顕微鏡用マルチインターフェース4Kカメラ

4K高解像度、高感度高い色再現性とS/N比を実現
SONY製 裏面照射型 CMOSセンサ STARVISと新開発のパワフルイメージプロセッサ搭載
明視野〜微光イメージング

HDMIモニター接続時はパソコンレスでもマウスで操作

Ethernet

Wi-Fi

■高感度なSONY製裏面照射イメージセンサSTARVISと、新開発の高性能イメージプロセッサを搭載● Ethernetモード
高速通信Gigabit Ethernetを搭載。有線LANでパソコンと接続し、ネットワークカメラのように使用できます。カメラとパソコンを1：1で接続することはもちろん、施設内のイントラネットに接続し、複数デバイスで1台のFLOYD-4Kを共有することも可能です。
イントラネット
パソコン● USB 3.0モード

USB3.0ポートを有しているため、パソコンとUSB接続しUSBカメラとしてご利用いただくことも可能です。
USB3.0高感度な裏面照射型センサSONY STARVIS（IMX334）は、低照度条件下でも画質が非常に優れており、蛍光観察等の微光イメージング用途にもご利用いただけます。加えてダイナミックレンジが非常に広く、白飛び・黒つぶれが生じやすい明暗差の大きい標本撮影に適しています。新開発のパワフルなイメージプロセッサにより、高い像追随性（高フレームレート）と自然な色再現性を実現しました。

パソコン■制御ソフトウェアが標準付属
Windows用およびMac対応の制御ソフトウェアが標準付属。ライブビュー観察や静止画・動画撮影だけでなく、計測・焦点合成（EDF）・スティッチング（タイリン■複数の接続方式（マルチインターフェース）

グ）といった顕微鏡写真撮影に欠かせない機能を搭載しています。

HDMI・Ethernet・Wi-Fi・USB3.0、ご使用環境に応じた接続方法がお選びいただけます。HDMIモード・
Ethernetモード・Wi-Fiモード・USB3.0モードが■主な仕様
使用可能なWi-Fiルータ、モバイル端末、パソコン、SDカードの仕様は以下の通りです。

ご利用いただけます。HDMIモード・Ethernetモー● 無線LAN：通信規格 802.11ac をサポートしているもの（5GHz帯） ● モバイル端末のプラットド（またはWi-Fiモード）
・USB3.0モードはそれぞ

フォーム：iOSバージョン11.0以降 / Androidバージョン5.1以降● パソコン： OS : Windows7以降、Mac OS X10.0以降 ● メモリ：２GB以上、● CPU : Intel Dual Core 2.8GHz 以上れ同時に使用可能です。

● 接続するモニタはHDMIポート付きで1080pに対応したもの ● SD / SDHC / SDXC（class10）● HDMIモード/UHS-1、UHS-2、UHS-3 のSDカードに対応。
センサータイプ
映像素子

CMOS SONY STARVIS（IMX334）
1/1.8 ″

ピクセルサイズ2.0μm x 2.0μm
3840 x 2160
解像度
HDMI モード
Wi-Fi・Ethernet モード 3840 x 2160 (※1), 1920 x 1080, 1280 x 720
USB3.0 モード
フィルタ
マウント
フレームレート(※2)

HDMIモニタにHDMIケーブルで有線接続し、PCレスの使用環境（スタンドアローン）で使用可能。
カメラ本体にUSBマウスを接続し、撮影操作や設定を行います。モニタ上に表示される設定・撮影等のメニューは直感的でわかりやすいグラフィカルユーザーイン
ターフェースなので、PCレスですがまるでパソコンのような操作感です。

A/D
露出制御
露出時間
ファイル
保存形式

HDMI モード
Wi-Fi モード
HDMI モード
Wi-Fi モード

ライブビュー・静止画撮影・動画撮影といった基本的な撮影機能のほか、計測機能もあり、ライブビュー上および撮影した静止画上どちらででも実行可能です。撮影データは本体に挿入したSDカードやUSBメモリ内に保存されます。カメラ本体で静止画の表示・編集、動画の再生等が可能です。

● Wi-Fiモード

3840 x 2160, 2688 x 1512, 1920 x 1080

RGB Bayer Pattern
C マウントHDMI モード
60 fps (3840 x 2160) USB ホストモード時
30 fps (3840 x 2160) USB デバイスモード時
Wi-Fi・Ethernet モード 30fps (3840 x 2160), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
USB3.0 モード
25fps (3840 x 2160), 30fps(2688 x 1512), 30fps(1920 x 1080)

Ethernet モード

8 bits
オート／マニュアル
0. 04~2000 ms
0 ~2000 ms
静止画：. jpg/. tif 動画：. mp4
Spectman for iOS：静止画：. jpg 動画：. mov (※3)
Spectman for Android： 静止画：. jpg 動画：. mp4
MicroStudio：静止画：.bmp/.jpg/.png/.tif 動画：.mp4
Spectman for Windows / for Mac：静止画：.jpg/.png/.tif/.ﬁts 動画：.mp4
MicroStudio：静止画：.bmp/.jpg/.png/.tif 動画：.mp4
Spectman for Windows / for Mac：静止画：.jpg/.png/.tif/.ﬁts 動画：.mp4

USB3.0 モード
ホワイトバランス

MicroStudio：静止画：.bmp/.jpg/.png/.tif 動画：.mp4/.WMV/.AVI
オート / マニュアル / エリアスキャンモード
シャッター
感度HDMI ポート
USB 3.0 ポート
USB マウスポート
Ethernet ポート

プログレッシブElectronic rolling shutter
505ｍV (1/30 秒 )HDMI 2.0
タイプ A、USB3.0、USB フラッシュメモリの接続可タイプ A、USB マウスのみ接続可
RJ45、GigabitEthernet, 1000BASE-T

利用可能な SD カード
電源出力／電源入力
動作温度 / 動度湿度
本体寸法・重量
付属品

SD / SDHC / SDXC (Class10) / UHS-1, UHS-2, UHS-3
DC12V 1A / AC100~240 V 50/60 Hz-10 〜 50℃ / 30 〜 80％（但し結露しないこと）(W x D x H) 78 x 65 x 98(mm)・約 545 g
HDMI ケーブル (1.4ｍ）、USB3.0 ケーブル (1.4m)、AC アダププタ、CD（ソフトウェア）、三脚用マウント、USB マウス (※4)、SD カード (※4)（ ※1）静止画撮影の解像度は 3840x2160 のみ対応。

カメラ本体のEthernetポートと市販の無線LANルータを接続することで、Wi-Fiカ（※2）フレームレートはあくまでも理論値であるため、表記のフレームレートでの撮影を保証する ものでメラとして使用可能。無線LAN（Wi-Fi）経由で複数のユーザーが同時にFLOYD-4Kはございません。また、ご使 用される機器の環境によってフレーム落ち等、映像が正常に撮影できにアクセスし、4K解像度（UHD）のライブビュー観察や、静止画撮影・動画撮影を行うことが可能です。
Wi-FiモードではWi-Fi接続可能なパソコン（Windows・Mac）だけでなく、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末からもアクセス可能。スマートフォン・タブ
レット用アプリはiOS版とAndroid版をご用意。App StoreとGoogle Playから無償でダウンロードいただけます。

株式会社レイマーない場合があります。このような場合は露出時間を長く取り、フレームレートを低く設定することで改善されることがあります。
（※3）FLOYD-4K を iOS（Spectman for iOS）で使用する場合、動画撮影は以下の機種のみ対応しています。
●iphone：iphone7/7Plus 以降の機種●ipad mini：第 5 世代（※4）サービス品のため、製品保証の対象外です。

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ：https://www.wraymer.com

20240726●ipad：第 6 世代以降の機種●ipad air：第 3 世代

●ipad pro：10.5 インチ・11 インチ・12.9 インチ（第 2 世代以降）