MAGMAX®

EGM1050C

一体形電磁流量計
概要MAGMAX® EGM1050C は PFA ライニング検出部 EGS1000 と変換部 EGC050 を組み合わせたローコストと使い易さを追求した一体形電磁流量計です。
自己診断機能の充実により、空検知機能、検出部のモニタリング機能等を装備しています。
ライニングには高品質 PFA、電極にはハステロイ® C を採用し、口径10 〜 150mm の 8 サイズをラインアップしています。
上水・排水はもとより、薬液などのアプリケーションにも幅広くご使用いただけます。

特長❑		補強プレート入り高品質無着色 PFA ライニングを採用。		高耐食性、耐摩耗性、耐浸透性を実現。
❑		高精度 指示値の ±0.5%❑		ハイスピード信号処理により、高速応答を実現。バッチプロセスや脈動流に対応。
❑		拡張できる励磁方式を採用し、スラリーなど流体ノイズの多いアプリケーションにも対応。
❑		表示部には、LCD（バックライト付き）を採用し、1 〜 3 行表示など多彩な表示が可能。
❑		クイックセットアップ機能を搭載して、流量レンジ、パルスレー

標準仕様
一般仕様
● 励磁方式：		 矩形波励磁● 口径：		 10、15、25、40、50、80、100、150 mm● 測定範囲： 流速		 最小：0 〜 0.3m/s

トなどの変更にも容易に対応。				 最大：0 〜 12m/s		また、変換部カバーを外さずにマグネットスイッチにより設定変				 流量		 最小：0 〜 0.085m3/h更が可能。
❑		パルス出力は 10kHz の高速化を実現。短いバッチプロセスにも対						 ( 口径 10mm の最小値 )応可能。						 最大：0 〜 763m3/h						 ( 口径 150mm の最大値 )● 保護等級：		 IP66 / 67（IEC 60529）● 本体材質		 測定管：		 ステンレス鋼（SS304）		 検出部ハウジング ：		 口径 10 〜 40mm；鋳鉄（＊1）
					 口径 50 〜 150mm；炭素鋼（＊ 1）		 変換部ハウジング ：		 アルミニウム合金（＊ 1）		 変換部カバー：		 アルミニウム合金（＊ 1）防食塗装（＊ 1）● 接液部材質		 ライニング：		 PFA		 電極：		 ハステロイ C ® 22		 アースリング：		 ステンレス鋼（SS316）〔標準〕		 アースリングシール ：		 フッ素ゴム（口径 10、15mm のみ）（＊2）
				 （＊2）口径 25 〜 150mm のアースリングはシー­­­ル材を使用せず、ライニングのガスケット面で直接シールされます。
● 塗装：		 ポリシロキサンエポキシ樹脂塗装● 塗装色：		 グレー（本体）、ジェードグリーン（変換部カバー）

TG-F2431-J00
初版 2023 11 K

一体形電磁流量計

MAGMAX®
● 配線接続口EGM1050C：		 2×G1/2 めねじ、または 2×1/2 NPT め● 状態出力ねじ、または 2×M20 防水グランド					（オプション：G1/2 用防水グランド）● 電源：		 AC100 〜 230V（85 〜 253V）					 DC24V（17 〜 31V）
● 電源周波数：		 48 〜 63Hz（AC 電源）● 消費電力：		 約 15VA（AC 電源）、約 6W（DC 電源）● 周囲温度：		 − 40 〜＋ 65℃（流体温度≦ 120℃）

オープンコレクタ出力（パルス出力端子を設定変更により、状態		 出力端子に切替）		

負荷定格		 ： DC32V 以下、100mA 以下、					 ON 時残留電圧 0.2V 以下（回路電流		 10mA 時）					 OFF 時漏れ電流 0.05mA 以下（外部回路		 電圧 32V時）					 − 40 〜＋ 70℃（保存）		

● 接地：		 接地抵抗 100 Ω 以下（D 種接地）							 1） 流れ方向判別● プロセス接続：		 ウエハ（配管フランジはさみ込み）接続							 2） オーバーレンジ● 適合フランジ：		 JIS10K/20K 相当							 3） エラー					 ASME クラス 150 / 300 相当					 DIN PN16/40

出力内容		 ： 以下、主な出力選択							 4） 流量警報							 5） 空検知（注）			 JIS20K、ASME ク ラ ス 300 フ ラ ン ジ● 出力端子の割付にも取付可能ですが、最大使用圧力は端子A（A、A ＋／ A −）D（D、D −）

1.6MPa となります。

● ローカットオフ機能

流体仕様

標準設定
電流出力
パルス出力

設定変更による切替—
状態出力：

電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能● 温度：		 − 25 〜＋ 120℃

● 圧力：		 0Pa（abs）〜 1.6MPa：		 10 µS/cm 以上● 導電率					（ただし、水の場合は最小 20 µS/cm）			

設定値		

： 0.0 〜 20.0% FS					 以下、標準設定値					 電流出力、パルス出力；オン 1%、					 オフ 2% FS				 表示器；ローカットなし● 時定数

表示・出力仕様● 表示器		： ドットマトリックス LCD（バックライト		 付き）					 128×64 ピクセル（59×31mm）
		 表示機能		

： 1 ページ目：2 行表示					上段；瞬時流量					下段；瞬時流量のバーグラフ表示											（単位：％）

2 ページ目：3 行表示					上段；瞬時流量					中段；正方向積算流量					下段；逆方向積算流量● 電流出力		：		 電流出力、パルス出力、表示毎に個別設定可能		 設定値		

： 0.01 〜 100.0s					 以下、標準設定値				 電流出力、表示器；4s				 パルス出力；時定数ゼロ● 入出力アイソレーション：		 電源、電極入力、励磁出力、端子 A、端子 D の各回路間はアイソレー		 ションされています。

： DC4-20mA（Max. 22mA；エラー時振切		 りモード）		 内部電源使用時		 ： 負荷抵抗 750Ω 以下		 外部電源使用時		 ： 外部電圧 DC32V 以下● パルス出力： 積算パルス出力（標準設定）と周波数出力のいずれかを選択可能

オープンコレクタ出力		

負荷定格		 ： DC32V 以下、20mA 以下（≦ 10kHz）、		 100mA 以下（≦ 100Hz）					 ON 時残留電圧 0.2V 以下（回路電流		 10mA 時）					 OFF 時漏れ電流 0.05mA 以下（外部回路		 電圧 32V時）		

パルスレート		 ： 2 〜 36,000,000 パルス /h					 （0.00056Hz 〜 10kHz）		

パルス幅		 ： 以下のいずれかを選択可							 1） 自動；フルスケール周波数において			デューティ 50% となるパルス幅							 2） デューティ比固定；常に１: １							 3） 任意設定；0.05 〜 500ms
ただし、積算パルス出力（標準設定）において１）または２）を選 択した場合、10Hz 未満のパルスレートでは 50msec固定のパルス幅となります。

2

TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2431-J00

一体形電磁流量計

MAGMAX®

標準機能● 任意単位設定機能

精 度（＊4）： 容積（または質量）単位と時間単位を最大● 表示およびパルス出力		 7 文字で設定し、任意の流量単位で表示

流速 1m/s 以上：指示値の ±0.5％		 可能● 自動ゼロ調整機能： ゼロ調モードで自動ゼロ調整実施（流体		 静止時）
： 流れ方向判別信号を状態出力および電流		 出力にて出力可能● 励磁周波数切換機能

標準モード： 1/6× 電源周波数		 特殊モード： 1/50 〜 1/2× 電源周波数（＊3）● 自己診断機能： 以下、主なエラーメッセージ		 機能診断

： コイル断線、CPU、メモリー、ソフトウェ		 状態診断

： 空検知、オーバーレンジ、カウンタオー		 ア、出力モジュール、出力接続

流速 1m/s 未満：指示値の ±0.4％		

＋流速誤差 ± 0.001m/s
2.0

精度（指示値の±％）● 正逆両方向測定機能

1.5
1.00.50.0012
流速（m/s）

		 バーフロー、停電検知● 停電補償機能： EEPROM（不揮発性メモリー）により機		 能設定データおよび積算値を 10 年以上		 保持● テスト機能： 電流、パルス、状態出力の模擬出力機能		 を内蔵		 電流出力テスト： 0.0 〜 22.0mA まで任意出力		 パルス出力テスト ： 1Hz 〜 10kHz まで任意出力		 状態出力テスト： On/Off● マグネットスイッチ設定機能			： マグネットによりカバーを開けずに外部			 からデータ設定可能● HART 通信機能

312

● 電流出力：表示・パルス出力精度に ±0.01mA を付加（＊ 4） 基準条件			

流体			 ： 水						流体温度			 ： 10 〜 30℃
導電率			 ： 150 µS/cm 以上			

電源電圧			 ： 定格電圧 ±2%			

周囲温度			 ： 18 〜 28℃			

上流 / 下流直管長		 ： 10D/2D（D；口径）			

ウォームアップ時間 ： 約 10 分			

測定時間			 ： 100s

： 弊社まで問合せ願います。

（＊ 3）スラリー、脈動流などアプリケーション毎に切換可能

TG-F2431-J00

EGM1050C

流量レンジ
設定可能流量レンジ（m3/h）

口径（mm）

最小（流速：0～0.3 m/s）

最大（流速：0～12 m/s）

100 ～ 0.0849

0 ～ 3.39

150 ～ 0.191

0 ～ 7.63

250 ～ 0.531

0 ～ 21.2

40

0 ～ 1.36

0 ～ 54.2

50

0 ～ 2.13

0 ～ 84.880

0 ～ 5.43

0 ～ 2171000 ～ 8.49

0 ～ 339

1500～19.10～ 763

TOKYO KEISO CO., LTD.

3

一体形電磁流量計

MAGMAX®

EGM1050C

外形図バージョンAタイプ（標準）口径：10/15mm

口径：25/40mm

ESC

ESC

157(26)20230

4015720(26)230

H3H2(H)

H2

アースリング

接地端子(M4)

アースリングH1H1(H)

H3101

10140LW

L

標準流れ方向W

標準流れ方向

口径：50～150mm

ESC

15720(26)230

H2

接地端子(M5)
アースリングH1(H)H310140W

L
標準流れ方向口径（mm）

寸法（mm）

質量（約kg）

L（H）

H1（H2）

H3W

106826269102193

474156826269102193

4742560271641162076644084283701222138255010625251110201101680156287651312221308100206314781452361561215020637711017626722017※ 1 口径 10、15mm の面間寸法 L は、アースリングを含む寸法を示します。アースリングは検出部に固定されています。
※ 2 口径 25 〜 150mm の面間寸法 L は、アースリングを含む寸法を示します。			 アースリングは配管取付時に検出部と配管側フランジの間にはさみ込んで取付けます。検出部には固定されていません。			 検出部単体の場合の面間寸法は、（L − 6）mm となります。			 （アースリング板厚：3mm × 2）
4TOKYO KEISO CO., LTD.

TG-F2431-J00

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM1050C

結線図

LN

PE

B- B B+ S D- D D+ A- A A+Pw
記号
Ip
Ia
Pp/SpPw

Pp/Sp端子
A
A–A
A+
D
D–
L (L+)N (L–)PE (FE)
D+/S/B+/B/B–

極性+––++–(+)
(–)

表示部方向
バージョンAタイプ（標準）バージョンBタイプ

バージョンCタイプ

バージョンDタイプ

Ip Ia

内容電流出力（外部電源供給）
電流出力（内部電源使用）
パルス出力 / 状態出力（オープンコレクタ）
AC 電源 /DC 電源（ ）は、DC 電源の極性を示す。
電源用アース、（ ）は、DC 電源を示す。
使用しない● 端子構造：スプリングクランプ式端子● 適合電線：0.5 〜 2.5mm2※矢印は標準の流れ方向を示します。
流れ方向は設定データ変更により逆向きに設定することができます。

形式および仕様コード● 口径：10 〜 150mm

形式：EGM1050C
検出部仕様コード V N 1 7 4検出部コードV N 1 7（固定コード）
4

内容
ウエハ形、PFA ライニング、ハステロイ® C22 電極
常に 4配管側フランジサイズ
510mm
10 または 15A
1/2”
615mm
15A
1/2”
825mm
25A
1”
B
40mm
40A
1-1/2”
口径
C50mm
50A2”
E80mm
80A
3”
F100mm
100A
4”
H150mm
150A
6”
M
口径 10mm ～ 100mm、ウエハ接続（フランジはさみ込み）
プロセス接続N
口径 150mm、ウエハ接続（フランジはさみ込み）（固定コード）0
常に 0タイプ
1 K
一体形（EGC050 変換部）
（固定コード）0
常に 01
ステンレス鋼（SS316）、フッ素ゴムシール 口径 10,15mm
アースリング材質（アースリングシール材質）
K
ステンレス鋼（SS316）
口径 25 ～ 150mm
9
その他（固定コード）B 0 0 0
常に B000
校正
0
標準校正（固定コード）0 2 0 0 0 0 0
常に 0200000（空欄）なし特殊仕様/Z あり ※1

標準品
○○
○○○
○
○○○○
○
○○
○
○
○
○

変換部仕様コード V N 3 4 4 4変換部コードV N 3 4（固定コード）
4タイプ
4標準品
○○○

電源（固定コード）
配線接続口（固定コード）
表示部方向（固定コード）
出力タイプ（固定コード）特殊仕様

0 1 K 00

6 0 0

B 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 02 1 0 0 0 0 0

内容
変換部形式：EGC050
常に 4一体形
1
DC24V（17 ～ 31V）
A
AC100 ～ 230V（85 ～ 253V）0
常に 0
4
1/2 NPT めねじ
5G 1/2 めねじ
6M20 防水グランド付
6 0 0
常に 600A
バージョン A（標準）B
バージョン B
表示部方向の図を参照してください。
Cバージョン CDバージョン D2
常に 21標準（電流出力 + パルス出力または状態出力）
0 0 0 0 0
常に 00000（空欄）なし/Z あり○○○○○○○○○○○○○※1 特殊仕様がある場合には、コードの末尾に「/Z」を記入して内容を別記してください。
（製作可否については事前にお問い合わせください。
）

TG-F2431-J00

TOKYO KEISO CO., LTD.

5

MAGMAX®

一体形電磁流量計

EGM1050C

標準付属品● 設定データシート		 ：1 枚
● 取扱説明書		 ：1 冊
● データ設定用マグネット

：1 個

オプション
● 配管用ボルト、ナット 1 組〔略号：BN〕

材質：SUS304、JIS10K フランジ用● 配管用 PTFE ジャケット形ガスケット 2 枚〔略号：FG〕

バルカー No. N7030、JIS10K フランジ用
注）ボルト・ナット、ガスケット付で配管側フランジが JIS10K以外の場合はフランジ規格をお知らせください。
● G1/2 配線接続口用防水グランド〔略号：WG〕

ご注文時指定事項
1. 形式および仕様コード例）形式：EGM1050C		

検出部仕様コード：VN174CM01K0KB00000200000		

変換部仕様コード：VN3444A05600A2100000

2. フルスケール流量
3. オプション仕様（必要な場合のみ指定）
オプションの項目を参照の上、略号でご指定ください。
4. 流体名6TG-F2431-J00