(PCD)
IHE
IHE

PCD

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

1

PCD

IHE

PCD (Patient Care Device)部門

救命センター
手術室
ICU/CCU
病棟

対象機器

麻酔記録システム
ナースコールシス
テム
セントラルモニタ
生体情報モニタシステム
麻酔器
人工呼吸器
輸液ポンプなど

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

2

PCD

これらの機器を利用する際のワークフローと通信を統合プロファイルとして定義し、標準化して実装・試験する
75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

3

PCD
Technical Framework
相互接続の基本
DEC: Device Enterprise Communication
アラート管理ACM: Alert Communication Management
用語・単位の統一
RTM: Rosetta Terminology Mapping
輸液管理
PIV: Point-of-Care Infusion Verification
植込みデバイス
IDCO: Implantable Device Cardiac Observation
輸液ポンプ
IPEC: Infusion Pump Event Communication
Supplements for Trial Implementation
測定値問合せRDQ: Retrospective Data Query波形
WCM: Waveform Content Module
パルスオキスメータ
POI: Pulse Oximetry Integration
機器所在管理MEMLS: Medical Equipment Management Location Service機器所理MEMDMC: MEM Data Management Communication

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

4

PCD

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

5

PCD Vision
DEV Device
DEV

ACM

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

6

DEC

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

7

DECPatient Care Device

Enterprise

Communication

Patient Care Device:
Enterprise:
Device生体情報モニタ
麻酔器
輸液ポンプ
…

Actor: DOR(Device Observation Reporter)

Enterprise 電子カルテ
Transaction: PCD-01

部門システム
意思決定システム…

Actor: DOC(Device Observation Consumer)

PCD

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

8MSH|^~¥&|PRM-7000^020C29FFFF79542D^EUI-64|IHE-Hospital|PRM-7000^020C29FFFF79542E^EUI-64|IHE-Hospital|20140407112901+0900||ORU^R01^ORU_R01|MSGID000000000000001|P|2.5|||AL|NE|JPN|ASCII~ISO IR87|JA^Japanese^ISO639|ISO 2022-1994|IHE_PCD_001^IHE PCD^1.3.6.1.4.1.19376.1.6.1.1.1^ISO
PID|||1000000001^^^IHE-Hospital^PI||Yamada^Tarou^^^^^L^A~山田^太郎^^^^^L^I~ヤマダ^タロウ^^^^^L^P||19610101|M
PV1||I|E5F^501^1
OBR|1|020C29FFFF79542D20140407112900^PRM-7000^020C29FFFF79542D^EUI-64|020C29FFFF79542D20140407112900^PRM-7000^020C29FFFF79542D^EUI-64|69632^MDC_DEV^MDC|||20131029115300+0900
OBX|1|NM|147842^MDC_ECG_HEART_RATE^MDC|1.6.1.1|82|{beat}/min^{beat}/min^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|2|NM|151562^MDC_RESP_RATE^MDC|1.6.1.1|14|/min^/min^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|3|NM|150456^MDC_PULS_OXIM_SAT_O2^MDC|1.6.1.1|100|%^%^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|4|NM|150344^MDC_TEMP^MDC|1.6.1.1|37.3|Cel^Cel^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|5|NM|150033^MDC_PRESS_BLD_ART_SYS^MDC|1.6.1.1|122|mm[Hg]^mm[Hg]^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|6|NM|150034^MDC_PRESS_BLD_ART_DIA^MDC|1.6.1.1|62|mm[Hg]^mm[Hg]^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|7|NM|150035^MDC_PRESS_BLD_ART_MEAN^MDC|1.6.1.1|87|mm[Hg]^mm[Hg]^UCUM|||||R|||20131029115300+0900
OBX|8|NM|149530^MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE^MDC|1.6.1.1|81|/min^/min^UCUM|||||R|||20131029115300+0900

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

9

RTM{beat}/min%%/min/min

CFCode10147842
150456150468149514149530/min

149522/min

149546/min

151562Rate of breathing; method: carbon dioxide -sensor/min151594

MDC_TTHOR_RESP_RATE

Rate of breathing; method: transthoracic impedance/min151578

MDC_TIME_PD_APNEA

Duration of apnea - no flow measured

s151856

Noninvasive systolic blood
MDC_PRESS_BLD_NONINV_SYS
pressure

Pressure of the blood, obtained noninvasively (i.e.,fingertip), at the systolic phasemm[Hg]

150021

Noninvasive diastolicblood pressure

MDC_PRESS_BLD_NONINV_DIA

Pressure of the blood, obtained noninvasively (i.e.,fingertip), at the diastolic phasemm[Hg]

150022Noninvasive mean bloodpressure

MDC_PRESS_BLD_NONINV_MEAN

Pressure of the blood, obtained noninvasively (i.e.,fingertip), as computed by averaging on one cycle

mm[Hg]

150023

Continuous, noninvasive
systolic blood pressure

MDC_PRESS_CUFF_SYS

Pressure of the blood at the systolic phase,measured discontinuously and noninvasively (cuff)

mm[Hg]

150301

Common Term

Reference ID

Description/Definition

Heart rate
SpO2
dSpO2
Pulse rate

MDC_ECG_HEART_RATE
MDC_PULS_OXIM_SAT_O2
MDC_PULS_OXIM_SAT_O2_DIFF
MDC_PULS_RATE
MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE

Rate of cardiac beats

Invasive pulse rate

MDC_BLD_PULS_RATE_INVRate of blood pulse in an artery, measured invasively

Noninvasive pulse rate

MDC_PULS_RATE_NON_INV

Respiration rate

MDC_RESP_RATE

Rate of blood pulse in an artery, measured notinvasively
Rate of breathing; method not specified

Respiration rate

MDC_CO2_RESP_RATE

Respiration rate
Apnea duration

Rate of blood pulse in an artery

UCUM

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

10

RTM (Rosetta Terminology Mapping)
MDC

UCUM

MDC: Medical Device Communication• ISO/IEEE 11073-10101

ロゼッタストーン

エジプトのロゼッタで1799年に発見同じ文書が3種類の文字で記述

UCUM: Unified Code for Units ofMeasure• ISO 1000, ISO 2955-1983, ANSI X3.501986, HL7 and ENV 12435

PCD75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

11

ISO/IEEE11073-10101:2020
Health informatics – Device interoperability
Part 10101: Point-of-care medical device
communication – Nomenclature

IEC-60601

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

12

ACM

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

13

ACM
Alert
Alert

Communication

Management

Actor:
AR, AM, AC, ACONTransaction:
PCD-04, PCD-05, PCD-06, PCD-07
生体情報モニタなど

看護担当者など（AMを介さず受信）

ナースコール
システムなどPCD-04

PCD-06

PCD-05

PCD-07

携帯端末・廊下灯など

PCD-0475th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

14

患者の状態変化によりアラート発生生体情報モニタ

ナースコールシステム

携帯端末

PCD-04
PCD-06
PCD-07
PCD-05
PCD-07
PCD-05

端末が受信
看護師が読むPCD-07

看護師が承諾

PCD-05
PCD-07

看護師が対応しアラートを復旧

PCD-05

PCD-0475th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

15

IEC

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

16

IEC 60601
IEC 60601
IEC 60601-1
IEC 60601-2

12

IEC 60601-1-8
IEC 60601-1-8 Ed2.2 2020
•
••
•
•

/

75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

17

ACM
アラート伝達に関わるアクターの考え方は共通

アラート発生部

アラート統合部

アラート通知部

IHE TF

Alert Reporter (AR)Alert Manager (AM)

Alert Communicator (AC)IEC

SOURCE (SRC)

INTEGRATOR (INT)COMMUNICATOR (COM)

医療安全のための区別がある (IEC規格)
アラームシステム
アラーム情報システム

通信断やエラーに対する対策があるもの
通知のみで上記対策が無いもの75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

18

IHE
75th IHE 勉強会 – 概要と Vision – 2023-07-29

19