携帯用水質測定器 ProfiLine 3000シリーズ

pH, DO, Cond

商品コード : 携帯用 pH 計
商品コード2AA110

本体、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 21、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2AA111

pH 3110 SET 2

本体、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 41、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2AA112

pH 3110 SET 3

本体、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 81、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2AA113

本体、単 3 乾電池（4）2AA210

本体、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 41、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2AA212

pH 3210 SET 3

本体、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 81、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2AA213

pH 3210 SET 4

本体、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 51、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2AA214

pH 3310

本体（USB インターフェース）、単 3 乾電池（4）2AA310

pH 3310 SET 2

本体（USB インターフェース）、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 41、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル

2AA312

pH 3310 SET 3

本体（USB インターフェース）、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 81、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル

2AA313

pH 3310 SET 4

本体（USB インターフェース）、携帯ケース、pH 電極：SenTix® 51、標準液：pH7/pH4、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル

2AA314

プロフィラインProfiLine 3000 シリーズ

イオン電極

pH 3210
pH 3210 SET 2

ProfiLine

携帯用水質測定器

ラボ・携帯用本体、単 3 乾電池（4）pH/ORP

pH 3110
pH 3110 SET 1

Portable /Lab

本体、単 3 乾電池（4）2BA100

本体、携帯ケース、DO 電極：CellOx® 325、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BA101

Oxi 3205 SET 2

本体、携帯ケース、DO 電極：CellOx® 325-3、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BA102

Oxi 3205 SET 3

本体、携帯ケース、DO 電極：DurOx® 325-3、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BA103Oxi 3210

本体、単 3 乾電池（4）2BA200Oxi 3210 SET 1

本体、携帯ケース、DO 電極：CellOx® 325、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BA201

Oxi 3210 SET 2

本体、携帯ケース、DO 電極：CellOx® 325-3、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BA202

Oxi 3210 SET 3

本体、携帯ケース、DO 電極：DurOx® 325-3、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BA203Oxi 3310

本体（USB インターフェース）、単 3 乾電池（4）2BA300

本体（USB インターフェース）、携帯ケース、DO 電極：CellOx® 325-3、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル

2BA301

2BA302

Oxi 3315

本体、単 3 乾電池（4）2BD350Oxi 3315 SET 1

本体、携帯ケース、蛍光式 DO 電極：FDO925、USB 用ソフト、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BD351

Oxi 3315 SET 2

本体、携帯ケース、蛍光式 DO 電極：FDO925-3、USB 用ソフト、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2BD352

Oxi 3315 SET 5

本体、携帯ケース、蛍光式 DO 電極：FDO925、フローセル、測定器ホルダ、チューブ、単 3 乾電池（4）2BD355

マルチ測定

Oxi 3310 SET 2

ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル

商品コード : 携帯用導電率計
Cond 3110

本体、単 3 乾電池（4）2CA100Cond 3110 SET 1

本体、携帯ケース、導電率電極：TetraCon® 325、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2CA101

Cond 3110 SET 2

本体、携帯ケース、導電率電極：TetraCon® 325-3、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2CA102

Cond 3110 SET 3

本体、携帯ケース、導電率電極：KLE 325、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2CA103

Cond 3210

本体、単 3 乾電池（4）2CA200Cond 3210 SET 1

本体、携帯ケース、導電率電極：TetraCon® 325、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2CA201

Cond 3210 SET 2

本体、携帯ケース、導電率電極：TetraCon® 325-3、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2CA202

Cond 3210 SET 4

本体、携帯ケース、導電率電極：LR 325/01、フロースルーセル、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）2CA204

Cond 3310

本体（USB インターフェース）、単 3 乾電池（4）2CA300Cond 3310 SET 1

Cond 3310 SET 2

Cond 3310 SET 4

本体（USB インターフェース）、携帯ケース、導電率電極：TetraCon® 325、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル
本体（USB インターフェース）、携帯ケース、導電率電極：TetraCon® 325-3、標準液 1413µS/cm、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル
本体（USB インターフェース）、携帯ケース、導電率電極：LR 325/01、フロースルーセル、スタンド、ビーカー、単 3 乾電池（4）、USB ケーブル

pH3110シリーズ

2CA301

導電率■ 携帯用 pH 計 ProfiLine pH 3110 型■ 携帯用 導電率計 ProfiLine Cond 3110 型■ 携帯用 pH 計 ProfiLine pH 3210 型

3205 / 3210 ■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3205 型■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3210 型
シリーズ

2CA302■ 携帯用 導電率計 ProfiLine Cond 3210 型

2CA304●完全防水構造※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

WTW社輸入総代理店

DO販売店● CMC（連続測定制御）機能により、測定が校正範囲内で行われているかが判ります（pH 3210 型、pH 3310 型）●完全防水のUSBインターフェース（3310、3315 型）● 蛍 光 式 DO 電 極 に 対 応（Oxi 3315 型のみ）

P08-0102

120503TM■ 携帯用 pH 計 ProfiLine pH 3310 型

3310 / 3315 ■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3310 型■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3315 型
シリーズ■ 携帯用 導電率計 ProfiLine Cond 3310 型

BOD

Oxi 3310 SET 1

本体（USB インターフェース）、携帯ケース、DO 電極：CellOx® 325、洗浄液、電極内部液、交換用隔膜ヘッド、スタンド、導電率

Oxi 3205
Oxi 3205 SET 1DO

商品コード : 携帯用溶存酸素計

光度計

内容濁度型式携帯用水質測定器 ProfiLine 3000 シリーズ
プロフィラインpH導電率▼3110 シリーズ

Portable /Lab仕様

電極ラインナップ

信頼性が高く、シンプルで、使いやすい。

pH/ORP 測定■ 携帯用 pH 計 ProfiLine pH 3110 型■ 携帯用 導電率計 ProfiLine Cond 3110 型

型式

pH 計は純水や飲料水、環境水、排水のような水溶液の他、食品・飲料・土壌といった様々な用途に用いられます。このような様々な用途に対応するための各種 pH 電極をラインナップしています。

◦丈夫な完全防水の本体（IP67）と、手入れがしやすいキーパッド

0.0 〜 14.0/± 0.1 pH

0.0 〜 14.0/± 0.1 pH

0.0 〜 14.0/± 0.1 pH± 1200.0/± 0.3 mV± 1200.0/± 0.3 mV± 1200.0/± 0.3 mV± 2000/± 1 mV

± 2500/± 1 mV

± 2500/± 1 mV

0 〜 80.0℃ / 0 〜 100.0℃ /± 0.1℃

0 〜 80.0℃ / 0 〜 100.0℃ /± 0.1℃

0 〜 80.0℃ / 0 〜 100.0℃ /± 0.1℃

読取機能

自動自動 / 手動

自動 / 手動

CMC 機能×○○

1 〜 3 点 ; WTW Technical. DIN buffers

1 〜 5 点 ; 16 バッファーセット

1 〜 5 点 ; 16 バッファーセット

温度 *校正※ Cond 3110 で は、 導 電 率

校正メモリー

測定に汎用の 2 電極セルが利用

直近の校正のみメモリー可能

直近の校正のみメモリー可能

最大 5 回分メモリー可能

7 セグ

LCD グラフィック表示バックライト付

LCD グラフィック表示バックライト付

データメモリー×

200 件（手動）200 件（手動）/5000 件（自動）データロガー×

手動

手動 / タイマー

インターフェース

××

USB

1.5 V 単三電池 4 本または1.5 V 単三電池 4 本または1.5 V 単三電池 4 本または表示できます。

pH 電極
SenTix 21

丈夫な密閉シリコンキーパッド−完全防水（pHDO

一般水溶液用：内部液無補給型

pH 電極
SenTix 41)（一般水溶液用：内部液無補給型)

pH 電極
SenTix 51（

一般水溶液用：内部液補給型

pH 電極
SenTix 81)（

一般水溶液用：内部液補給型)

電源

導電率

連続稼働時間さまざまな用途で測定を行う場合、異なるセンサーが必要な場合、あるいは測定値の記録が必要な場合には、3210 シリーズの測定器が最適です。
■ 携帯用 pH 計 ProfiLine pH 3210 型■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3205 型■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3210 型■ 携帯用 導電率計 ProfiLine Cond 3210 型◦非常に明るい場所でもよく見えるバックライト
グラフィックディスプレイ
◦新しい CMC（Continuous Measurement Control）
機能により、すべての pH の正確な読み値を保証（右図参照）pH 3210 型

pH 3310 型

mV◦測定データの信頼性を高める
内蔵校正タイマー3205 / 3210 シリーズ

pH 3210 型

pH◦優れたタッチで操作ミスの少ないキー

Cond 3110 型

pH 3110 型

測定範囲 / 精度

pH3210 の CMC（連続測定制御）機能により、測定が校正範囲内で行われているかどうかが一目で分かります。
校正範囲から外れると、警告を発します。

型式

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

約 2500 時間

約 1000 時間（バックライト表示時：150 時間）

約 1000 時間（バックライト表示時：150 時間）

Oxi 3205/Oxi 3210 型

Oxi 3310 型

Oxi 3315 型

0.00 〜 50.00 mg/L / 読取値の ± 0.5 %0.00 〜 50.00 mg/L / 読取値の ± 0.5 %0.00 〜 50.00 mg/L / 読取値の ± 0.5 %0.0 〜 200.0 % / 読取値の ± 0.5 %、0.0 〜 200.0 % / 読取値の ± 0.5 %、0.0 〜 200.0 % / 読取値の ± 0.5 %、0 〜 600 % /± 0.5 %0 〜 600 % /± 0.5 %0 〜 600 % /± 0.5 %0 〜 1250 mbar ± 0.5 %0 〜 1250 mbar ± 0.5 %0 〜 1250 mbar ± 0.5 %0 〜 40.0℃ / 0 〜 50.0 ℃ / ± 0.1℃

0 〜 40.0℃ / 0 〜 50.0 ℃ / ± 0.1℃

0 〜 40.0℃ / 0 〜 50.0 ℃ / ± 0.1℃

自動 / 手動

自動 / 手動

自動 / 手動DO 電極 CellOx/DurOx 用 OxiCal 校正容器

DO 電極 CellOx/DurOx 用 OxiCal 校正容器

FDO Check 校正容器
最大 5 回分メモリー可能

測定範囲 / 精度
DO *（pH 電極
SenTix SP)

食品用；突刺型：
内部液無補給型（pH 電極SenTix Sur

土壌他用；表面測定：内部液無補給型)

ORP 電極SenTix ORP（)

ORP 測定用：
内部液補給型

飽和率 *酸素分圧 *
温度 *
読取機能

DO 測定

校正

Oxi 3205、3210、3310 型はガルバニ式隔膜電極、Oxi 3315 型は蛍光式 DO 電極に対応しています。

校正メモリー

直近の校正のみメモリー可能

最大 5 回分メモリー可能

大気圧補正○○○

Oxi 3205、3210、3310 型では環境水や排水等、一般的な用途に向いた DO 電極 CellOx 325（ガルバニ式）あるいは低流速に対応した DurOx（ガルバニ式）を使用。
Oxi 3315 型では先進のテクノロジーを有した蛍光式 DO 電極 FDO 925を使用。蛍光式 DO 電極は隔膜式 DO 電極のように定期的な隔膜や電解液の交換が不要であり、校正も電極先端に取り付けるセンサーキャップに予めデータがメモリされているため、メンテナンス性に多くのメリットがあります。

表示

LCD グラフィック表示バックライト付

LCD グラフィック表示バックライト付

LCD グラフィック表示バックライト付

データメモリーOxi 3205: 無、Oxi 3210: 200 件（手動）200 件（手動）/ 5000 件（自動）500 件（手動）/ 5000 件（自動）データロガーOxi 3205: 無、Oxi 3210: 200 件（手動）手動 / タイマー

手動 / タイマー

×USB

USB

1.5 V 単三電池 4 本または

1.5 V 単三電池 4 本または

1.5 V 単三電池 4 本またはインターフェース
電源
連続稼働時間型式

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

約 800 時間（バックライト表示時：100 時間）

約 800 時間（バックライト表示時：100 時間）

約 800 時間（バックライト表示時：100 時間）

Cond 3110 型

Cond 3210 型

Cond 3310 型

測定範囲 / 精度

3310 / 3315 シリーズ

pHDO

導電率

1 µS/cm 〜 2 S/cm / ±0.5 %
導電率 *

0.0 〜 1000 mS/cm /± 0.5 %10 µS/cm 〜 20 mS/cm

pH 測定、DO 測定、導電率測定において大容量のデータロギングが必要な場合、3310 シリーズが最適です。3210 シリーズと共通の測定機能に加えて、次のような高い機能を備えています。Oxi3315 は、蛍光式 DO 電極を標準付属。
■ 携帯用 pH 計 ProfiLine pH 3310 型■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3310 型■ 携帯用 DO 計 ProfiLine Oxi 3315 型■ 携帯用 導電率計 ProfiLine Cond 3310 型

Oxi 3310 型

CellOx 325(Oxi 3205 / 3210 / 3310 型用 )DurOx

(Oxi 3205 / 3210 / 3310 型用 )FDO 925(Oxi 3315 型用 )比抵抗×
固定値：0.475 cm–1、1.0 cm–1、セル定数

導電率測定

校正可能：0.450 〜 0.500 cm–1、0.585 〜 715 cm–1、0.800 〜 1.200 cm–1

導電率を測定するためのセルは大きく分けて 2 種類あります。一つは環境水や排水など比較的導電率が高いサンプル用の 4 電極式導電率セル TetraCon シリーズ、もう一つは純水や超純水など比較的導電率が低いサンプル用の 2 電極式導電率セル KLE325 あるいはLR325 です。

1 µS/cm 〜 2 S/cm / ±0.5 %1 µS/cm 〜 2 S/cm / ±0.5 %0.001 µS/cm 〜 200 µS/cm / ±0.5 %0.001 µS/cm 〜 200 µS/cm / ±0.5 %0.00Ω cm 〜 20 MΩ cm

0.00Ω cm 〜 20 MΩ cm

固定値：0.475 cm–1、1.0 cm–1、0.01 cm–1

固定値：0.475 cm–1、1.0 cm–1、0.01 cm–1

校正可能：0.450 〜 0.500 cm–1、校正可能：0.450 〜 0.500 cm–1、0.585 〜 715 cm–1、0.800 〜 1.200 cm–1、0.585 〜 715 cm–1、0.800 〜 1.200 cm–1、調整可能 : 0.090 〜 0.110 cm–1

調整可能 : 0.090 〜 0.110 cm–1

塩分0.0 〜 70.0

0.0 〜 70.0

0.0 〜 70.0TDS×0 〜 1999 mg/L、0 〜 199.9 g/L

0 〜 1999 mg/L、0 〜 199.9 g/L− 5.0 〜 80.0℃ /± 0.1℃

温度

− 5.0 〜 80.0℃ /± 0.1 ℃− 5.0 〜 80.0℃ /± 0.1℃

◦最大5000レコードの定間隔データロギング機能：
現場での長時間の記録に最適読取機能

自動

自動 / 手動

自動 / 手動

参照温度

20℃ /25℃

20℃ /25℃

20℃ /25℃◦現場測定用の完全防水の USB
インターフェース

非線形、線形、0.000 〜 10.00 %/K

校正メモリー

温度補正

非線形、線形、0.000 〜 10.00 %/K
直近の校正のみメモリー可能

最大 5 回分メモリー可能

7 セグ

LCD グラフィック表示バックライト付

LCD グラフィック表示バックライト付

データメモリー×

200 件（手動）200 件（手動）/5000 件（自動）データロガー×

手動

手動 / タイマー

インターフェース

××

USB

1.5 V 単三電池 4 本または

1.5 V 単三電池 4 本または

1.5 V 単三電池 4 本または

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

表示◦ノート型 PC または
デスクトップ PC への高速データ送信

PC との高速通信用の完全防水
USB インターフェース

線形
直近の校正のみメモリー可能

導電率セル
TetraCon 325(Cond 3110 / 3210 / 3310 型用 )導電率セル
KLE325(Cond3110 型用 )導電率セル（超純水用）
LR 325/01(Cond 3210 型 / 3310 型用 )電源
* センサーにより異なる

1.2 V NiMH 充電式電池 4 本

本体：3 年保証

ProfiLine 3000 シリーズの本体寸法：約 180×80×55mm