超音波レベルモニタ

UW3000概 要
UW3000 は、コストパフォーマンスに優れた小形・軽量の超音波レベルモニタです。
ポリプロピレンのコンパクトなボディは、クリーンな構造で純水、薬液等のレベル管理に最適です。
DSP 搭載により安定した距離計測が可能となっています。
表示部にグラフィック液晶を採用し、設置時やメンテナンス時に有効な反射波形の表示が可能です。また、超音波ビーム角度内の障害物にマスク処理を行い、不要反射の影響を回避して計測することができます。
DC4 〜 20mA 電流出力、上下限警報の他、メンテナンス用の RS485（MODBUS）により遠隔管理が簡単に行えます。
堰式流量計モードを標準搭載しており、三角堰、全幅堰などの流量計測が可能です。

特徴❏ コンパクトな形状で小形、軽量、ローコスト❏ ポリプロピレンのシンプルボディで、クリーンな構造❏ 測定対象物に非接触でレベル管理ができるため、半導体プロセスタンクや食品タンクに使用可能❏ DSP 機能により安定した距離計測を実現❏ 本体内部のグラフィック液晶表示により、レベル値や超音波反射波形を表示可能
また、キースイッチと液晶表示により容易にデータ設定と変更が可能❏ 超音波ビーム角度内の障害物にマスク処理を行い、計測することが可能● 設定（本体内部キースイッチにより任意設定）

表示モードの設定／電流出力上下限の設定／❏ DC4 〜 20mA 電流出力、警報出力接点、RS485 により遠隔管理が上下限警報出力値の設定／堰式流量計の設定／

可能

超音波反射波形設定❏ 10m まで距離計測可能● 出力機能❏ CE マーク付き

電流出力

標準仕様
● 測定対象● 測長● 不感帯（発信面より）● 周波数● ビーム角度● 動作モード● 表示（本体内部）
表 示
パラメータ表示

長さ表示単位分解能● 表示精度

DC4 〜 20mA ±0.02mA ／最大負荷
抵抗 500Ω

警報出力
液体
最大 10m
最小 0.3m
50kHz(45 〜 55kHz)
7°（片側）
レベル計測モード
堰式流量計モード（付加機能）
グラフィック液晶（128×64dot）（キースイッチにより切換）＜レベル計測モード＞
TOP 基準距離表示
BOTTOM 基準距離表示％表示
超音波反射波形表示＜堰式流量計モード＞
堰式流量計表示
BOTTOM 基準距離表示％表示
超音波反射波形表示
m1mm±0.25% F.S.

上下各 1 点／ NPN オープンコレクタ
定格容量：DC30V/0.1A Max.

ディジタル出力

RS485 MODBUS（RTU）（伝送距離：1200m 以内）● 電源

DC12 〜 24V ±10%● 消費電力3W 以下● 使用温度‒20°C 〜 +70°C（ただし、氷結・結露● 周囲湿度

最大 80％（31°C）● 使用圧力大気圧● 保存温度‒30°C 〜 +80°C（ただし、氷結・結露のないこと）のないこと）● 材

質
本体・カバーPP（ポリプロピレン）

送受信面

PP（ポリプロピレン）

Ｏリング

フッ素ゴム（FKM）● 取付けG2（PF2）
おねじ● 保護等級

IP65 相当（フタ開放時、IP20 相当）● メモリーバックアップ

FERAM● 質350g（ケーブル除く）

量● ケーブル

配線ケーブル長 10m ／防水コネクタ式
8 心 ×0.3mm2、シールド付き
仕上り外径 約 7mm
TG-L1028-J00
初版 2018 11 K

超音波レベルモニタ UW3000

取付け方法● タンク上部に水平に取付けてください。
● 取付けねじサイズ G2 の台座を設置し、ねじ込みにより取付けてください。
● 金属製のナット、フランジ等を使用しないでください。誤計測の原因となります。

固定には樹脂製のナット、フランジ等をご使用ください。
● 取付け例

超音波送受波面ねじによる取付け方法

フランジによる取付け方法

取付け上の注意事項❏ 本体の取付けは手締めで行い、必要以上に締めないでください。機器を破損する恐れがあります。
❏ 同一タンクに複数の超音波レベルモニタを取付けないでください。相互干渉し測定不能になります。
❏ 超音波送受波面がタンク内に突起するように取付けてください。
❏ ノズルに取付ける場合、ノズル内に凹凸のないようにし、 ノズル径 ＞ ノズル長さ❏ 直射日光を受ける場合は、日除けを設置してください。になるようにしてください。

❏ ビーム角度内にはしご、温度計などの構造物や、投入物が入らない場所に取付けてください。
❏ 障害物からはなるべく離して設置してください。
❏ ノズル、タンク壁にビーム角度がかからないように取付けてください。
❏ 超音波の発信障害となるので、付属のＯリングは必ず取付けてください。また、薄板への取付けは避けてください。

ビーム角度14°
L

RL（m）
0.3
0.50
1.00
2.00
4.00
5.00
7.00
8.00
10.00

R（m）
0.07
0.09
0.15
0.28
0.52
0.64
0.89
1.01
1.26

● 取付け時の注意事項

ノズル内にバリや溶接などの凸部がないこと

2TOKYO KEISO CO., LTD.

ビームがノズルにかからないよう取付け

直射日光が当たる場合は日除けをつける

TG-L1028-J00

超音波レベルモニタ UW3000

取付け位置❏ 超音波ビーム角度内に障害物がない場所で測定面が水平になるように取付けてください。
❏ タンク壁からは最低 200mm 以上離して取付けてください。
（ノイズにより誤動作します）❏ タンクの中心部への取付けは避けてください。特にドームやコーンルーフタンクでは多重反射が発生します。
❏ 測定面に激しい波立ちや泡の発生する場合、また激しい蒸気やガスの発生する場合は、測定不能になります。

取付け例
≧200

タンク半径の½〜⅔の位置

大気圧‒20°C〜+70°C

障害物のない場所に液の投入口や構造物の近くは避ける

激しい波立ち、泡の発生するところは避ける

TG-L1028-J00

ピット、水路にはアームを出して取付け

使用温度・圧力範囲内で使用

タンク中心部への取付けは避ける

送受波面を液面に平行に取付ける

激しい蒸気、ガスの発生するところは避ける

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

超音波レベルモニタ UW3000

外形図

切替えによる４つの表示画面
φ93

TOP 基準距離表示

70（超音波送受波面から液面までの距離表示）

110

BOTTOM 基準距離表示% 表示（0 点位置からの液面までのレベル表示）

40（残量率および電流出力値）

超音波反射波形表示

Oリング

φ56

超音波送受波面G2（PF2）（取付けねじ）
取付け時やメンテナンス時に反射波形の確認ができる
ため問題解決に有効。

結線図
電DC12〜24V源
上限警報リレー

下限警報リレー
ADC+赤DC‒黒赤色リード線 ........... DC12-24V（+）
黒色リード線 ........... DC12-24V（‒）

黄黄色リード線 ........... 上限警報 SW（オープンコレクタ出力 NPN 形）
白色リード線 ........... 下限警報 SW（オープンコレクタ出力 NPN 形）

白

橙色リード線 ........... RS485（A+）
茶色リード線 ........... RS485
（B‒）

RS485
（A+）

橙緑色リード線 ........... 4-20mA 電流出力（+）
青色リード線 ........... GND（‒）（上下限警報 SW、4-20mA 出力）

RS485
（B‒）

茶4‒20mA 出力緑【注意】上 下 限 警 報 出 力 定 格 は 30V、0.1A で す。リレ ー 等 を青接続する場合、定格以内の電圧、電流のものを使用してシールドください。

仕様コード

ご注文時指定事項

形式：UW3000

1. 仕様コード

仕様コード
UW3200オプション

シールド線 ............... 接地（青色リード線と接続し、接地する）

/RS

内 容
測長：10m Max.
指定パラメータ入力※指定のない場合は当社標準のパラメータにて出荷例）UW3200
2. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を略号［/RS］
でご指定ください。
例）UW3200/RS
また、4 mA 出力位置、20mA 出力位置、上・下限警報位置（必要時）を超音波送受波面から各位置までの距離で指定ください。

4TG-L1028-J00