作業環境測定⼠試験（有機溶剤）（平成15年8⽉

問１実施分）

次の有機溶剤の組合せのうち、両者とも⽔によく溶けるものはどれか。

１ アセトン
２ クロロホルム
３ エチルエーテル
４ メチルエチルケトン
５ スチレン

キシレン
メタノール
⼆硫化炭素
酢酸メチル
トリクロロエチレン

問２ 次の有機溶剤のうち、⼀定温度における蒸気の拡散速度が最も⼩さいものはど
れか。
１ 四塩化炭素２ 1,2-ジクロロエタン
３ クロロホルム
４ トリクロロエチレン
５ クロロベンゼン

問３ ある有機溶剤を元素分析したところ、次の結果を得た。この有機溶剤は下のうちどれか。
元素
質量百分率
１２３４５Ｃ
24.2％

Ｈ
4.0％

Ｃl71.7％

問４クロロベンゼン
テトラクロロエチレン
オルト-ジクロロベンゼン
トリクロロエチレン
1,2-ジクロロエタン

シリカゲル管に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ シリカゲルは、⼀般に無極性や極性の弱い有機溶剤の蒸気を捕集するのに使⽤される。
２ シリカゲルは、100〜110 ℃ 程度で約１時間加熱して活性化する。
３ シリカゲルは、活性炭より質量あたりの⽐表⾯積は⼩さい。
４ シリカゲルからの対象物質の脱着には極性溶媒を⽤いる。

５ シリカゲル管に有機溶剤蒸気を捕集する場合､⼀般に 0.1〜1.0リット
ル/minの流量で試料空気を吸引する。
問５

捕集袋に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ 捕集袋に捕集した有機溶剤蒸気の減衰は、主に吸着や透過が原因である。
２ 作業環境測定⽤として、⼀般に多⽤されているものは、ポリエチレン製の捕集袋である。
３ ダイヤフラムポンプを通して、捕集袋に試料空気を送⼊して採取することもある。
４ 試料空気中の⽔分を除くために無⽔炭酸カリウム充填管を、捕集袋の⼊⼝につけることがある。
５ 捕集袋に採取した試料空気の保存には、常温で温度変化の少ない暗所を選ぶ必要がある。
問６

トルエンの固体捕集法に関する次の記述のイからニまでの（）に⼊る⽤語の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。
「環境空気中のトルエンを固体捕集法で活性炭に捕集した場合、トルエンは（ イ ）物質なので、脱着溶媒には（ ロ ）物質を⽤いる。（ ハ ）物質である（ ニ ）を⽤いると脱着率は低くなる。」
１２３４５イ極性
極性
極性
無極性
無極性

ロ極性
無極性
無極性
極性
無極性

ハ無極性
極性
極性
無極性
極性

ニ⼆硫化炭素
メタノール
⼆硫化炭素
⼆硫化炭素
メタノール

問７ トルエンなどの芳⾹族炭化⽔素類の測定に⽤いられるガス検知管の変⾊機構として、正しいものは次のうちどれか。
１ pＨの変化によるpＨ指⽰薬の変⾊
２ ６価クロムイオンの還元によるクロムイオンの変⾊
３ 硫酸酸性五酸化⼆ヨウ素の還元によりヨウ素が遊離することによる変⾊

４ 発煙硫酸で酸化されて重合物が⽣成することによる変⾊
５ ヒドラジンとの反応により炭酸ヒドラジンが⽣成することによる変⾊問８ガスクロマトグラフ分析法において、キャピラリーカラムを⽤いる場合には、キャリヤーガス流量Ｆを直接測ることがむずかしいので、吸着しない適当な物質を注⼊して、その保持時間ｔからＦを計算する。このとき⽤いる式として正しいものは、次のうちどれか。
ただし、ｄはカラム内径、Ｌはカラムの⻑さである。

問９

ガスクロマトグラムにおいて､ある成分の保持時間に相当する⻑さが7.0 cm､ピーク幅は 5.0 mm であった。
理論段数に最も近い値は、次のうちどれか。
１２３４５200
2000
250031003600

問１０ ⽔素炎イオン化検出器（ＦＩＤ）の脂肪族飽和炭化⽔素の相対モル感度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
１ 炭素数によらずほぼ⼀定である。
２ 炭素数にほぼ⽐例する。
３ 同じ炭素数の塩素置換体と同じ値になる。

４ 同じ炭素数のエーテルより⼩さい。
５ 同じ炭素数のアルコールより⼩さい。
問１１（

ガスクロマトグラフ分析法に関する次の記述のイからニまでの）に⼊る数値の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。
「カラムの⻑さが 1/2 倍になると、計算上は､保持容量および理論段数はそれぞれ（ イ ）倍となり､クロマトグラム上の⼆つのピークの保持時間は､それぞれ 1/2 倍となる。
また、分離度は（ ロ ）倍、それぞれのピーク幅は （ ハ ）倍､ピーク⾼さは（ ニ ）倍となる。
ただし、カラムの⻑さ以外の測定条件は同⼀とする。」
イ問１２ロハニ

ガスクロマトグラム上のあるピークの保持時間に相当する⻑さが 7.0cm､ピーク幅が 4.0 mm であった。このピークについて計算した理論段⾼さ（単位段数当たりのカラムの⻑さ）として､正しい値に最も近いものは次のうちどれか｡
ただし、カラムの⻑さは 3.0 m である。
１２３４５0.10 mm
0.31 mm0.61 mm
1.2 mm
2.5 mm

問１３ ある有機溶剤の蒸気を含む環境空気を体積流量Ｆでｔ時間吸引して体積Ｖの捕集液中に捕集し、光路⻑Ｌのセルで吸光度を測定したところＡであった。この有機溶剤の捕集液中におけるモル吸光係数をεとしたとき、環境空気中のこの有機溶剤の体積分率を表わす式として正しいものは次のうちどれか。
ただし、捕集効率を 100％ として､気体はすべて理想気体の式に従うものとする。Ｒは気体定数、Ｔおよびｐは環境空気の熱⼒学温度（絶対温度）および圧⼒である。
１ ＡＲＴＶ／ＬｐＦｔε２ ＡＲＴＦｔ／ＬｐＶε
３ ＬｐＶε／ＡＲＴＦｔ
４ ＬｐＦｔε／ＡＲＴＶ
５ ＬＲＴε／ＡＶｐＦｔ
問１４

硫酸ホルマリン試薬を⽤いた吸光光度分析法で定量するとき、どちらも定量可能な有機溶剤の組合せは、次のうちどれか。
１ キシレン

シクロヘキサン２ クロロホルム

四塩化炭素

３ トリクロロエチレン

トルエン

４ スチレントルエン

５ アセトンメチルエチルケトン

問１５

吸収極⼤波⻑のモル吸光係数が 3.5 × 103 である物質 40 mg を1.0 リットルに完全に溶解した。この溶液を光路⻑ 1.0 cm のセルに⼊れ、吸収極⼤波⻑の透過率を測定したところ、透過率は 20％ であった。この物質の分⼦量として正しい値に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、log10２＝0.3 とする。
１２３４５160200240280320

問１６ 吸光光度分析法における分析対象の有機溶剤Ａとその発⾊反応法Ｂとの組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
１２３４５Ａ
キシレン
メタノール
イソプロピルアルコール
⼆硫化炭素
メチルエチルケトン

Ｂ
ヒドロキサム酸法
クロモトロープ酸法
ナフチルエチレンジアミン法
ジエチルアミン銅法
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン法

問１７

トルエンを含む試料空気を 0.20 リットル/min の流量で活性炭をつめた捕集管に 20 分間通じた後、捕集管から活性炭を取り出し、捕集されていたトルエンを⼆硫化炭素 2.0 mリットルで脱着させて試料液とした。この試料液 1.0μリットルをガスクロマトグラフに導⼊して分析したところ、トルエン 0.90μg に相当する値を得た。回収率を 90％ とすると、試料空気中のトルエン濃度（体積分率）に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、トルエンの分⼦量を 92 とする。
１30 ppm

２80 ppm

３ 130 ppm
４ 180 ppm
５ 230 ppm

問１８ 環境空気中のトルエン濃度を測定したところ、27 ℃、101 kPa で、276 mg/ｍ3 であった。トルエンの空気中濃度（体積分率）の値として、最も近いものは次のうちどれか。
ただし､トルエンの分⼦量を 92､気体定数を 0.082リットル･atm･Ｋ-1･mol1とする。
１25 ppm

２50 ppm

３４５75 ppm
100 ppm
125 ppm

問１９ メチルエチルケトンの標準ガスをつくるため、標準ガス発⽣管にメチルエチルケトン（液体）を 2.0 μリットル ⼊れ、標準ガス発⽣管の底部を約 40 ℃に加温しながら、流量 1.0 リットル/min のポンプを⽤いて 54 分間清浄空気を送り、希釈袋に集めた。希釈袋中のメチルエチルケトンの空気中濃度（体積分率）の値に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、メチルエチルケトン（液体）の密度を 0.80g･cm-3､分⼦量を 72 とし、希釈に⽤いた清浄空気の温度は 25 ℃ とする｡希釈袋内の濃度減衰はないものとする。
１ 5 ppm
２ 10 ppm
３ 15 ppm

４ 20 ppm
５ 30 ppm

問２０

⼆硫化炭素 50 mリットル中にクロロホルム 400 μリットルを含む標準液がある。この標準液 6.0 μリットル をマイクロシリンジで採取し、温度 25 ℃の清浄空気の⼊っている 1.0 リットルの真空捕集びんに完全に蒸発させた場
合、真空捕集びん中のクロロホルム濃度（体積分率）として、正しい値に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、クロロホルム（液体）の密度を 1.5 g･cm-3､分⼦量を 119 とする｡
１5 ppm２10 ppm

３15 ppm

４20 ppm

５25 ppm（終り）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。