ライトスペック恒温（恒湿）器

LH･LHL･LHU･LU

CAT.NO.14142-V2407

実験室･研究室での温湿度試験をサポートする
卓上型恒温恒湿器
実験室･研究室でのさまざまな温度（湿度）試験をサポートするため、性能と信頼性を磨き続け、常に進化してきたエスペックの恒温（恒湿）器。
遠隔操作や遠隔監視も可能になりました。
105Lと 206Lの内容量に、温度（湿度）範囲で 4 種、合計 6 器種をラインアップし、すべての器種は100Vに対応するなど幅広い用途にお応えしています。

地球温暖化に対するエスペックの取り組み
低GWP冷媒を使用した製品をご提供します。
（地球温暖化係数が従来より64％低い
R-449Aを使用）

64%削減
R-404A

GWP

3920

R-449A

GWP

1397［出典］R-404AのGWP：フロン排出抑制法ポータルサイト 2018年度報告用。 R-449AのGWP：IPCC第4次評価報告書（AR4）
ご要望の際は「R-449A対応製品」とご指定ください。

LHU-1141

LHU-124

特長
コストパフォーマンスに優れた卓上型モデル
安定した器内環境
効率のよい冷凍システムや、すぐれた断熱構造などを採用した、実験室･研究室に最適な恒温（恒湿）器です。幅広い温湿度範囲を備え、温湿度勾配／空間温湿度偏差（JIS規格）は 5℃／10％rhと、安定した器
内環境を作り出します。

一般電源AC100Vで運転
AC100V／15Aの電源があれば運転できます。
206Lの大型器種においても、クロスアウ
トプット制御により、必 要な電 源容量を15A以下に抑えました。

ケーブル孔と棚板を標準装備
左側面にφ25mmのケーブル孔を標準装備、棚板･棚受を2 式付属しています。ケーブル孔は、φ25mm･φ50mm･φ100mmを追加装備可能です。
（オプション）

槽内

外部メモリー用USBポートを標準装備
計装に記録されたサンプリングデータ（温（湿）度設定値･測定値）をUSBメモリーで取り出せます。測定データを直接記録することもできます。
※USBメモリーは付属していません。

国際規格対応安全規格の機械安全（ISO 12100）、低電圧（IEC 60204-1）、EMC（IEC 610006-2、EN 55011）、RoHS指令に対応しています。

計装部／USBメモリーポート

設置イメージはARで確認できます（P.6 参照）2

コントローラー
使いやすく見やすいタッチパネル計装
クイックアクセス

クイックアクセス機能でより便利に★ボタンには、頻繁に利用する画面へのショートカットや、よく利用する定値運転やプログラム運転の操作などを登録しておくことで、より使いやすく便利になります。

タッチペンで快適操作（イメージ）● インフォメーション

給水タンクの水位をお知らせ
減水時はインフォメーション画面、渇水時は警報画面でお知らせします。
水補給時は計装画面とタンク満水表示灯（背面に装備）の両方で満水であることを確認できます。

プログラム運転 12ステップ
プログラム運転で1パターン（12ステップ）、
定値運転で 3 パターンの試験を登録することができます。

N計装（LHU-114／124 ）

3

運転モード

定値運転、プログラム運転、リモート運転、停止

運転設定･ 定値設定
設定可能数 : 3パターン
設定範囲と分解能
温度 ： −25.0℃〜＋ 90.0℃、0.1℃単位
湿度 ： 0％rh〜100％rh、1%rh単位･ プログラム設定
設定可能数 : 1パターン（12ステップ）
設定範囲と分解能
温度 ： −25.0℃〜＋ 90.0℃、0.1℃単位
湿度 ： 0％rh〜100％rh、1%rh単位
時間 ： 0 時間 1分〜 9999 時間 59 分、1分単位

言語

日本語、英語外部メモリー機能

インターフェース : USB2.0 規格準拠
（コネクター Aタイプ）
対応機能 : サンプリング設定／書き込み
プログラムパターン書き込み／読み出し
バックトレース書き込み
アドオン／システム更新

ネットワーク機能

インターフェース : Ethernet ポート（100baseTX)
Webアプリケーション：
モニター機能、設定機能、運転操作機能、データ収録機能、管理設定･メンテナンス設定機能、Ｅメール通知機能

エスペックオンラインサポート
試験器の異常を検知し、適切な対処方法をご連絡するエスペックオンラインサポート。試験器の警報がエスペック
へE-mail送信され、添付されるバック
トレース情報（警報発生前後の装置動作データ）を基に、カスタマーサポート
デスクが解析し、試験器復旧をサポー
トいたします。
検索
Test
Navi

※エスペックオンラインサポートの契約が必要です。

契約期間単位：1年間

オンラインサポート 概要ページ
エスペック オンラインサポート

検索オンラインサポート 説明動画

サイト内検索窓

Web機能／外部メモリー機能
Webブラウザーでオンライン管理
試験器の運転状況がモニターできます
試験条件の編集や運転オン/オフ操作ができます
プログラムパターンは、PCへ保存でき、別の試験器にコピーできます。

データの自動保存
一定期間の、温度･湿度データを試験器に保存します。Webブラウザーで任意の期間の試験データのダウンロードやグラフ表
示ができます。

E-mail通知
装置に警報が発生した際、登録されたアドレスにE-mailでお知らせします。
試験器の異変に少しでも早く気が付くこと
で、試料の破損防止や試験スケジュールの再調整が行えます。

装置モニターE-mail 通知

Ethernet

メール
サーバー

ライトスペック

USBメモリーでデータ移動
プログラムパターンをUSBメモリーで他の装置にコピーすることができます。
PC用アプリケーションソフトウェア「パターンマネージャーLite」を使えば、プログ
ラムパターンを編集したり、計装に記録された温湿度データ（サンプリングデータ）を読み込めばグラフ表示も可能です。

PC

イントラネット（社内 LAN）

携帯電話
スマートフォン

プログラムパターン編集

プログラムパターンのコピーとPC 編集

コピー※USBメモリーは付属していません。
※「パターンマネージャーLite」はTest Navi製品
会員専用サイトからダウンロードすることがで
きます。

編集

Test Navi
エスペックが長年培った環境試験のノウハウをはじめ、環境試験や信頼性試験の基礎的な内容
から最新の情報までを提供するサイトです。

Test Navi

検索

エスペック オンラインサポート

・ パターンマネージャーLiteのプログラムパターンのコピーとPC
編集

製品会員専用サイト

環境試験規格一覧

パターンマネージャーLite対応
試験条件プログラムパターンダウンロード

検索

ダウンロード・ 環境試験規格の検索

コピー

4

仕様
型式
電源
最大電流
調温
（調湿）方式
運転可能外囲温湿度範囲

LH−114

LHL−114

LHU−114
LHU−124
AC100V 1φ 50/60Hz
15A
11.7A
平衡調温調湿方式（BTHCシステム）
0℃〜+40℃/75%rhまで（外囲温度+10）℃〜+85℃/ +5℃〜+85℃/
45%rh〜 95%rh
40%rh〜 95%rh

温（湿）度範囲性能※

温（湿）度変動温（湿）度勾配空間温（湿）度偏差
1
温度極値到達時間（下降時間）
最低到達温度
加熱器
加湿器
冷凍機

—

冷媒

—

LU−1149A
11.7A
平衡調温方式（BTCシステム）−20℃〜+85℃/40%rh〜 95%rh−20℃〜+85℃±1.0℃/± 5%rh
5℃/10%rh
5℃/10%rh

±1.0℃
5℃
5℃

+20℃〜−20℃
130 分以内−20℃（外囲温度が＋5℃〜＋30℃の範囲）
フィン付シーズヒーター
シーズヒーター—
空冷式全密閉型圧縮機

—
—

給水

LU−124〔

R-134A

タンク容量：約 20L

R-404A低GWP冷媒R-449Aに変更可

水質：導電率 0.1μS/cm〜10μS/cm〕

R-134A

〔

R-404A低GWP冷媒R-449Aに変更可—〕

ドレンフィルター、ケーブル孔（左側面φ25mm 1個）、電源ケーブル（器外約 2m-3Pプラグ付）、排水用ソケット、排水管、給水タンク（LUは除く）、Ethernetポート（LANポート）、USBメモリーポート

装備品
内法（W×H×Dmm）※ 2
外法（W×H×Dmm）※ 2
容積
質量500×600×390
680×1090×826
105L
95kg

85kg

500×750×590
680×1240×1026
206L
140kg

100kg

500×600×390
680×1090×826
105L
90kg

500×750×590
680×1240×1026
206L
130kg

※1 温度槽はJIS C60068-3-5:2006､JTM K07:2007､湿度槽はJIS C60068-3-6:2008､JTM K09:2009 に基づき､外囲温度が+23℃､定格電圧､無試料の場合。
※ 2 突起部分は含まず。

※ 3 標準価格は消費税抜きの価格です。

温湿度制御可能範囲

安全装置

100

95％rh

90

●

●

●

●

相対湿度

70

LHL•LHU

60

LH

●
●
●

50

45％rh

40

●

●

●

30

●

●

20

●

●

10

●

0

10

20

30

※外囲温度＋23℃において

40

50

60

温度 ℃

70

80

90

100

85℃

［ご注意］ LH−114は除湿用冷凍機を搭載しておりません。従って本器の設置されている環境条
件（通風性、外囲温湿度の変動等）
により、
この温湿度制御可能範囲の特に低湿範
囲が異なりますので充分ご注意下さい。

●（LUは除く）件（通風性、外囲温湿度の変動等）
により、
この温湿度制御可能範囲の特に低湿範
囲が異なりますので充分ご注意下さい。

付属品
棚板（ステンレス鋼線製）
棚受（ステンレス鋼板SUS304 製）
ケーブル孔ゴム栓
給排水ホース（プラグ付）LUは除く
湿球ウイック
（24 枚入り）LUは除く
95％rh
ガラス管ヒューズ
ブレーカーハンドルカバー
タッチペン
（計装用）
取扱説明書
保証書
●
●
●

温湿度制御可能範囲図
低GWP冷媒R-449A

●
●

100

●

90

LH

80
70
相対湿度

LHL•LHU

ご要望の際は、とご指定ください。
50 「R-449A対応製品」％rh 4030●●60
対象機種：LHU-124／LU-124

5

●

相対湿度

80

％rh

電源用漏電遮断器
冷凍機 異常検出10095％rh
制御回路短絡保護ガラス管ヒューズ
加湿器空焚防止器
90（LUは除く）80
システム異常（異常）LH70
温度上限偏差警報機能
室温補償バーンアウト検出回路
LHL•LHU
60（温湿度調節器内蔵）
乾球温度バーンアウト検出回路
5045％rh
湿度上下限絶対警報機能
40
温度上下限絶対警報機能（LUは除く）（温湿度調節器内蔵）％rh 30（温湿度調節器内蔵）
20
システム異常（警告）
送風機温度スイッチ
10
ウイック乾燥
温度ヒューズ0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
給水タンク 渇水スイッチ
温度過昇防止器
温度 ℃
85℃（LUは除く）※外囲温度＋23℃において
湿球温度バーンアウト検出回路
給水タンク
減水スイッチれている環境条［ご注意］ LH−114は除湿用冷凍機を搭載しておりません。従って本器の設置さ（LUは除く）

●

●
●

45％rh

2枚
2組
1個
（φ25mm）
1本
1袋
1個
1個
1本
1式
1部

設置シミュレーション〔AR（拡張現実）〕
スマートフォンやタブレット端末のカメラでQRコードを読み込むとWebブラウザーが起動します※1。
設置したい場所（床面や机上）にカメラを向けると、Webブラウザー上で設置イメージをご確認いただけます※ 2。

現実世界の情報

製品外観※3

デジタル情報型式※4

扉を開いた状態※3

LH／LHL／LHU／LU-114

LHU／LU-124

Real world information

Digital information※1 このコンテンツはスマートフォン専用のサービスです。一部のタブレットでも動作します。
動作確認環境はSafariブラウザー、GoogleChromeブラウザーです。
​
二次元コードの読み取りには、端末のカメラ機能を使用してください。
推奨環境・〔OS〕iOS 14以上、Android 9.0 以上
・〔ブラウザー〕Safari 最新版、GoogleChrome 最新版​
・ 上記を満たしていても、お使いの端末によっては正常に動作しない場合があります。
・Androidでは対応端末が限られます。以下URLに記載されている端末がARに対応しています。
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices​

利用可能デバイスのモデルを調べる※ 2 使用上の注意
・ 本コンテンツは無料でご利用いただけますが、コンテンツに関わる通信料はお客様のご負担となります。
・ うまく表示されない場合は「平面がない場所にカメラをかざしている」「平面に物が乗っている」「暗い場所で明るさが足りない」などの要因が考えられます。
・ 通信環境によりうまく動作しない場合があります。
・ARを使用しての撮影に当たっては、周囲の安全をよく確認の上ご利用ください。
※ 3 初期表示された大きさがほぼ実寸大となっています。ピンチインやピンチアウトすると寸法は変化します。
また、装置の設置状態を保証するものではありませんので、参考としてご利用ください。
※4 ARで表示される製品は温湿度タイプです。温度タイプは計装表示や槽内センサー部などが異なります。

現実世界の情報

デジタル情報6オプション
電源電圧（CEマーキング対応）●●●

AC115V 1φ
AC220V 1φ
AC230V 1φ60Hz50/60Hz
50Hz※CE自己宣言書（1部･英文のみ）を付属します。
※LU-124、LHU-124 のAC 220V／230V仕様
は、本体質量が 8kg増加します。

PC通信機能記録計用出力端子標準装備のEthernetポートとは別に、パソコンとの 接 続 用通信ポートのコネク
ターを追加装備します。装置の運転モー
ド設定、変更およびモニタリングが行えます。

器内の温度、湿度などを記録計に出力する端子を装備します。

※プログラムは提供しておりません。

インターフェース：RS-485 ※（Dサブ 9ピン 2 個）
RS-232C（Dサブ 9ピン1個）
GPIB※
取付位置： 左側面

可搬式給水タンク●●容量：18L（LUは除く）●

内扉※１台のパソコンに最大 16台の装置を接続可。
パソコンと接続して装置の運転管理が行えます。

器内試料の状態などを見るために、扉の内側に設けるガラス扉。

通信ケーブル●

ケーブル孔（キャップ、ゴム栓付）●

試料通電などのための配線孔。
標準装備： 左側面φ25mm
取付位置： 左側面、右側面、天面
φ25mm
φ50mm
φ100mmRS−485GPIB

5m／10m／30m
2m／4m

●

●

※追加装備の際、製品の基本性能が保持できない場合があります。

●

2m
4m

本体架台
槽内の試料を容易に出入れすることができます。
（LHU･LU−124は除く）
サイズ：W750×H700×D800mm

ケーブル孔ゴム栓
ケーブル孔に栓をするためのゴムです。

●※試料への通電試験をされる場合は、試料電源
制御端子が必要です。

試料温度などを測定するための熱電対。
（球付 JIS C 1602:1995）●●

試料への通電試験中の装置異常時に試料への通電を遮断します。

温度測定用センサー●●

試料電源制御端子安全に関するご注意

φ25mm用
φ50mm用
φ100mm用● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試験槽内に絶対に入れないでください。また、これらの物質を装置付近に放置しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。
φ50mm用

腐食性物質は槽内に入れないでください。試料から腐食性物質が発生する場合、特にステンレ
湿球用ウイック●

スや銅の腐食、樹脂やシリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。

●

棚板･棚受

● 生物、
許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。

ファインウイック

1箱

24 枚● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

キャスター

本体付属品と同等。

装置の移動が必要な場合に装備します。
4個（アジャスターフット付）

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試験槽内に絶対に入れないで棚板ください。また、これらの物質を装置付近に放置しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危険です。
● 腐食性物質は槽内に入れないでください。
試料から腐食性物質が発生する場合、特にステンレス※万一の水漏れによる被害を防ぐ
防水 パンをご用意できます。ご相談ください。

や銅の腐食、樹脂やシリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。
● 生物、
許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。
● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

7

小型環境試験器
100V電源でコンパクトながら、本格的な環境試験器
安定性試験器型式
電源電圧
最大電流 ※1
調温（調湿）循環方式
運転可能外囲温湿度
温度範囲
湿度範囲
内法寸法
外法寸法 ※ 2
容積SH−222SH−242SU−222SU−242AC100V 1φ 50／60Hz （電源電圧変動：±10％）
11.3A
9.3A
平衡調温調湿方式（BTHCシステム）
平衡調温方式（BTCシステム）＋5℃〜＋35℃／75％rhまで−20℃〜＋150℃−40℃〜＋150℃−20℃〜＋150℃−40℃〜＋150℃
30%rh〜 95%rh−
W300×H300×D250mm
W440×H690×D696mm
W440×H625×D696mm
22.5L

小型環境試験器※1 外囲温度が＋23℃、定格電圧印加時における値。
※ 2 突起部を含まず設置シミュレーション〔AR（拡張現実）〕

安定性試験器
大容量ながら100Vで運転、医薬品･化粧品の試験に最適

型式
CSH−112／CSH−112HG
CSH−122／CSH−122HG
CSH−132／CSH−132HG
電源電圧
AC100V 1φ 50／60Hz （電源電圧変動：±10％）
最大電流
13A
調温
（調湿）循環方式
平衡調温調湿方式（BTHCシステム）、バーチャルエアジャケット方式
運転可能外囲温度＋5℃〜＋40℃
設置シミュレーション〔AR（拡張現実）〕
温湿度範囲 ※1
＋20℃〜＋75℃／50％rh〜 90％rh
内法寸法
W600×H700×D560mm
W750×H950×D660mm
W1100×H950×D760mm
外法寸法 ※ 2
W740×H1550×D774mm
W890×H1800×D874mm
W1240×H1800×D974mm
容積
235L
470L
794L
※1 性能表示はJIS-C60068 3-6:2008、JTM K09:2009 に準拠。外囲温度が＋5℃〜＋35℃、相対湿度 65±20％rh、定格電圧、無試料時の場合とします。
※ 2 突起部を含まず

8https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙
台
宇 都 宮
つ く ば
高
崎
東
京
西 東 京
神 奈 川
厚
木
静
岡
名 古 屋
金
沢
滋
賀
大
阪
兵
庫
広
島
福
岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは
宇 都 宮
神 奈 川
豊
田
刈
谷
神
戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 044-740-8456
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 044-797-0073
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88457756
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-73007486

ISO 9001（JIS Q 9001）審査登録

エスペックは日本規格協会ソリューションズ（株）より国
際規格 ISO 9001:2015（JIS Q 9001:2015）に基づく
品質マネジメントシステムに審査登録しています。
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）

JIS Q 9001
JSAQ 004

MS
CM001

ISO 27001（JIS Q 27001）
審査登録
エスペック株式会社（国内関連会社、海外関連会社はのぞく）
JIS Q 27001
JSAI 165

ISO 14001（JIS Q 14001）
審査登録

エスペック株式会社（海外関連会社はのぞく）

MS
CM021

EC99J2046

0051●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

TS7B06C00（記載内容は2024 年 7月現在のものです。）●本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。