酸素濃縮装置

2023 年 7 月改訂

安全上のご注意............................ 6
次のものがそろっていますか..... 15

取扱説明書

各部の名称................................. 16

酸素吸入..................................... 21
停止のしかた............................. 24

ご使用方法

準備............................................. 19

ご使用の前にはじめに........................................ 2

バッテリで使用する.................. 25

仕様............................................. 31■お願い■･ 本装置は医師の処方および指示に従ってお使いください。

酸素が出てこない...................... 32･ この取扱説明書に記載した方法以外でのご使用をなさらないでください。

警報とランプが異常を知らせたら.
.................................................... 33･ 本装置に故障や異常が起きた場合には、運転スイッチを切り、緊急連絡先にご連絡く
ださい。
･ 本取扱説明書はお読みになった後、いつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

緊急連絡先............................裏表紙

こんなときには･ ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み、よく理解をしてからお使いください。

お手入れ・その他

お手入れ..................................... 27

はじめにご使用の前にご使用の前に●ご使用方法では、こんなことを説明しています。

●		詳しくは 19 〜 26 ページをお読みください。

② カプラソケットにカニュー
ラをつなぐ。

① 電源プラグをコンセントに差し込む。

カニューラ

電源プラグ

カプラソケット

酸素出口

『カチッ』
と音がするまで
酸素出口に差し込む。

警 報③ 電源スイッチを入れる。
※ブザーが鳴り、すべてのランプが2秒間点灯する。

2

警 報④ ボタンを
押して酸素
流量を設定
する。

⑤ 酸素ランプが緑色に点灯 することを確認する。

⑥ カニューラを鼻に装着して
吸入する。

3

はじめに

使用目的

本装置は酸素吸入療法を行う患者さまが、酸素を吸入するために使用します。
また、この装置は室内の空気を独自のプロセスを通すことにより、高濃度の酸素として供給するものです。
●●

機器に使われている表示について
交流（AC）であることを示しています。

ご使用の前にご使用の前に●直流（DC）であることを示しています。

特長

住み慣れた環境のもとで、よりよい酸素吸入療法を行っていただくために、操作性、安全性、ランニングコストの面にも十分に配慮したコンパクトな酸素濃縮装置です。

保護の程度が B形装着部であることを示しています。
クラス II機器の安全基準を満たしていることを示しています。

●		小型・軽量の酸素濃縮装置です。
●		省エネを追求した酸素濃縮装置です。

火気を近づけてはいけないことを示しています。

●本装置は、AC電源使用時、停電や電源プラグがはずれた場合には自動的にバッテリによる動作に切り替わります。

タバコを吸ってはいけないことを示しています。

●万一、カニューラや延長チューブに引火し、本体の酸素出口が過熱した場合、自動的に装置を停止させる安全機能を装備しています。

●

本書に使われている表示について

本取扱説明書では表示内容に従わず、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

禁忌・
禁止
警告

注意

絶対に行ってはいけないことを示します。
・ 本装置の性能を超える、または不適切な使いかたにより、死亡または重傷を負う危険性があります。
特に注意していただきたいことを示します。
・ 適正に使用しても、注意を怠ると死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

グリース・油などを使用してはいけないことを示しています。
カニューラや延長チューブを折り曲げたり、踏みつけたりしてはいけないことを示しています。
携帯電話、無線機などの電磁波を発生する機器を使用してはいけないことを示しています。
取扱説明書に従うことを示しています

使用にあたり、一般的な注意を示します。
・ 誤って使うと、傷害を負う可能性、または物的損害※のみの発生が想定されます。
※

4

機器を分解してはいけないことを示しています。

物的損害とは、家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

5

安全上のご注意
警告

本装置は、主として慢性閉塞性肺疾患などの呼吸機能障がいのある方の呼吸を補助するために使用するもので、生命維持装置ではありません。

本装置の周辺で超音波式加湿器を使用しないでください。
故障の原因となります。

床への落下や本体の転倒などによる衝撃が加わった場合は使用しな
いでください。
外観に異常がなくても、内部が破損していることがあります。点検を依頼してください（本書裏表紙記載の緊急連絡先）。

タコ足配線はしないでください。AC100V、定格 15A以上のコンセントを本装置だけで使用してください。コンセントの分岐部から発熱して発火し、火災の原因になります。

警告

ゆるみのないコンセントを使用し、奥までしっ
かりと差し込んでください。
コンセントの接触不良により、火災および故障の原因になります。

酸素吸入しているときは、周囲の人を含めて喫煙しないでください。また本装置が停止していても、喫煙しないでください。本装置およびカニューラと同じ室内でも喫煙しないでください。やけど、火災の原因となります。
停電や故障などの緊急時に備えて、あらかじめ医師と相談して緊急用酸素ボンベをすぐに使用できるようにご用意ください。緊急時の備えが不十分で酸素吸入を十分に行えない場合、低酸素血症などの症状があらわれることがあります。

装置全般

装置全般

本装置およびカニューラから 2m以内に熱器具な
どの火気を近づけないでください。また、火花および炎が発生する可能性のある場所で使用しな
いでください。やけど、火災の原因になります。

ご使用の前にご使用の前に禁忌・禁止

スプレーなど、可燃性ガス、腐食性ガスがある環
境で使用しないでください。
火災および故障の原因になります。
カニューラや延長チューブを踏みつけたり、折り曲げないでください。
酸素を吸入できなくなります。
本装置を布などで覆ったり、空気取入口や排気口を塞いだりしないでください。また、カーテンなどの近くに設置しないでください。
火災および故障の原因になります。

携帯電話、無線機器など、電磁波を発生する機器から 30cm以上はなしてください。また電源は、これらの機器とは別のコンセントを使用してください。誤作動や故障の原因になります。

67

安全上のご注意
警告

本装置を分解・改造・修理はしないでください。
感電および故障の原因になります。

本体および ACアダプタ付台車は、火のそば、ストーブのそば、炎天
下、高温になった車の中など、45℃以上になるところに放置しないでください。また、同様の環境下で使用しないでください。
破損・発熱・発火・破裂などの原因になります。

本装置およびカニュ－ラ・延長チューブなどに、オイル、グリースまたは潤滑油類は、使用しないでください。火災の原因になります。

電源プラグや電源コネクタを抜くときは、コードを持って抜き差ししないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
ぬれた手で電源プラグや電源コネクタを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
ACアダプタ付台車の電源プラグなどは、根元まで確実に差し込んでください。
コンセントとプラグのすき間にホコリがたまると絶縁不良となり、火災の原因になります。
定期的にコンセントの差込口周辺と電源プラグのホコリなどを掃除機で取り除いてください。
ホコリなどがたまると絶縁不良となり、火災の原因になります。

8

本体および ACアダプタ付台車を、水や海水に浸けたり、水中に投げ入れないでください。
塩害、海水、酸、アルカリ、腐食ガスなどの環境下では本体およびACアダプタ付台車は使用しないでください。腐食する可能性があ
ります。

装置全般

装置全般

ACアダプタ付台車のコードを傷つけたり、引っぱったり、本装置の下敷きにしないでください。
また、コードの上に重いものを載せないでください。コードが破損し、火災、感電などの原因になります。

ご使用の前にご使用の前に警告

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、ACアダプタ
付台車の電源プラグをはずし、充電を中止してください。
ACアダプタ付台車は、AC100V、50-60Hzで使用してください。破損・発熱・発火・破裂などの原因になります。
お子様や乳幼児が触れたり、操作しないように注意してください。
取りはずしのできる部品などを誤飲する可能性があります。
本装置にて酸素吸入している間は、清掃・点検・保守などのお手入れは行わないでください。
本装置にて酸素吸入する前および吸入中は、油性のローションまたは軟こうは使用しないでください。やけどおよび火災の原因になります。
本装置を運転しているとき、カニューラを外した状態で寝具やクッションなどの上に置かないでください。酸素を吸入していないときは本装置を停止してください。やけどおよび火災の原因になります。

9安全上のご注意

安全上のご注意
注意

患者さまの症状に応じた酸素吸入をするために、必ず医師の処方にしたがって使用してください。また、取扱説明書に記載された付属品を必ず使用してください。

本装置を設置するときは、次のことに注意してください。
傾斜、振動のない安定した場所で使用してください。

本装置を使用中に体に異常があらわれたときは、医師へ連絡してください。

低温下で保管していた場合は、常温になじませてか
ら 使 用 し て く だ さ い。
（ 使 用 条 件 周 囲 温 度：10 〜
40℃、湿度範囲：30 〜 75％ RH）

標高 1000 ｍを超える場所、40℃を超える温度または相対湿度75％を超える環境で使用しないでください。酸素流量および酸素濃度に悪影響を及ぼし、処方通りの酸素を吸入できない可能性があります。
電源コ－ドを電源コ－ドフックに巻きつけたまま使用しないでください。
ACアダプタは必ず専用のものを使用してください。
（本製品のエミッションが悪化し、イミュニティが低下する可能性がある。）

屋外から屋内に持ち込むときは、温度差により結露を生じさせないでください。

装置全般

装置全般

ご自身の症状を伝えることができない患者さまには、必要に応じて、モニタリング装置を使用してください。
本装置を他の機器と隣り合わせに設置することは避けてください。
隣接する必要がある場合は、本装置と他の機器が正常に作動することを確認のうえ使用してください。

ご使用の前にご使用の前に警告

15cm以上

本装置の吸排気を妨げないようまわりに 15cm以上の空間をとってください。
本装置と床面の間に物を置かないでください。
湿気やホコリ、タバコの煙、線香の煙、油煙（台所の近く）のあたる場所で使用しないでください。
また本装置は、汚染された空気や煙のないところに設置してください。空気清浄機能は備えていません。
直射日光のあたる場所、水や液体のかかる場所では使用しないでください。故障の原因になります。
水や液体がかかった場合は、電源プラグを抜いて緊急
連絡先に連絡してください。
エアコンなどの風が直接あたる場所では使用しないで
ください。

10

11

安全上のご注意
注意

物が落ちてくる可能性のある場所では使用しないでください。

使用中に雷が鳴っているときは、電源コードをコンセントから抜いて、バッテリまたは、緊急用酸素ボンベを使用してください。

カニューラ、延長チューブを接続したときは、軽く引っ
ぱり、抜けないことを確認してから使用してください。

長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になります。
長期間（1 カ月以上）ご使用にならないときは、装置の性能維持のため月に一度は 24 時間、装置を運転してください。

カニューラを含む延長チューブは、15 ｍ以内で使用してください。15 ｍを超えて使用すると、酸素が十分に供給できない場合があります。

空気取入口フィルタにホコリがたまったり、湿ったま
ま使用しないでください。故障の原因になります。

汚れがついた空気取入口フィルタを、裏返して使用することは絶対におやめください。

本装置内に異物を差し込まないでください。

装置全般

装置全般

本装置の上に物を置かないでください。
本装置の運転中は、装置本体を動かさないでください。

ご使用の前にご使用の前に注意

本装置を ACアダプタ付台車に載せて使用するときは、付属の固定ネジで本装置と台車を確実に固定してください。
本装置を ACアダプタ付台車に載せて使用するときは、必ずキャスタをロックしてください。
通電中の ACアダプタ付台車に長時間接触することは止めてください。
低温やけどの原因になることがあります。
本装置のコード類、カニューラまたは延長チューブに足を引っかけるとケガや転倒の原因となります。十分に注意して設置してください。

空気取入口フィルタをはずしたままで使用することは絶対におやめください。

本装置から煙、異常音、においなどがあるときは、すぐに装置の運転を中止して、緊急連絡先に連絡してください。

付属品以外のものを使用すると、本装置の性能が低下する可能性があります。必ず付属品を使用してください。
本装置の近くでテレビやラジオを使用しないでください。
テレビやラジオに雑音が入ることがあります。
本装置を使用中、本体背面の電源端子には触れないでください。感電のおそれがあります。
患者さまに適したサイズのカニューラを使用してください。

12

13

次のものがそろっていますか
医療スタッフの皆さまへ● 本装置および患者さまに異常が発見された場合は、患者さまに安全な状態で本体の作動を止めるなど適切な措置を講じてください。
● 本装置を使用する前に、併用する医療機器の添付文書をお読みください。

ご利用の前に、不足しているものがないか、お確かめください。
不足しているものがある場合には、すみやかに担当者までご連絡ください。

本体

ご使用の前にご使用の前に●■ 医用電気機器の使用上（安全及び危険防止）の注意事項 ■1. 熟練した者以外は機器を使用しないでください。
2. 機器を設置するときは、次の事項にご注意ください。
（1）水のかからない場所に設置すること。
（2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ等を含んだ空気等により悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
（3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等の安定状態に注意すること。
（4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
（5）電源の周波数と電圧及び許容電流値（または消費電力）に注意すること。
（6）電池電源の状態（放電状態、極性等）を確認すること。
3. 機器を使用する前には次の事項にご注意ください。
（1）スイッチの接触状況、極性、ダイアル設定、メータ類等の点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
（2）全てのコードの接続が正確でかつ安全であることを確認すること。
（3）機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがあるので、充分に注意すること。
（4）患者に直接接続する外部回路を再点検すること。
（5）電池電源を確認すること。
4. 機器の使用中は次の事項にご注意ください。
（1）診断、治療に必要な量・時間をこえないように注意すること。
（2）機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。

（3）機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止める等の適切な措置を講ずること。
5. 機器の使用後は次の事項にご注意ください。
（1）定められた手順により操作スイッチ、ダイアル等を使用
前の状態に戻したのち電源を切ること。
（2）コード類の取り外しに際しては、コードを持って引き抜
く等の無理な力をかけないこと。
（3）保管場所については次の注意事項に注意すること。
1 水のかからない場所に保管すること。
2 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気等により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
3 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等安定状態に注意すること。
4 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
（4）付属品、コード、導子等は清掃したのち、整理してまとめておくこと。
（5）機器は次回の使用に支障がないよう必ず清浄にしておくこと。
6. 故障したときは状態を詳しく明示して、修理をお申し付けください。
7. 機器は改造しないでください。
8. 保守点検は次の事項をお守りください。
（1）機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
（2）しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

ACアダプタ付台車

付属品● ACアダプタ付台車（本体に取り付けられています）

ACアダプタ仕様
BridgePower Corp.
JMW1210KA3000E01● 空気取入口フィルタ（1 枚、予備用）● カプラソケット（1 個）
酸素出口とカニューラをつなぎます。

● 取扱説明書（1 冊）使用にあたり、最新の注意事項等情報を必ず確認すること※酸素を吸入するためのカニューラは別売りです。
アトムメディカル製「アトム酸素鼻孔カニューラ OX-20」
および「アトム酸素鼻孔カニューラ
OX-28」の接続を確認しています。

14

15

各部の名称

各部の名称

本体背面

ご使用の前にご使用の前に

本体前面

操作部
空気取入口フィルタ

電源コネクタ
電源端子
電源コネクタを接続します。

排気口

ACアダプタ付台車

ACアダプタ付台車
電源プラグ※本装置に使用できる加湿器はございません。

16

電源コードフック17

準備（電源を接続する）
ご使用の前に

1 本体背面の電源端子に

操作部
バッテリ残量モニタ

バッテリ運転中または充電中に点灯します。
動作時間については、25 ページをご覧ください。

黄色に点灯

緑色に点灯

警報

残量約 100％

詳細は、32 ～ 35 ページをご覧ください。

バ ッ テ リ 残 量 が 20 ％ 減 る ご とに、右側から消灯して点灯数が少なくなります（残り１つになると、音声でお知らせします）。

始動期間ランプ

電 源 を い れ る と 点 灯、規定の酸素濃度に達すると消灯します

警報音停止ランプ※ 電源を入れると約 2 秒間全点灯します。
※ 充電中は充電量を 5 段階で表示します。

電源プラグ

2 電源プラグを電源コン
セ ン ト（AC100V）に
しっかりと差し込む。

警報音を停止している
ときに点灯します。

充電ランプ

警報音停止ボタン

バッテリを充電しているときに点灯します。満充電になると消灯します。

警報音を一時的に停止させるボタンです。
約2分間、警報音を停止します。
但し、一部の警報についてこの機能は働きません。
37ペ－ジをご覧ください。

警 報

ACアダプタ付台車の電源コネクタ

電源コード

ご使用方法

残量 20％以下

AC アダプタ付台車の電源コネクタをしっかりと差し込む。

警報ランプ

充電ランプ
警 報

●初めてご使用になる場合、操作部左上の［充電ランプ］
が青色点灯し、バッ
テリが自動的に充電されます。
●充電が終了すると［充電ランプ］は消灯します。

流量インジケータ●バッテリが空の状態から満充電されるまでの充電時間は、本体の停止時で約 3 時間、動作時で約 24 時間かかります。

設定された酸素流量を表示します。

●電源プラグ操作の妨げにならないような空間を設けて、本装置を設置してください。

流量設定ボタン

運転ランプ

酸素出口

電源スイッチ電 源 を 入 /切 し
酸素ランプ
ます。
緑色に点灯

カプラソケットを介してカニューラと接続します。
消流 量 を 増 減 し、設 定
します。
ボタンで
増加し、
ボタンで
減少します。

灯●

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。コンセントとプラグの間にホコリがたまると絶縁不良となり、火災の原因になります。

酸素が流れているとき。 酸素が出ていないとき。

18

19

準備（カニューラを接続する）

酸素吸入

1 カプラソケットに1 電源スイッチを入れる。

カニューラをつなぐ。

カプラソケット●カニューラ（装着部）
カニューラ※ その他の酸素吸入用具についても、軽く引っぱり、抜けないことを確認いただければ、ご使用いただくことができます。

2 カプラソケットを、『カチッ』と音がするまで
酸素出口に差し込む。

● ブザーが鳴り、すべてのラン
プ が 2 秒 間 点 灯 し、本 装 置 のセ ル フ チ ェ ツ ク (警 報 機 能 含む )を行います。

●［運転ランプ］と［酸素ランプ］
が緑色に点灯します。
また［始動期間ランプ］
が青色に点灯します。

点灯（緑）

点灯（緑）

ご使用方法

ご使用方法

酸素を吸入するためのカニューラは、別売りになります。
アトムメディカル製「アトム酸素鼻孔カニューラ
OX-20｣および「アトム酸素鼻孔カニューラOX-28｣
については、本装置での動作を確認しております。

警 報

警 報

カプラソケット

点灯（青）

酸素出口

● 現 在 の 設 定 流 量 が 表 示 さ れ、
音声メッセージでアナウンス
されます。

設定流量は
1.5リッターです＜現在の設定流量＞

カニューラ、延長チューブを接続したときは、軽く引っぱり、抜けないことを確認してから使用してください。接続が完全でないと、酸素が漏れる原因となります。

●●延長チューブをご使用の場合
延長チューブおよび接続コネクタは付属品に含まれておりません。ご使用される場
合は、裏表紙の｢連絡先｣へ問い合わせてください。

● 酸素ランプ、酸素流量の表示
は、室内の明るさにより、照度が変わります。

カニューラを含む延長チューブは、15m以内で使用してください。
15mを超えて使用すると、酸素を十分に供給できない場合があります。

●

20

21

酸素吸入

2 医師の処方に従い、［流警 報

量設定ボタン］を押し、酸素流量を設定する。
● 流量設定は、［加、［

3 カニューラを装着し、酸素を吸入する。

］ボタンで増］ボタンで減少します。
● ご使用になるカニューラの添付文書にしたがって正しく装着してください。

ジケータ］に表示されます。

設定流量は3リッターです

装着が正しくない と治療効果に影響する場合があります。

点灯（緑）設定した流量が表示されます。
増

加

減

少

●

ご使用方法

ご使用方法

設定した酸素流量は［流量イン

患者さまの症状に応じた酸素を吸入するために、必ず医師の処方にしたがって使用してください。また、取扱説明書に記載された付属品を必ず使用してください。

● ボタンは一度押すと『酸素流量を設定します』とアナウンスし、2 秒以内にもう一度押すと設定流量が変更できます。
（アナウンスの途中で操作してもかまいません）● ボタンを離してから約 2 秒後に、設定流量が確定し、流量がアナウンス
されます。

●

●

運転中は、常にカニューラや延長チューブに傷や破れ、折れ曲がりがな
いことを確認してください。
患者さまに適したサイズのカニューラを使用してください。

例：3.00L/分に設定した場合、『設定流量は 3 リッターです』とアナウンスします。

● 流量設定範囲は、0.25 ～ 3.00L/分の範囲です。
● 処方される酸素流量は変更になることがあります。定期的に医師の診察を受けるようにしてください。
● 電源を入れてから、約 5 分で規定の酸素濃度に達します。規定の酸素濃度に達すると、始動期間ランプが消灯します。

22

23

停止のしかたバッテリで使用する

1 電源スイッチを切る。

本装置は「ACアダプタ付台車を使用しない」、「停電が発生した」、「AC
アダプタ付台車の電源コネクタがはずれた」、「ACアダプタ付台車の電源プラグがはずれた」のいずれかの場合、自動的にバッテリでの動作に切り替わります。

警 報● 切り替わると『バッテリで運転しています』とアナウンスします。

→
点滅 → 消灯●

バッテリで使用できるおおよその時間

消灯（新品満充電時 25℃環境の場合）［運転ランプ］が点滅している間は、電源プラグや電源コネクタを抜いた
りしないでください。

●

流量
運転時間

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.50

3.00

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

45 分

40 分

150 分

120 分

90 分

75 分

ご使用方法

ご使用方法

●［酸素ランプ］が消灯し、しばらく［運転ランプ］が点滅した
後、自動的に終了します。

2 酸素出口からカニュー

ラをはずし、清潔に保管してください。
●カ プ ラ ソ ケ ッ ト の 赤 い ボ タ
ンを押しながら、手前に引っぱってはずします。

●

24

カプラソケット
赤いボタン

長期間使用しない場合、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

25

お手入れ

バッテリで使用するバッテリ使用時は、［バッテリ残量モニタ］で常に残量を確認してご使用ください。

＜空気取入口フィルタの清掃＞● バッテリ残量が 20％以下になると、バッテリ残量警報が一度作動します。

1 電源スイッチを切り、空気● バッテリ残量が 10％以下になると、バッテリ残量警報が 5 分ごとに作動し、［警報ランプ］が点灯し［流量インジケータ］にご使用方法「E.08」が表示されます。バッテリ残量警報が作動したら、す

毎日 行っていただきたいこと●

取入口（本体背面）のフタを取りはずす。

警 報

みやかに電源プラグを接続するか、緊急用酸素ボンベなど他

空気取入口
のフタ

の酸素吸入手段に切り替えられるように準備してください。
2.50L/分以上ではバッテリ残量警報作動後、数分で運転を停止することがあります。
● バッテリが完全に消耗すると、電源供給停止警報が作動し運転を停止します。
●

2 空気取入口フィルタをはずし、付着したゴミやホコリを掃除機などで取り除く。
清掃後、元に戻す。

バッテリが消耗した状態で放置すると、バッテリの故障につながる
おそれがあります。電源プラグを接続し、すみやかに充電を開始
し、［充電ランプ］が消灯するまで充電してください。

空気取入口
フィルタ
空気取入口のフタ作に復帰します。『ACアダプタが接続されました』とアナウンスされます。

空気取入口フィルタのお手入れは、本体の電源を切ってから行ってください。
● 汚れがついた空気取入口フィルタを、裏返して使用することは絶対におやめください。
●● 正しく充電したにもかかわらず著しく使用できる時間が短くなったとき（新品時の約 60％）は、バッテリの寿命と考えられます。担当者までご連絡ください。

●

充電するにはコンセントを接続すると、自動的に充電を開始します。
● 充電中は［充電ランプ］が点灯します。
● バッテリが空の状態から満充電されるまでの充電時間は、本体の停止時で約 3 時
間、動作時で約 24 時間かかります。
● AC電源運転時でも［充電ランプ］が点灯することがありますが、電池の自然放電を補うために装置が自動的に充電を行っている表示です。［充電ランプ］および［バッ
テリ残量モニタ］が消灯するまでは ACアダプタ付台車の電源プラグ、電源コネク
タをはずさないでください。

お手入れ・その他● 停電が解消したり、電源プラグが正しく接続されると、自動的に AC電源による動＜日常の点検＞● 外装のキズ・破損・汚れがないことを確認してください。
● 使用前に本装置が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。

●

分解・改造はしないでください。

●［バッテリ残量モニタ］は、充電中のみ充電量を 5 段階表示し、満充電になると、［充26

電ランプ］と共に消灯します。

27

お手入れ

1 週間に一度 行っていただきたいこと●＜空気取入口フィルタの洗浄＞
空気取入口フィルタは週に一度は水洗いをして、十分乾燥させてから使用してください。
●

●

●

●

乾燥させている間は、予備の空気取入口フィルタをご使用ください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

バッテリの充電●

本装置をご使用にならない場合でも、バッテリの消耗を防ぐため、月に一度は電源プラグをコンセントに差し込み、充電が完了するまではずさないでください。
（26 ページ参照）

本体のお手入れ●電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、乾いた
布かよく水を絞った布で拭いてください。

汚れがついた空気取入口フィルタを、裏返して使用することは絶対におやめください。

●

定期的に行っていただきたいこと●＜コンセントの差込口周辺とプラグの清掃＞●

コンセントの差込口周辺や電源プラグのすき間のホコリを掃除してください。ホコリがたまると絶縁不良となり、火災の原因になります。

ア ル コ ー ル、シ ン ナ ー、ベ ン ジン、洗剤、漂白剤、潤滑剤などで拭くと印刷が消えたり、変色したりすることがありますので使用しないでください。

ご使用になるカニューラの使用方法にしたがいお手入れしてください。

保管について●●●カニューラのお手入れ●

電源コンセントの差込口や電源プラグのゴミやホコリを、掃除機などで取り除きます。

28

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

お手入れ・その他

お手入れ・その他

湿ったままの空気取入口フィルタを使用することは絶対におやめくだ
さい。

周囲温度が 10℃〜 40℃の場所で、直射日光のあたらない場所に保管してください。
● 湿気の多い場所には保管しないでください。
● 装置の上には物を載せないでください。
● 長期間ご使用にならない場合には、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。その場合でも月に1度は24時間本装置を運転してください。
●

29

お手入れ

保守・点検

●

保守・点検は、業者が定期的に実施します。本装置にはバッテリが内蔵されており、保守・点検時に機能確認を実施します。

廃棄について●本装置を廃棄する場合は、裏表紙の連絡先までご連絡ください。

仕

様

クラス分類

： クラスⅡ（管理医療機器）

一般的名称： 酸素濃縮装置（特定保守管理医療機器）

販売名： O2 グリーン小春 3SP

医療機器認証番号： 222AGBZX00238000

寸法： 高さ 545 ×幅 350 ×奥行 250mm

重量： 13.5kg

電源： 【ACアダプタ付台車使用時】

		 ・定格電圧

AC100V		 ・周波数50 - 60Hz

		 ・電源入力

190VA以下（AC100V）		 【バッテリ使用時】
・電圧

DC25.2V・消費電力（バッテリ）●

22

本装置にはバッテリが内蔵されております。

				 流量 3.00L/分

ACアダプタ付台車のはずしかた

2 本体を平らな場所に

背面を上にして寝かせ、固定ネジ（2 個）をはずしてから、ACア
ダプタ付台車を取りはずします。
● 取り付ける際は逆の手順で行ってください。

135W

90W

流量 1.25 〜 1.50L/分 75W				 流量 0.75 〜 1.00L/分

55W

流量 0.25 〜 0.50L/分 45W

約 40 分（3L/分）〜 2.5 時間（0.5L/分）

電撃に対する保護 ※： クラスⅡおよび内部電源機器  Ｂ形装着部

EMC： JIS T 0601-1-2：2018 に適合

運転音 (騒音レベル )： 流量 3.00L/分※ GW320845 〜より対応

40dB
（A）

(JIST7209:2018に準拠)
運転音 (音響パワーレベル)： 流量 3.00L/分

50dB
（A）

(JIST7209:2018に準拠)
運転音（無響音室平均）： 酸素流量 3.00L/分：34dB（A） 2.00L/分：29dB（A）
		 酸素流量 1.00L/分：25dB（A）
使用条件： 周囲温度 10 〜 40℃

		 相対湿度 30 〜 75％（結露のないこと）		 使用気圧 900 〜 1,060hPa（標高約 1,000mまで）
設置環境： 在宅環境を意図している。

接触部の最高温度： 60℃以下

輸送および保管条件： 周囲温度 －10 〜 45℃（梱包状態）

酸素濃度： 88 〜 95％

酸素流量（L/分）： 0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00

酸素流量精度： 0.25 ～ 0.75L/分 (± 0.2L/分 )、1.00 ～ 3.00L/分 (±10%)

酸素出口最高圧力： 25kPa

警報： 警報表示と音によりお知らせします。

お手入れ・その他

お手入れ・その他

1 電源コネクタをはずします。

流量 2.50L/分				 流量 1.75 〜 2.00L/分
		 ・連続使用時間

●

145W

		 【電源供給停止】、【装置異常】、【流量異常】、【圧力異常】、【酸素濃度低下】、
		 【チューブ折れ】、【バッテリ残量】
警報状態の優先度： 低優先度作動モード： 連続作動※30●装置の仕様は予告なく、変更となる場合があります。

：クラスⅡ機器の安全基準を満たしていることを示しています。

技術的な情報および業者が実施する保守 ·点検については、：保護の程度が B形装着部であることを示しています。

「Ｏ２グリーン小春 3SP保守 ·点検マニュアル」
をご覧ください。

31こんなときには酸素が出てこない

電源スイッチが『切』のときは、電源スイッチを『入』にしてください。

酸素出口の延長チュー
ブ、カニューラがゆるんでいたり、はずれているときは『カチッ』と音がするまで接続し直してください。

こんなときには●警報とランプが異常を知らせたらエラーが表示されたら

エラー表示

警報名称

原因

処置

①

電源供給
停止

電源がなくなりました。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※ 警報音停止ボタンは働きません。

ー

圧力異常

②

バッテリ残量がなくな っ た と き は、ACア
ダプタ付台車を接続してバッテリを充電して
ください。

③

チューブ
折れ

酸素が流れていません。

カニューラ、延長チューブが折れていないか
確認してください。

④

バッテリ
残量

バッテリ残量が少なくなりました。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

⑤

酸素濃度
低下

酸素濃度が低下
しています。

電源スイッチを『切』にして、緊急用酸素ボン
ベをご使用になり、緊急連絡先へ連絡してください。

① ～ ⑤：複数の警報が発生した場合の優先順位を示しています。
警報の履歴は、電源がなくなっても不揮発性メモリに保存されます。
警報音量：65dB（A）［警報ランプ］点灯［酸素ランプ］消灯
警 報

酸素が流れていない？
と思える場合には、水を入れたコップにカニューラの先端を入れ、気泡が出るか確認してください。
出ていない場合には、途中のチューブ経路がつぶれていた
り、傷や穴があいていないか確認してください。
確認後は、カニューラ内部の水をよくきってください。

原因
酸素が流れていません。

異常を検知してから警報が発生するまでの時
酸素流量が低下しています。 間は最大3分です。
カニューラとチューブの折れ カニューラまたは延長を確認してください。
チューブが折れている
場合に発生します。

処置方法

こんなときには

こんなときには32

カニューラ、延長チューブの折れ曲がり、つぶれている部分を直し、やぶれている場合は新品と取り替えてください。

電源スイッチを『切』にして、緊急用酸素ボン
ベをご使用になり、緊急連絡先へ連絡してく装置の異常です。
ださい。
流量異常※警報音停止ボタンは働きません。
装置異常

カニューラ、延長チューブが折れていないか確認してください。

33

警報とランプが異常を知らせたら警報とランプが異常を知らせたら［警報ランプ］点灯［酸素ランプ］消灯［警報ランプ］点灯［酸素ランプ］消灯
バッテリ残量を監視
して残量10%になっバッテリが少なくなりました。 てすぐに発生します。

警 報

警 報

酸素濃度が低下しました。

ACアダプタを接続してください。

原因

処置方法

電源コネクタを電源端子にバッテリの残量が少なくなっています。 差し込んでください。
電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※ 残量が残り 10％になったときは、5 分おきにアナウンスされ E.08 が表示されます。

［警報ランプ］点灯［酸素ランプ］消灯

原因［警報ランプ］点灯［酸素ランプ］消灯

ブザー音『ピーピーピー』
警 報

警 報

電源を切ってから緊急連絡先に連絡してください。

処置方法

バッテリの残量がすべてなくなっています。

電源コネクタを電源端子に差し込んでください。
電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源の異常です。

電源コネクタが接続されていること、コンセントが差し込まれていることを確認してください。それでも警報が鳴りやまない場合は、電源スイッチを『切』にして警報を止め、緊急用酸素ボンベをご使用ください。

異常を検知してから警報が発生するまでの時間は最大2分です。
E.01：装置内部の圧力が規定値を超えた場合に発生します。
E.02：装置内部の圧力が動作圧力まで上がらない場合に発生します。
E.04：酸素流量が規定範囲から外れた場合に発生します。
E.09：装置内部の温度が規定値を超えた、または制御回路に異常が発生した場合に発生します。

原因

処置方法

装置の異常です。

電源スイッチを『切』にして、緊急用酸素ボンベをご使用になり、緊急連絡先へ連絡してください。

こんなときには

こんなときには

34

処置方法

酸素濃度の低下です。 緊急用酸素ボンベをご使用になり、緊急連絡先に連絡してください。

電源が遮断されてすぐに警報が発生します。

原因

異常を検知してから警報が発生するまでの 時 間 は 最 大30分です。
酸素濃度が規定値を下回った場合に発生
します。

35

●

故障や異常のときは「酸素が出てこない」、「警報とランプが異常を知らせたら」（32 〜
35 ページ）の方法で異常が解消できない場合は、装置の故障が考えられます。
ただちに使用を中止し、緊急連絡先にご連絡ください。
＜緊急連絡先＞●下記の連絡先または、装置に表示されている緊急連絡先に、ご連絡ください。

連絡先シール貼付位置

販売

製造販売業者

エア・ウォーター・メディカル株式会社〒 350-1165● 取扱説明書に乱丁・落丁などございましたら、お手数ではございますが取扱店までご連絡ください。
● 取扱説明書の全部または一部を無断で転載、複製することを禁止します。
● 取扱説明書の内容については、将来予告なしで変更することがあります。

埼玉県川越市南台一丁目 5 番地 1

MT00541C
O2 グリーン小春はエア・ウォーター・メディカル株式会社の登録商標です。

©エア・ウォーター・メディカル株式会社 2023 年 7 月