testo 425 – Anémomètre à fil chaud numérique
0560 0425
Mode d’emploi

SommaireSommaire
1
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
8
8.1
8.2
8.2.1

Concernant ce document ....................................................................5
Sécurité et élimination .........................................................................5
Sécurité ..................................................................................................5
Élimination ..............................................................................................6
Remarques spécifiques au produit.....................................................6
Utilisation conforme.............................................................................7
Description du produit .........................................................................8
Aperçu de l’appareil................................................................................8
Prise en main ........................................................................................9
Mise en place / Remplacement des piles ...............................................9
Se familiariser avec le produit ..............................................................10
Raccorder des sondes .........................................................................10
Allumer et éteindre l’appareil ................................................................10
Allumer et éteindre l’éclairage de l’écran..............................................10
Établir la connexion Bluetooth® ............................................................10
Établir une connexion Bluetooth® à l’App testo Smart ..........................11
Utilisation du produit .........................................................................13
Commande sur l’appareil de mesure....................................................13
Configuration ........................................................................................14
Ouvrir le mode de configuration ...........................................................16
Régler l’unité ........................................................................................16
Régler la surface ..................................................................................17
Lire la pression absolue .......................................................................17
Réinitialiser les menus de configuration ...............................................17
Réinitialiser l’appareil de mesure..........................................................18
Effectuer des mesures .........................................................................18
Commuter l’affichage du canal de mesure ...........................................18
Conserver la valeur de mesure, afficher la valeur minimale / maximale.............................................................................................................19
Remettre à zéro les valeurs maximales / minimales ............................19
Déterminer la moyenne multipoints ......................................................19
Déterminer la moyenne temporelle ......................................................20
Imprimer les données ...........................................................................21
Commande par l’App testo Smart.....................................................22
Aperçu des éléments de commande ....................................................22
Options de l’App ...................................................................................23
Régler la langue ...................................................................................23

Sommaire
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5
8.6
8.7
8.7.1
8.7.2
8.8
9
9.1
9.2
10
11
11.1
11.2

Afficher l’info sur l’App ......................................................................... 24
Afficher le tutoriel ................................................................................. 24
Menus d’application ............................................................................. 24
Sélectionner un menu d’application ..................................................... 24
Définir des favoris ................................................................................ 25
Afficher les informations sur une application ....................................... 25
Configuration des appareils de mesure ............................................... 25
Configurer le menu de l’appareil de mesure ........................................ 27
Régler la fonction Auto Off................................................................... 29
Activer l’atténuation ............................................................................. 29
Régler le facteur de correction ............................................................. 29
Régler la surface.................................................................................. 30
Affichage des valeurs de mesure......................................................... 30
Réglage de l’affichage ......................................................................... 31
Exportation des valeurs de mesure ..................................................... 31
Exportation Excel (CSV) ...................................................................... 32
Exportation PDF .................................................................................. 32
Mise à jour du firmware ....................................................................... 33
Entretien du produit .......................................................................... 35
Mise en place / Remplacement des piles ............................................ 35
Nettoyage de l’appareil ........................................................................ 35
Données techniques du testo 425 .................................................... 36
Conseils et dépannage ...................................................................... 38
Questions et réponses ......................................................................... 38
Accessoires et pièces de rechange ..................................................... 39

1 Concernant ce document

1 Concernant ce document•

Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.

•

Conservez cette documentation à portée de main afin de pouvoir y recourir
en cas de besoin.

•

Utilisez toujours la version originale complète de ce mode d'emploi.

•

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et vous familiariser avec leproduit avant toute utilisation.

•

Remettez ce mode d’emploi aux utilisateurs ultérieurs de ce produit.

•

Respectez tout particulièrement les consignes de sécurité et avertissements
afin d'éviter toute blessure et tout dommage au produit.

2 Sécurité et élimination
2.1

SécuritéConsignes générales de sécurité•

Utilisez toujours le produit conformément à l'usage prévu et dans les limites
des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques.

•

Ne faites pas usage de la force.

•

Ne jamais mettre cet appareil en service s’il présente des dommages au
niveau du boîtier ou des câbles connectés.

•

Les objets à mesurer ou environnements de mesure peuvent également êtrela source de dangers. Lors de la réalisation de mesures, respectez lesdispositions de sécurité en vigueur sur site.

•

Ne stockez jamais le produit avec des solvants.

•

N'utilisez pas de produits déshydratants.

•

Ne procédez qu'aux travaux d'entretien et de maintenance décrits dans leprésent document. Respectez les étapes indiquées.

•

Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine de Testo.

Piles et accumulateurs•

L'utilisation inappropriée de piles et d'accumulateurs peut entraîner ladestruction des piles et accumulateurs, causer des blessures parélectrocution ou encore provoquer des incendies ou des fuites de liquides
chimiques.

•N'utilisez les piles et accumulateurs fournis que conformément aux
instructions du mode d'emploi.

•

Ne court-circuitez pas les piles et accumulateurs.

•

Ne démontez pas les piles et accumulateurs et ne les modifiez pas.
5

3 Remarques spécifiques au produit•

N’exposez pas les piles et accumulateurs à des chocs importants, à l'eau,
au feu ou à des températures supérieures à 60 °C.

•

Ne stockez pas les piles et accumulateurs à proximité d'objets métalliques.

•

En cas de contact avec le liquide des piles / accumulateurs : rincez
soigneusement les zones touchées à l'eau et, le cas échéant, consultez unmédecin.

•N'utilisez jamais de piles ou d'accumulateurs non étanches ou
endommagés.

Avertissements
Respectez toujours les informations marquées par les signaux d'avertissement
suivants. Appliquez les mesures de précaution indiquées !
DANGER
Danger de mort !
AVERTISSEMENT
Indique des risques éventuels de blessures graves.
PRUDENCE
Indique des risques éventuels de blessures légères.
ATTENTION
Indique des risques éventuels de dommages matériels.

2.2

Élimination•

Éliminez les accus défectueux et les piles vides conformément aux
prescriptions légales en vigueur.

•

Au terme de la durée d'utilisation du produit, apportez-le dans un centre decollecte sélective d'équipements électriques et électroniques (respectez lesrèglements locaux en vigueur) ou renvoyez-le à Testo en vue de sonélimination.

•

N° d'enreg. DEEE : DE 75334352

3 Remarques spécifiques au produit•

Ne pas réaliser de mesure sur les pièces sous tension !

•Ne pas exposer les poignées et les câbles à des températures supérieures à
70 °C à moins qu’ils ne soient expressément homologués pour des6

4 Utilisation conforme
températures plus élevées. Les températures indiquées sur lessondes/capteurs ne se réfèrent qu’à l’étendue de mesure des capteurs.
•

N’ouvrir l’appareil de mesure que pour les travaux de maintenance etd’entretien expressément décrits dans la documentation.

4 Utilisation conforme

Le testo 425 est un appareil de mesure compact pour la mesure de la vitessed’écoulement et de la température par une sonde d’écoulement / detempérature (sonde à fil chaud), raccordée de manière fixe. Il est uniquement
conçu pour l’usage à l’intérieur.
Ce produit est destiné aux applications / secteurs suivants :•Mesure du débit volumique dans les conduits•

Mesure de l’écoulement dans des locaux• Mesure de la température du flux
Ne pas utiliser l’appareil dans les environnements suivants :•dans les zones à atmosphère explosive.

•pour les diagnostics médicaux.

75 Description du produit

5 Description du produit
5.1

Aperçu de l’appareil

1 Touches de commande

2 Écran

3 Sondes4 Compartiment à piles

Explication des symboles
Observer le mode d’emploi
ATTENTION
Risque d’endommagement du système de capteur !
- Ne pas toucher au capteur !
- Mettre le capuchon de protection après la mesure.

86 Prise en main

6 Prise en mainc

6.1

Mise en place / Remplacement despiles

AVERTISSEMENT
Risque de blessures graves de l’utilisateur et/ou de destruction del’appareil.
Risque d’explosion si les piles sont remplacées par un mauvais typede pile.
- Utiliser uniquement des piles alcalines non rechargeables.



L’appareil est éteint.

1

Ouvrir le couvercle du compartiment à piles (à l’arrière de l’appareil).

2

Mettre en place ou remplacer lespiles (3 piles alcalines AA de 1,5 V).
Attention à la polarité !

3

+ - +

Refermer le compartiment à piles.
En cas de non-utilisation prolongée : retirer les piles.

Explication des symboles
Ne pas laisser jouer les enfants de moins de 6 ans avec despiles.
Ne pas jeter les piles aux ordures ménagères.
Ne pas charger les piles.
Ne pas placer les piles à proximité du feu.

9

6 Prise en main

Les piles peuvent être recyclées.

6.2

Se familiariser avec le produit

6.2.1

Raccorder des sondes

6.2.2

Allumer et éteindre l’appareil

Les sondes requises sont intégrées ou raccordées de manière fixe. D’autres
sondes ne peuvent pas être raccordées.

Allumer

1 Appuyer sur la touche Marche/Arrêt (0,5 s).

 L’aperçu de mesure s’ouvre :la valeur de mesure actuelle s’affiche ou ----- apparaît si aucune
valeur de mesure n’est disponible.
Éteindre
1 Appuyer longuement sur la touche Marche/Arrêt (2 s).

 L’écran s’éteint.
6.2.3

Allumer et éteindre l’éclairage de l’écran



L’appareil de mesure est allumé.

1

Appuyer longuement sur la touche MENU/ENTER (2 s).

 L’éclairage de l’écran s’allume ou s’éteint.
6.3

Établir la connexion Bluetooth®
L’appareil peut être connecté à l’App testo Smart via Bluetooth®



10

L’appareil de mesure est allumé.

6 Prise en mainPour activer la connexion Bluetooth®
pour la première fois, appuyer
longuement (env. 2 s) sur la touche◄.
Pendant que l’appareil essaied’établir une connexion Bluetooth®,l’icône clignote à l’écran.
Bluetooth® reste activé jusqu’à ce
que la connexion soit désactivéemanuellement par une pression
longue (env. 2 s) de la touche ◄.
L’appareil de mesure enregistre laconfiguration Bluetooth® et en
fonction de cette configuration, ildémarrera toujours avec Bluetooth®
activé ou désactivé.

6.3.1

Établir une connexion Bluetooth® à l’App
testo Smart
Pour pouvoir établir une connexion via Bluetooth®, vous
avez besoin d’une tablette ou d’un Smartphone sur lequell’App testo Smart est déjà installée.
L’App est disponible dans l’AppStore pour les appareils
iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.
Compatibilité :Requiert iOS 13.0 ou plus récent / Android 8.0 ou plus
récent,requiert Bluetooth® 4.2.

Bluetooth® est activé dans l’appareil de mesure.

1

Ouvrir l’App testo Smart.



L’App cherche automatiquement les appareils Bluetooth® à proximité.

2

Vérifier dans le menu Capteurs si l’appareil souhaité est connecté.

116 Prise en main

Si besoin est, éteindre et rallumer l’appareil à connecter pour relancer
le mode de connexion.

Si l’App testo Smart est connectée à l’appareil de mesure, le symbole
s’affiche à l’écran de l’appareil de mesure.
L’appareil de mesure synchronise automatiquement le réglage de ladate et de l’heure avec l’App testo Smart.
Une fois la connexion établie, la valeur mesurée actuellement parl’appareil de mesure est affichée dans l’aperçu en temps réel à l’écran
de l’App.

12

7 Utilisation du produit

7 Utilisation du produit
Pour des raisons techniques, la précision du capteur augmente si ce
dernier est utilisé longtemps.
Pour permettre des mesures précises en ppm ou des étalonnages,
l’appareil doit être en marche pendant au moins 10 minutes (après laphase de préchauffage).
Veuillez observer dans ce contexte que l’appareil s’éteint
automatiquement au bout de 10 min. d’inactivité. On peut éviter ceci endésactivant la fonction Auto-Off (voir chapitre 6.2.1).
Pour un test de fonctionnement, les briquets ne conviennent pas
vraiment bien en raison des différents mélanges de gaz liquide utilisés
dans les briquets disponibles dans le commerce et de la sélectivité ducapteur basée sur le gaz réglé (touche GAZ).

7.1

Commande sur l’appareil de mesureL’appareil est allumé.



L’App testo Smart est installée sur le Smartphone et connectée àl’appareil via Bluetooth®.

Les réglages et la commande se font sur l’appareil ou dans l’App.
Lorsque l’appareil de mesure est connecté à l’App testo Smart, lesréglages sont uniquement possibles dans l’App. Dans ce cas, l’appareilde mesure reste dans l’aperçu de mesure et d’autres menus, p. ex. laconfiguration, ne sont pas accessibles.

13

7 Utilisation du produit

1
2

Touche Marche/Arrêt / MODE/END
Touche Bluetooth® / ◄3

Niveau des piles

4

Unité paramètre 1

5

Valeur mesurée du paramètre 1

6

Valeur mesurée du paramètre 2

7

Unité sélectionnée du paramètre 2

8

Touche Imprimer / ►9Touche Éclairage / MENU/ENTER

7.1.1

Configuration

Sélectionner, ouvrir et régler les fonctions
1 Appuyer sur la touche souhaitée pour sélectionner une fonction
Deuxième fonction (pression longue)
Toutes les touches avec un coin gris ont une deuxième fonction qui peut êtresélectionnée par une pression longue sur la touche (2 s).

14

7 Utilisation du produit
Fonctions réglables
Veillez à ce que les réglages soient corrects : tous les réglages sontimmédiatement appliqués ; il est impossible d’annuler.
Fonction

Possibilités de réglage / Remarques

Bluetooth® (pression longue)

Activer ou désactiver la connexion
Bluetooth®

Flèche à gauche

Conserver la valeur de mesure(fonction HOLD), afficher la valeur
minimale / maximale

Marche/Arrêt (pression longue)

MODE/END

En mode de configuration :réduire la valeur, sélectionner une
optionAllume ou éteint l’appareil

Sélectionner ou terminer le calcul dela moyenne multipoints ou temporelle

Éclairage de l’écran (pression longue) ÉTEINT (éclairage de l’écran inactif)
ou ALLUMÉ (éclairage de l’écran
actif)

15

7 Utilisation du produit

Fonction

Possibilités de réglage / Remarques

MENU/ENTER

Ouvrir le mode de configuration
Procéder à une mesure chronologique/enregistrer des valeurs de mesureponctuelles(fonction disponible directement sur
l’appareil de mesure même s’il est
connecté à l’App)

Impression (pression longue)

Flèche à droite

En mode de configuration :valider une saisie
Imprimer les valeurs de mesure parune imprimante externe

Modifier le deuxième paramètre demesure (ligne inférieure)
En mode de configuration :augmenter la valeur, sélectionner une
option7.1.2

Ouvrir le mode de configurationL’appareil est allumé et se trouve dans l’aperçu de mesure.

1

Appuyer sur MENU/ENTER jusqu’à ce que l’affichage change.

 L’appareil se trouve maintenant en mode de configuration.
permet de passer à la fonction suivante. On peut MENU/ENTER
quitter le mode de configuration à tout moment. Pour ce faire, appuyer
sur MODE/END jusqu’à ce que l’appareil soit revenu à l’aperçu demesure. Les modifications réalisées avant en mode de configuration
seront alors enregistrées.

7.1.3


16

Régler l’unité
Le mode de configuration est ouvert, « UNITS » s’affiche.

7 Utilisation du produit
1

Sélectionner entre les unités de mesure métriques (« METR ») ou
impériales (« IMPER ») à l’aide de ◄ / ► et valider par
MENU/ENTER.

2

Régler l’unité souhaitée à la ligne supérieure (m/s, fpm) par ◄ / ► etvalider par MENU/ENTER.

3

Régler l’unité souhaitée à la ligne inférieure (m3/h, l/s, cfm) à l’aide de◄ / ► et valider par MENU/ENTER.

7.1.4

Régler la surfaceLe mode de configuration est ouvert, « AREA » s’affiche.

1

Sélectionner par ◄ / ► si la surface de la section doit être entrée en
m² ou en mm² puis valider par MENU/ENTER.

2

Régler la surface de la section par ◄ / ► et valider par
MENU/ENTER.
L’appareil de mesure peut afficher 5 caractères au maximum(99999 mm²) à l’écran.
Une conversion de m² en mm² avec une valeur supérieure à 0,09 m²
n’est donc pas possible !

7.1.5

Lire la pression absolue

Grâce au capteur de pression absolue intégré (la mesure est réalisée au niveau
de l’appareil de mesure, pas au niveau de la tête de sonde), ce n’est pas
nécessaire d’entrer la densité atmosphérique.



Le mode de configuration est ouvert.

1

Feuilleter les menus de configuration à l’aide de ◄ / ► jusqu’à ce que« P_ABS » (absolute pressure) s’affiche.

 La pression atmosphérique actuelle s’affiche.
7.1.6


Réinitialiser les menus de configuration
Le mode de configuration est ouvert, « M. RES » (menu reset)s’affiche.

17

7 Utilisation du produit
1

Sélectionner l’option souhaité par ◄ / ► et valider par
MENU/ENTER :o
NO : ne pas faire de réinitialisation.
o
YES : procéder à la réinitialisation. Après, tous les menus
masqués, qui avaient été désactivés dans l’App testo Smart,seront de nouveau affichés.

 L’appareil retourne à l’aperçu de mesure.
7.1.7

Réinitialiser l’appareil de mesureLe mode de configuration est ouvert, « RESET » s’affiche.

1

Sélectionner l’option souhaité par ◄ / ► et valider par
MENU/ENTER :o
NO : ne pas faire de réinitialisation.
o
YES : procéder à la réinitialisation. L’appareil est réinitialiséaux valeurs par défaut.

 L’appareil retourne à l’aperçu de mesure.
7.2

Effectuer des mesures L’appareil est allumé et se trouve dans l’aperçu de mesure.
1

Positionner la sonde.
La flèche sur la tête de sonde doitêtre pointée dans la direction du flux.
La valeur de mesure correcte est
déterminée en tournant légèrement
la sonde dans un sens et dansl’autre, jusqu’à ce que la valeurmaximale soit affichée.

2

7.2.1

Lire les valeurs de mesure à l’écran.

Commuter l’affichage du canal de mesure

1 - Commuter entre l’affichage de la température (°C, °F) et du débit
volumique calculé (m3/h, l/s, cfm) :18

7 Utilisation du produit

appuyer sur ►.

7.2.2

Conserver la valeur de mesure, afficher lavaleur minimale / maximale

La valeur de mesure actuelle peut être conservée. Les valeurs maximales etminimales depuis la dernière mise en marche de l’appareil dans la vue standard
ou pendant une mesure ponctuelle ou chronologique peuvent être affichées.
1

Appuyer plusieurs fois sur ◄ jusqu’à ce que la valeur souhaitées’affiche.

S’affichent en défilé :oHold : valeur de mesure conservéeoMax : valeur maximaleo
Min : valeur minimaleoValeur de mesure actuelle

7.2.3

Remettre à zéro les valeurs maximales /minimales

Les valeurs maximales / minimales de tous les canaux peuvent être remises surla valeur de mesure actuelle.
1

Appuyer plusieurs fois sur ◄ jusqu’à ce que Max ou Min s’affiche.

2

Maintenir ◄ enfoncé (env. 2 s).

Toutes les valeurs maximales et minimales sont remises sur la valeurde mesure actuelle.

7.2.4
1

Déterminer la moyenne multipoints
Appuyer sur MODE/END.



Le nombre de valeurs de mesure enregistrées s’affiche à la ligne
supérieure, la valeur de mesure actuelle s’affiche à la ligne inférieure.

2

Enregistrer les valeurs de mesure (le nombre souhaité) :clignote.

appuyer (plusieurs fois) sur MENU/ENTER.
3

Terminer la mesure et calculer la moyenne :19

7 Utilisation du produit

appuyer sur MODE/END.

etclignotent.

Le nombre de valeurs mesurées et la moyenne multipoints calculées’affichent.
4

Retour à l’aperçu de mesure :appuyer sur MODE/END.

7.2.5
1

Déterminer la moyenne temporelle
Appuyer deux fois sur MODE/END.



Le temps de mesure écoulé (mm:ss) s’affiche à la ligne supérieure, lavaleur de mesure actuelle s’affiche à la ligne inférieure.

2

Démarrer la mesure :clignote.

appuyer sur MENU/ENTER.
3Interrompre / Continuer la mesure :appuyer chaque fois sur MENU/ENTER.

4

Terminer la mesure et calculer la moyenne :appuyer sur MODE/END.

etclignotent.

La durée de mesure et la moyenne temporelle calculée s’affichent.
5

Retour à l’aperçu de mesure :appuyer sur MODE/END.

20

7 Utilisation du produit

7.3

Imprimer les données

Une imprimante testo Bluetooth®/IRDA (réf. 0554 0621) est allumée etconnectée via Bluetooth.
Lors de la première connexion entre l’appareil de mesure Testo etl’imprimante Bluetooth®/IRDA, la phase d’initialisation peut durer
jusqu’à 30 secondes.

1

Appuyer longuement sur ► pour transférer les données à
l’imprimante.

Les données sont imprimées (la LED de l’imprimante s’allume en vert).

1 Nom de l’appareil
3 Date et heure de l’impression
5 Valeurs de mesure

2 Version du firmware et numéro desérie
4 Type de mesure et durée demesure6 Paramètres de mesure21

8 Commande par l’App testo Smart

8 Commande par l’App testo Smart

Lorsque l’appareil de mesure est connecté à l’App testo Smart, la commande se
fait principalement via l’App. L’appareil de mesure reste dans l’aperçu demesure et les menus de configuration ne peuvent pas être ouverts sur l’appareilde mesure.

8.1

Aperçu des éléments de commande1 Sélection des applications

Commutation entre les types
2 d’affichage (liste, graphique,tableau)

Affichage des appareils de3 mesure connectés et de leursvaleurs de mesure

4 Démarrage / Arrêt

Configuration de la mesure (lemenu s’adapte en fonction de
5l’appareil de mesure connecté etde l’application choisie)

6

Configuration de l’appareil demesureAutres symboles sur l’interface utilisateur de l’App (sans numérotation)
RetourQuitter cet écran
22

8 Commande par l’App testo Smart
Partager les données de mesure / le rapport
ChercherFavoriSupprimer
Informations supplémentaires
Afficher le rapport
Sélection multiple
On accède au menu principal par le symbole
en haut à gauche. Pourquitter le menu principal, sélectionner un menu ou clic droit sur les menus
guidés. Le dernier écran est affiché.
Mesurer [Measure]
Client [Customer]
Mémoire [Memory]
Capteurs [Sensors]
Réglages [Settings]
Aide et information [Help andInformation]
Autres applications [Other
applications]

8.2

Options de l’App

8.2.1

Régler la langue

1

Cliquer sur

2

Sélectionner Réglages.

.

23

8 Commande par l’App testo Smart
3

Sélectionner Langue.

 Une liste des options disponibles s’affiche.
4

Sélectionner la langue désirée.

 La langue a été modifiée.
8.2.2

Afficher l’info sur l’App
L’info sur l’App vous montre le numéro de version de l’App installée.

1

Cliquer sur

2

Sélectionner Aide & informations.

3

Sélectionner Informations appareil.

Le numéro de version de l’App et l’ID sont affichés.

8.2.3

.

Afficher le tutoriel
Le tutoriel vous aide à vous familiariser avec l’utilisation de l’App testo
Smart.

1

Cliquer sur

2

Sélectionner Aide & informations.

.

tutoriel s’affiche. Balayer l’écran pour afficher la page suivante du Letutoriel.
3

Cliquer sur X pour terminer le tutoriel.

8.3

Menus d’application

8.3.1

Sélectionner un menu d’application

24

1

Cliquer sur

Une liste des menus pour différentes applications est affichée.

.

8 Commande par l’App testo Smart
2

Sélectionner l’application souhaitée.

 Votre application sélectionnée est affichée.
8.3.2

Définir des favoris

1

Cliquer sur

Une liste des menus pour différentes applications est affichée.

2

Sélectionner l’application que vous voulez définir comme favorite.

3

Cliquer surL’étoile prend la couleur orange :

8.3.3
1

.

.
.

Afficher les informations sur une
application
Cliquer sur.

 Une liste des applications est affichée.
2Cliquer sur.

 Les informations sur une application sont affichées.
8.4

Configuration des appareils de mesure

 L’appareil de mesure est connecté à l’App testo Smart.
1

Cliquer sur.

 Le menu principal s’ouvre.
2

Cliquer sur Capteurs.

 Le menu Capteurs s’ouvre.
3

Cliquer sur l’appareil de mesure souhaité.

25

8 Commande par l’App testo Smart

Les informations sur le modèle, la référence, le numéro de série et laversion du firmware s’affichent.

4

Cliquer sur l’onglet Réglages.

fenêtre avec la configuration de l’appareil de mesure sélectionné - Unes’ouvre.
Outre la configuration réalisable dans l’appareil de mesure, on peut yprocéder à des réglages supplémentaires.
5

Cliquer sur le texte bleu en dessous
du titre spécifiant chaque fonction
pour activer ou désactiver cettefonction ou pour accéder à unefenêtre permettant de saisir une
valeur concrète ou de sélectionner
une unité.
Les différentes possibilités deréglage sont détaillées dans lessous-chapitres suivants.

26

8 Commande par l’App testo Smart



8.4.1

Toute modification de laconfiguration d’un appareil demesure réalisée dans l’App est
directement transférée à l’appareilde mesure concerné. La
synchronisation avec l’App est
confirmée sur l’appareil de mesurepar « SYNC DONE ».

Configurer le menu de l’appareil de mesure

L’App testo Smart permet de régler quels menus de configuration seront
directement accessibles dans l’appareil de mesure et lesquels seront masqués.
 L’onglet Réglages du menu Capteurs est ouvert.

27

8 Commande par l’App testo Smart
1

Activer Customization instrument
menu et cliquer sur le texte bleu
Change instrument menu list sousle titre.

Le dialogue Customization
instrument menu s’ouvre.
L’affichage des menus suivants dansl’appareil de mesure peut être activé
ou masqué :oRégler l’unitéoSurfaceoFacteur de cône(testo 417 uniquement)2

Décocher la case des menus qu’on
ne veut plus afficher directement
dans l’appareil de mesure.

Après la synchronisation suivante,
les menus appartenant aux fonctions
désactivées ne seront plus affichés
dans le menu de l’appareil demesure.
Ce réglage peut être remis à
zéro par la réinitialisation dumenu « M.RES » aprèslaquelle tous les menus deconfiguration seront denouveau affichés dansl’appareil de mesure.

28

8 Commande par l’App testo Smart

8.4.2

Régler la fonction Auto Off L’onglet Réglages est ouvert.
1

Activer Auto-Off à l’aide du curseur.



L’appareil de mesure s’éteindra automatiquement si aucune touchen’est actionnée pendant 10 min.
Exception : une valeur de mesure conservée est affichée (« Hold »s’affiche).

8.4.3

Activer l’atténuation
En cas de fortes variations des valeurs de mesure, une atténuation desvaleurs est conseillée.

 L’onglet Réglages est ouvert.
1

Placer le curseur à droite pour Activer l’atténuation.

2

Cliquer sur Moyenne des valeurs mesurées.

 La fenêtre de la moyenne des valeurs mesurées s’ouvre.
3

Entrer une valeur entre 2 et 20 valeurs de mesure.



Toute modification de la configuration d’un appareil de mesureréalisée dans l’App est directement transférée à l’appareil de mesure
concerné. La synchronisation avec l’App est confirmée sur l’appareilde mesure par « SYNC DONE ».

8.4.4

Régler le facteur de correction
Si une partie de la section est recouverte (p. ex. par des barreaux), lefacteur de correction permet de compenser ceci.
Le facteur de correction indique la part de la surface libre par rapport àla section complète.
Exemple : pour une surface recouverte à 20%, il faut régler le facteurde correction 0,8 (80% de surface libre).
Le facteur de correction peut être réglé uniquement dans l’App testo
Smart et non pas directement sur l’appareil de mesure.

29

8 Commande par l’App testo Smart L’onglet Réglages est ouvert.
1

Sélectionner Correction factor.

2

Entrer la valeur du facteur de correction et l’enregistrer.

modifications sont transférées à l’appareil de mesure et la Lessynchronisation avec l’App est confirmée sur l’appareil de mesure par« SYNC DONE ».

8.4.5

Régler la surface
La section du point de mesure peut être réglée aussi bien via l’App
testo Smart que directement dans l’appareil de mesure.
L’affichage de ce réglage ne peut pas être masqué sur l’appareil demesure.

 L’onglet Réglages est ouvert.
1

Sélectionner Surface.

2

Entrer la surface de la section et l’enregistrer.

modifications sont transférées à l’appareil de mesure et la Lessynchronisation avec l’App est confirmée sur l’appareil de mesure par« SYNC DONE ».

8.5

Affichage des valeurs de mesure
Les valeurs de mesure existantes peuvent être affichées sousdifférentes formes.

•

Aperçu en temps réel :Les valeurs de mesure transférées par les sondes de mesure peuvent êtreaffichées dans un aperçu en temps réel. Cet écran affiche les valeurs demesure de toutes les sondes de mesure connectées.

•

Aperçu graphique :Jusqu’à quatre valeurs de mesure différentes peuvent être représentéessous forme graphique. Taper sur une valeur de mesure au-dessus dudiagramme pour sélectionner les valeurs de mesure à afficher.

•

Aperçu tableau :L’aperçu tableau affiche toutes les valeurs de mesure en continu dansl’ordre de la date et de l’heure. Appuyer sur ◄ ► pour afficher différentes
valeurs de mesure des différentes sondes de mesure.

30

8 Commande par l’App testo Smart

8.6

Réglage de l’affichage
1
2

Cliquer sur.

Sélectionner Éditer l’affichage.

 Un aperçu de tous les canaux de mesure et leurs paramètres s’affiche.
3

Décocher un canal de mesure d’un appareil de mesure pour lemasquer.

4

Cliquer sur ▼ pour sélectionner l’unité du canal de mesure.

5

Cliquer sur OK pour valider les réglages.

8.7

Exportation des valeurs de mesure

Exportation (Export)
Supprimer (Delete)1

Cliquer sur

Rapport (Report).
31

8 Commande par l’App testo Smart
2

Sélectionner Mémoire.

3

Cliquer sur Sélectionner une mesure.

8.7.1

Exportation Excel (CSV)

1

Cliquer sur.

 Une liste des options d’exportation s’affiche.
2

Cliquer sur Commencer l’exportation.

 Une liste des options d’envoi/d’exportation s’affiche.
3

8.7.2
1

Sélectionner la possibilité d’envoi / d’exportation souhaitée.

Exportation PDF
Cliquer sur Rapport.

 Une fenêtre de sélection apparaît.
2

Si nécessaire, activer le bouton Création d’un PDF avec toutes lesvaleurs de mesure (Create PDF with all readings).

3

Cliquer sur Créer (Create).
Observer que l’option Création d’un PDF avec toutes les valeurs demesure (Create PDF with all readings) pour les mesures est limitée à
30 pages en raison de la taille du fichier et du nombre de pages
nécessaires. Dans le logiciel testo DataControl en revanche, lesrapports PDF peuvent être créés pour toutes les mesures sans
restriction.

 Le rapport est créé avec toutes les informations.
fenêtre de sélection apparaît. Le rapport peut être envoyé par e Une
mail ou Bluetooth .
®

4Cliquer sur E-mail ou Bluetooth®.

 Le rapport est envoyé.
32

8 Commande par l’App testo Smartc

8.8

Mise à jour du firmware
Veillez à ce que le curseur Mise à jour des appareils connectés sous
Informations sur l’appareil soit toujours activé.



Dès qu’un nouveau firmware est
disponible pour votre appareil demesure, une notification sur la miseà jour s’affiche après la connexion del’appareil à l’App testo Smart.

1

Cliquer sur Démarrer la mise à jourpour réaliser la mise à jour.
Si vous cliquez sur Plus tard, lanotification de la mise à jours’affichera de nouveau lors de laconnexion suivante.

Il ne faut pas interrompre laconnexion Bluetooth lorsqu’une miseà jour de l’appareil est en cours.
La mise à jour doit être effectuée
entièrement et dure entre 5 et 10
minutes en fonction du Smartphone
utilisé.

33

8 Commande par l’App testo Smart
Après la mise à jour, l’appareil de mesure redémarre.
Le firmware peut être vérifié dans le menu de l’appareil ou via l’App.
Le redémarrage de l’App testo Smart est recommandé après la mise àjour de l’appareil.

34

9 Entretien du produit

9 Entretien du produitc

9.1

Mise en place / Remplacement despiles

AVERTISSEMENT
Risque de blessures graves de l’utilisateur et/ou de destruction del’appareil.
Risque d’explosion si les piles sont remplacées par un mauvais typede pile.
- Utiliser uniquement des piles alcalines non rechargeables.



L’appareil est éteint.

1

Ouvrir le couvercle du compartiment à piles (à l’arrière de l’appareil).

2

Mettre en place ou remplacer lespiles (3 piles alcalines AA de 1,5 V).
Attention à la polarité !

3

+ - +

Refermer le compartiment à piles.
En cas de non-utilisation prolongée : retirer les piles.

9.2

Nettoyage de l’appareil
1 En cas de salissures, nettoyer le boîtier de l’appareil avec un chiffon
humide.
Ne pas utiliser de détergents agressifs ni de solvants ! De l’eausavonneuse ou des produits ménagers doux peuvent être utilisés.

35

10 Données techniques du testo 425

10 Données techniques du testo 425•

Conditions d’ajustage pour sondes d’écoulement :ajustage en jet libre Ø 350 mm, pression de référence 1013 hPa, se
rapportant à l’anémomètre laser Doppler de référence de Testo(LDA).

•

En raison du principe de mesure thermique, l’incertitude de mesurelors de la mesure de température peut être plus élevée à basse
vitesse d’écoulement (< 1 m/s). La mise en marche de la sonde
devrait avoir lieu en dehors d’un conduit dans les conditions
suivantes : température ambiante : 20 °C
écoulement : env. 0 m/s.

Après l’usage, rentrer le télescope en le poussant et non pas en tirant
sur le câble. Commencer toujours par les éléments les plus près de lapoignée.
Caractéristique

ValeurGrandeurs de mesurem/s, fpm°C, °Fm³/h, cfm, l/s±(0,03 m/s + 4 % de la valeur de mesure)(0,01 … 20 m/s)±(0,5 m/s + 5 % de la valeur de mesure)(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C (1 … 30 m/s)
0,01 m/s
0,1 °C
0,01 … 30 m/s-20 … +70 °C-20 … +50 °C (appareil)-20 … +70 °C (sonde)-20 … +50 °C

Précision

Résolution
Étendue de mesure
Température de service
Température de stockage
Humidité de fonctionnement
Classe IP

0 … 80 %HR / pour l’usage à l’intérieur
uniquement
IP20

Degré d’encrassement

PD2

Altitude d’utilisation max.

≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer

Puissance nominale

2 W @ 4,5 V DC

Type de pile

3 piles AA de 1,5 V(fournies)

36

10 Données techniques du testo 425

Caractéristique

ValeurDurée de vie> 35 hDimensions

Appareil : 171 x 60 x 28 mm
Sonde : 180 x ∅12 mm
Câble : 1,5 m
268 g

Poids

37

11 Conseils et dépannage

11 Conseils et dépannage
11.1 Questions et réponses
Question

Cause possible

Solution possible

s’affiche (enhaut à droite àl’écran)L’appareil s’éteint
automatiquement

La pile de l’appareil est
presque épuisée

Changer la pile de l’appareil

L’écran réagit
lentement
Affichage : -----•

La fonction Auto Off est •activeDésactiver la fonction
Auto Off•La capacité restante de •la pile est trop faible

Remplacer la pile.

La température ambiante
est très basse
Rupture de la sonde

Affichage :OOOOOAugmenter la températureambiante
Veuillez prendre contact
avec votre revendeur ou leservice après-vente Testo.
Respecter l’étendue demesure admissible

La valeur est supérieure àl’étendue de mesureadmissible
Affichage : UUUUU La valeur est inférieure à
Respecter l’étendue del’étendue de mesure
mesure admissible
admissible
Affichage : BT Fail La connexion Bluetooth® • Contrôler les connexions
Bluetooth®.
ne peut pas être établie

Affichage : Print
Fail

L’impression a échoué

Affichage : Probe
Fail

Sonde endommagée

Affichage : OTA
FailLe processus de mise àjour « over the air » del’appareil de mesure n’apas réussi.

38•

Redémarrer l’appareil demesure, redémarrer l’App
testo Smart.

•

Contrôler les connexions
Bluetooth®, les désactiveret réactiver le caséchéant.

•Arrêter et redémarrer
l’imprimante.

Veuillez prendre contact
avec votre revendeur ou leservice après-vente Testo.
Redémarrez l’appareil demesure et l’App testo Smartet contrôlez la connexion
Bluetooth®.

11 Conseils et dépannage

Question

Cause possible

Solution possible

Affichage : APP
Lost

La connexion à l’App testo
Smart a été interrompue.
Les touches sontbloquées pendant 3 s.

Redémarrez l’appareil demesure et l’App testo Smartet contrôlez la connexion
Bluetooth®.

Si vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions, veuillez vous adresserà un revendeur ou au service après-vente Testo. Vous trouverez lescoordonnées au verso de ce document ou à l’adresse : www.testo.com/servicecontact.

11.2 Accessoires et pièces de rechange
Description

Réf.

Imprimante Bluetooth®/IRDA

0554 0621

Une liste complète de tous les accessoires et pièces de rechange se trouve
dans les catalogues et brochures, ainsi que sur Internet, sur www.testo.com

39Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Allemagne
Tél. : +49 7653 681-0
E-mail : info@testo.de
www.testo.com

0970 9425 fr 02 - 08.2023