Gegevensblad
testo 890

Warmtebeeldcamera
testo 890 – thermografie voor dehoogste eisen

Infraroodresolutie 640 x 480 pixels
testo SuperResolution-technologie tot 1280 x 960 pixels
Thermische gevoeligheid < 40 mK
Flexibiliteit door draaigreep en draai- en kantelbaar display
Wisselbare objectieven°C

Speciale meetmodus voor plekken met schimmelgevaar
Hogetemperatuurmeting tot 1200 °C%RV

Panoramabeeld-assistent
SiteRecognition-technologie
Volledig radiometrische videometing en
beeldsequentieopslag

De warmtebeeldcamera testo 890 biedt uitstekende

gelegen meetobjecten, bijv. bij industriële installaties, met

beeldkwaliteit voor maximale thermografische eisen. Doormaximale beeldkwaliteit veilig en in een hoge resolutie

het hoogwaardige infrarood-meetsysteem met 640 x 480

gethermografeerd worden. Zelfs thermische processen

pixels-detector kunnen met de SuperResolution-technologie

kunnen met de volledig radiometrische videometing

warmtebeelden in megapixel-kwaliteit (1280 x 960 pixels)

nauwkeurig over een tijdspanne geanalyseerd worden: voor

worden gemaakt. Op die manier kunnen ook minimale

elk tijdstip zijn alle meetpunten van het warmtebeeld op demeetobjecten, bijv. elektronische componenten of ver weg

pixel nauwkeurig beschikbaar.

www.testo.com

testo 890

Bestelgegevens
Warmtebeeldcamera testo 890

Bestelnr.

Warmtebeeldcamera testo 890 met geïntegreerde testo SuperResolution, één objectief (keuze uit 42° standaardobjectief, 25° objectief en 15° teleobjectief) in stevige koffer incl. professionele software (gratis download),SD-kaart, USB-kabel, draagriem, poetsdoekje voor de lens, netadapter, Li-ion-accu en headset

0563 0890 X1

Warmtebeeldcamera testo 890 met geïntegreerde testo SuperResolution, superteleobjectief in stevige koffer
incl. professionele software (gratis download), SD-kaart, USB-kabel, draagriem, poetsdoekje voor de lens,
netadapter, Li-ion accu en headset

0563 0890 X4

testo 890 sets
met objectieven naar keuze
Warmtebeeldcamera testo 890 met geïntegreerde testo SuperResolution,in stevige koffer incl. professionele software (gratis download), SD-kaart,USB-kabel, draagriem, poetsdoekje voor de lens, netadapter, Li-ion accux,lensbeschermglas, extra accu, snellaadstation, headset en objectieftas.
Keuze uit 42° standaard objectief, 25° objectief en/of 15° teleobjectief.
Bestelnr.
testo 890 set met twee objectieven – voor verdere leveringsomvang zie boven

0563 0890 X2

testo 890 set met drie objectieven – voor verdere leveringsomvang zie boven

0563 0890 X3

testo 890 set met SuperTele en één objectief – voor verdere leveringsomvang zie boven

0563 0890 X5

testo 890 set met SuperTele en twee objectieven – voor verdere leveringsomvang zie boven

0563 0890 X6

Toebehoren
Code1)(eerste uitrusting)Bestelnr.
(after sales)

SuperResolution.
Vier keer meer meetwaarden voor een nog gedetailleerdere analyse van de warmtebeelden.

in levering
inbegrepen

0554 7806

Lens-beschermglas. Speciaal beschermglas van germanium voor een optimale bescherming
van het objectief tegen stof en krassen

F10554 0289

Extra accu.
Extra lithium-ion accu ter verlenging van de gebruiksduur.

G10554 8852

Snellaadstation.
Tafel-snellaadstation voor twee accu's ter optimalisering van de laadduur.

H10554 8851

Hogetemperatuurmeting tot +1200 °C

I12)Vochtigheidsmeting met draadloze vochtigheidsvoeler 3)

E12)

Teleobjectief 15° x 11°

D12)

25° objectief

O12)Supertele 6,6° x 5°

T22)

Procesanalyse pakket
Beeldsequentie opslaan in het instrument en volledig radiometrische videometing

V10554 8902

FeverDetection

J1Emissietape. Tape voor bijv. blanke oppervlakken (rol, L.: 10 m, B.: 25 mm),
ε = 0,95, temperatuurbestendig tot +250 °C
PC-software testo IRSoft voor gegevensanalyse en het opstellen van rapporten

0501 8809

Kalibratiecertificaat ISO warmtebeeldcamera;kalibratiepunten bij 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Kalibratiecertificaat ISO warmtebeeldcamera;kalibratiepunten bij 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Kalibratiecertificaat ISO warmtebeeldcamera;
vrij te kiezen kalibratiepunten tussen -18 … +250 °C

0520 0495 4)

Bij de bestelling als eerste uitrusting ontvangt u het toebehoren meteen in de koffer.
Voorbeeld: testo 890 incl. lensbeschermglas en SuperResolution:bestelnr. 0563 0890 X1 F1 S12)
Neem a.u.b. contact op met onze service1) –0554 0051

 raadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS,
D
Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, Indonesië.
Per objectief
5)
Exclusief inbouw
3)

4)

testo 890

Technische gegevens

Beeldcapaciteit infrarood

Camera-uitrusting

Infraroodresolutie

640 x 480 pixels

Digitale camera

Thermische gevoeligheid(NETD)< 40 mK bij +30 °CObjectievenGezichtsveld /min. brandpuntsafstand(objectiefvariant)

42° x 32° / 0,1 m (standaard)
25° x 19° / 0,2 m (25° objectief)
15° x 11° / 0,5 m (tele)
6,6° x 5° / 2 m (supertele)

Geometrische resolutie(IFOV)(objectiefvariant)

1,13 mrad (standaard)
0,68 mrad (25° objectief)
0,42 mrad (tele)
0,18 mrad (supertele)

SuperResolution(pixels/IFOV)(objectiefvariant)

Beeldherhalingsfrequentie
Focus
Spectraal bereik

1280 x 960 pixels / 0,71 mrad (standaard)
1280 x 960 pixels / 0,43 mrad (25°objectief)
1280 x 960 pixels / 0,26 mrad (tele)
1280 x 960 pixels / 0,11 mrad (supertele)
33 Hz*
auto / handmatig
7,5 … 14 µm

Beeldcapaciteit visueel
Beeldgrootte /min. brandpuntsafstand

3,1 MP / 0,5 m

SiteRecognition(herkenning van demeetlocatie met
beeldbeheer)

4

Laser (laserclassificatie
635 nm, klasse 2)***

Lasermarker

SpraakopnameBluetooth****/
headset met kabel

Videometing (via USB)

Tot 3 meetpunten

Procesanalyse pakket:
beeldsequentie opslaan in
het instrument en volledig
radiometrische videometing

Digital Zoom

1 … 3-voudig

Weergavemogelijkheden

Infraroodbeeld / 'normaal' beeld

Video-uitgang

USB 2.0, micro HDMI

Kleurpaletten

9 (IJzer, Regenboog, Regenboog HC,Koud-Heet, Blauw-Rood, Grijs, Grijsgeïnverteerd, Sepia, Testo)

Nauwkeurigheid(4)
LabVIEW, beschrijving interface
download op de Testo homepage

Beeldopslag
Bestandsformaat losse
beelden.bmt, exportmogelijkheid in .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

Bestandsformaat video(via USB).wmv, .mpeg-1 / Testo formaat (volledig
radiometrische video)

Verwisselbaar geheugen

SD-kaart 2 GB (ca. 1500 - 2000 beelden)

VoedingType batterij

MetingMeetbereik(4)

FeverDetection

Afbeelding
4,3“ LCD-touchscreen
met 480 x 272 pixels

4

Panoramabeeld-assistentInterface

Beeldweergave

4
42° x 32° (standaard)
25° x 19° (25° objectief)
15° x 11° (tele)
6,6° x 5° (supertele)

Snelladende, ter plaatse vervangbare
Li-ion-accu-30 … +100 °C /0 … +350 °C (omschakelbaar)
0 … +650 °C (omschakelbaar)

Gebruiksduur

4,5 uur

Laadopties

In het instrument / in laadstation(optioneel)±2 °C, ±2 % van de meetwaarde(grotere waarde geldt)(±3 °C v. mw. bij -30 … -22 °C)

Lichtnetbedrijf

4

Omgevingsvoorwaarden
Bedrijfstemperatuurbereik-15 … +50 °C

Hogetemperatuurmeting optioneelNauwkeurigheid+350 … +1200 °C (niet in combinatie met
het superteleobjectief)±2 °C, ±2 % v. mw.

Instelling emissiegraad /gereflecteerde temperatuur

0,01 … 1 / handmatig

Beschermklasse van debehuizing (IEC 60529)

IP54

4

Trilling (IEC 60068-2-6)

2GTransmissiecorrectie(atmosfeer)

Vochtigheidsmeting met
draadloze vochtigheidsvoeler (automatische
meetwaardeoverdracht inreal time)**PV-modus
Analysefuncties***

Luchtvochtigheid-30 … +60 °C
20 … 80 %RV niet condenserend

Karakteristieke fysische gegevens

Meetfuncties
Weergave oppervlaktevochtigheidsverdeling (viahandmatige invoer)

Opslagtemperatuurbereik

Gewicht
4(4)1630 gAfmetingen (L x B x H)

253 x 132 x 111 mm

Montage van het statief

1/4“ - 20UNC

BehuizingABS

PC-software
Systeemeisen

4
Tot 10 meetpunten,
hot-/cold-spot-detectie,
tot 5 x bereikmeting(Min.-/Max. & Average),
isothermen en alarmwaarden

Binnen de EU, erbuiten 9 Hz
Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS,Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, Indonesië
*** Uitgezonderd VS, China en Japan**** Bluetooth alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia,Turkije, Japan, Rusland, Oekraïne, India, Australië

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
interface USB 2.0Normen, keuringenEU-richtlijn
4 in levering inbegrepen

2004 / 108 / EG(4) optioneeltesto 890

Overzicht van de varianten

testo 890

testo 890 set

640 x 480 pixels

Thermische gevoeligheid (NETD)< 40 mK

Meetbereik-30 … +650 °C

Beeldherhalingsfrequentie

0983 8854/TT/I/08.2020

Infraroodresolutie

33 Hz*

SuperResolution

4

4

25° x 19° objectief

(4)

(4)

Teleobjectief 15° x 11° *****(4)

4

Superteleobjectief 6,6° x 5° *****(4)

4

Autofocus

44Hogetemperatuurmeting tot 1200 °C

(4)

(4)

Panoramabeeld-assistent

44SiteRecognition (herkenning van de meetlocatie metbeeldbeheer)

44Lasermarker**

4

4Weergave oppervlaktevochtigheidsverdeling (via handmatigeinvoer)

4

4

Vochtigheidsmeting met draadloze vochtigheidsvoeler***(automatische meetwaardeoverdracht in real time)

(4)

(4)

HDMI-interface

4

4

FeverDetection

(4)

(4)

Procesanalyse pakket: beeldsequentie opslaan in het
instrument en volledig radiometrische videometing

(4)

(4)

Spraakopname via headset****44PV-modus

44Lens-beschermglas(4)4Extra accu

(4)4Snellaadstation(4)4

4 in levering inbegrepen(4) optioneel

***
***

Binnen de EU, erbuiten 9 Hz
Uitgezonderd VS, China en Japan
Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU,
Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia,Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland,
Indonesië
**** Bluetooth alleen in de EU, Noorwegen,
Zwitserland, VS, Canada, Colombia, Turkije,Japan, Rusland, Oekraïne, India, Australië
***** Afhankelijk van gekozen set

www.testo.com

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

Kenmerken