使用上のご注意
ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用の前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。
この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う

警告 可能性が想定される内容を示しています。

この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が注意 発生する可能性が想定される内容を示しています。
取扱上のご注意

警告

注意・製品は、家庭の洋式トイレ用の立ち上がり・座り補助のための据え置き手すりです。
それ以外の用途には使用しないでください。
・体重が100kgを超える方は使用しないでください。
・手すりが濡れた状態で使用しないでください。
・手すりをはね上げているときは、寄りかかったり引っ張るような力をかけないでください。
・手すりの先端や端部に力をかけないでください。
・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。
・以下のことを守って設置を行ってください。怠ると取付が不安定になり、けがの原因になります。
・アジャスターは5ｍｍ以上伸ばさないでください。
・取り付け可能な便器以外に取り付けないでください。
・ジョイントバーを便器に押し付けた状態で取付けてください。
・便器がしっかり固定されていることを確認してください。
・改造や加工をしないでください。
・ハンドルは、工具を使用して締め付けないでください。
・定期的に点検を行い、ガタツキやネジの緩み、部品の破損がないことを確認してください。
・製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の室内で保管してください。

使用上のご注意
・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。
ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談してください。
ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお薦めします。ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。

・予測できない行動をとる方や、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。

警告

ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すり部の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては生命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。
自力で危険な状態から回避することができない利用者（認知症など）の方につきましては、ご使用を控えてください。
※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、直ちに使用をやめ、医師や介護士、ケアマネージャーなどの専門家に相談し、適切な処置を受けてください。

・製品が破損している、または正常な状態でない時は使用しないでください。
・使用中にゆるみやがたつきが発生した場合は、直ちに使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
・手すりと手すりの間に身体の一部が挟まらないように注意してください。

注意

・設置後、がたつき、ねじのゆるみ、締め忘れがないことを必ず確認してください。
・固定式でないため設置後の安定性にもご注意ください。
・ご使用の際は幼児が近づかないようにしてください。
・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。

①

仕様

５５．６～７０．６（６段階調節）

４６
５６

６２～７２

品

名ＦＲ手すり[単位：cm]

品番コード

TAISコード

重量627-050

01235-000178

約11.6kg※最大使用者体重 100kg

各部のなまえ・材質
ひじ掛け部(右)ベルト
ひじ掛け部(左)

付 属 品
ハンドル

脚部(右)

脚部(左)
六角レンチ 対辺6mm

ジョイントバーアジャスター

材部 材 の 名 称質

ひじ掛け部（右）ステンレス 手すり：天然木

脚部（右）ステンレス アジャスター：合成ゴム

ひじ掛け部（左）ステンレス 手すり：天然木

脚部（左）ステンレス ハンドル：樹脂 アジャスター：合成ゴム

ベルト

合成ゴム

ジョイントバー

芯材：ステンレス 被膜：樹脂

六角レンチ 対辺6mm

スチール

入 数

1※1

1

※1 ＦＲ手すりは製品組立済で梱包されています。

②

便器への取付方法※手すりの幅調整、ジョイントバーの角度調整をする場合、プラスチックハンマー又はそれに準ずるものが必要です。

①手すりの幅を便器に合わせる

左右の脚部にある幅調整ねじを六角レンチで緩め、幅調整ねじの先端部をプラスチックハンマー等で叩いてロックを解除してください。その後、取り付ける便器の幅に合わせて手すりの幅を調整し、幅調整ねじで仮組してください。
（再度幅を調整する場合は幅調整ねじを緩め、幅調整ねじの先端部をプラスチックハンマー等で叩いてロックを解除してください。）

便器
幅調整ねじ

幅調整ねじ

緩める

幅調整
0～5cm

六角レンチ

六角レンチで緩めた後、プラスチックハンマー等で叩いてロックを解除

幅調整
0～5cm

②ジョイントバーの角度調整
ジョイントバーの角度を便器の形状に合うように調整してセットしてください。
六角レンチを使用して、左右の脚部の幅調整ねじをしっかりと締めつけてください。
ジョイントバー

注 意

幅調整ねじ

締める
ジョイントバー
六角レンチ

便器に合わせる。

ジョイントバーと便器の接触が多いところに合わせてください。

③便器裏側にベルトを通すストッパーを押してラッチを解除し、ベルトをすべて引き出して便器の裏側に通してください。

便器
引く

注 意

ベルト

押す
ベルト

ベルト
ストッパー

ベルトをすべて取り出してからトイレの下の方を通るように回してください。

③

便器への取付方法④ベルトを締めて固定
ベルト先端の金具を、脚部（右）のフックに引っ掛けてください。
そして、ハンドルを回し便器をベルトで締め付けてください。
脚部（右）ひっかける ベルト

注 意

脚部（左）

ベルトを張る

ベルト
金具
フック

ハンドル

ジョイントバーを引っ張る。

回す
ベルトを張る
ハンドルを回して取り付けたベルトの張りを調整するためにジョイントバーを引っ張って均等になるようにしてください。その後、ハンドルを増し締めしてベルトを張りなおしてください。

注意
フックに金具をひっかけているか必ず確認してください。
違うところに金具をひっかけると破損する恐れがあります。

⑤アジャスターの調整
脚部のアジャスター（４か所）を回し、がたつきがないよう高さを調整してください。

アジャスター

注意
アジャスターは5mm以上伸ばさないでください。

回す⑥ひじ掛け高さ調節
高さ調節つまみを取りはずし、ひじ掛け部をスライドさせて、マークに合わせて高さを調節し、高さ調節つまみで固定してください。

マーク
高さ調節
マークと脚部の端を合わせる。

マーク

高さ調節つまみ

高さ調節つまみ④

便器への取付方法⑦安全の確認ずれやガタツキが無いことを確認してから使用してください。

脚部（左）
ベルト

注意
ひじ掛けを持って前後左右に揺らし便器と手すりが固定されているか確認してください。

収納する場合は取付手順の逆の操作をしてください。
床への設置方法（ねじ、アンカーは別途お買い求めください。）
本製品は床に直接設置することもできます。

床が木の場合床がコンクリートやタイルの場合必要な工具

必要な工具

・電動ドリル・ドリル刃（木用Φ3mm）

・電動ドリル・ドリル刃（コンクリート用Φ6.5mm）
・ハンマー（アンカー固定用）
・ソケットレンチ（10mm）

取付方法

取付方法

① 設置場所を決めた後、木用ドリル刃で下穴をあけてください。
② 木ねじでしっかり固定してください。

① 設置場所を決めた後、コンクリートドリル刃で下穴をあけてください。
② 下穴にアンカーボルトを差し込み、アンカーボルト上部のピンをハンマーでたたき込んでください。
③ ソケットレンチでナットを締め固定してください。
ナット（M6）

木ねじ（呼び6.2）
脚部

脚部

アンカーボルト（M6）

下穴（Φ3mm以下）

下穴（Φ6.5mm 深さ30mm）※左右の脚部2カ所に固定してください。
木ねじ、アンカーボルトは別売りです。別途お買い求めください。

⑤

ご使用方法● 便器に座った時の姿勢保持や便器からの立ち座りの補助にご使用ください。
また、便器前方の手すりを利用することにより排泄しやすい、前傾姿勢を保持できます。
● 便器へのアプローチの際、必要に応じて手すりをはね上げることができます。

注意

手すりの上に乗ったり、座ったりしないでください。

手すりと手すりの間に身体の一部がはねあげた手すりに寄りかかったり、引っ張るなどの力を加えないでください。 挟まらないように注意してください。

お手入れ方法■日常のお手入れ
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

注意

下記のものは、お手入れに使用しないでください。
・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤・シンナー、油類などの有機溶剤・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ■消毒方法
消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。

注意

下記のものは、消毒に使用しないでください。
オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）■点検
定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。
異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。
■保管方法
直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。
高温多湿の場所で保管しますと、変形や変色の原因となります。

⑥

PL
E

M

PL
E

M

SA

SA

PL

M

SA

E

E

PL

M

SA

E

PL

M

SA

SA
M

PL
E
PL
E

SA
M