CPAC 加熱 & 冷却 ユニット

CPAC
Cold plate air cooled product line

CPAC 加熱 & 冷却 ユニット
高性能ペルチェ駆動温度制御デバイス
CPAC Ultraflat と CPAC Microplate
CPAC（Cold Plate Air Cooled）デバイスは、ロボットワークステーションに統合するためのマイクロプレート、チューブ、またはリザーバー用のコンパクトなオールインワンの加熱および冷却ブロックです。 CPAC製品ラインは、NGS（次世代シーケンス）ライブラリーの準備に集中的に使用されます。
7000166 CPAC Ultraflat HT 2-TEC

温度範囲の違い、温度を頻繁に変更する機能の有無、デッキの位置を変更して使い捨てプレートの厚さ補正の要不要、デッキの冷却空気流方向の違いで、4つのモデルから選択可能です。適切なモデルは、液体処理ワークステーションとアプリケーションのニーズによって異なります。
Ultraflatはデッキにインストールされています。 高さはわずか8cmです。
Microplateは、デッキに統合されています。 加熱/冷却プレート（〜1.4 cm）のみがデッキレベルより上にあり、換気システムはデッキより下にあります。 この構成は、デッキ上の空気の流れを避ける必要がある場合、または使い捨てプレートが厚すぎてUltraflatモデルに配置できない場合に適しています。
温度範囲は、1つのペルチェ（1-TEC）を備えた標準デバイスの場合は4°Cから70°Cまで、2つのペルチェモデル（2-TEC）の場合は4°Cから110°Cまでです。 2-TECバージョンは、ワークフロー中のさまざまなインキュベーションフェーズで温度を交互に変更する必要がある場合にも使用できます。これは、温度を数分以内に変更できるためです。 アプリケーション内でデバイスの温度が一定に保たれる場合は、ペルチェが1つしかないバージョンをお勧めします。

7000163 CPAC Microplate HT 2-TEC

コントローラー と アクセサリー
シングルCPACユニットの場合、電源と温度の設定/制御はINHECOシングルTECコントロールユ
ニット（STC）を介して実行されます。 複数（最大6台）のINHECO加熱および冷却ユニットの場合、INHECOマルチTECコントロールユニット（MTC、ディスプレイ付き）またはMTC Compact（ディスプレイなし）が使用され、各デバイスは個別に制御されます。 CPACをSTC/MTCに接続するには、スロットモジュールが必要です
最適な温度伝達のためには、常にアダプターが必要です。 当社のウェブサイトには、断熱材の有無にかかわらず、様々な使い捨てプレート用の既存のアダプターのバリエーションのリストがあります。 まだリストにない使い捨て用のアダプターが必要な場合は、ご要望に応じてカスタム設計および製造を提供します。

8900029: MTC Compact
8900030: Multi TEC Control (MTC)
8900031: Single TEC Control (STC)

加熱のみの場合は、INHECO HeatPAC を参照してください。 数秒以内に温度が変化する実際のサーマルサイクリングについては、INHECO ODTC を参照してください。 液冷却が必要な場
合は、INHECO CPLCを参照してください。
ProductPart No.

Peltiers

Temp. changes

CPAC Ultraflat HT 2-TEC1)

70001662

Yes

on deck

CPAC Ultraflat2)

70001901No

on deck

CPAC Ultraflat HT 2-TEC DV 1) 3)

7000165

2

Yeson deck

CPAC Microplate HT 2-TEC1)

70001632

Yesinside deck or ALPCPAC Microplate2)

7000179

1No

inside deck or ALP

1）CPAC HT 2-TECデバイスは、時折温度が高くなる高温用に最適化されています。 数分以内の変化数秒以内のサイクリングについては、INHECOODTCを参照してください。
2）標準の1-TEC CPACデバイスは、一定の温度を維持するように設計されています。
3）デッキの加熱を避けるために、排気口から空気を排出します。デッキの切り欠きが必要です。 デッキ下の気流の影響を確認してください。

2

CPAC 10–2021

Robotic installation

Main specifications
Specifications

7000166/7000165

7000190

7000163

7000179

Accuracy at 37 °C target temperature *±0.3 K±0.3 K±0.3 K±0.3 K

Uniformity at 37 °C target temperature*±0.5 K±0.5 K±0.5 K±0.5 K

Temperature Range

4 °C to 110 °C

4 °C to 70 °C

4 °C to 110 °C

4 °C to 70 °C

Required Slot Module

black

blue

black

blue

Ambient temperature

15 °C to 32 °C

15 °C to 32 °C

15 °C to 32 °C

15 °C to 32 °C

Dimensions W x D x H (mm)89 x 129 x 80

89 x 129 x 80

89 x 129 x 113

89 x 129 x 113* データは、INHECOIMP検証ツールで測定された22°Cの周囲温度での平底プレートを参照しています。

CPAC製品ラインは、次のような多数のLabAutomationシステムと統合されています。
CPAC Ultraflat
Agilent:
Bravo, Encore Multispan, BioCel
Hamilton:
Star Line, Nimbus, Vantage
PerkinElmer: JANUS, Multiprobe II
Tecan:
Freedom EVO, Genesis, TEMO, Fluent
Beckman:Biomek 3000, 4000 i-Series

CPAC Microplate
Beckman:Biomek FX, NX, i-Series
PerkinElmer: Sciclone, Zephyr
Protedyne: BioCube

Heated Lid 加熱蓋

8900033 Heated Lid

Heated Lidは、CPAC（またはHeatPAC）の上部にある追加のアドオンヒーターとして使用でき、加熱速度を上げ、温度の均一性を向上させ（特にディープウェルプレートの場合）、長時間のインキュベーションを可能にします。 Heated Lidは、プレート上部での凝縮を防ぎ、蒸発損失を減らしますが、専用インキュベーターのスペースを消費することはありません。 Heated Lidは柔軟なケーブルを備えており、ほとんどのグリッパーシステムで移動できるほど軽量（420g）でありながら、プレートを密閉するのに十分な重量があります。 したがって、Heated Lidを使用すると、完全に自動化された処理が可能になります。
ProductPart No.

Temperature range

Dimensions
W x D x H (mm)Heated Lid

8900033

ambient +5 K to 115 °C

134 x 91 x 19

Verification plate 検証プレート
INHECOは、温度および/または振とう性能を検証するために、ANSI / SLAS（以前のSBS）形式のコンパクトで正確な測定プレート（IMP）を提供しています。 IMPは、加熱、冷却、振とう装置、およびインキュベーションチャンバー内で使用できます。 詳細については、IMPのパンフレットを参照してください。
ProductPart No.

Dimensions
W x D x H (mm)WeightTemperature range

IMP7901000

87.5 x 128 x 14.9100 g4 °C to 60 °C

アクセサリー

アダプター*ProductPart No.

ProductPart No.

ProductPart No.

MTC Compact

8900029

Black Slot Module (2-TEC units)

2400125

Flat Bottom adapter

7900016

Multi TEC Control (MTC)

8900030

Blue Slot Module (1-TEC units)

2400128Micro Plate 96 PCR

3200203

Single TEC Control (STC)

8900031

Heated Lid

8900033

Micro Plate 384 PCR

3200204* 10 0 を超 える アダプ ターが 用意され ており、 様 々な ディ スポ プレート に完 全にフ ィッ トしま す。 それ らは当 社のウ ェブサ イトに 掲載され ています。
ご 要望に 応じてカ スタマイズも 承りま す
CPAC 10–2021

3

Visit us on www.inheco.com

Drawings CPAC Ultraflat
7000166, 7000190, 7000165

Drawings CPAC Microplate
7000163 (7000179)
129

129

77

7000165:
reversed air flow
(downwards venting)
FIXATION THREAD M4

INHECO GmbH

Fraunhoferstrasse 1182152 Martinsried / Germany+49 89 89 95 93 -120

sales@inheco.com