株式会社ミツトヨ
品質保証部

校正体系保証書
弊社の商品 (測定機器及び試験機器) は、以下のように国家計量標準へのトレーサビリティ体系を確立していることを証明致します。
記
弊社は、計量法トレーサビリティ制度(JCSS※1)の登録事業者を有しており※2、校正業務には国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター(NMIJ, AIST※3)が保有する国家計量標準につながる標準器を使用しております。したがいまして、弊社が発行する JCSS 標章付き校正証明書に記載の校正結果は、国家計量標準へのトレーサビリティが確保されています。
また、弊社の生産、検査、校正サービス部門においても、JCSS 登録事業者によって校正された標準器にトレーサブルな標準器を使用して商品(測定機器)の検査・校正を実施しており、その校正結果の国家計量標準へのトレーサビリティを確保しております。
JCSS の認定機関であります独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター(IAJapan, NITE※4）
は、国際試験所認定協力機構(ILAC※5)及びアジア太平洋認定協力機構(APAC※6)に署名しております
ため、弊社が発行する JCSS 標章付き校正証明書は、ILAC 及び APAC に署名している国・経済地域において有効となります。
※1）Japan Calibration Service System を示す略称であり、JCSS 登録事業者は、ISO/IEC 17025 の要求事項に適合しております。
※2）弊社における JCSS 登録事業者は、以下の 6 部門です。
・品質保証部 標準管理課
・宮崎工場
・宇都宮キャリブレーションセンタ
・川崎キャリブレーションセンタ
・広島キャリブレーションセンタ
・営業サービス本部※3）National Metrology Institute of Japan,
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology※4）International Accreditation Japan, National Institute of Technology and Evaluation※5）International Laboratory Accreditation Cooperation※6）Asia Pacific Accreditation Cooperation

以上2024-03-04 現在

QA-I000207 Rev.53.0

1/12ミツトヨ商品のトレーサビリティ体系－全体概要－
長さ区分のトレーサビリティ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【NMIJ, AIST】
協定世界時に同期した原子時計 〈国家標準〉

温度区分のトレーサビリティ

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【NMIJ, AIST】
長さ用 633 nm 実用波長安定化 He-Ne レーザ装置 (フィゾー型大口径平面度干渉計)

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準総合センター【NMIJ, AIST】
温度定点群実現装置 〈国家標準〉

ミツトヨ 標準管理課【JCSS 認定事業者 No.0067】
基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用）

ミツトヨ 標準管理課【JCSS 認定事業者 No.0067】
長さ用 633 nm よう素分子吸収線波長安定化 He-Ne レーザ装置

ミツトヨ 宮崎工場【JCSS 認定事業者 No.0030】
長さ用 633 nm よう素分子吸収線波長安定化 He-Ne レーザ装置

ミツトヨ 宮崎工場
長さ用 633 nm 実用波長安定化 He-Ne レーザ装置

ミツトヨ 宮崎工場【JCSS 認定事業者 No.0030】
校正用ブロックゲージ

日本電気計器検定所【JEMIC】
温度計校正用定点実現装置

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0031】
長さ用 633 nm 実用
波長安定化 He-Ne レーザ装置

ミツトヨ 川崎キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0086】
長さ用 633 nm 実用
波長安定化 He-Ne レーザ装置

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0031】
校正用ブロックゲージ

ミツトヨ 標準管理課【JCSS 認定事業者 No.0067】
温度計校正用定点実現装置（水の三重点）/白金抵抗温度計

ミツトヨ 広島キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0109】
校正用ブロックゲージ/マイクロメータ基準棒/段差ゲージ

ミツトヨ 営業サービス本部【JCSS 認定事業者 No.0186】
校正用ブロックゲージ/段差ゲージ/基準スケール/粗さ標準片/長さ用 633 nm
実用波長安定化 He-Ne レーザ装置

段差ゲージ

検査・校正機器

各種測定機器

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0031】
校正用ブロックゲージ/マイクロメータ基準棒/段差ゲージ

三次元測定機

ゲージブロック

画像測定機

リングゲージ

表面粗さ測定機

測定工具

ミツトヨ 川崎キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0086】
校正用ブロックゲージ/マイクロメータ基準棒/
段差ゲージ/三次元測定機

ダイヤルゲージ校正器

精密センサ

標準尺･基準スケール

形状測定機

レーザ光源

測長ユニットJCSS 認定事業者
温度計校正用定点実現装置/
白金抵抗温度計

基準
平面
平面度
干渉計
オプチカルフラット/
オプチカルパラレル

光学機器

温度計

◆ この体系図はミツトヨ製品の一部について、トレーサビリティの概略を示したものであり、個々の製品の詳細な体系図については、個別に発行しています。

QA-I000207 Rev.53.0

2/12硬さ区分のトレーサビリティ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【NMIJ, AIST】 〈国家標準〉

ミツトヨ 標準管理課 【JCSS 認定事業者 No.0067】
基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用）

ミツトヨ 広島キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0109】
ロックウェル硬さ標準片 /ビッカース硬さ標準片

ミツトヨ 標準管理課【JCSS 認定事業者 No.0067】
長さ用 633 nm よう素分子吸収線
波長安定化 He-Ne レーザ装置

ミツトヨ 宮崎工場【JCSS 認定事業者 No.0030】
長さ用 633 nm よう素分子吸収線
波長安定化 He-Ne レーザ装置
JCSS 認定事業者
力基準機

力計

ISO/IEC 17025
認定事業者
長さ基準（レーザ装置）

指示計測定器JCSS 認定事業者
基準分銅
ミツトヨ 宮崎工場
長さ用 633 nm 実用波長安定化 He-Ne レーザ装置

ゲージブロック

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ【JCSS 認定事業者 No.0031】
長さ用 633 nm 実用波長
安定化 He-Ne レーザ装置

長さ測定用スケール

精密天秤硬さ標準片校正用 硬さ基準機
ミツトヨ 営業サービス本部【JCSS 認定事業者 No.0186】
ロックウェル硬さ標準片 /ビッカース硬さ標準片

試験機器

硬さ試験機

◆ この体系図はミツトヨ製品の一部について、トレーサビリティの概略を示したものであり、個々の製品の詳細な体系図については、個別に発行しています。

QA-I000207 Rev.53.0

3/12

JCSS 認定証－写し－【標準管理課】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0067M.pdf

QA-I000207 Rev.53.0

4/12

【宮崎工場】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0030M.pdf

QA-I000207 Rev.53.0

5/12

【宇都宮キャリブレーションセンタ】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0031M.pdf

QA-I000207 Rev.53.0

6/12

【宇都宮キャリブレーションセンタ】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。
https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0031M.pdf

QA-I000207 Rev.53.0

7/12

【川崎キャリブレーションセンタ】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0086M.pdf

QA-I000207 Rev.53.0

8/12

【川崎キャリブレーションセンタ】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0086M.pdfQA-I000207 Rev.53.09/12

【広島キャリブレーションセンタ】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0109M.pdf

QA-I000207 Rev.53.010/12

【広島キャリブレーションセンタ】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0109M.pdf

QA-I000207 Rev.53.011/12

【営業サービス本部】

この認定証は、NITE のホームページより引用し、掲載しております。 https://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/pdf/D0186M.pdf

QA-I000207 Rev.53.012/12