“ものづくり”のベストパートナー

鉱石標準物質

試料No.

濃度範囲

元素

ニッケル鉱石JSM O800-1、2、3（詳細はお問い合わせください。）

Ni、Co、CaO、Cr、Al2O3

0.03～2.3 (%)

Fe、MgO、SiO211～45 (%)

形状

容量粉末50ｇ

標準物質の作製・販売（鉄系試料、プラスチック試料 等）
オリジナルの標準物質の作製･販売を行っています。ご希望組成品の作製もお引受けいたします。
ニッケル鉱石標準試料

標準物質の作製フロー および成績証明書（一例）
作製計画、成分設計
オーダーメード品は、お客様とご協議の上、決定します。

素材作製
加工（圧延、成型等）
均質性評価、概略組成確認

NG● 標準物質は分析値や分析方法の信頼性確保に不可欠です。現在、ご使用中の分析機器を正常に稼動させるためにも、当社の標準物質をご利用下さい。
素材用途

製造方法

鉄系（鋳鉄､低合金鋼､ステンレス鋼など）

機器分析／ガス成分分析

既製品、オーダーメイド品＊1

非鉄系（ニッケル合金、銅合金など）

機器分析

オーダーメイド品のみ＊2

プラスチック

化学分析／蛍光X線分析

既製品のみ

鉱石

化学分析

既製品のみ

（＊1 ガス成分分析試料は既製品のみ＊2 非鉄系試料は、一部お取り扱いがございます。詳細はご相談下さい。）

鉄系標準物質、非鉄系標準物質

NG

機器分析用

機器分析
作製品の併行分析精度が分析方法の併行精度を越えない場合、均質と判断します。

鉄鋼生産や新素材開発で培った高度の専門技術力を駆使して、固体発光分光分析装置や蛍光X線分析装置などの機器分析のための標準試料を作製しております。

標準値決定

一般的に鋳鉄や各種合金類を製造している工場では成分管理用として発光分光分析装置や蛍光Ｘ線分析装置が広く使用されています。これらの装置を使用するには、検量線作成あるいは機器校正（標準化）や管理のための試料が必要となります。

化学分析

最終加工、成績表作成

当社では、長年にわたる実験・研究の結果、これら機器分析用標準試料の製法を確立しました。当社オリジナルの標準試料は、試料内の偏析が非常に少なく、均質です。

出荷前検査（※SEM分析やEPMA分析といったミクロやナノスケールの分析にご使用の際は、ご相談下さい。）

納品

合金試料
鋳鉄試料

● 標準物質の種類
・ 既製品● 納品までの流れ
既製品 ：お問合せ後、出荷前検査をして納品します。（標準納期：2週間程度）
オーダーメード品 ： お問合せ後、作製計画を立案し作製にとりかかります。納品までに多少のお時間がかかります。
（標準納期：2、3ヶ月程度）＊ 詳細はお問合せ下さい。

カタログがございます。鉄鋼、鋳鉄の検量線用、標準化用および管理用試料を各種掲載しておりますので、お問合せ下さい。
試料種類用途

標準物質の信頼性の確保

低合金鋼

検量線用、標準化用、管理用

ステンレス鋼

検量線用、標準化用、管理用

以下の事業登録を受けており、信頼性の高い標準物質の供給に努めています。

普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄

検量線用、標準化用

鉄鋼中鉛・クロム、アンチモン、窒素、高濃度酸素分析用

検量線用

ISO9001 品質マネジメントシステム登録ISO17025 認定試験所登録 等

ISO14001 環境マネジメントシステム登録

銅合金試料● 試料形状・ オーダーメイド品

国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター（NMIJ）が運用する「標準物質総合情報システム(RMinfo)」にも登録されています。

Copyright ©2011 - 2022 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。

既製品以外にご希望の元素と含有量の試料作製もお引き受けいたします。
特に鋳鉄試料は、ユーザー様毎にご要望の組成が様々であり、オーダーメイド品を多くご利用いただだいています。また、ニッケル合金や銅合金などの非鉄もオーダーメイド作製します。
お気軽にご相談下さい。

Cat.No 3S4J-001-02-220414

20 mm

10～20 mm

5 mm
34 mm

34～35 mm

鋳鉄試料

合金試料

鉄系標準物質、非鉄系標準物質

プラスチック標準物質
鉄鋼関連の標準物質作製での技術力をいかして、プラスチック中に各種成分を添加した試料を販売しております。
各種規制に対応した有害成分の分析にご利用いただけます。

● 品種 および 含有成分品種

詳細含有元素鉄系合金

低合金鋼、ステンレス鋼 など

C / Si / Mn / P / S / Cu / Al / Ni / Cr / Mo / V / Ti / Co / Sn / Ca / Nb/ B / W / Pb / Sb / Ta / Zn / Mg / W / O / N など

鋳 鉄

普通鋳鉄、合金鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 など

C / Si / Mn / P / S / Cu / Al / Ni / Cr / Mo / V / Ti / Co / Sn / Ca / Nb
/ B / W / Pb / Sb / Bi / Zn / Mg / W / La / Ce / N など

ニッケル合金、銅合金 など

Si / Mn / P / Cr / Ni / Ti / Sn / Sb / Al / Pb / Zn / Fe など

非鉄系合金

化学分析用

素材 ： ポリエチレン

蛍光X線分析による測定例 （塩素分析）

蛍光Ｘ線分析用
プラスチック標準試料

使用装置：エネルギー分散型蛍光X線分析装置
試料：
JSM P713-1 塩素分析用標準試料※ 上記成分以外でも、ご相談により作製いたします。

8.0

Cl Kα

72000

ClKa

● ステンレス鋼標準物質 関連品

7.0

W = 0.00004R -0.05468
R² = 0.9984

6.0

ユーザー様の分析試料に近い規格の標準試料を用いることで、より信頼性の高い分析結果を得られます。

試料No.

対応規格

JSM M205 1

SUS430

JSM M205 5

SUS309S

JSM M205 2SUS303

JSM M205 6SUS310S

JSM M205 3SUS304

JSM M205 7SUS316

JSM M205 4

SUS304LJSM M205 8SUS316L

ClKb1

1.00.0
2.00

02.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40keV

JSM P713-1 塩素分析用標準試料

同一面内繰返し分析（試料：JSM M205-3、分析回数：5回、単位：％）成分
CSiMnP
SNi
Cr
10.062 0.47 1.46 0.035 0.030 8.33 18.2
20.059 0.46 1.42 0.031 0.027 8.07 18.2
30.058 0.48 1.46 0.035 0.026 8.05 18.1
40.059 0.47 1.45 0.035 0.027 8.11 18.2
50.057 0.47 1.45 0.035 0.027 8.12 18.3
平均0.0590 0.470 1.448 0.0342 0.0274 8.136 18.20
標準偏差0.0019 0.007 0.016 0.0018 0.0015 0.112 0.071
相対標準偏差 3.22
1.49 1.10
5.26
5.47
1.38 0.39

ガス成分分析用
鋼中ガス成分（C、S、O、N、H）分析用試料を販売しております。
O、N、H分析用試料は0.5gまたは1.0gのピン状、球状に、C、S分析用試料は細粒状またはピン状に加工しておりますので、切断・研磨・洗浄といった面倒な前処理が一切不要です。これにより、前処理時の個人差による分析結果のばらつきが低減され、精確で迅速な分析 機器の性能確認が可能になります。

0検量線

測定スペクトル

蛍光Ｘ線分析用

化学分析用
試料No.
JSM P700-1

JSM P701-12.7

分析値 [ms %]

元素

濃度範囲
（詳細はお問い合わせください。）

Cd、Pb、Hg、Cr、As

5~10 (μg／g)

Br*、Cl*、S*0.005 (%)

Cd、Pb、Hg、Cr、As

110~190 (μg／g)

Br*、Cl*、S*

0.05 (%)

形状

容量

粒状50ｇ

粒状50ｇ

JSM P702-1

Na、Mg、Al、Si*、P、S*、Ca、Ti、Zn、
0.001～0.002 (%)
Fe、Cl*、Cr

粒状50ｇ

JSM P703-1

F*、Na、Mg、Al、Si、P、S*、Ca、Ti、Zn、Fe、Cl*、Cr

0.015～0.030 (%)

粒状50ｇ

JSM P704-1、2、3

Sn

0.02～0.10 (%)

粒状50ｇ
*：参考値

蛍光X線分析用

炭素・硫黄用酸素・窒素用ガス成分分析用試料● 鋼中酸素･窒素分析用

3.0

ステンレス鋼標準試料（機器分析用）

スパーク放電発光分光分析による分析例
対応規格4.02.0試料形状：35mm Φ×20mm t
元素：C、Si、Mn、P、S、Cu、Al、Ni、Cr、Mo、V、Co、N
試料No.

5.0

強度CPS/mA[x1.E+3]

組成はステンレス鋼のＪＩＳ規格に対応しています。

試料No.

元素

● 鋼中炭素･硫黄分析用(μg/g)(%)

JSM P710-1

濃度範囲（詳細はお問い合わせください。）

Cd、Pb、Hg、Cr<1～ 1.1×103 (μg／g)

As<1～ 1.95×103 (μg／g)

Br*<0.001～ 0.62 (%)

形状

販売単位

30□ (㎜)

7枚セット

試料No.

O

NH

形状

容量

試料No.

CS

形状

容量

JSM M401-＊1050－

0.5ｇピン

50ｇ

JSM M451-1

0.930.0096

細粒150ｇ

JSM M402-＊

180130－1.0ｇピン

100ｇ

JSM M452-1

2.780.0110

細粒150ｇJSM P711-1

Sb<0.001～0.079 (%)

40Φ (㎜)

4枚セット

JSM M403-＊

1330

6－1.0ｇピン

100ｇ

JSM M453-1

3.200.0136

細粒150ｇJSM P712-1

Sn<0.001～0.101 (%)

40Φ (㎜)

4枚セット

JSM M481-＊－－

1.01ｇ球106ｇ

JSM M454-1

3.730.0298

細粒150ｇJSM P713-1

Cl<0.001～2.52 (%)

40Φ (㎜)

5枚セット

JSM M482-＊－－

6.01.0ｇピン

100ｇ

JSM M455-1

3.850.112

細粒150ｇ

JSM M456-1

4.910.0148

細粒150ｇ

JSM M461-1

0.440.016

1.0ｇピン

100ｇ

JSM M462-1

0.300.170.49ｇピン

49ｇ

JSM M463-1－0.022

0.7ｇピン74ｇ＊ 製造ロットごとの番号。含有率はロットごとに変動します。

*：参考値

蛍光X線強度は、試料形状や共存元素などにより影響を受けるため、実試料の測定ではこれらを考慮の上、ご使用願います。
（※JSM P710-1のCr、Asは、波長分散型蛍光X線分析装置では測定可能ですが、エネルギー分散型では困難です。）