置のユーザは、新しい線量測定計画が既存の構造セットに基づいていることを確認し、アーカイブがこの構造セットを線量測定計画装置に送信することを要求する。
線量表示装置のユーザは、線量表示が既存の構造セットに基づいていることを確認し、アーカイブがこの構造セットを線量表示装置に送信することを要求する。

29
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
それらの転送が開始されるメカニズムに関しては、このプロファイルの適用範囲外である。
3.7.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 保存 SOP クラスによって定義される。輪郭形成装置、幾何学的計画装置、線量測定計画装置または線量表示装置は、保存 SCP であり、アーカイ
ブは、保存 SCU である。
また、RT 構造セットブジェクトに含まれる DICOM 属性に関する具体的な要求事項の概要については、附属書 B を参照のこと。特に、構造セットは、同じ検査インスタンス UIDであるが、輪郭の基となる CT シリーズとは別のシリーズのインスタンス UID をもたなければならない。
3.7.4.1.3

予想される作用

輪郭形成装置は、すべての構造セットを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像をそれに関連付ける。その結果、含まれる輪郭は、輪郭形成装置のユーザに有効となり、後に構造セット（RO-2）として書き出される新しい輪郭セットの構築に使用することができる。この新しい構造セットは、オリジナル画像と構造セットの同じ座標系
UID および検査インスタンス UID をもつ。この新しいセットは、オリジナル構造セットと同じシリーズインスタンス UID をもっていてもよい。

幾何学的計画装置は、構造セットを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像をそれに関連付ける。その結果、この構造セットに含まれる輪郭は、幾何学的計画装置のユーザに有効となり、後に幾何学的計画（RO-3））として書き出される幾何学的計画の構築に使用することができる。

線量測定計画装置は、構造セットを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像をそれに関連付ける。その結果、この構造セットに含まれるそれらの輪郭は、線量測定計画装置のユーザに有効となり、後に書き出される線量測定計画の構築に使用することができる（RO-4）。さらにこれらの画像は、関連する線量の計算に使用され、後に RT
線量（RO-5）として書き出される。
線量表示装置は、構造セットを保存し、検査、シリーズおよび画像識別情報に基づいて画像をそれに関連付ける。その結果、この構造セットに含まれるこれらの輪郭は、線量表示装置のユーザが同じ座標系における画像、線量について表示するために使用できる。

30
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.8 RO-8：幾何学的な計画検索
3.8.1

適用範囲

幾何学的計画検索トランザクションにおいて、必要とされる幾何学的計画は、アーカイブ
から線量測定計画装置へ転送される。
3.8.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

輪郭測定計画装置

幾何学的計画検索

アクタ：線量測定計画装置
役割：必要とされる幾何学的計画をアーカイブから受信する
アクタ：アーカイブ
役割：必要とされる幾何学的計画インスタンスを線量測定計画装置へ送
信する
3.8.3

参照規格

DICOM 2008 PS3.4：保存サービスクラス

31
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.8.4

相互作用ダイアグラム

アーカイブ

線量測定計画装置
C-STORE（幾何学的計画）

3.8.4.1

幾何学的な計画検索

3.8.4.1.1

トリガーイベント

線量測定計画装置のユーザは、計画の完成と線量計算のために幾何学的計画を選択する。
3.8.4.1.2

メッセージの意味

その計画は、アーカイブから線量測定計画装置へ送られなければならない。また、RT 計
画オブジェクト中に含まれる DICOM 属性についての幾何学的計画の特定要求事項を概観するための附属書 A も参照すること。
3.8.4.1.3

予測される作用アーカイブは、必要とされる幾何学的計画を線量測定計画装置へ返却しなければならない。
線量測定計画装置は、受け取った幾何学的計画の妥当性を確認しなければならない。受け取った幾何学的計画が有効である場合、それは線量測定計画装置中にロードされなければならない；一方、それが有効でない場合、有効ではない理由を示す警告メッセージが、ユーザに対して表示されなければならない。

32
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.9 RO-9：線量測定の計画検索
3.9.1

適用範囲

このトランザクションにおいて、線量表示装置は、アーカイブに設定されている構造を参照する計画を検索する。
3.9.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

線量表示装置

線量測定計画検索

アクタ：線量表示装置
役割：アーカイブからの計画を受け入れる。
アクタ：アーカイブ
役割：線量ビューアへ計画を伝送する。
3.9.3

参照規格

DICOM 2008、PS 3.3：RT モジュール、PS 3.4：保存サービスクラス

33
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.9.4

相互作用ダイアグラム

アーカイブ

線量表示装置C-STORE（線量測定計画）

3.9.4.1

線量測定の計画検索

3.9.4.1.1

トリガーイベント

アーカイブは、線量測定計画を線量表示装置へ転送する。この作用は、線量ビューセッシ
ョンに先立って、ユーザによって開始される。
3.9.4.1.2

メッセージの意味

アーカイブは、計画を転送するために DICOM C-STORE メッセージを使用する。アーカ
イブは、DICOM 保存 SCU であり、線量表示装置は DICOM 保存 SCP である。
このトランザクションにおける線量測定計画に関する要求事項は、「エラー！参照生成源が見つからない」に規定されている要求事項と同様である。

3.10

RO-10：線量検索

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークの RO-10 に対応する。トランザクション
RO-10 は、アーカイブと線量表示装置アクタによって用いられる。
3.10.1

適用範囲

線量検索トランザクションにおいて、必要とされる線量は、アーカイブから線量表示装置
へ転送される。

34
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.10.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

線量表示装置

線量検索

アクタ：線量表示装置
役割：必要とされる線量をアーカイブから受信する
アクタ：アーカイブ
役割：必要とされる線量インスタンスを線量表示装置へ送信する
3.10.3

参照規格

DICOM 2008 PS3.4：保存サービスクラス。
3.10.4相互作用ダイアグラム

アーカイブ

線量表示装置C-STORE（線量）35
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.10.4.1

線量検索

3.10.4.1.1

トリガーイベント

線量表示装置のユーザは、特定の CT 画像セット、および RT 構造セットによって規定されるターゲットと回避構造の状況における表示のために、線量を選択する。
3.10.4.1.2

メッセージの意味

アーカイブは、線量を転送するために DICOM C-STORE メッセージを使用する。アーカ
イブは DICOM 保存 SCU であり、また線量表示装置は DICOM 保存 SCP である。
また、RT 線量オブジェクト中に含まれている DICOM 属性についての線量の特定要求事項を概観するための附属書Ａも参照すること。
3.10.4.1.3

線量の表現

このトランザクションは、それを計算するために用いられる診断画像と同様な DICOM 患
者座標システムの座標系において、軸方向の画像平面上にサンプリングされた三次元線量配列として、線量が表現されることをサポートしなければならない。線量画像は、DICOM
患者座標系に関して直交していなければならない：画像オリエンテーション（患者）の値（0020,0037）は、0.001 ラジアンの不確定性の範囲内で[±1, 0, 0, 0,±1, 0]でなければならない。線量平面は、不規則な間隔に置かれていても良く、また画像平面に対応する必要もない。
サポートされていないものは、点線量、斜面上への線量の投影、等線量輪郭形成および線
量容積ヒストグラムである。線量画素は、グレイの単位で絶対物理的線量を表現しなければならない。線量単位の値（3004、0002）は GY でなければならない。画素表現の値（0028、0103）は、0 でなければならない；またマイナスの線量値が存在してはならない。
3.10.4.1.4予測される作用アーカイブは、検索のための要求を受信すると直ちに、必要とされる線量を線量表示装置
へ返送しなければならない。線量表示装置は、受信した線量の妥当性を確認しなければならない。受信した線量が有効である場合、それは線量表示装置中にロードされなければならない。それが有効ではない場合、有効ではないという理由を示す警告メッセージが、ユーザに対して表示されなければならない。

3.11

RO-11：再サンプリング／組み合わせＣＴシリーズ保存

3.11.1

適用範囲

再サンプリング／組み合わせ CT シリーズ保存トランザクションにおいて、輪郭形成装置
は、アーカイブ上の単一シリーズの中へ結合されるかまたは再サンプリングされている
CT 画像を保存する。

36
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.11.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

輪郭形成装置再サンプリング／組み合わせ CT シリーズ保存

アクタ：輪郭形成装置
役割：CT 画像をアーカイブに送信する
アクタ：アーカイブ
役割：輪郭形成装置から受信した CT 画像を保存する
3.11.3

参照規格

DICOM 2008 PS3.4：保存サービスクラス
3.11.4相互作用ダイアグラム

アーカイブ

輪郭形成装置C-STORE（CT 画像）

37
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.11.4.1

再サンプリング／組み合わせ CT シリーズ保存

3.11.4.1.1

トリガーイベント

輪郭形成装置は、新しい CT シリーズを構築した。その CT シリーズは、一層望ましいス
ライス間隔をあけるために、多重シリーズからの CT 画像を組み合わせたか、または単一シリーズからの CT 画像を再サンプリングした。輪郭形成装置は、構造セットの輪郭形成が規定される全ての画像を含めて、単一の CT 画像シリーズを書き出さなければならない。
この新しいシリーズは、引続く立案または見直しのために画像を利用可能にするために、
アーカイブ上に保存されなければならない。このトランザクションは、この新しいシリーズに基づいている構造セット(RO-2)の保存に先立って、実施されなければならない。
3.11.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 保存 SOP クラスによって規定される。そのアーカイブは、
このサービスクラスの SCP であり、輪郭形成装置は、このサービスクラスの SCU である。
また、CT 画像オブジェクトに含まれている DICOM 属性についての特定の要求事項を概観するための附属書Ａも参照すること。特に、これらの CT 画像は、検査インスタンス
UID および座標系 UID 並びにシリーズインスタンス UID を共有することが要求される。
3.11.4.1.3予測される作用CT シリーズを受信すると直ちに、アーカイブは、画像を保存し、引続く検索(RO-1)のために、このシリーズを利用可能にする。

3.12

RO-12：位置決めのためのワークリスト問い合わせ

3.12.1

適用範囲

位置決めのためのワークリスト問い合わせのトランザクションにおいて、PPS または PDS
は、TMS から患者の位置決めワークリストを要求して受信する。
3.12.2

ユースケースでの役割

38
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

患者位置決めシステム(PPS)
または位置決め・
デリバリシステム(PDS)

治療管理システム(TMS)

位置決めのためのワー
クリスト問い合わせ

アクタ：治療管理システム
役割：ワークリスト問い合わせに応答し、予約済み患者位置決めワーク
リストを PPS または PDS へ送信する。
アクタ：患者位置決めシステムまたは位置決め・デリバリシステム（‘実施装置’）
役割：TMS に問い合わせ、予約済み患者位置決めワークリストを受信する。
3.12.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統一ワークリストおよび処理手順
3.12.4相互作用ダイアグラム

患者位置決めシステム(PPS)または
位置決め・デリバリシステム(PDS)

治療管理システム(TMS)

予約済み UWPS ワークリストを問い合わせる
予約済み UWPS ワークリストを受信する

39
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.12.4.1

予約済み UWPS ワークリストメッセージの問い合わせ

これは、治療管理システムへ送信されたワークリスト問い合わせメッセージである。
3.12.4.1.1

トリガーイベント

PPS のユーザは、治療デリバリに先立って患者の位置決めをするために、TMS が予約済
み患者位置決めワークリストを送信することを要求する。
PDS のユーザは、治療デリバリに先立って患者の位置決めをするために、TMS が予約済
み患者位置決めワークリストを送信することを要求する。
3.12.4.1.2

メッセージの意味

実施装置は、DICOM 統一処理手順の C-FIND 要求を使用する－TMS からワークリストを問い合わせするための SOP クラスを引き抜く。実施装置は SCU の役割を果たし、TMS
は SCP の役割を果たす。UPS-プル SOP クラスが抽象的転送構文として交渉されること
や C－FIND 要求の影響を受けた SOPＰクラスとして用いられることに注意すること（DICOM 補遺 96、第 4 部、F.X.3.8.1.2.1 節参照）。
3.12.4.1.2.1

表示のための照合キーとリターンキー

TMS への問い合わせにおいて、実施装置(SCU)は、表 3.12-1 に示されている属性への照合を問い合わせる必要がある。他の全ての可能性ある問い合わせキーは、DICOM 補遺 96に記述されているように、自由選択的に提供されても良い。患者名（0010,0010）、患者 ID（0010,0020）および予約済みステーション名コードシーケンス（0040,4025）は、一般に提供される自由選択の照合問い合わせキー属性であることが予期される。
表 3.12-1：

位置決めのためのＵＷＰＳワークリスト問い合わせに関する照合キーおよびリターンキー

属性名

標識

問い合わせキー
照合
SCU
SCP
R
R
R+

問い合わせキー
リターン
SCU
SCP
O
RC
O
R
O
R
R*（注記 1） RR+

特定の特質セット
SOP クラス UID
SOP インスタンス UID
統一処理手順状態
処理手順ラベル
予約済みステーション
名コードシーケンス>コード値>コード化機構指名者>コードの意味
予約済み処理手順開始
期日および時刻
予約済み作業項目コー
ドシーケンス
予約済み処理パラメー
タシーケンス
入力情報シーケンス(0008,0005)(0008,1016)(0008,0018)(0074,1000)(0074,1204)(0040,4025)

R+*
R+*
R+
R+

(0040,4018)

O（注記 2） R
O（注記 3） R
R+ （ 注 記 R
5）-(0074,1210)--(0040,4021)--

R+* （ 注 記 R
7）R+*
R+（注記 8）(0008,0100)(0008,0102)(0008,0104)(0040,4005)

R+（注記 6） R40
試験的的実施案
01/7/2008

R
R
R (注記 4)
R

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
検査インスタンス UID
患者名
患者 ID
その他全ての属性(0020,000D)(0010,0010)
O
R(0010,0020)
O
R
DICOM 補遺 96 の記述通り

O
R+
R+

R+（注記 9）RR

注記 1：‘予約済み’の統一処理手順状態が提供されなければならない。
注記 2：予約済みステーション名に関するコード値は、TMS 上にその表現をもつ実施装置インスタンスに決定的に合致するために用いられるストリングを含んでいなければならない。それは、必ずしも人間に解読可能とは限らない。
注記 3：予約済みステーション名のコード化機構指名者は、私的のコード化機構であり、このプロファイル中には明白に使用されていない。
注記 4：予約済みステーション名のコード化の意味は、ステーション名の人間が解読可能な記述を含んでいなければならないし、かつ実施装置上に表示されていなければならない。この属性は、このプロファイル中のIHE-RO によって必要とされるが、DICOM 補遺 96 においては必要とされていないことに注意すること。
注記 5：‘合理的な’日付時刻の範囲（当日の残りなど）が、返却結果セットのサイズを制限するために提供されなければならない。TMS 上で患者が選択されるモードで作動しているならば、TMS は、この選択に基づく
結果セットを過剰ろ過することが許され、その選択部分のためだけのワークリスト項目を返却する。
注記 6：予約済み作業項目コードシーケンスは、空の（ゼロ）シーケンスとして規定されなければならない。
注記 7：予約済み処理パラメータシーケンスは、空の（ゼロ）シーケンスとして規定されなければならない
注記 8：入力情報シーケンスは、規定された処理手順を実施するために究極的に必要になる入力オブジェクトの全てを含んでいなければならない。これは、その手順を開始する前に、インスタンスが利用可能であるかどうかを実施装置に決定させ、かつ UPS 上での追加的な N-GET の必要性を避ける。
注記 9：検査インスタンス UID は、処理手順のパフォーマンスが出力として複合 SOP インスタンスを生成することが期待されているならば、TMS（SCP）によって提供されなければならない。提供された検査インスタ
ンスは、そのような SOP インスタンスの生成において、SCU によって使用されなければならない（トランザクション RO-19, RO-20 および RO-21 参照）。

TMS へ問い合わせる際に、実施装置（SCU）は、表 3.12-1 中の適切なコラムに“R”または“R+”として示される属性への照合を問い合わせなければならない。その他全ての可能性のある問い合わせキーは、DICOM 補遺 96 に記述されているように、自由選択的に提供されても良い。患者名（0010,0010）、患者 ID（0010,0020）および予約済みステーシ
ョン名コードシーケンス（0040,4025）は、一般に提供される自由選択の照合問い合わせ
キー属性であると予期される。
TMS へ問い合わせる際に、実施装置（SCU）は、表 3.12-1“の問い合わせキー返却 SCU”
欄に示す表示のためのリターンキーを提供しなければならない。他の全ての可能性ある表
示のためのリターンキーは、DICOM 補遺 96 中に記述されているように自由選択的に

41
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
提供されても良い。SCU は、星印が付いた項目を表示することは要求されない。
TMS は、一組の UPS C-FIND 応答をもつゼロ以上の予約済み患者位置決めワークリスト
項目を含む問い合わせに対して返事をする。
3.12.4.1.3予測される作用TMS は、照合予約済み検査手続きを検索し、要求している実施装置に DICOM UWPS ワ
ークリストを送信する。
3.12.4.2

予約済み UWPS ワークリストメッセージの受け取り

これは、TMS が DICOM UPS 情報を含む応答として、実施装置に送信するメッセージである。
3.12.4.2.1

トリガーイベント

TMS は、UWPS ワークリストのための問い合わせを受信している。
3.12.4.2.2

メッセージの意味

DICOM 統一処理手順からの C-FIND 応答－プッシュ SOP クラスは、このメッセージのために使用される。TMS は、提供された問い合わせキーと、もっている可能性のあるあらゆる追加内部情報に基づく、要求を遂行するために必要な処理手順を決定する。
重要：各々の照合予約済み UPS は、別個の UPS C-FIND 応答項目（SOP インスタンス）
として返却されなければならない。また各々の応答は、予約済み作業項目コードシーケン
ス（0040,4018）における正確に一つの項目を含んでいなければならない。実施装置によって実施される必要がある全ての処理手順は、返却されなければならない。即ち、最初の処理手順が実施された後には、引続く手順のための追加問い合わせは存在してはならない。
二つ以上の照合治療セッションは、TMS によって返却されても良い。各々の照合治療セッションに関して、一組の統一処理手順は、治療セッションを構成する特定の検査手続きに対応して返却されなければならない。例えば、四つの照合セッションが見出されて、各々が四つの検査手続きで構成されているならば、TMS は、12 の照合統一処理手順を返却しなければならない。TMS によって提供された特定の予約済み作業項目コードは、実施装置の能力と一致していなければならない。
位置決めトランザクションのためのワークリスト問い合わせに関しては、正確に三つの統一処理手順（‘未決中の’状態の UPS C-FIND 応答）が、各々の照合治療セッションのために返却されなければならない：• 応答 1：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）コード値は、121702-121711（取得）の範囲内になければならないし、コード化機構指名者は‘DCM’でなければならない。
コード値が 121702-121706 の範囲内であるならば、一つ以上の RT 画像 SOP
インスタンス

42
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0の参照が、入力情報シーケンス（0040,4021）において提供されなければならない。コー
ド値が 121707-121708 の範囲内であるならば、一つの CT 画像シリーズの参照が、入力情報シーケンス（0040,4021）において提供されなければならない。SOP インスタンスの規定された位置は、アーカイブでなければならない。特定の製品実施が TMS とアーカイブの両者の役割を遂行でき、その場合に、UPS のための全ての入力 SOP インスタンスを検索するために、一つの AE タイトルが使用できることに注意しなければならない。
• 応答 2：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）コード値は、121712-121721（登録）の範囲内になければならないし、かつコード化機構指名者は‘DCM’でなけ
ればならない。入力情報 SOP インスタンスは、全く提供される必要はない。
• 応答 3：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）コード値は、‘121722’（‘RT
患者位置調整’）に等しくなければならないし、かつコード化機構指名者は、‘DCM’に等しくなければならない。入力情報 SOP インスタンスは、全く提供される必要はな
い。
3.12.4.2.3予測される作用

各々の照合治療セッションにとって、何れのセッションが実施されるべきかをユーザが選択できる方法で返却応答を提供することは、その時点で実施装置の責任である。例えば、各々のセッションは、単一の項目として実施装置のユーザインターフェイスが要約されるかもしれない。その際、実施装置上のオペレータは、提供された情報を分析し、実施されるべき検査手続きのセットとして、提供される治療セッションの一つを選択する。実施装置によって実施されることができる唯一の治療セッションがあるならば、この手順は省略
されても良い。

43
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.13

RO-13：デリバリのためのワークリスト問い合わせ

3.13.1

適用範囲

デリバリのためのワークリスト問い合わせトランザクションにおいて、PDS または TDD
は、TMS からの治療デリバリワークリストを要求して受信する。
3.13.2

ユースケースでの役割

位置決め・デリバリシステム(PDS)または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

デリバリのためのワー
クリスト問い合わせ

アクタ：治療管理システム
役割：ワークリスト問い合わせに応答し、予約済み治療デリバリワーク
リストを PDS または TDD へ送信する。
アクタ：位置決め・デリバリシステムまたは治療デリバリ装置
役割： TMS に問い合わせ、予約済み治療デリバリワークリストを受信する。
3.13.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療のデリバリにおけるワークリストの利用
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統一ワークリストおよび処理手順

44
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.13.4相互作用ダイアグラム
位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

予約済み UWPS ワークリ
ストを問い合わせる
予約済み UWPS ワークリストを受信する

3.13.4.1

予約済みＵＷＰＳワークリストメッセージの問い合わせ

これは、治療管理システムへ送信されたワークリスト問い合わせメッセージである。
3.13.4.1.1

トリガーイベント

PDS のユーザは、治療をデリバリするために、予約済み治療デリバリワークリストを TMSが送信することを要求する。
TDD のユーザは、治療をデリバリするために、予約済み治療デリバリワークリストを TMSが送信することを要求する。
3.13.4.1.2

メッセージの意味

トランザクション RO-12 の 3.12.4.1.2 を参照すること。
3.13.4.1.2.1

表示のための照合キーとリターンキー

トランザクション RO-12 の 3.12.4.1.2.1 を参照すること。
3.13.4.1.3予測される作用

トランザクション RO-12 の 3.12.4.1.3 を参照すること。
3.13.4.2

予約済みＵＷＰＳワークリストメッセージの受け取り

デリバリのためのワークリスト問い合わせトランザクションに関して、正確に一つの統一処理手順（‘未決中の’状態の UPS C-FIND 応答）が、各々の照合治療セッションのために返却されなければならないことは除いて、トランザクション RO-12 の 3.12.4.2 を参照すること。
• 応答１：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）コード値は、‘121726’（内部検証による RT 治療）に等しくなければならないし、かつコーディング機構指名者は、‘DCM’に等しくなければならない。入力情報シーケンス（0040,4021）は、少なく
とも次の項目に対する参照を含んでいなければならない（継続手続きのために、追加項目が要求されるかもしれない）：

45
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

1． デリバリされるべき RT 計画 SOP インスタンス。その規定された位置は、アーカイ
ブでなければならない。特定の製品実施が、TMS とアーカイブの両者の役割を遂行できることに注意すること。その場合には、UPS のための全ての入力 SOP インスタンスを検索するために、一つの AE タイトルが使用することができる。
2． RT ビームデリバリ指示 SOP インスタンス。その規定された位置は、TMS でなければならない。
更に、予約済み処理パラメータシーケンスのために、次の諸値が SCP によって提供されなければならない：

属性名

標識

問い合わせキーリターン
SCP

予約済み処理パラメータシーケンス(0074,1210)>数値タイプ(0040,A040)

R+*（注記 1）>概念名コードシーケンス(0040,A043)

R+*>>コード値(0008,0100)

R+*（注記 2）>>コード化機構指名者(0008,0102)

R+*（注記 3）>>コード意味(0008,0104)

R+*（注記 4）>テキスト値(0040,A160)

R+（注記 5）

注記 1：‘TEXT’の数値タイプが提供されなければならない。
注記 2：概念名コードシーケンスのために提供されるコード値は、‘2008001’でなければならない。
注記 3：概念名コードシーケンスのために提供されるコード化機構指名者は、‘99IHERO2008’でなければならない。
注記 4：概念名コードシーケンスのために提供されるコード意味は、‘治療デリバリタイプ’でなければならない。
注記 5：以前に妨害された UPS（‘CANCELED’状態に終った）を完了する予約済み治療デリバリ検査手続
き の た め に 、‘ CONTINUATION ’ の テ キ ス ト 値 が 提 供 さ れ な け れ ば な ら な い 。 そ う で な け れ ば 、‘TREATMENT’のテキスト値が提供されなければならない。

46
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.14

RO-14：位置決めとデリバリのためのワークリスト問い合わせ

3.14.1

適用範囲

位置決めとデリバリのためのワークリスト問い合わせトランザクションにおいて、PDS は、
TMS から患者位置決めと治療デリバリワークリストを要求し受信する。
3.14.2

ユースケースでの役割

位置決め・デリバリシステム(PDS)

治療管理システム(TMS)

デリバリのためのワー
クリスト問い合わせ

アクタ：治療管理システム
役割：ワークリスト問い合わせに応答して、予約済み患者位置決めとデリバリワークリストを PDS へ送信する。
アクタ：位置決め・デリバリシステム（‘実施装置’）
役割：TMS に問い合わせをして、予約済み患者位置決めと治療デリバリ
ワークリストを受信する。
3.14.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統合ワークリストおよび処理手順

47
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.14.4相互作用ダイアグラム
位置決め・デリバリシ
ステム(PDS)

治療管理システム(TMS)

予約済み UWPS ワークリ
ストを問い合わせる
予約済み UWPS ワークリストを受信する

3.14.4.1

予約済み UWPS ワークリストメッセージの問い合わせ

これは、治療管理システムへ送られたワークリスト問い合わせメッセージである。
3.14.4.1.1

トリガーイベント

PDS のユーザは、患者の位置決めをして治療をデリバリするために、TMS が予約済み患者位置決めと治療デリバリワークリストを送信することを要求する。
3.14.4.1.2

メッセージの意味

トランザクション RO-12 の 3.12.4.1.2 を参照すること。
3.14.4.1.2.1

表示のための照合キーとリターンキー

トランザクション RO-13 の 3.13.4.1.2.1 を参照すること。
3.14.4.1.3予測される作用

トランザクション RO－12 の 3.12.4.1.3 を参照すること。
3.14.4.2

予約済み UWPS ワークリストメッセージの受け取り

デリバリのためのワークリスト問い合わせトランザクションに関して、正確に 4 つの統一処理手順（‘未決中の’状態の UPS C-FIND 応答）が、各々の照合治療セッションのために返却されなければならないことを除いて、トランザクション RO-12 の 3.12.4.2 を参照
すること：• 応答 1：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）のコード値は、121702-121711（取得）の範囲内になければならないし、かつコード化機構指名者は、‘DCM’でなけ
ればならない。コード値が 121702-121706 の範囲内であるならば、入力情報シーケンス（0040,4021）において、一つ以上の RT 画像 SOP インスタンスの参照が提供されなければならない。コード値が 121707-121708 の範囲内であるならば、入力情報シー
ケンス（0040,4021）において、一つの CT 画像シリーズの参照が提供されなければならない。SOP インスタンスの規定された位置は、アーカイブでなければならない。特定の製品実施は、TMS とアーカイブの両者の役割を遂行できることに注意すること、
その場合、UPS

48
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0のための全ての入力と出力の SOP インスタンスを検索して保存するために、一つのAE タイトルが使用できる。
• 応答 2：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）コード値は、121712-121721（登録）の範囲内でなければならないし、かつコード化機構指名者は、‘DCM’でなけ
ればならない。入力情報 SOP インスタンスは、提供される必要は全くない。
• 応答 3：予約済み作業項目コードシーケンス（0040,4018）コード値は、‘121722’（RT
患者位置調整）に等しくなければならないし、かつコード化機構指名者は、‘ＤＣＭ’に等しくなければならない。入力情報 SOP インスタンスは、提供される必要は全くない。
• 応答 4：3.13.4.2 の応答 1 に記述された通りである。

49
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.15

RO-15：アーカイブからの作業項目入力オブジェクトの検索

3.15.1

適用範囲

アーカイブからの作業項目入力オブジェクト検索のトランザクションにおいて、PPS、
PDS、または TDD は、アーカイブから、以前の問い合わせによって返却され望まれる処理手順を実施するために要求されるあらゆる SOP クラスインスタンスを要求して受信する。その返却されたワークリスト項目の一つ以上の入力情報シーケンスにおいて、各々のSOP インスタンスが提供されていなければならない。
3.15.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム(PPS)、位
置決めデリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

アーカイブ

アーカイブからの作業項目入力オブジェクトの検索

アクタ：アーカイブ
役割：必要な DICOM オブジェクトを PPS、PDS または TDD へ送信する。
アクタ：患者位置決めシステム、位置決め・デリバリシステム、または治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：必要な DICOM オブジェクトをアーカイブから受信する。
3.15.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス
DICOM 2007 PS 3.4：問い合わせ／検索サービスクラス
DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用

50
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.15.4相互作用ダイアグラム

アーカイブ

患者位置決めシステム(PPS)、位置
決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

オブジェクト(C－MOVE)
を検索する
オブジェクト(C－STORE)
を保存する

3.15.4.1

オブジェクトの検索

検索（検査ルート－MOVE）SOP クラスがサポートされなければならない。検査ルート－MOVE SOP クラスを用いて、単一シリーズ（例えば、入力 CT シリーズ）または特定の SOP インスタンス（例えば、RT 計画）がアーカイブから検索されることになる作動のモードを、実施はサポートしなければならない。詳細な記述的意味に関しては DICOM
2007 PS 3.4、附属書 C を参照すること。
3.15.4.1.1

トリガーイベント

PPS は、治療デリバリに先立って患者を位置決めするために、選択された作業項目の入力
情報シーケンス（0040,4021）における一つ以上の参照オブジェクトを要求するが、ここでのアーカイブは、その項目の保存位置として規定される。
PDS は、治療デリバリに先立って患者を位置決めするためか、治療デリバリを実施するため、またはその両者のために、選択された作業項目の入力情報シーケンス（0040,4021）
における一つ以上の参照オブジェクトを要求するが、ここでのアーカイブは、その項目の保存位置として規定される。
TDD は、治療デリバリを実施するために、選択された作業項目の入力情報シーケンス（0040, 4021）における一つ以上の参照オブジェクトを要求するが、ここでのアーカイブ
は、その項目の保存位置として規定される。
3.15.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 問い合わせ／検索 SOP クラスおよび DICOM オブジェク
ト保存 SOP クラスによって規定される。
DICOM 検査ルートの問い合わせ／検索情報モデルからの C-MOVE 要求－MOVE SOP ク
ラスは、実施装置(SCU)からアーカイブへ送信されなければならない。
実施装置によって潜在的に要求されるかもしれないオブジェクトは、その実施装置の性質と能力に特定である。それとして、何らかの特定タイプのオブジェクトが要求されるという要求事項は全く存在しない。IHE-RO の範囲外の手段によって何らかの必要なオブジェ
クトがアーカイブ中に置かれていることを仮定している。一般的に、このゴールを達成

51
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
するためには、治療計画システムからの C-STORE 作動が実施される。
実施装置が DICOM オブジェクト自身を管理する場合には、必要なオブジェクトを予め取り出し処理していたかもしれないが、その場合、選択された作業項目の入力情報シーケンス（0040,4021）において提供される UID は、必要なデータの位置決めをするのに十分であることになり、検索は全く必要ではなくなる（したがって、このトランザクションはプ
ロファイルでは自由選択）。
また、検索されたオブジェクトの特定の属性内容も、IHE-RO プロファイルでは規定されない。オブジェクト内容は、実施装置および治療管理システムの特別の組み合わせに特有なものであると仮定されており、また IHE-RO によって規定されない。
しかし、参加しているアーカイブは、少なくとも表 3.15-1 に記載されているオブジェクトのために、このトランザクションをサポートしなければならない。
表 3.15-1：アーカイブアクタのために必要な SOP クラスのサポート
SOP クラス名
CT 画像の保存
RT 構造セットの保存
RT 計画の保存
RT 線量の保存
RT ビーム治療記録の保存
RT 画像の保存
3.15.4.1.3

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1予測される作用アーカイブは、C-MOVE の要求を受信し、要求しているアクタをもつ DICOM アソシエーションを確立し、適切な DICOM オブジェクト SOP クラスを使用して必要なオブジェ
クトを転送する。
要求している実施装置は、その際、選択された作業項目の実施において必要なオブジェク
トを使用することが期待される。これは、重ね画像、構造、および登録のための線量情報を表示すること、または治療デリバリを準備するために計画情報を用いることを含むこと
ができる。

52
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.16

RO-16：進行中の UPS

3.16.1

適用範囲

進行中の UPS トランザクションにおいて、PPS、PDS、または TDD は、選択された作業
項目の実施のための責任が取られている TMS へ信号を送る。
3.16.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム(PPS)、位
置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

進行中の UPS

アクタ：治療管理システム
役割：UPS N-ACTION に対して応答、また規定される統一処理手順を進行中として認め、それによって、その他のアクタが手順を実施することを防ぐ。
アクタ：患者位置決めシステム、位置決め・デリバリシステム、または治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：選択された作業項目が進行中である UPS N-ACTION を用いて信号を送る。
3.16.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用

53
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統一ワークリストと処理手順
3.16.4相互作用ダイアグラム
患者位置決めシステム(PPS)、
位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

UPS–Pull N-ACTION

3.16.4.1

進行中の UPS メッセージ

実施装置は、規定される統一処理手順が開始されていて進行中であることをＴＭＳに知らせるために、UPS N-ACTION サービスを使用する。UPS-プル SOP クラスは、抽象的転送構文として取り決められるが、UPS-プッシュ SOP クラスは、全ての引続く DIMSE メ
ッセージにおける UPS の SOP クラスとして用いられることに注意すること（DICOM 補
遺 96、第 4 部、F.X.4 を参照すること）。
3.16.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、適切な作業項目を成功裡に問い合わせして選択し、かつあらゆる必要な入力
情報オブジェクトをアーカイブから検索してきている。
3.16.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 補遺 96 に規定されている。統一処理手順状態の値（0074,1000）は、‘IN PROGRESS’でなければならない。必要なトランザクション UID（0008,1195）は、ゼロ長として提供されなければならない（予測される TMS の挙動については、次節を参照すること）。
3.16.4.1.3予測される作用TMS は、N-ACTION 要求を受け取り、N-ACTION 応答を送信する。
必要な作業項目が実施のためにまだ利用可能であるならば、TMS は、‘IN PROGRESS’の統一処理手順状態（0074,1000）と 0000H のステイタスコード（成功）をもつ N-ACTION
応答を送らなければならない。その際、TMS は、UPS N-SET または UPS N-ACTION 命
令を受信する用意ができていなければならない。トランザクション UID の特有の値（0008,1195）は、TMS によって提供され、その後更なる UPS 要求を認可する際に TMSによって使用されなければならない（それは、このトランザクションに最初に返却される
トランザクション UID を提供しなければならない）。

54
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
統一処理手順が既に IN PROGRESS であるという理由で、またはその他の何らかの理由
で、必要な作業項目が実施できないならば、DICOM 補遺 96 の表 F.X.3.1-2 に記述されているステイタスコードをもつ N-ACTION 応答が返却されなければならない。
次いで、TMSは、更なる UPS N-ACTION 要求またはワークリストの問い合わせを受け入れることができなければならない。

55
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.17

RO-17：TMS からの作業項目入力オブジェクトの検索

3.17.1

適用範囲

TMS トランザクションからの検索作業項目入力オブジェクトにおいて、必要な作業項目の実施をサポートするために、PDS または TDD は、TMS からの SOP クラスインスタンスを要求して受信する。これらの必要なインスタンスは、一般的には、TMS によって‘飛
行中に’生成される‘過渡事象’の性質のものである。
3.17.2

ユースケースでの役割

位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム (TMS)

治療管理システムからの作業
項目入力オブジェクトの検索

アクタ：治療管理システム
役割：必要な DICOM オブジェクトを PDS または TDD へ送信する。
アクタ：位置決め・デリバリシステムまたは治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：必要な DICOM オブジェクトを TMS から受信する。
3.17.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス
DICOM 2007 PS 3.4：問い合わせ／検索サービスクラス
DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用

56
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.17.4相互作用ダイアグラム

治療管理システム(TMS)

位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

オブジェクト(C-MOVE)を検索
オブジェクト(C-STORE)を保存する

3.17.4.1

オブジェクトの検索

検索（検査ルート-MOVE）SOP クラスは、シリーズサポートによってサポートされなけ
ればならない。実施は、検査ルート-MOVE SOP クラスを用いて、特定の SOP インスタンス（全体の検査というよりはむしろ）を TMS から検索する作動のモードをサポートしなければならない。詳細な記述的意味については、DICOM 2007 PS 3.4、附属書 C を参照すること。
3.17.4.1.1

トリガーイベント

PDS は、治療デリバリを実施するために、選択された作業項目の入力情報シーケンス（0040,4021）における一つ以上の参照オブジェクトを要求する。ここでは、TMS は、その項目の保存位置として規定される。
TDD は、治療デリバリを実施するために、選択された作業項目の入力情報シーケンス（0040,4021）における一つ以上の参照オブジェクトを要求する。ここでは、TMS は、その項目の保存位置として規定される。
3.17.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 問い合わせ／検索 SOP クラスおよび DICOM オブジェク
ト保存 SOP クラスによって規定される。
DICOM 検査ルート問い合わせ／検索情報モデル－MOVE SOP にクラスからの C-MOVE
要求は、実施装置(SCU)から治療管理システムへ送られなければならない。
TMS は、TMS の AE タイトルに対応する AE タイトルをもっているとして、それが UPSの入力情報シーケンス（0040,4021）に当初提供した全てのオブジェクトを提供できなけ
ればならない。特定の製品実施が、TMS とアーカイブの両者の役割を遂行できることに注意すること。その場合、UPS 用の全ての入力と出力の SOP インスタンスを検索して保存するために、一つの AE タイトルが使用できる。TMS の役割において、次のような SOP
クラスだけは、このセットに含まれていても良い：

57
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
表 3.17-1：TMS C-MOVE のための可能性ある SOP クラスサポート
SOP クラス名
RT ビームデリバリ指示保存
RT 治療要約記録保存
RT ビーム治療記録保存

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.34.1（DICOM 補遺 74 参照）
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4実施装置によって潜在的に要求されるかもしれないオブジェクトは、その装置の性質と能力に特定である。それとして、あらゆる特定タイプのオブジェクトが要求されるという要
求事項は全く存在しない。あらゆる必要なオブジェクトは、TMS それ自身によって生成されていた（または、される）ことを仮定している。
実施装置が、アーカイブからの全ての必要なオブジェクトを得ていたかもしれない場合には、予約済み検査手続きを実施するために、その装置は追加的なオブジェクトを何ら必要としないかもしれない（従って、このトランザクションについては自由選択）。
また、検索されたオブジェクトの特定の属性内容も、IHE-RO プロファイルに規定されていない。オブジェクト内容は、実施装置と TMS の特別の組み合わせに特有であることになり、IHE-RO によって規定されないことが仮定されている。
3.17.4.1.3予測される作用TMS は、C-MOVE 要求を受け取り、要求している実施装置との DICOM アソシエーションを確立し、必要なオブジェクトを転送するために適切な DICOM SOP クラスを使用する。
その時、要求しているアクタは、選択された作業項目の実施の際に必要なオブジェクトを使用することが期待されている。

58
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.18

RO-18：UPS の最終更新

3.18.1

適用範囲

UPS の最終更新トランザクションにおいて、PPS、PDS、または TDD は、UPS が完了
または取り消しとしての信号を送信するのに先立って、現在進行中である作業項目の性質におけるあらゆる変化を TMS に対して信号を送信する。
3.18.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム(PPS)、位
置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

UPS 最終更新

アクタ：治療管理システム
役割：UPS N-SET に応答して、規定された統一処理手順における属性を更新する。
アクタ：患者位置決めシステム、位置決め・デリバリシステム、または治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：UPS N-SET を用いて、選択された作業項目に関連したある属性が変化していることの信号を送信する。
3.18.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統一ワークリストおよび処理手順

59
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.18.4相互作用ダイアグラム

患者位置決めシステム(PPS)、位置決
め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

UPS－プル N-SET

3.18.4.1

UPS の最終更新メッセージ

実施装置は、規定された統一処理手順に関連がある属性が変化していることを TMS に知らせるために、UPS N-SET サービスを使用する。
3.18.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、処理中であるかまたは作業項目を実施中であり、かつ作業項目に関連するある属性における変化について TMS に通知することを望んでいる。これは、作業項目の完成進展への更新を含んでいても良い。
3.18.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 補遺 96 で規定されている。UPS-プル SOP クラスは、抽象的転送構文として取り決められるが、UPS-プッシュ SOP クラスは、引続く全てのDIMSE メッセージにおける UPS の SOP クラスとして用いられることに注意すること（DICOM 補遺 96、第 4 部、F.X.4 を参照すること）。
UWPS N-SET 命令を用いる SCU のための要求事項は、表 3.18-1 に詳述されている。この表は、‘R’（検査手続きが COMPLETED(完了)または CANCELED(取り消し)であるな
らば、要求される）または‘X’（検査手続きが COMPLETED であるならば、要求される）の最終状態要求事項をもっている属性だけを含んでいる。特別の注意点は、最終状態要求
事項を満たすために、N-SET 命令における SCU によって提供されなければならない属性を指示する最後の欄である。全ての UPS N-SET 命令のために設定されるように多くの属性が要求されている DICOM 補遺 96 よりも、IHE-RO は抑制的であることに注意すること。DICOM 補遺 96 だけは、処理手順が COMPLETE または CANCELED の状態の中へ移動して行くのに先立って、何らかの N-SET か N-ACTION のメッセージによって、属性が設定されることを要求している。

60
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
表 3.18-1：UPS N-SET 最終状態属性の要求事項
属性名

標識

要求事項タイプ
N-SET(SCU/SCP)

最終状態

トランザクション UID(0008,1195)（DICOM 補遺 96
F.X.3.6.3 参照）

R

SCU 上の IHE-RO
補注／要求事項

SOP 一般情報モジュール
特定の特質セット(0008,0005)

SOP クラス UID(0008,0016)

SOP インスタンス UID(0008,0018)

1C/1C（拡張か置換の 要求される ISO-IR 100（Latin-1）だけがサポー
文字集合が用いられ 場合、設定す トされなければならない。
る場合、要求される）る。
許可されない
R影響を受ける SOP クラス(0000,0002)は常に“UPS-Push”SOPクラスである
許可されないR
UPS 問い合わせの C-FIND 応答によって提供される影響を受けるSOP インス
タンス(0000,1000)

統一処理手順進行情報モジュール
統一処理手順状態(0074,1000)

許可されない。
N-ACTION を使用する
統一処理手順の予約済み検査手続き情報モジュール
予約済み処理手順優先 (0040,4003)
3/1
事項
予約済み処理手順の変 (0040,4010)-/1
更日時
SCP は SET の時間を用いる
統一処理手順の実施検査手続き情報モジュール
UPS 実施検査手続きシ (0040,eee8)
3/2
ーケンス

R

R
R

X

>実際の人間実施者
シーケンス(0040,4035)

3/1

RC

>人間実施者
コードシーケンス(0040,4009)

3/1

RC

>人間実施者の名前(0040,4037)

3/1

RC

>実施ステーション名コ (0040,4028)
ードシーケンス>コード値(0008,0100)

3/2

R

1/1

TMS によって暗黙に提供される－
N-SET では要求されない。
TMS によって暗黙に提供される－
N-SET では要求されない。

UPS が‘CANCELED’でなかい場合、IHE-RO でのこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される
知られている場合、提供されなければならない。IHE-RO において知られることは要求されない。
知られている場合、提供されなければならない。IHE-RO において知られることは要求されない。
知られている場合、提供されなければならない。IHE-RO において知られることは要求されない。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18) によって提供される。
UPS を実施する機械の名前。IHE-RO
におけるこのトランザクション(RO-18)
によって提供される。

61
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

>コード化機構指名者(0008,0102)

1/1>コードの意味(0008,0104)

1/1>実施処理アプリケー
ションコードシーケン
ス>実施処理手順の開始
日>実施処理手順の開始
時間>実施作業項目コード
シーケンス>>コード値(0040,4007)

3/2

RC

(0040,0244)

3/1

R(0040,0245)

3/1

R(0040,4019)

3/1

R(0008,0100)

1/1>>コード化機構指名者(0008,0102)

1/1>>コードの意味(0008,0104)

1/1>実施処理手順の終了
日>実施処理手順の終了
時間>出力情報シーケンス(0040,0250)

3/1

X(0040,0251)

3/1

X(0040,4033)

2/2

X>> 検 査 イ ン ス タ ン ス
UID>>参照シリーズシーケ
ンス>>>シリーズインスタ
ンス UID>>>>検索 AE タイトル

(0020,000D)

1/1

R(0008,1115)

1/1

R(0020,000E)

1/1

R(0008,0054)

2C/2

RC

>>>保存媒体ファイル
セット ID(0088,0130)

2C/2

RC

>>>保存媒体ファイル
セット UID(0088,0140)

2C/2

RC

あらゆる私的コード化機構指名者。
IHE-RO におけるこのトランザクショ
ン(RO-18)によって提供される。
値は、‘実施ステーション名’でなければならない。IHE-RO におけるこのト
ランザクション(RO-18)によって提供される。
知られている場合、提供されなければならない。IHE-RO において知られることは要求されない。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
実施される作業項目コード値。IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)によって提供される。
値は、‘DCM’でなければならない。
IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)によって提供される。
値は、補遺 74 PS 3.16 附属書 B に記述されているコード値と一致していなければならない。IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)
によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
出力オブジェクトが作成されない場
合、N-SET 中は空（ゼロ）であっても良い。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクシ
ョン(RO-18)によって提供される。
IHE-RO に関してこのトランザクシ
ョ ン (RO-18) に よ っ て 提 供 さ れ る（ファイル媒体セットはサポートされない）
IHE-RO 用には全く提供されない（ファイル媒体セットはサポートされない）
IHE-RO 用には全く提供されない（ファイル媒体セットはサポートされない）

62
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0>>>参照 SOP シーケ
ンス(0008,1199)

1/1

R>>>>参照 SOP クラ
ス UID(0008,1150)

1/1

R>>>>参照 SOP イン
スタンス UID(0008,1155)

1/1

R>非 DICOM 出力コー
ドシーケンス(0040,4032)

2/2

X

3.18.4.1.3

IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)によって提供される。認可された SOPクラスに関しては、トランザ
ク シ ョ ン RO-19 、 RO-20 、
RO-21 を参照すること。
IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)によって提供される。
IHE-RO におけるこのトランザクション(RO-18)によって空値が常に提供される。

予測される作用TMS は、N-SET 要求を受け取り、N-SET 応答を送信する。トランザクション UID（0008,1195）は、常に提供されなければならない。
必要な作業項目が成功裡に更新されている場合、TMS は、0000H（成功）のステイタス
コードをもつ N-SET 応答を送信しなければならない。その時、治療管理システムは、更なる N-SET または N-ACTION 命令を受信する用意ができていなければならない。
必要な作業項目が成功裡に更新されなかった場合、TMS は、失敗（非ゼロ）のステイタ
スコードをもつ N-SET 応答を送信しなければならない。その時、TMS は、更なる N-SET
または N-ACTION 命令を受信する用意ができていなければならない。
統一処理手順が IN PROGRESS (進行中)でないという理由か、またはその他何らかの理由
で、必要な作業項目が更新されることができない場合、DICOM 補遺 96 の表 F.X.3.1-2 の中に記述されているようなステイタスコードをもつ N-SET 応答が返却されなければならない。その時、TMS は、N-SET が受け取られる以前に、それがあった状態に留まっていなければならない。

63
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.19

RO-19：アーカイブへの保存位置の取得結果

3.19.1

適用範囲

アーカイブへの保存位置の取得結果トランザクションにおいて、患者位置の取得作業項目
が PPS または PDS によって完了されている場合、その取得結果はアーカイブへ保存される。これらの結果は、対応する統一処理手順の出力情報シーケンスにおいて、その後に参照されても良い。
3.19.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム（ＰＰＳ）
または位置決め・
デリバリシステム（PDS）

アーカイブ

アーカイブへの保存位置取得結果

アクタ：アーカイブ
役割：C-STORE 要求に応答し、伝送されたオブジェクトを保存する。
アクタ：患者位置決めシステムまたは位置決め・デリバリシステム（‘実
施装置’）
役割：位置取得作動の出力をアーカイブへ保存する。
3.19.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス

64
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.19.4相互作用ダイアグラム
患者位置決めシステム(PPS)
または位置決め・デリバリシステム(PDS)

アーカイブ

C-STORE（位置取得結果）

3.19.4.1

オブジェクトの保存

C-STORE サービスはサポートされなければならない。DICOM オブジェクト保存 SOP ク
ラスは、アーカイブによって SOP としてサポートされる。詳細な記述的意味については、
DICOM 2007 PS 3.4、附属書Ｃを参照すること。
3.19.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、患者位置取得を完了して、登録作動の生成された結果を保存することを望んでいた。
3.19.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM オブジェクト保存 SOP クラスによって規定される。
C-STORE 要求は、実施装置からアーカイブへ送信しなければならない。一つ以上のオブジェクトは、表 3.19-1 に示される SOP クラスの一つと共に、保存されなければならない。
この表はまた、各々のオブジェクトタイプについての対応する UPS において、認可された作業項目コード値も示す。
表 3.19-1：実施装置 (SCU) のための認可された SOP クラスサポート
作業項目コード値
121707-121708
121702-121706

SOP クラス名
CT 画像保存
RT 画像保存

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1

PDS は、次のような治療デリバリが同じ装置によっても管理されるので、取得オブジェク
ト（一般的には画像セット）の保存として、患者位置取得作動の結果を曝し出さないように選択しても良い。PPS にとって、その装置の究極の出力は、成功した位置調整であり、65
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
位置取得手順の出力もまた要求されない。したがって、位置取得結果（このトランザクション）の保存は、自由選択手順である。
生成されたオブジェクトの特定の属性内容は、IHE-RO プロファイルには規定されていない。そのオブジェクト内容は、実施装置および TMS の特別の組み合わせに特有であることが仮定されており、IHE-RO によっては規定されない。
あらゆる保存されたオブジェクトは、トランザクション RO-12、RO-13、または RO-14の UPS C-FIND 応 答 に お け る TMS に よ っ て 提 供 さ れ る 検 査 イ ン ス タ ン ス UID（0020,000D）を含んでいなければならない（表 3.12-1 を参照）。
関与しているアーカイブは、少なくとも表 3.19-2 に記載されているオブジェクトのために、
このトランザクションをサポートしなければならない。
表 3.19-2：アーカイブのための必要な SOP クラスサポート (SCP)
SOP クラス名
CT 画像保存
RT 画像保存3.19.4.1.3

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1予測される作用アーカイブは、C-STORE 要求を受け取り、要求しているアクタとの DICOM アソシエー
ションを確立し、必要なオブジェクトを受け取り、それらを保存するために、適切な
DICOM オブジェクト保存 SOP クラスを使用する。

66
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.20

RO-20：アーカイブへの保存位置の登録結果

3.20.1

適用範囲

アーカイブへの保存位置の登録結果トランザクションにおいて、患者登録作業項目が PPS
または PDS によって完了されている場合、登録作動の結果は、アーカイブへ保存される。
これらの結果は、対応する統一処理手順の出力情報シーケンスにおいて、その後参照されても良い。
3.20.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム(PPS)、
または治療デリバリ装置(TDD)

アーカイブ

アーカイブへの保存位置登録結果

アクタ：アーカイブ
役割：C-STORE 要求に応答し、伝送されたオブジェクトを保存する。
アクタ：患者位置決めシステム、または位置決め・デリバリシステム（
‘実
施装置’
）
役割：アーカイブへの位置決め登録作動の出力を保存する。
3.20.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス

67
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.20.4相互作用ダイアグラム

患者位置決めシステム(PPS)または
位置決め・デリバリシステム(PDS)

アーカイブ

C-STORE（登録結果）

3.20.4.1

オブジェクトの保存

C-STORE サービスは、サポートされなければならない。DICOM オブジェクト保存 SOP
クラスは、SCP としてアーカイブによってサポートされる。詳述された記述的な意味については、DICOM 2007 PS 3.4、附属書 C を参照すること。
3.20.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、患者位置の登録を完了し、登録作動の生成結果を保存することを望んでいる。
3.20.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM オブジェクト保存 SOP クラスによって規定される。
C-STORE 要求は、実施装置からアーカイブへ送信しなければならない。単一オブジェク
トは、表 3.20-1 において示される SOP クラスの一つと共に、保存されなければならない：
表 3.20-1：実施する装置のための認可された SOP クラスサポート(SCU)
SOP クラス名
空間的登録保存
変形可能な空間的登録保存

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3

PDS は、次のような治療デリバリが同じ装置によっても管理されるので、登録オブジェク
トの保存として、患者位置決め作動の結果を曝し出さないように選択しても良い。PPS について、装置の究極の出力は、成功した位置調整であり、登録手順結果の出力も必要ない。
従って、登録結果（このトランザクション）の保存は、自由選択手順である。

68
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
生成されたオブジェクトの特定の属性内容は、IHE-RO プロファイルには規定されていな
い。オブジェクト内容は、実施装置および TMS の特別の組み合わせに対して特有なものとなると仮定されており、IHE-RO によっては規定されていない。
あらゆる保存されたオブジェクトは、トランザクション RO-12、RO-13 または RO-14 の
UPS C-FIND 応 答 に お い て 、 TMS に よ っ て 提 供 さ れ た 検 査 イ ン ス タ ン ス UID（0020,000D）を含んでいなければならない（表 3.12-1 を参照）。
関与しているアーカイブは、少なくとも表 3.20-2 に記載されているオブジェクトのために、このトランザクションをサポートしなければならない。
表 3.20-2：アーカイブのために必要な SOP クラスサポート (SCP)
SOP クラス名
空間的登録保存
変形可能な空間的登録保存3.20.4.1.3

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3

予測される作用アーカイブは、C-STORE 要求を受け取り、必要なアクタとの DICOM アソシエーションを確立し、適切な DICOM オブジェクト保存 SOP クラスを使用して、必要なオブジェク
トを受け取り、それを保存する。

69
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.21

RO-21：アーカイブへの保存デリバリ結果

3.21.1

適用範囲

アーカイブへの保存デリバリ結果トランザクションにおいて、治療デリバリ作業項目がPDS または TDD によって完了されている場合、治療デリバリ作動の結果はアーカイブへ保存される。これらの結果は、その後、対応する統一処理手順の出力情報シーケンスにおいて参照されても良い。
3.21.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム(PPS)、
または治療デリバリ装置(TDD)

アーカイブ

アーカイブへの保存デリバリ結果

アクタ：アーカイブ
役割：C-STORE 要求に応答し、伝送されたオブジェクトを保存する。
アクタ：位置決め・デリバリシステム、または治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：アーカイブへ治療デリバリ作動の出力を保存する。
3.21.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス

70
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.21.4相互作用ダイアグラム
位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

アーカイブ

C-STORE（デリバリ結果）

3.21.4.1

オブジェクトの保存

C-STORE サービスはサポートされなければならない。DICOM オブジェクト保存 SOP ク
ラスは、SCP としてアーカイブによってサポートされる。詳細な記述的な意味については、
DICOM 2007 PS 3.4、附属書Ｃを参照すること。
3.21.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、治療デリバリを完了しており、デリバリ作動の生成された結果を保存することを望んでいる。
3.21.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM オブジェクト保存 SOP クラスによって規定されている。
C-STORE 要求は、実施装置からアーカイブへ送信しなければならない。単一オブジェク
トは、表 3.21-1 において示された SOP クラスによって、保存されなければならない：
表 3.21-1：実施している装置のための認可された SOP クラスサポート (SCU)
SOP クラス名
RT ビーム治療記録保存

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4生成されたオブジェクトの特定の属性内容は、IHE-RO プロファイルには規定されていな
い。オブジェクト内容は、実施装置および TMS の特別の組み合わせに対して特有になると仮定されており、IHE-RO によって規定されてはいない。
あらゆる保存オブジェクトは、トランザクション RO-12、RO-13 または RO-14 の UPS
C-FIND 応答において、TMS によって提供された検査インスタンス UID（0020,000D）を含んでいなければならない（表 3.12-1 を参照すること）。
関与しているアーカイブは、表 3.21-2 に記載されているオブジェクトのために、このトラ
ンザクションをサポートしなければならない。

71
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

表 3.21-2：アーカイブのための必要な SOP クラスサポート(SCP)
SOP クラス名
RT ビーム治療記録保存3.21.4.1.3

SOP クラス UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4予測される作用アーカイブは、C-STORE 要求を受け取り、必要なアクタとの DICOM アソシエーションを確立し、必要なオブジェクトを受信して、それを保存するために、適切な DICOM オブ
ジェクト保存 SOP クラスを使用する。

72
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.22

RO-22：UPS の完了／取り消し

3.22.1

適用範囲

UPS の完了／取り消しトランザクションにおいて、PPS、PDS または TDD は、選択された作業項目が完了されているか、または取り消されているかの何れかであることの信号を
TMS へ送信する。
3.22.2

ユースケースでの役割

患者位置決めシステム(PPS)、
位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

UPS 完了／取り消し

アクタ：治療管理システム
役割：UPS N-ACTION に応答し、規定された統一処理手順を完了か取り消しとして設定する。
アクタ：患者位置決めシステム、位置決め・デリバリシステムまたは治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：UPS N-ACTION を用いて、選択された作業項目が完了されているか、または取り消されているかの信号を送信する。
3.22.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統一ワークリストおよび処理手順

73
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.22.4相互作用ダイアグラム
患者位置決めシステム(PPS)、位置決
め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

UPS-プル N-ACTION

3.22.4.1

進行中の UPS メッセージ

実施装置は、規定された統一処理手順が完了されているか、または取り消されているかを
TMS に知らせるために、
UPS N-ACTION サービスを使用する。UPS-プル SOP クラスは、
抽象的転送構文として取り決められるが、UPS-プッシュ SOP クラスは、全ての引続く
DIMSE メッセージにおける UPS の SOP クラスとして用いられることに注意すること（DICOM 補遺 96、第 4 部、F.X.4 を参照すること）。
3.22.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、成功裡に作業項目を完了しているか、または作業項目を完了することができておらずに、検査手続きを停止したほうがよいと決定しており、治療管理システムに通知された。
3.22.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 補遺 96 の中に規定されている。統一処理手順状態（0074,1000）の値は、‘COMPLETED’または‘CANCELED’でなければならない。
3.22.4.1.3予測される作用TMS は、N-ACTION 要求を受信し、N-ACTION 応答を送信する。トランザクション
UID(0008, 1195)は、常に提供されなければならない。
必要な作業項目が成功裡に完成されている（即ち、受信した統一処理手順状態(0074,1000)
は、‘COMPLETED’の値をもっている）場合、TMS は、‘COMPLETED’の統一処理
手順状態(0074,1000)を反響する N-ACTION 応答、100%の処理手順の進行、および 0000H（成功）のステイタスコードを送信しなければならない。したがって、治療管理システム
は、新しいワークリストの問い合わせを受信する用意ができていなければならない。
必要な作業項目が成功裡に完了されていなかった（即ち、受信した統一処理手順状態(0074,1000)は、'CANCELED'の値をもっている）場合、TMS は、'CANCELED'の統一処
理手順状態(0074,1000)を反響する N-ACTION 応答、処理手順の 0%と 100%の間の進行、
および 0000H（成功）のステイタスコードを送信しなければならない。その時、TMS は、

74
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
新しいワークリスト問い合わせを受信する用意ができていなければならない。TMS は、
このトランザクションにおいて、N-EVENT-REPORT による取り消し信号を送信することが要求されてはいない。必要な作業項目が検索されて鍵が掛けられたが、まだスタート
してはいない（例えば、ユーザがデリバリを捨てた、または検索された計画がデリバリ可能ではないと実施装置が決定した）場合、処理手順の進行は、0%に設定されなければならないことに注意すること。
統一処理手順が IN PROGRESS（進行中）ではないという理由か、またはその他何らかの理由で、必要な作業項目が、完了か取り消しとして表示できない場合、DICOM 補遺 96の表 F.X.3.1-2 の中に記述されているようなステイタスコードをもつ N-ACTION 応答が返されなければならない。その際、N-ACTION を受信する以前に、TMS は、それがその中にあった状態に留まっていなければならない。
DICOM 補 遺 96 の F.X.3.4.1.1 は 、 UPS N-ACTION 命 令 、 即 ち 、 処 理 手 順 が 、
COMPLETED か CANCEKED の状態を通過できる前の値でなければならない属性、のための最終状態要求事項の輪郭を描いている。進行中の UPS と UPS 最終更新トランザクシ
ョンに関して述べられる要求事項は、これらの条件が満たされることを確実にしている。

75
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.23

RO-23 ：UPS の進行更新

3.23.1

適用範囲

UPS 進行更新トランザクションにおいて、PDS または TDD は、現在進行中である作業項
目の進行におけるあらゆる変化の信号を TMS へ送信する。
3.23.2

ユースケースでの役割

位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

UPS 進行更新

アクタ：治療管理システム
役割：UPS N-SET に応答し、規定された統一処理手順における属性を更新する。
アクタ：位置決め・デリバリシステムまたは治療デリバリ装置（‘実施装置’）
役割：UPS N-SET を用いて、選択された作業項目に関係する進行が変化していることの信号を送信する。
3.23.3

参照規格

DICOM 補遺 74（凍結ドラフト）：放射線治療デリバリにおけるワークリストの利用
DICOM 補遺 96（凍結ドラフト）：統一ワークリストおよび処理手順

76
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.23.4相互作用ダイアグラム

位置決め・デリバリシステム(PDS)
または治療デリバリ装置(TDD)

治療管理システム(TMS)

PPS-Pull N-SET

3.23.4.1

UPS の進行更新メッセージ

実施装置は、規定された統一処理手順に関係している進行が変化していることを TMS に知らせるために、UPS N-SET サービスを使用する。UPS-プル SOP クラスは、抽象的転送構文として取り決められているが、UPS-プッシュ SOP クラスは、全ての引続く DIMSE
メッセージにおける UPS の SOP クラスとして用いられることに注意すること（DICOM
補遺 96、第 4 部、F.X.4 を参照）。
3.23.4.1.1

トリガーイベント実施装置は、処理中であるか、または作業項目を実施中であり、かつ作業項目の進行における変化を TMS に通知することを望んでいる。特に：
3． 実施装置は、必要な入力データを取ってきており、かつ 0％の進行を指示することと、進行中の参照ビーム番号を指示することによって、治療デリバリ上の作業が開始するばかりになっていることを TMS に通知する（3.23.4.1.2 を参照）。
4． 実施装置は、その作業を完了しているかまたは放棄しており、かつ出力データ（RO-19、RO-20 または RO-21）を保存することに先立つ進行を指示する。
3.23.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 補遺 96 の中で規定されている。
このトランザクションのための UWPS N-SET 命令を用いる SCU に関する最少の要求事
項は、表 3.23-1 に詳しく述べられている。与えられた UPS のために出された N-SET 命
令の少なくとも一つは、UPS 実施検査手続きシーケンス（0074,1216）を含んでいなければならないことに注意すること。UPS の最終状態要求事項は、UPS 最終更新トランザク
ションによって満たされている（3.18 を参照）。

77
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
表 3.23-1：UPS 進行更新トランザクションに関する UPS N-SET 属性の要求事項
属性名
トランザクション

標識(0008,1195)

UID

SCU 上の IHE-RO 追加要求事項

タイプ（ DICOM

補 遺96

F.X.3.6.3 を参照）

統一処理手順進行情報モジュール
UPS 進行情報シーケ(0040,4003)

3

このトランザクションの全てのインスタンスにおいて IHE-RO

ンス

によって要求される。
>統一処理手順進行(0040,4010)

1>統一処理手順中断(0074,100e)

3

このプロファイル用に提供する理由コードシーケンことは必要ないス
統一処理手順の実施検査手続き情報モジュール
UPS 実施処理手順(0074, 1216)

1C

UPS の予約済み作業項目コード

シーケンス

シーケンスのためのコード値が‘121726’（内部検証による RT治療）である場合、このトランザクションの少なくとも一つのインスタンスにおいて IHE-RO
によって要求される。

>実施処理パラメー(0074,1212)

3

UPS 実施検査手続きシーケンス

タシーケンスが規定される場合、IHE-RO によって要求される。

>>数値タイプ(0040,A040)

1>>概念名コードシ(0040,A043)

1>>>コード値(0008,0100)

1‘121700’>>>コード化機構指(0008,0102)

1

‘DCM’

>>>コードの意味(0008,0104)

1‘進行中の参照ビーム数’>>テキスト値(0040,A160)

1

整数ストリングは、参照ビーム数‘TEXT’ーケンス

名者の値(300C,0006)に等しい>出力情報シーケンス(0040,4033)

2

空でなければならない>非 DICOM 出力情(0040,4032

2

空でなければならない

報シーケンス78
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.23.4.1.3予測される作用TMS は、N-SET 要求を受信し、N-SET 応答を送信する。トランザクション UID（0008,1195）は、常に提供されなければならない。
必要な作業項目が成功裡に更新されている場合、TMS は、0000H（成功）のステイタス
コードをもつ N-SET 応答を送信しなければならない。その際、治療管理システムは、更なる N-SET または N-ACTION 命令を受信する用意ができていなければならない。
必要な作業項目が成功裡に更新されなかった場合、TMS は、失敗（非ゼロ）のステイタ
スコードをもつ N-SET 応答を送らなければならない。その際、TMS は、更なる N-SET
または N-ACTION 命令を受信する用意ができていなければならない。
統一処理手順が IN PROCESS（進行中）ではないという理由か、またはその他何等かの理由で、必要な作業項目が更新されることができない場合、DICOM 補遺 96 表 F.X.3.1-2の中に記述されているようなステイタスコードをもつ N-SET 応答が返却されなければならない。その際、N-SET が受信される以前に、TMS は、それがその中にいた状態に留まっていなければならない。

3.24

RO-24：空間的登録保存

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークのトランザクション RO-24 に対応する。
トランザクション RO-24 は、アーカイブとレジストレータアクタによって用いられる。
3.24.1

適用範囲

空間的登録保存トランザクションにおいて、レジストレータは、アーカイブに空間的登録
インスタンスを送信する。空間的登録オブジェクトは、一つの画像データセットの画素座
標が別の座標システムにどのように変換されるのかを規定する（例えば、別の画像データ
セットによって規定される座標システムへ、したがって各々のデータセットを空間的に配列できる）。
3.24.2

ユースケースでの役割
アーカイブ

レジストレータ

空間的登録保存

アクタ：アーカイブ

79
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

役割：レジストレータアクタからの空間的登録インスタンスを受け入れて保存する。
アクタ：レジストレータ
役割：アーカイブへ空間的登録インスタンスを伝送する。
アクタ：取得モダリティ
役割：アーカイブへ空間的登録インスタンスを伝送する。
3.24.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス
DICOM 2007 PS 3.4：空間的登録保存3.24.4相互作用ダイアグラム

レジストレータ

アーカイブ

空間的登録保存（C-STORE）

3.24.4.1
3.24.4.1.1

空間的登録保存トリガーイベント

レジストレータは、一つ以上の空間的登録オブジェクトをアーカイブへ転送することを選択する。これは、登録プロセスの一環として、空間的登録オブジェクトの生成に従う。
3.24.4.1.2

メッセージの意味

レジストレータは、空間的登録オブジェクトを転送するために DICOM C-STORE メッセージを使用する。レジストレータは、DICOM 保存 SCU の役割の中で作動し、アーカイ
ブは、DICOM 保存 SCP である。
レジストレータは、登録されるシリーズ内のミスマッチ患者の人口統計についてユーザに警告する責任がある。

80
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
空間的登録は、二つの登録シーケンスを含んでいなければならない。登録シーケンスの構造についての情報詳細については、DICOM 2007 PS 3.17 図 O.4-1 を参照すること。
異なる座標系をもつ体積データセットを登録する時、各々の登録シーケンスは、登録される座標系の中に、対応するオリジナルデータセットの変換を規定しなければならない。一般的には、登録シーケンスの一つは、対応するオリジナルデータセットが登録される座標系を確立したことを指示している IDENTITY（識別情報）変換を含む。その場合、空間的登録オブジェクトの座標系は、そのオリジナルのデータセットの座標系と同様であっても良い。
三つ以上の座標系を登録する時、各々の空間的登録オブジェクトは、登録シーケンスの要素の一つとして、IDENTITY（識別情報）変換をもつ登録される座標系 UID への参照を含んでいなければならない。各々の空間的登録オブジェクトは、登録される座標系 UIDと同様であるために、その座標系 UID 属性を規定しなければならない。
このプロファイルは、同じ座標系をもつ多重シリーズの再登録を許可してはならない。アクタは、新しい座標系をもつシリーズの一つまたは両者を書き直し、新しいシリーズ上での登録を実施しても良い。この能力は、このトランザクションを満たすことが要求されてはいない。
登録シーケンス項目は、座標系と、自由選択的には画像リストを含んでいなければならな
いが、その変換は、その座標系内の全ての画像に適用可能であることを示している。画像
参照の存在から、アクタによって推論されても良いという意味は全くない。
既存の空間的登録オブジェクトを修正することは、結果的に新しいインスタンス UID をもつ新しいインスタンスをもたらさなければならない。
空間的登録オブジェクトは、次のところに保存されなければならない：• 登録される座標系が属する検査に。この検査は、上述のように、空間的登録オブジェク
トにおける登録座標系を確立する、画像の検査 UID によって識別される。
• 画像からの異なるシリーズに。
3.24.4.1.3予測される作用アーカイブは、受け取られる空間的登録オブジェクトを保存する。DIOM レベル 2 の保存
SCP（DICOM PS 3.4 B.4.1 参照）のために規定された要求事項を満たすような方法で、空間的登録オブジェクトは、それらが後に検索できるように保存されなければならない（4.58「空間的登録を利用する」を参照）。

81
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.25

RO-25：空間的登録利用

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークのトランザクション RO-25 に対応する。
トランザクション RO-25 は、登録表示とアーカイブアクタによって用いられる。
3.25.1

適用範囲

登録される表示は、変換情報を運んでいる一つ以上の空間的登録オブジェクトをアーカイ
ブから受け取り、更なる処理または溶融表示が意図されている二つの画像データセットに適用される。
3.25.2

ユースケースでの役割

アーカイブ登録される表示空間的登録を利用

アクタ：アーカイブ
役割：画像を送って、登録表示アクタへ登録する。
アクタ：アーカイブ
役割：必要な空間的登録を登録表示アクタへ送信する。
アクタ：登録表示
役割：必要な空間的登録をアーカイブアクタから受信する。
3.25.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：空間的登録保存82
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.25.4相互作用ダイアグラム

登録表示

アーカイブ

モダリティ画像保存(C-STORE)
空間的登録保存(C-STORE)

空間的登録適用

3.25.4.1
3.25.4.1.1

空間的登録の利用
トリガーイベント

登録表示は、特定の空間的登録オブジェクトをアーカイブから受信する。
3.25.4.1.2

メッセージの意味

アーカイブは、空間的登録オブジェクトを転送するために、DICOM C-STORE メッセー
ジを使用する。登録表示は、DICOM 保存 SCU であり、アーカイブは DICOM 保存 SCPである。
DICOM において規定されているように、空間的登録を適用することは、登録表示の責任である。詳細な記述的な意味については、DICOM 2007 PS 3.4、附属書 C を参照すること。
空間的登録における登録シーケンス項目は、座標系を含むが、画像のリストは含まない。
その場合、その座標系内の全ての画像に対して、変換が適用されなければならない。
3.25.4.1.3予測される作用アーカイブは、登録表示との DICOM アソシエーションを確立し、必要な空間的登録オブジェクトを転送するために、DICOM 空間的登録保存 SOP クラスを使用する。
登録表示は、アーカイブからの最新の患者データが表示されることを確実にするために、
最近受け取られたインスタンスを使用しなければならない。

83
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

3.26

RO-26：登録構造セット保存

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークのトランザクション RO-26 に対応する。
トランザクション RO-26 は、
登録輪郭形成装置とアーカイブアクタによって用いられる。
3.26.1

適用範囲

登録構造セット保存トランザクションにおいて、登録輪郭形成装置は、それを利用可能にするために、アーカイブ上に構造セットを保存する。
3.26.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

登録輪郭形成装置

構造セット保存

アクタ：登録輪郭形成装置
役割：構造セットをアーカイブへ送信する。
アクタ：アーカイブ
役割：登録輪郭形成装置から受け取られた構造セットを保存する。
3.26.3

参照規格

DICOM 2007 PS 3.4：保存サービスクラス。
3.26.4相互作用ダイアグラム

84
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

登録輪郭形成装置

アーカイブ

ＲＴ構造セットに保存される(C-STORE)

3.26.4.1

登録構造セット保存

3.26.4.1.1

トリガーイベント

登録輪郭形成装置のユーザは、保存のための構造セットを選ぶ。
3.26.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 保存 SOP クラスによって規定される。登録輪郭形成装置
は保存 SCU であり、アーカイブは保存 SCP である。
ROI 輪 郭 形 成 モ ジ ュ ー ル に お け る 輪 郭 形 成 は 、 幾 何 学 的 タ イ プ の POINT と
CLOSED_PLANAR に限定される。ROI 輪郭形成は、書き出された画像面の位置に対応しなければならない。例えば、システムが不等な間隔に置かれたスライスをサポートしな
い場合、そのシステムは、再サンプリングされた画像セットを作成すること（RO-11 を参照)と、ROI 輪郭形成が再サンプリングされた画像セットを参照する構造セットを作成することに対して責任がある。輪郭形成が規定されているスライス間のスライス上に ROI輪郭形成がない場合、ROI がそのスライスを横切らないことを暗に意味している。
登録輪郭形成装置によって発生した RT 構造セットオブジェクトは、単一シリーズからの画像を参照することになり、またそのシリーズの座標系 UID を共有することになる。そのオブジェクトにおける座標は、FoR UID によって識別された座標システムの中に存在することになると暗に意味されている。最終的に、輪郭形成は、参照される画像スライスと同じ平面上に存在する。
川下立案プロセスまたは 2007 輪郭形成装置アクタに ROI を利用できるようにするために、
レジストレータアクタは、生成源の座標系から登録座標系へと輪郭形成を変換することができるばかりでなく、登録座標系に対応する RT 構造セットにおいて参照された画像の平面に対しても、輪郭形成を再サンプリングできなければならない。
RT 構造セットにおいて伝送された輪郭形成のセットは、画像スライスを横切る輪郭形成の内挿を仮定してはならない。輪郭形成が規定されるスライス間のスライス上に ROI 輪郭形成がない場合、ROI がそのスライスを横切らないことを暗に意味している。

85
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
RT 構造セットオブジェクトに含まれる DICOM 属性上における特定の要求事項の概観については、附属書 B も参照すること。特に、その構造セットは、画像をもつ単一座標系
UID を共有しなければならない。
3.26.4.1.3予測される作用構造セットを受信すると直ちに、アーカイブは、それを保存しなければならない。その時、この構造セットは、引続く検索に利用可能である(RO-7)。

3.27

RO-27：登録構造セット検索

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークのトランザクション RO-27 に対応する。
トランザクション RO-27 は、登録輪郭形成装置、登録線量表示およびアーカイブアクタ
によって用いられる。
3.27.1

適用範囲

登録構造セット検索トランザクションにおいて、アーカイブは、登録輪郭形成装置または登録線量表示装置上に構造セットを保存する。
3.27.2

ユースケースでの役割

登録輪郭形成装置、
登録線量表

アーカイブ

構造セット検索

アクタ：アーカイブ
役割：登録輪郭形成装置または登録線量表示装置へ構造セットを送信する。
アクタ：登録輪郭形成装置または登録線量表示装置
役割：アーカイブから受け取られた構造セットを保存する。
3.27.3

参照規格

DICOM 2007 PS3.4：保存サービスクラス。

86
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.27.4相互作用ダイアグラム

アーカイブ

登録線量
表示装置

登録輪郭形成装置

RT 構造セット(C-STORE)
RT 構造セット(C-STORE)

3.27.4.1 登録構造セット検索
3.27.4.1.1

トリガーイベント

登録輪郭形成装置のユーザは、輪郭形成の新しいセットが、既存の構造セットに基づいていることであると決定し、かつアーカイブが、登録輪郭形成装置へこの構造セットを送信することを要求する。
登録線量表示装置のユーザは、線量表示が、既存の構造セットに基づいていることであると決定し、かつアーカイブが、登録線量表示装置へこの構造セットを送信することを要求する。
これらの移送が開始される機構は、このプロファイルの適用範囲外である。
3.27.4.1.2

メッセージの意味

メッセージの意味は、DICOM 保存 SOP クラスによって規定される。登録輪郭形成装置
または登録線量表示装置は、保存 SCP であり、またアーカイブは、保存 SCU である。
輪郭形成が規定されるスライス間のスライス上に ROI 輪郭形成がない場合は、ROI がそのスライスを横切らないことを暗に意味している。
RT 構造セットオブジェクトに含まれる DICOM 属性についての特定の要求事項の概観のための附属書 B も参照すること。特に、構造セットは、同じ検査インスタンス UID をもたなければならないが、輪郭形成が基礎としている CT シリーズとは異なるシリーズイン
スタンス UID をもたなければならない。

87
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.27.4.1.3予測される作用登録輪郭形成装置は、構造セットの全てをロードし、かつそれを座標系 UID に基づいた
画像に関係付ける。後に、構造セット(RO-26)として書き出される輪郭形成の新しいセットの構築の際に利用するために、含まれている輪郭形成は、その時、登録輪郭形成装置のユーザに利用可能になる。この新しい構造セットは、同じ座標系 UID およびオリジナル
画像と構造セットの検査インスタンス UID をもつ。

3.28

RO-28：登録線量検索

この節は、IHE-RO テクニカルフレームワークの RO-28 に対応する。トランザクション
RO-28 は、アーカイブと登録線量表示アクタによって用いられる。
3.28.1

適用範囲

登録線量検索トランザクションにおいて、必要な線量は、アーカイブから登録線量表示アクタへ転送される。
3.28.2

ユースケースでの役割

アーカイブ

登録線量表示線量検索

アクタ：登録線量表示
役割：必要な線量をアーカイブから受信する。
アクタ：アーカイブ
役割：必要な線量インスタンスを登録線量表示へ送信する。

88
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
3.28.3

参照規格

DICOM 2007 PS3.4：保存サービスクラス。
3.28.4相互作用ダイアグラム

登録
線量表示

アーカイブ

RT 線量を保存する(C-STORE)

3.28.4.1
3.28.4.1.1

登録線量検索トリガーイベント

登録線量表示のユーザは、特定の CT 画像セットの状況における表示のための線量、および RT 構造セットによって規定されるターゲットと回避構造を選ぶ。
3.28.4.1.2

メッセージの意味

アーカイブは、線量を転送するために、DICOM C-STORE メッセージを使用する。アーカイブは、DICOM 保存 SCU であり、登録線量表示は DICOM 保存 SCP である。
3.28.4.1.3

線量の表現

このトランザクションは、それを計算するために用いられる診断画像と同じ DICOM 患者
座標システムの座標系において、軸方向の画像平面上にサンプリングされた三次元線量配列として表わされた線量をサポートしなければならない。その線量画像は、DICOM 患者
座標システムに関して直交していなければならない：画像オリエンテーション（患者）の値（0020, 0037）は、0.001 ラジアンの不確定性以内で、[±1、0、0、0、±1、0]でなければならない。線量平面は、不規則に間隔を置かれていても良いが、それらは、画像平面に対応する必要はない。
サポートされていないのは、点線量、斜面上への線量の投影、等線量輪郭形成、および線量－体積ヒストグラムである。線量画素は、グレイの単位での絶対物理線量を表示しなけ
れば89
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0ならない。線量単位の値（3004, 0002）は、GY でなければならない。画素表現の値（0028,
0103）は、0 でなければならない；マイナスの線量値は、存在してはならない。
3.28.4.1.4予測される作用検索のための要求を受信すると直ちに、アーカイブは、登録線量表示へ必要な線量を返さなければならない。登録線量表示は、受け取られた線量の妥当性を確認しなければならない。受け取られた線量が有効であるならば、それは、登録線量表示にロードされなければならない。それが有効でないならば、それが有効ではないという理由を示している警告メ
ッセージをユーザへ表示しなければならない。
受け取られた線量は、それが計算された画像セットと同様な座標システムで表示される。

90
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

附属書 A

複合 IOD 間の属性の一貫性

この附属書は、IHE-RO テクニカルフレームワークの不可欠な部分である。
• 最初の節は、大部分の複合的なインスタンス（画像および RT IOD）に共通な多くのク
リティカルな属性（DICOM におけるタイプ 2 と 3）に基づいて、追加の IHE 要求事
項をもつエビデンス生成のための属性のマッピングを提供する。
• 第 2 節は、特別の IOD のための多くのモジュールの母集団および使用についての追加制約を提供する。
• 第 3 節は、多くのクリティカルな属性の母集団および使用についての追加制約を提供する。

A.1 放射線腫瘍学のクリティカルな属性マッピング
下の表は、放射線腫瘍学の場合の統合クリティカル属性上の要求事項、推奨事項または説明を記述する。それらは、どの統合クリティカル属性が等しい必要があるのかを規定する（現場で複写または生成される）。2008 IHE-RO プロファイルは、統合クリティカル属性のための生成源として使用することを妨げるようなワークリストの使用を含んではいな
い。一度、ワークリストが IHE-RO プロファイルで利用されると、それは、そのプロファ
イルで利用された先の複合 IOD(CT または RT 構造セット)のために利用されると予期される。異なる検査 IE を RT 構造セットにもたせる際の目的は、腫瘍学関連である活動から
診断 CT の検査意味を分離させることである。
臨床試行に関連した属性にとって、データは、“完成された”患者データセット（臨床試行の提出目的のために）が作成された後の臨床試行に適した形状への後処理であると仮定されている。
一般的な表の構造：
第 1 縦欄は、DICOM 属性を示すが、その数値は、DICOM オブジェクト（同じ表の横列における等値）間に、DICOM 属性標識を含めて（明瞭のために）、マップされなければならない。
第 2 縦欄とそれに続く縦欄は、属性値が何処から由来するかを規定する：一つの表の横列の規定された属性値全ては等しい。

91
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

対応する属性についての必要なマッピング
属性（標識）

CT 画像 RT 構 造 セ ッ 幾 何 学 的 RT 線 量 測 定 RT RT 線量 空間的登録
ト
計画
計画

患者名
(0010,0010)

生成源

複写

複写

複写

複写

複写

患者 ID
ID(0010,0020)

生成源

複写

複写

複写

複写

複写

患者誕生月日(0010,0030)

生成源

複写

複写

複写

複写

複写

患者の性
(0010,0040)

生成源

複写

複写

複写

複写

複写

検査インスタンス
UID(0020,000D)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

検査月日
(0008,0020)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

検査時間
(0008,0030)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

医師名の照会(0008,0090)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

92
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

属性（標識）

CT 画像 RT 構 造 セ ッ 幾何学的 RT 線量測定 RT RT 線量 空間的登録
ト
計画
計画

検査 ID
(0020,0010)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

取得数
(0008,0050)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

検査記述
(0008,1030)

生成源

新しい生成源 複写（複写でも良
い *）

複写

複写

座標系 UID(0020,0052)

生成源

複写

複写

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **

位置参照表示 生成源器(0020,1040)

NA

複写

複写

複写

ベース検査
画像から複
写 **
NA

* 検査インスタンス UID を複写するならば、検査レベルの属性は、変更されてはならな
い。
**ベース検査画像は、空間的登録オブジェクトの基本的座標系を確立する画像として識別される。

93
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

A.2 放射線腫瘍学のクリティカルモジュール
下表は、放射線腫瘍学の場合のための統合クリティカル属性上の要求事項、推奨事項または説明を記述する。それらは、どの統合クリティカルモジュールが種々の RT IOD のために母集団化される必要があるのかを規定する。同表は、DICOM PS3.3 A.1.3 において規定された構造に従う。

94
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RT 計画 IOD モジュール
IE

モジュール

参照

用法

IHE-RO 用法患者

患者

C.7.1.1

MM

臨床試行主題C.7.1.3

Ｕ

U

一般検査

C.7.2.1

M

M

患者検査

C.7.2.2

ＵＵ

臨床試行検査C.7.2.3

検査UU

シ リ ー RT シリーズ
ズ
臨床試行シリーズ

C.8.8.1

M

M

C.7.3.2

Ｕ

Ｕ

座標系

座標系

C.7.4.1

U－注記参照

M

機器

一般機器

C.7.5.1

M

M

計画

RT 一般計画

C.8.8.9

M

M

RT 処方箋

C.8.8.10

U

U（幾何学的）M（線量測定）RT 許容度表

C.8.8.11

ＵＵ

RT 患者セットアップ

C.8.8.12

ＵＵ

RT 部分機構

C.8.8.13

U

U（幾何学的）、
M（線量測定）RT ビームC.8.8.14

C-RT 部分機構モジュールが存在Mし、ビーム数(300A,0080)が 1 以上 (非等中心モデルをの部分集団ではゼロより大きい場 もつゼロビームに合、必要。
は除外できる)

RT 短い適用セットアップ

C.8.8.15

C-RT 部分機構モジュールが存在し、短い適用セットアップ数(300A,00A0)が 1 以上の部分集団
ではゼロより大きい場合、必要。

95
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSN/AIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

承認

C.8.8.16

U

M

音声

C.10.3M

Ｕ

SOP 一般的C.12.1

M

M

96
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RT 計画 IOD モジュール
IE

モジュール

参照

用法

患者

患者

C.7.1.1

M

臨床試行主題C.7.1.3

Ｕ

一般検査

C.7.2.1

M

患者検査

C.7.2.2

Ｕ検査

IHE-RO 用法

臨床試行検査C.7.2.3

Uシリーズ RT シリーズ

C.8.8.1

M

臨床試行シリーズ

C.7.3.2

Ｕ

座標系

座標系

C.7.4.1

M

機器

一般機器

C.7.5.1

M

線量

一般画像

C.7.6.1

C-線量データがグリッドベー 存在しなければならスの線量を含む場合、必要。 ない

画像平面

C.7.6.2

C-線量データがグリッドベー 存在しなければならスの線量を含む場合、必要。 ない画像画素

C.7.6.3

C-線量データがグリッドベー 存在しなければならスの線量を含む場合、必要。 ない多重フレームC.7.6.6

C-線量データがグリッドベー 存在しなければならスの線量を含み、画素データ ないが多重フレームデータである
場合、必要。

オーバーレイ平面

C.9.2

U

多重フレームオーバー
レイ

C.9.3

U

モダリティ LUT

C.11.1

U97
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RT 線量

C.8.8.3

M

RT DVH

C.8.8.4

U

構造セット

C.8.8.5

C-線量データが線量点または このモジュールは、
等線量曲線を含む場合、必要。 このプロファイルの適用範囲外である

ROI 輪郭形成

C.8.8.6

C-線量データが線量点または このモジュールは、
等線量曲線を含む場合、必要。 このプロファイルの適用範囲外である。

RT 線量 ROI

C.8.8.7

C-線量データが線量点または このモジュールは、
等線量曲線を含む場合、必要。 このプロファイルの適用範囲外である。

音声

C.10.3

U

SOP 一般的C.12.1

M98
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSS

このモジュールは、
このプロファイルの適用範囲外である。

このモジュールは、
このプロファイルの適用範囲外である。

IHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

空間的登録 IOD モジュール
IE

モジュール

参照

用法

IHE-RO 用法患者

患者

C.7.1.1

M

M

試験片識別

C.7.1.2

UU

臨床試行主題C.7.1.3

Ｕ

U

一般検査

C.7.2.1

M

M

患者検査

C.7.2.2

ＵＵ

臨床試行検査C.7.2.3

U

U

シリーズ 一般シリーズ

C.7.3.1

MM

臨床試行シリーズ

C.7.3.2

ＵＵ

空間的登録シリーズ

C.20.1

M

M

座標系

座標系

C.7.4.1

M

M

機器

一般機器

C.7.5.1

MM

空間的登 空間的登録
録
一般インスタンス

C.20.2M

M

C.12.2M

M

C.12.1

M

M

検査

参照
SOP 一般的A.3 放射線腫瘍学のクリティカル属性
下表は、放射線腫瘍学の場合のための統合クリティカル属性上の要求事項、推奨事項または説明を記述する。
オリジナルな CT には、母集団化されること意図される多くの属性がある。

99
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

一般的な表の構造：
第 1 縦欄は、DICOM 属性を示すが、その数値は、DICOM オブジェクト（同じ表の横列における等値）間に、マップされなければならない。
第 2 縦欄は、DICOM 属性の標識を示す（明瞭のために）。
第 3 縦欄は、存在している、および／または表示される IHE-RO 判定基準を規定する。プラス印(+)は DICOM の IHE 拡張を示し、星印(*)は、属性が表示される必要のないことを示す。文字 R は要素が要求されることを示し、文字 O は、それが自由選択であることを示す。一般的には、タイプ O をもつ要素（+または*修飾語の有無）は、要素の使用上追加
的にいくつかの制約がなされたという理由で、特別に呼び出されている。そうした追加制
約とは、それが“入力オブジェクト”から広められるべきであること、それを入力として用いるアクタによってそれは信頼されてはならないこと、それは特定のアクタによる出力において利用されるべきではないこと、またはそれはアクタによって容易に見られるようにされなければならないことであるかもしれない。
第 4 縦欄は、属性の使用における手引きと同様に、属性に関する制約についての補足情報を提供する。
患者モジュール
属性

標識

タイプ

属性の注記

患者名

(0010,0010)

R+

IHE は、この要素が存在することを要求する。この要素は、要素を識別する一次患者の一つであり、それはそれとして、同じ検査イ
ンスタンス UID をもつ全ての DICOM オブ
ジェクトは、この要素では同じ値をもたなければならない。
その他のシリーズに基づいて新しいシリーズを作成する機器（即ち、再サンプリングシリーズ、新構造セット、計画など）は、このプ
ロファイルに固着するためにこの要素の値を保存しなければならない。

患者 ID(0010,0020)

R+

患者名(0010,0010)を参照。

患者誕生 (0010,0030)
月日O+

患者名 (0010,0010)を参照。
また、RAD TF Vol2 A.3 も参照。

100
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

患者の性(0010,0040)

O+

患者名(0010,0010)を参照。
また、RAD TF Vol2 A.3 も参照。

一般検査モジュール属性

標識

検 査 イ ン (0020,000D)
スタンス
UID

タイプ

属性の注記

R+*

IHE は、この値が次の場合に保存されることを要求する：一組の画像が再サンプリングされて再書き出しされる場合。この新しい画像セットは、
新しいシリーズになる。このシリーズは、同じ検査に属し、また同じ検査月日をもつ。
これは、PACS における画像の分類化を促進することになる。
計画が構造セットから構築される場合。その計画は、同じ検査にあり、また同一の検査月日をもつ。IHE は、この要素が存在していることを要求する。この要素は、要素を識別する一次患者の一つであり、それはそれとして、同じ検査インスタンス UID をもつ全ての DICOM オブジェクトは、この要素において同じ値をもたなければならない。
その他のシリーズ（即ち、再サンプリング
シリーズ、新しい構造セット、計画など）に基づいた新しいシリーズを作成する機器は、このプロファイルに固着するために、この要素の値を保存しなければならない。

101
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

検査月日(0008,0020)

R+[(0020,000D)参照]

検査時間(0008.0030)

R+[(0020,000D)参照]

検査 ID(0020,0010)

R+[(0020,000D)参照]

検査記述(0008,1030)

O+[(0020,000D)参照]

一般シリーズモジュール属性
属性名

標識

タイプ

属性の注記

シリーズインスタンス
UID(0020,000E)

R*

シリーズ特有の識別子。

シリーズ数(0020,0011)

R+

このシリーズを識別する数。
ゼロであってはならない。

シリーズ月日(0008,0021)

R+

シリーズが開始した月日。

シリーズ時間(0008,0031)

R+

シリーズが開始した時間。

シリーズ記述(0008,103E)

R+

シリーズの記述を提供したユーザ

102
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0
空間的登録モジュール属性
属性名

標識

タイプ

属性の注記

登録シーケンス(0070,0308)

R

二個の登録項目のシーケンス。最初の座標系は、登録座標系に対することになり、二番目の座標系は、規定座標系
から登録座標系への空間的登録を規定する。

>座標系 UID(0020,0052)

R

画像セット（例えば、地図または物
理的なスペース）であるかも知れな
いし、そうでないかも知れない座標系を識別する。更なる説明には、
C.7.4.1.1.1 を参照。存在しなければならない。

>参照画像シーケン
ス(0008,1140)

1C

このシーケンス項目に登録された
画像のセットを識別する。一つ以上の項目が存在しなければならない。
座標系 UID(0020,0052)が不在である場合、必要。そうでない場合、存在してもよい。画像参照の存在から推論できる意味は全くない。

>>‘画像 SOP インスタンス参照マクロ’の表 10-3 を含む。
>マトリックス登録
シーケンス(0070,0309)

1

一つの空間的登録を規定するシーケンス。
正確に一つの項目が存在しなければならない。

>>マトリックスシー
ケンス(0070,030A)

1

一つの項目が存在しなければならない。その項目は、変換を規定する。
C.20.2.1.1 を参照。

>>>座標系変換マトリックス(3006,00C6)

1

登録された座標系へ参照画像を登録する 4×4 の均質変換マトリックス。マトリックス要素は、横列大きさ順に記載されなければならない。
C.20.2.1.1 を参照。

>>>座標系変換マトリックスタイプ(0070,030C)

1

このプロファイルにおいてサポー
トされる座標系変換マトリックスの唯一のタイプ(3006,00C6)は、RIGIDである。C.20.2.1.1 を参照。

103
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

一般機器モジュール
属性

標識

タイプ

属性の注記

製造業者

(0008,0070)

R+*

IHE は、この要素が存在することを要求し、かつ構造セット、計画、または線量を作成する機器の製造業者を含むことが望ましい。
機器が情報を保存し転送しつつある場合、この要素の値は、保存されなければならない。
新しい計画が、以前の計画から作成される場
合、新しい計画を生成する機器の製造業者
は、この要素中にそれらの識別子を挿入しなければならない。新しい構造セットが、以前の構造セットから作成される場合、新しい構造セットを生成している機器の製造業者は、
この要素中にそれらの識別子を挿入しなけ
ればならない。

製 造 業者 (0008,1090)の モ デル名R+*

アプリケーションが一連の CT 画像を再サ
ンプリングし再書き出しするか、またはインスタンスを修正する場合、この要素は、存在しなければならないし、かつ再サンプリング
する機器のモデル名を含んでいなければならない

104
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

座標系モジュール
属性

標識

タイプ

属性の注記

座 標 系 (0020,0052)
UID

R+*

全ての関連した DICOM オブジェクト(CT
画像、構造セット、計画、および線量)は、同じ座標系の中にあること、および同じ座
標系 UID をもっていることが必要。

位 置 参 照 (0020,1040)
表示器

O+*

その他のシリーズ（即ち、再サンプリング
シリーズ、新しい構造セット、計画など）に基づいて新しいシリーズを作成する機器は、このプロファイルに固着するために、この要素の値を保存しなければならない。

RT 一般計画モジュール
属性

標識

タイプ

属性の注記

RT 計画ラ (300A,0002)
ベルR+

ユーザのための計画の識別に役立つラベル。

RT 計画月 (300A,0006)
日

R+

計画が最後に修正された月日。

RT 計画時 (300A,0007)
間

R+

計画が最後に修正された時間。

105
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RT 計画
(300A,000C)
幾何学形状

R+*

患者でなければならない。これは、RT 構造
セットが存在し、かつ一般的な計画モジュー
ルにおいて参照されることを暗示する。

RT 患者セットアップモジュール
属性

標識

タイプ 属性の注記

患者セットアップ (300A,0180)
シーケンス

R+*

適切な作動のための患者セットアップシーケンス内
で、アクタは、以下の存在に依存していてはならない：• 凝固装置シーケンス• 遮蔽装置シーケンス• セットアップ装置シーケンス• テーブルトップ垂直セットアップ変位• テーブルトップ縦方向セットアップ変位• テーブルトップ横方向セットアップ変位。

>患者位置

R+

HFS、FFS、HFP、FFP に対して強制されていなけ
ればならない。

(0018,5100)

106
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

（床ずれ左、床ずれ右の位置は、サポートされてはな
らない）>セットアップ技術 (300A,01B0)

R+*

RT 部分グループモジュール
属性

標識

タイプ 属性の注記

部分グループシー (300A,0070)
ケンス

R+*

シーケンスには一項目だけを含むように強制されなければならない。

短いアプリケーシ (300A,00A0)ョンセットアップ数

R+*

0 値に強制されていなければならない。短い治療は、
2008 IHE-RO プロファイルにはサポートされていない。

107
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RT ビームモジュール（幾何学的プランナのための）属性

標識

タイプ 属性の注記

ビーム
シーケンス

(300A,00B0)

R+*

アクタは、ビームシーケンス 100 項目（ビーム）まで安全に取り扱うことができなければならない。

>ビーム名(300A,00C2)

R+

その他のシリーズ（即ち、再サンプリングシリーズ、
新しい構造セット、計画など）に基づいて新しいシリーズを作成する機器は、このプロファイルに固着するために、この要素の値を保存しなければならない。
ビーム名は、シーケンス内で特有でなければならない。

>ビームタイプ(300A,00C4)

R+*

幾何学的計画にとって、次に対する値が強制される：
静的
静的ビームだけは、幾何学的計画に規定されなければならない。これは、（ステップ＆シュートまたは滑り
窓技術などであるが、しかし固定開口アークビーム、
整合アークビーム、または強度変調アークビームなどの技術ではない）非アークベースの IMRT を許容する。
結果として、幾何学的計画における全てのビームは、
正確に二つの制御点で構成されなければならない。

>放射線タイプ(300A,00C6)R+*

PHOTON(光子)以外のどんな値も、プロファイルの適用範囲外である。

108
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

>高線量技術タイ (300A,00C7)
プ

O+*

幾何学的計画は、この属性を規定してはならない。

>治療機械名(300A,00B2)

O+*

アクタは、この属性の存在に依存してはならない。

>生成源－軸間距 (300A,00B4)
離R+*

この属性は、ビーム発散に関しての情報を提供することにクリティカルである。

>ビーム制限装置シ (300A,00B6)
ーケンス

IHE-RO のために、少なくとも一つのセットの MLC
記述、または二セットの押え具の記述を報告しなければならない。

>参照患者セット (300C,006A)
アップ数

R+*

>楔の数

(300A,00D0)

R+*

幾何学的計画は、0 値に強制されている（即ち、幾何学的計画は、楔を含んでいてはならない）。

>コンペンセータ (300A,00E0)の数

R+*

幾何学的計画は、0 の値に強制されている（即ち、幾何学的計画は、コンペンセータを含んでいてはならない）。

>Boli の数

(300A,00ED) R+*

幾何学的計画は、0 の値に強制されている（即ち、幾何学的計画は、あらゆる Boli を含んでいてはならない）。

>ブロックの数(300A,00F0)

全てのアクタは、ブロック 8 項目を取り扱うことができなければならない。その中の一つだけが、開口であってもよい。

>ブロック
シーケンス

(300A,00F4)

R+*

109
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0>>ブロック発散(300A,00FA)

R+*

存在しなければならない。かつ、ブロックシーケンス
が PRESENT の値をもって存在している（即ち、ブロックの数が１以上である場合）場合、非ゼロでなければならない。

>>点の
ブロック数

(300A,0104)

R+*

その値は、3 以上に強制されている。

>>ブロックデータ (300A,0106)

R+*

存在し、非ゼロでなければならない。点の全数についての限界は、全バイト長において‘明白な VR’をもつ表現上の DICOM 限界によってだけ制限される。
法的シーケンスのサポートを制限するシステムは、それらの限界を超過するようなシーケンスの受取りを安全に取り扱わなければならないし、また、それらのIHE-RO プロファイル固着声明書にこの挙動を文書化しなければならない。

> ア プ リ ケ ー タ シ (300A,0107)
ーケンス

幾何学的計画には期待されない。しかしもし存在するならば、受け取りシステムによって安全な方式で扱われなければならない（かつ，それらの IHE-RO プロフ
ァイル固着声明書にこの挙動を文書化しなければならない）。この値を書き出しているアプリケーション
は、2006 プロファイルの適用範囲外である。

> 最 終 累 積 メ ー タ (300A,010E)
ーセットの重量O+*

幾何学的計画に存在してはならない。

>制御点の数R+*

幾何学的計画のために、2 の値をもっていなければならない。

(300A,0110)

110
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

(300A,0111)

R+*

幾何学的計画にとって、第二の制御点（シーケンス項目）は、以下だけを含まなければならない：• 1 の値をもつ制御点インデックス(300A,0112)• NULL に 設 定 さ れ た 累 積 メ ー タ ー セ ッ ト 重 量(300A,0134)>>累積メーターセ (300A,0134)
ット重量

O+*

幾何学的計画のために NULL でなければならない（第一と第二の制御点の両者において）。

>>参照線量参照シ (300C,0050)
ーケンス

O+*

幾何学的計画には存在してはならない。幾何学的計画としてオブジェクト上で作動するアクタによって依存されてはならない。

>>公称ビームエネ (300A,0114)
ルギー

O+*

アクタは、正しく作動するために、この属性の存在に依存してはならない。しかし、この属性が存在している場合、アクタは、その値を無視できない。

>>線量率
セット

(300A,0115)

O+*

アクタは、正しく作動するために、この属性の存在に依存してはならない。しかし、この属性が存在している場合、アクタは、その値を無視できない。

>>楔位置
シーケンス

(300A,0116)

O+*

幾何学的計画の中に存在してはならない。

制御点
シーケンス

111
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0>> ビ ー ム 制 限 装 (300A,011A)
置位置シーケンスR+*>>ガントリ（橋形 (300A,011F)
クレーン）回転方
向R+*

存在していなければならないし、またビーム制限装置
シーケンスにおいて規定されているそれらの装置に対応しなければならない。
それは、制御点インデックス 0 だけのための幾何学的計画について存在しなければならない。
制御点インデックス 0 だけのための幾何学的計画にとって、NONE の値を持たなければならない。

マルチフレームモジュール属性
属性
フレーム増分ポインタ

標識(0028,0009)

タイプ
R+*

属性の注記
RT 線 量 の た め に 要 求 さ れ 、(3004,000C)=グリッドフレームオフセ
ットベクトルに等しくなければならない。

RT 線量モジュール
属性
画素あたりのサン
プル
測光法の解釈標識(0028,0002)

タイプ
R+*

(0028,0004)

R+*

配分ビット

(0028,0100)

R+*

保存ビット
高ビット
画素表現

(0028,0101)(0028,0102)(0028,0103)

R+*
R+*
R+*

線量単位
線量タイプ

(3004,0002)(3004,0004)

R+*
R+*

属性の注記
存在しなければならないし、かつ 1 に等しくなければならない存在しなければならないし、かつ
MONOCHROME2 に等しくなければならない。
存在しなければならないし、かつ 16 または
32 に等しくなければならない。
配分ビットに等しくなければならない。
保存ビットよりも 1 少なくなければならない。
０＝無記号整数の値をもっていなければならない。マイナスの線量値が存在してはならない。
列挙された値 GY に等しくなければならない。
PHYSICAL の規定された用語に等しくなければ
ならない。

112
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0(3004,0006)

R+

正規化点
(3004,0008)
線量総量タイプ(3004,000A)
参照 RT 計画シー (300C,0002)
ケンス>参照部分グループ (300C,0020)
シーケンス

O+*
R+*
R

グリッドフレーム (3004,000C)
オフセットベクトル
組織異質性修正(3004,0014)

R+*

線量コメントR+*O+

存在しなければならないし、かつ参照 RT 計画シーケンス(300C,0002)が欠落している場合、空であってはならない。その場合、それは RT 計画の記述と同じ値をもつことが望ましい。
依存していてはならない。
PLAN の値をもたなければならない。
線量総量タイプ(3004,000A)が PLAN の値をもつ場合、存在しなければならない。
現在のシーケンスが存在する場合、存在しなければならないし、かつ参照 RT 計画範囲内の単一部分グルー
プを参照しなければならない。
最初の z 座標は、ゼロに等しくなければならない。残りの z 座標は、画像位置（患者）(0020,0032)における開始 z 位置に関連していなければならない。
存在していなければならないが、しかし空であっても良い。知られているならば、その値が与えられなければならない。

画像平面モジュール属性
属性
標識
画 像 オ リ エ ン (0020,0037)
テーション
（患者）

タイプ
R+*

属性の注記
この要素は、全ての RT 線量 IOD 中に存在していなければならない。IHE-RO
2006 にとって、この要素は、AXIAL 画
像だけに限定されていなければならな
い。軸方向の画像にとって、方向余弦は、0.001 ラジアン（-0.057 度）の角度許容度で(±1, 0, 0, 0, ±1, 0)でなければな
らない。

113
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

スライス厚スライス位置
画素間隔(0018,0050)(0020,1041)(0028,0030)

O+*
O+*
O+*

依存されてはならない。
依存されてはならない。
CT にとって、非等方性画素はプロファ
イルの適用範囲外である。
RT 線量にとって、画素間隔は、非等方性であっても良い。

RT 構造セットモジュール
属性

標識

タイプ

構造セットラベル(3006,0002)

R+

構造セット月日(3006,0008)

R+

構造セット時間(3006,0009)

R+

参照座標系シーケ (3006,0010)
ンス

R+*

この要素は、画像ベースである 3D RT 構造セットの全てのために必要。それは、構造セットが構築された巻を構成する全画像セットに対して一組の参照を含
むことであり、また立案のために使用されることである。構造は、完全に同じ座標系にある単一の画像セットだけに基づいているので、このシーケンス中では一つの項目だけであることが望ましい。

>座標系 UID

R+*

この座標系 UID は、RTSTRUCT が構築された CT シ
リーズの座標系と同様でなければならない。それは、また、あらゆる関連する RTPLAN または RTDOSEの座標系と同様になる。

(0020,0052)

属性の注記

114
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

>RT 参照検査シー (3006,0012)
ケンス

R+*

シリーズシーケンスを含むために、存在しなければならない。このシーケンスにおいて許可される唯一の項目。

>>参照 SOP イン (0008,1155)
スタンス UID

R+*

この検査インスタンス UID は、関連した CT インス
タンスの検査インスタンス UID と同様でなければならない。

>>RT 参照シリー (3006,0014)
ズシーケンス

R+*

輪郭形成画像シーケンスを含むために、存在しなければならない。このシーケンスにおいて許可される唯一の項目。

>>>シリーズイン (0020,000E)
スタンス UIDR+*

存在しなければならないし、かつ構造セットが基づいている CT 画像のセットが属するシリーズを含まなければならない。

>>>輪郭形成画像 (3006,0016)
シーケンス

R+*

存在しなければならない。構造セットが基づいている
巻において、各々の CT 画像のための 1 項目を含む。

>>>>参照 SOP ク (0008,1155)
ラス UIDR+*‘1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2’の値をもって存在しなけ
ればならない。
このプロファイルは、CT 画像だけに基づいたボリュームのためである。

>>>> 参 照 フ レ ー (0008,1160)
ム数O+*

存在していてはならない。

構造セット ROI シ (3006,0020)
ーケンス

R+

このシーケンスは存在しなければならない。それは、この RTSTRUCT における ROI のシーケンスを規定する。

>ROI 数R*

これは、その他のシーケンスから特定の ROI 項目を参照するために使用されるためのインデックスを規定する。このメッセージの適用範囲内で特有であることが必要である。

(3006,0022)

115
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

シーケンス内部の独自性以外に数値については限界無し。
>参照座標系 UID (3006,0024)

R*

この座標系 UID は、RTSTRUCT が構築された CTシリーズの座標系と同様でなければならない。それは 、 ま た 、 あ ら ゆ る 関 連 し た RTPLAN ま た は
RTDOSE インスタンスの座標系と同様である。

>ROI 名(3006,0026)

R+

これは、ROI のための一次識別子である（ユーザ視点
から）。存在しなければならないし、かつ UI 表示と一致することが望ましい。ROI シーケンス内に特有なければならない。

>ROI 記述(3006,0028)

O+*

必要ない－準拠した実施は、適切な作動のために存在しているこの要素に依存しなければならない。

>ROI ボリューム(3006,002C)

O+*

必要ない－準拠した実施は、適切な作動のために存在している要素に依存してはならない。

>ROI 発生アルゴ (3006,0036)
リズム

R+

AUTOMATIC、SEMIAUTOMATIC、MANUAL、または RESAMPLED の値をもって、存在しなければならない。
この情報はユーザに提供されても良いが、RTSTRUCT を扱うための意味はこのプロファイルにとって必要ない。
RESAMPLED は、ROI 輪郭形成が、輪郭形成を当初作成した画像と異なる画像セット上へ再サンプリン
グされていることを示す。

116
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RTSTRUCT インスタンスを作成する実施は、適切な値を提供しなければならない。

RT 観察モジュール
属性
標識
RT ROI 観察シー (3006,0080)
ケンス

タイプ
R+*

>参照ROI 数(3006,0084)

R+*>>RT ROI 解釈タ (3006,00A4)
イプ

O+*

属性の注記
このシーケンスは、ROI についての情報を含む。それは、構造セット ROI シーケンスの要素の一つにおける ROI 数の一つと一致しなければならない数を含む、参照 ROI 数における ROI を参照する。
特に、RTSTRUCT は、ISOCENTER のためにこのシーケンスにおける要素を含んでいなければならない。
この観察が適用する ROI を規定する。
構造セット ROI
シーケンスにおける全ての項目について、ROI 解釈タイプおよび ROI 通訳における数値をもつ少なくとも一つの観察が要求される。
この要素を母集団化させる同じ参照 ROI 数をもつ RT
ROI 観察シーケンスにおけるも別の項目がない場合、または ROI が物理的性質を記述するためにだけ利用される場合、必要。

117
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

参照 ROI がタイプ CLOSED_PLANAR の輪郭形成と関連しているベ影、次の一つでなければならない：
EXTERNAL
PTV
CTV
GTV
TREATED_VOLUMEIRRAD_VOLUME
BOLUS
AVOIDANCE
ORGAN
MARKERCONTRAST_AGENTCAVITY
参照 ROI がタイプ POINT の輪郭形成と関連している場合、次の一つでなければならない：
MARKERREGISTRATIONISOCENTER>ROI 物理的性質 (3006,00B0)
シーケンス

O+*

必要ないが、しかし提供されるならば、無視されてはならない。

>>ROI 物理的性質

R+*

相対的電子濃度だけ：REL_ELEC_DENSITY(3006,00B2)

118
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

RT 輪郭形成モジュール
属性

標識

タイプ

属性の注記

ROI 輪郭形成
シーケンス(3006,0039)

R>ROI 表示色(3006,002A)

O+*

必要ない－準拠した実施は、適切な作動のために存在しているこの要素に依存してはならない。
しかし応用例は、この要素に気付いていること、および表示色をマップするために、それを使用することが許されている。

>輪郭形成シーケ (3006,0040)
ンス

R+*

存在しなければならない。ROI における各々の輪郭形
成のための項目を含んでいなければならない。
準拠した実施は、単一スライス上で 100 もの輪郭形成を扱うことができなければならない。即ち、同じ z 座
標（および参照 CT 画像）をもつ全ての輪郭形成シー
ケンスにおける項目の輪郭形成の数は、100 以下であることが望ましい。

>>輪郭形成画像シ (3006,0016)
ーケンス

R+*

単一の項目をもって存在しなければならない。この項目は、この輪郭形成が置かれることが望ましい画像である。
輪郭形成タイプが CLOSED_PLANAR であるならば、輪郭形成の z 座標は、画像における画像位置患者の z座標と一致していなければならない。

119
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0>>>参照 SOP クラ (0008,1150)
ス UID

R+*

‘1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2’の値をもって存在しなければならない。

>>>参照 SOP イン (0008,1155)
スタンス UID

R*

参照される画像の SOP インスタンス UID>>>参照フレーム (0008,1160)
数O+*

存在してはならない。

>> 輪 郭 形 成 幾 何 (3006,0042)
学的タイプ

R+*

POINT または CLOSED_PLANAR の値をもって、存在しなければならない。
実施を適合させることは、適切にこの値を通訳しなけ
ればならない。

>> 輪 郭 形 成 平 板 (3006,0044)
厚さO+*

必要ない－準拠した実施は、適切な作動のために存在しているこの要素に依存してはならない。

>> 輪 郭 形 成 オ フ (3006,0045)
セットベクトルO+*

存在する場合、これがゼロであることをプロファイルは要求する。

>> 輪 郭 形 成 点 の (3006,0046)
数R+*必要とされ、かつ輪郭形成データにおける実際の点の数と一致しなければならない。
明白な移送構文論を用いる場合、輪郭形成データがコード化されることができないような数を超えてはな
らない。

>>輪郭形成データ

R+*

存在しなければならない。
輪郭形成タイプが CLOSED_PLANAR である場合、全ての点は、同じ z 座標をもたなければならない。この z 座標は、0.01 ミリメートル以内の関連した CT 画
像における z 座標と一致しなければならない（このデータと同様な ROI 輪郭形成シーケンスの項目における輪郭形成画像シーケンスに含まれる）。これは、CLOSED_PLANAR 輪郭形成が軸方向であることを意味する。

(3006,0050)

120
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSSIHE-RO テクニカルフレームワーク V2.0

SOP 一般モジュール
属性

タイプ

属性の注記

SOP インスタンス (0008,0018)
UID

R+*

アプリケーションが、情報オブジェクトインスタンスを変える場合、新しい情報オブジェクトインスタンスに、新しい UID を割り当てなければならない。

(0008,0005)

O+*

空白であるか、または“ISO_IR100”値をもって存在しなければならない。ASCII および ISO_IR100 だけが、
このプロファイルでサポートされる。メッセージにおける特質コードは、この要素の値を反映する。IHE-RO は、
潜在的に単一コード UTF-8 を用いるが、しかしこのプ
ロファイルにおいては用いていないが、より広い多言語サポートを提供する目標をもっている。

インスタンス創造 (0008,0012)
月日O+*

アクタは、正しく作動するために、この属性の存在に依存してはならない。

インスタンス創造 (0008,0013)
時間O+*

アクタは、正しく作動するために、この属性の存在に依存してはならない。

インスタンスクリ (0008,0014)
エータ UIDO+*

アクタは、正しく作動するために、この属性の存在に依存してはならない。

(0020,0013)

O+*

アクタは、正しく作動するために、この属性の存在に依存してはならない。

特定の特質セット

インスタンス数

標識

121
試験的的実施案
01/7/2008

著作権©2006-2007:ASTRO,AAPM,RSNA,HIMSS