デジタル超音波探傷器

UI-S9 / UI-R1
使いやすさをさらに追及

JSNDI機能標準搭載
高輝度LED液晶搭載
ダイレクトキーで直感的な操作

使いやすさをさらに追求 UI-S9
様々な現場から資格教育のRタイプ機能まで幅広いニーズに対応

JSNDI機能
防水対応
ユーザー支援機能
オプション対応

UI-S9/UI-R1の特長①JSNDI仕様対応
UI-S9は付属のJSNDI専用シートにより、Rタイプの練習が出来ます④データをUSBメモリに保存
探傷条件や波形画像などUSBメモリに保存②屋外でも見やすい画面
高輝度・高コントラストLED液晶採用③1回の充電で約10時間駆動
パワフルなリチウムイオン電池※1※1⑤ダイレクトキーで直感的な操作
操作パネルから探傷条件の選択と数値での直接入力が可能

使用環境によって異なる場合があります⑥無段階スタンド
探傷姿勢に合わせて180度の範囲内で角度調整が可能

JSNDI仕様対応器 UI-R1
JSNDIデジタル超音波探傷器の基本操作仕様に対応

JSNDI機能
防水対応

受験対策品（共通オプション）
ＵＴ資格試験対策に必要な器材を全てご用意させて頂きます
練習専用探触子・ケーブル

練習専用垂直探触子

斜角探触子

ケーブル
レベル１試験片レベル2試験片

対比試験片 T継手用
RB-41
斜角用試験片垂直用平板試験片

垂直用角柱試験片

斜角用T継手試験片

斜角用曲面試験片

対比試験片 曲面用
RB-42

垂直用平板試験片UI-S9のRタイプ機能及びUI-R1は一般社団法人 日本非破壊検査協会「JSNDI仕様デジタル超音波探傷器Rタイプ」の基本操作に対応したものです。

実用性

高い防水性

上部ハンドストラップ（オプション）
持ち運びを補助

主な機能①写真機能
表示画面をワンタッチで画像保存②MA／ピークホールド機能
再現性確保で探傷をサポート③DAC作成支援機能
DAC自動作成の支援機能を搭載

MAスコープ機能

ピークホールド機能④探傷一覧/条件変更支援機能
一覧表示で波形の変化を確認しながら、条件変更をサポート⑤オートキャリブレーション機能
入射点・音速校正をサポート⑥FFT（周波数分析）機能
探傷器による試験周波数を測定

購入後も安心のサポート
保守サービスバージョンアップ

製造〜点検・修理まで国内工場によりサポート

USBメモリからバージョンアップをサポート

各部の名称①プロテクタ 機器本体を衝撃からガード②ハンドストラップ取付金具③写真キー⑩背面部カバーワンタッチで画像保存

バッテリ、USBメモリ収納④ファンクションキー
各種コマンドの設定キー⑤機能キー
各種設定や数値入力キー⑥矢印キー⑪無段階スタンド

数値、ゲート等の変更キー

約180度回転可能⑦ENTキー
確定キー⑧ESCキー⑫T/Rコネクタ

取消キー

レモ大コネクタ挿入箇所⑨電源キー⑬DCIN端子

電源ON・OFFキー

ACアダプタプラグ挿入箇所

オプション機能①専用パソコンソフト
探傷条件・
結果を印刷

UI-S9/UI-R1
探傷条件・結果を表示
CSV保存・ゲート移動機能有り

USBメモリ

4.6,10,12の探傷波形を表示・印刷

パソコン

Windows®対応。
その他使用条件については問合せください②EDAC機能

機能比較表
モデル
機

能 項

目

主な機能
︵標準搭載︶
オプション①写真機能②MA/ピークホールド機能③DAC作成支援機能
DAC線 作成機能④探傷一覧/条件変換支援機能⑤オートキャリブレーション機能
Rタイプ機能⑥FFT機能曲線補正機能,AWS機能,Bモード機能
屈折角測定機能①専用パソコンソフト②EDAC機能③DGS機能④鉄筋ガス圧接部専用

UI-S9

UI-R1〇〇〇〇〇
6種※2〇〇〇〇□□□□〇〇×〇×2種※3〇〇××□
×××※2 入射点 1点調整、音速＋入射点2点調整、入射点多重調整、音速+入射点多重調整、音速1点調整、音速多重調整※3 入射点1点調整、入射点+音速2点調整

ゲインを補正して、エコー高さを、同じ高さで表示する機能（電子的距離振幅補償）③DGS機能等価欠陥サイズを表示
反射源の評価に有効④鉄筋ガス圧接部専用機能
JIS Z 3062準拠
自動感度校正と見やすい結果表示（OK、NGの色分け表示）

デジタル超音波探傷器 UI-S9/UI-R1●電源●表示器項目
画面サイズ
有効表示領域（mm）
画素数（ピクセル）
Ａスコープ画素数

UI-R1
6.5インチ ＬＥＤ液晶
132.5×99.4
640（W）
×480（H）
424（W）×316（H）拡大時530（W）
×421
（H）

項目
ACアダプタバッテリ
バッテリ駆動時間250（W）
×160(H)×96(D）突起物含まず 約2.6kg（バッテリ1本含む）●外部メモリ

UI-S9

充電時間

UI-S9

UI-R1
定格入力 AC100V〜240V 50/60Hz
リチウムイオン電池 12V7.8Ah
約10時間（ご使用条件によって異なる場合があります。
）
80％充電 約2.5時間
100％充電 約5時間

●外形寸法（mm）
・質量（kg）
外形寸法・質量USB（マスター）
メモリ収納

メモリ

●ケース
ケース

強化ABS樹脂（前面・裏面）
アルミ合金（上部）IPX6型準拠

測定方式
波形選択
ビーム路程表示方式
音速範囲
MA/ピークホールド機能
斜角探傷支援機能●動作保障温度
動作保障温度

0〜40℃（動作時）−20〜60℃（保管時）●送信部の性能
出力インピーダンス
パルス繰返周波数
パルスの立上がり時間
送信波形
送信電圧
ダンピング

50Ω以下
測定範囲と連動
10ｎs以下スクエアパルス
低/中/高50/300Ω

●受信部の性能
ゲイン
感度
入力インピーダンス
周波数帯域の選択
増幅直線性

●標準機能

110dB 0.1dBステップ
80dB以上 5MHz狭帯域
50Ω±15％、300Ω±15％（一探触子法、二探触子法とも）
0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz 1/2/5/10MHz（狭帯域、広帯域選択）（狭帯域、広帯域選択）±3％以内

探傷条件一覧機能
オートキャリブレーション機能
屈折角測定機能
Rタイプ機能FFT機能（周波数分析機能）曲率補正機能
AWS機能
Bモード●オプションソフト
1 専用パソコンソフト
2 EDAC機能
3 ＤＧＳ機能●時間軸部の性能
測定範囲
掃引遅延範囲（パルス位置）
時間軸直線性

4 圧接探傷機能

5.9〜14,556mm（鋼中縦波換算）
フルスケール〜3,000us±5％±1%以内

取得画面・条件を表示
電子的距離振幅補償の機能
非対応
DGS線図を表示し、評価する機能
非対応
鉄筋ガス圧接部専用機能
非対応●オプションパーツ
ＵＩ
０３−ＣＧ２７※4
UIS9SCUIS9CAUIS9HS

5 外部充電器●ゲート部の性能
ゲートの遅延範囲
ゲートマーカーの幅
ゲート数

二探触子法
一探触子法、二探触子法、透過法 一探触子法、ＤＣ/ＤＣ+/ＤＣ-/ＲＦ
ピーク/アップ/ファーストエコー/ゼロクロス
100〜15,000m/s
波形の軌跡を保持し比較出来る機能
JSND仕様対応機器にJIS、AWS、ASME
DAC自動作成の支援機能を搭載 準拠
一覧機能なし一覧機能あり2種類※3
6種類※2
測定したビーム路程を用いて屈折角を計算
JSNDI機能標準搭載
周波数分析機能標準搭載
中心周波数0.25MHz〜25Mhz可変 表示範囲最大50MHz
非対応
ビーム路程の深さの曲率補正機能
非対応
AWS D1.1規格対応判定機能
時間単位で取得するBスコープ表示機能 非対応

6 ソフトケース（本体ケース）

画面上0〜フルスケール
画面上0〜フルスケール
2ゲート

4ゲート

7 キャリングケース
8 ハンドストラップ●その他オプション●標準付属品

9 校正証明書（トレサビリティ付）

ＵＩ
０３−ＬＢ７８ 1本※4
ＴＥ６５ＥＳ−Ｓ３−１
１
５０５ 1個
1個各1冊−

1 バッテリ
2 ＡＣアダプタ
3 USBメモリ
4 取扱説明書、保証書、検査成績書
5 JSNDI専用シート

３枚

10 受験対策品

校正証明書・トレーサビリティ体系図の発行
UT資格試験対策に必要な機材をご用意※2 入射点１点調整、音速＋入射点 ２点調整、、入射点多重調整、音速＋入射点 多重調整、音速１点調整、音速 多重調整
※3 入射点１点調整、入射点＋音速２点調整※4 バッテリ、外部充電器はＵ
Ｉ-27（当社製品）と共通仕様です●オプション●標準付属品①バッテリ②ACアダプタ③USBメモリ①専用パソコンソフト⑤外部充電器⑥ソフトケース④取扱説明書デジタル超音波探傷器

UI-S9
取扱説明書【rev.A（バージョン1.0.0以降に対応）】

保証書■この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
特にP.1 に記載の『 はじめに 』と『 安全上のご注意 』
はご使用前に必ずお読み下さい。
■保証書は必ず『 ご購入日・販売店名 』などの記入を確かめてからお受け取り下さい。
■取扱説明書と保証書は大切に保管して下さい。

検査成績書⑤JSNDI専用シート（UI-S9のみ）⑦キャリングケース

校正・点検・修理は当社にお任せ下さい⑨校正証明書

カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。そのため実際の製品とは多少異なる場合があります。
画面はハメコミ合成です。Microsoft®,Windows®はMicrosoft Corporationの米国およびその他国における登録商標または商標です。記載されている会社名および製品名は、各会社の商標または登録商標です。記載事項は2019年6月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

三菱電機グループ〒247-0066 神 奈 川 県 鎌 倉 市 山 崎 2 5 番 地
TEL:0467-45-3411 FAX:0467-44-7517
http://www.rsec.co.jp e-mail:info@rsec.co.jp

UC190005⑧ハンドストラップ

2019年6月作成