クラス最高峰の高感度・高速フレームレートを誇る、微弱光観察用の顕微鏡用カメラWRAYCAM-VEXシリーズ
量子効率の高い超高感度SONY製CMOSセンサーを搭載。微弱蛍光観察などの顕微鏡写真撮影に威力を発揮します。像追随性も非常に高く、素早く動く標本の明視野観察・位相差観察にもご利用いただける顕微鏡用カメラです。
VEXシリーズでは以下の3機種をご用意しています。
・高感度・高速フレームレートに加え、長時間露出が可能な微光イメージング用モノクロデジタルカメラWRAYCAM-VEX230M
・クラス最高峰の超高感度・4K高解像度の顕微鏡用カラーデジタルカメラWRAYCAM-VEX830・超高感度・超高速フレームレートの顕微鏡用カラーデジタルカメラWRAYCAM-VEX120
WRAYCAM-VEX230MとVEX830は、近赤外領域でも高い感度を有しています。
これらのカメラはIRカットフィルタをARフィルタに変更可能なので、近赤外領域での撮影にもご利用いただけます。
顕微鏡への接続部は最も一般的なCマウントを採用。
オプション品をご利用いただくことで、鏡筒内径23.2mm・30mm・30.5mmの鏡筒にも取り付け出来ます。
丈夫で美しいアルミダイキャストボディ。三脚用ネジ穴も付いていますので、三脚に装着しての使用も可能です。
高機能ソフトウェア“MicroStudio”（Windows用）と、Macで使用できる“Spectman”が標準で付属。
いずれのソフトウェアにも焦点合成（EDF）・タイリング・計測機能などが搭載されています。
高機能ソフトウェア“MicroStudio”にはダークフィールド補正、ブラックバランス、蛍光画像合成といった蛍光イメージングに役立つ便利な機能も搭載されています。

FEATURES 特徴

顕微鏡用USBデジタルカメラWRAYCAM-VEXシリーズは以下の3つのモデルをご用意しています。

WRAYCAM-VEX230M

高感度・長時間露出で微弱蛍光観察時の顕微鏡写真に最適なUSB3.0モノクロデジタルカメラ

WRAYCAM-VEX230M
超高感度センサーSONY Exmor Pregius IMX174を搭載。
カラーフィルタによる受光量損失が生じな
いモノクロカメラです。量子効率が非常に高いため（最大76％＠525nm）、微弱蛍光イメージングに最適です。加えて、広い波長領域に感度を持つため、近赤外波長の撮影も可能です。
ワイドダイナミックレンジで、黒潰れや白飛びを起こすことなく高画質な撮影が可能です。列並列A/Dコンバーターによる低ノイズ設計により、非冷却カメラながら最大60秒の長時間露出が可能なため、蛍光観察や暗視野観察等の微弱光の撮影に最適な顕微鏡用カメラです。
USB3.0完全対応。フルHD 画質で最大120fpsの高追随性（通常のビデオレート30 fpsの4倍の高フレームレート）を実現。
グローバルシャッターを搭載し、生細胞（ライブセル）イメージング等にも適しています。
※IRカットフィルタをARフィルタに変更可能なので、近赤外領域での撮影にもご利用いただけます。

WRAYCAM-VEX830

クラス最高峰の超高感度・高精細4K高解像度で高画質なUSB3.0カラーデジタルカメラ
WRAYCAM-VEX830
超高感度な裏面照射型CMOSイメージセンサー
SONY STARVIS IMX485を搭載。
このセンサは被写体の明るさに応じたゲインモードが設定可能な
Dual Conversion Gain (DCG)機能を備えており、非常に明るい照明条件でも、非常に暗い低照度環境下でも利用可能です。低照度撮影では高変換ゲインモード（High Conversion Gain, HCG）により感度を上げ、読み出しノイズを低減することで優れた低照度撮影性能を実現します。低変換ゲインモード（Low Conversion Gain, LCG）
は非常に明るい照明条件下での画像の飽とより広いダイナミックレンジが得られ和を減少させ、より高いフルウェル容量（FWC）ます。
また、超低暗電流で高感度なセンサーとHCGモードの組み合わせにより、暗い背景でもより細部まで鮮明で高コントラストな蛍光イメージングを行うことができます。
高精細な4K解像度（UHD）、一般的なパソコンモニタの表示比率に合った16:9 比率のイメージ出力。色補正アルゴリズムは正確に標本の色を再現し、ワイドダイナミッ
クレンジで高コントラスト、色再現性の高い画像が得られます。
※IRカットフィルタをARフィルタに変更可能なので、近赤外領域での撮影にもご利用いただけます。

®

WRAYCAM-VEX120

超高感度・超高速フレームレートのUSB3.0
カラーデジタルカメラ
WRAYCAM-VEX120
超高感度センサーSONY Exmor IMX224 搭
載の顕微鏡用カラーデジタルカメラです。微弱な光の観察、特にLive/Dead Cell Staining 等の同一励起光下で蛍光体の色を見分けるような、モノクロカメラでは対応できない多色蛍光イメージングに最適です。の低照度環境においても撮影が可能（超高感度被写体照度0.005lux（闇夜に相当）2040mv）。
ダイナミックレンジが広く、明暗差の激しい標本・試料でも白飛び・黒潰れを抑えた撮影ができます。
低ノイズの列並列A/D変換コンバーター仕様。高速通信規格USB3.0に完全対応しています。最大120fps（解像度640x480時）の圧倒的な高速フレームレートです。

SPECIFICATIONS 仕様一覧
仕様

WRAYCAM-VEX230M

VEX-830

VEX120

映像素子

1/1.2”

1/1.2”1/3"

解像度

1920 x 1200

3840 x 2160

1280 x 960

フィルタ-RGB Bayer Pattern

フレームレート

120fps (1920 x 1200) 45fps(3840 x 2160) 60fps(1280 x 960)

A/D

8/12 bit

センサータイプ
ピクセルサイズ

マウント

RGB出力

5.86um x 5.86um

Cマウント

CMOS
（裏面照射型）
2.9um x 2.9um

1920 x 1080

CMOS

3.75um x 3.75um

640 x 480

RGB Bayer Pattern

60fps(1920 x 1080) 120fps(640 x 480)

8/16bit (MicroStudio)
24bit (Spectman)

24/48 bit

24/48 bit

露出制御
露出時間
MicroStudio
Spectman

オート／マニュアル
0.025ms〜60s
0.03ms〜60s

0.013ms〜15s
0.013ms〜15s

0.014ms〜15s
0.01ms〜15s

S/N 比

45.1dB

41.2dB

39.7dB

感度1016mv(@1/30s)

ダイナミックレンジ

72dB

カメラ本体重量295g

カメラ本体寸法USBケーブル長さ
付属品（共通）

株式会社レイマー〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ：wraymer.com

20240725

CMOS

68

68

46.4(mm)

2188mv(@1/30s)
72dB

2040mv(@1/30s)
75.77dB

1.5m

制御ソフトウェア "MicrStudio"（Windows対応）および "Spectman"（Windows/Mac対応）、
ドライバ、
DirectshowおよびTWAIN用ドライバ、取扱説明書、
USBケーブル