作業環境測定⼠試験（特定化学物質等）（平成16年2⽉

問１実施分）

分光光度計に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

１ 紫外部の測定には、光源として重⽔素ランプが⽤いられる。
２ モノクロメータは、光源と試料セル挿⼊部との間に置かれる。
３ モノクロメータに設けられているスリットは、試料に照射される光量の調節のために⽤いられる。
４ 検出部には、光電⼦増倍管、光電管などが⽤いられる。
５ 光電⼦増倍管の出⼒電気信号の⼤きさは、動作電圧に強く依存する。
問２

分光光度計のモノクロメータの分散素⼦に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 回折格⼦の分散能は、波⻑に対してほぼ⼀定している。
２ ⻑波⻑領域においては､⽯英プリズムの分散能は回折格⼦のそれよりよい｡
３ ⽯英プリズムの分散能は波⻑とともに変化する。
４ 紫外部の測定に⽤いられるプリズムの材質としては、⽯英が適している。
５ 回折格⼦を⽤いるモノクロメータでは、次数の異なる回折光を除くため、前段プリズムが⼀般に利⽤されている。

問３

環境空気中の弗化⽔素の吸光光度分析法に関する次の記述のイ、ロ、ハの（）に⼊る⽤語の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。

「環境空気中の弗化⽔素を（ イ ) 中に捕集し､その溶液のpＨを（ ロ ) に調節したのち、ランタン溶液および（ ハ ) を加えて⼀定時間放置し、得られた溶液の吸光度を 620 nm 付近の波⻑で測定して弗化物イオンを定量する。」

１２３４５

イ⽔酸化ナトリウム溶液
塩酸
精製⽔
塩酸
⽔酸化ナトリウム溶液

ロ
弱酸性
弱アルカリ性
弱酸性
中性
中性ハ
アリザリンコンプレクソン
４－アミノアンチピリン
ナフトキノンスルホン酸
４-アミノアンチピリン
アリザリンコンプレクソン

問４ 環境空気中の塩素を、2,2´-アミノビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6スルホン酸)溶液 (ＡＢＴＳ溶液)に捕集し吸光光度分析法により濃度を測定すると

き、塩素と同程度の濃度で共存しても、塩素の測定値を⾼めるおそれのない物
質は次のうちどれか。
１ ヨウ素
２ 臭素
３ ⼆酸化塩素４ オゾン
５ アンモニア
問５

環境空気中のシアン化⽔素の濃度を測定するため、捕集液に 0.5 リット

ル/min の流量で試料空気を 12分間吸引して得られた試料液 10 mリットルについて定量操作を⾏い､その吸光度をブランクを対照として測定したところ 0.33であった。シアン化⽔素の濃度が ２μg /mリットルの標準溶液 10 mリットルにつき、試料液と同様の操作を⾏って吸光度を測定したところ 0.35 であった。シアン化⽔素の環境空気中濃度（体積分率）として、正しい値に最も近いものは次のうちどれか。
１ １ ppm
２ ２ ppm
３ ３ ppm
４ ４ ppm
５ ５ ppm

問６ ガスクロマトグラフ分析法に⽤いるカラム充てん剤の固定相液体に関す
る次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 固定相液体は、蒸気圧が低く、かつ、分析対象物質を溶解でき、それと化学反応しないものが望ましい。
２ 固定相液体の担持率が異なる場合、それが⼩さいカラムの⽅が低濃度まで分析できる。
３ 試料量が多いと分離能が低下する。
４ 極性化合物を分析する場合、使⽤する固定相液体の極性が⼤きいほど、保持時間が⻑くなる。
５ 固定相液体に無極性液体を⽤いると、同族の炭化⽔素化合物のうち、沸点の低いものほど溶出がはやくなる。
問７

次の器具等のうち、ガスクロマトグラフ分析法による環境空気中の臭化メチ
ル濃度の測定に際し、使⽤しないものはどれか。
１ テドラーバッグ
２ ガスタイトシリンジ
３ パーミエーションチューブ
４ メスフラスコ
５ 窒素ガスボンベ

問８
ラフ

環境空気中の次の特定化学物質のうち、通常その分析にガスクロマトグを使⽤しないものはどれか。
１ 硫化⽔素２ ベータ-プロピオラクトン
３ 塩素化ビフェニル
４ エチレンイミン
５ アクリロニトリル
問９あるガスクロマトグラムにおいて、２成分ＰおよびＱの保持時間がそれぞれ
90 秒および 102 秒、すそ幅がそれぞれ、 10 秒および 14 秒であった。この場合のＰとＱの分離度は次のうちどれか。
１0.5２３４５0.81.01.22.0

問１０ ガスクロマトグラフ分析法のキャピラリーカラムに⽤いられる次の試
料導⼊法のうち、低濃度試料の分析に不利なものはどれか。
１２３４５スプリット導⼊法
スプリットレス導⼊法
加熱脱着導⼊法
クールオンカラム導⼊法
ダイレクト導⼊法

問１１

⾼速液体クロマトグラフ分析法に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。
１ 酸性または塩基性物質の分析の際には、移動相に緩衡液を加えることがある。
２ カラム充てん剤の粒径は、分離能に影響する。
３ 移動相の粘性が⼤きいと、分離がよくなる。
４ 同じ種類の充てん剤でも、その性能は製品ごとに異なることがある。
５ カラムの温度は、保持時間に影響する。
問１２

イオンクロマトグラフ分析法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 陰イオン分析に⽤いる移動相には弱酸の塩の⽔溶液が⽤いられる。
２ 試料イオンの保持時間は、移動相のイオン濃度が⾼くなると⻑くなる。
３ 保持時間は、試料イオンの価数が⾼くなると、⻑くなる。
４ 試料溶液によっては、マイナスのピークが観測されることがある。
５ 検出部には電気伝導度検出器が使⽤される。
問１３

⾼速液体クロマトグラフ分析法に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか。
１ 光吸収検出器を⽤いる場合、溶離液は、測定波⻑における光の吸収の⼩さいものがよい。
２ カラム管の耐薬品性を⾼めるため、内⾯をコーティングすることがある。
３ 試料液の導⼊量が多くなると、クロマトグラムのピークの半値幅は⼩さくなる。
４ 装置内の気泡は、粘性の⼩さい溶離液を流して除くことができる。
５ 溶離液に溶けない試料は、通常分析できない。

問１４
１２３４５

化学物質の物性に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

シアン化ナトリウムは常温で⽔によく溶ける。
塩化ビニル（モノマー）は、常温で⽔によく溶ける。
常温におけるアクリロニトリルの蒸気圧は、⽔のそれより⾼い。
臭化メチルの融点は、沃化メチルのそれより低い。
常温におけるニトログリコールの密度は、⽔のそれより⼤きい。

問１５ 次の化合物のうち、常温における蒸気圧が最も低いものはどれか。

１ ベンゼン２ ニッケルカルボニル
３ エチレンイミン
４ 沃化メチル
５ シアン化⽔素
問１６

次の化合物Ａとその化学式Ｂとの組合せのうち誤っているものはどれか。
Ａ

問１７

Ｂ

有害物質の分析に⽤いられる標準原液として、分析のつど調製する必要のあるものは、次のうちどれか。
１ フッ化ナトリウム⽔溶液
２ パラ-ニトロクロロベンゼン-エタノール溶液
３ シアン化カリウム⽔溶液
４ クロロメチルメチルエーテル-アセトン溶液
５ ペンタクロロフェノール⽔溶液
問１８はどれか｡
１２３４５

化学物質Ａとその保存容器Ｂとの次の組合せのうち、誤っているもの

Ａベンゼン
弗化⽔素
シアン化カリウム
塩素塩化ビニル

Ｂ
ガラス製共栓びん
鋼製⾼圧容器（ボンベ）
ガラス製共栓びん
鋼製⾼圧容器（ボンベ）
ガラス製共栓びん問１９

環境空気中の次の分析対象物質のうち、液体捕集法の捕集が化学反応を利⽤していないものはどれか。
１ ニッケルカルボニル
２ トリレンジイソシアネート
３ アルキル⽔銀
４ 硫酸ジメチル
５ ニトログリコール

問２０

環境空気中の次の化学物質のうち、固体捕集法による捕集が可能なものはどれか。
１ アクリルアミド
２ ニッケルカルボニル
３ アルファ-ナフチルアミン
４ オルト-フタロジニトリル
５ シアン化ナトリウム（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。