9. 臨床検査自動化用セグメント詳細
MSH-9 について、以下に臨床検査自動化関連の追加分を掲載する。他については第７章を参照。
テーブル 0076 - Message type メッセージ型 (臨床検査自動化関連のみ掲載)
Value

Description

ESU

Equipment Status Message

ESR

Equipment Status Message

SSU

Specimen Status Message

検体ステータス更新メッセージ

SSR

Specimen Status Message

検体ステータス要求メッセージ

INU

Inventory Update Message

自動化装置在庫更新メッセージ

INR
EAR

自動化装置在庫要求メッセージ
Equipment Command Message 自動化装置コマンドメッセージ
Equipment Command Response 自動化装置応答メッセージ

EAN

Equipment Status Message

自動化装置通知メッセージ

TCU

Test Code Settings Update

自動化検査コード設定メッセージ

TCR

Test Code Settings Request

EAC

LSU
LSR

自動化装置ステータス更新メッセージ
自動化装置ステータス要求メッセージ

Inventory Request Message

自動化検査コード要求メッセージ
Equipment Log/Service Message 自動化装置ログ/サービス更新メッセージ
Equipment Log/Service Request Message 自動化装置ログ/サービス要求メッセージ

テーブル 0003

Event typeイベント型 (臨床検査自動化関連のみ掲載)

Value

Description

U01
U02
U03

ESU/ACK – Equipment status update 自動化装置ステータスの更新／応答
ESR/ACK – Equipment status request 自動化装置ステータスの要求
SSU/ACK – Specimen status update 検体ステータスの更新／応答

U04

SSR/ACK – Specimen status request

U06

検体ステータスの要求
INU/ACK – Equipment inventory update 自動化装置在庫の更新／応答
INR/ACK – Equipment inventory request 自動化装置在庫の要求

U07

EAC/ACK – Equipment command

自動化装置コマンドの送信、

U08

EAR/ACK – Equipment response

自動化装置応答の送信

U09

U05

自動化装置通知のクリア

U11

自動化装置通知の送信
TCU/ACK – Test code settings update 自動化検査コード設定の送信
TCR/ACK – Test code settings request 自動化検査コード設定の要求

U12

LSU/ACK – Equipment log/service update

自動化装置ログ/サービスの更新／応答

U13

LSR/ACK – Equipment log/service request

自動化装置ログ/サービスの要求

U10

EAN/ACK – Equipment notification

Copyright©2002 JAHIS V2.0

157

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.1 EQU - Equipment Detail Segment 装置詳細セグメント
EQUセグメントは、臨床検査自動化システムで使われる装置の識別と保守に必要なデータである。
EQU 属性
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1

22

EI

R

R

RP/#

TBL#

ITEM #ELEMENT NAME

01479

Equipment Instance Identifier 装置ＩＤ

NOTE

2

26

TS

R

R

01322

Event Date/Time イベントの日付／時刻

3

250

CE

C

C

0365

01323

Equipment State 装置ステータス

4

250

CE

O

O

0366

01324

Local/Remote Control State ローカル／リモート制御のステータス

5

250

CE

O

O

0367

01325

Alert Level 警報レベル

EQUフィールド定義
EQU-1

Equipment instance identifier 装置ID (EI)

01479

Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、装置を示す。このIDは、部署 (施設) 全体の装置のマスターリスト
から取得される。<namespace ID> は装置名称を示す識別子である。

EQU-2

Event Date/Time イベントの日付／時間 (TS) 01322
定義：このフィールドは、イベント発生時点の装置の日付と時刻を示す（イベント例：状態の遷移，コマンド発行，コマンド実行終了）。

EQU-3

Equipment State 装置ステータス (CE)01323

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、装置の通信時点でのステータスの識別コードを示す。
テーブル 0365 - Equipment state 装置ステータス
この表は LECIS に基づく
Value

Description

PU

Powered Up 電源 ON

IN

Initializing 初期化中

ID

Idle アイドルCO

Configuring 設定中

OP

Normal Operation 通常オペレーション

CL

Clearing クリア中PA

Pausing 休止中

PD

Paused 休止

ES

E-stopped 緊急停止
(null) No state change ステータス変化なし

EQU-4

Local/remote control state ローカル/リモート制御のステータス (CE)01324

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、装置のリモート制御のステータスを示す。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

158

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

テーブル 0366 - Local/remote control state ローカル/リモート制御のステータス
この表は LECIS に基づく
Value

Description

L

Local ローカル

R

Remote リモート
(null) No state change ステータス変化なし

EQU-5

Alert level 警報レベル (CE)01325

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、指示された装置に関連付けられている最高位の警報ステータス（最高位の警報重要性）を示す（例：処理イベント，在庫イベント，ＱＣイベント）。
テーブル 0367 - Alert level 警報レベル
Value

Description

Note

N

NormalNo Corrective Action Needed 修正作業は不要

W

Warning

Corrective Action Anticipated 修正作業が期待される

S

Serious

Corrective Action Required 修正作業が必要

C

CriticalShut Down, Fix Problem and Re-init シャットダウン、問題修正、再起動(null) No level change

変化なし

Copyright©2002 JAHIS V2.0

159

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.2 ISD - interaction status detail segment インタラクションステータスの詳細セグメント
ISDセグメントは、特定の装置に対する特定のインタラクション（処理など）のステータスに関するデータである。
ISD 属性
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1

20

NM

R

R

2

250

CE

O

O

3

250

CE

R

R

RP/#

TBL#

ITEM #ELEMENT NAME

01326

Reference Interaction Number (unique identifier)
参照インタラクション番号(一意のＩＤ)

NOTE

0368

01327

Interaction Type Identifier インタラクションタイ
プＩＤ

0387

01328

Interaction Active State インタラクションアクテ
ィブステータス

ISDフィールド定義
ISD-1 Reference interaction number 参照インタラクション番号 (NM) 01326
定義：この番号は，インタラクションを一意に示す。インタラクションがコマンドにより実行される場合は，参照コマンド番号（Reference Command Number）を使用する（NCCLS AUTO3のLECIS Comparison Section 5.2.1を参照）。それ以外の場合は，ユーザーまたは装置の専用のテーブルを定義すること。

ISD-2

Interaction type identifier インタラクションタイプＩＤ (CE)01327

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、インタラクションのタイプを指定する。インタラクションがコマンドの効果として実行される場合は，ECDフィールド定義中の使用者定義テーブル0368「リモート制御コマンド」のＩＤを使用する。それ以外の場合は，ユーザーまたは装置の専用のテーブルを定義すること。

ISD-3Interaction active state インタラクションアクティブステータス (CE)01328

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、インタラクションのステータスを伝える。インタラクションがコ
マンドにより実行される場合は，ステータスとしてコマンド応答を使用できる（使用者定義
テーブル0387「コマンド応答」を参照）。これを使用しない場合，ステータスはインタラク
ションに特定されているLECISステータストランザクションを参照する。それ以外の場合は，ユーザーまたは装置の専用のテーブルを定義すること。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

160

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.3 SAC - Specimen And Container Detail Segment 材料と採取管の詳細
セグメント
採取管詳細セグメントは臨床検査自動化システムで使用される採取管の取り扱いに必要なデータである。

SAC 属性
SE
Q

LEN

DT

OPT

Japan

1

80

EI

O

2

80

EI

O

3

80 *

EI

4

80 *

5

ITEM #ELEMENT NAME

O

01329

外部識別ＩＤ

O

01330

識別ＩＤ

C

C

01331

採取管ＩＤ

EI

C

C

01332

親採取管ＩＤ

80 *

EI

O

O

01333

装置採取管ＩＤ

6

300

CM

O

O

7

26

TS

O

O

8

250

CE

O

O

9

250

CE

O

O

10

80

EI

O

O

11

80

NA

O

O

12

250

CE

O

O

13

80

EI

O

O

RP/#

TBL#

00249

検査材料

01334

登録の日付／時間

0370

01335

採取管ステータス

0378

01336

キャリアタイプ

01337

キャリアＩＤ01338

キャリア内の位置

0369

0379

01339

トレイタイプ

01340

トレイＩＤ

01341

トレイ内の位置01342

ロケーション

O

01343

採取管高さ

O

O

01344

採取管直径

NM

O

O

01345

バリアデルタ

20

NM

O

O

01346

ボトムデルタ

20

250

CE

O

O

01347

採取管高さ／直径／デルタの単位

21

20

NM

O

O

00644

採取管容積

22

20

NM

O

O

01349

利用可能容積

23

20

NM

O

O

01350

初期検体体積

24

250

CE

O

O

01351

体積の単位

25

250

CE

O

O

0380

01352

分離剤タイプ

26

250

CE

O

O

0381

01353

キャップタイプ

27

250

CE

O

O

0371

00647

添加剤

28

250

CE

O

O

01355

材料成分

29

20

SN

O

O

30

250

CE

O

O

31

20

SN

O

32

20

NM

33

250

34

14

80

NA

O

O

15

250

CE

O

O

16

20

NM

O

17

20

NM

18

20

19

Y

Y

01356

希釈率

01357

処置

O

01358

温度

O

O

01359

溶血指数

CE

O

O

01360

溶血指数の単位

20

NM

O

O

01361

脂肪血指数

35

250

CE

O

O

01362

脂肪血指数の単位

36

20

NM

O

O

01363

黄疸指数

37

250

CE

O

O

01364

黄疸指数の単位

38

20

NM

O

O

01365

フィブリン指数

39

250

CE

O

O

01366

フィブリン指数の単位

40

250

CE

O

O

Y

0374

01367

システムの汚染物質

41

250

CE

O

O

Y

0382

01368

薬剤干渉

42

250

CE

O

O

0375

01369

人工血液

43

250

CE

O

O

Y

0376

01370

特別の取り扱い注意

44

250

CE

O

O

Y

0377

01371

その他の環境因子*0373

Seq 3,4,5の第一要素は２０桁以内で運用されることが望ましい

Copyright©2002 JAHIS V2.0

161

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

SACフィールド定義
SAC−1 External accession identifier 外部識別ＩＤ(EI) 01329
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、臨床検査のＩＤを示す。このＩＤは外部臨床検査情報システムによって割り当
てられる。
例：ラボＡからラボＢへ検体が移送されたとき、ラボＢではこのフィールドの内容をラボＡとする。
SAC−2 Accession identifier 識別ＩＤ(EI) 01330
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは臨床検査のＩＤを示す。このＩＤは検査を実施している臨床検査の情報システム
により割り当てられる。
識別ＩＤは１本以上の採取管を参照させる事が可能である。採取管ＩＤ（後述）は採取管毎にユニークな識別子である。
SAC−3 Container identifier 採取管ＩＤ(EI) 01331
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは採取管を示す。このフィールドは採取管の一意なＩＤで、対応する装置により割り当てられる。１つの採取管には、親材料または、材料の分注検体が入る。親検体の場合はこのフィール
ド親採取管ＩＤが入り、バーコード付きでない分注検体（例：micro‑titter プレート）の場合は空白となる。
ＮＣＣＬＳ規格では臨床検査情報システムに導入される採取管にはそれぞれ一意のＩＤが要求される。親採取管ＩＤ、採取管ＩＤ、キャリアＩＤ／位置、トレイＩＤ／位置のフィールドの組み合わせにより、Ｌ
ＡＳ内の採取管が一意に識別される必要がある。自然で最良の方法は、機械で読みとれる一意のＩＤ（当然、このＩＤはフィールドの組み合わせの一意性を保証する）を採取管に貼付することである。このＩＤを記号化するバーコードは、ＮＣＣＬＳ ＡＵＴＯ２(Laboratory Automation: Bar Codes for Specimen
Container Identification）の規格案に適合すること。

SAC−4 Primary (parent) container identifier 親採取管ＩＤ (EI) 01332
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドに内容がある場合は、その検体の元の採取管を示す。親検体の場合は、このフィー
ルドは空白となる。分注検体の場合は、このフィールドには親採取管のＩＤが入る。
SAC−5 Equipment container identifier 装置採取管ＩＤ(EI) 01333
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、特定の装置内の採取管ＩＤを示す。
例：分析機内のカローセルまたはラック内の特定の検体、または分析機に特定のバーコードの割り当てなど。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

162

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

各種サンプルタイプの採取管ＩＤフィールドの使用例
SAC field

Primary container

Aliquot container
with Bar-code

Aliquot container
without Bar-code, e.g.
microtiter well

親採取管
バーコード付き分注採
取管

バーコード無し分注採取管“Container ID” 採取管ＩＤ(SAC-3)

Primary container ID

Aliquot container ID

親採取管ＩＤ

分注採取管ＩＤ“Primary (parent) Container
ID” 親採取管ＩＤ(SAC-4)—

Primary container ID

Primary container ID

親採取管ＩＤ

親採取管ＩＤSAC−6 Specimen source 検査材料 (CM)

—

00249

Components:<specimen source name or code (CE)> ^ <additives (TX)> ^ <free text (TX)> ^ <body site (CE)> ^ <site modifier (CE)> ^<collection method modifier code (CE)> ^ <specimen role (CE)>Sub-components of specimen source name or code: <identifier (ST)> & <test (ST)> & <name of coding system (IS)> & <alternate identifier(ST)> & <alternate text (ST)> & <name of alternate coding system (ST)>Sub-components of body site: <identifier (ST)> & <test (ST)> & <name of coding system (IS)> & <alternate identifier (ST)> & <alternate text(ST)> & <name of alternate coding system (ST)>Sub-components of site modifier: <identifier (ST)> & <test (ST)> & <name of coding system (IS)> & <alternate identifier (ST)> & <alternate
text (ST)> & <name of alternate coding system (ST)>Sub-components of collection method modifier code: <identifier (ST)> & <test (ST)> & <name of coding system (IS)> & <alternate identifier(ST)> & <alternate text (ST)> & <name of alternate coding system (ST)>
Subcomponents of specimen role: <identifier (ST)> & <test (ST)> & <name of coding system (IS)> & <alternate identifier (ST)> & <alternate
text (ST)> & <name of alternate coding system (ST)>

定義：このフィールドは、検体の採取部位またはサービスの実施部位を示す。
最初の要素には検体の名前またはコード（ＣＥデータタイプの要素としての）が入る。（診察名が材料を暗示している場合でも、材料の指定が必要なことがある。例：血液培養、心血）。有効なエントリーについては、JLAC10 を推奨。
２番目はテキスト要素で、必要に応じて検体への添加剤（例：ヘパリン、ＥＤＴＡ、シュウ酸塩など）を記入する。
３番目はテキスト要素で、この情報が依頼の一部である場合に採取方法を説明する。採取方法が理論的に診察結果である場合は、この要素は結果セグメントとして含まれなければならない。
４番目の要素は材料の採取元の身体部位を特定し、５番目の要素は部位の修飾子である。たとえば、検体が "anticubital foss" （肘の内側の窪み）で、部位修飾子が "right" （右）など。ＣＥフィールドの要素はサブ要素になる。有効なエントリーについては、JLAC10 を推奨。
６番目の要素は、検体が採取法の一部として凍結されているかどうかを示す。値として F(Frozen) とR(Refrigerated) を提案する。要素が空白の場合は、検体は室温とみなされる。
７番目の要素は検体の役割を示す。提案される値については使用者定義の ﾃｰﾌﾞﾙ 0369‑Specimen role を参照。これらの値は通常、システムによって識別され、検体のデーター処理に影響する。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

163

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

使用者定義 テーブル 0369 - Specimen role
Value
P

Patient (default if blank component value)

Q

Control specimen

C

Calibrator キャリブレーター

1.

B
R

SAC−7

Description
患者検体（ブランクで既定値）

コントロール検体

ブラインド検体

Blind Sample

Replicate (of patient sample as a control)

Registration date/time 登録日付と時刻 (TS)

複製

01334

定義：このフィールドは、その採取管が最後に自動システムに登録された日付と時刻を示す。例：採取管
バーコードがデバイスによって読まれた。

SAC−8

Container status 採取管ステータス(CE) 01335

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、そのトランザクションが開始された時点で検体が属していた一意の採取管のス
テータスを示す。値については HL7 ﾃｰﾌﾞﾙ 0370 - Container status を参照。必要なら、装置に特定の採取管ステータスを <alternate identifier> として送信する。
テーブル 0370 - Container status
Value

Description
識別されている

I

Identified

P

In Position

装置の中にあるO

In Process

処理中

R

Process Completed 処理終了

L

Left Equipment

M

Missing

X

Container Unavailable

U

Unknown

機器から解放された

ミッシング
採取管利用不能不明

採取管ステータスは（ＬＡＳ内の）デバイス間の情報交換に関係する。全てではないが、ＬＩＳ−ＬＡＳ間のデーター転送にも関連する。
以下の記述はＬＡＳまたは機器と他のＬＡＳまたは機器とのインターフェースに関するものである。

Identified はシステムが他のシステムに対して採取管を受け取った事を通知する。
ＬＡＳとＬＩＳ間での情報交換では Identified は検体を受け取った「このラボ」のステータスをレポートする事が可能である。
最初のサンプルの認識と同一にはならないケースもある。

In Position はシステムから他のシステムに対して検体搬送中の採取管の位置を通知する。（例：採取管がラックから取り出された。ピペッティング中、等）

In Process はシステムから他のシステムに対して特定の採取管が機器によって処理されていることを通知する。これは特定の処理ステップが適切で無いとき、採取管ステータスについてのクエリーを応答する

Copyright©2002 JAHIS V2.0

164

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

のに有用である。

Process Completed はシステムから他のシステムに対して処理が終了したが、採取管は未だシステムから解放されていない状態を示す。
Left Equipment はシステムから他のシステムに対して採取管が解放されたことを示す。
Missing はシステムから他のシステムに対して採取管が予想された位置に無い事を示す。
Cancelled はシステムから他のシステムへこのシステムの範疇で採取管がもはや利用不可能であることを示す。（例：採取管破損、破棄）

Unknown はシステムから他のシステムに対して採取管を受け取っていないことを示す。

SAC−9 Carrier type キャリアタイプ(CE) 01336
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはキャリアのタイプを示す。（用語集参照）
使用者定義テーブル 0378 に提案する値を示す。
それぞれの形状が異なるので、可能ならキャリアタイプかキャリア内のポジションの数を示すようにする。
この定義は階層的にネストされていると想定している。「採取管はキャリアの中にあり、キャリアはトレ
イの中にある。」のように。
使用者定義テーブル 0378 – Carrier type
Value

Description
No suggested values defined

推奨値は定義されない

Examples of values: R01 (one position carrier), R05 (five position carrier)
SAC−10 Carrier identifier キャリアＩＤ (EI) 01337
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドはキャリアを示す。このＩＤ（例：番号、バーコード）は、採取管（例：採取管）が置かれているキャリアを示す。
例：キャリアが、１、または複数の検体採取管用のラックである場合、キャリアは通常、自動検体搬送に使用される。複数のキャリアをトレイにストックして、そのトレイを手動または自動で搬送してもよい。
SAC−11 Position in carrier キャリア内の位置(NA) 01338
定義：このフィールドはキャリア内の採取管の位置を示す。（例：１，２，３，・・）必要なら、複数の座標軸情報（例：２次元ならｘ＾ｙ）を送るためにサブ要素を使用できる。

SAC−12 Tray type トレイタイプ(CE) 01339
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはトレイのタイプを示す（用語集参照）。使用者定義テーブル 0379 に提案する値を示す。
それぞれの形状が異なるので、可能ならトレイ内のポジションの数を示すようにする。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

165

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

この定義は階層的にネストされていると想定している。「採取管はキャリアの中にあり、キャリアはトレ
イの中にある。」のように。
使用者定義テーブル 0379 – Tray type
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない

SAC−13 Tray identifier トレイＩＤ(EI) 01340
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは採取管キャリアがあるトレイのＩＤ（例：トレイの番号またはトレイ上のバーコード）を示す。

SAC−14 Position in tray トレイ内の位置(NA) 01341
定義：このフィールドはトレイ内のキャリアの位置を示す。必要なら、複数の座標軸情報（例：２次元ならｘ＾ｙ）を送るためにサブ要素を使用できる。

SAC−15 SAC-15

Location ロケーション(CE) 01342

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、トランザクションが開始した時点での物理的な場所を示す。ロケーションの記
述はＬＡＳにより異なる。例えば、ストレージ内のＸＹＺ座標で表したり、採取管キャリアのトレイがある冷蔵庫の番号や引き出しの番号で表したり、現在採取管を所有している部署と臨床検査の名前で表す場合がある。このフィールドを繰り返すことにより、ロケーションを階層的に表現できる。（最下位レベルから順に示す）例えば、棚番号、冷蔵庫ＩＤ、ラボ名、施設名など。

SAC−16 Container height 採取管高さ(NM)01343

定義：このフィールドは採取管の高さを示す。

SAC−17 Container diameter 採取管直径(NM)01344

定義：このフィールドは採取管の直径を示す。

SAC−18 Barrier delta バリアデルタ(NM)01345

定義：このフィールドは規格点（Point of Reference）から分離剤までの距離を示す。この距離は、おそら
くＬＡＳによって与えられ、機器あるいは検体操作を行うデバイスが分離剤への接触なしにサンプリング
プローブを検体に挿入するのに有用である。
Point of Reference の定義については NCCLS 規格の AUTO5 Laboratory Automation: ElectromechanicalInterfaces.を参照のこと。
SAC−19 Bottom delta ボトムデルタ(NM)01346

定義：このフィールドは規格点（Point of Reference）から採取管の底（外壁）までの距離を示す。Point of

Copyright©2002 JAHIS V2.0

166

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

Reference の定義についてはNCCLS規格のAUTO5 Laboratory Automation: Electromechanical Interfaces.を参照のこと。

SAC−20 Container diameter/height/delta units 採取管直径／高さデルタの単位 (CE)01347

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取管の直径、高さ、デルタを記述されるために使用される単位を示す。ISO+単位の場合は、省略形で記録される。ANS+またはL(ローカル）の場合は単位と単位とソースコードの表を記録する必要がある。それ以外の場合は、要素の区切り文字はサブ要素の区切り文字に置き換えられなければならない。デフォルトの単位はミリメートル（ｍｍ）で単位が示されていない場合はこの単位が仮定される。

SAC−21 Container volume 採取管容量(NM)00644

定義：このフィールドは採取管の容量を示す。

SAC−22 Available volume 利用可能容量(NM) 01349
定義：このフィールドは、この採取管で現在利用できる容量を示す。

SAC−23 Initial specimen volume 初期検体容量 (NM) 01350
定義：このフィールドは採取管の吸引体積を示す。

SAC−24 Volume units 体積単位 (CE)01351

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取管の容量を示すために使用される単位を示す。ISO+単位の場合は、省略形で記録される。デフォルトの単位はミリリットル（ｍｌ）で、単位が示されていない場合はこの単位が仮定される。

SAC−25 Separator type セパレータータイプ (CE)01352

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取管で使用する分離剤のタイプを示す。（例えばゲル状の分離剤のことであって、通信上のセパレーターと混同しないこと）使用者定義テーブル0380 に提案する値を示す。テーブ
ルの最初のエントリが"NO"なら「分離剤なし」を示す。
使用者定義テーブル 0380 – Separator type
Value

Description
No suggested values defined

推奨値は定義されない

Examples of values 値の例: NO (no separator 分離剤なし), GEL (gel separator ゲル状の分離剤),
M01 (manufacturer specific メーカー独自のもの)

Copyright©2002 JAHIS V2.0

167

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

SAC−26 Cap type キャップタイプ (CE) 01353
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取管の開栓、ピアシングなどの機構に使用されるキャップのタイプを示す。
使用者定義テーブル0381 に提案する値を示す。
使用者定義テーブル 0381 – Cap type
Value

Description
No suggested values defined

推奨値は定義されない値の例: SCR (screw cap スクリュー栓), PSH (push cap プッシュ栓), FOIL (foil シール栓)

SAC−27 Additive 添加剤(CE) 00647
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、採取前または採取の時点で検体に添加された添加剤を示す。繰り返し可能。使
用者定義テーブル0371 に提案する値を示す。
このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0371 – Additive
Value

Description

EDTK

Potassium/K EDTA

EDTN

Sodium/Na EDTA

HEPL

Lithium/Li

Heparin

HEPN

Sodium/Na

Heparin ヘパリン

C32

3.2%

C38

3.8% Citrate

BOR

Borateホウ酸

HCL6

6N HCL

塩酸

ヘパリン

Citrate クエン酸
クエン酸

SAC−28 Specimen component 検体成分CE) 01355
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体成分（上清、沈殿など）を示す。使用者定義テーブル0372 に提案する値を示す。
このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0372 - Specimen component
Value

Description

SUP

Supernatant

SED

Sediment

BLD

Whole blood, homogeneous

BSEP

Whole blood, separated

PRP

Platelet rich plasma

Copyright©2002 JAHIS V2.0

上清

沈殿
全血

分離された全血

多血小板血漿168

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

ValueDescription

PPP

Platelet poor plasma

SER

Serum, NOS (not otherwise specified)血清（他に特徴のない）

PLAS

Plasma, NOS (not otherwise specified) 血漿（他に特徴のない）

乏血小板血漿

SAC−29 Dilution factor 希釈率(SN) 01356
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、既に検体に実施されている希釈の希釈率を示す。使用者定義 ﾃｰﾌﾞﾙ 0372 に提案する値を示す。希釈率を変更する装置はこの情報を他の装置に送信する必要がある。内因性の希釈剤内容物が濃度計算に必要な場合は、マスターファイルまたは他の方法で特定の値がシステム間で交換される必要がある。
例：|^1^:^5|- means dilution 1 to 5, i.e., 1 part sample, 4 parts diluent

５倍希釈 例えば１が検体、４が希釈剤|^1^+|- sample is diluted, but the factor is unknown

サンプルが希釈されたが、希釈率は不明|^1^:^1|- not diluted sample

希釈されなかった||- dilution not changed

希釈率は普遍SAC−30 Treatment 処置(CE) 01357
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体採取時の処置を示す。使用者定義テーブル0373 に提案する値を示す。このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0373 – Treatment

Copyright©2002 JAHIS V2.0

Value

Description

LDLP

LDL Precipitation

RECA

Recalcification

DEFB

Defibrination

フィブリン除去

ACID

Acidification

酸化

NEUT

Neutralization

ALK

Alkalization

FILT

Filtration

UFIL

Ultrafiltration

LDL 沈殿カルシウム再添加

中和

アルカリ化

濾過
超濾過

169

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

SAC−31 Temperature 温度(SN) 01358
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、EQUセグメントにトランザクションが指定されたときの検体の温度（℃）を示す。

SAC−32 Hemolysis index 溶血指数 (SN) 01359
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、検体の溶血指数を表すために使用される。

SAC−33 Hemolysis index units 溶血指数の単位 (CE) 01360
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体の溶血指数の単位を表すために使用される。推奨される単位は g/L である。（OBXのオリジナルの使用法に換わり、この指数値の送信が追加された。理由は検体の詳細情報の送信頻度の点から、より効率的な機構の使用が望ましいためである。
このフィールドが空の場合は推奨値と見なされる。

SAC−34 Lipemia index 脂肪血指数 (NM)01361

定義：このフィールドは、検体の脂肪血指数を表すために使用される。600nmで測定した光学的濁度（単位は absorbance）が推奨される。

SAC−35 Lipemia index units 脂肪血指数の単位(CE) 01362
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体の脂肪血指数の単位を表すために使用される。
このフィールドが空の場合は推奨値と見なされる。

SAC−36 Icterus index 黄疸指数 (NM) 01363
定義：このフィールドは、検体の黄疸指数を表すために使用される。

SAC−37 Icterus index units 黄疸指数の単位 (CE) 01364
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体の黄疸指数の単位を表すために使用される。
ビリルビンのmMOL/L が推奨される。
このフィールドが空の場合は推奨値と見なされる。
SAC−38 Fibrin index フィブリン指数 (NM) 01365
定義：このフィールドは、検体のフィブリン指数を表すために使用される。フィブリンの有り／無しの違

Copyright©2002 JAHIS V2.0

170

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

いしか無い場合に限り、それぞれ１または０を用い、単位は空とする。

SAC−39 Fibrin index units フィブリン指数の単位 (CE) 01366
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体のフィブリン指数の単位を表すために使用される。

SAC−40 System induced contaminants システム由来の汚染物質 (CE) 01367
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する汚染物質を示す。使用者定義テーブル0374 に提案する値を示す。このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0374 - System induced contaminants
Value

Description

CNTM

Present, type of contamination unspecified
染有り、詳細不明

検体汚SAC−41 Drug interference 薬剤干渉(CE) 01368
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する汚染物質を示す。使用者定義テーブル0382に提案する値を示す。
使用者定義テーブル 0382 – Drug interference
Value

Description
No suggested values defined 推奨値は定義されない

SAC−42 Artificial blood (CE) 01369
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連する人工血液を示す。使用者定義テーブル0375 に提案する値を示す。このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0375 - Artificial blood
Value

Description

SFHB

Stromal free hemoglobin preparations
基質遊離ヘモグロビン製剤

FLUR

Fluorocarbons フルオロカルボン

SAC−43 Special handling considerations 特別な取り扱い (CE) 01370
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>Copyright©2002 JAHIS V2.0

171

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

定義：このフィールドは、検体に関連する特別の取り扱いを示す。（例：遠心分離）使用者定義テーブル
0376 に提案する値を示す。このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0376 - Special handling considerations
Value

Description

PRTL

Protect from light

CFRZ

Critical Frozen

CATM

Critical do not expose to atmosphere – Do not uncap
嫌気−栓を開けない

CREF

Critical refrigerated

CAMB

Critical ambient temperature

C37

Critical maintain at 37C (e.g., cryoglobulin specimen
３７℃に保温（例：サイログロブリン検体）

遮光

凍結

要冷蔵
室温

SAC−44 Other environmental factors その他の環境因子 (CE) 01371
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name ofalternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、検体に関連するその他の環境因子を示す(例：大気への露出）。使用者定義テーブル0377 に提案する値を示す。このテーブルの値はNCCLS AUTO4による。ユーザーによる拡張が可能である。
使用者定義テーブル 0377 - Other environmental factors
Value

Description

ATM

Opened container, atmosphere/duration unspecified
出時間は規定しない

A60

Opened container, indoor atmosphere, 60 minutes duration 開栓された採取管の露出時間は室内で６０分

Copyright©2002 JAHIS V2.0172

開栓された採取管の露

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.4 INV - Inventory Detail Segment 在庫詳細セグメント
在庫詳細セグメントは、装置上の物資 (例: 試薬、チップ、廃液)在庫の追跡記録もしくは管理のために必要なデータである。

在庫量としては、消費(減少)するものと蓄積(増加)するものとがある。

INV使用注記a) 同様の内容を持つセグメントに SID セグメントがある。 SID は、分析に必要な物資を確認する為に
ORC/OBR および TCD セグメントと共に使用される。
り、INV と SID を混同してはならない。

つまり、使用する目的とタイミングが異な

但し、同じ物資を指すのに両者の内容に矛盾があってはならない。
b) 装置内で製造日、製造ロットが異なる複数の容器を単一の物資として扱う場合、物資ステータスは最悪の状態、有効期限は現在に最も近い日時、使用開始日時は最悪の状態を表す容器/ロットのものを示すこととする。

製造元ロット番号は区切り文字(^)で羅列する。

c) 検体(検液/体液)を扱う場合では、SAC セグメントを使用することを推奨する。
SAC では、SAC-3 採取管 ID（INV-4 に相当）、SAC-10 採取管キャリア ID（INV-5 に相当）
、SAC-11
キャリア内の位置（INV-6 に相当）、SAC-22 利用可能容積（INV-9 に相当）
、SAC-23 初期検体体積（INV-7 に相当）、SAC-24 体積の単位（INV-11 に相当）を扱うことができる。

初期量

現在量
利用可能量

消費量

図 13-6. 採取管の測定規格タイプの情報

Copyright©2002 JAHIS V2.0

173

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

INV 属性
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1

250
250

CE

R

R

TBL#

ITEM #ELEMENT NAME

0451

01372

物資 ID

CE

R

R

0383

01373

物資ステータス

250
250

CE

O

O

0384

01374

物資タイプ

CE

O

CE

O

6

250
250

O

01532

在庫容器 IDO

01376

在庫容器キャリア ID

CE

O

O

01377

キャリア上の位置

7

20

NM

O

O

01378

初期量

8

20

NM

O

O

01379

現在量

9

20

NM

O

O

01380

利用可能量

10

20

NM

O

O

01381

消費量

11

250

CE

O

O

01382

量の単位

12

26

TS

O

O

01383

有効期限

13

26

TS

O

O

01384

使用開始日時

14

200

TQ

O

O

01385

機上の安定期間

15

250

CE

O

O

01386

検体/試薬 ID

16

200

ST

O

O

01387

製造元ロット番号

17

250
250

CE

O

O

0385

00286

製造元 ID

CE

O

O

0386

01389

供給元 ID

2
3
4
5

18

RP/#
Y

Y

INVフィールド定義
INV-1

物資 ID (CE)01372

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 在庫に入る「もの」の一意の ID。出所を特定する ID。
使用者定義テーブル 0451 物資 ID
Value

Description

ALL

すべての在庫項目を要求
その他は、示唆できる値はない

INV-2

物資ステータス (CE) 01373
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 在庫物資のステータス。ステータスはその物資の現在のステータスを示す。次の表を参照。
(リアルタイムに知らせる)警報や警告が必要な場合は、INU メッセージ/INV セグメントではな
く、EAN メッセージ/NDS セグメントを使用する。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

174

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

テーブル 0383 物資ステータス

INV-3

Value

Description

EW

警告：期限切れEE

エラー：期限切れエラー

CW

警告：校正

CE

エラー：校正

QW

警告：QC

QE

エラー：QC

NW

警告：利用不可能NE

エラー：利用不可能

OW

警告：その他

OE

エラー：その他

OKOK

物資タイプ (CE)01374

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 物資のタイプ。 次の表を参照。
テーブル 0384 物資タイプ

INV-4

Value

Description

SR

単一検査試薬

MR

複数検査試薬 (消費量は単位テストの依頼に結びつけられない)

DI

希釈剤

PT

予備処置

RC

試薬校正

CO

制御

PW

精製水

LW

廃棄物(液体)SW

廃棄物(固体)SC

計数可能な固形項目(例：チップなど)

LI

計量可能な液体項目

OT

その他

在庫容器 ID (CE)01532

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: 採取管を含む在庫容器の ID で、特定の物資を例証する特定容器の唯一つの ID。製造元の特定の ID。

INV-5

在庫容器キャリア ID (CE)01376

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>Copyright©2002 JAHIS V2.0

175

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

定義: 採取管を含む物資容器を搬送するために使用されるキャリア (例: 試薬瓶付きの脱着式ロ
ーター)。

INV-6

キャリア上の位置 (CE)01377

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: キャリア上の位置 (例: インデックス)を示す。

INV-7

初期量 (NM)01378

定義: このフィールドは、在庫物資の初期の量を示す。
値が不明(Unknown)な時は、null（ ）で表す。

INV-8

現在量 (NM)01379

定義: このフィールドは現在の量、つまり初期量から実際に使用された量を引いたもの、または、増加された量を示す。
値が不明(Unknown)な時は、null（ ）で表す。

INV-9

利用可能量 (NM)01380

定義: このフィールドは物資の利用可能量または廃棄可能量を示す。たとえば試薬の場合で、現在量から予定されている消費量 (例: 予定されている検査) を引いたものを示す。
値が不明(Unknown)な時は、null（ ）で表す。

INV-10

消費量 (NM)01381

定義: このフィールドは、装置がこの物資を使用するたびに消費または廃棄される量を示す。

INV-11量の単位 (CE)01382

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、利用可能量(INV-9)に使用される単位を示す。ISO+ 単位の場合は、省略形で記録される。ANS+ または L (ローカル) 単位の場合は、単位とソースコードの表を記録する必要がある。それ以外の場合は、成分の区切り文字は副成分の区切り文字に置き換えられなければならない。たとえば、"l"はリットルを示すが、pt&&ANS+ はパイント (ANSI 単位) を示す。デフォルトの単位はミリリットル (ml) で、単位が示されていない場合は、この単位が仮定される。

INV-12

有効期限 (TS)01383

定義: このフィールドは、物資の有効期限 (日付と時刻) を示す。

INV-13

使用開始日時 (TS)01384

定義: このフィールドは、物資が最初に使用された日付と時刻を示す。この日付と時刻は、物資の安定性を判断するために必須にしても良い。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

176

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

INV-14

機上の安定期間 (TQ) 01385
Components: <quantity (CQ)> ^ <interval (CM)> ^ <duration (ST)> ^ <start date/time (TS)> ^ <end date/time (TS)> ^<priority (ST)> ^ <condition (ST)> ^ <text (TX)> ^ <conjunction (ST)> ^ <order sequencing (CM)>

定義: このフィールドは、物資が安定している期間を示す。

INV-15

検体/試薬 ID (CE)01386

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、この物資に適用される検査項目と検体(材料/部位)のリストである。 反復フィールドである。空白のフィールドは、この物資が検査に特定でなく、すべての検査に適用されることを示す。

INV-16

製造元ロット番号 (ST)01387

定義: このフィールドは、その物資の製造時に製造元が割り当てたロット番号を示す。

INV-17

製造元 ID (CE)00286

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、その物資の製造元を示す。 次の表を参照。
使用者定義テーブル 0385 製造元 ID
Value

Description
示唆できる値はない

INV-18

供給元 ID (CE)01389

Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、その物資の供給元を示す。 次の表を参照。
使用者定義テーブル 0386 供給元 ID
Value

Description
示唆できる値はない

Copyright©2002 JAHIS V2.0

177

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.5 ECD - Equipment Command Segment 装置コマンドセグメント
ECDセグメントは、受信側の構成要素に、これから何が起こるかを通知するために必要な情報を定義する。
ECD属性
SEQ
1
2
3
4
5

LEN
20
250
80
200
65536

DT
NM
CE
ID
TQ
ST

OPT
R
R
O
O
O

Japan
R
R
R
O
O

RP/#

TBL#
0368
0136

Y

ITEM#
01390
01391
01392
01393
01394

ELEMENT NAME
Reference Command Number 参照コマンド番号
Remote Control Command リモート制御コマンド
Response Required 応答要求
Requested Completion Time 応答完了時間
Parameters パラメータ

ECDフィールド定義
ECD-1 Reference Command Number 参照コマンド番号 (NM) 01390
定義： 様々な構成要素から、このコマンドに対して参照が行われたときに、このコマンドを識別するためのユニークな識別子である。MSH-10フィールドのメッセージコントロールIDと似ているが、Equipment Command/Responseでは、この数字は、このコマンドの発行元によって生成される。
ECD-2 Remote Control Command リモート制御コマンド (CE) 01391
Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシス
テム名 (IS)> ^ <alternate identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate
coding system代替コーディングシステム名 (IS)>
定義： このフィールドは、構成要素が開始すべきコマンドを示す。正確には、使用者定義
テーブル−リモート制御コマンド 0368を参照のこと。詳細は、LECIS Standardを参照のこと。
HL7自体に規定はないが，本仕様では，”EX”以外のコードを使用した場合でも，ECD-5のパラメータを使用できるものとする。
使用者定義テーブル0368 リモート制御コマンド
Value
SA
LO
UN
LK
UC
TT
CN
IN
SU
CL
PA
RE
ES
LC
RC
AB
EN
DI
EX

Description
Sampling サンプリング
Load ロード
Unload アンロード
Lock ロック
Unlock アンロック
Transport To 移送先
Clear Notification 通知クリア
Initialize/Initiate 初期化/開始
Setup セットアップ
Clear クリア
Pause 休止
Resume 再開
Emergency –stop 緊急停止
Local Control Request ローカル制御要求
Remote Control Request リモート制御要求
Abort 中断
Enable Sending Events イベント送信イネーブル
Disable Sending Events イベント送信ディゼーブル
Execute (command specified in field Parameters (ST) 01394)
実行（パラメータ01394のフィールドで規定される）

ECD-3 Response Required 応答要求 (ID) 01392
定義： このフィールドは、コマンドの実行に関連して使用される同期のモードを示す。”Yes”
は、実行の直後に応答が必要であることを示し、”No”は応答が全く必要ないことを示す。HL7
テーブル0136 –はい／いいえ標識を参照のこと。
HL7自体に規定はないが，本仕様では，ECD-3は必須のフィールドとする。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

178

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

NOTE

ECD-4 Requested Completion Time 応答完了時間 (TQ) 01393
Components: <quantity量 (CQ)> ^ <interval間隔 (CM)> ^ <duration期間 (ST)> ^ <start date/time
開始日時 (TS)> ^ <end date/time終了日時 (TS)> ^ <priority優先度 (ST)> ^ <condition状態 (ST)>^ <text (TX)> ^ <conjunction結合 (ST)> ^ <order sequencingオーダ順序 (CM)>
定義： このフィールドは、リモート制御動作がいつ終了しなければならないかを示す。LAS
内で管理される装置の間で時間を同期する必要がある。(HL7オリジナルメッセージのNMQ、
NMDのシステムクロックセグメントNCKを使用)。相対的時間量を使用するならば、EQUセグ
メントで送信される時間を基準時間とする。
ECD-5 Parameters パラメータ (ST) 01394
定義： このフィールドは、コマンドのパラメータを示す。（別のセグメントにパラメータが含まれていない場合）
NOTE：遠心分離機、分別機、ソーター、開栓機、閉栓機、自動倉庫などの目的が明確な装置のために、セグメントの要素(あるいはここで否定されない他の要素)が、要求されるかもしれない。

9.6 ECR - Equipment Command Response Segment 装置コマンド応答
セグメント
ECRセグメントは、直前に受信したコマンドの、受信側構成要素の応答を定義する。

ECR属性
SEQ
1
2
3

LEN
250
26
65536

DT
CE
TS
ST

OPT
R
R
O

Japan
R
R
O

RP/#

Y

TBL#
0387

ITEM#
01395
01396
01397

ELEMENT NAME
Command Response コマンド応答
Date/Time Completed 終了日時
Command Response Parameters コマンド応答パラメー
タ

NOTE

ECRフィールド定義
ECR-1 Command Response コマンド応答 (CE) 01395
Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシス
テム名 (IS)> ^ <alternate identifier代替識別子 (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate
coding system代替コーディングシステム名 (IS)>
定義： このフィールドは、直前に発行されたコマンドの応答を示す。使用者定義テーブル
0387を参照のこと。
使用者定義テーブル0387 コマンド応答
Value
OK
TI
ER
ST
UN

Description
Command completed successfully
正常終了されたコマンド
Command cannot be completed within requested completion time
要求された終了時間内に完了しなかったコマンド
Command cannot be completed because of error condition (see response parameters)
エラー状態のため完了しなかったコマンド(応答パラメータを参照)
Command cannot be completed because of the status of the requested equipment(要求された装置のステータスのため完了しなかったコマンド)
Command cannot be completed for unknown reasons(不明な理由のために完了しなかったコマンド)

ECR-2 Date/Time Completed 終了日時 (TS) 01396
定義： このフィールドは、受信側構成要素が、要求されたコマンドを完了した日時を示す。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

179

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

ECR-3 Command Response Parameters コマンド応答パラメータ (ST) 01397
定義： このフィールドは、返される応答コマンドに関連するパラメータを示す。

9.7 NDS - Notification Detail Segment 通知詳細セグメント
NDSセグメントは、適当な監査記録とイベントの通知を維持するために必要なデータである。
(例：装置の特定の部位で発生したアラーム)

NDS属性
SEQ
1
2
3
4

LEN
20
26
250
250

DT
NM
TS
CE
CE

OPT
R
R
R
R

Japan
R
R
R
R

RP/#

TBL#

0367

ITEM#
01398
01399
01400
01401

ELEMENT NAME
Notification Reference Number 通知参照番号
Notification Date/Time 通知日時
Notification Alert Severity 通知警報の重要度
Notification Code 通知コード

NDSフィールド定義
NDS-1 Reference Command Number 参照コマンド番号 (NM) 01398
定義： このフィールドは、このトランザクションを参照するために、様々な構成要素によって使用されるユニークで連続的な参照番号である。この番号は、この通知の発行者によって生成される。
NDS-2 Notification Date/Time 通知日時 (TS) 01399
定義： このフィールドは、通知の日時を示す。
HL7自体に規定はないが，本仕様では，イベントの発生日時を示すものとする。
NDS-3 Notification Alert Severity 通知警報の重要度 (CE) 01400
Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシス
テム名 (IS)> ^ <alternate identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate
coding system代替コーディングシステム名 (IS)>
定義： このフィールドは、特定の通知の重要度を示す。HL7テーブル0367−警報レベルを参照のこと。
NDS-4 Notification Code 通知コード (CE) 01401
Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシス
テム名 (IS)> ^ <alternate identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate
coding system代替コーディングシステム名 (IS)>
定義： このフィールドは、送信されている通知のタイプを示す。これらはメーカーや装置固有のエラー・状態コードである。(例：AQN-0123−分別エラー−凝固検知)

Copyright©2002 JAHIS V2.0

180

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

NOTE

9.8 CNS - Clear Notification Segment 通知クリアセグメント
CNSセグメントは、受信側の装置が関連する通知をクリアするために必要なデータを示す。

CNS属性
SEQ
1
2
3
4
5
6

LEN
20
20
26
26
250
250

DT
NM
NM
TS
TS
CE
CE

OPT
O
O
O
O
O
O

Japan
O
O
O
O
O
O

RP/#

TBL#

ITEM#
01402
01403
01404
01405
01406
01407

ELEMENT NAME
Starting Notification Reference Number最初の通知参照番号
Ending Notification Reference Number最後の通知参照番号
Starting Notification Date最初の通知日時
Ending Notification Date最後の通知日時
Starting Notification Code最初の通知コード
Ending Notification Code最後の通知コード

CNSフィールド定義
HL7自体に規定はないが，本仕様では各指定の組み合わせは可とする。CNS-1,2，CNS-3,4，CNS-5,6，の評価が異なる範囲となった場合，そのANDの領域が指定された対象とする。
CNS-1 Starting Notification Reference Number最初の通知参照番号 (NM) 01402
定義： このフィールドは、クリアされるべき最初の通知参照番号を示す。
CNS-2 Ending Notification Reference Number最後の通知参照番号 (NM) 01403
定義： このフィールドは、クリアされるべき最後の通知参照番号を示す。もしこのフィールドが空であれば、最初の通知参照番号のみがクリアされる。
CNS-3 Starting Notification Date最初の通知日時 (TS) 01404
定義： このフィールドは、クリアされるべき最初の通知の日時を示す。このフィールドが空で、最後の通知日時が埋められていれば、最後の通知日時より前の全ての通知がクリアされる。
CNS-4 Ending Notification Date最後の通知日時 (TS) 01405
定義： このフィールドは、クリアされるべき最後の通知の日時を示す。このフィールドが空で、最初の通知日時が埋められていれば、最初の通知日時より後の全ての通知がクリアされる。
CNS-5 Starting Notification Code最初の通知コード (CE) 01406
Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシス
テム名 (IS)> ^ <alternate identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate
coding system代替コーディングシステム名 (IS)>
定義： このフィールドは、クリアされるべき最初の通知コードを示す。(NDS-4の通知コード(CE)01401を参照)
CNS-6 Ending Notification Code最後の通知コード (CE) 01407
Components: <identifier識別子 (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding systemコーディングシス
テム名 (IS)> ^ <alternate identifier 代替識別子(ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate
coding system代替コーディングシステム名 (IS)>
定義： このフィールドは、クリアされるべき最後の通知コードを示す。(NDS-4の通知コード(CE)01401
を参照)。このフィールドが空で、最初の通知コードが埋められていれば、最初の通知コードの通知のみがクリアされる。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

181

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

NOTE

9.9 TCC - Test Code Configuration 検査コード設定セグメント検査（例：分析）コード設定セグメントは、自動システム全体で使用される検査コードに関する情報を維持および送信するために必要なデータである。
TCC属性
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

1

250

CE

R

2

80

EI

R

3

300

CM

4

20

5

RP/#

TBL#

ITEM #ELEMENT NAME

R

00238

汎用サービスＩＤ

R

01408

装置試験ＡＰＩＤ

O

O

00249

検査材料

SN

O

O

01410

自動希釈率のデフォルト

20

SN

O

O

01411

再検希釈率のデフォルト

6

20

SN

O

O

01412

予備希釈率のデフォルト

7

20

SN

O

O

01413

予備希釈の希釈剤の内容量

8

10

NM

O

O

01414

残量警告レベル

9

1

ID

O

O

01415

自動再検許可

10

1

ID

O

O

01416

多重測定許可

11

1

ID

O

O

01417

追加許可(Reflex)

12

20

SN

O

O

01418

装置のダイナミックレンジ

13

250

CE

O

O

00574

単位

14

250

CE

O

O

01419

処理タイプ

TCC-1 汎用サービスＩＤ（ＣＥ）00238
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)

定義：このフィールドは、情報が送信される検査コードを示す。代替要素は、装置や試薬メーカーによりこの検査コードに割り当てられた検査コードを示す。

TCC-2 装置試験ＡＰＩＤ（ＣＥ）01408
Components: <entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

定義：このフィールドは、装置や試薬のメーカーによって割り当てられ、テスト項目によって指定される特定のテストを行なう時に関連付けられるテストアプリケーションコードを示す。

TCC-3 検査材料（ＣM）00249
検査材料SAC-6参照のこと

TCC-4 自動希釈率のデフォルト 01410
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードについて装置が自動的に行う希釈のデフォルト希釈率として使用される値である。（「検体コンテナ詳細セグメント」の「希釈率」を参照のこと）

TCC-5 再検希釈率のデフォルト 01411
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードについて装置が再検する場合のデフォルト希釈率として使用される値である。

TCC-6 予備希釈率のデフォルト 01412
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードの予備希釈のために臨床検査自動化システムに配送される検体のフォルト希釈率として使用される値である。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

182

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

TCC-7 予備希釈の希釈剤容量 01413
定義：このフィールドは、検体中の希釈剤の測定済み残濃度を示す。この値は、この検査コードのために予備希釈された検体の濃度を計算するために使用される。

TCC-8 残量警告レベル 01414
定義：このフィールドは、試薬等在庫の残量警告を出す閾値として使用される。

TCC-9 自動再検許可 01415
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的に再検を行なうかどうかを指定する。HL7 ﾃｰ
ﾌﾞﾙ 0136 -Yes/no indicatorを参照のこと。

TCC-10 多重測定許可 01416
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的に２重測定を行なうかどうかを指定する。HL7
ﾃｰﾌﾞﾙ 0136 -Yes/no indicatorを参照のこと。

TCC-11 追加許可 (Reflex) 01417
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的または手動で追加項目の検査を行なうかどうかを指定する。HL7 ﾃｰﾌﾞﾙ 0136 -Yes/no indicatorを参照のこと。

TCC-12 装置のダイナミックレンジ 01418
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：装置のダイナミックレンジを示す。

TCC-13 単位（ＣＥ） 00574
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはデータタイプＣＥを持つ単位である。単位のデフォルトのコード体系は、ＩＳ
Ｏ＋省略型（ISO 2955-83）およびＩＳＯ省略型と衝突しない拡張により構成される。 このコード体系
をＩＳＯ＋として指定する。ＩＳＯ単位の省略型と拡張の両方は未定セクションで定義され、HL7 図
7-9 に示される。ＩＳＯ＋省略型はデフォルトコード体系のコードである。従ってＩＳＯ＋単位を使用する場合は、単位フィールドの内容はＨＬ７バージョン2.1との互換性を持つ。
このフィールドの詳細については、HL7 7章セクション4.2.6を参照。

TCC-14 処理タイプ 01419
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、この検査コードに適用される処理タイプを示す。この属性が省略されている
場合は、通常処理がデフォルトとなる。

テーブル 0388 処理タイプ
Value

Copyright©2002 JAHIS V2.0

Description

P

通常処理

E

評価

183

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.10 TCD - Test Code Detail Segment 検査コード詳細セグメント
検査コード詳細セグメントは、臨床検査自動化システムによるオペレーション、計算、意思決定を行なうために必要なデータで、オリジナルのＨＬ７の依頼セグメント（ＯＲＣ、ＯＢＲ）によりサポートされていないものである。このセグメントは、ＯＢＲに添付するか、ＨＬ７の調整の後にＨ
Ｌ７の対応するセグメントの中に含める。
TCD 属性
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

ITEM #ELEMENT NAME

1

250

CE

R

R

RP/#

TBL#

00238

汎用サービスＩＤ

2

20

SN

O

O

01420

自動希釈率

3

20

SN

O

O

01421

再検希釈率

4

20

SN

O

O

01422

予備希釈率

5

20

SN

O

O

01413

予備希釈の希釈剤容量

6

1

ID

O

O

01423

自動再検許可

7

1

ID

O

O

01424

追加許可(Reflex)

8

250

CE

O

O

01425

分析反復ステータス

TCD-1 汎用サービスＩＤ（ＣＥ） 00238
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは、情報が送信される検査コードを示す。

TCD-2 自動希釈率 （ＳＮ）01420
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードについて装置が自動的に行う希釈の希釈率として使用される値である。

TCD-3 再検希釈率（ＳＮ） 01421
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードの再検時自動希釈の希釈率として使用される値である。

TCD-4 予備希釈率（ＳＮ） 01422
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、この検査コードの予備希釈のために臨床検査自動化システムに配送される検体の希釈率として使用される値である。

TCD-5 予備希釈の希釈剤容量（ＳＮ） 01413
Components: <comparator (ST)> ^ <num1 (NM)> ^ <separator/suffix (ST)> ^ <num2 (NM)>

定義：このフィールドは、検体中の希釈剤の測定済み残濃度を示す。この値は、この検査コードのために予備希釈された検体の濃度を計算するために使用される。

TCD-6 自動再検許可（ＩＤ） 01423
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的に再検を行なうかどうかを指定する。HL7 ﾃｰ
ﾌﾞﾙ 0136 -Yes/no indicatorを参照のこと。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

184

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

TCD-7 追加(Reflex)許可（ＩＤ）01424
定義：このフィールドは、この検査コード項目を、自動的または手動で追加項目の検査を行なうかどうかを指定する。HL7 ﾃｰﾌﾞﾙ 0136 -Yes/no indicatorを参照のこと。

TCD-8 分析反復ステータス（ＣＥ） 01425
定義：このフィールドは分析の反復ステータスを示す。（例えば１回目、再検、反復、追加）

テーブル 0389 分析反復ステータス

Copyright©2002 JAHIS V2.0

Value

Description

O

最初の測定

R

希釈なし再検D

希釈あり再検F

追加（Ｒｅｆｌｅｘ）

185

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.11 SID - Substance Identifier Segment 物質識別セグメント
物質識別セグメントは分析の過程で使用される物質（例えば試薬）を確認するのに必要なデータを含んでいる。これらの分野の結合は物質をユニークに確認しなければならない。すなわちメー
カーに依存することも必要である。分析が複数の物質を必要とする場合は、このセグメントは各物質の毎に繰り返される。このセグメントはＴＣＤセグメントと組み合わせて使われる。
SID 属性
SEQ

LEN

DT

OPT

Japan

ITEM #ELEMENT NAME

1
2

250
20

CE
ST

C
C

C
C

RP/#

TBL#

01426
01129

アプリケーション／方法ＩＤ
物質ロット番号

3

200

ST

C

C

01428

物質容器ＩＤ

4

250

CE

C

C

01429

物質メーカーＩＤ

SID-1 アプリケーション／方法ＩＤ（ＣＥ） 01426
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドは分析に使用されるアプリケーション／方法を示す。
例：糖負荷試験は「順番付けが可能」な検査である。様々なアプリケーション／方法（メーカーのＩＤを持っている）を使用して血糖を分析することができる。

SID-2 物質ロット番号（ＳＴ） 01129
定義：このフィールドは物質の製造時にメーカーが割り当てた番号を指定する。

SID-3 物質容器ＩＤ（ＳＴ） 01428
定義：このフィールドは物質の製造時にメーカーが割り当てた容器を指定する。このＩＤは特定のアプ
リケーション／方法の特定のロットの中でユニークでなければならない。

SID-4 物質メーカーＩＤ（ＣＥ） 01429
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (IS)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (IS)>

定義：このフィールドはこの物質のメーカーを示す。これはユーザーで定義されたテーブルである。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

186

JHLDEX20.DOC 2002/06/26

9.12 EQP - Equipment Log/Service Segment 装置ログ／サービスセグメ
ント
装置のログまたはサービスのセグメントは、特定の装置で発生したイベントの適切な監査記録を維持するために必要なデータである。

EQP使用注記a) 受信側アプリケーションではファイルの新規宣言、追加、重複受信/置換が行われるが、自己責任でこれらを認識し適切に処理すること（本セグメントはこれを規定しない）。

EQP 属性
SEQ
1
2
3
4
5

LEN
250
20
26
26
65536

DT
CE
ST
TS
TS
FT

OPT
R
O
R
O
R

Japan
R
O
R
O
R

RP/#

TBL#
0450

ITEM #
01430
01431
01202
01432
01433

ELEMENT NAME
イベントタイプ
ファイル名
開始日時
終了日時
トランザクションデータ

EQPフィールド定義
EQP-1

イベントタイプ (CE) 01430
Components: <identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text(ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

定義: このフィールドは、メッセージが持つイベントのタイプを指定する。 次の表を参照。
テーブル 0450 イベント

EQP-2

ファイル名 (ST)

Value

Description

LOG

ログイベントSER

サービスイベント

01431

定義: このフィールドは、送信されるログイベントまたはサービスイベントに関する情報の保存に使用される物理ファイル名を示す。 または、個別のログ/サービスを示す代用名称。
照会システム(LIS/LAS)と自動化装置の間で取り決められている全てのログ/サービス情報を要求す
る時は、このフィールドを’Null’(“ “)にする。

EQP-3

開始日時 (TS)01202

定義: このフィールドは、(EQP-5 で示す)イベントが開始した日付と時刻を示す。
要求メッセージの場合は、要求範囲の始点を示す。

EQP-4

終了日時 (TS)01432

定義: このフィールドは、(EQP-5 で示す)イベントが終了した日付と時刻を示す。
要求メッセージの場合は、要求範囲の終点を示す。

EQP-5

トランザクションデータ (FT)01433

定義: このフィールドは、ログイベントまたはサービスイベントが関連し、記録されるデータである。
アプリケーションは表示テキストに在る反復セパレータ(MSH-2 で定義される)を CR/LF とみなす。

Copyright©2002 JAHIS V2.0

187

JHLDEX20.DOC 2002/06/26