高度加速寿命試験装置（HAST CHAMBER）

CAT.NO.17160-Z1903

温度･湿度･加圧環境が創りだす、
IEC60068−2−66の試験環境。
電子部品の耐湿評価試験に求められるもの。
それは、フィールドとの相関関係における正確な試験結果の再現とともに、最短試験時間で試験結果が得られること。
高度加速寿命試験装置EHSシリーズは、性能･機能･使いやすさはもちろん、国際規格IEC60068−2−66 への対応、バイアステストを行う視点から数々の利便性･安全性も備えています。
Webブラウザーから装置を遠隔操作でき、集中管理システムにも対応しています。

1

EHS−412M

EHS−222MD※表紙を含む製品は、オプション（非常停止スイッチ、試料信号端子、試料信号端子カバー）を搭載しています。

2

特長

耐湿性試験、寿命試験、加速試験に
攪拌ファンで高精度な試験を実現
攪拌ファンの搭載で、槽内温湿度のばらつ
きが小さくなり、試料へのストレスを均一に与えます。

テストエリアを最大限に拡張
圧力容器は圧力を均等に分散し、優れた強度を持つ丸型を採用。プリント基板をはじめとする試料を収納しやすいよう、テストエリアを最大限まで拡張しています。

試料の結露･濡れを防ぐ
槽内● 構造＜装置断面図＞
圧力容器

内筒

槽内温度センサー

二重円筒構造と独自の空調方式の採用により、自然対流方式の試験装置に比べ試料への結露･水滴落下を防ぎます。試験
前後工程においても、
温度制御や槽内ファンの駆動により試料への結露･濡れを防止
し、信頼性の高い試験が可能です。
（乾湿球温度制御･不飽和制御）

撹拌ファン

色分けにより視認性アップ
加湿水ヒーター

湿球温度センサー
クロスウイック

加湿水

バイアス試験用の試料信号端子は、1槽あたり12ピンを標準で備え、12ピン単位で増設が行えます。
（オプションで 最大 72ピン）端子を色分け（黒：−、赤：＋）する
ことで、視認性が上がり、複雑化する配線の接続が容易になりました。

万一のトラブルから試料を守る
試料電源制御端子
試料に電圧や信号を印加するための試料
電源制御端子を備えています。トラブル発生時には、温度過昇防止機構や空焚防止機構などの保安動作と連動して試料への通電を停止し、大切な試料や装置を守ります。

試料信号端子（内部）3試料信号端子（外部）特長

5.7インチのカラー液晶タッチパネルを採用
操作性と視認性を大幅に向上
抵抗膜式（感圧式）で、手袋をつけたままでも、操作が可能です。
画面下部のタブで、運転設定や管理設定などが選択できます。

多言語に対応NEW

言語（日本語／英語／中国語（簡体字･繁体字）／韓国語）の切り替えが簡単にできます。

温度･湿度･圧力をグラフ表示
槽内の温湿度や圧力の測定値をトレンドグ
ラフで確認できます。

言語設定画面圧力モニタリング機能 (オプション）
計装モニター画面に槽内の圧力測定値を表示したり、Ethernet 通信、RS-485通
信／RS-232C通信（オプション）で圧力測
定値の読み込みができます。

⇔※圧力表示は記録計または圧力モニタリング機能のオプションが必要です。

湿度表示

圧力表示

扉の自動締付け機構
計装操作でロック（扉締付）することができ、誤操作による扉の開放を防ぎます。

加湿水の自動給水システム

扉締付け操作（締付け中）

トレンドグラフ

試験開始時に、給水タンクから試験 1回分に必要な加湿水が自動給水されます。
また、装置前面にスリットを設け、給水タン
クの残量が一目でわかります。
装置下部の収納スペースには電源ユニッ
トや周辺機器などを設置できます。

試験終了後の圧力･温度ショックを解消し、試料の乾燥を防止
試験終了後は緩やかな降圧により、試料が含有している水分の蒸発を防ぎます。
これにより、フィールドとの相関関係におけるより正確な試験結果が得られます。
装置下部に設けた給水タンクと収納スペース4

特長

従来の試験データを活かせる制御機能
制御機能は従来の試験データにあわせてお選びいただ
けるよう、「乾湿球温度制御」（Mタイプ）「、不飽和制御」、「濡れ飽和制御」を装備。

さらにオプションのAir－HAST機能（Mタイプのみ）を加え、最大 4モードから選択可能です。

● 3 モードの制御機能●試験の前後工程における温湿度勾配制御が乾湿球温度制御（Mタイプ）

槽内圧力0.010MPa（Gauge）

試験時間

排気弁開放

槽内温度

●試験終了後は槽内圧力が 0.010MPa（Gauge）になれば排気だけを行い、加湿水は残留●保存工程において一定の温湿度で槽内を維持

湿球温度

＋100℃

可能

勾配

保存工程

（＋50〜＋95℃／ 75〜95％rh 範囲内）

勾配

●試料が結露しやすい温度上昇時には、自動的

不飽和制御（加湿水温度制御）
試験時間
槽内温度
＋100℃

加湿水温度

槽内圧力
0.010MPa（Gauge）
排気弁開放に加湿水温度を槽内温度よりも常に 30℃低く上昇●試験終了後は槽内圧力が 0.010MPa（Gauge）

まで自然冷却・減圧してから排気・排水

加湿水排水

30℃

●槽内温度を加湿ヒータで制御

濡れ飽和制御
試験時間
槽内温度
＋100℃

5

加湿水温度

槽内圧力
0.010MPa（Gauge）
排気弁開放（槽内温度＝加湿水温度）●試験終了後、槽内圧力が 0.010MPa（Gauge）

まで自然冷却・減圧し、排気だけを行い、加湿水
は残留

特長

Air-HAST（オプション）が恒温恒湿試験に近い環境を再現
通常の HAST 環境

Air-HAST 環境
空気

排気弁
試験槽

排気弁

試験槽

水蒸気

水蒸気

（水温上昇中）（試験終了まで）

水

水
槽内温度

＋110℃

湿球温度

＋100℃

槽内温度

＋110℃

湿球温度

＋100℃
温度

温度
排気弁
開

排気弁
閉

排気弁
閉

時間

時間
上昇工程で排気弁をCLOSEし、槽内の空気を残留させた状態で加圧する。
（大気圧＋水蒸気圧）

温度を上げて水蒸気を発生させ、その際、槽内の空気を排気弁から排出します。

高温

高湿

圧力

Air-HAST機能（オプション）※が見られない場合があります。）

高湿

圧力● Air-HAST 温湿度制御範囲
0

0.196

0.392

＋

空気

ゲージ圧力
（MPa（G））

100
相対湿度

試料によっては水蒸気だけでなく、試料表面などの酸化が故障原因になる場合があります。 槽 内に 空 気を残 留させるAirHAST機能は、高温･高湿･高圧力に空気を加えることで、試料表面酸化などの空気中の酸素が劣化要因に影響する試料の加速試験に有効です。（試料によっては、加速性

高温

（％rh）

90
80
70

※Mタイプのみ

100

110

120

130

140

150

160

器内温度（℃）
EHS-212M/MD･222M/MD：Air-HAST 範囲

ウィスカの耐湿性評価試験＜特許第 5066143号＞
実装基板での評価事例が少ないウィスカ
評 価。その理由の 一つは、試 験 時 間が1000 時間や3000 時間と大変長いことが挙げられます。
この試験時間を短縮するために、弊社にてAir-HASTによる実装基板の鉛フリー
はんだウィスカ評 価を行い 85℃ 85％rh
試験との加速効果を確認いたしました。

EHS-412M/MD：Air-HAST 範囲＋

ウィスカ評価の加速試験事例
熱サイクル試験
高温高湿試験
Air-HAST−40↔＋85℃

3000サイクル＋55℃／85％rh

3000時間＋85℃／85％rh

1000時間＋110℃／85％rh

200時間● Air-HAST 温湿度制御範囲
0

0.196

0.392

ゲージ圧力
（MPa（G））

6

特長

様々なオプションでカスタマイズが容易にエレクトロケミカルマイグレーション評価
エスペックのエレクトロケミカルマイグレー
ション評価システム（別売り）と連動することで、より正確な測定が行えます。

高電圧･高電流に対応
用途･目的に合わせて、AC/DC125V 1Aの他、オプションで高電圧AC/DC1000V
1A･高電流AC/DC125V 10Aの試料信号端子をラインアップしています。

作業性に優れた端子台

エレクトロケミカルマイグレーション評価システムとの接続例

スライド棚板式端子台（オプション）は、端子台を槽内から前面に引き出すことができ、配線作業が容易に行えます。
また、内槽側の端子台を12ch毎に抜き差しできる着脱式端子台（オプション）も用意。取付け、配線の時間を短縮し、作業効率化を実現します。

安全増し機能もご用意
非常停止スイッチや状態表示タワーもオプションでご用意いたしました。

国際規格対応スライド棚板式端子台（オプション）

スライド棚板式端子台

状態表示タワー（オプション）

7

安全規格の機械安全（ISO 12100 ）、低電圧（IEC 60204）、EMC（IEC 610006-2、IEC 61000-6-4）、RoHS指令に対応しています。

特長

国際規格IEC 60068−2−66対応
様々な試験規格に対応可能な
温湿度制御
Mタイプは、槽内の温湿度を乾湿球温度センサーで直接測定する当社独自の「乾湿球温度制御」を採用。試験開始前から試験終了後の温度下降･保存までの全工程にわたり高精度な温湿度制御を実現しています。
試験終了後は、一定時間で温湿度を下降させ、保存工程は試料を取り出すまで槽内を一定温湿度で維持します。これにより、大気圧復帰後の試料の乾燥を防止し、常に管理した温湿度雰囲気に置くことがで
きます。

● IEC
（国際電気標準会議）規格における環境試験規格･IEC 60068−2−66

高度加速寿命試験装置EHSシリーズは、当社独自の乾湿球
温度制御機能により、IEC 60068−2−66に定められている試験装置の条件を満たし、規定された試験を実施することができます。
※エスペックはIEC 60068−2−66 の制定に参画し、私たちの技術思想と実測データで、規格制定に寄与いたしました。

対応規格一覧
規格番号
規格名
対象品目
IEC 60068-2-66（JIS C 60068-2-66 ）高温高湿･不飽和加圧水蒸気
電気電子
IEC 60749-4
HAST
電気電子･半導体JEITA（EIAJ）
ED-4701/100A 方法 103
不飽和蒸気加圧試験
半導体
JESD22 A118B
Unbiased HAST
半導体
JESD22-A110E
HAST
半導体

JESD22-A102E
Unbiased Autoclave
半導体

AEC-Q100-Rev-H
Biased HAST／Unbiased HAST
車載半導体
JPCA-ET08
不飽和加圧水蒸気試験
プリント配線板

試験条件
温度（℃）

湿度（%rh）

110±2

85± 5

120±2

85± 5

130±2

85± 5

110±2

85± 5

130±2

85± 5

110±2

85± 5

120±2

85± 5

130±2

85± 5

110±2

85± 5

130±2

85± 5

110±2

85± 5

130±2

85± 5

121±2

100± 5

110±2

85± 5

130±2

85± 5

110±2

85± 5

120±2

85± 5

130±2

85± 5

電圧印加

時間（ｈ）
96,192,408（0,＋2 ）任意

48,96,192（0,＋2 ）
24,48,96（0,＋2 ）

連続／断続

連続

なし

連続／断続

なし

連続/なし

264
（0,＋2 ）
96
（0,＋2 ）
24
（0,＋8 ）
48（0,＋8 ）96（0,＋8 ）
168（0,＋8 ）500（0,＋8 ）264（0,＋2 ）
96
（0,＋2 ）
264
（0,＋2 ）
96
（0,＋2 ）
24
（0,＋2 ）
48（0,＋2 ）96（0,＋5 ）
168（0,＋5 ）240（0,＋8 ）336（0,＋8 ）
264
（0,＋2 ）
96
（0,＋2 ）
96,192,408（0,＋2 ）連続

48,96,192（0,＋2 ）
24,48,96（0,＋2 ）

8

仕様
型式

EHS−212（M）

EHS−212MD

EHS−222
（M）

電源電圧
最大電流

12.5A

25A

方式

14A

EHS−412（M）

EHS−412MD

12.5A

25A

28A

一槽形、不飽和／濡れ飽和／乾湿球温度制御方式

圧力容器の種類

小型圧力容器

温度制御範囲＋105.0 〜＋142.9℃

不飽和制御

湿度制御範囲＋105.0 〜＋162.2℃
75〜100％rh

圧力範囲

0.020 〜 0.196MPa（Gauge）

温湿度変動

加熱･加圧時間

3.0℃
0 → 0.196MPa（Gauge）
約 30 分

濡れ飽和制御温度制御範囲0 → 0.196MPa（Gauge）
約 60 分

＋105.0 〜＋151.1℃

0.020 〜 0.196MPa（Gauge）

温度変動

3.0℃

温度上昇

性能※１

0 → 0.196MPa（Gauge）
約 45分

温度制御範囲0 → 0.196MPa（Gauge）
約 75分

湿度制御範囲＋105.6 〜＋162.2℃
75〜 95％rh

乾湿球温度制御（ タイプのみ）

0 → 0.196MPa（Gauge）
約 60 分

0 → 0.196MPa（Gauge）
約 90 分

＋105.6 〜＋162.2℃

試験工程

75〜 98％rh

圧力範囲0.020 〜 0.196MPa（Gauge）

温湿度変動

0.020 〜 0.392MPa（Gauge）± 0.3℃／±2.5％rh

温度下降 保存行程

温度勾配／空間温度偏差

3.0℃

温度制御範囲＋50.0 〜＋ 95.0℃＋142.9℃／75％rhから＋ 85.0℃／85％rhまで

温度下降時間＋162.2℃／75％rhから＋ 85.0℃／85％rhまで

約 120 分温度制御範囲＋50.0 〜＋ 95.0℃

湿度制御範囲75〜 95％rh

湿球ウィック

50dB以下46dB以下50dB以下46dB以下50dB以下ステンレス鋼材（SUS−316L）構成

温度センサー、ヒーター、試料信号端子、撹拌ファン、撹拌ファン用モーター、温度過昇防止検出端、空焚防止検出端扉

扉ハンドル、扉コック：自動締付け方式（放射棒式）、計装、計装電源スイッチ

圧力計（ブルドン管方式）

目盛り：− 0.1〜 0.4MPa（Gauge）

試験室
給水

給水方式

装備品
キャスタ
器内容積
寸法

器内寸法※ 3
外法（W×H×Dmm）※4
重量

目盛り：− 0.1〜1MPa（Gauge）

試験室用試料棚、棚受 2 段（1槽につき）自動給水方式

給水量（始動時）
給水タンク

約 120 分

連続約 200 時間使用可（無試料状態：＋162.2℃／75％rh）
46dB以下圧力容器･扉材質
圧力容器

0 → 0.392MPa（Gauge）
約 75分＋105.6 〜＋142.9℃

湿度制御範囲騒音※ 2

0 → 0.392MPa（Gauge）
約 60 分

＋105.6 〜＋142.9℃

温度制御範囲M

0.020 〜 0.392MPa（Gauge）± 0.3℃

温度勾配／空間温度偏差

加熱･加圧時間0 → 0.392MPa（Gauge）
約 45分＋105.0 〜＋132.9℃

圧力範囲

加熱･加圧時間0.020 〜 0.392MPa（Gauge）± 0.3℃／±2.5％rh

温度勾配／空間温度偏差

約 1L
10L

約 1.5L
20L

10L

約 1L
20L

10L

20L

試料信号端子（コネクタ式、12ピン、AC／DC125V 1A）、試料電源制御端子、外部警報端子、
Ethernetポート（LANポート）、電源ケーブル
4個

—

21L

21L×2

φ294×D318（296 ）mm

4個

—

51L

51L×2

φ394×D426（404 ）mm

4個

—

21L

21L×2

φ294×D318（296 ）mm

640×1483×850 760×1796×1000 740×1553×1000 860×1796×1000 640×1483×850 760×1796×1000
190kg

350kg

※1 温度槽はJIS C60068-3-5:2006、JTM K07:2007および、湿度槽はJIS C60068-3-6:2008、JTM K09:2009 に基づいており、
外囲温度＋23℃、相対湿度 65±20%、定格電圧、無試料の場合とします。

9

EHS−222MD

AC200V 1φ 50／60Hz

230kg

390kg

190kg

※ 2 測定位置：装置前面 1m、高さ 1.2m（JIS Z8731）※ 3（）内はファンガードの突起を除く寸法。
※4 突起部（背面装備品）含まず。

350kg

型式

温湿度制御範囲

EHS-□□2□
なし：標準タイプ、不飽和／濡れ飽和制御
Ｍ ：Mタイプ（1槽）、不飽和／濡れ飽和／乾湿球温度制御
MD：Mタイプ（2槽）、不飽和／濡れ飽和／乾湿球温度制御
内容積● 試験工程時
0 0.020

0.098

ゲージ圧力
0.196 0.294 0.392 （MPa（G））

100

1 ：21L
2 ：51L90
相対湿度

圧力範囲 2 ：0.020〜0.196MPa（Gauge）
4 ：0.020〜0.392MPa（Gauge）

80

（％rh）
70
60

非常停止

EMERGENCY STOP

MODE

MODE

50
100

非常停止

EMERGENCY STOP

非常停止

EMERGENCY STOP

MODE

MODE

MODE

MODE

110

120

130
140
150
器内温度（℃）

EHS-212（M・MD）
・222（M・MD）

160

170

EHS-412（M・MD）※乾湿球制御の場合、湿度範囲は75〜98％rhになります。
EHS-212
EHS-212M
EHS-412
EHS-412M

EHS-212MD
EHS-412MD

EHS-222
EHS-222M

EHS-222MD● 保存工程時
100

主な装備品取付位置● 主な装備品取付位置
試料電源制御端子

圧力計

Ethernetポート

相対湿度

試料信号端子

90
80

（％rh）
70
60
50
40
ブレーカー

前面

50

60

70
80
器内温度（℃）

90

100

右側面

※装置背面には本体ブレーカー、Ethernetポートなどが装備されています。

10

安全装置

オプション

●

過電流保護
（漏電遮断機）●

加熱器過電流保護●

制御回路短絡保護ガラス管ヒューズ●

加湿器過電流保護●

制御盤扉スイッチ●

加湿器空焚き防止器●

システム異常●加湿器給水異常検出●

室温補償バーンアウト検出回路●

ウイック乾燥検出
（Mタイプのみ）●

乾球温度バーンアウト検出回路●

給水タンク減水スイッチ●

加湿水温度バーンアウト検出回路●

圧力異常検出

●湿球温度バーンアウト検出回路（Mタイプのみ）●

運転中扉開検出●

排気温度バーンアウト検出回路●

扉締め付け異常検出●

温度上限絶対異常機能（温湿度調節器内蔵）●

大気圧検知スイッチ故障検出●

送風機回転異常検出●

試料電源制御端子●温度過昇防止器
（可変式）

●

安全弁

●

温度過昇防止器
（固定式）

電源電圧

連続給水

棚板		

補給用給水タンク

大･小

各1枚

大･小

各 2枚

EHS−212（M）･412（M） 大:W286×D288mm
		

小:W234×D288mm

EHS−222（M）◎

装置固定タンクへの給水用。
・10L×3 個 台付き
容量 ： 30L
レバースクリューコック付タンク
スタンドサイズ： W600×H920×D348mm
・10L×1個
容量 ： 10L
ノズル付タンク

大:W386×D396mm

		
●

◎

装置へ純水を連続供給する水回路です。
装置背面に、給水口を装備します。

付属品●

・AC220V 1φ 50/60Hz・AC230V 1φ 50Hz※※CE仕様（欧州連合（EU）指令に適合）

小:W280×D416mm

棚板		
EHS−212MD･412MD

		

大:W286×D288mm
小:W234×D288mm

EHS−222MD

10L×1個大:W386×D396mm

		

小:W280×D416mm●

試料信号端子ピン式（AC／DC125V／1A）

12個（2 段タイプは 24個）●

ブレーカーハンドルカバー

1個（2 段タイプは 2個）●

湿球用ウイック（Mタイプ）

50 枚（2 段タイプは100 枚）●

ガラス管ヒューズ

●排水用ホースニップル		

1個●

アイボルト		

4個
（2 段タイプのみ）●

取扱説明書		

1式

●

保証書		

1部

250V 各種

7個（2 段タイプは14個）

10L×3個 台付き（傾斜スタンド付属）棚板･絶縁棚板◎

標準装備の棚板を追加、または絶縁仕様（テフロンコーティング）に変更します。

標準棚板

安全に関するご注意● 爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含有する物質は、試験槽内に絶対に入れないでください。また、
これらの物質を装置付近に放置しないでください。爆発、火災のおそれがあり、危
険です。

絶縁棚板

● 腐食性物質は槽内に入れないでください。
試料から腐食性物質が発生する場合、特にステンレスや銅の腐食、樹脂やシリコンの劣化により、製品の寿命を著しく低下させることがあります。

● 生物、
許容発熱量をこえるものは試料として使用しないでください。
● 製品をお使いになる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

11※万一の水漏れによる被害を防ぐた
めに、装置用防水パン（P.13 ）
、漏
水検知遮断システム（別売）をご用
意しています。

100

110

120

130

140

150

器内温度（℃）
EHS-212M/MD･222M/MD：Air-HAST 範囲＋

EHS-412M/MD：Air-HAST 範囲

オプション
試料カゴ

◎

棚板の上に載せて使用します。

◎

Air-HAST機能
空気を残留させた状態で加圧を行う機能を追加します。
※Mタイプのみ● Air-HAST 温湿度制御範囲
0

0.196

0.392

ゲージ圧力
（MPa（G））

100
相対湿度

90

（％rh） 80
70
100

タイプA : W150×H50×D150mm
タイプ B : W100×H50×D200mm
タイプC : W 95×H20×D 95mm

110

120
130
140
器内温度（℃）

150

160

EHS-212M/MD ･ 222M/MD：Air-HAST 範囲＋◎

着脱式端子台試料信号端子槽内の試料信号端子12ピンを一気に抜き差しできる端子台を付属します。
コネクターブロックと槽内コネクター（抜去用レバー付）で構成します。
※スライド棚板式端子台と同時装備はできません。

AC/DC125V 1A
EHS−212（M）･412（M）
12ピン（6チャンネル※）×4
EHS−212MD･412MD
12ピン（6チャンネル※）×4×2
EHS−222（M）
12ピン（6チャンネル※）×5
EHS−222MD
12ピン（6チャンネル※）×5×2※チャンネル数は、入出力が 2系統の場合。
※感電防止、配線保護のため、試料信号端子カバー（オプション）のご使用をおすすめします。

EHS-412M/MD：Air-HAST 範囲

試料信号端子カバー◎

試料信号端子（外部）に直接ふれることがないように保護カバーを装備します。

通信機能
スライド棚板式端子台標準装備のLANポートとは別に、パソコンとの接続用通信ポートのコネクターを追加装備します。装置の運転モード設定、変更およびモニタリングが行えます。
・RS−485
・RS−232C

槽内に前面にスライド可能な端子台を装着脱式端子台備します。これにより配線作業が槽外で行うことができます。
※着脱式端子台と同時装備はできません。

EHS−222MD オプション 12ピン×5標準装備 12ピン◎ 装置購入後にも追加装備が可能なオプションです。
121

オプション
高電流試料信号端子◎標準装備の試料信号端子（AC/DC125V
1A）を高電流対応の端子（AC/DC125V
10A）に変更します。
1型： 6ピン（3チャンネル）×5（最大取付ユニット数）
2 型： 6ピン（3チャンネル）×6（最大取付ユニット数）※高電圧試料信号端子と同時装備はできません。

記録計 ペーパーレス（ポータブル）

状態表示タワー

タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用した記録計です。槽内各部の温湿度･圧力を記録します。
表示器： 5.7インチ TFTカラーLCD
温度範囲： 0〜+200℃
湿度範囲： 0〜100%rh
圧力範囲： − 0.1〜 0.5MPa（Gauge）
入力数： 各1点（3点OFF 設定変更可能）
データセーブ周期： 5 秒
内部メモリー ： フラッシュメモリー 8MB
外部メモリー ： CFカード（256MB 1枚付属）
			 USBメモリーポート
言語： 日本語/英語 切替可能

離れた場所からでも、装置の状態を確認できる表示タワーです。点灯／点滅、ブザー音の有無は、選択いただけます。
・ 1段 点灯色： 1色
・ 2 段 点灯色： 2 色・ 3 段 点灯色： 3色・ 4 段 点灯色： 4色

記録計 チャート式（ポータブル）

高電圧試料信号端子◎標準装備の試料信号端子（AC/DC125V
1A）を 高 電 圧 対 応 の 端 子（AC/DC
1000V 1A）に変更します。
1型： 6ピン（3チャンネル）×5（最大取付ユニット数）
2 型： 6ピン（3チャンネル）×6（最大取付ユニット数）※高電流試料信号端子と同時装備はできません。

温度範囲： 0〜＋200℃
湿度範囲： 0〜100％rh
圧力範囲： − 0.1〜 0.5MPa（Gauge）

圧力モニタリング機能

NEW

槽内圧力測定値を計装のモニター画面とトレンドグラフに表示します。

※ 2 槽：EHS-212MD、412MD、222MDの場合、上段用は装置天面左側、下段用
は装置天面右側に付きます。

非常停止スイッチ
装置を手動で緊急停止するスイッチ。
・ガードなし・ガード付きガード付き◎

装置用床固定金具

本体を床面に固定するために使用します。
※防水パン設置用もあります。

装置用防水パン装置からの万一の漏水時用に、装置下に防水パンを設置します。

タイムシグナル出力端子
接点出力仕様・動作 ステップ毎のON･OFF・チャンネル数 2

型式

湿球用ウイック
付属品と同一品。
1箱（50 枚入り）◎

◎ 装置購入後にも追加装備が可能なオプションです。

サイズ（W×H×D mm）

EHS-212（M）
EHS-412（M）

698×50×968

EHS-222（M）

798×50×1118

EHS-212MD
EHS-412MD

884×50×1198

EHS-222MD

984×50×1198

取扱説明書

13

NEW

・ CD
・ 冊子

◎

ネットワーク
パソコンやタブレット端末から装置を操作できる
遠隔監視/コントロールが行える（Ethernet接続）
装置に独自のWebアプリケーションを搭載しており、Webブラウザー画面（パソコンやタブレット端末）で装置の状 態を確認、操作が行えます。離れた場所のパソコ
ン等から運転を開始することもできます。
各権限のログインパスワードは、Webブラ
ウザーで設定変更できます。

ブラウザー上で試験プロファイルを編集
試験器に登録されているプログラムパター
ンを、Webブラウザー上で編集することができます。

設定値･測定値をグラフ表示

イメージ

ログイン権限画面

装置モニター

定値／プログラム設定

Administrator

○

○

○

○

Operator

○

○

○

×

User

○

×

×

×

権限

計装内に保存したサンプリングデータを
Webブラウザー上にグラフ表示することができます。

運転開始／終了 メンテナンス設定

E-mail 通報

E-mail通知

PC

警報が発生した場合、予め登録している
PCや携帯電話のE-mailアドレスへ警報
内容を送信します。また、試験の終了も、
E-mail送信できます。
※E-mail送信ができるイントラネット環境が必要です。

Ethernet イントラネット（社内 LAN）
メール
サーバー
高度加速寿命試験装置

携帯電話
スマートフォン

プログラムパターンのコピーとPC 編集
インターネット

試験室
A

コピー

（別売）
イントラネット

環境試験器を複数台お使いの方にお勧めする集中管理システム
既設のイントラネットに接続するだけでWebブラウザーから、最大100台までの環境試験器の試験室
B

高度加速寿命試験装置

高度加速寿命試験装置

オフィス

編集

他社メーカー試験器

計測器

ネットワークカメラ

稼動状況が確認できます。

無線 LAN による接続例

14https://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6● エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

カスタマーサポートデスク

Tel: 06-6358-4753
営業･アフターサービス拠点
仙
台
宇 都 宮
つ く ば
高
崎
東
京
西 東 京
神 奈 川
厚
木
静
岡
名 古 屋
金
沢
滋
賀
大
阪
兵
庫
広
島
福
岡

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 027-370-3541
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 0463-94-9433
Tel : 054-654-6570
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 077-551-2275
Tel : 072-834-1323
Tel : 078-950-1771
Tel : 082-832-8065
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 027-370-3542
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 0463-94-6542
Fax : 054-654-6571
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 077-551-2276
Fax : 072-834-7755
Fax : 078-950-1772
Fax : 082-832-8068
Fax : 092-474-3500

受託試験に関するお問い合わせは
宇 都 宮
豊
田
刈
谷
神
戸

Tel : 028-667-8735
Tel : 0565-25-3364
Tel : 0566-62-8380
Tel : 078-951-0961

Fax : 028-667-8733
Fax : 0565-25-3365
Fax : 0566-62-8385
Fax : 078-951-0964

レンタルに関するお問い合わせは
Tel : 06-6358-4746 Fax : 06-6358-4764
海外関連会社ESPEC NORTH AMERICA, INC.
Tel : 1-616-896-6100 Fax : 1-616-896-6150
ESPEC EUROPE GmbHTel : 49-211-361850-0
ESPEC ENVIRONMENTAL CHAMBERS
SALES AND ENGINEERING LTD. STI. (Turkey)
Tel : 90-212-438-1841 Fax : 90-212-438-1871
ESPEC ENVIRONMENTAL EQUIPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
Head Office
Tel : 86-21-51036677 Fax : 86-21-63372237
BEIJING Branch
Tel : 86-10-64627025 Fax : 86-10-64627036
GUANGZHOU Branch
Tel : 86-20-83317826 Fax : 86-20-83317825
SHENZHEN Branch
Tel : 86-755-83674422 Fax : 86-755-83674228
SUZHOU Branch
Tel : 86-512-68028890 Fax : 86-512-68028860
TIANJIN Branch
Tel : 86-22-26210366 Fax : 86-22-26282186
XI’AN Branch
Tel : 86-29-88312908 Fax : 86-29-88455957
CHENGDU Branch
Tel : 86-28-88457756 Fax : 86-28-88474456
WUXI Branch
Tel : 86-510-82735036 Fax : 86-510-82735039
ESPEC TEST TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Tel : 86-21-68798008 Fax : 86-21-68798088
ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Tel : 66-3-810-9353
Fax : 66-3-810-9356
ESPEC ENGINEERING VIETNAM CO., LTD.
Tel : 84-24-22208811 Fax : 84-24-22208822● 製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

TK3E31C06（記載内容は2019年 3月現在のものです。）● 本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。