取扱説明書
保証書付

電動リモートコントロールベッド

INTIME 3000シリーズ※イラストは別売のマットレスを載せた状態です

このたびは、INTIME 3000シリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●● ベッドをお使いになる前に、「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
●● お読みになった後も、いつでも見られる場所に「取扱説明書」を保管してください。

7F13029900A0

本製品の特長■この製品は、ご家庭でのライフスタイルにあわせて多目的にご利用いただくために作られたベッドです。

こんなことができます

このマークの数字は、説明のあるページを示しています。

1. ベッドポジションを自在にコントロール❶ラクリアモーション
［

機

❸背あげ［

22・23ページ］

機

能： 背を水平から75°まで無段階に動かせる
そ の 際、 背 の 動 き と 連 動 し て 膝・
ベッド高さも自動で動く●● 身体のずれを軽減する背あげ／背さげ

26ページ］

能： 背を水平から75°まで無段階に動かせる●● ベッドからの起きあがりがより楽になる●● 上体を起こした姿勢を保持しやすい

使用シーン： 起床時のサポート
ベッド上で読書する・TVを観るときなど●● ベッドからの起きあがりがより楽になる●● 上体を起こした姿勢を保持しやすい●● ベッドの乗り降りや介護の負担を軽減

使用シーン： 起床時のサポート
ベッド上で読書する・TVを観るとき
など

75

75

❹膝あげ［
機

機

能： 膝を水平から30°まで無段階に動かせる
足先を腰よりも高くあげることができる●● 背あげ/背さげによる身体のずれを軽減

使用シーン： 足が疲れたり、むくんだりしたときなど❷らくらくモーション［

28ぺージ］

24・25ページ］

能： 背を水平から75°まで無段階に動かせる
そ の 際、 背 の 動 き と 連 動 し て 膝 も自動で動く●● 身体のずれを軽減する背あげ／背さげ

30●● ベッドからの起きあがりがより楽になる●● 上体を起こした姿勢を保持しやすい❺高さ調節［使用シーン： 起床時のサポート
ベッド上で読書する・TVを観るときなど

機

27ページ］

能： ベ ッ ド の 高 さ を21.5～65cmま で 無段階に動かせる●● ベッドの乗り降りや介護の負担を軽減

使用シーン： ベッドへの乗り降り時、介護のときなど
75

65cm
〜
21.5cm1

本製品の特長

２. ベッドポジションのメモリー［29ページ］

あらかじめ設定したメモリーポジションに向けて、ベッドの背・膝の角度、ベッドの高さ（床高）を調節します。

3. 見やすい・使いやすい手元スイッチ●● 手元スイッチの表示パネルに背・膝の角度やベッドの高さが表示されます。

ベッドの調節時に角度や高さが一目でわかります。

●● 操作ボタンやメモリーボタンの突起により、触感で/またはメモリーボタン1/2を区別できます。

表示パネル

突起

4. 静かなベッド動作
動作音が静かなアクチュエーター（モーター）を使用しています。

5. 入眠と起床の自動運転や眠りの状態表示・スマートフォンによるベッド操作ができます●● Active Sleep ANALYZER（RQ-30***機種のみ搭載）と組み合わせることで、入眠と起床の自動運転や眠りの状態表示などを設定することができます。

●● Active Sleep ANALYZERと組合わせることで、スマートフォンによるベッド操作ができるようになります。

※詳細な取扱いは、Active Sleep ANALYZERの取扱説明書またはActive Sleep AppのFAQをご覧ください。

6. サポートオプションが使えます
身体の状態にあわせて、サポートオプションであるベッドサイドレール（別売）やベッド用グリップ（別売）を取付けることができます。

ベッドサイドレール

ベッド用グリップ2

INDEX「安全上の注意」「設置上の注意」を必ずお読みください。
（

もくじ

6～16ページ）

1 各部の名称… ……………………………………………………………… 5

2 安全上の注意… ……………………………………………………… 6～15
3 設置上の注意… ……………………………………………………………16
4 キューブ（宮付）※RQ-3＊＊2＊のみ… ……………………………17
5 手元スイッチの取付位置…………………………………………………18

1. 手元スイッチの配線方向について… ……………………………………………… 18
2. 手元スイッチの取付けかた… ……………………………………………………… 18

6 ベッドの使用方法… ……………………………………………… 19～29

1. 手元スイッチの各部の名称と働き… ……………………………………… 19・20
2. ベッド／手元スイッチの電源の入れかた… ……………………………………… 21
3. 背の動かしかた… …………………………………………………………… 22～26
4. ベッドの高さ調節のしかた… ……………………………………………………… 27
5. 膝の動かしかた… …………………………………………………………………… 28
6. メモリーポジションへの動かしかた… …………………………………………… 29

7 手元スイッチによるベッドの設定のしかた………………… 30～35

1. 設定モードへの切換え… …………………………………………………………… 30
2. ベッドの各動作設定… ……………………………………………………… 31・32
3. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定…………………………………………… 33
4. メモリーポジションの設定… ……………………………………………………… 34
5. 設定のリセット… …………………………………………………………………… 35
6. 手元スイッチの交換お知らせ表示… ……………………………………………… 35

8 緊急時のベッド操作のしかた…………………………………… 36～39

1. 手動による背さげのしかた/戻しかた……………………………………… 36～38
2. スマートハンドル（NN-2000：別売）について… ……………………………… 39

9 サイドパネルの取付向き変更方法… ………………………… 40・41
 適合オプション… ………………………………………………… 42～46
1. Active Sleep ANALYZER… …………………………………………………………… 43
2. ベッドサイドレール… ……………………………………………………………… 43
3. ソフトカバー付／クリアカバー付／サクっとポケット付ベッドサイドレール………… 44… …………… 44
4. ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー/サイドグリップ）
5. ソフトカバー付ベッド用グリップ… ……………………………………………… 45
6. ベッドサイドテーブル… …………………………………………………………… 45
7. キャスター… ………………………………………………………………………… 46
8. 脚座ゴムシート… …………………………………………………………………… 46
9. スマートハンドル… ………………………………………………………………… 46

 適合オプションの組合せと取付位置… ……………………… 47・48

1. ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー/サイドグリップ）を使用する場合… ……………………………………………………………… 47・48
2. ベッドサイドレールを使用する場合… …………………………………………… 48…………………………………………………………49
 マットレス（別売） 電動介護リフト（床走行式リフト）の使用上のご注意……… 50・51

 定期点検と日常のお手入れ………………………………………………52
1. 定期点検について… ………………………………………………………………… 52
2. 日常のお手入れについて… ………………………………………………………… 52

 故障かな?と思ったら… ………………………………………… 53・54
3

本製品の特長

INDEX

 長期保管と移動（移設）……………………………………………………55

1. 長期保管… …………………………………………………………………………… 55… ………………………………………………………………………… 55
2. 移動（移設） 仕様…………………………………………………………………… 56・57

1. ベッド本体… ………………………………………………………………… 56・57
2. 電装品… ……………………………………………………………………………… 57

1
2

組立・分解方法…………………………………………………………59～118

3

保証書… …………………………………………………………………… 裏表紙

4

アフターサービス…………………………………………………………… 119

5●● お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●● 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。

特別なものを除き、この「取扱説明書」では表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。

●● ご不明な点がありましたら、直接弊社までお問い合せください。
（

119ページ）●● このベッドは日本国内専用です。海外では電源電圧が異なるため使用できません。

7
8
9

おことわり
●「1
●
各部の名称」（

65ページ）以降、本文中に記載の名称を一部以下のように略しております。

・ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー/サイドグリップ） ⇒ ベッド用グリップ

10
11
12
13
14
15
16
17

について

について
このマークは、特に重要な内容や間違えやすい内容、注意点などを記載していることを表しています。

このマークは、ベッドの方向（頭側と足側）を表しています。

4

アフターサービス

この取扱説明書に記載されているマークについて

1 各部の名称

このマークの数字は、説明のあるページを示しています。

各部の名称

1

● ヘッドボード［87］● マットレス止め
（サイド）
［
85］

● 手元スイッチ［
18〜
35・73］● 電源コード［77］● 電源プラグ［88］● フットボード［89］● マットレス止め
（足側）
［
85］
● 背ボトム［83］● 腰ボトム［80・81］● マットレス止め
（大）
［
86］

● 膝・足ボトム［
81〜83］● オプション取付穴［
40〜41］● サイドフレーム［
78〜79］● 滑り止めシート［
90］● サイドパネル［91］

5

2 安全上の注意

必ずお守りください●ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守って※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
けい

こく

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・
ま ひ麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

ちゅういこの表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警 告
注 意

★
『安全上の注意』などに記載の項目で、特に【すき間についての注意】は、生命にかかわる重大な事故につながる可能性のある重要な項目です。本取扱説明書とあわせ、製品に別添の『すき間および電装品についての注意事項』を必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。なお、特に予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

〔安全ラベルについて〕※キューブ（宮付）●● 注意事項の中で、ベッドをお使いになる方に特に注意していただきたい項目をラベルにしてキューブ（宮付）の棚板上面に貼ってあります。はがしたり、傷つけたりしないでください。
●● 安全ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合にはパラテクノコールセンター（
い安全ラベルを取り寄せ、貼り直してください。

キューブ（宮付）

6

119ページ）から新し

2

安全上の注意ください。

2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告
組合せについて安全上の注意2■

ベッドに直接取付けて使用するベッドサイドレール、マットレスなどは、弊社が指定する適合品を使用してください

指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、ベッドが故障したりするおそれがあります。

すき間について※イラストは一例⑥■ すき間に注意してください②●● ベッドやベッドサイドレール・ベッド用グリップなどにはすき間があります。また、ベッドサ
イドレールやベッド用グリップなどを組合せ
るとすき間ができます。これらのすき間に身体の一部（特に頭や首など）をはさむと、けがをするおそれがあります。

①●● 下記のすき間に注意してください。

④
⑦

⑤
③

①ベッドサイドレールなどの内部のすき間② 2 本のベッドサイドレールなどの間のすき間③ベッドサイドレールなどとボードのすき間④ ベ ッ ド サ イ ド レ ー ル な ど と ボ ト ム・
マットレスのすき間（高さ方向）⑤ ベ ッ ド サ イ ド レ ー ル な ど と ボ ト ム・
マットレスのすき間（幅方向）⑥ボードとマットレスのすき間⑦あがっているボトムとボード・ベッド
サイドレールなどのすき間
など

①
⑤

①

②

③

●● 特に、予測できない行動をとると思われる方や⑤

体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

●● ベ ッ ド サ イ ド レ ー ル や ベ ッ ド 用 グ リ ッ プ は「  適 合 オ プ シ ョ ン の 組 合 せ と 取 付 位 置」（
47・48ペ ー ジ） を 参 照 し て、 正 し い
組合せでご使用ください。

④
⑦
⑦

7

けい

こく

警告
ベッド操作について■

ボトム角度やベッドの高さを調節する
ときは、ベッドをご使用の方の状態に注意してください●● ベッドをご使用の方がボトム角度やベッドの高さ調節中に動くと、ベッドから転落したり、すき間にはさまれたりして、けがをするおそれがあります。

●● 特に体位を自分で保持できない方の場合は、身体を支えながら操作してください。

●● はさまれて、けがをするおそれがあります。
●● 特に、予測できない行動をとると思われる方や■体位を自分で保持できない方には十分注意して
ください。

■

ベッド操作を行う際は、動く部分に
身体の一部を入れないでください

ベッドは正しい向き、姿勢で使用してください●● ベッドの頭側・足側を間違えて寝た状態で背あげ・膝あげ動作を行うと無理な姿勢となり、けがをするおそれがあります。

●● うつ伏せや横向き（仰向け以外）で寝た状態での角度調節は、関節を逆に曲げることになり、けがをするおそれがあります。

●● ベッドの可動部とフレームやベッドサイドレール・

ベッド用グリップなどとの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

■●● ２台のベッドを並べて使用する場合は、隣のベッドの動作にご注意ください。

●● ベッド操作を行う際は、ベッドの下や内部および周りに人や障害物がないことを確認してくだ
さい。

操作が理解できないと思われる方（12歳 以 下 の お 子 様 や 認 知 症 の 方など）に、操作させないでください●● 誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬけがをするおそれがあります。1人で手元スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。

●● ベッドの動作を止めたい場合は、手元スイッチの操作ボタンから手を離してください。

●● ス マ ー ト フ ォ ン で の ベ ッ ド 操 作 に つ い て、Active Sleep ANALYZER（RQ-30***機種のみ）の取扱説明書をご覧ください。

◦操作禁止ボタンで手元スイッチの操作ボタン（すべての操作ボタンまたは各動作部位の操作ボタン）をロック（操作禁止）する。
（操作方法は33ページ）◦電源プラグを抜く。

82

安全上の注意■身体の一部がすき間に入った状態で、ベッドの操作をしないでください2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告

安全上の注意2

ベッド操作について■

介護者の方などがベッドから離れたりベッドをご使用の方から一時的に目を離したりするときは、ボトムの角度やベッドの高さに注意してください■

ラクリアモーションの操作後に、端座位や離床を行うときは、
ベッドの高さに注意してください■スイングアームを固定していないと、ラクリア
モーション動作時にスイングアームが不意に動き、けがをするおそれがあります。

万一のベッドからの転落や背あげ時の上体の倒れに備え、ご使用の方の状況に応じて、ボトムの角度を水平にしてベッドの高さを一番低い位置にしてください。

●● ラクリアモーションによる背 あげ 操 作 では、ベッドが傾斜するため、ベッドの高さが変わることがあります。
●● ラクリアモーションによる背さげ 操 作では、
背あげ前のベッドの高さに戻らないことがあります。
・・

上記の場合、
足がゆかに着かずに転落・転倒してけがをするおそれがあります。

■

ラクリアモーションの状態で、背さげや高ささげ のボタンを押すと、ゆかと膝の角度が大きくなる場合がありますので注意してください・

ラクリアモーション動作時は、スイングアーム介 助バーのスイングアームを固定した状態で行ってください・

膝があがった状態では、膝がさがらずに傾斜したベッドが水平になる動きをすることがありますので、端座位をされている場合は、バランスをくずして転落・転倒のおそれがあります。体位の保持に不安のある方は、
ベッド上に一旦戻り、ベッド・背・膝を水平な状態にしてから再度、端座位をおとり
ください。

9

けい

こく

警告

■

ベッドサイドレール・ベッド用グリップやヘッドボード・フットボードなどに腰掛けたりしないでください

ベッドから転落・転倒してけがをしたり、ベッドが故障したりするおそれがあります。特にお子様にはご注意ください。

ベッドから転落・転倒してけがをしたり、ベッドやベッドサイドレール・ベッド用グリップなどが破損・変形して、けがをしたりするおそれがあります。

■

ベッドを踏み台代わりにしたり、ベッド
上で飛び跳ねたりしないでください■ 乳幼児やお子様には使用しないでください

サイドフレームやヘッドボード・フッ
トボードを手すり代わりにしたり、足をかけて乗り降りしたりしないでくだ
さい●● 本製品は乳幼児やお子様向けに設計されていません。ベッドサイドレールなどのすき間に身体の一部をはさみ、けがをするおそれがあります。

●● ベッドサイドレールを使用していてもすき間から転落して、けがをするおそれがあります。

■

ベッドサイドレール使用時もベッドからの転落に十分注意してください●● ベッドから転落・転倒してけがをするおそれがあります。

●● サイドフレームやヘッドボード・フットボード●● ベッドサイドレールとベッドサイドレール、に大きな力がかかり、サイドパネルが外れるな
どして、破損･変形するおそれがあります。

■

各ボードとベッドサイドレールのすき間から転落し、けがをするおそれがあります。

●● ベッドサイドレールの上から身を乗り出して転落し、けがをするおそれがあります。特に厚みのあるマットレスを使用する場合はご注意ください。

あがった状態の背ボトムを手すり代わりにしないでください●● ベッドの背をあげた状態で使用される場合は、つかまったり、立ちあがったりするときなどに支えとして使用すると背ボトムが倒れ、転倒してけがをするおそれがあります。

転落予防としての効果を十分に発揮できない
おそれがあります。

●● 特に、予測できない行動をとると思われる方や

10

体位を自分で保持できない方には十分注意して
ください。

2

安全上の注意■転落・転倒について

2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告
電装品について安全上の注意2■■

手元スイッチなどの電装品の取扱いに注意してください

電源コードや手元スイッチのコードに、足を引っ掛けないでください●● 電源プラグやコードが破損し、感電・火災のおそれがあります。

●● 転倒して、けがをするおそれがあります。

■

フックの破損●● コード類が破損し、感電・火災のおそれがあり手元スイッチの破損ます。

●● やむを得ずその他の機器のコードをベッド内部

コードの傷やベッドの下を通す場合は、ベッドの可動部などでコードを圧迫するなどしないでください。

●● ベッドが誤作動してけがをしたり、故障したりする原因となります。また、感電・火災のおそれがあります。
◦ぶつけたり傷をつけたりしないでください。
◦落としたり、コードを無理に引っ張ったりしないでください。

■

電子治療器を使用するときは、電源
プラグを抜いてください■

お手入れや掃除などの際は、電源プラグを抜いてください■

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください■

電源プラグに無理な力を加えないでください

電子治療器（マイクロ波治療器、超短波治療器など）を同時に使用した場合、ベッドの故障や誤動作の原因となります。
なお、他のME機器と併用するときは、安全をご確認の上ご使用ください。

●● 傷 ん だ 手 元 ス イ ッ チ な ど の 電 装 品 は、 修 理（交換）を依頼してください。

■

ベッド、適合オプション以外のコード類
は、ベッド内部やベッドの下を通さないでください

コード類（電源コードなど）は正しく
配線し、傷つけないでください

誤操作によりベッドが動作し、けがをするおそれがあります。

電源コードのみを持って引っ張るとコードが傷んで、感電・火災のおそれがあります。

●● コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。

◦ベッドの可動部でコード類をはさまないようにしてください。
◦コード類に重いものを置いたり、無理な力を加えたりしないようにしてください。
◦ベッドでコード類を踏みつけないでください。
●● 傷んだコード類は修理（交換）を依頼してくだ
さい。

電源プラグが破損し、感電・火災のおそれがあり
ます。

11

けい

こく

警告
電装品について■電源プラグにほこりなどを付着させないでくださいお客様による修理・改造はしないでください

意図せぬすき間の発生や異常動作などにより、けがをするおそれがあります。

■ ベッドは定期的に点検してください
使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。思わぬけがをするおそれがあります。

●● 湿気などで絶縁不良となり、感電・火災のおそれがあります。

●● 電源プラグにほこりなどが付着した場合は、乾いた布などでよく拭き取ってください。

■■

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください地 震・ 火 災・ 水 害 な ど で 被 災 し た ベ ッ ド は、
パラテクノコールセンター（
119ページ）まで、点検・修理をご依頼ください。感電・火災の原因となったり、ベッドの動作異常で、けがをしたりするおそれがあります。

感電したり、故障したりするおそれがあります。

■

被災したベッドは点検・修理を依頼
してくださいアクチュエーター（モーター）や手元スイッチなどの電装品に、水などをかけないでください

感電したり、故障したりする原因となります。
誤って水などをかけてしまった場合は、電源プラグ
をコンセントから抜き、パラテクノコールセンター（
119ページ）までご連絡ください。

12

2

安全上の注意■点検・修理について

2 安全上の注意

必ずお守りください
けい

こく

警告

安全上の注意

2

■

その他

■

ベッドサイドレール・ベッド用グリップなどを取付けるときは、正しい向きで確実に取付けてください

オプションや突起物に衣類などが絡まないように注意してください●● 衣類などが絡まった状態でベッドを操作すると、けがをするおそれがあります。

●● ベッドの乗り降りなどのときに転倒して、けがをするおそれがあります。

■ 火気に近づけないでください●● ベ ッ ド か ら 転 落 し た り、 発 生 し た 意 図 せ ぬ

すき間に、身体の一部がはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

●● 誤った向きで取付けると確実に差込むことができず、ベッドサイドレール・ベッド用グリップなどが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。正しい向きでの取付けかたについては、各オプションの「取扱説明書」を参照
してください。

ベッドの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災などの原因と
なります。

■

●● 誤った向きでは、ベッドの頭側・足側から大きくとび出る場合があり、けがをするおそれがあります。

■

ベッドサイドレール・ベッド用グリップなどを取付けるときは、オプション取付
穴に異物がないか確認してください●● ベッドの操作により容体を悪化させる可能性があります。

●● ベッドのご使用に際して不安や疑問があるとオプション取付穴に異物が入っていると確実に差込むことができず、ベッドサイドレール・ベッド
用グリップなどが不意に外れるなどして、けがをするおそれがあります。

■■

ベッドのフレームとボトムの間などに手（指）や足などを入れないでください

サイドフレームやエンドフレームとボトムの間に、手（指）を入れた状態でボトムの端に座ると、はさ
まれてけがをするおそれがあります。

■

きは、かかりつけの医師にご相談ください。

Active Sleep ANALYZER（RQ-30***機種のみ）使用時には、本取扱説明書だけでなく、ActiveSleep ANALYZERの 取 扱 説 明 書 やActiveSleepAPP のFAQ をご確認ください●● Active Sleep ANALYZER（RQ-30***機種のみ）

ベッドと壁や周りのものとのすき間に注意してください●● 身体の一部をはさむと、けがをするおそれがあります。

●● 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

ベッドをご使用の方の容体にあわせて使用し、治療中の方は医師に相談をしてください13と組合せることでスマートフォンによるベッド
操作・設定、入眠と起床の自動運転、睡眠の状態表示などができます。不意な動作や設定変更などにより、ベッドの可動部に挟まれたり、ベッドから落下するなどしてけがをするおそれがあります。

ちゅう

い注意■ 2人以上で使用しないでください■

手元スイッチ操作時は周囲を確認してください■

ラクリアモーションや高さ調節をする
はり
ときは、壁や梁、壁のコンセントに気をつけてください

殺虫剤に含まれる溶剤によって、ベッドが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

●● こ の ベ ッ ド は1人 用 の 設 計 に な っ て い ま す。

2人以上で使用すると、ベッドが破損してけがをするおそれがあります。このベッドの最大
利用者体重は138kgです。一時的に、介護者がベッドに乗る必要がある場合は、次の点を確かめてください。

手元スイッチ操作によって周囲のものを破損させた
り、ベッドが破損・変形する原因となったりします。

◦ベッドに乗る方の合計体重が138kgを超えていないこと。
◦ボトムがさがってフラットになり、最低高さになっていること。
●● 介護者がベッドに乗る機会の多い場合は、パラ

テクノコールセンター（
119ページ）に依頼して、ベッドの定期点検を受けてください。

■

80cm

あがっているボトムに乗らないでください
43.5cm・・●● ベッドや壁・ゆ かなどが破損・変形するおそれがあります。ベッドは高さ調節操作で上下に43.5cm、ラクリアモーション操作で上下に80cm動きます。ご使用のときには、ベッド
はり動作でベッドが壁や梁、電源プラグに当たらないことを確認してください。

ボトムの支持部に大きな力がかかり、破損・変形の原因となります。

■

ベッドに安全動作荷重を超える荷重を加えないでください●● キ ャ ス タ ー（RQ-P30C） を 取 付 け た 場 合、

ベッドの高さが10cm高くなります。

ベッドが破損してけがをするおそれがあります。
このベッドの安全動作荷重は1700N（174kgf）です。安全動作荷重は、ベッドを安全に使用できる荷重であり、利用者体重とマットレスやオプションなどの付帯物の合計荷重です。

142

安全上の注意■

スプレータイプの殺虫剤を、ベッドに直接噴射しないでください2 安全上の注意

必ずお守りください
ちゅう

安全上の注意

2

■

い

注意

■

移乗のときなどに、マットレス止め（サイド/足側）に身体をぶつけない
ように注意してください
マットレス止め（サイド）

ボードが、指定の取付位置にボルトで確実に固定されていることを確認してください

ヘッドボード：左右2ヶ所（計4ヶ所）

マットレス止め（足側）

ヘッドボードけがをするおそれがあります。

■ ベッドの角に注意してください

フットボード：左右2ヶ所（計4ヶ所）
フットボード足などをぶつけて、けがをするおそれがあります。
特に、サイドフレームが格納位置の状態でボードを取付けた場合は、ボードの角に注意してください。

■

ボードに濡れたタオルなどを掛けないでください

ボードが破損・変質するおそれがあります。水分などが付いた場合は、乾いたタオルなどですみやかに拭き取ってください。

■

ボードの取付けが不完全（がたつくなど）な場合、身体を支えるためボードにつかまったときやベッド移動でボードを押す（引く）ときなどに不意に外れ、転倒などによるけがのおそれがあります。
（
87～89ページ）

ボードに、加湿器などの蒸気を直接当てないでください

ボードが破損・変質するおそれがあります。水分などが付いた場合は、乾いたタオルなどですみやかに拭き取ってください。

15

3 設置上の注意

必ずお守りください

ベッドを設置するにあたって、下記の注意事項を守ってください。ベッドは、一度組立てますと、部屋の中での移動、向きの変更が困難な場合があります。
けい

こく

警告

■

■

電源プラグの抜き差しができなくなる場所には、ベッドを設置しないでください

ベッドの電源は直接コンセントからとり、
タコ足配線は行わないでください

設置上の注意3●● 誤操作を防止するために、電源プラグを抜くことが必要になる場合があります。

●● 誤操作によるけがをするおそれがあります。

ちゅう

コンセントや延長コードの容量を超える電気製品
を同時に接続して使用すると、電源コードや電源プラグが発熱して火災のおそれがあります。
い

注意

■

■ ベッド周辺のスペースを確保してください

故障の原因となるので、次のような場
所への設置は避けてください◦直射日光の当たる場所◦冷暖房器による冷気や暖気が直接当たる場所◦過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所◦高温・多湿・低温・乾燥した場所◦ほこり・煙・塩分・イオウ分・腐食性物質などの多い場所◦換気の悪い場所◦振動や衝撃のある場所
・ ・◦ゆかが水平でない場所

BOOK●● ベッドを使用する方がベッドから起きあがる

場合に、ベッドの左右どちら側からの乗り降りが可能か、車いすをご使用の場合は、ベッドのどちら側で使用するかによって、必要なスペースを確保してください。壁やものなどを傷つける
おそれがあります。

■●● 介護環境で使用する場合、介護する方がベッド周りで介護をするためのスペースをどれだけとるか（シーツ交換だけか、おむつ交換、着替え、洗髪、歯磨き、食事の介助などが必要かどうかによってベッドの周囲をどれだけあけるか）を考慮してください。

・・

ベッド使用時に、ゆかにかかる荷重に耐えられる場所に設置してください

ベ ッ ド の 質 量 は 最 大123kgで す。 寝 具 お よ びオプションやベッドを使用する方の体重を加えた・ ・総質量が、ベッド使用時にゆかにかかる荷重となります。この荷重に耐えられる場所に設置してく・ ・ださい。ゆかなどが破損するおそれがあります。

●● ベッドを操作する際、周りの家具備品、部屋の構造物などに当たらないことを確認してください。家具備品や構造物などが破損する
おそれがあります。

16

4 キューブ（宮付）※RQ-3＊＊2＊のみ

キューブ（宮付）の特長■下図のような特長があります。
［コンセント］（1200W まで）
携帯電話などの充電ができます［棚板］

携帯電話、めがねなどの小物が置けます

キューブ
（宮付）

4

プラグを差込む際は、スライドカバー
を矢印方向にスライドさせてください［電源プラグ］

コンセント利用時はボードにある電源プラグを接続してください

けい こく

警告

●● キューブ（宮付）のコンセントに水分やほこりを付着させないでください。コンセントの表面に水分やほこりが付着していると、火災や感電のおそれがあります。また、故障の原因となります。コンセントの表
面に水をこぼしたり、ほこりが付着したりしている場合は、乾いた布などですぐに拭き取ってください。
コンセントを使用する際は、プラグを奥までしっかりと差込んでください。
●● 電源プラグに無理な力を加えないでください。電源プラグが破損し、感電・火災のおそれがあります。

ちゅう

い

注意

●● ベッドの電源はキューブ（宮付）のコンセントからとらないでください。
電源コードがベッドの可動部にはさまれて、破損するおそれがあります。
●● キューブ（宮付）に水分が入った容器、濡れたものは放置しないでください。表面のシートが劣化するおそれがあります。
万一、ボードが濡れてしまった場合は、乾いた布などですぐに拭き取ってください。
●● 棚板に5kgを超えるものを載せないでください。 棚板の最大
積載量は5kgです。5kgを超えるものを載せると、棚板が破損・変形する原因となります。

17

ベッドの電源コード

5 手元スイッチの取付位置
1.手元スイッチの配線方向について
手元スイッチは、ベッドの左右どちら側で使用するかによって、コードの配線方向が異なります。必ず正しい
配線方向に配線してください。（
73ページ）

2.手元スイッチの取付けかた
手元スイッチヘッドボードフック

ベッドサイドレールけい

こく警告●● 手元スイッチを使用しないときは、ボードもしくはベッドサイドレールなどの外側に掛けてください。それ以外の場所に掛けると誤って操作ボタンが押され、意図せぬベッドの動作によりけがをするおそれがあります。

●● 手元スイッチをベッド内側に掛けた状態で操作しないでください。ボトムとベッドサイドレールなどのすき間に手（指）がはさまれてけがをしたり、手元スイッチが破損・変形したりするおそれがあります。

18

5

手元スイッチの取付位置

手元スイッチを使用しないときは、ボードまたはベッドサイドレールなどの外側に手元スイッチのフックを掛けてください。

6 ベッドの使用方法※手元スイッチに表示される数値（角度・高さ）は目安としてください。

1.手元スイッチの各部の名称と働き
操作ボタンと表示ランプ
❼
❶

❻

❷
❸

❽

❹

6

ベッドの使用方法

❺

操作ボタン

設定ボタン

❶連動ボタン❻設定ボタン「ラクリアモーション/らくらくモーション」の調節

設定ボタンを押すと、操作ボタンで、各種設定が変更で
きる

❷頭ボタン
背ボトムの角度を調節

表示ランプ

❸足ボタン

❼電源ランプ

膝・足ボトムの角度を調節

ベッドの通電状態をお知らせ❹高さボタン

点灯（緑）：正常な通電状態
消灯：電源プラグまたは手元スイッチプラグが外れているか、停電や断線などの場合
点滅（赤）：断線や障害物との接触などの異常を表示
53・54ページ）「 故障かな?と思ったら」（を参照して処置してください。

ベッドの高さを調節❺メモリーボタン
あらかじめ設定したメモリーポジションに向かって、
背ボトム・膝・足ボトムの角度、ベッドの高さを調節

操作ボタンについて
けい❽操作選択ランプ

操作ボタンの「有効（操作可能）/ロック（操作禁止）
」を
お知らせ

こく

警告

点灯（白）：操作が可能な状態
消灯：電源が「OFF」になっている。もしくは操作が禁止状態

ベッドの動作を止めたい場合は手元スイッチの操作ボタンから手を離してください。 ベッドの可動部ではさまれたり、圧迫されたりするなど
して、けがをするおそれがあります。

●● 一定時間、操作がないと消灯します。 手

元スイッチを手に持つなど揺れがあると自動で点灯します。

●● 操作ボタンを押すとベッドが動き、離すとその位置で止ま●● Active Sleep ANALYZER（RQ-30***機

ります。また、同時に 2 つ以上のボタンを押した場合も止まります。

種のみ）との連携による入眠と起床の自動運転状態は手元スイッチでは確認できません。Active Sleep Appをインストー
ルしたスマートフォンでご確認ください。

同時に2つ以上のボタンを押して止めた場
合、再度操作をするときは一度すべてのボ
タンから手を離してください。

19

機能選択スイッチ
手元スイッチ裏面の設定ボタンを押すと、操作ボタン（機能選択スイッチ）で各種設定が変更できます。

❶

❺

❷

❻

❹

❹

❹メモリーボタン1/メモリーボタン2［［

33ページ］

34ページ］❷速さ切換ボタン❺自動オフボタン［［31ページ］

32ページ］❸ラクリアボタン❻操作音ボタン［［

31ページ］

32ページ］

表示パネル

❶

❷

❶角度/高さ表示/エラーコード❷操作禁止表示

動作中の背ボトム/膝・足ボトム角度またはボトム上面高さを数字で表示※エラーが発生したとき、エラーコードを表示します。
…
（53・54ページ参照）
背角度表示…0°～75°(2°間隔で表示)
膝角度表示…0°～30°(2°間隔で表示)
高さ表示……21cm ～65cm(2cm間隔で表示)

20

押した操作ボタンがロック（操作禁止）に設定されているときに点滅

6

ベッドの使用方法❸❶操作禁止ボタン6 ベッドの使用方法
2.ベッド／手元スイッチの電源の入れかた
電源ランプ

表示パネル

操作選択ランプ

ベッドの使用方法

6

自動オフ設定が「無効」の場合
電源プラグをコンセントに差込んでください。
手元スイッチの電源ランプが緑色に点灯し、ベッドの操作ができるようになります。

自動オフ設定が「有効」の場合

1

電源プラグをコンセントに差込んでください。

2

手元スイッチの操作ボタン（

手元スイッチの電源ランプが、緑色に点灯します。

/）のいずれかを押してください。

操作選択ランプが点灯し、ベッドを動作させる準備ができます。（電源ON状態）※ボタンを押すと表示パネルに「On」と表示されます。
電源プラグをコンセントに差込んだだけでは、手元スイッチの電源は「OFF」の状態です。ベッドの操作や設定を行う場合は、一度、操作ボタンを押して電源「ON」の状態にすると、行うことができるようになります。

21

3.背の動かしかた
背あげにはラクリアモーション・らくらくモーション・背あげの3種類があります。

ラクリアモーション操作のしかた
けい

こく

警告

ラクリアモーションの操作後に、端座位や離床を行うときは、ベッドの高さに注意してください●● ラクリアモーションによる背あげ操作では、ベッドが傾斜するため、
ベッドの高さが変わることがあります。
●● ラクリアモーションによる背さげ操作では、
背あげ前のベッドの高さに戻らないことがあります。
・ ・
上記の場合、足がゆかに着かずに転落・転倒してけがをするおそれがあります。

※ラクリアモーションとらくらくモーションは切替えることができます。連動ボタンを押したときの動作が「ラクリアモーション」になっていることを確認してください。
設定モードの設定選択ランプの点灯が明るいことを確認してください。
（31ページ参照）
・ ・※手元スイッチの表示角度は、
ゆかと背ボトムの角度です。
※連動ボタンを押している間は、
下記の動作を続けます。

ラクリアモーションによる背あげ操作[連動あげボタン（）を押す]① 背と膝が同時にあがり始める。

❶背があがる
❶
膝があがる
背が止まる
❸

② 膝が最大角度になると止まる。
③ 背が止まると同時に、ベッドが傾斜を始める。

膝が止まる❷

傾斜の動作中は「ピピッ」と警告音が鳴る。

❸
ベッドが傾斜を始める④ 傾斜動作が止まると同時に、背があがり始める。
⑤ 背はそのままあがり、膝がさがる。

❹
背があがる❹傾斜が止まる❺
膝がさがる⑥ 背が最大角度まであがり、膝が 2 °までさがる。

最大角度まであがる❻❻ 2 °になる

22

ベッドの使用方法

連動ボタンでラクリアモーションによる「背あげ / 背さげ」の操作をしてください。

66 ベッドの使用方法

ラクリアモーションによる背さげ操作[連動さげボタン（）を押す]① 背がさがり始めるのとほぼ同時に、膝があがり始

さがり
始める❶

める。

❶
あがり始める

ベッドの使用方法

6

背がさがる
❷

② 膝が一旦停止し、背がさがる。

一旦停止❷③ 背が一旦停止し、ベッドの傾斜が戻りながら、膝がさがる。
傾斜の動作中は「ピピッ」と警告音が鳴る。

背が止まる❸❸❸傾斜が戻り始める④ ベッドの傾斜が水平になり、さらに背・膝がさがる。

傾斜が水平になる❹❹
背・膝がさがる0 °までさがる❺⑤ 背・膝の順に0 °までさがる。

❺ 0 °までさがる

ベッドの動作について●●身体が足側にずれないようにするために、ベッドが傾斜している状態では、膝は0°にさげることはできません。
・ ・あがった状態までしかさがりません）（ゆかより2°●●ベッドが傾斜した状態で背さげをすると、背が30°になる前にベッドが傾斜が水平になります。
●●背が30°
以下の場合で背あげをしても、ベッドを傾斜させることができません。背が30°を超えるとベッドが傾斜し始めます。

23らくらくモーション（連動ボタン）操作のしかた
連動ボタンでらくらくモーションによる「背あげ/背さげ」の操作をしてください。
※ラクリアモーションとらくらくモーションは切替えることができます。
連動ボタンを押したときの動作が「らくらくモーション」になっていることを確認してください。
設定モードの設定選択ランプの点灯が暗いことを確認してください。
（31ページ参照）
・ ・※手元スイッチの表示角度は、ゆかと背ボトムの角度です。
※連動ボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

らくらくモーションによる背あげ操作[連動あげボタン（）を押す]① 背と膝が同時にあがり始める。

❶背が上がる❶
膝があがる② 膝が28°まであがると停止し、背はそのままあ28 °で停止❷がる。

③ 背が40°まであがると、膝がさがり始める。
40 °まであがる❸❸
さがり始める④ 背が最大角度まであがり、膝が0°までさがる。

75 °まであがる❹❹
0 °までさがる24

ベッドの使用方法

6

6 ベッドの使用方法

らくらくモーションによる背さげ操作[連動さげボタン（）を押す]① 背がさがり始めるのとほぼ同時に、膝があがり
始める。

さがり
始める❶
❶
あがり始める6② 膝が28°まであがると停止し、背はそのままさ

ベッドの使用方法

28 °で停止❷がる。

③ 背が18°までさがると、膝がさがり始める。

❸ 18 °までさがる❸
さがり始める0 °までさがる❹④ 背と膝が連動して、ほぼ同時に0°までさがる。

0 °までさがる❹25

背あげ（頭ボタン）操作のしかた
頭ボタンで「背あげ/背さげ」の操作をしてください。

動作範囲
背あげ：0 °～ 75 °※背ボトムの角度を0°～75°まで調節できます。
・ ・※手元スイッチの表示角度は、ゆかと背ボトムの角度です。
※頭ボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

背あげ操作［頭あげボタン（

ベッドの使用方法

6）を押す］●● 背が75°まであがる。

ボタンを離すと、背はその位置で止まる。

75 °まであがる

背さげ操作［頭さげボタン（）を押す］●● 背が0°までさがる。

ボタンを離すと、背はその位置で止まる。

0 °までさがる

角度制限機能について

胸部や腹部にかかる圧迫感を軽減するため、背ボトムと膝・足ボトムの間の角度が90°より小さくならないように自動的に動作します。
●●安全のため、角度制限機能は解除できません。

●●頭・足のボタン操作を禁止にしている場合でも、角度制限機能による自動動作で、背ボトムと膝・足ボトムは動きます。

26

90°
以上を
保ちます

6 ベッドの使用方法
4.ベッドの高さ調節のしかた

動作範囲

高さボタンで「高さあげ/高ささげ」の操作をしてください。

高さ：21.5cm～65cm

・ ・※ゆかからベッドのボトム上面までの高さ（床高）を、21.5cm ～65cmまで調節できます。
※キャスター取付時は、ボトム上面までの高さが表示されている値より10cm 高くなります。
※ベッドの高さが21.5cm（最低高さ）のときは、手元スイッチには21cmと表示されます。
※高さボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

ベッドの使用方法

6

高さあげ操作［高さあげボタン（）を押す］●● 高さが65cmまであがる。

ボタンを離すと、ベッドはその高さで止まる。

65cm まであがる

高ささげ操作［高ささげボタン（）を押す］① ベッドがさがり始める。

ボタンを離すと、ベッドはその高さで停止する。
ボタンを押していても床高が28cmになると、「ピピッ」と鳴って一旦停止する。

❶さがり始める
28cm で停止② ボタンを離し、再度高ささげボタン（）
を押すと「ピピッ」と警告音を鳴らしながら、高さが21.5cm（最低高さ）までさがる。
最低高さに近づくにつれて、警告音の鳴る間隔が短くなる。

❷21.5cmまでさがる

一旦停止後のさげ動作について

ベッドの動作について●●床高28cm以下の場合は、動作速度「普通」より低速でさがります。

ベッドが水平状態で高ささげボタンを押すと、床高が28cmになると一旦停止します。ただし、ベッドが傾斜している状態で高ささげボタンを押すと、傾斜状態のまま、ベッドは床高28cmより高い位置で一旦停止します。ボタンから指を離し、再度高ささげボタンを押すと、傾斜状態のまま、最低高さまでさがります。最低高さまでさがると一旦停止します。ボタンから指を離し、再度高ささげボタンを押すとベッドの頭側がさがる動作をします。

●●床高28cm以下で使用しているベッドをさげる場合（低床動作）は、

一旦停止せずに21.5cm（最低高さ）までさがります。

一旦停止時および低床動作中の警告音は、操作音ボタン
で操作音｢切｣に設定しても消すことができません。

27

5.膝の動かしかた

動作範囲

足ボタンで「膝あげ/膝さげ」の操作をしてください。

膝あげ：0 °～ 30 °※膝・足ボトムの角度を0°～30°まで調節できます。
・ ・※手元スイッチの表示角度は、ゆかと膝・足ボトムの角度です。
※足ボタンを押している間は、下記の動作を続けます。

6

）を押す］
●● 膝が30°まであがる。

30 °まであがる

膝さげ操作［足さげボタン（

ボタンを離すと、膝はその位置で止まる。

）を押す］●● 膝が0°までさがる。

ボタンを離すと、膝はその位置で止まる。

0 °までさがる

ベッドの動作について●●身体が足側にずれないようにするために、ベッドが傾斜している状態では、膝は0°にさげることはできません。
・ ・あがった状態までしかさがりません）（ゆかより2°●●ベッドが傾斜している状態で足あげボタン を押すと、膝は30°より低い角度までしかあがりません。

28

ベッドの使用方法

膝あげ操作［足あげボタン（6 ベッドの使用方法
6. メモリーポジションへの動かしかた
あらかじめ設定したメモリーポジションに向けて、ベッドの「背（頭）
」
・
「膝（足）
」
、
「高さ」を調節します。
※必要に応じてメモリーポジションを設定してください。
メモリーポジションにはあらかじめ初期設定が登録されています。
（設定方法および初期設定は34ページ）

メモリーボタンの操作をしてください。
※メモリーボタンを押している間は、メモリーポジションに向かって動作を続け、メモリーポジションになると停止します。

メモリーポジション１への操作［メモリーボタン1（）を押す］

ベッドの使用方法

6① メモリーポジション１に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、
ベッドはその位置で止まる。

「ピピッ」と音が鳴り、
ベッドが停止する。
② メモリーポジション１の位置になると、メモリーポジション 2 への操作
［メモリーボタン 2（）
を押す］① メモリーポジション2に向けてベッドが動作する。
ボタンを離すと、
ベッドはその位置で止まる。

「ピピッ」と音が鳴り、
ベッドが停止する。
② メモリーポジション2の位置になると、メモリーポジション動作中の一旦停止動作について●●メモリーポジションを床高28cmより低く登録している場合、メモリーポジション動作中に床高が28cmになると「ピピッ」と鳴って一旦停止します。メモリーボタンから一度手を離し、再度押すと「ピピッ」と警告音を鳴らしながら、メモリーポジション
まで動作します。
●●ベッドが傾斜している状態から開始する、またはメモリーポジションが傾斜を含んでいる場合はベッドは床高28cmより高い位置で一旦停止します。

29

7 手元スイッチによるベッドの設定のしかた

けい

こく

警告

●● 操作が理解できないと思われる方（12歳以下のお子様や認知症の方など）に操作させないでください。

操作が理解できないと思われる方が、1人で手元スイッチを操作した場合、誤ってベッドに身体がはさまれるなど、思わぬけがをするおそれがあります。1人で手元スイッチに触れる可能性がある場合には、次のいずれかの方法により操作を制限し、誤操作による事故を未然に防いでください。
◦操作禁止ボタンで手元スイッチの操作ボタン（すべての操作ボタンまたは各動作部位の操作ボタン）
をロック（操作禁止）する。（操作方法は33ページ参照）◦電源プラグを抜く。
●● 設定ボタンは、ベッド動作中に操作しないでください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

ちゅう

い

注意

設定ボタンを押すときは、鋭利なものを使用しないでください。破損の原因となります。

1. 設定モードへの切換え
手元スイッチ裏面の設定ボタンを押すと、おもて面の設定選択ランプが点灯し、操作ボタンで各種設定ができるようになります。
設定変更が完了したら、再度、設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定ボタンを押さないと変更した設定は確定されません。

設定ボタン

けい

こく

警告

設定ボタンを一度押してから、20秒間ボタン操作が行われない場合は、設定は完了せずに元の設定に戻りますのでご注意ください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

設定選択
ランプ

設定選択
ランプ

30

手元スイッチによるベッドの設定のしかた

77 手元スイッチによるベッドの設定のしかた
2. ベッドの各動作設定
設定モードへ切換えてから、設定を変更してください（
30 ページ）。
各設定の状態によって、設定選択ランプの明るさが変わります。
※操作禁止の設定については、33ページの「3.操作ボタンのロック（操作禁止）の設定」を参照してください。
●●

ベッドの動作速度の設定

ベッドの動作速度を「普通 / 速い」に切換えることができます。
「速い」は「普通」の1.3 倍の速さで動作します。
※初期状態では、動作速度が「普通」になっています。

設定選択ランプの明るさ
暗 い：普通明るい：速い手元スイッチによるベッドの設定のしかた

7●● ベッド高さが28cm以下では、高ささげの動作速度は「普通」より低速でさがります。
●● ベッド使用者体重が100kg以上の場合、ベッドの動作速度を「速い」に設定していても、高さあげの動作速度が「普通」になることがあります。

「ラクリアモーション」と「らくらくモーション」の切換え●●

連動ボタンを押したときの動作（ラクリアモーショ
ン /らくらくモーション）を交互に切換えることができます。
※初期状態では「ラクリアモーション」になっています。

設定選択ランプの明るさ
暗 い：らくらくモーション
明るい：ラクリアモーション
ベッドが傾斜しているときは、らくらく
モーションへの切換えができません。
らくらくモーションへ切換えたい場合は、ベッドを一度水平に戻してから行ってく
ださい。
けい

こく

警告

設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定
ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

31

●●

手元スイッチの無操作時の自動オフ設定

手元スイッチを 60 秒間操作しないと、手元スイッチ
を電源「ＯＦＦ」の状態にすることができます。電源「ＯＦＦ」の状態の場合、一度、操作ボタンを押して電源「ＯＮ」の状態にすることで、ベッドの操作や設定を行うことができるようになります。
※初期状態では、
自動オフ機能は「無効」になっています。
※一度電源プラグを抜いても、設定は維持されます。

●●

操作音の設定手元スイッチの操作ボタンを押したときの操作音の「入 / 切」
を切換えます。
※初期状態では「入」になっています。
設定選択ランプの明るさ
暗 い：切
明るい：入
一旦停止時および低床動作中の警告音は、
操作音スイッチで操作音｢ 切｣に設定しても消すことができません。

けい

こく

警告

設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。設定
ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

32

7

手元スイッチによるベッドの設定のしかた

設定選択ランプの明るさ
暗 い：無効明るい：有効7 手元スイッチによるベッドの設定のしかた
3. 操作ボタンのロック（操作禁止）の設定
設定モードへ切換えてから、設定を変更してください。
（
30 ページ）
手元スイッチの操作ボタンを使えなくすることができます。
※初期状態では、すべての操作が可能になっています。

設定のしかた1
手元スイッチによるベッドの設定のしかた

7

操作選択
ランプ

1回押す

2
操作ボタン

操作選択
ランプ

操作禁止ボタンを1回押してください。
ロック（操作禁止）されている操作ボタンの操作
選択ランプは消灯、ロックされていない操作ボタンの操作選択ランプは点滅します。

操作禁止したい、または操作禁止を解除
したい操作ボタンの ボタンを押してください。また、メモリーボタンを禁止にしたい場合はメモリーボタンの ボ
タンを押してください。
操作ボタンの操作選択ランプが切換わります。
禁止したい：点滅→消灯
解除したい：消灯→点滅

メモリーボタン3

操作禁止ボタンを、もう1回押してくだ
さい。
操作選択ランプの点滅が消えて点灯に変わり
ます。

4

もう1回
押す

けい

設定ボタンをもう一度押してください。
設定が完了します。

こく警告●● 頭・足・高さボタンを操作禁止にしても、連動ボタンやメモリーボタンにより、頭・足・高さ・ベッドの傾斜が動作する場合があり、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。必要に応じて、連動ボタンやメモリーボタンも操作禁止に設定してください。
●● 設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。
設定ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。

33

4. メモリーポジションの設定
メモリーボタンを使用し、ベッドのポジションを最大2個まで登録できます。

設定のしかた

1
2

設定ボタン
を一回押す

3

ボタン登録したいポジションまでベッドを動作させてください。
手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定モードにしてください。
ポジションを登録したいメモリーボタン/ を押してください。

4
メモリーボタンけい

設定ボタンをもう一度押してください。
現在のベッドのポジションが登録され、設定が完了します。
メモリーポジションを再設定したい場合
は、再度１～４を行ってください。

こく警告●● 設定変更が完了したら、再度、手元スイッチ裏面の設定ボタンを押して、設定を確定してください。

設定ボタンを押さないと変更した設定が確定されず、意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。
●● メモリーポジションの設定は、すべてのアクチュエーターをコントロールボックスに差込んでから行ってください。意図せぬベッドの動作により、けがをするおそれがあります。
初期設定では、以下のポジションが登録されています。
メモリーポジション１： 背 50 °（傾斜10 °を含めた角度）： 膝14 °
（傾斜10 °を含めた角度） 高さ調節動作なし

メモリーポジション２： 背10 ° 膝 0 ° 高さ調節動作なし●● 初期設定では、メモリーボタンを押しても、高さ調節動作はしません。

●● メモリーポジション１は、現在の高さが低床（34cm未満）または高床（52cmより高い）の場合、傾斜を実現するために高さが変化します。

●● 初期設定ではメモリーポジション２を押すと、ベッドが傾斜しているときは水平に戻ります。

●● 連動ボタンを押したときの動作をらくらくモーションに設定している場合は、メモリーポジションに傾斜している状態を登録していたとしても傾斜は動作しません。登録した背・膝角度（傾斜なしの角度）および高さまで動作します。

34

7

手元スイッチによるベッドの設定のしかた

現在のベッドのポジションが仮登録されます。
初期設定に戻したい場合は、メモリー
ボタンを３秒以上長押ししてください。
「ピーッ」と音が鳴り、 初期設定のポジションが仮登録されます。

7 手元スイッチによるベッドの設定のしかた
5. 設定のリセット
ベッドの操作設定を初期状態に戻します。
手元スイッチ表面のいずれかの操作ボタン２ヶ所と裏面の設定ボタンの計3個のボタンを同時に３秒以上長押しすると、ベッドの操作設定を初期状態に戻すことができます。

初期状態
項目

操作禁止

ロック解除（すべての操作が可能）

ラクリア

ラクリアモーション

速さ切換

自動オフ
操作音

手元スイッチによるベッドの設定のしかた

7

状態

普通
無効

入
初期値
（背50°
（傾斜10°を含めた角度）
メモリー① ※1
膝14°
（傾斜10°を含めた角度）高さ調節動作なし）
メモリー②
初期値（背 10°膝0°高さ調節動作なし）※１）●メモリーポジション１は、現在の高さが低床（34cm未満）または高床（52cmより高い）の場合、傾斜を実現するために高さが変化します。
		 ●連動ボタンを押したときの動作をらくらくモーションに設定している場合は、
メモリーポジションに傾斜している状態を登録していたとしても傾斜は動作しません。登録した背・膝角度（傾斜なしの角度）
および高さまで動作します。

停電後や電源プラグ、手元スイッチプラグを抜いた場合も、設定した内容は取消しされません。必要に応じて、設定のリセットをしてください。

6. 手元スイッチの交換お知らせ表示
手元スイッチの交換時期をお知らせします。
●設定モードにした際、手元スイッチ上部の表示パネルにレンチマークが点灯しているときは、手元ス
イッチの交換時期であることを示しています。お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンター（
119ページ）までご連絡ください。
レンチマーク35

8 緊急時のベッド操作のしかた

災害などによる停電時、ベッドの故障などの緊急時に、背ボトムがさげられなくなった場合は、以下の方法で背ボトムをさげることができます。
停電以外の理由で背ボトムがさげられなくなった場合は、「 故障かな？と思ったら」（
53・54ペ ー ジ） に 従 っ て チ ェックを行い、 ベッドが故障している場合には、
パラテクノコールセンター（
119ページ）までご連絡ください。

ちゅう

い

注意

手動による背さげのしかた/戻しかたの作業は、２人 以 上 で 行ってくだ さ い。 手 や 腕 な ど をはさまれて、けがをするおそれがあります。

1.手動による背さげのしかた / 戻しかた
背さげのしかた寝具・マットレスなどをベッドから降ろす。

③ ヘッドボードを取外す。（ 104ページ）④ 背ボトムと背あげリンクを支える。

背ボトム

ちゅう

い

注意

手動による背さげのしかた/戻しかたの作業は、
背あげリンクをしっかり持ってください。
背あげリンクがさがり、 けがをするおそれがあります。

背あげリンク

使用する工具ペンチ・プライヤー（小）➡次ページに続く

36

緊急時のベッド操作のしかた① ベッドの電源プラグを、コンセントから抜く。
② ベッドをご使用の方にベッドから降りていただき、 88 緊急時のベッド操作のしかた⑤ 背アクチュエーター先端の連結ピンについているスナップピン（赤）を取外す。

⑥ 連結ピンを取外す。連結ピンを取外すと、背あげリンクが自由に動くようになります。

取外した連結ピンは、元の状態に戻すときに使用しますので、紛失しないように保管してください。

スナップピンの抜きかた●スナップピン( 赤 )を、図の方向にひねり、そのままスナップピン( 赤 )の後端部を押して、ピンを抜く。
※ペンチで先端部をはさんで引っ掛けて作業を行うと、取外しが容易です。

緊急時のベッド操作のしかた

8

連結ピン

スナップピン
（赤）
後端部
取外す
ひねる

取外す

背アクチュエーター

スナップピン（赤）⑦ 背あげリンクを降ろし、背ボトムをゆっくり降

背ボトム

ろす。

ゆっくり
降ろす

⑧ ヘッドボードを取付ける。（

87・88ページ）

この作業を行ったときは、停電や故障から復帰後元の状態に戻すまで、電源プラ
グはコンセントから抜いたままにしておいてください。

37戻しかた
停電時は、電源の復帰後、以下の手順でベッドを元の状態に戻し、「4 組立後の点検」（
92～101ページ）
に従って点検を行ってください。

背ボトム① ベッドをご使用の方にベッドから降りていただき、
寝具・マットレスなどをベッドから降ろす。

② ヘッドボードを取外す。（

104ページ）③ 背ボトムと背あげリンクを持ちあげて、支える。

背あげリンク④ 背アクチュエーターを持ち、先端の穴とブラケッ

トの穴の位置をあわせ、連結ピンを差込んで、スナップピン（赤）で固定する。

※背アクチュエーターを持ちながら取付けてください。
ちゅう

い

注意

スナップピン（赤）は、再利用しないでください。
ベッドが破損して、けがをするおそれがあります。

新しいスナップピン（赤）は、パラテクノコールセ
ンター（
119ページ）までご依頼ください。
ブラケット

連結ピンは、手動で背さげしたときに取外したものを使用してください。

連結ピン
差込む
差込む

背アクチュエーター⑤ ベッドの電源プラグをコンセントに差込む。
⑥ 手元スイッチを操作して、背ボトムを一番下まで

スナップピン（赤）さげる。

⑦ ヘッドボードを取付ける。（

38

87・88ページ）

緊急時のベッド操作のしかた

88 緊急時のベッド操作のしかた
2.スマートハンドル（NN-2000：別売）について■スマートハンドル（NN-2000：別売）で、「背あげ/背さげ」「膝あげ/膝さげ」「高ささげ」の操作を行うことができます。
※ベッドの故障状況によっては、操作ができない場合があります。
ちゅう

い

注意

スマートハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。
操作中にベッドの手元スイッチの操作ボタンが押されると、ベッドが故障するおそれがあります。
詳細な取扱いは、スマートハンドルに添付されている取扱説明書をご覧ください。

緊急時のベッド操作のしかた

839

9 サイドパネルの取付向き変更方法
けい

こく

警告

サイドパネルは確実に取付けてください。確実に取付いていない状態で使用すると、思わぬけがをしたり、ベッドが破損したりするおそれがあります。

ちゅう

い

注意

一度取付けたサイドパネルを取外す場合は十分注意して行ってください。無理に取外そうとすると、破損したり外れやすくなったりします。

サイドフレームについて●● サイドフレームは、下図のようにベッドの使用用途によって取付位置が異なります。ベッド組立時に取付位置を決めてから、サイドフレームを取付けてください。

●● サイドパネルの取付向き変更は、サイドフレームが「オプション使用位置」の場合に行ってください。

＜オプション使用位置＞＜格納位置＞

オプション取付穴

サイドフレーム

サイドフレーム① サイドパネルの長い側（穴の開いてない側）のツメを外す。

② サイドパネルを上側に引きあげ取外す。
サイドフレーム

サイドパネルツメ

サイドパネル①②●● サイドパネルを取外す際は、ボードを傷つけないように注意してください。

➡次ページに続く●● 端部を手で持つ際には、けがをしない40ように注意してください。

サイドパネルの取付向き変更方法99 サイドパネルの取付向き変更方法③サイドパネルの向きを選択する。

＜オプション取付穴を使用しない場合＞＜オプション取付穴を使用する場合＞

穴が上側

ひっくり返す④【サイドパネルの取付け】
ツメがサイドフレームに引っ掛かるまで、押込む。
（左右各 1 ヶ所）
サイドパネルの取付向き変更方法

9※オプション取付穴を使用する場合は、サイドパネルの穴を上側にして取付けてください。

サイドフレーム

ツメ

ベッド
本体
サイドパネルサイドパネル断面図●● サイドパネルを取付ける際

は、ボードを傷つけないように注意してください。

●● 端部を手で持つ際には、けがをしないように注意してください。

オプション取付穴

サイドパネル

サイドフレーム41 適合オプション

ここに記載されているオプション以外を使用する場合
は、直接弊社（
119ページ）までお問い合せく
ださい。

けい

こく

警告

●● オプションは正しい組合せを確認した上でご各オプションの品番は、段ボール箱・製品識別表示
ラベルに記載されています。
※製品識別表示ラベル上は、S＊＊＊＊、Q＊＊＊＊と表示されています。
例）S161Q ➡ KS-161Qを示します。
適合品は、仕様の変更や組合せなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。 適合品についてご不明な点は、 直接弊社（
119ペ ージ）
までお問い合せください。

使用ください。 誤った組合せで使用すると、思わぬけがや故障の原因となります。
●● ここに記載されているオプション以外は使用しないでください。意図せぬすき間の発生や製品の破損・変形などにより、けがをするおそれがあります。
●● オプションを使用するときは、各オプションの取扱説明書をお読みください。

適合表
製

品

名

Active Sleep ANALYZER

品

番

参照ページ
43

KS-161Qシリーズ

KS-161Q・KS-166・KS-126B/C/M/W

43

KS-171Qシリーズ

KS-171Q・KS-176・KS-146B/C/M/W

43

KS-191Qシリーズ

KS-191Q

43

KS-111Qシリーズ

KS-111Q・KS-116Q

43

ソフトガードサイドレール

KS-019A

43

ソフトカバー付ベッドサイドレール

KS-161QC・KS-171QC・KS-191QC
KS-126BC/CC/MC/WC・KS-146BC/CC/MC/WC
KS-166QC・KS-176QC

44

クリアカバー付ベッドサイドレール

KS-161QT・KS-171QT・KS-191QT
KS-126BT/CT/MT/WT・KS-146BT/CT/MT/WT
KS-166QT・KS-176QT

44

サクっとポケット付ベッドサイドレール

KS-161QAP/QBP/QCP
KS-171QAP/QBP/QCP
KS-191QAP/QBP/QCP

44

キャスター

RQ-P30C

46

ベッドサイドレール

ベッド用グリップスイングアーム介助バー KS-098A・KS-099A/B

44

サイドグリップ

44

KS-030A

スイングアーム介助バー KS-098ACL

45

サイドグリップ

KS-030AC

45

ベッドサイドテーブル

KF-1900/1920/1930/1950/1960/1970/1924/1934/
KF-1954/1964/1974/282

45

脚座ゴムシート

KQ-P70K・KQ-P732

46

スマートハンドル

NN-200046

電動介護リフトKQ-781・KQ-787

50

ソフトカバー付
ベッド用グリップ

42

10適合オプション

NN-1020D

 適合オプション
1.Active Sleep ANALYZER
Active Sleep ANALYZERと組み合わせることにより、以下の機能を使うことができます。
●● 入眠と起床の自動運転

Active Sleep ANALYZERが入眠を測定すると、静かに背が下がりはじめてフラットな状態に戻り、起床にあわせて背をあげることができるようになります。

●● 眠りの状態表示

お持ちのスマートフォンで眠りの状態やアドバイスを表示することができるようになります。

●● スマートフォンでの操作

お持ちのスマートフォンでベッド操作できるようになります。ベッドのご利用目的にあわせたポジション設定などができるようになります。
●● 上記の機能をご使用になるには、機器の適合オプション

10

設定や環境、ご利用になられている方の状態などの条件によります。 詳しくは、Active Sleep ANALYZERの取扱説明書
をご覧ください。
●● Active Sleep ANALYZERと の 連 携 による入眠と起床の自動運転状態は手元スイッチで は 確 認 できませ ん。Active
Sleep Appをインストールしたスマート
フォンでご確認ください。

Active Sleep ANALYZER適合表
Active Sleep ANALYZER

2.ベッドサイドレール

NN-1020D

ベッドサイドレール●● ベッドの両サイドのオプション取付穴を利用して、ベッドサイドレールが使用できます。

●● ベッドサイドレールは、ベッドで寝ている方の転落予防、寝具の落下防止を目的としています。

●● 立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合

は、ベッド用グリップをお使いください。

●● 安全のために、使用者が転落するおそれがある

場合は、組合せ可能なベッドサイドレール（
ページ）と組合せてお使いください。

48●● 使用する方の状態に応じて、すき間を少なくしたオプション取付穴

ソフトガ ードサ イドレー ル（KS-019A）や 各 種
カバーをお使いください。

KS-191QはKS-098A・KS-099A/B・KS030Aと組合せるもしくは、単独でベッドサ
イドに取付けて使用するものです。他のベッ
ド用グリップやベッドサイドレールなどと並列で組合せたり、KS-191Qを2本並列で使用したりしないでください。詳しくは、「 適合
オプションの組合せと取付位置」（
47・
48ページ）をご覧ください。

ベッドサイドレール適合表
ベッドサイドレール

KS-161Q・KS-171Q・KS-191Q・
KS-111Q/KS-116Q・KS-126B/
C/M/W・KS-146B/C/M/W・KS166・KS-176

ソフトガードサイドレール KS-019A

43

3.	ソフトカバー付／クリアカバー付／サクっとポケット付ベッドサイドレール
クリアカバー付ベッドサイドレール適合表●● ソフトカバー付/クリアカバー付/サクっとポケット付

ベッドサイドレールは、表のベッドサイドレールと
各種カバー/サクっとポケットのセットです。

クリアカバー付
ベッドサイドレール
KS-161QT
KS-166QT
KS-126BT/CT/MT/
WT
KS-171QT
KS-176QT
KS-146BT/CT/MT/
WT
KS-191QT●● 表以外のベッドサイドレールとは組合せないでください。

●● ソフトカバー/クリアカバー/サクっとポケットのみでもお求めいただけます。

ソフトカバー付ベッドサイドレール適合表
ソフトカバー付
ベッドサイドレール
KS-161QC

KS-166QC

KS-171QC

KS-176QC

KS-16C

KS-171Q
KS-176

KS-146BC/CC/MC/ KS-146B/C/
WC
M/W
KS-191Q

KS-16T

KS-17T
KS-19T

KS-17C
KS-19CA

ベッドサイドレール サクっとポケット
KS-161Q

KS-171Q

KS-191Q

KS-15P
KS-16P
KS-15P・KS-16P
KS-15P
KS-16P
KS-15P・KS-16P
KS-15P
KS-16P
KS-15P・KS-16P

4.ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー / サイドグリップ）●● ベッドの両サイドのオプション取付穴を利用して、ベッド用グリップが使用できます。

●● 安全のために、使用者が転落するおそれがある場合は、ベッド用グリップと併用して、ベッドサイド
レール（KS-191Qシリーズ）
・サイドグリップ（KS030A）をお使いください。

●● 使用する方の状態に応じて、すき間を少なくした

ソフトカバーをお使いください。

ベッド用グリップ適合表
スイングアーム介助バー

KS-098A・KS-099A/B

サイドグリップ

KS-030A

オプション
取付穴

44

ベッド用
グリップ

10

適合オプション

KS-191QC

サクっとポケット付
ベッドサイドレール
KS-161QAP
KS-161QBP
KS-161QCP
KS-171QAP
KS-171QBP
KS-171QCP
KS-191QAP
KS-191QBP
KS-191QCP

KS-161Q
KS-166KS-161Q
KS-166
KS-126B/C/
M/W
KS-171Q
KS-176
KS-146B/C/
M/W
KS-191Q

サクっとポケット付ベッドサイドレール適合表

ベッドサイドレール ソフトカバー

KS-126BC/CC/MC/ KS-126B/C/
WC
M/W

ベッドサイドレール クリアカバー

 適合オプション
5.ソフトカバー付ベッド用グリップ
ソフトカバー付ベッド用グリップ適合表●● ソフトカバー付ベッド用グリップは、表のベッド用グ

リップとソフトカバーのセットです。

●● 表以外のベッド用グリップとは組合せないでください。

●● ソフトカバーのみでもお求めいただけます。

ソフトカバー付…
ベッド用グリップ

ベッド用グリップ

ソフトカバー

KS-098ACL

KS-098A

KS-98CL

KS-030AC

KS-030A

KS-30C

6.ベッドサイドテーブル
ベッドサイドテーブルは、ベッド上で食事や軽作業をするときに使用する製品です。

ベッドサイドテーブル

ベッドサイドテーブル適合表
ベッドサイドテーブル

KF-1900・KF-1920・KF-1930
KF-1950・KF-1960・KF-1970
KF-1924・KF-1934・KF-1954
KF-1964・KF-1974・KF-282

適合オプション

10

けい

こく

警告

ベッドサイドテーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの操作をしないでください。背あげ・高さ調節などのベッド操作をするとベッドとベッドサイドテーブルの間にはさまれてけがをしたり、ベッドサイド
テーブルやベッドが破損・変形したりするおそれがあります。 ベッドの背・膝あげや高さ調節などをする
ときは、ベッドサイドテーブルをベッドから離してください。

ちゅう

い

注意

ベッドサイドテーブル●● 右図は、ベッドサイドテーブルの使用範囲を示しています（部分は使用不可）。
ベッドサイドテーブルは床高を26cm以上にして、この範囲で使用してください。 床
高が26cm未満または右図の範囲外で使用
すると、ベッドサイドテーブルが破損・変形するおそれがあります。
●● ベッドにベッドサイドレール・ベッド用グリップなどを併用する（設置している）場
合、 ベッドの 高さが 最 高 高さ付 近 では、
ベッドサイドテーブルを使用できません。

26cm
以上
脚座

107cm
この範囲で使用してください

ベッドに接触するため使用できません。

45

脚座

7.キャスター●● キャスターを取付けることにより、室内での配置換えや掃除をするときなどのベッドの移動を補助します。

●● ベッドの高さが10cm高くなります。
●● ベッドサイドテーブルは使用範囲内（45ページ参照）
で使用してください。			
電動介護リフトは使用範囲内（51ページ参照）
で使用してください。

キャスター適合表
キャスター

RQ-P30C

8.脚座ゴムシート
ベッド本体のすべり止めや、脚座やキャスターによるゆか面への傷つき防止用に使用します。
※KQ-P732（キャスター用）は、脚座の下には使用できません。キャスター（RQ-P30C）取付時に使用してください。
※キ ャス タ ー（RQ-P30C） 取 付 時 は、KQ-P732（キャスター用）を2組使用してください。

適合オプション

10

脚座ゴムシート適合表
脚座ゴムシート

KQ-P70K・KQ-P732

9.スマートハンドル
災害などによる停電時、ベッドの故障などの緊急時に、「背あげ/背さげ」「膝あげ/膝さげ」「高ささげ」を行うことができます。
※ベッドの故障状況によっては、操作ができない場
合があります。
スマートハンドル適合表
スマートハンドル

ＮＮ-200046

 適合オプションの組合せと取付位置●● 正しい組合せと取付位置については、全機適合オプションの組合せと取付位置は、下図を参照
して正しく取付けてください。正しい組合せと取付位置を「〇」で、誤った組合せと取付位置を「×」で表し
ています。
けい

種共通です。

●● 各オプションにソフトカバー、クリアカ

バーおよびサクっとポケットを取付けた
場合の正しい組合せと取付位置も同じ
です。

こく

警告

●● ご 不 明 な 点 が あ り ま し た ら、直 接 弊 社

ベッド用グリップやベッドサイドレールは、正しい組合せを確認した上でご使用ください。意図
せぬすき間の発生により、けがをするおそれが
あります。

（

119ページ）
までお問い合せください。

1.	ベッド用グリップ（スイングアーム介助バー / サイドグリップ）を使用する場合
各オプションを頭側と足側で入れ替えた場合も同様です。
●●

KS-098A
KS-099A/B

KS-098A
KS-099AB＋● KS-191Q●●

適合オプションの組合せと取付位置

11

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-098A● KS-099A/B

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-161Qシリーズ● KS-171Qシリーズ● KS-111Qシリーズ

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-019A

●

●

●

●

●

●

KS-098A
KS-099A/B＋● KS-030A●●●

KS-030A

KS-030A＋● KS-191Q●➡次ページに続く47

KS-030A＋● KS-030A●

KS-030A＋● KS-161Qシリーズ● KS-171Qシリーズ● KS-111Qシリーズ●

KS-030A＋● KS-019A●

2.ベッドサイドレールを使用する場合●● 各オプションを頭側と足側で入れ替えた場合も同様です。
●● 別シリーズのベッドサイドレールの組合せでは高さに差が生じる場合があります。

KS-161Qシリーズ
KS-171Qシリーズ● KS-111Qシリーズ●●●

KS-191Q●

KS-019A

KS-161Qシリーズ
KS-171Qシリーズ● KS-111Qシリーズ＋● KS-161Qシリーズ● KS-171Qシリーズ● KS-111Qシリーズ

KS-161Qシリーズ
KS-171Qシリーズ● KS-111Qシリーズ＋● KS-019A

●

●

●

●

KS-191Q＋● KS-161Q シリーズ
● KS-171Q シリーズ
● KS-111Qシリーズ●

KS-191Q＋● KS-191Q

KS-019A＋● KS-019A●

KS-191Q＋● KS-019A

●

●

48

適合オプションの組合せと取付位置

11 マットレス（別売）
けい

こく

警告

●● マットレスを設置しない状態では、ベッドを使用しないでください。ボトムのすき間や穴に手や足の指などがはさまれて、けがをするおそれがあります。

●● このベッドには、弊社が指定する適合品のマットレスを組合せてご使用ください。弊社が指定する適合品以外のマットレスと組合せると、寸法や折れ曲がりの点で適合しないだけでなく、ベッドサイドレール
やベッド用グリップなどにはさまれてけがをしたり、ベッドに負担をかけて故障の原因となったりします。

適合マットレス
専用マットレス
ベッドサイズ

シングル

セミダブル

マットレスサイズ
幅×長さ（cm）

97×195120×195

カルム コア

RM-E538

RM-E5399カルム アドバンス

RM-E588A

RM-E589A

12

ベッドサイズ

シングル

セミダブル

マットレスサイズ
幅×長さ（cm）

97×195120×195

グレイクス1000―

RB-ZA120G

15

グレイクス7000

RB-ZA200G―

16

スマートスリープライト

MS-C310N

MW-C310N

9

MS-C200N B9004

MW-C200N B9004

15.5

スマートスリープアクア

MS-C200N

MW-C200N

15.5

Active Sleep MATTRESSMS-C700N

MW-C700N

16

品名

厚さ
（cm）

一般用マットレス

品名

マットレス
（別売）

12

スマートスリープベーシック

厚さ
（cm）

●● 詳細な取扱いは、マットレスに添付されている取扱説明書をご覧ください。
●● マットレスはベッドの幅・長さにあわせたものをご使用ください。

●● 仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。ご不明な点は直接弊社までお問い合せください。（

119ページ）49

 電動介護リフト（床走行式リフト）の使用上のご注意
電動介護リフトは、ベッドから車いすへの移乗など、さまざまな移乗動作を補助する製品です。
けい

こく

警告

●● 電動介護リフトに添付されている取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。

●● ベッド操作時および電動介護リフト操作時は、電動介護リフトの周囲に注意してください。
●

●

●

●

ベッドとハンガーの間にはさまれたり、ハンガーに当たったりしてけがをするおそれがあります。
ブームやハンガーが人に当たってけがをしたり、ベッドや家具などに当たり破損したりするおそれがあります。
ハンガーフックがベッドサイドレールなどに引っ掛かり、電動介護リフトやベッドサイドレールなどが破損・変形するおそれがあります。
ベッドと電動介護リフトの脚部やアクチュエーター部などが当たり、破損・変形するおそれがあります。

●● 電動介護リフトの脚をベッドの下に差込んでいるときは、電動介護リフトのキャスターのロックを掛けないでください。 ベッド操作のときに、 ベッドと電動介護リフトの脚部やアクチュエーター部などが当たると、電動介護リフトが転倒してけがをしたり、ベッドや電動介護リフトが破損・変形したりする
おそれがあります。

●● 電動介護リフトの脚をベッドの下に差込むときは、電源コードを踏んだり乗り越えたりしないでください。

電源コードが破損して、感電・火災のおそれがあります。

ブーム

電動介護リフト適合表
電動介護リフトKQ-781・KQ-787

KQ-781

ハンガーフック

ハンガー➡次ページに続く
50

13

電動介護リフト（床走行式リフト）の使用上のご注意

脚アクチュエーター 電動介護リフト（床走行式リフト）の使用上のご注意

ちゅう

い

注意

●● 右図は、電動介護リフトの使用範囲を示し

電動介護リフトています（部分は使用不可）。電動
介護リフトは床高を26cm以上にして、この範囲で使用してください。床高が26cm未満または右図の範囲外で使用すると、電動介護リフトが破損・変形するおそれがあります。

●● ベッドにベッドサイドレールやベッド用グリッ

26cm
以上
脚座

プなどを併用する（設置している）場合、ベッドの高さが最高高さ付近では、電動介護リフトを使用できません。

107cm
この範囲で使用してください

脚座

ベッドに接触するため使用できません。

仕様変更などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。ご不明な点は販売店または119ページ）までお問い合せください。
直接弊社（

電動介護リフト（床走行式リフト）の使用上のご注意

1351

 定期点検と日常のお手入れ
1.定期点検について■消毒のしかたベッドを安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。 使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損の有無などを点検してください。
●● 点検項目は、「4 組立後の点検」（

ジ）をご覧ください。

下記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。
消92～101ペー●● 異常が認められた場合や詳しい点検を希望される

場 合 は、 パ ラテクノコ ー ル センタ ー（ページ）までお問い合せください。

指定の濃度

消毒用エタノール～81.4％

塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）～0.2％

塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）～0.2％

次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）

0.02～0.05％

オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。
ちゅう

い

注意

ベッドを快適にご使用いただくためには、日常のお手入れが大切です。下記の要領で、ベッドを清潔にしてください。

●● 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。
変色・変質するおそれがあります。

こく

シンナー

から抜いてください。 誤操作により、はさま
れてけがをするおそれがあります。

ベンジン

中性洗剤

●● お手入れするときは、電源プラグをコンセント

ガソリン

警告

●● 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品●● ベッドに水をかけて掃除しないでください。

を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。

感電するおそれがあります。

ちゅう剤

グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど） 0.05%

119

2.日常のお手入れについてけい

毒●● 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。 水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

い注意オプションのお手入れについて
各オプションに添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

ベッド本体のお手入れ■汚れの落としかた

マットレスのお手入れについて❶水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。

マットレスに添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

❷水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
❸乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

滑り止めシートのお手入れについて
滑り止めシートの表面が汚れた場合、表面を傷つけないよう柔らかいスポンジと中性洗剤で洗い、水でよくすすいでから陰干ししてください。

52

14

定期点検と日常のお手入れ

お手入れするときは、ベッド各部の突起部分でけがをしないように注意してください。

 故障かな？と思ったら● ● 故障でない場合がありますので、修理を依頼さ

けい

こく

警告

れる前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。

●● チェック・処置をしても正常に動作しない場合は、

ただちにベッドの 使 用を中 止し、 電 源プラグをコンセントから抜いて、パラテクノコールセンター（
119ページ）まで修理をご依頼ください。

●● 以下の症状により、電動で背さげをできない場合

地 震・火 災・水 害 などで 被 災した ベッドは、
119ページ）パラテクノコールセンター（
まで点検・修理をご依頼ください。感電・火災の原因となったり、ベッドの動作異常で、けがをしたりするおそれがあります。

は、手動またはスマートハンドルで背さげを行ってください。（36～38ページ）●● 故障や一時的異常の場合は、表示パネルにエラー

コードが表示されることがあります。エラーコードを確認してください。

エラーコード
電源ランプ状態（症状）

手元スイッチの
電源ランプ

消灯

緑で点灯

故障かな と思ったら

15

手元スイッチのエラーコードボタンを押したとき だけ赤で遅い
点滅（1秒ご
と）

処

置

参照
ページ

－

電源プラグはコンセントに 電源プラグをコンセントに差込んでくださ差込まれていますか?
い。

－

－

電源プラグはコンセントに差込んでいるが、 手元ス コンセントに他の電気機器を接続して、電イッチの電源ランプが消え 気がきていることを確認してください。
ていませんか?

－－

押した操作ボタンの操作選
操作禁止ボタンを操作して、操作ボタンを択ランプが消えていませ有効（操作可能）にしてください。
んか?

33

－

操作ボタンを押したときに操作禁止ボタンを操作して、操作ボタンを操作禁止表示（20ページ
有効（操作可能）にしてください。または参照）が点滅していません
操作設定を初期状態に戻してください。
か？

33
・
35

－

手 元 ス イッ チ の 電 源 が 一 度 操 作 ボタンを 押 すことで、 電 源 が「OFF」になっていません 「ON」になります。 もう一度、操作ボタ
か?
ンを押してください。

21

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

U0
（※）

操作ボタンを押したまま、電源プラグをコンセントに 押されている操作ボタンを離してください。
差込みませんでしたか?

－

U1

可動部分に障害物はありま 障害物を取除いてから操作を行ってくださ
せんか?
い。

－

手元スイッチのコネクター 手元スイッチのコネクターを抜いて、差直が抜けかけていませんか? してください。

73

通信状態の異常を知らせる保護機能が働
ベッド上で電子治療器など いたと思われます。 故障ではありません。
を使用していませんか?
電子治療器などを使用するときは、電源
プラグを抜いてから使用してください。

－

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

操作ボタンを押してもベッドが動作 常時、赤で
しない
速い点滅
H1～H9
（0.2秒ごと）

?

チェック

U2

U3

－

－

※ベッド操作中に過電流などで、ベッド電源がリセットした場合も発生します。

53

状態（症状）手元スイッチの
電源ランプ

ボタンを押
したとき だ
け赤で遅い
操作ボタンを押し 点滅（1秒ごてもベッドが動作 と）しない

手元スイッチのエラーコードチェック

U4

連続運転しましたか？（アクチュエーターを連続運
転すると、 運転時間制限が働き、動作が停止することがあります）20～57分間放置してください。（放置せずに操作すると、再度エラーコードが表示されます）－－

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

アクチュエーターのコネク アクチュエーターのコネクターを差直してターが外れていませんか? ください。

－

動 作 が 停 止した 状 態 で、長い間（30秒以上）ボタ ボタンを離してから再度操作してくださンを押し続けていません い。
か?

－

－

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

手元スイッチのコネクター
がコントロールボックスから抜けていませんか?

手元スイッチのコネクターをコントロール
ボックスに差込んでください。

73

ボタンを押
頭（足）の
したときに膝（背）がさがりましたか?

角度制限機能が働いているためで、故障
ではありません。

－

アクチュエーターが正しく アクチュエーターのコネクターを外し、正配線されていますか?
しく配線してから操作をしてください。

－

ベッドの足先がさがっているときは、膝角
度はベッドの傾きにより、上限数値が変化するためで故障ではありません。

－

U5

U9

消灯

－

操作したボタンと異 なる部 位 が 動 緑で点灯
作する－

膝角度が30°まであがらない
膝 角 度 が0 °
まで
さがらない

緑で点灯

ラ クリア ボ タ ンを押したときに、「 ピ ピッ」と鳴り 緑で点灯
設 定 が 切 換 わら
ない

－

－

処

ベッドが傾斜していません
か?

置

参照
ページ

ベッドの足先がさがっているときは、すべり落ちを防止するため、膝さげ動作は2°－までしかさがりません。故障ではありません。
ラクリアボタンはベッドが水平状態で設定
または連動
ボタンを
できます。 頭押して、ベッドを水平状態にしてから設定を行ってください。

－－

一度電源プラグを抜いて、手元スイッチの電源ランプが消えたことを確認して、もう一度コンセントに差直してください。

－

アクチュエーターのコネク アクチュエーターのコネクターを差直してターが外れていませんか? ください。

－

ベッドの動作速度｢速い｣に設定されていても利 用 者 体 重 が100kgを超えた場 合は、動作速度「普通」で動作します。

31

高 さを 調 節 す る
際 に、 動 作 速 度「速い」に設定しても 動 作 速 度 が
変わらない

－

－

各ポジションが正常にとれない－－可動部分に障害物はあり
障害物を取除いてください。
ませんか？

－

ベッドの移動ができない（キャスター取付
時のみ）

－

－

キャスターがロックされていませんか？

キャスターのロックを解除してください。

－

キューブ（宮付）
ヘッドボードのコ
ンセントで携帯電話 の 充 電 などが
できない

－

－

電源プラグは部屋のコンセントに差 込まれて いま
すか？

電源プラグをコンセントに差込んでくだ
さい。

－

－

※修理のご依頼やお問い合せのときは、製品識別表示ラベル（
ください。

54

61～65ページ）に表示された番号もあわせてご連絡

15

故障かな と思ったらベッドが傾斜していませんか?

?

 長期保管と移動 ( 移設 )1.長期保管けい

こく警告

お子様のいたずらなどによる予期せぬ事故や不具合を未然に防止するため、 ベッドの電源プラグは、
コンセントから抜いてください。
●● 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。

温度－10～50℃、湿度30～90％ RHの環境で保管してください。

●● 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

●● 滑り止めシートを膝・足ボトムから取外し、紛失しないよう大切に保管してください。
●● 背ボトム、膝・足ボトムを水平にしてください。
●● ベッドの高さを最低位置までさげてください。
●● ベッドの上にはマットレス以外のものを載せないでください。
・ ・●● ベッドは壁に立て掛けたりせず、水平なゆかに水平のまま保管してください。
●● 電源プラグをコンセントから抜いて、電源コードをはさんだり踏んだりしない場所に束ねておいてください。

※使用を再開される場合は、（

92～101ページ）の手順に従って点検を行ってください。

2.移動（移設）
けい

こく

警告

ボトムやボード、サイドフレーム、サイドパネルを持って移動すると、ベッドが落下し、けがをするおそれがあります。ベッドは分解してから移動してください。
●● ベッドの分解、組立ては直接弊社（

119ページ）までお問い合せください。

長期保管と移動
（移設）

16

55

 仕様
1.ベッド本体
ベッドサイズ

品番※1

ボード形状

ボード/サイドパネル  色（デザイン）
a 全幅

b 全長

RQ-3551＊ RQ-3051＊ RQ-3571＊ RQ-3071＊ RQ-3552＊ RQ-3052＊ RQ-3572＊ RQ-3072＊
シングル

ラウンド
D,L,H

108.7

205.7

寸法… c 脚座間の長さ（cm） d ボトム高さ

セミダブル

シングル

131.7

108.7

f

フットボード高さ

モーター数

ボード

114.5kg

127.5kg

なし

あり

19.8
4モーター

なし

10ボタン

あり

なし

有効長さ1.3m
あり

パーティクルボード, オレフィン系シート

なし

あり

スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）
スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）
スチール製…メッキ仕上げ/ポリプロピレン

サイドパネルABS, オレフィン系シート

滑り止めシート

PVC（表面）、ポリエステル（糸芯）最大利用者体重138kg

安全動作荷重※3

1700N（174kgf）

動作保証条件10～40℃ /30～75%RH

最大マットレス厚※4

色欄（デザイン）132.0kg

スチール製…電着・粉体塗装仕上げ（一部樹脂成形品）

頭側/足側フレーム
主な…
頭側/足側ベースフレーム
材質
マットレス止め

耐用期間（予想耐用期間）

214.0

118.0kg

有効長さ2.5m

ーボトム

背あげ傾斜角度/所要時間
動作…
膝あげ傾斜角度/所要時間
範囲
昇降高さ調節量/所要時間※5

131.7

46.3

ボード電源コード長さ
Active Sleep ANALYZER

D,L

21.5～65.0

電源コード長さ

手元スイッチキューブ（宮付）

133.5

e ヘッドボード高さ

製品質量※2

セミダブル

14（15.5）cm

0～75°[+7.5°,-5°]/34秒（普通）・25秒（速い）
0～30±3°/12秒（普通）・9秒（速い）43.5cm/36秒（普通）・25秒（速い）

8年[自己認証（当社データ）による]※ただし消耗部品は除く

D

L

H

クラッシーダークファミリアライト

ハーモニック56

17仕様※１) 品番の＊には下記の内容が入ります＊：D,L,H（キューブ（宮付）機種はD,Lのみ）
例．RQ-3551D ⇒ サイドパネル/ボード色（デザイン）：クラッシーダーク※2) Active Sleep ANALYZER付の場合は、製品質量が1kg増加します。
※3) 安全動作荷重：ベッドを安全に使用できる荷重。（利用者体重とマットレスやオプションなどの付帯物の合計荷重）※4) ベッドサイドレール（KS-161Q・191Qシリーズ）使用時に適合する弊社製の最大マットレス厚（ ）寸法は、ベッドサイドレール（KS-171Qシリーズ・KS-019A）、ベッド用グリップ使用時に適合する弊社製の最大マットレス厚注）安全寸法を満たす最大マットレス厚は以下の通りです。
●KS-161Q・191Qシリーズ：15ｃｍ ●ベッド用グリップ・KS-111Qシリーズ：15.5ｃｍ●KS-171Qシリーズ・KS-019A：21ｃｍ※上記製品を組合せて使用する場合は、寸法が小さいものを基準にしてください。
※KS-161Q・191Q・111Q・171Qシリーズの詳細につきましては、42ページの「適合表」を参照してください。
・ ・※5) 所要時間はあげるときの時間です。さげるときに、ゆかからボトム上面までの高さが28ｃｍに達した時点で安全性確保のため警告音が鳴り一旦停止します。
再度、高ささげボタンを押すと警告音を繰り返し鳴らしながら低速で最低高さまでさがるため、所要時間は異なります。
ベッドの動作速度｢速い｣に設定されていても利用者体重が100kgを超えた場合は、動作速度「普通」で動作します。
	またベッドの動作速度が｢速い｣に設定されている場合かつ、利用者体重が100kgを超えた場合、高さあげ操作時のベッド動作速度が「普通」になることがあるため、所要時間が異なることがあります。

 仕様

各部の寸法
a ～fの寸法は、56ページの表に記載しています。

e

f

d

c

b

項

仕様

17

a

目

箇

所

a

全幅

最大外形寸法b

全長

最大外形寸法c

脚座間の長さ脚座の中心間長さd

ボトム高さ

ゆか～ボトム上面（最低高さ～最高高さ）e

ヘッドボード高さ

ボトム上面～ヘッドボード上端

f

フットボード高さ

ボトム上面～フットボード上端

・ ・

2.電装品
形

式

リニアアクチュエーター（ＤＣモーター）

電源電圧、周波数
消費電力

AC100V、50/60Hz
背あげ：50W以下

待機電力

膝あげ：45W以下

高さ調節：130W以下

1.5W以下最大連続使用時間

3分（休止時間…57分※）

動作音

65dB以下※）ベッドを最大連続使用時間（3分）動作させた場合、電装品を過熱から保護するための時間。

57

メモ

58

本製品の特長

1

組立・分解方法
もくじ

2

各部の名称………………………… 60

3

梱包部品の確認…………… 61～65

4ベッドの組立方法

5

ベッドの分解方法

1. 分解作業前の準備… ………………………… 102
2. 滑り止めシートの取外し… ………………… 102
3. サイドパネルの取外し… …………………… 103
4. ボードの取外し… …………………… 104・105

1. 脚座の取付け… ………………………………… 67

4-1.ヘッドボードの取外し………………………… 104

2. 頭側・足側ベースフレーム、
台車連結管の設置… …………………………… 68

4-2.フットボードの取外し………………………… 105

5. マットレス止めの取外し… ………………… 106

3. 頭側・足側ベースフレームと台車連結管の取付け…………………………… 69

5-1.マットレス止め（サイド）の取外し…………… 106

4. 足側フレームの取付け………………………… 70

5-2.マットレス止め（足側）の取外し… ………… 106

5. 頭側フレームの取付け…………………… 71・72

5-3.マットレス止め（大）の取外し… …………… 106

6. ボトムの取外し… …………………… 107～109

6. ケーブル・コード類の配線………………73～77

6-1.膝・足ボトムの取外し… …………………… 107

6-1.手元スイッチコードの配線… ………………… 73

6-2.背ボトムの取外し… ………………………… 108

6-2.背アクチュエーターの配線… ………………… 74

6-3.腰ボトムの取外し… ………………………… 109

6-3.ハイローアクチュエーター（頭側）の配線…… 75
6-4.ハイローアクチュエーター（足側）の配線…… 76

7. サイドフレームの取外し… ………………… 110

6-5.電源コードの配線… …………………………… 77

8. ケーブル・コード類の配線の取外し…………………………………… 111～114

7. サイドフレームの取付け… ……………… 78・79

8-1.手元スイッチコードの配線の取外し………… 111

8. ボトムの取付け… …………………………80～83

8-2.電源コードの配線の取外し… ……………… 111

8-1.腰ボトムの取付け… ……………………… 80・81

8-3.ハイローアクチュエーター（足側）の…
配線の取外し………………………………… 112

8-2.膝・足ボトムの取付け… ………………… 81～83
8-3.背ボトムの取付け… ……………………… 83・84

8-4.ハイローアクチュエーター（頭側）の…
配線の取外し………………………………… 113

9. マットレス止めの取付け… ……………… 85・86

8-5.背アクチュエーターの配線の取外し… …… 114

10. ボードの取付け… …………………………87～89
10-1.ヘッドボードの取付け…………………… 87・88

9. 頭側フレームの取外し… …………………… 115

アフターサービス

10-2.フットボードの取付け… ……………………… 89

10. 足側フレームの取外し… …………………… 116

11. 滑り止めシートの設置… ……………………… 90

11. 台車連結管の取外し… ……………………… 117

12. サイドパネルの取付け… ……………………… 91

12. 脚座の取外し… ……………………………… 118

組立後の点検… ………… 92～101

13. 付属部品と分解したユニットの保管……… 118

アフターサービス… ………………11959

1 各部の名称※イラストはセミダブル

このマークの数字は、説明のあるページを示しています。

● フットボード［
89］● ボード取付金具［
87］● 背ボトム［83・84］● 腰ボトム［80・81］● マットレス止め
（大）
［
86］

● 膝・足ボトム［
81〜83］● ボード受金具
（頭側）
［
87］

● マットレス止め
（足側）
［
85］
● 手元スイッチ［
96］● 頭側フレーム［
71・72］● 台車連結幹［68〜69］● 頭側ベースフレーム［
68〜69］● 脚座［
67］● 足側フレーム［70］● 電源コード［77］● ボード受金具
（足側）
［
87］

● サイドフレーム［
78・79］● 足側ベースフレーム［
68〜69］● 滑り止めシート［
90］● サイドパネル
［
91］

60

各部の名称

● マットレス止め
（サイド）
［
85］

● ヘッドボード［
87・88］

1

2 梱包部品の確認

梱包部品の確認

梱包部品の確認

2■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、直接弊社までご連絡ください。
ちゅう

い

注意

●● 移動したりするときは、2人以上で作業を行ってください。背や腰などを痛めるおそれがあります。
●● 組立ての際には、手や指をはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

※（）内の数字は、梱包材を含む質量です。

❶ボトムセット
RQ3050U

RQ3070U

22.5kg（28kg）

26.5kg（30kg）※イラストはセミダブル
背ボトム
製品識別表示ラベル（裏面に貼付）腰ボトム

RQ3050U

RQ3070U

106.3 × 99.1 × 14.6（cm）

106.3 × 122.1 × 14.6（cm）

組立付属部品
マットレス止め（サイド）×2

膝・足ボトムマットレス止め（足側）

右×1

左×1 社名ロゴ

マットレス止め（大）61❷足側ベースフレーム
製品識別表示ラベル（フレーム側面に貼付）

RQ3500VF

93 × 41.9 × 25.5（cm）❸足側フレーム
RQ3500F
12kg（17kg）

製品識別表示ラベル（フレーム側面に貼付）

125.5 × 98 × 17（cm）❹頭側フレーム
RQ3500H
15kg（19kg）

2

梱包部品の確認14.5kg（16kg）

製品識別表示ラベル（フレーム側面に貼付）

114 × 98 × 17（cm）

62

2 梱包部品の確認❺頭側ベースフレーム
梱包部品の確認

2

RQ3500VH

頭側ベースフレーム

16kg（22.5kg）

台車連結管

製品識別表示ラベル（フレーム側面に貼付）

122 × 41.9 × 28.6（cm）

付属品
すき間および電
装品についての注意事項× 1

取扱説明書× 1

脚座×4

コードクリップ× 1

組立付属部品

連結ピン（細）×2

連結ピン（黄）×4

連結ピン（黒）×2

連結ピン（白）×2

六角穴付ボルト×8

ノブボルト×2

プッシュリベット×2

ステーカバー×2

角根ボルト×4

段付ボルト×2

締結ボルト（長）×2

補強金具×2六角穴付ボタンボルト×6

ナット（対辺17mm）×4

ナット（対辺13mm）×4

スナップピン×10

蝶ナット×2角根ナット×2

63

滑り止めシート×2❻ボードセット
RQ30＊＊B＊

ヘッドボードフットボード製品識別表示ラベル

製品識別表示ラベル（裏側）

キューブ（宮付）（RQ30＊2B＊）
ヘッドボードフットボード製品識別表示ラベルボード
ラウンド
キューブ（宮付）

製品識別表示ラベル
（裏側）

品番

サイズ

質量

RQ3051B*

118×72.5×10.4（cm）

18kg（22.5kg）

RQ3071B*

141×72.5×10.4（cm）

26kg（31.5kg）

RQ3052B*

118×72.5×18.6（cm）

21.5kg（26kg）

RQ3072B*

141×72.5×18.6（cm）

30.5kg（36kg）

64

梱包部品の確認

2

ラウンド（RQ30＊1B＊）2 梱包部品の確認❼サイドパネルセット
梱包部品の確認

2

RQ3000P＊

サイドパネル

2.5kg
（3kg）

205 × 11.2 × 10.4（cm）❽サイドフレームセット
RQ3050S

RQ3070S

14kg（17.5kg）

15kg（18.5kg）

サイドフレーム

製品識別表示ラベル（フレーム内側に貼付）

RQ3050S

RQ3070S

207.9 × 26.1 × 23.9（cm）

207.9 × 26.1 × 35.4（cm）

65

3 ベッドの組立方法■ベッドの組立は、専門の配送業者が行います。
けい

こく

警告

ちゅう

い

注意

組立作業は、ベッドの近くに壁やものがない場所で行ってください。 ベッドが壁やものなどに当たり、破損するおそれがあります。

■本製品の組立・分解作業には、以下の使用工具が必要です。使用工具は本製品に付属されておりませんので、お客様でご用意ください。
●● 六角レンチ（対辺5mm）●● スパナ（対辺13mm）

×2

×1

66

●● スパナ（対辺17mm）×1

3

ベッドの組立方法

組立作業は２人以上で行ってください。ベッドを持ちあげる作業でバランスが崩れけがをしたり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。

3 ベッドの組立方法
1. 脚座の取付け
キャスターを使用する場合は、脚座の取付けは不要です。

脚座

頭側ベースフレーム

差込む

3

頭側・足側ベースフレームに脚座を、図のように差込んでください。
（頭側・足側各 2ヶ所：計 4ヶ所）

ベッドの組立方法

脚座をベースフレームに、しっかり差込んでください。脚座のツメ部がベースフレームにしっかりはまると「パチン」と音がします。
ベースフレーム
脚座

差込む
脚座
ツメ部
しっかりはまると
「パチン」
と音がする

キャスター RQ-P30C（別売）の取付けキャスターを取付ける場合は、脚座を使用しませんので、紛失しないように保管してください。
●● キャスターの取扱説明書に従って、
正しく取付けてください。

●● ボトム上面までの高さは、脚座を取付けた場合より10cm高くなります。

けい

こく

警告

・

・

すべりやすいゆ か材（フローリングなど）の上で使用する場合は、脚座の下に敷物や脚座ゴムシート
KQ-P70K（別売）など、キャスターRQ-P30C（別売）の下に敷物や脚座ゴムシートKQ-P732（別売）などを敷いてください。使用中にベッドが不意に動き、転倒してけがをするおそれがあります。

ちゅう

い

注意
畳やじゅうたんなどの上で長期間使用する場合は、脚座の下に敷物や脚座ゴムシート KQ-P70K（別売）など、キャスターRQ-P30C（別売）の下に敷物や脚座ゴムシートKQ-P732（別売）などを敷いてください。畳やじゅうたんなどがへこむおそれがあります。

67

2. 頭側・足側ベースフレーム、
台車連結管の設置
ちゅうい

注意
頭側・足側ベースフレームを持つと、頭側・足側ベースフレームが右図のよ
うに伸びますので、可動部に注意してください。手や腕などをはさまれて、けがをするおそれがあります。
ここを持つ

ここに手を
入れる

製品識別表示ラベル※足側ベースフレームにも貼付されています。
頭側ベースフレーム① 台車連結管を図の位置に置いてください。

② 頭側・足側ベースフレームを、図の位置に置いてください。

● 頭側・足側ベースフレームの製品識別表示ラベルに、頭側・足側が記載されています。必ず確認してください。

台車連結管

台車連結管の取付部● 頭側・足側ベースフレームは、
台車連

台車連結管
の取付部

足側ベースフレーム

68

結管の取付部を内側に向けてください。

3

ベッドの組立方法※頭側・足側ベースフレームを持つときは、右図の指定位置を持ってください。

3 ベッドの組立方法
3. 頭側・足側ベースフレームと台車連結管の取付け■使用工具

頭側ベースフレーム

六角レンチ（対辺 5mm）

ベッドの組立方法

3① 台車連結管の取付部を、頭側ベースフレームおよ

取付部

び足側ベースフレームの取付穴に差込んでください。
（頭側・足側各 2ヶ所：計 4ヶ所）

台車連結管
取付穴

取付部

差込む

取付部

足側ベースフレーム

六角穴付
輪ゴムを取外す
ボタンボルトケーブル（マーキングバンド：緑）

ベースフレームを、六角レンチ（対辺 5mm）を使用して六角穴付ボタンボルトで固定してください。
（頭側・足側各1ヶ所：計 2ヶ所）
けい

こく

警告

台車連結管

六角穴付
ボタンボルト締付ける② 台車連結管と頭側ベースフレームおよび足側

六角穴付ボタンボルトは確実に締付けてください。六角穴付ボタンボルトがゆるんでいると、不意にベッドが動いてけがをするおそれがあります。

輪ゴムを取外す

六角穴付ボタンボルト

ケーブル（マーキングバンド：白）69③ 頭側ベースフレームに輪ゴム止めしてあるハイ
ローアクチュエーターのケーブル（マーキング
バンド：緑）と、
足側ベースフレームに輪ゴム止め
してあるハイローアクチュエーターのケーブル（マーキングバンド：白）を取外してください。

4. 足側フレームの取付け
ちゅうい

膝あげリンク注意コントロールボックス●● 持ち運びや組立てをするときは、
膝あげリンクやコントロールボッ

クス周辺部を持たないでください。けがや破損の原因となります。
・ ・

・ ・

てください。

① 足側ベースフレームの脚座の端部から15cm の位置に足側フレームを置いてください。

先端② 足側フレームの先端を持ってゆっくり倒し、足側

ローラー
金具

ベースフレームのローラー（黒）に足側フレームのローラー受をあわせて載せてください。
（左右各1ヶ所）

ローラー（白）③ 足側ベースフレームのローラー（白）を足側フ
足側フレームローラー受

レームのローラー金具に入れてください。
（左右各1 ヶ所）

あわせる

スナップピン④ 足側フレームのローラー受に連結ピン（細）を差込み、スナップピンで固定してください。
（左右各1 ヶ所）

足側ベースフレーム⑤ ボード受金具の左右を確認してから取付け、ノブ

差込む

ボルトと角根ナットで足側フレームに仮止めしてください。
（左右各1ヶ所）

差込む

この時点でノブボルトをしっかり締めてしまうと、フットボードが取付けられない場合があります。

（細）ローラー（黒） 連結ピン

足側フレーム輪ゴムを取外す

ノブボルト

電源コード

ゆるむ

しまる
足側用ボード受金具⑥ 電源コードと足側フレームを固定している輪ゴ
ムを取外してください。

70

ベッドの組立方法

3●● 足側フレームをゆかに置くときは、
ゆかを傷つけないように注意し3 ベッドの組立方法
5. 頭側フレームの取付け
ちゅう

リトラフレームい注意

ベッドの組立方法

3

持ち運びや組立てをするときは、背アクチュエーターやリ
トラフレームなどを持たないでください。けがや破損の原因となります。
背アクチュエーター① 頭側フレーム先端の樹脂部を足側フレームのフ

頭側フレーム載せる

レーム受につきあてて、頭側フレームを頭側ベー
スフレームの取付金具にあわせながら、頭側ベー
スフレームに載せてください。
フレーム受

あわせる

頭側フレーム

樹脂部② 頭側フレームと頭側ベースフレームの取付金具

載せる
足側フレームに連結ピン（黒）を差込み、スナップピンで固定してください。
（左右各1ヶ所：計 2ヶ所）

③ 頭側フレームと足側フレームに連結ピン（黄）を

取付金具

差込み、
スナップピンで固定してください。
（左右各 2ヶ所：計 4ヶ所）

スナップピン

連結ピンを差込むときは、
頭側フレーム・
足側フレームを軽く持ちあげながら差込んでください。

差込む

差込む

連結ピン
（黒）
スナップピン

差込む

連結ピン
（黒）

差込む

連結ピン
（黄）

連結ピン
（黄）

71

④ ボード受金具をスライドさせ、頭側フレームの取付穴（R）にツメを入れてください。

⑤ ノブボルトをしっかりと締付けて、角根ナットを固定してください。
（左右各1ヶ所）

けい

ノブボルト

●● ノブボルトは確実に締付けてください。ノブ

ボルトと角根ナットがゆるんでいると、ボードががたついたり落下したりして、けがをする
おそれがあります。

取付穴（R）

ゆるむ

しまる

こく

警告

頭側用ボード受金具

取付穴（M）●● 角根ナットが取付穴に収まっていることを確認してください。ボードががたついたり落下したりして、けがをするおそれがあります。

頭側フレーム72

3ベッドの組立方法

ボード受金具は左右とも指定の位置に取付けてください。
ボード受金具を誤った位置に取付けると、ボードを取付けることができませんのでご注意ください。

3 ベッドの組立方法
6. ケーブル・コード類の配線
ちゅう

い

注意
●● ケーブルは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。

ベッドの組立方法

3●● コネクター部をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

6-1.手元スイッチコードの配線■手元スイッチを使用する方向にあわせて配線してください。
ちゅう

い

注意
●● コードは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。
●● 手元スイッチコードは、ストッパーがクリップ A（黄）より足側にくるように取付けてください。手元ス

イッチコードが断線・破損するおそれがあります。

ベッドの右側に出す場合

頭側フレームクリップA（黄）足側フレームストッパー

クリップB（黄）はめ込むクリップA（黄）にはめる

手元スイッチのコードを、頭側フレームのクリップ A（黄）の図の位置にはめてください。
手元スイッチをベッドの右側に出す場合は、手元ス
イッチのコードを図のように配線し、足側フレームのクリップ B（黄）にもはめてください。

手元スイッチコード
足側フレーム手元スイッチコード

左コントロールボックス

頭側フレーム右手元スイッチ

手元スイッチコード

足側フレーム73

6-2.背アクチュエーターの配線① 頭側フレームのクリップ A（黄）に止めてある背クリップ A（黄）アクチュエーターのケーブル（マーキングバンド：青）を取外してください。

クリップ A（黄）外す

背アクチュエーターケーブル

背アクチュエーターケーブル
マーキングバンド（青）② コントロールボックスの背アクチュエーター差

コントロールボックス
シール（青）込部（シール：青）のキャップを取外してください。
取外したキャップは、紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）③ 背アクチュエーターのケーブルのコネクター先端の凹部を上向きにし、背アクチュエーター差込部（シール：青）に差込んでください。

④ コネクターキャップの凸部が真上にくるように、
時計回りに回してください。
「カチッ」
と音がして
固定されます。

背アクチュエーターケーブル
キャップ
取外す
❶

シール（青）
背アクチュエーター
差込部
時計回りに回す（「カチッ」と音がする）
❸

差込む❷
凸部
凹部を上向きにするコネクター

コネクターキャップ

マーキングバンド（青）74

3

ベッドの組立方法

マーキングバンド（青）3 ベッドの組立方法

6-3.ハイローアクチュエーター（頭側）の配線① ハイローアクチュエーターのケーブルをクリッ

ストッパー（緑）を足側にする

プ A（黄）の中央にはめてください。このとき、ハイローアクチュエーターのケーブルのストッパー（緑）がクリップ A（黄）より足側になるようにしてください。

マーキングバンド（緑）クリップ A（黄）ベッドの組立方法

3

コントロールボックス（頭側）シール（緑）② コントロールボックスのハイローアクチュエー
ター
（頭側）
差込部
（シール：緑）のキャップを取外してください。

取外したキャップは、紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）③ ハイローアクチュエーターのケーブルのコネク

ハイローアクチュエーター
（頭側）ケーブル
キャップ

ター先端の凹部を上向きにし、ハイローアクチュ
エーター
（頭側）
差込部
（シール：緑）に差込んでください。

シール（緑）

取外す❶

ハイローアクチュエーター（頭側）
差込部
時計回りに回す（「カチッ」と音がする）❸④ コネクターキャップの凸部が真上にくるように、
時計回りに回してください。
「カチッ」
と音がして
固定されます。

差込む❷
凸部
凹部を上向きにするコネクター

コネクターキャップ

マーキングバンド（緑）756-4.ハイローアクチュエーター（足側）の配線
キャップ① ハイローアクチュエーターのケーブルを図のよ

シール（白）

取外す❶

うに配線してください。

ハイローアクチュエーター（足側）
差込部
時計回りに回す（「カチッ」と音がする）
❸

ター
（足側）
差込部
（シール：白）のキャップを取外してください。

差込む❷
凹部を上向きにするコネクター

取外したキャップは、紛失しないように保管してください。
（組立付属部品が入っていた袋などに収納することができます）

凸部
コネクターキャップ③ ハイローアクチュエーターのケーブルのコネク

マーキングバンド（白）マーキングバンド（白）ター先端の凹部を上向きにし、ハイローアクチュ
エーター
（足側）
差込部
（シール：白）に差込んでください。

コントロールボックス（足側）シール（白）④ コネクターキャップの凸部が真上にくるように、
時計回りに回してください。
「カチッ」
と音がして
固定されます。

足側フレームパイプの上を通す

ハイローアクチュエーター
（足側）ケーブル76

ベッドの組立方法② コントロールボックスのハイローアクチュエー 3

3 ベッドの組立方法

6-5.電源コードの配線■コンセントの方向にあわせて配線してください。
けい

ベッドの組立方法3

こく警告
電源コードは正しく配線してください。断線や破損のおそれがあります。電源コードが破損すると感電・火災のおそれがあります。
●● 電源コードは、
ベースフレームの上側や内側に入り込まない

ように配線してください。

●● 電源コードは、
脚座やキャスターなどで踏まないように配線してください。

●● 電源コードは、
ベッドの高さを最高高さまであげた状態でも突っ張らないように配線してください。

電源コードを出す向きにあわせて、電源コードのク
リップをベースフレームの下側フレームの取付穴（4 ヶ所）のいずれか 1ヶ所に差込んでください。
余ったコードがベースフレームの内側に入り込まないように、注意して配線してください。

下側フレーム
取付穴

差込む

クリップ
脚座

電源コード

77

7.サイドフレームの取付け
けい

こく

警告

サイドフレームは指定の取付位置に角根ボルトとナット（対辺17mm）で確実に固定してください。
●● 誤った位置で使用すると、ベッドとベッドサイドレール・ベッド用グリップなどの間に意図せぬすき間ができ、はさまれてけがをするおそれがあります。

ちゅう

い

注意

仮止め状態のサイドフレームに寄り掛かったり、体重をかけたりしないでください。サイドフレームが落下して、けがをするおそれがあります。

サイドフレームについて
サイドフレームには右側用と左側用があります。
※右側用のサイドフレームは、内側に製品識別表示
ラベルが貼られています。

サイドフレーム（左側用）

サイドフレームの取付けの際は、サイドフレームを確認し、正しく取付けてください

製品識別
表示ラベル
サイドフレーム
（右側用）

78

3

ベッドの組立方法●● 取付けが不完全な場合、サイドフレームががたついたり外れたりして、けがをするおそれがあります。

3 ベッドの組立方法

■使用工具

スパナ
（対辺 17mm）
本体

3

ベッドの組立方法

サイドフレーム
（左側用）

① 本体に
はめる

サイドフレーム
（右側用）

（4ヶ所）
② 角根ボルトとナット（対辺17mm）で本体に仮止めする。

この時点でナット（対辺17mm）
をしっかり締めてしまうと、フットボードが取付けられない場合があります。
＜オプション使用位置の場合＞＜格納位置の場合＞
角根ボルト

角根ボルト

外側の穴

サイドフレーム

内側の穴

ナット（対辺17mm）

サイドフレームナット（対辺17mm）

ボルトの頭のまっすぐな部分がサイドフレームと平行になるように差込んでください。

79

8.ボトムの取付け
ちゅう

い

注意

背ボトム、膝・足ボトムを持ちあげて逆に反らせたり、必要以上に曲げたりしないでください。破損・変形のおそれがあります。
ベッドの組立方法

38-1.腰ボトムの取付け
■使用工具
腰ボトム

六角レンチ
（対辺 5mm）① 腰ボトムの取付金具が頭側フレームのパイプに載せる

当たるように頭側フレームに載せてください。
腰ボトム

腰ボトムの
取付金具
頭側フレームのパイプ② 頭側フレームと腰ボトムの取付金具に連結ピン（白）を差込み、スナップピンで固定してください。
（左右各1ヶ所）

腰ボトムの取付金具

腰ボトムの取付金具

頭側フレーム頭側フレーム

差込む

連結ピン
（白）

連結ピン
（白）

差込む

スナップピン80

3 ベッドの組立方法③ 補強金具のツメを腰ボトムの取付金具の穴に差込

み、六角レンチ（対辺5mm）を使用して六角穴付
ボタンボルトで固定してください。
（左右各1ヶ所）
ちゅう

い

注意

3

ベッドの組立方法

腰ボトムは確実に指定の位置に取付け、六角穴付ボタンボルトでしっかり固定してください。取付けが不十分な場合、ベッドが破損し、けがをするおそれがあります。
六角穴付ボタンボルト

腰ボトム

頭側フレーム腰ボトムの取付金具
頭側フレーム

補強金具

ツメを
差込む
取付穴

腰ボトムの取付金具

補強金具

足側フレーム8-2.膝・足ボトムの取付け
ちゅう

い

注意

腰ボトムと膝・足ボトムは段付ボルトとナット（対辺13mm）で確実に固定してください。取付けが不完
全な場合、膝・足ボトムががたついたり外れたりして、けがをするおそれがあります。
■使用工具

六角レンチ
（対辺 5mm）

スパナ（対辺 13mm）× 2① 膝・足ボトムを腰ボトムの内側にくるように足側フレームに載せてください。

腰ボトム

腰ボトム
膝・足ボトム（膝側）
膝・足ボトム（足側）

81

膝・足ボトム（膝側）

② 膝・足ボトム（足側）を上にあげ、足ボトムステー

膝・足ボトム（足側）

を足側フレームのステー受に載せてください。

あげる

ちゅう

い

注意

ステー受に載せる

ステー受③ 電源プラグをコンセントに差込んでください。

足ボトムステー足ボトムステー足側フレーム六角穴付
ボタンボルト

プッシュリベット④ 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを作業しや
すい角度まであげてください。

⑤ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

⑥ ステーカバーを足側フレームに取付け、プッシュ

差込む

リベットおよび六角穴付ボタンボルト・ナット（対辺13mm）
で固定してください。
（左右各1ヶ所）

差込む※プッシュリベットを取付けるときは軸

ステーカバーナット（対辺13mm）

六角穴付
ボタンボルト穴に差込み

六角穴付
ボタンボルト

けい

「カチッ」
と音がする
まで軸を押込む

こく警告

ステーカバーを足側フレームに確実に固定してください。 固定されていない場合、膝・足ボト
ムが不意に外れたり、がたつきが大きくなり、
意図せぬすき間が発生したりして、けがや製品の破損・変形のおそれがあります。
プッシュリベット

プッシュリベット

ステーカバー※イラストは膝・足ボトムを省略しています。

82

3

ベッドの組立方法

膝・足ボトムの足ボトムステーを確実に指定の位置に取付けてください。取付けが不十分な場
合、膝・足ボトムが不意に落下してけがをした
り、膝あげ動作の際にベッドが破損したりする
おそれがあります。

3 ベッドの組立方法⑦ 腰ボトムと膝・足ボトム（膝側）をスパナ（対辺13mm）を使用して段付ボルトとナット（対辺13mm）で固定してください。
（左右各1ヶ所）

ナット（対辺13mm）

段付ボルトはベッドの外側から内側へ差込んでください。

ベッドの組立方法

3

膝・足ボトム⑧ 電源プラグをコンセントに差込んでください。
⑨ 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを一番下ま

腰ボトム
段付ボルト

でさげてください。

⑩ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
8-3.背ボトムの取付け
ちゅう

い

注意

背ボトムは締結ボルト（長）と蝶ナットで確実に固定してください。 取付けが不完全な場合、背ボトムががたついたり外れたりして、けがをするおそれがあります。

① 電源プラグをコンセントに差込んでください。
② 手元スイッチを操作し、リトラフレームを作業しリトラフレーム

やすい角度まであげてください。

③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

あげる

83

④ 背ボトムをリトラフレームに載せて、背ボトムを

背ボトムのフック

足側方向にスライドさせてください。背ボトム
裏面のフックがリトラフレームのピンに引っ掛かります。

リトラフレームのピン

ベッドの組立方法

3リトラフレーム⑤ 背ボトムとリトラフレームの取付穴（左右各1ヶ

背ボトムの取付金具所）に外側から締結ボルト（長）を差込み、蝶ナッ
トで締付けてください。
（左右各1ヶ所）
蝶ナットは左右とも、手で十分に締付けてください。

蝶ナット
締結ボルト
（長）

⑥ 電源プラグをコンセントに差込んでください。
⑦ 手元スイッチを操作し、背ボトムを一番下までさリトラフレーム

げてください。

⑧ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

84

3 ベッドの組立方法
9.マットレス止めの取付け<マットレス止め（サイド）の取付け>突起部を「カチッ」と音がするまで差込む。
（左右各1ヶ所）

マットレス止め（サイド）

突起部
差込む

ベッドの組立方法

3

穴

背ボトム

マットレス止め（サイド）の取付け後、内から外へ軽く押し、確実に取付いていることを確認してください。
マットレス止め（大）マットレス止め（足側）※社名ロゴあり

背ボトム

マットレス止め（サイド）

膝・足ボトム<マットレス止め（足側）の取付け>② ツメを足ボトムの通気穴に入れ、通気穴のふ① 突起部を「カチッ」と音がするまで差込む。

ちに差込む。

マットレス止め（足側）

❷
差込む

突起部

通気穴

❶
差込む
膝・足ボトム穴

ツメ●● 社名ロゴが記載されているマットレス止め（足側）を左側に取付けてください。

●● マットレス止め（足側）の取付け後、内から外へ軽く押し、確実に取付いていることを確認して

ください。

85

<マットレス止め（大）の取付け>
マットレス止め（大）の先端をたわませながら、膝・足ボトムの取付穴に差込んでください。

マットレス止め（大）● マットレス止め（大）の取付け後、内から外● 差込みにくい場合は、マットレス止め（大）の先端を左右から少し押して、穴の間隔にあわせながら差込んでください。

膝・足ボトム

取付穴

取付穴

86

3

ベッドの組立方法

へ軽く押し、確実に取付いていることを確認してください。

3 ベッドの組立方法
10. ボードの取付け
ちゅう

い

注意

●● ボードを取付ける際は、指定の取付位置に六角穴付ボルトで確実に固定してください。取付けが不完

全な場合、ボードががたついたり、外れてけがをするおそれがあります。

ベッドの組立方法

3・ ・●● ボードを取付けるときは、落下させないよう注意してください。足に当たってけがをしたり、ゆかやボードを傷つけたりするおそれがあります。

●● 仮止め状態のサイドフレームに寄り掛かったり、体重をかけたりしないでください。サイドフレームが落下して、けがをするおそれがあります。

10-1.ヘッドボードの取付け※イラストは背ボトムを省略しています。

■使用工具

ヘッドボード六角レンチ（対辺 5mm）① 電源プラグをコンセントに差込んでください。

ボード取付金具（2ヶ所）② 手元スイッチを操作し、背ボトムを作業しやすい
角度まで操作してください。

③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

差込む④ ヘッドボードのボード取付金具を、ベッドのボード受金具にまっすぐ最後まで差込んでください。

ボード受金具（2ヶ所）⑤ ヘッドボードの取付穴とサイドフレームの取付

六角穴付ボルト穴の位置をあわせて、六角レンチ（対辺 5mm）を使用して、六角穴付ボルトで仮止めしてください。
（左右各 2ヶ所）⑥ 電源プラグをコンセントに差込んでください。

⑦ 手元スイッチを操作し、背ボトムを一番下までさ
げてください。

⑧ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

ヘッドボードサイドフレーム87＜キューブ（宮付）の場合＞
ベッドに取付けた後、電源コードの配線が必要です。
下図を参照して、斜線部の範囲内に配線してください。

けい

こく

警告

ちゅう

い

注意

キューブ（宮付）を取付けする際は、ケーブル類の上にキューブ（宮付）を置かないでください。
ケーブル類が破損するおそれがあります。

斜線部
電源コード
電源プラグ

88

3

ベッドの組立方法

電源コードは正しく配線してください。 断線や破損のおそれがあります。電源コードが破損すると感電・火災のおそれがあります。

3 ベッドの組立方法

10-2.フットボードの取付け■使用工具

フットボードベッドの組立方法

3

ボード取付金具
（2ヶ所）

六角レンチ
（対辺 5mm）

スパナ（対辺 17mm）① 電源プラグをコンセントに差込んでください。

② 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを作業しや差込む

すい角度まで操作してください。

③ フットボードのボード取付金具を、ベッドのボード受金具にまっすぐ最後まで差込んでください。

ボード受金具（2ヶ所）④ フットボードをベッド頭側に押しながら、仮止め

フットボード

ボード受金具押す
六角穴付ボルト

ノブボルト

したボード受金具のノブボルトをしっかりと締めて固定してください。

フットボードを押しながら固定しないと、ボードががたつくおそれがあります。

⑤ フットボードの取付穴とサイドフレームの取付穴の位置をあわせて、
六角レンチ（対辺5cm）
を使用して、六角穴付ボルトで仮止めしてください。
（左右各 2ヶ所）

回す⑥ スパナ（対辺17cm）を使用して、仮止めしたサイ

ナット

ドフレームのナット（対辺17mm）をしっかりと締めて固定してください。
（左右各 2ヶ所）

締付ける⑦ 六角レンチ（対辺 5mm）を使用して、仮止めして

サイドフレーム

いたヘッドボード、フットボードの六角穴付ボル
トをしっかりと締めて固定してください。

※イラストは膝・足ボトムを省略しています。

ノブボルト、六角穴付ボルト、ナット（対辺17mm）が確実に締付けられていることを確認してください。

89

11.滑り止めシートの設置
ちゅう

い

注意

●● 滑り止めシートはシワが寄らないようにまっすぐ敷いてください。破損の原因となります。
●● マットレスを載せたり移動したりするときは、マットレスを滑り止めシートの上で滑らせたり、引きずったりしないでください。滑り止めシートがずれたり、破損したりするおそれがあります。

る場合は、滑り止めシートを敷き直してください。 正しく敷かれていないと、十分な効果が得られなかったり、滑り止めシートがベッド動作部にはさまれて、破損したりするおそれがあります。

●● 滑り止めシートは指定の用途以外には使用しないでください。滑り止めシートが破損するおそれがあります。

滑り止めシートを下図の位置に敷く。（２ヶ所）
・膝・足ボトム（膝側）の頭側・中央・膝・足ボトム（足側）の頭側・中央
滑り止めシート

膝・足ボトム（膝側）の頭側

膝・足ボトム（足側）の頭側

滑り止めシートが正しく敷かれていることを確認してください。

90

3

ベッドの組立方法●● 定期的に滑り止めシートの状態を確認し、位置がずれていたり、シワが寄ったり折れ曲がったりしてい3 ベッドの組立方法
12. サイドパネルの取付け
けい

こく

警告

サイドパネルは確実に取付けてください。 確実に取付いていない状態で使用すると、思わぬけがをした
り、ベッドが破損したりするおそれがあります。
ベッドの組立方法

3

ちゅう

い

注意

一度取付けたサイドパネルを取外す場合は十分注意して行ってください。無理に取外そうとすると、破損したり外れやすくなったりします。

① サイドパネルの保護フィルムをはがしてください。

オプション
取付穴

サイドパネルサイドパネルを取付ける際は、ボードを傷つけないように注意してください。

サイドフレーム※イラストはオプション取付穴を使用できる状態② ツメがサイドフレームに引っ掛かるまで、押込む。
※オプション取付穴を使用する場 合は、 サイドパネルの穴を上側にして取付けてください。

サイドフレーム
サイドパネル

ツメ
ベッド
本体

サイドパネル断面図

91

4 組立後の点検■ベッドの組立てが終わりましたら、 ベッドに人が乗っていないことを確認の上、 下記のチェックシートで点検してください。（
92～101ページをコピーしてお使いください）●● 定期点検のときも、このチェックシートを使用してください。
●● 異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（

までお問い合せください。

101ページ）●● キャスターなどのオプションをご使用の場合は、各製品の「取扱説明書」をご覧ください。

けい

こく

警告

ちゅう

い

注意

点検作業をしているときに異常音や振動が生じた場合は、すぐにベッドの使用を中止し、パラテクノコールセンター（
101ページ）までご連絡ください。

チェックシート

1 脚座の取付け

ツメ部

ベースフレームの4ヶ所すべてに脚座がはまっていますか?
（頭側・足側各2ヶ所）

脚座□はい□いいえ ➡ 67ページ参照

ベースフレーム

2 頭側・足側ベースフレームと台車連結

六角穴付ボタンボルト

管の連結

六角穴付ボタンボルトで確実に締付けられていますか？
（頭側・足側各1ヶ所）

台車連結管

□はい
□いいえ ➡ 68ページ参照

頭側・足側ベースフレーム

92

4

組立後の点検組立て後は点検を行ってください。組立が不十分な状態で使用すると、けがや故障のおそれがあります。

4 組立後の点検

3 連結ピン・スナップピンの取付け

連結ピンにスナップピンが確実に差込まれていますか？
□はい□いいえ ➡ 71ページ参照

組立後の点検4

足側フレームスナップピン

スナップピン

ローラー受

腰ボトムの取付金具
頭側フレーム連結ピン（黒）連結ピン（白）スナップピン
ローラー（黒） 連結ピン（細）スナップピン

足側ベースフレーム

連結ピン（黄）4 ボード受金具の取付け●● 頭側用/足側用ボード受金具が正しく取付けられていますか？

頭側用ボード受金具 左右1ヶ所：計2ヶ所
足側用ボード受金具 左右1ヶ所：計2ヶ所●● ノブボルトで確実に締付けられていますか？

□はい□いいえ ➡ 70～72ページ参照
足側フレーム足側用ボード受金具

ノブボルト

ノブボルト
取付穴（R）
取付穴（M）

頭側フレーム93

足側用ボード受金具

5 コード類の傷

プラグやコード類に傷などがありませんか？
□はい□いいえ ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（

101ページ）へ連絡

6 背アクチュエーターとコントロー ル

マーキングバンド（青） コントロールボックス
シール（青）ボックスの配線●● ケーブルが正しく配線されていますか？
●● コネクターキャップの凸部が真上にきていま

すか？

□はい
□いいえ ➡ 74ページ参照
背アクチュエーターケーブル
シール
（青）

キャップ
取外す
❶

差込む❷

背アクチュエーター
差込部
時計回りに回す（「カチッ」と音がする）❸

凹部を上向きにする
コネクター
マーキングバンド
（青）

94

凸部
コネクターキャップ

組立後の点検44 組立後の点検

7 ハイローアクチュエーター(頭側/足側)とコントロールボックスの配線●● ケーブルが正しく配線されていますか？

●● ケーブルがクリップに固定されていますか?
●● コネクターキャップの凸部が真上にきていますか?

組立後の点検

4

□はい

キャップ

□いいえ ➡ 75・76ページ参照

取外す❶

ストッパー（緑）を足側にする
クリップA（黄）シール（白）マーキングバンド（緑）差込む❷
コントロールボックス（頭側）シール（緑）ハイローアクチュエーター（足側）
差込部
時計回りに回す（「カチッ」と音がする）❸
凸部

凹部を上向きにするコネクター

コネクターキャップ

マーキングバンド（白）コントロールボックス
（足側）
シール
（白）

マーキングバンド（白）ハイローアクチュエーター
（頭側）ケーブル
キャップ

差込む❷

シール（緑）

足側フレームパイプの上を通す

取外す ハイローアクチュエーター
（頭側）
差込部
❶
時計回りに回す（「カチッ」と音がする）❸

凹部を上向きにする
コネクター
マーキングバンド（緑）凸部

ハイローアクチュエーター
（足側）
ケーブル

コネクターキャップ

8 電源コードの接続●● 電源コードはベースフレームの外側に配線されていますか？

●● 電源コードのクリップがベースフレームの取付穴に固定されていますか?

●● 可動部と接触していませんか？
●● 脚座やキャスターなどで踏んでいませんか？
●● 高さ調節を最低高さから最高高さまで行ったとき、電気コードが引っ張られることはあ
りませんか？

下側フレーム
取付穴
差込む□はい□いいえ ➡ 77ページ参照

クリップ
脚座

95

電源コード

9 手元スイッチコードの配線

ベッドの右側に出す場合

手元スイッチコードが正しく配線され、クリップに固定されていますか？

足側フレームクリップB（黄）頭側フレームクリップA（黄）
ストッパー

はめ込む

□はい
□いいえ ➡ 73ページ参照

クリップA（黄）にはめる

手元スイッチコード

クリップAの位置

4
手元スイッチコード

左

クリップB
の位置

コントロールボックス

右手元スイッチ

手元スイッチコード

 サイドフレームの固定

サイドフレームが確実に締結されていますか?
（4ヶ所）
□はい
□いいえ ➡ 78・79ページ参照＜オプション使用位置の場合＞＜格納位置の場合＞
角根ボルト

角根ボルト
内側の穴

外側の穴

サイドフレームナット（対辺17mm）

96

サイドフレームナット（対辺17mm）

組立後の点検足側フレーム4 組立後の点検 背ボトムの取付け●● リトラフレームのピンと背ボトムのフックの位置はあっていますか？
●● 背ボトムとリトラフレームが締結ボルト（長）と蝶ナットで確実に固定されていますか？

（左右各1ヶ所：計2ヶ所）□はいリトラフレームのピン□いいえ ➡ 83・84ページ参照

蝶ナット

組立後の点検4

背ボトムの取付金具

背ボトムのフック

締結ボルト
（長）

リトラフレーム

リトラフレーム 腰ボトムの取付け

腰ボトムの取付金具●● 腰ボトムと頭側フレームが連結ピンで確実に頭側フレーム

固定されていますか？		
（左右各1 ヶ所：計2 ヶ所）●● 補強金具が正しく取付けられていますか？

（左右各1ヶ所：計2ヶ所）

連結ピン
（白）

□はい
□いいえ ➡ 80・81ページ参照

スナップピン

六角穴付ボタンボルト

腰ボトム

頭側フレーム腰ボトムの取付金具

97

補強金具

足側フレーム 膝・足ボトムの取付け

足ボトムステー足側フレーム六角穴付
ボタンボルト●● 腰ボトムと膝・足ボトム（膝側）が段付ボルトとナット（対辺13mm）で確実に固定されていますか？（左右各1ヶ所：計2ヶ所）

プッシュリベット

差込む●● ステーカバーが正しく取付けられていますか？

（左右各1ヶ所：計2ヶ所）

4

差込む□いいえ ➡ 81～83ページ参照

ステーカバーナット（対辺13mm）

ナット（対辺13mm）

膝・足ボトム腰ボトム
段付ボルト

 マットレス止めの取付け

マットレス止め（サイド）（2 ヶ所）

ボトムにしっかりと取付けられていますか?
□はい□いいえ ➡ 85・86ページ参照

マットレス止め（足側）（2 ヶ所）

98

組立後の点検□はい4 組立後の点検

 滑り止めシートの設置

滑り止めシート●● 正しい位置に敷いてありますか？
●● シワが寄ったり、折り曲がったりしていませんか？

組立後の点検4□はい□いいえ ➡ 90ページ参照

膝・足ボトム（膝側）の頭側

 ボードの取付け状況の確認（頭側・足側）

膝・足ボトム（足側）の頭側

六角穴付ボルト●● ボードのボード取付金具がボード受金具にしっかりと入っていますか？（頭側2ヶ所・足側2ヶ所）●● ボードは六角穴付ボルトで確実に締結されていますか？（左右2ヶ所：計4ヶ所）●● いちじるしいがたつきがないですか？

□はい□いいえ ➡ 87～89ページ参照
ヘッドボードサイドフレーム
フットボード

ボード受金具押す
六角穴付ボルト

ノブボルト

回す
ナット

締付ける

サイドフレーム99 サイドパネルの固定

サイドパネルがしっかりと取付けられていますか？
（左右各1ヶ所）□はい□いいえ ➡ 91ページ参照

サイドパネル

 手元スイッチの確認

電源プラグをコンセントに差込むと手元スイッチの電源ランプが緑色に点灯しますか？
□はい□いいえ ➡ 21ページ参照

 操作時の確認

手元スイッチで「ラクリアモーション」「らくらくモーション」
「背あげ」
「膝あげ」
「高さ調節」の操作を最大まで行ったとき、以下の異常がありませんか？
□異常ない□異常音がする ➡ パラテクノコールセンター（

101ページ）へ連絡※場所や状態によってはお客様で注油を行うことができます。
□動作しない（電源ランプが点滅する）➡ 53・54ページ参照□ベッドが家具などに当たる ➡ ベッドを移動するか、障害物を取除いてください。

 ベッド・電装品の傷や変形●● ボトムやフレーム・パネルなどに、傷や変形がありませんか？
●● 手元スイッチに、傷や破損がありませんか？

□ない□ある ➡ パラテクノコールセンター（

101ページ）へ連絡

100

組立後の点検44 組立後の点検

 ラベルのはがれラ ベルがはがれたり、文字が見えなくなったりしていませんか？
□いいえ□はい（はがれている・文字が見えない）➡ パラテクノコールセンター（

組立後の点検4101ページ）へ連絡

 ベッドの滑り

ベッドを前後・左右から押したとき、容易に滑りませんか？
□滑らない□滑る ➡ 脚座の下に敷物（脚座ゴムシート KQ-P70K：別売など）を 敷いてください。

 連結ピン・スナップピン（赤）の確認

背アクチュエーター先端の連結ピンにスナップピン（赤）が確実に差込まれていますか？

スナップピン（赤）□はい□いいえ ➡ 販売店またはパラテクノコールセンター（下記）へ連絡連結ピン

背アクチュエーター

調整・点検が必要な場合は、パラテクノコールセンターまでお問い合せください。

パラテクノコールセンター

0120-54-8639【受付時間】 平日８：００〜１9：００/ 土・日・祝日9：００〜１7：2０（年始は休業いたします）※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは119ページの「アフターサービス」
をご覧ください。

101

5 ベッドの分解方法
ちゅう

い

注意

●● ベッドの分解は手順に従って行ってください。手順通りに行わないと、コード類が断線したり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。

●● キャスター（RQ-P30C）を使用している場合は、キャスター（RQ-P30C）を固定状態（回転しない状態）にしてから作業を行ってください。固定状態になっていないと、分解作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

1.分解作業前の準備① キャスターを取付けている場合は、キャスターを固定状態にする。
② オプション取付穴にベッドサイドレール・ベッド用グリップを取付けている場合は、取外す。
③ 寝具・マットレスなどをベッドから降ろす。
④ 電源プラグをコンセントに差込む。
⑤ ベッドの高さを最低高さまでさげる。
⑥ 背ボトムと膝・足ボトムを水平にする。
⑦ 電源プラグをコンセントから抜く。
けい

こく

警告

ベッドの分解は、ベッドの高さを最低高さまでさげた状態で行ってください。ベッドがあがった状態で分解しますと、部品の落下などにより思わぬけがをしたり、故障したりするおそれがあります。

2. 滑り止めシートの取外し
滑り止め
シート

滑り止めシートを、膝・足ボトムから取外してください。
（２ヶ所）

膝・足ボトム（膝側）
膝・足ボトム（足側）

102

取外した滑り止めシートは、紛失しないように保管してください。

5

ベッドの分解方法

取外した連結ピン・スナップピンなどは、紛失しないように保管してください。

5 ベッドの分解方法
3.サイドパネルの取外し① サイドパネルの長い側（穴の開いてない側）のツメを外す。

② サイドパネルを上側に引きあげ取外す。
サイドフレーム

サイドパネルツメ

ベッドの分解方法

5

サイドパネル①②●● サイドパネルを取外す際は、ボードを傷つけないように注意してください。

●● 端部を手で持つ際には、けがをしないように注意してください。

103

4. ボードの取外し
ちゅう

い

注意

・ ・

ボードを取外すときは、落下させないよう注意してください。 足に当たってけがをしたり、ゆかやボードを傷つけたりするおそれがあります。

4-1.ヘッドボードの取外し
六角穴付ボルト

■使用工具

六角レンチ
（対辺 5mm）① 電源プラグをコンセントに差込んでください。

② 手元スイッチを操作し、背ボトムを作業しやすい
角度まで操作してください。

③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

ヘッドボード④ 六角レンチ（対辺 5mm）を使用して、六角穴付ボルトを取外してください。
（左右各 2 ヶ所）

サイドフレーム※イラストは背ボトムを省略しています。

⑤ ヘッドボードを真上に持ちあげて取外してください。

ヘッドボード⑥ 電源プラグをコンセントに差込んでください。
ボード取付金具（2ヶ所）⑦ 手元スイッチを操作し、背ボトムを一番下までさ
げてください。

⑧ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
取外す

ボード受金具（2ヶ所）※イラストは背ボトムを省略しています。

104

ベッドの分解方法

55 ベッドの分解方法

4-2.フットボードの取外し
フットボード

ボード受金具■使用工具

六角穴付ボルト

六角レンチ（対辺 5mm）① 電源プラグをコンセントに差込んでください。

② 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを作業しや

5

ベッドの分解方法

すい角度まで操作してください。

③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

④ 六角レンチ（対辺 5mm）を使用して、六角穴付ボルトを取外してください。
（左右各 2ヶ所）

サイドフレーム※イラストは膝・足ボトムを省略しています。

⑤ フッドボードを真上に持ちあげて取外してください。

フットボード⑥ 電源プラグをコンセントに差込んでください。

ボード取付金具（2ヶ所）⑦ 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを一番下までさげてください。

⑧ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
取外す

ボード受金具（2ヶ所）

105

5.マットレス止めの取外し
5-1.マットレス止め（サイド）の取外し① マットレス止め（サイド）のツメを外側に引く。
（左右各1ヶ所）② 取外す。

❷

背ボトム

5ベッドの分解方法

ツメ穴❶

5-2.マットレス止め（足側）の取外し① ス ラ イドさ せ、ツメを 取 外 す。
（左右各1ヶ所）② マットレス止め（ 足 側）のツメを外側に引く。

❶取外す③ 取外す。
❸取外す

ツメ❷

5-3.マットレス止め（大）の取外し
マットレス止め（大）マットレス止め（大）の取付け部を左右から少し押しながら、穴に引っ掛かっている部分を持ちあげて外してください。

106

5 ベッドの分解方法
6.ボトムの取外し
ちゅう

い

注意

・ ・

ボトムを取外すときは、落下させないよう注意してください。 足に当たってけがをしたり、ゆかやボトムを傷つけたりするおそれがあります。

6-1.膝・足ボトムの取外し

ベッドの分解方法

5

足ボトムステー■使用工具

足側フレーム六角穴付
ボタンボルト

プッシュリベット

六角レンチ（対辺 5mm）

取外す① 電源プラグをコンセントに差込んでください。
② 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを作業しや取外す

すい角度まで操作してください。

ステーカバーナット（対辺13mm）

軸を押す
軸
取外した後の状態

スパナ（対辺 13mm）× 2

取付ける際の状態③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
④ 六角穴付ボタンボルトとナット（対辺 13mm）、

プッシュリベットを足側フレームから取外し、ス
テーカバーを取外してください。
（左右各1ヶ所）

プッシュリベットの取外方法
ステーカバーを固定しているプッシュリベットの軸を「カチッ」と音がするまで押込んで固定を解除してください。
※指で押込めない場合は、押込みすぎないように注意しながらドライバーなどで軽く押込んでください。
※ステーカバーを再度取付ける際は、プッシュリベッ
トの軸を押出してから使用してください。

⑤ 電源プラグをコンセントに差込んでください。
⑥ 手元スイッチを操作し、膝・足ボトムを一番下まナット（対辺13mm）

でさげてください。

膝・足ボトム⑦ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
⑧ 段付ボルトとナット（対辺13mm）を取外してください。
（左右各1 ヶ所）

腰ボトム
段付ボルト

⑨ 足ボトムステーを手で支えながら、膝・足ボトムを取外してください。

取外した六角穴付ボタンボルト・段付ボル
ト・ナット（対辺13mm）
・ ステーカバー・プッ
シュリベットは紛失しないように保管してく
ださい。

107

6-2.背ボトムの取外し
背ボトムの取付金具

蝶ナット
締結ボルト
（長）

① 電源プラグをコンセントに差込んでください。

② 手元スイッチを操作し、背ボトムを作業しやすい
角度まで操作してください。

③ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

④ 締結ボルト（長）と蝶ナットを取外してください。
（左右各1ヶ所）

5

ベッドの分解方法

リトラフレーム⑤ 背ボトムをリトラフレームから取外してくださ

背ボトム

い。

⑥ 電源プラグをコンセントに差込んでください。
リトラフレーム⑦ 手元スイッチを操作し、背ボトムを一番下までさ
げてください。

⑧ 電源プラグをコンセントから抜いてください。

取外した締結ボルト（長）・蝶ナットは紛失しないように保管してください。

取外す

108

5 ベッドの分解方法

6-3.腰ボトムの取外し
六角穴付ボタンボルト

腰ボトム

■使用工具

頭側フレーム

六角レンチ（対辺 5mm）① 六角穴付ボタンボルトを取外し、補強金具を取外してください。
（左右各1ヶ所）

ベッドの分解方法

5

腰ボトムの取付金具

補強金具

足側フレーム腰ボトムの取付金具
頭側フレーム連結ピン(白)② 連結ピンとスナップピンを取外してください。
（左右各1ヶ所）③ 腰ボトムを取外してください。

取外した六角穴付ボタンボルト・連結ピン・
スナップピンは紛失しないように保管してく
ださい。

抜く

スナップピン109

7. サイドフレームの取外し●● 角根ボルトやナット（対辺17mm）を取外すときは、サイドフレームを手で支えてください。
●● 取外した角根ボルト・ナット（対辺17mm）は紛失しないように保管してください。

① 締結ボルトとナット

角根ボルト（対辺17mm）を取外す。

5

サイドフレーム

ベッドの分解方法

ナット（対辺17mm）

サイドフレーム（左側用）②②
サイドフレーム（右側用）② サイドフレームを取外す。
ちゅう

い

注意

・ ・

サイドフレームを取外すときは、落下させないよう注意してください。 足に当たってけがをしたり、ゆかやサイドフレームを傷つけたりするおそれがあります。

110

5 ベッドの分解方法
8. ケーブル・コード類の配線の取外し
8-1.手元スイッチコードの配線の取外し
足側フレーム頭側フレームの裏側にあるクリップ A（黄）から、手元スイッチのコードを取外してください。

クリップB（黄）※手元スイッチをベッドの右側に出している場合は、足側フレームの裏側にあるクリップ B（黄）からも手元スイッチのコードを取外してください。

取外す

手元スイッチコード

ベッドの分解方法

5

クリップA（黄）左取外す

右手元スイッチコード
手元スイッチ
コード

手元スイッチ

8-2.電源コードの配線の取外し
ベースフレームの下側フレームに、電源コードを固定しているクリップを取外してください。

下側フレーム

押す
取外す

脚座

電源コード

クリップ

111

8-3.ハイローアクチュエーター（足側）の配線の取外し① ハイローアクチュエーター（足側）のコネクター

ハイローアクチュエーター
（足側）
シール
（白）
コネクターキャップ

キャップ（マーキングバンド：白）を反時計回りに回して、ハイローアクチュエーター（足側）差込部（シール：白）からコネクターを引抜いてください。

キャップ
はめる
❸

❷
引抜く

② 保管しているキャップを、ハイローアクチュエー

❶
回す

ター
（足側）
差込部
（シール：白）にはめてください。

マーキングバンド（白）

ちゅう

い

注意

コネクター部を落としたり、 衝撃を加えたり、はさんだりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。

ハイローアクチュエーター
（足側）ケーブル

112

5

ベッドの分解方法

ハイローアクチュエーター
（足側）差込部

5 ベッドの分解方法

8-4.ハイローアクチュエーター（頭側）の配線の取外し
ハイローアクチュエーター
（頭側）
シール
（緑）
コネクターキャップ
引抜く❷

ベッドの分解方法

5キャップ① ハイローアクチュエーター（頭側）のコネクター

キャップ（マーキングバンド：緑）
を反時計回りに回して、ハイローアクチュエーター（頭側）差込部（シール：緑）からコネクターを引抜いてください。

はめる
❸
❶
回す

ハイローアクチュ
エーター
マーキングバンド（緑）（頭側）差込部② ハイローアクチュエーター（頭側）ケーブルを、クリップ（黄）の中央から取外してください。

③ 保管しているキャップを、ハイローアクチュエー

ター
（頭側）
差込部
（シール：緑）にはめてください。

クリップ（黄）からケーブルを外す

ちゅう

い

注意

コネクター部を落としたり、 衝撃を加えたり、はさんだりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。

ハイローアクチュエーター
（頭側）ケーブル113

8-5.背アクチュエーターの配線の取外し① 背アクチュエーターのコネクターキャップ（マー背アクチュエーターシール（青）コネクターキャップ

キングバンド：青）を反時計回りに回して、
背アク
チュエーター差込部（シール：青）からコネクターを引抜いてください。

キャップ
はめる
❸

❷
引抜く

❶
回す

② 保管しているキャップを、背アクチュエーター差込部（シール：青）にはめてください。

ちゅう

い

注意

コネクター部を落としたり、 衝撃を加えたり、はさんだりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。

背アクチュエーターケーブル

114

5

ベッドの分解方法

背アクチュエーター
マーキングバンド（青） 差込部

5 ベッドの分解方法
9. 頭側フレームの取外し定してください。

スナップピン② 頭側フレームと足側フレームを固定している連抜く

抜く① リトラフレームと頭側フレームを、ひもなどで固

連結ピン
（黒）

結ピン（黄）のスナップピンを抜き、連結ピン（黄）を抜いてください。
（左右各 2ヶ所：計 4ヶ所）
連結ピンを抜くときは、頭側フレームと足側フレーム先端部分が下側にさがることがありますので、手で支えながら作業してください。

ひもなどで固定する

ベッドの分解方法

5③ 頭側フレームと頭側ベースフレームの取付金具を固定している連結ピン（黒）のスナップピンを抜き、連結ピン（黒）を抜いてください。
（左右各1ヶ所）
背アクチュエーターケーブルが他のユ
ニットのフレームなどを、通っていない
ことを確認してください。

連結ピン
（黒）

スナップピン
連結ピン
（黄）

抜く

抜く

頭側フレーム連結ピン（黄）④ 頭側フレームを足側フレームから取外してくだ
さい。

取外す

足側フレーム⑤ 頭側フレームのクリップ（黄）に背アクチュエー
ターケーブルを止めてください。
頭側フレーム

取外す

クリップ
（黄）

止める

背アクチュエーターケーブル

ちゅう

リトラフレームい注意

分解や持ち運びをするときは、背アクチュエーターやリトラ
フレームなどを持たないでください。けがや破損の原因となります。
背アクチュエーター

115

10. 足側フレームの取外し
ひもなどで固定する

足側フレームちゅう

注意

手元スイッチコード
電源コード

膝あげリンクやコントロールボックス周辺部を持たないでください。けがや破損の原因となります。

ローラー金具

持ちあげて
取外す

い

膝あげリンクローラー（白）コントロールボックス

ローラー受

抜く
ローラー（黒）スナップピン抜く① 手元スイッチコードと電源コードを、足側フレー

ムのコントロールボックス付近に、ひもなどで固定してください。

連結ピン（細）② 足側フレームのローラー受に差込まれている連結ピン（細）のスナップピンを抜き、連結ピン（細）を抜いてください。
（左右各1ヶ所：計 2ヶ所）

③ 足側フレームの先端をゆっくり持ちあげて、足側

ベースフレームのローラー（白）を足側フレームのローラー金具から抜き、足側フレームを取外してください。

116

ベッドの分解方法

55 ベッドの分解方法
11. 台車連結管の取外し① 頭側ベースフレームにハイローアクチュエー

頭側ベースフレーム
六角穴付…
ボタンボルトター（頭側）ケーブルを、足側ベースフレームにハ
イローアクチュエーター（足側）ケーブルを、ひもなどで固定してください。

ハイローアクチュエーター
（頭側）ケーブル

取外す
ハイローアクチュエーター
（足側）ケーブル

ちゅう

注意

六角穴付…
ボタンボルト5コネクター部を落としたり、衝撃を加えたり、はさんだりしないでください。コネクター部が破損するおそれがあります。

取外す

ベッドの分解方法

ひもなどで
固定する

い

② 台車連結管と足側ベースフレームおよび頭側

ベースフレームを固定している六角穴付ボタン
ボルトを取外してください。
（各1ヶ所：計2ヶ所）

足側ベースフレーム
取外す

六角穴付ボタンボルト③ 台車連結管の取付部から足側ベースフレームお頭側ベースフレーム

よび頭側ベースフレームを取外してください。
ちゅう

い

注意

取外す
台車連結管

頭側・足側ベースフレームを持つと、 頭側・足側ベースフレームが下図のように伸びますので、可動部に注意してください。手や腕などをはさまれて、けがをするおそれがあります。
※頭 側・足側ベースフレームを持つときは、
下図の指定位置を持ってください。

取外す
取付部

ここを持つ
足側ベースフレーム

ここに手を入れる

117

12. 脚座の取外し■頭側・足側ベースフレームから脚座を取外して保管したい場合や、キャスターを使用したいときは、下記の手順で脚座を取外してください。
ちゅう

い

注意

頭側・足側ベースフレームから脚座を取外すときは、ベッドを分解して頭側・足側ベースフレームのみの状態にしてから作業を行ってください。けがや破損の原因となります。
脚座取外す※取外すときは、脚座内側にあるツメ部を下側に引きながら行ってください。
脚座

下側に引く

取外す

ツメ部

脚座

13.付属部品と分解したユニットの保管■付属品、組立付属部品、その他部品の保管
ベッドを分解した後、本取扱説明書および組立付属部品、その他の部品は袋などに入れて保管してください。

118

5

ベッドの分解方法

頭側ベースフレーム

頭側・足側ベースフレームから脚座を、図のように取外してください。
（頭側・足側各 2 ヶ所：計 4 ヶ所）

アフターサービス
1. 保証書
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき
大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1 年間です。
販売店名・お買い上げ日の記入が無い場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

２. 修理を依頼されるとき
取 扱 説 明 書の「 故 障 かな？と 思ったら」（
53・54ペ ー ジ ）に従って 調 べ てください。それでも直らないときは、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いて、弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノ
コールセンター（下記参照）までご連絡ください。
■連絡していただきたい内容●品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（ラベルの貼付位置は61～65ページ）●お買い上げ日 ●故障または異常の内容（できるだけ詳しく） ●お名前、ご住所および電話番号■消耗部品について●手元スイッチは消耗部品です。
保証期間内のとき保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間が過ぎているとき修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数
弊社ではこのベッドの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後８年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合
パラテクノコールセンターまでお問い合せください。
パラテクノコールセンター 70120-54-8639
受付時間：平日 8：00 ～ 18：00 ／土・日・祝日 9：00 ～ 17：00（年始は休業いたします）【パラテクノ株式会社について】
弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

〈パラマウントベッド株式会社 直営店〉
アフターサービス

眠 り ギ ャ ラ リ ー TOKYO
眠 り ギ ャ ラ リ ー SAPPORO
眠 り ギ ャ ラ リ ー NAGOYA
眠 り ギ ャ ラ リ ー OSAKA
眠 り ギ ャ ラ リ ー FUKUOKA〒 104-0031〒 060-0062〒 461-0001〒 550-0001〒 812-0013

東京都中央区京橋 1 丁目 6 番 1 号三井住友海上テプコビル 1 階
札 幌 市 中 央 区 南 ２ 条 西 1 3 丁 目 3 1 8 番 地 1 1
名 古 屋 市 東 区 泉 1 丁 目 2 0 番 1 7 号
大 阪 市 西 区 土 佐 堀 2 丁 目 3 番 3 3 号 7 階
福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 3 丁 目 1 4 番 2 0 号☎ (03)5250-1515（代）☎ (011)219-8800（代）☎ (052)963-6800（代）☎ (06)6443-6565（代）☎ (092)461-0666（代）< パラマウントベッド 株式会社 >本社
東 京 支 店
札 幌 支 店
仙 台 支 店
さいたま支店
横 浜 支 店
名 古 屋 支 店
大 阪 支 店
広 島 支 店
福 岡 支 店

〒 136-8670〒 136-8670〒 060-0062〒 984-0015〒 336-0967〒 194-0004〒 461-0001〒 550-0001〒 733-0011〒 812-0013

東 京 都 江 東 区 東 砂 ２ 丁 目 14 番 ５ 号
東 京 都 江 東 区 東 砂 ２ 丁 目 14 番 ５ 号
札 幌 市 中 央 区 南 ２ 条 西 13 丁 目 318 番 地 11
仙 台 市 若 林 区 卸 町 ２ 丁 目 ３ 番 地 の ３
さ い た ま 市 緑 区 美 園 3 丁 目 23 番 1 号
東 京 都 町 田 市 鶴 間 ５ 丁 目 ３ 番 33 号
名 古 屋 市 東 区 泉 １ 丁 目 20 番 17 号
大 阪 市 西 区 土 佐 堀 ２ 丁 目 ３ 番 33 号
広 島 市 西 区 横 川 町 ３ 丁 目 ８ 番 ５ 号
福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 ３ 丁 目 14 番 20 号

119(03)3648-1111（大代）(03)3648-1171 （代）(011)271-1181 （代）(022)239-5211 （代）(048)878-0100 （代）(042)795-8800 （代）(052)963-0600 （代）(06)6443-8791 （代）(082)293-1311 （代）(092)461-1131 （代）

メモ

120

メモ

121

122

保 証 書品

名

保証期間

INTIME 3000シリーズ

品

番

RQ-3□□□□□

保証対象

1年間

お買上げ日

年

月

本

体

日

お客様

お 名 前
ご 住 所

販売店

店

名

住

所

印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された 印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の 記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証規定
1. 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
火災、煙害、
異常電圧および地震、
雷、
風水害、
その他、
天災地変などによる故障および損傷保証書のご提示がない場合
本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
7 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.

修理実施日

修

理

内

容

担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合せください。
パラテクノコールセンター
0120-54-8639
受付時間：平日8：00〜19：00／土・日・祝日9：00〜17：20（年始は休業いたします）※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号

7F13029900A0

2021-06
製版：株式会社アクシス