FS シリーズ
スプリングバランスディスプレーサ式

液面計・液面伝送器

概要
FS シリーズはスプリングバランス・ディスプレーサ
方式により液面高さを検出し、指示する液面計です。
現場指示の他、警報、空気圧、電流の各種発信機能が付加可能で広い用途に使用できます。
標準仕様
機械部分仕様検 出 方 式 ：スプリングバランス・ディスプレーサ方式
測長 ： 最小 300mm
最大 3000mm
測定可能密度： 標準 0.7 〜 1.3g/cm3（標準範囲以外の密度も特注で製作します。取合フランジ径等変わります
のでご相談下さい。）
粘度： 600mPa･S 以下の固着、凍結のない
液体
取付寸法及びプロセス接続：・チャンバなし（図 1）または溶接形内筒チャンバ（図 2）取付
測長 1000mm 未満：4B フランジ
測長 1000mm 以上：3B フランジ
（但し密度によっては、これと異なる場合があります。）
・ノズル挿入形内筒チャンバ（図 3）またはノズル取合フランジ付挿入チャンバ（図 4）
測長 1000mm 未満：5B フランジ
測長 1000mm 以上：4B フランジ
（但し密度によっては、これと異なる場合があります。）
・タンクサイド外筒チャンバ（図 5、6）取付
測長にかかわらず：1 1/2B フランジ
（他口径特注）指 示 方 式 ： 単針ダイアル式 0 〜 100％
： 有効目盛長約 80mm
指 示 精 度： ±1.5％ F.S.
（工場出荷時の質量換算校正による）使用圧力範囲低圧用：1MPa まで
中圧用：2MPa まで
高圧用： 別途お打合せ

測定液体温度範囲
標
準：− 10 〜＋ 150℃
フィン付：− 40 〜− 11℃（低温仕様）：＋ 151 〜＋ 350℃（高温仕様）（低温、高温仕様は材質制限があります。
お問合せ下さい。）
材 質 構 成：スプリング： SUS316、UNS N10276、インコネル
ディスプレーサ： SUS304、SUS316、SUS316L、他
上部フランジ：炭素鋼、SUS304、SUS316、
SUS316L、他
チ ャ ン バ： 炭素鋼、SUS304、SUS316、SUS316L、他
指 示 形： ADC12冷却フィン： AC2A
塗装： 指示計 ポリウレタン系樹脂塗料焼付
塗装（マンセル 7.5BG4/1.5）
チャンバ 炭素鋼の場合のみ塗装

TG-L541-12
改訂 2017 01 K
３版 2000 02

FS シリーズ

液面計・液面伝送器

形式コード

基本コード
（1）

取付コード
（2）

材質コード
（3）

機能・圧力・接続（4）FS̶（1）基本コード

1
1
35機能

11
1
1（2）取付コード053
2

現場指示 ※1
現場指示+警報発信
現場指示+空気発信 ※1
現場指示+電流発信

5 1 7

構

W
ES造

チャンバ形状

現場指示+電流発信+警報発信 ※1
防滴構造
耐圧防爆
本質安全防爆 ※21234569チャンバなし
溶接形内筒チャンバ
ボルト取付形内筒チャンバ
ノズル挿入形内筒チャンバ
サイド〜サイド外筒チャンバ
サイド〜ボトム外筒チャンバ
特 殊

図1図2
図3
図4
図5図6※1 防滴構造のみ※2 本質安全防爆はFS-115S形のみ適用（3）材質コードスプリング（4）機能・圧力・接続

6CE
9※1
SUS316
UNS N10276 ※1
※2
インコネル
他
SUS304
SUS316
SUS316L
他

46ディスプレーサ
L
9

上部フランジチャンバ

炭素鋼
SUS304
SUS316
SUS316L
他

S
46L
9S
46L
91炭素鋼
SUS304
SUS316
SUS316L
他
チャンバなし

機能

12

液面測定
二液境界面測定
低圧用
中圧用

L
圧力クラス M
H

プロセス
フランジ径

プロセス
フランジ規格345691234569

高圧用
3Bフランジ
4Bフランジ
5Bフランジ11/2Bフランジ
他口径
JIS 10K
JIS 20K
ANSI#150
ANSI#300
JPI#150
JPI#300
他

※1

図1、図2
図3、図4
図5、図6
RFRFRF
RFRFRF※1：ディスプレーサが完全に液中にある状態でのみ計測できます。

※1：測定液体温度230℃まで※2：測定液体温度231℃〜350℃（但し耐食性は炭素鋼と同程度です。）

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L541-12

FS シリーズ

発信器関係
（5）

測定範囲
（6）

液面計・液面伝送器

付加コード
（7）

（5）発信器関係（7）オプション
必要な付加機能を／を入れて連記。
CG ：耐圧パッキン付ケーブルグランド

発信出力なし
1点
2点
3点
4点
5点
6点
20〜100kPa＝0〜100％0.2〜1.0bar＝0〜100％012345678A

4〜20mAZ123その他
Rc（＝PT）めねじ
NPT
めねじ
G（＝PF） めねじ

4NPT

出力
取合

9＝0〜100％

めねじ※1CF ：冷却フィン
AS ：エアセット（FS-313用）
VP ：ベントプラグ
警報出力FS-115/FS-517（2点まで）

VS ：容量目盛 ※2SS ：特殊目盛 ※2
HS ：実高さ目盛
BS ：指示なし（盲ブタ）

空気圧出力FS-313

SC ：塗装色指定・塗料指定
DV ：ドレンバルブ（材質はチャンバー材質準拠）

電流出力FS-512/FS-517※1 使用ケーブル外径を必ずご指定下さい。
※2 高さ〜容量等の仕様を明示下さい。

空気圧出力FS-313
警報/電流出力FS-115/FS-512/
FS-517

その他（6）測定範囲

測定
範囲123456789A
Z

300mm
500mm
800mm
1000mm
1200mm
1500mm
1800mm
2000mm
2500mm
3000mm特注 ※形式コード表中太字で示されているものは標準で製作致します。
細字は特殊品となります。
プロセスとの接続にかかわるボルト・ナット及びガスケットはお客様の所掌です。

※特注寸法（Z）の場合は測定範囲を付記して下さい。

選定上のご注意● FS 形レベルゲージは、スプリングを利用し、浮力の変化で動作します。
使用密度、使用温度にて設定の警報値で動作するため、密度、温度が変化しますと、指示値、警報値等のズレ、または動作不能となる場合もあります。
そのため、使用密度、使用温度が一定でない条件には適しません。
● 攪拌機等設置のタンクでは使用しないでください。
TG-L541-12

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

FS シリーズ

液面計・液面伝送器

外形寸法

チャンバなし溶接形内筒チャンバ

ボルト取付形
内筒チャンバ

図2

図3

図1

測H
300
500
800
1000
1200
1500
1800（mm） 2000
2500
3000

ノズル挿入形
内筒チャンバ
図4

定範囲FF
450
650
950
1150
1350
1650
1950
2150
26503150

φD89.1

φE5B

A15B

A26B

76.3

4B

4B

5B

A360.5
11/2B

48.6
42.7

3B

3B

4B

34.0

記号は図1〜図6参照
表中寸法は、標準密度時の液面測定の場合です。
標準密度外、二液境界面測定の場合は異なります。

4サイド〜サイド
外筒チャンバサイド〜ボトム
外筒チャンバ

図5

図6TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L541-12

FS シリーズ

液面計・液面伝送器

発信器仕様（1）警報発信器付（FS-115 □）周構
造：
防 滴 構 造：IP54 相当 （FS-115W）
耐 圧 防 爆：d2G4（FS-115E）
本 質 安 全 防 爆 ：Ex ia IIC T6（FS-115S）
警 報 点 数 ：最大 6 点迄最下点警報位置 ：フルスパンの 10％以上
最上点警報位置 ：フルスパンの 90％以下最小警報点間距離：フルスパンの 10％以上
警 報 点 設 置 精 度 ：±1.0％ F.S（指示値に対して）
接断
差 ：10％ F.S
使 用 ス イ ッ チ ：マイクロスイッチ SPDT
接 点 容 量 ：AC250V、5A（抵抗負荷）
DC125V、0.4A（抵抗負荷）
最 小 適 用 負 荷 ：DC5V、160mA

図 7：FS-115W/S

囲温度：
防 滴 構 造 形 ： − 25 〜＋ 60℃
耐 圧 防 爆 形 ： − 10 〜＋ 60℃
本質安全防爆形 ： − 10 〜＋ 40℃（必要に応じて断熱借置を講じて下さい。
）

配 線 接 続 口：
警報点数
接続口径
接続口数

1231/2B
14563/4B
1※

接続規格：標準ISO G（=PF）
めねじオプションNPTめねじ※特注で2ヶ所まで製作可能です。

オ プ シ ョ ン：1）耐圧パッキン式ケーブルグランド

図 8：FS-115E

2 点警報まで

図 9：FS-115W/S 3 〜 6 点警報

2 点警報まで

図 10：FS-115E 3 〜 6 点警報

FS-115W/S
1 点警報の場合

2 点警報の場合

3〜6 点警報の場合

FS-115E
1 点警報の場合

2 点警報の場合

3〜6 点警報の場合

図 11：端子配置
TG-L541-12

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

FS シリーズ

液面計・液面伝送器（2）空気圧発信器付（FS-313W）
構入
出造 ： 防滴構造（IP54 相当）
力： 0.14±0.01MPa
力： 標準 20 〜 100kPa
0.2 〜 1.0bar
発 信 精 度 ： ±1.0％ F.S.（指示値に対して）
空 気 接 続 口 ： 標準 2×Rc1/4（PT1/4）
特注 NPT1/4 めねじ
入・出力圧力計 ：標準装備
周 囲 温 度 ：− 20℃〜＋ 80℃
オプション：1）エアセット、フィルタ付
・入力 Max.990kPa

G1/2または1/2NPT

図 13：指示計・発信器外形（FS-512W および FS512E 形）

図 14：端子配置・結線（FS-512W および FS-512E 形）
許容負荷抵抗：600Ω（DC24V において）

図 12：FS-313（エアセットはオプションです。
）（4）電流発信＋警報発信付（FS-517）
構
造：防滴構造（FS-517W）
耐圧防爆形は製作できません。また警報接点は 2点までとなります。

（3）電流発信器付（FS-512 □）構
造：防滴構造形（FS-512W） IP54 相当
耐圧防爆形（FS-512E） Exd Ⅱ BT4
電 源 電 圧：防滴構造形（FS-512W）および耐圧防爆形（FS-512E）
DC12 〜 30V
発 信 精 度 ：±1.0％ F.S.（指示値に対して）
周 囲 温 度：防滴構造形（FS-512W）− 30 〜＋ 70℃耐圧防爆形（FS-512E）Exd Ⅱ BT4− 20 〜＋ 55℃

G1/2または1/2NPT

図 15：指示計・発信器外形（FS-517W）
注意

ケーブルグランドはオプションとなっております。
FS-512E 形の耐圧防爆構造はケーブルグランドと組合わせた状態で認可されており、お客様でケーブルグランドを準備される場合は、指定ケーブルグランド（島田電機製 SXC-16B）を必ずご使用ください。

6

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-L541-12

FS シリーズ

液面計・液面伝送器

所掌範囲
1. プロセスとの接続にかかわるボルト・ナット及びガスケットはお客様の所掌です。
2. 標準付属品
・耐圧防爆構造品の場合 専用工具
・取扱説明書

仕様お伺いご注文・お引合いに際しては下記をご連絡下さい。

TAG.NO.

2形式3液名4

密度5

粘度6圧力7温度8ベーパ密度9測定範囲H10※接 点 動 作
警報発信設定液位1FS ̶ □□□□ ̶ □ ̶ □□□□ ̶ □□□□ ̶ □□ ̶NOR.

MAX.
□ mmh1□ MPa□□℃□□ inch※h2h3h4h5h6※動作方向（液上昇H、液下降L）と接点動作（閉C、開O）を組合わせてHC、HO、LC、LOでご指定下さい。

11特記事項※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

http://www.tokyokeiso.co.jp〒105‒8558 東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル
TEL: 03‒3434‒0441（代） FAX: 03‒3434‒0455
TG-L541-12

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）
ご遠慮なくどうぞ。

TOKYO KEISO CO., LTD.

7