データシート

フリッカー測定機能付き GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker
LED や画像のフリッカー周波数測定が行えるモバイル分光放射照度計
従来のモバイル分光放射放射照度計 GL SPECTIS 1.0 Touch の性能をそのままに、Flicker 機能が追加されたモデルが開発されました。
GL SPECTIS 1.0 Touch の測定項目の照度・光束や CCT・CRI・色度座標に加え、フリッカー測定が簡単にできる理想の分光器です。

特長■ コンパクト、ポータブル仕様、バッテリー搭載■ 本体のみで測定可能■ 直感的に操作可能なカラータッチパネル■ ラボグレードの高精度・再現性のある測定を実現■ 気温によるダーク変動を自動補正■ 接続アクセサリの自動検出■ アクセサリの取付けによって測定項目を拡張■ オ プションソフトウェア SPECTROSOFT を使うことでさまざまな解析が可能

付属品■ 校正証明書■ コサイン補正された拡散ヘッド ( 照度 )■ 広い用途のインターフェース：USB、SD カード■ リモートトリガーソケット

GL SPECTIS 1.0 Touch Flicker■ 三脚アダプタ (1/4 - 20 ねじ穴付き )■ ケース・充電器・ケーブル■ 1 年間保証

仕様
アプリケーション
自然光、LED、ハロゲンランプの評価
アプリケーション

LED 光源のパルス幅変調 (PWM)
撮影現場での光源評価

LED 測定照度 [lux] *10 ～ 100 000 ( 白色 LED)
0.01 ～ 100 000 ( オプションの GL SALLI Diffusor で測定可能 )輝度 [cd/m2]

オプションの GL OPTI PROBE で測定可能

光束 [lm]

オプションの GL OPTI SPHERE で測定可能

光度 [cd]SPECTROSOFT( 専用ソフト ) で計算

放射照度 [W/m2]

0.03 ～ 600 ( 白色 LED)

照度計クラス・一般形 AA 級照度計 - JIS C 1609-1:2006

公差 - コサインレスポンス (f2')< 3 % (1.9 % )波長範囲 **

340 - 780 nm (UVa - VIS)・Class B - DIN 5032-7

GL SPECTIS 1.0 T Flicker UVa - VIS

仕様
フリッカー測定
測定時間 [ms]サンプリングレート

最大カットオフ周波数

最小カットオフ周波数

FFT 周波数分解能

1318μs12.5 kHz

23 Hz

7.63

262

16 μ s6.25 kHz

12 Hz

3.81

524

32 μ s3.125 kHz

6 Hz

1.91

1048

64 μ s

1.56 kHz

3 Hz

0.96

2097

128 μ s781 Hz1.5 Hz0.48

フリッカー測定範囲4194

256 μ s390 Hz0.8 Hz0.24

8388

512 μ s195 Hz0.4 Hz0.1216777

1024 μ s

97 Hz

0.2 Hz

0.06

33554

2048 μ s

48 Hz

0.1 Hz

0.03

周波数範囲

0.1 Hz - 12.5 kHz

最大サンプリングレート125 kHz

照度 [lx]0.1 - 15 000

FFT プロットの視覚化✓

時間プロットの視覚化✓

フリッカーインデックス✓

フリッカー率✓ストロボスコープ効果可視性測定 (SVM)✓ドミナント周波数✓

計算値
CRI - 演色性 (CIE)

Ra, R1 - R14

TM-30-15 準拠の CRI

R15

CCT - 相関色温度 (CIE 13.3)✓

カラーピーク✓ドミナント波長GL SPECTROSOFT オプションにより可能

色座標 [x , y] (CIE 1931)✓

色座標 [u' , v'] (CIE 1976)✓

色座標 [u , v] (CIE 1960)✓PAR / PPFD✓

色座標エラーGL SPECTROSOFT オプションにより可能

メタメリック表示

GL SPECTROSOFT オプションにより可能

ビニング

GL SPECTROSOFT オプションにより可能

ISO 3664 に準じた評価✓光測定 / 放射測定
センサ

CMOS イメージセンサ

ピクセル数

256

解像度 / データ間隔～ 1.7 nm

波長再現性

0.5 nm

積算時間

10 ms ～ 10 s

A / D コンバータ

16 bitS/N比1000 : 1

迷光

2*10 E-3

分解能 / 半値幅

10 nm

放射測定精度 ***/****

5 % (340 - 500 nm)、4 %(500 - 780 nm)

フリッカー補償✓

温度センサ / ダーク補正✓

色座標の不確かさ ***0.0015

アクセサリ自動検出

✓仕様
プロパティ
オペレーティングシステム

Android

USB 接続経由電源< 640 mA

電源アダプタ

100 - 240 V (50 / 60 Hz)、0.15 A パワーサプライユニット

バッテリーパック

3500 mAh Li - ion バッテリー

自動電源オフ✓バッテリー駆動時間～ 6 時間 *****

周辺温度

5 - 35 ℃

サイズ [ H x W x D]

74.5 mm x 145.5 mm x 36.6 mm ( 標準ディフューザー含む )重量349 g

三脚アダプタ (1/4 - 20 ねじ穴付き )✓インターフェース・メモリ
USB

USB 2.0

トリガ

MQ172、4-pin、プログラム可能

SD カードスロット

micro SD

データ保存

オート /4GB micro SD

データフォーマットXML

光ファイバーコネクタ

SMA905D オプション

ディスプレイ・オペレーション
ディスプレイ3.5" カラー LCD 240 x 320 px

オペレーション

タッチパネルスクリーン、PC / ノートブック

ソフトウェア
ソフトウェア

Optional GL SPECTRISOFT Basic / Pro / Lab

付属品等
ケース

✓バッテリー✓

USB ケーブル✓

電源✓

リーシュ ( 紐 )✓ディスプレイ保護✓

4GB micro SD カード✓

型番

GLX 1.0t FL no.201383

GL SPECTIS 1.0 Flicker UVa - VIS* 典型的な 4,000K 白色 LED 測定時の推定ダイナミックレンジ。ダイナミックレンジは光源によって異なるため、それぞれに計算する必要があります。特定のパラメータをご希望の際はご相談ください。
** センサのスペクトル範囲。使用される光学アクセサリによって、実際のスペクトル範囲が狭くなることがあります。
*** 校正直後の測定不確かさ。拡張不確かさは、包含確率 95% で包含係数 k=2 に対応。室温 25℃・湿度 45% の条件で有効な値です。
**** 対象モデルのスペクトル範囲に適用されます。
***** 通常使用時 ( 連続測定や WiFi 使用はバッテリー消費が顕著に増加しますのでご注意ください )。

低照度測定アクセサリ GL SALLI ディフューザGL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker 用アクセサリ

GL SALLI ディフューザは、コサイン補正が備えられた分光放射測定センサとフォトダイオードの 2 つの光路をもつアクセサリで、GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker に取り付けること低照度側の測定範囲を拡張することができます。
通常モードでは分光放射測定センサは照度測定、フォトダイオードはフリッカ測定を行いますが、測定する光のシグナルが低い場合、フォトダイオードが照度測定に切り替わり低照度測定をカバーします。

SALLI ディフューザ基本仕様
アプリケーション
アプリケーション

低照度照明、道路照明、非常照明

技術情報
通常モード (spectroradiometer)：~ 10lx -200.000lx

照度測定範囲低照度モード (photodiode)：0,01lx ~ 10lx

スペクトル応答不確かさ (f1')

Class B < 3 %コサイン補正不確かさ (f2')

Class B < 3 %測定不確かさ± 4%

測定ポイント径

2 × φ 9 mm

想定プローブ寸法

74 x 50 x 12 mm

型番No. 202296

・SALLI ディフューザーは、GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker に対する校正が必要です。
・ダストカバーが付属します。
・2018 年以降に製造された GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker で動作します。

本社: 東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト801 TEL:03-3868-2634

西日本営業所: 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル3F
https://www.systems-eng.co.jp

E-mail: info@systems-eng.co.jp

TEL:06-6868-9790
仕様・価格は予告なく変更する場合がございます

20220502