使用上のご注意
ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用の前に必ず読んでいただき、理解したうえでご使用いただきますようお願い申し上げます。
この表示の内容を無視して誤った使い方をすると死亡または重傷などを負う

警告 可能性が想定される内容を示しています。

この表示の内容を無視して誤った使い方をすると傷害または財産への損害が注意 発生する可能性が想定される内容を示しています。
共通のご注意(Ｕ-ケア・Ｕ-ケアＴＳ)

警告・本製品は、立位保持、寝具からの起き上がり、椅子や洋式トイレからの立ち座りなどの動作をサポートする屋内用手すりです。
それ以外の用途で使用しないでください。
・手すりを引き抜く方向に力を加えないでください。
・手すりに腰かけたり、踏み台にしたりしないでください。
・ベースプレートに乗っていない状態で水平方向に力を加えないでください。
・ベースプレートや手すり部が濡れた状態で使用しないでください。
・子どもを遊ばせる遊具として使用しないでください。
・手すりに頭や手足を入れないでください。
・製品は1人用です。2人以上同時に使用しないでください。
・保護マットを貼り付けていない状態で使用しないでください。
・改造や加工をしないでください。
・製品はP.7・P.14に記載している取付けパターンでのみ使用可能です。
・ご使用の際は介助者が利用者の状態（安全に使用できる状態にあるか）を確認してください。
ご使用になる方の健康状態や体調が変化した場合には、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。
ご使用の際は介助者が付き添って使用することをお薦めします。身体の状態に合わない場合は直ちにご使用を中止してください。

・予測できない行動をとる、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。
ご使用される方の心身の状態や利用環境により、手すり部の隙間に身体の一部を入れる可能性があり、場合によっては命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。
自力で危険な状態から回避することができない利用者の方につきましては、ご使用を控えてください。
※重度者（特に介護度3・4・5）の方が利用する場合は、医師や介護士、ケアマネージャーなどに相談してください。

注意

・土足で使用しないでください。
※「Ｕ-ケア」を土足で使用する場合は、オプション品の保護マット(玄関用)をお買い求めください。
・介助者が必要な方が使用する場合は十分ご注意ください。
・すり足で使用する方はベースプレートと床との段差に注意してください。
また、保護マットがめくれる場合があるため注意してください。

ベッドで使用する場合のご注意(Ｕ-ケア)

警告・電動ベッドで使用する場合は、電動ベッドの取扱説明書をよくお読みの上、手すりと使用できるのか確認してください。
・電動ベッドで使用する場合は、電動ベッドの作動時にベッドと手すりの隙間に身体の一部が入り、重大な事故になる恐れがあります。電動ベッドの作動には十分に注意してください。
・ベッドサイドに置いて使用する場合は、ベッドと手すりの間に隙間がないように設置し、身体の一部が入らないように注意してください。
・お使いのベッドに装着しているサイドレール、介助バー等と組み合わせて使用する際は、身体の一部を挟まないように手すりとの隙間が6㎝未満になるように設置してください。

①

設置・保管上のご注意共通のご注意(Ｕ-ケア・Ｕ-ケアＴＳ)

警告

注意・弊社製品と他社製品を組み合わせて使用しないでください。
破損やケガの原因となります。他の製品と組み合わせた製作物の安全は保障できません。
・平らで水平な場所に設置してください。
固定式でないため設置後の安定性にご注意ください。
・設置後、ガタつき、ねじの緩み、締め忘れがないことを必ず確認してください。
・定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、その他異常がないか確認してください。

・移動させる場合は、ベースプレートを持ち、床から持ち上げて移動してください。
引きずって移動させた場合、床を傷付ける場合があります。
・結露した場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
・破損、変形などの原因となりますので、以下のような場所への設置は避けてください。
・直射日光の当たる場所や屋外・冷暖房器による冷気や暖気が直接当たる場所
・過度の水蒸気や油蒸気のかかりやすい場所
・高温、多湿、低温、乾燥した場所
・ほこり、煙、塩分、硫黄分、腐食性物質などの多い場所
・換気の悪い場所
・振動や衝撃のある場所
・ご使用になられる環境により、サビが発生する場合がありますので注意してください。

トイレに設置する場合のご注意(Ｕ-ケアＴＳ)

注意

・トイレのドアと手すりやベースプレートとの干渉がないことを確認して設置してください。
・ペーパーホルダーや温水洗浄便座の操作部に干渉しないよう、手すりの位置や高さを確認してください。
・接地面の材質や色、長期使用によってアジャスターの色が移る場合や設置跡が発生する可能性がありますのでご注意ください。

②仕様
品

名Ｕ-ケア

TAISコード重644-010

01235-000226

約24.5kg部 材 の 名 称
※最大使用者体重 100kg
手すり【単位:mm】
212 200300

手すり径φ32

品番コード

900･950･1000(3段階調節）520

品

名Ｕ-ケアＴＳ

０１

900･950･1000(3段階調節）

1台
1枚

支柱

2本

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

4本

高さ調節用ねじ(六角穴付き段付きボルトM8x39mm)

2本6本

六角レンチ

1本

約13.4kg部 材 の 名 称
※最大使用者体重 100kg
手すり【単位:mm】
212 200
ベースプレート
保護マット

０１-s

1台
1枚

Ｕ字

2本

座付きアジャスター

4個

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

4本

高さ調節用ねじ(六角穴付き段付きボルトM8x39mm)

2本

属品

支柱固定用ねじ(六角穴付きボタンボルトM6x10mm)

6本

六角レンチ

1本

対辺4mm

品番コード

TAISコード重644-10101235-000254

約13.8kg部 材 の 名 称
※最大使用者体重 100kg【単位:mm】 手すり
212 200
ベースプレート300

900･950･1000(3段階調節）

1台

Ｕ字付

名量入数

支柱

451

手すり径φ32

対辺4mm01235-000252

(93)

(365)
201250650

支柱固定用ねじ(六角穴付きボタンボルトM6x10mm)

644-100250

Ｕ-ケアＴＳ品

重(365)品

属

TAISコード

201

650

1台

品番コード

300

手すり径φ32入数

ベースプレート
保護マット2付
816

量

保護マットs

1台
1台

Ｕ字

Ｕ字

1枚2本

座付きアジャスター

4個

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

4本

高さ調節用ねじ(六角穴付き段付きボルトM8x39mm)

2本付

③入数

支柱

451(93)量

属品

支柱固定用ねじ(六角穴付きボタンボルトM6x10mm)

6本

六角レンチ

対辺4mm

1本

保護マット栓用シール

3枚

仕様
品

名

Ｕ-ケアＴＳ０２

品番コード

TAISコード重644-11001235-000261

約15.3kg部 材 の 名 称
※最大使用者体重 100kg
手すり【単位:mm】
ベースプレート

手すり径φ32

保護マット
460

212 200

手すり間の内寸50

900･950･1000(3段階調節）600･625･650･675･700(365)（5階調節）

300

380

201

250

451(93)

品

名Ｕ-ケアＴＳ

０２-s

入数
1台
1台

Ｕ字

Ｕ字

1枚

支柱

2本

肘掛け

1本

楕円支柱

1本

座付きアジャスター

4個

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

4本

高さ調節用ねじ(六角穴付き段付きボルトM8x39mm)

2本付
650

属

品

高さ調節つまみ1本

支柱固定用ねじ(六角穴付きボタンボルトM6x10mm)

6本

六角レンチ

1本

対辺4mm

品番コード

TAISコード重644-111

01235-000262

約15.7kg部 材 の 名 称
※最大使用者体重 100kg【単位:mm】 手すり
手すり径φ32460

212 200

手すり間の内寸

900･950･1000(3段階調節）

50

250
650

600･625･650･675･700(365)（5階調節）

300

380

量451(93)④入数1台
1台

ベースプレート Ｕ字
保護マットs Ｕ字

1枚

支柱

2本

座付きアジャスター

4個

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

4本

高さ調節用ねじ(六角穴付き段付きボルトM8x39mm)

2本

付

201

量

属品

支柱固定用ねじ(六角穴付きボタンボルトM6x10mm)

6本

六角レンチ

対辺4mm

1本

保護マット栓用シール

3枚

各部のなまえ・材質(Ｕ-ケア)

手すり

支柱

手すり固定用ねじ

高さ調節用ねじ
支柱固定用ねじ

ベースプレート
保護マット2

支柱拡大図

付

支柱固定用ねじ

属

品

六角レンチ
対辺4mm

部

材

の名

称

材

質

手すり

肘掛け部：PVC
その他：ステンレス

ベースプレート

ステンレス
ふち：PVC

保護マット2

表：ポリエステル
裏：アクリル樹脂

支柱

ステンレス
キャップ部:PP

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

ステンレス

高さ調節用ねじステンレス(六角穴付き段付きボルト M8x39mm)
付

属品材

支柱固定用ねじステンレス(六角穴付きボタンボルト M6x10mm)
六角レンチ⑤対辺4mm

スチール

質

各部のなまえ・材質(Ｕ-ケアＴＳ)
肘掛け手すり※3
Ｕ-ケアＴＳ０２用部品

手すり

肘掛け ※3支柱
楕円支柱 ※3
座付きアジャスター

手すり固定用ねじ
高さ調節つまみ※3
高さ調節用ねじ
支柱固定用ねじ

ベースプレート Ｕ字
保護マット Ｕ字
(保護マットs Ｕ字)※1

付

支柱固定用
ねじ

属

支柱拡大図品

六角レンチ
対辺4mm

保護マット栓用シール※2

高さ調節つまみ ※3※1
Ｕ-ケアＴＳ ０* の場合は保護マット Ｕ字を使用
Ｕ-ケアＴＳ ０*-s の場合は保護マットs Ｕ字を使用※2
Ｕ-ケアＴＳ ０*-s の場合のみ付属します。
※3
ＵケアＴＳ ０２の場合のみ使用する部品になります。

部

材

の名

称

材

質

手すり

肘掛け部：PVC
その他：ステンレス

ベースプレート Ｕ字

ステンレス
ふち：PVC保護マット

Ｕ字 ※1

表：ポリエステル
裏：アクリル樹脂

保護マットs

Ｕ字 ※1

PVC

支柱

ステンレス
キャップ部:PP

座付きアジャスター

本体：ステンレス
底部：EPDM

手すり固定用ねじ(六角穴付き止めねじM8x6mm)

ステンレス

高さ調節用ねじステンレス(六角穴付き段付きボルト M8x39mm)
肘掛け※3

肘掛け部：PVC
その他：ステンレス

楕円支柱

※3

ステンレス
キャップ部:PP付属品

材

質

支柱固定用ねじステンレス(六角穴付きボタンボルト M6x10mm)
六角レンチ

対辺4mm

スチール

保護マット栓用シール ※2

アルミ箔+粘着テープ

高さ調節つまみ

本体：ABS
キャップ：PC
ネジ部：ステンレス⑥※3

組立手順(Ｕ-ケア)
組立上のご注意

注意・組み立て、高さ調節は納入業者の方に行っていただくようお願いします。
・ねじはねじ穴に対してまっすぐになるように入れてください。
・六角レンチは六角穴に対してまっすぐ差し込んでください。
・六角レンチを回す時は、力が強すぎるとねじ頭が破損するおそれがあります。

1.ベースプレートと支柱の取り付け支柱取付位置を確認し、ベースプレート表側より支柱固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)で仮止め状態に取り付けてください。
（支柱1本につき3ヶ所）※取付位置は、下記の【支柱取付位置】をご参照ください。
警告シール、注意シールが利用者および介助者に見えるように取り付けてください。

【支柱取付位置】 ※各パターン左右対称に取付け可能です。

パターン
1パターン
2パターン
3パターン
4⑦

支柱
支柱固定用ねじ六角レンチ(対辺4mm)組立手順(Ｕ-ケア)
2.手すりの高さ調節
手すりの高さは90cm,95cm,100cmの3段階で位置決めができます。
手すりの高さを決め、高さ調節ねじ穴に高さ調節用ねじを付属の六角レンチ(対辺4mm)で締め付けてください。
その際、手すりの高さが左右同じ位置になるように取り付けてください。

高さ調節用ねじ

高さ調節用ねじ六角レンチ(対辺4mm)③100cmの場合②95cmの場合①90cmの場合 ねじ不要

注意
高さ調節用ねじのねじ頭が支柱から飛び出していないことを確認してください。
ねじ頭にぶつかりケガをするおそれがあります。

3.手すりの取り付け手すりを支柱に差し込み、高さ調整用ねじ又は底面に当ててください。
手すりの取り付け方向は、下図に示すように手すり部の軸脚aがベースプレートの位置aに配置されるように必ず取り付けてください。（手すりがベースプレートに収まるように）

×
手すりがベースより飛び出している

軸脚a

高さ調整用ねじ位置a
底面

ベースプレート注意
手すりの方向を間違わないように取り付けてください。
製品が不安定な状態となり、転倒しケガをする恐れがあります。

⑧

組立手順(Ｕ-ケア)
4.手すりの固定手すりを支柱に差し込み、手すり固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)で締め付けてください。
（支柱1本につき2ヶ所）

手すり

六角レンチ(対辺4mm)

支柱

手すり固定用ねじ

手すり固定用ねじ注意
手すり固定用ねじのねじ頭が支柱から飛び出していないことを確認してください。
ねじ頭にぶつかりケガをするおそれがあります。

5.支柱を固定するねじの締め付け
手順1.で行った仮止め状態の支柱固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)にて確実に締め付けてください。

六角レンチ(対辺4mm)
支柱固定用ねじ注意
組立後、手すりや支柱にガタつき、各部ねじの緩みがないことを必ず確認してください。

⑨

組立手順(Ｕ-ケア)
6.保護マット2の取り付け保護マット2のミシン目に従って支柱用穴を切り取り、手すり用の切れ目を入れます。
マット裏側の剥離フィルムをはがし、上からかぶせるように取り付けます。
※取り付ける前にベースプレートの油分、汚れ、水気を良く拭き、十分に乾いてからご使用ください。
切り取った部分は取付パターンを変更する際、補修部品として使用できますので保管しておいてください。
切れ目を入れるミシン目は、手すりの取付けパターンよって異なります。
下記の【ミシン目切断位置】をご参照ください。

保護マット2

切り取る
切り取る
切れ目

支柱用穴

手すり

【ミシン目切断位置】 ※各パターン左右対称に取付け可能です。
パターン
1

パターン
2

右図の黒丸2ヵ所と太線1ヵ所を切り取ってください。

右図の黒丸2ヵ所と太線1ヵ所を切り取ってください。

パターン
3

右図の黒丸2ヵ所と太線1ヵ所を切り取ってください。

パターン
4

右図の黒丸2ヵ所と太線1ヵ所を切り取ってください。

⑩

組立手順(Ｕ-ケア)※取付パターンを変更する場合は、切り取って保管している部分、もしくは新たに切り取った部分を保護マット栓として、すでに空いている穴をふさいでください。

ふさぐ

切り取る

注意
長期間貼ったままで放置しておくと、ベースプレートからはがしにくくなる場合があります。
定期的に取り外して洗濯することをおすすめします。
吸着力が強い時は、ゆっくりとマットを外してください。
万一吸着部が、ベースプレートに付着したときは、ぬるま湯に浸したぞうきんで拭きとってください。
※保護マットのお手入れ方法はP.21 お手入れ方法 をご覧ください。

⑪

ご使用方法(Ｕ-ケア)
本製品は以下のような場面でご使用ください。

～ベッドでのご使用～ベッドサイドでの起き上がりや立ち上がりを補助します。
使用する方の肩口付近でベッドフレームに当て設置してください。
「Ｕ-ケア」をベッドと平行に、隙間のないように設置してください。

注意
安定性を確認して使用してください。
オプション品「固定具」を使用することで、より安定性を向上させて製品をお使い頂けます。
（詳しくはP.13の適合オプションをご覧ください。）～ポータブルトイレでのご使用～ベッドサイドに設置したポータブルトイレへの移乗、立位保持、立ち座りを補助します。
お使いになるポータブルトイレの取扱説明書をお読みの上ガタツキの無いように設置し、不安定でない状態で使用してください。

～玄関でのご使用～玄関での履き物の脱着や立ち座り動作を補助します。
「Ｕ-ケア」を土足で使用する場合には、オプション品の保護マット（玄関用）をご使用ください。
（詳しくはP.13の適合オプションをご覧ください。）～椅子でのご使用～椅子からの立ち座り動作を補助します。
椅子にガタツキが無いように設置し、不安定でない状態で使用してください。

注意
手すりを使用するときは、ベースプレートに足を置き、使用者の体重がベースプレートへ作用するようにして使用してください。

⑫

適合オプション(Ｕ-ケア)【固定具】【単位:mm】
TAISコード

重量620-050

01235-000202

約0.3kg×2個

1628137

品番コード● 本製品はＵ-ケアをベッドで使用する際の安定性を向上させる製品です。
● 床からベッドサイドフレーム底面までの高さ33mm～292mmの範囲で使用できます。

【保護マット(玄関用)】【単位:mm】

品番コード

TAISコード

重量644-001

01235-000228

約1.0kg780
485● 本製品はＵ-ケアを玄関などの土足で使用する際にお使い頂ける防水のマットです。
容易に脱着して水洗いが出来る為、いつでも清潔な状態で使用できます。

【Ｕ-ケア用サポート】【単位:mm】
(サポート

高さ75

クッ
奥行1 ション)
50

幅350

⑬

品番コード

重量644-002

約1.5kg

組立手順(Ｕ-ケアＴＳ)
組立上のご注意
・組み立て、高さ調節は納入業者の方に行っていただくようお願いします。
・ねじはねじ穴に対してまっすぐになるように入れてください。
・六角レンチは六角穴に対してまっすぐ差し込んでください。
・六角レンチを回す時は、力が強すぎるとねじ頭が破損するおそれがあります。

注意

1.ベースプレート Ｕ字と支柱の取り付け支柱取付位置を確認し、ベースプレート表側より支柱固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)で仮止め状態に取り付けてください。（支柱1本につき3ヶ所）※取付位置は、下記の【支柱取付位置】をご参照ください。
支柱六角レンチ(対辺4mm)
支柱固定用ねじ

支柱固定用ねじ

支柱AA
高さ調節用ねじの穴が、向かって正面に見えるよう支柱の向きを調整してください。

（A矢視図）【支柱取付位置】 ※各パターン左右対称に取付け可能です。

パターン
1

パターン
2

注意
使用不可

右図の位置には支柱を取り付けないようにしてください。
手すりを正しく取り付けることができません。

⑭×

組立手順(Ｕ-ケアＴＳ)
2.手すりの高さ調節
手すりの高さは90cm,95cm,100cmの3段階で位置決めができます。
手すりの高さを決め、高さ調節ねじ穴に高さ調節用ねじを付属の六角レンチ(対辺4mm)で締め付けてください。
その際、手すりの高さが左右同じ位置になるように取り付けてください。

高さ調節用ねじ

高さ調節用ねじ六角レンチ(対辺4mm)③100cmの場合②95cmの場合①90cmの場合 ねじ不要

注意
高さ調節用ねじのねじ頭が支柱から飛び出していないことを確認してください。
ねじ頭にぶつかりケガをするおそれがあります。

3.手すりの取り付け手すりを支柱に差し込み、高さ調整用ねじ又は底面に当ててください。
手すりの取り付け方向は、下図に示すように手すり部の軸脚aがベースプレート Ｕ字の位置aに配置されるように必ず取り付けてください。

軸脚a

高さ調整用ねじ位置a
底面

ベースプレート Ｕ字⑮

組立手順(Ｕ-ケアＴＳ)
4.手すりの固定手すりを支柱に差し込み、手すり固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)で締め付けてください。
（支柱1本につき2ヶ所）

手すり

六角レンチ(対辺4mm)

支柱

手すり固定用ねじ

手すり固定用ねじ注意
手すり固定用ねじのねじ頭が支柱から飛び出していないことを確認してください。
ねじ頭にぶつかりケガをするおそれがあります。

5.支柱を固定するねじの締め付け
手順1.で行った仮止め状態の支柱固定用ねじを六角レンチ(対辺4mm)にて確実に締め付けてください。

六角レンチ(対辺4mm)
支柱固定用ねじ注意
組立後、手すりや支柱にガタつき、各部ねじの緩みがないことを必ず確認してください。

⑯

組立手順(Ｕ-ケアＴＳ)
6.肘掛け手すりの固定
Ｕ-ケアＴＳ０２として使用する場合は、肘掛け手すりを取り付けてください。
組立手順は別紙「肘掛け手すり」の取扱説明書をご覧ください。

肘掛け手すり7.ベースプレート Ｕ字のガタつき修正
設置場所が不安定な場合、座付きアジャスター(4ヶ所)を六角レンチ(対辺4mm)で回してガタつきを調整してください。
六角レンチ(対辺4mm)

座付きアジャスター(4ヶ所)注意
ベースプレート Ｕ字にガタつきがないことを確認してください。
転倒の原因となるおそれがあります。

⑰

組立手順(Ｕ-ケアＴＳ)
8.保護マット Ｕ字の取り付け【保護マット Ｕ字の場合】
保護マット Ｕ字のミシン目に従って支柱用穴を切り取り、手すり用の切れ目を入れます。
マット裏側の剥離フィルムをはがし、上からかぶせるように取り付けます。
※取り付ける前にベースプレートの油分、汚れ、水気を良く拭き、十分に乾いてからご使用ください。
切り取った部分は取付パターンを変更する際、補修部品として使用できますので保管しておいてください。
切れ目を入れるミシン目は、手すりの取付けパターンよって異なります。
下記の【ミシン目切断位置】をご参照ください。
保護マット Ｕ字切り取る
切り取る

支柱用穴

切れ目

手すり

肘掛け手すり

切り取る

支柱用穴
切れ目

【ミシン目切断位置】
各手すりの取付方法に応じて黒丸と太線の部分を切断してください。

手すりの場合肘掛け手すりの場合※取付パターンを変更する場合は、上記で切り取って保管している部分、もしくは新たに切り取った部分を保護マット栓として、すでに空いている穴をふさいでください。
ふさぐ

切り取る

注意
長期間貼ったままで放置しておくと、ベースプレートからはがしにくくなる場合があります。
定期的に取り外して洗濯することをおすすめします。
吸着力が強い時は、ゆっくりとマットを外してください。
万一吸着部が、ベースプレートに付着したときは、ぬるま湯に浸したぞうきんで拭きとってください。
※保護マットのお手入れ方法はP.21 お手入れ方法をご覧ください。

⑱

組立手順(Ｕ-ケアＴＳ)【保護マットs Ｕ字の場合】
保護マットs Ｕ字のミシン目に従って支柱用穴を切り取り、手すり用の切れ目を入れます。
上からかぶせるようにして手すりに通し、裏側の両面テープを利用してベースプレートに貼り付けてください。
※取り付ける前にベースプレートの油分、汚れ、水気を良く拭き、十分に乾いてからご使用ください。
切り取った部分は取付パターンを変更する際、補修部品として使用できますので保管しておいてください。
切れ目を入れるミシン目は、手すりの取付けパターンよって異なります。
下記の【ミシン目切断位置】をご参照ください。
保護マットs Ｕ字切り取る
切り取る

手すり

支柱用穴

切れ目

肘掛け手すり

切り取る

支柱用穴
切れ目

【ミシン目切断位置】
各手すりの取付方法に応じて黒丸と太線の部分を切断してください。

手すりの場合肘掛け手すりの場合※取付パターンを変更する場合は、上記で切り取って保管している部分、もしくは新たに切り取った部分をマット栓として、すでに空いている穴をふさいでください。
マット栓は保護マット栓用シールでマット裏側から貼り付けてください。
切れ目の場合も同様に、保護マット裏面から切れ目の位置に貼り付け、切れ目をふさいでください。
保護マット栓用シールが四隅のφ12mmの穴に被らないよう注意してください。
Φ12穴
ふさぐ

切り取る

裏面

Φ12穴シールが穴に被らないよう注意

Φ12穴

注意

保護マット栓用シール

汚水が付着した場合、すみやかに拭き取り中性洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。
※保護マットsのお手入れ方法はP.21 お手入れ方法をご覧ください。

⑲

Φ12穴 保護マット栓用シール

ご使用方法(Ｕ-ケアＴＳ)
本製品は以下のような場面でご使用ください。

～洋式トイレでのご使用～
洋式トイレでの立ち座り、立位保持、便座への移乗を補助します。
手すりは主に引っ張る動作で立ち座り動作の補助、よりかかることでの立位保持で使用することができます。
肘掛け手すりは主に、プッシュアップして立ち上がり動作の補助、肘掛けとしての座位保持で使用することができます。

手すり

肘掛け手すりベースプレートの凹部が便器側になります。

343mm
660mm以上

注意
手すりを使用するときは、ベースプレートに足を置き、使用者の体重がベースプレートへ作用するようにして使用してください。

適合オプション(Ｕ-ケアＴＳ)【肘掛け手すり】【単位:mm】

380

50

600･625･650･675･700（5階調節）⑳

品番コード

重量627-003

約1.9kgお手入れ方法■日常のお手入れ【手すり、ベースプレート、支柱】
水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。

注意
下記のものは、お手入れに使用しないでください。
・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤
・シンナー、油類などの有機溶剤・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ【保護マット】
吸着力が強くマットが剥がしにくい場合は、ゆっくりと剥がしてください。
長期間貼ったままで放置しておくと、ベースプレートに吸着材が付着することがあります。
表面の汚れは、状況に応じて掃除機もしくは水を含ませた柔らかい布で拭きとってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤の入ったぬるま湯を含ませた布でふき取り、乾燥させてご使用ください。
洗濯槽での洗濯もできますが、柔軟剤は使用しないでください。
洗濯後は日陰干しで自然乾燥させてからご使用ください。
繰り返し使用し、清掃しても吸着力が回復しない場合は、交換をおすすめします。

注意
下記のものは、【保護マット】のお手入れに使用しないでください。
・柔軟剤・乾燥機
ドライクリーニングは使用しないでください。

【保護マットs】
掃除機、水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。
汚れは薄めた中性洗剤を使用し、デッキブラシなどで汚れを取り除いてください。
洗浄後は水で充分に洗剤を流し、乾燥させてください。
中性洗剤で落ちない汚れはアルカリ性洗剤を使用してください。
保護マットsを取り外して洗浄する場合は、両面テープを取り外してから洗浄してください。
一度使用した両面テープは再利用できません。新しい両面テープ（別売）を使用してください。

注意
洗浄中は床面が滑りやすくなりますので、転倒しないように十分にご注意ください。
下記のものは、【保護マットs】のお手入れに使用しないでください。
・酸性洗剤、塩素系洗剤
・シンナー、油類などの有機溶剤・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤㉑

お手入れ方法■消毒方法
消毒は納入業者、または消毒施設のある業者に依頼してください。
アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。

注意
下記のものは、消毒に使用しないでください。
オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)■点検
定期的に点検を行い、ガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れや破損、保護マットのめくれ、その他異常がないか確認してください。

注意
異常があった場合は、直ちに使用を中止し、施工業者又は納入業者へご相談ください。

■保管方法
直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管してください。

注意
高温多湿の場所で保管しますと、変形やジョイント部が外れる原因となります。

㉒

E

PL

SA
M

E

PL

SA
M

E

PL

M

SA

E

PL

M

SA

E

PL

M

SA

PL
E

SA
M

PL
E

SA
M