ペン型電動ピペット

製品仕様
● 型式

MSIC01-03-20

MSIC01-03-250

MSIC01-03-1000● 吐出範囲

0.1-20µL

1-250µL

5-1000µL● 精度保証

2-20µL20-250µL

100-1000µL

再現性（C.V）

20µL ≦ 0.4％
2µL ≦ 2.0％

250µL ≦ 0.15％
20µL ≦ 0.8％1000µL ≦ 0.15％
100µL ≦ 0.5％

正確度20µL ± 1.0％
2µL ± 3.5％250µL ± 0.5％20µL ± 2.5％1000µL ± 0.5％100µL ± 1.5％

● シングル分注● 連続分注再現性（C.V）

2µL ≦ 3.5％

20µL ≦ 2.0％

100µL ≦ 1.5％

正確度2µL ± 5.0％

20µL ± 3.0％

100µL ± 2.0％

20 × 54 × 181

20 × 54 × 181● 外径寸法（㎜）20 × 54 × 185● 重量約75g（充電池含む）● 速度設定吸引・吐出で各5段階設定● バッテリー

単4形ニッケル水素電池（動作保証バッテリー：Panasonic製 充電式エネループPRO BK-4HCD ハイエンドモデル）● 1 回の充電による連続動作回数

従来pipettyから1.5倍● 省電力機能

無操作1分間後、電源OFF※２
ボタン操作による電源OFF NEW● チップ

WATSON、GILSON、Eppendorf、Greiner Bio-One、Thermo Fisher Scientiﬁc、RAININ、他社製チップに適合※当社推奨チップはThermo Fisher Scientiﬁc(ARTチップ、フィンチップ）になります。

● 希望小売価格

40,000円（税別）

600→900回 従来のpipettyから 1.5倍 NEW※当社連続動作条件にて900回※1※１連続動作条件：Sモード最大容量、Hiスピード、往復動作

スターターパック（MSIC05-03）

液滴計測システム

初めてpipettyをお使いいただく場合、充電器

電動ピペットシステム
構成

・画像処理により液滴の体積を測定します。

スターターパックの購入を推奨いたします。

※２電源OFFとはCPUはスリープ状態のこと。

・ピペットの日常点検等の精度管理に最適です。

チップ・液体の蒸発や粘性の影響を受けないので高精度測定が可能です。

ホルダー

液滴・現在、経済産業省「新市場創造型標準化制度」の支援を受けて標準化を取組中です。

＋

XYZステージ

照明

2値化
カメラ

液滴撮影と2値化画像処理 (断面積を積分計算)

スターターパック：充電器、ホルダーのセット
希望小売価格：3,000円（税別）

アフターサービス 末永くご愛用いただくため、以下の内容でアフターサービスの対応を行っております。
JCSS校正外部校正

29,000円

精度検定
10,000円

定期メンテナンス
15,000円

受け
取り

状
態
確
認

精度
検定39,000円

出荷
確
認

検査成績書
消耗部品交換定期メンテナンス＋JCSS校正JCSS校正 ※１
証明書発行

キャリブ

レーション

精度検定

外部校正

JCSS校正証明書発行※１※1：標準機証明が必要な場合は、別途ご依頼ください。
（有償対応） ※2：故障箇所が確認された場合、別途修理費用が発生します。

製品カスタマイズ対応 ご要望に応じて、製品のカスタムをすることが可能です。まずはご相談ください。
お問い合わせ先

販売代理店

すべてのピペットユーザへ

もっと身近にデジタルを
1

23

世界最小、最軽量

高精度
連続分注

ハンドウォーミングによる（従来比2/3）※2016年11月時点、当社調べによる〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡二丁目4番23号
TEL：019-601-8228 FAX：019-601-8227
URL：https://www.icomes.co.jp/

精度悪化の改善

さらに機能が追加＋

連続動作回数が1.5倍UP

従来のブローアウト機能
メモリ機能

Mail：icomes-info@icomes.co.jp

20220401

NEW従来機能に加え新しい機能を追加。
さらに使いやすくなりました。

1

特徴

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現！

NEW 連続動作回数が他社製品の流量変化

0.50

スポット1~27.4 ℃

スポット2~30.8

131.8

赤外線サーモグラフィで測定した

ハンドウォーミングによる温度上昇

−1.00

−1.00

−1.50

−1.50

−2.00の変化可視図（20分後）

2

特徴

イジェクトレバー−2.00

電動ピペット 2.5％

−2.50
−3.00

バックボタン−0.50

手動ピペット 1.2％

誤差︵％︶

24.4

温度補正有 0.3％

0.00

−0.50

2pipetty の流量変化

0.500.00

従来の1.5倍UP

010203040

分注回数（回）50−3.00

60010203040

分注回数（回）

50

当社マイクロアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能

0.3

筋電センサ測定部位とアース位置

手動

親指付け根

pipetty0.2

腕の内側mV 0.1

020200（250）
ピペット容量1000アース

ピぺッティング Sモード

UP DOWNボタン

バッテリーカバー

ミキシング
種類の異なる液体の混合動作を行います。
吸入吐出動作を繰り返すモードです。

LCD

分注再現性（20μL分注時）

分注再現性（100μL分注時）

2.5

1.0

0.5

0.8

0.4

0.6

0.3

1.00.4

0.2

0.5

0.2

0.1

値︵％︶

2.0

CV 1.5

pipetty（公称容量20μL） （MSIC01-03-20）

0.0

手動ピペット

定量分注の動作を行います。
設定量を吸入・吐出するモードです。

MODE/ENTERボタン

分注再現性（2μL分注時）

NEW ブローアウト

pipetty（公称容量200μL）（MSIC01-03-250）

フォワード吐出の際にチップ内壁に付着した液体を効率的に吐ききるためのブローアウト機能です。
また、追加ブローアウトが可能です。

PUSHボタン

0.0

手動ピペットpipetty（MSIC01-03-1000）（公称容量1000μL）NEW メモリ機能

JCSS校正は測定器のトレーサビリティを確保するための制度です。JCSS校正以外にも校正の方法はいろいろありますが、行政機関の認定を受けられるのはJCSS校正だけです。JCSS校正は国際的にも認められた校正であり、相互承認に署名した国なら、校正を受けた製品を輸出する場合、校正証明書をそのまま利用することができます。

連続分注 Mモード

等量連続分注とリバースピぺッティングを行えるモードです。等量連続分注は吸入した量を設定分注量かつ設定分注回数分を吐出可能です。

ISO8655に準拠しており、ご要望によりJCSS校正※1証明の取得が可能です。

JCSS校正とは評価協力：岩手大学

60

手動ピペット vs pipetty（習熟度の違う作業者間（3名）の比較）※1

手動及び電動ピペット（pipetty）の作業負荷比較

分注モード

サイズ：Φ8×188mm
0.0031mm/ステップ

手動ピペット

手動ピペットは分注量が増える
ほどピストンのストロークが長くなり、作業負荷が増えますが、pipettyはどの容量でもボタン操作のみで、負荷が小さいことが確認されました。
また、pipettyは一定速で吸引・分注できるので、吸引時のコンタミや、分注時の泡立ちを抑制することができます。

−2.50

pipettyの動力源として、当社マイクロアクチュエー
ターを 搭 載しています。分 解 能 が 高 いことから、pipettyは細かい液体制御が可能となり、作業者間の手技に関係なく常に高精度の分注が実現できます。

0.0

長時間の分注作業でも疲れにくい

平均電位︵ ︶

一般のピペットは、手の熱がピペット内部に伝わることによって分注精度を悪化させる「ハンドウォーミング」の問題がありました。手の熱がピペットにどの程度影響を及ぼすかを測定した結果、開始から約20分でピペット本体外側の温度は5.8℃上昇し、分注精度は1.8％変化しました。
「pipetty」は温度センサーを搭載し、温度によって分注量を自動補正する、世界唯一の機能を持つ製品です。
（特許第6353701号）

3

特徴

ノズル

容量設定の時間短縮として、Sモード、Mモードそれぞれ過去の分注履歴から選択ができます。

その他機能● Sモード/Mモードのキャリブレーション● 吸引/吐出の速度設定● ブザー音ON/OFF設定

pipetty
使用方法動画
YouTube