Dados técnicos
testo 890

Termovisor
testo 890

Resolução de infravermelho 640 x 480 pixels
tecnologia SuperResolução testo 1280 x 960 pixels
Sensibilidade térmica < 40 mK
Flexibilidade graças ao cabo giratório e ao display dobrável egiratório
Lentes substituíveis°C

Modo de medição especial para áreas de risco de mofo%UR

Medição de alta temperatura de até 1.200 °C
Assistente de imagem de panorama
Medição totalmente radiométrica por vídeo e captura deseqüência de imagens

O termovisor testo 890 oferece uma excelente qualidade dede forma segura com a melhor qualidade de imagem e

imagem para as mais altas exigências termográficas. Graçasalta resolução. Mesmo os processos térmicos podem serao sistema de medição infravermelho de alta qualidade com

analisados com precisão ao longo do tempo usando a

detector de 640 x 480 pixels, as imagens térmicas podem

medição por vídeo totalmente radiométrica: todos os pontos

ser gravadas em qualidade megapixel (1290 x 960) usando ade medição da imagem térmica estão disponíveis, precisos

tecnologia de SuperResolução. Isto significa que mesmo ospara o pixel, a qualquer momento.

menores objetos de medição, como componentes eletrônicos
ou objetos de medição muito distantes, por exemplo, em
instalações industriais, podem ser gravados termograficamente

www.testo.com.brtesto 890

Dados para pedidos
termovisores testo 890

Parte Nº.

termovisor testo 890 com SuperResolução testo integrado e uma lente (escolha entre lente padrão 42°, lente 25° e lente
telefoto 15°) em um estojo resistente, incluindo software profissional (download gratuito), cartão SD, cabo USB,alça de transporte, pano de limpeza de lentes, unidade de rede, bateria recarregável de íon-lítio e fone de ouvido

0563 0890 X1

Termovisor testo 890 com SuperResolução testo integrado e super teleobjetiva em um estojo resistente
incluindo software profissional (download gratuito), cartão SD, cabo USB, alça de transporte, pano de limpeza de lentes,unidade principal, bateria de íons de lítio, fone de ouvido

0563 0890 X4

conjuntos testo 890 com sua
seleção de lentes
Termovisor testo 890 com testo SuperResolução integrado em um estojo
resistente, incluindo software profissional (download gratuito), cartão SD,
Cabo USB, alça de transporte, pano de limpeza de lentes, unidade derede, bateria recarregável de íon-lítio, vidro de proteção de lentes, bateria
recarregável reserva, carregador rápido, fone de ouvido e estojo de lentes.
Escolha entre as lentes padrão 42°,lente 25° e/ou lente teleobjetiva 15°
Parte Nº.
conjunto testo 890 com duas lentes - veja acima para mais componentes do conjunto0563 0890 X2

conjunto testo 890 com três lentes - veja acima para mais componentes do conjunto0563 0890 X3

conjunto testo 890 com SuperTele e uma lente - veja acima para mais componentes do conjunto0563 0890 X5

conjunto testo 890 com SuperTele e duas lentes - veja acima para mais componentes do conjunto0563 0890 X6

Acessórios
Código1)(Equipamento inicial)Parte Nº.
(Retrofit)

incluído em
entrega

0554 7806

Vidro de proteção de lente. Vidro especial de proteção de germânio para proteção ideal daslentes contra poeira e arranhõesF10554 0289

Bateria adicional.
Bateria adicional de íon de lítio recarregável para prolongar o tempo de operação.

G10554 8852

Carregador rápido de bateria. Estação de carga Desktop para duas baterias recarregáveis para aotimização do tempo de carga.

H10554 8851

Medição de alta temperatura de até +1.200 °C

I12)Medição de umidade 3)

E12)

Lente teleobjetiva 15° x 11°

D12)

Lente de 25°

O12)

Lente super teleobjetiva 6,6° x 5°

T22)

Pacote de análise do processo:
captura da sequência de imagens no instrumento e medição totalmente radiométrica por vídeo

V10554 8902

Detecção de Febre

J1SuperResolução.
Quatro vezes mais valores de medição para uma análise ainda mais detalhada das imagens térmicas

Fita adesiva de emissão. Fita adesiva, por exemplo, para superfícies refletoras (rolo, L.: 10 m, W.: 25 mm),
ε = 0,95, temperatura resistente a +250 °C
Software para PC testo IRSoft para análise e relatório de dados

0501 8809

Certificados de calibração ISO;
Pontos de calibração a 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Certificados de calibração ISO;
Pontos de calibração a 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Certificados de calibração ISO;Pontos de calibração livremente selecionáveis na faixa de -18 a +250 °C

0520 0495 4)

 o fazer o pedido como primeiro equipamento, você recebe os acessórios diretamente
Ano estojo. Exemplo: testo 890 incl. vidro de proteção da lente e SuperResolução:Nº do pedido 0563 0890 X1 F1 S12)
Favor entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente1)–0554 0051

Sondas de umidade sem fio somente na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, Colômbia,Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia.
Por lente
5)
Mais instalação3)

4)

testo 890

Dados técnicos

Equipamento

Saída de imagem infravermelha
Resolução infravermelha

640 x 480 pixels

Câmera digital

Sensibilidade térmica (NETD)< 40 mK a +30 °C

Versão da lente

Campo de visão/min.
distância de foco
(Versão da lente)

42° x 32° / 0,1 m (Padrão)25° x 19° / 0,2 m (Lente de 25°)
15° x 11° / 0,5 m (Telefoto)6,6° x 5° / 2 m (Super telefoto)

Resolução geométrica(IFOV)(Versão da lente)

1,13 mrad (Padrão)0,68 mrad (Lentes de 25°)
0,42 mrad (Telefoto)0,18 mrad (Super telefoto)

SuperResolução(pixel / IFOV)(Versão da lente)

Taxa de atualização de imagem

1280 x 960 pixels / 0,71 mrad (Padrão)1280 x 960 pixels / 0,43 mrad (Lentes de 25°)
1280 x 960 pixels / 0,26 mrad (Telefoto)
1280 x 960 pixels / 0,11 mrad
(Super telefoto)
33 Hz*

Foco

auto / manual

Faixa espectral

7,5 a 14 µm

Saída de imagem visual
Tamanho da imagem /distância min. de foco

3,1 MP / 0,5 m

Tela sensível ao toque LCD de 4,3"
com 480 x 272 pixels

Zoom digitalde 1 a 3 vezesOpções de exibição

IV / imagem real

Saída de vídeo

USB 2.0, Micro HDMI

Paletas de cores

9 (ferro, arco-íris, arco-íris HC, quente afrio, vermelho-azul, cinza, cinza invertido,sépia, Testo)

MediçãoFaixa de mediçãoPrecisão

-30 a +100 °C
0 a +350 °C (selecionável)0 a +650 °C (selecionável)±2 °C, ±2 % do valor de medição(aplica-se um valor maior)(±3 °C de m.v. a -30 a -22 °C)

Medição de altatemperatura - opcional
Precisão

+350 a +1200 °C (não em relação com asuper teleobjetiva)±2 °C, ±2 % do valor medido

Emissividade /temperatura refletida

0,01 a 1 / manualCorreção da transmissão(atmosfera)
Exibição da distribuição daumidade superficial (usandoentrada manual)***Laser (classificação a laser
635 nm, Classe 2)***

Marcador a laser

Gravação de voz

Bluetooth****/
fone de ouvido com fio

Medição de vídeo(via USB)até 3 pontos de medição

Pacote de análise doprocesso: captura sequencial
de imagens no instrumento
e medição totalmente
radiométrica por vídeoInterface()()

LabVIEW, download da descrição dainterface na página inicial da Testo

Armazenamento de imagens
Formato de arquivo imagem
únicaOpção de envio nos formatos .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

Vídeo em formato dearquivo (via USB).wmv, .mpeg-1 / formato Testo(vídeo totalmente radiométrico)

Dispositivo dearmazenamentoCratão SD 2GB(aprox. 1500 - 2000 imagens)

Fornecimento de energia
Tipo de bateria

Carregamento rápido, bateria de íon-lítio
pode ser substituída no local

Tempo de operação4,5 horasOpções de recargano instrumento / no carregador (opcional)

Operação de redeCondições ambientais
Faixa de temperatura deoperação

-15 °C a +50 °C

Faixa de temperatura dearmazenamento-30 a +60 °C
20 to 80 % UR, sem condensação

Classe de proteção daestrutura (IEC 60529)

IP54

Vibração (IEC 60068-2-6)

2G

Especificações físicas()Peso

1630 gDimensões (C x L x A)

253 x 132 x 111 mm

Montagem de tripé

1/4" - 20UNC

Alojamento

ABS

Software para PC

Modo SolarFunção de análise

Assistente de imagem depanorama

Umidade do arFunções de mediçãoMedição com sonda deumidade via rádio (transferência automática dovalor de medição em temporeal)**SiteRecognition (reconhecimentode áreas de medição com gerenciamento de imagens)

Detecção de Febre

Apresentação de imagens
Exibição de imagens

42° x 32° (Padrão)25° x 19° (Lente 25°)
15° x 11° (Telefoto)
6.6° x 5° (Supertelefoto)até 10 pontos de medição,Reconhecimento de ponto quente/frio,
até 5 x a medição da área(min/máx e média),
Valores isotérmicos e alarme

dentro da UE, fora de 9 Hz
Sondas de umidade sem fio apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá,Colômbia, Turquia, Brasil, Chile, México, Nova Zelândia, Indonésia*** com exceção dos EUA, China e Japão
**** Bluetooth apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, Turquia,Japão, Rússia, Ucrânia, Índia, Austrália

Requisitos do sistema

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
interface USB 2.0

Padrões, testes
Diretiva da UE

incluído na entrega

2004 / 108 / EC( ) opcional

testo 890

Visão geral das variantes

testo 890

Resolução infravermelha

conjunto testo
890

640 x 480 pixels

Sensibilidade térmica (NETD)< 40 mK

Faixa de medição

-30 a +650 °C

Taxa de atualização de imagem

0981 8854/msp/I/08.2020

Características

33 Hz*

SuperResolução
Lentes 25° x 19°()

Lente de teleobjetiva 15° x 11° *****()

Lente super teleobjetiva 6,6° x 5°*****

()

(())

()

()

()

Detecção de Febre()()

Pacote de análise do processo: captura sequencial de imagens
no instrumento e medição totalmente radiométrica por vídeo()()Vidro de proteção de lente()

Bateria adicional()

Carregamento rápido de bateria()

Foco automático
Medição de alta temperatura de até 1.200 °C
Assistente de imagem de panorama
SiteRecognition(reconhecimento do local de medição com gerenciamento deimagem)
Marcador a laser**Exibição da distribuição da umidade superficial (através daentrada manual)Interface HDMI

Gravação de voz usando o fone de ouvido****Modo Solar

incluído na entrega( ) opcional

*
**
***

dentro da UE, fora de 9 Hz
com exceção dos EUA, China e JapãoSondas de umidade sem fio apenas na UE, Noruega,Suíça, EUA, Canadá, Colômbia, Turquia, Brasil, Chile,México, Nova Zelândia, Indonésia**** Bluetooth apenas na UE, Noruega, Suíça, EUA,Canadá, Colômbia, Turquia, Japão, Rússia, Ucrânia,Índia, Austrália***** dependendo do conjunto selecionado

www.testo.com.br

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Medição com sonda de umidade sem fio ***(transferência
automática do valor de medição em tempo real)