計測機器

空気・電気・マイクロメータ

ゲージ

精密機械部品

新商
商品
品・
・そ
その
の他
他
新

■目次

index

計測機器
品

ゲージ

名

頁

品

6

ねじの種類と使用されるゲージ

IDM-30EX-S/100EX-S

6

JIS に規定のある容器及び容器用弁ねじの種類と使用されるゲージ 63

IDM-30EX2/100EX2

10

アメリカ管用ねじの種類と使用されるゲージ

65

IDM-30HR EX2/100HR EX2

11

ご注文に際して67

IDM-30CAM/100CAM

12

小径内径測定器

名頁

プレーンゲージングシステム

61

68

超精密回転テーブル台

13

穴用限界ゲージ

69

検査治具

15

ゲージハンドル一覧

70

簡易比較測長器17

軸用限界ゲージ71

マルチボールコンタクト式内径測定器

18

マスターゲージ

74

比較測長器2M-677/座標測定器

19

テーパゲージ76

外径リファレンス

20

その他のゲージ

78

自動測定機

21

リファレンスコネクタ

79

粒度ゲージ

80

空気 / 電気マイクロメータ及び周辺機器
名頁

ロータリゲージ81

空気マイクロメータ

26

テストバー

82

コラム型（流量式）空気マイクロメータ フロメック

28

ゲージ類を間違いなくお使いいただくために

83

デジタル型 空気マイクロメータ ミニ

30

精密機械部品品

空気・電気マイクロメータ デジアナ表示ユニットSmp

31

マルチゲージングシステム デジアナ表示解析ユニットSmp-multi 32

品

名

頁

ボールねじの選定

86

33

ボールねじ呼び番号88

デジタル型 空気・電気マイクロメータ アドメック

34

ボールねじナット形式

89

コラム型 空気・電気マイクロメータ コルメック

36

ボールねじ

90

プログラマブル空気・電気マイクロメータ PLM

38

標準シリーズ

90

40

軸端完成品

91

40

軸端未加工品

C3級

92

41

軸端未加工品

C5級

95

42

軸端未加工品C7級

98

ダイヤル型空気マイクロメータ

DI-300

電気マイクロメータ
デジタル型 電気マイクロメータ デジメック
空気マイクロメータ用ヘッドセレクター
検出器・測定ヘッド EP-2 / 標準内径測定器
空気マイクロメータ用ヘッド&マスタ

43

軸端末加工品ステンレス101

内径測定ヘッド

43

丸形サポートユニット（固定側）

104

リーフ式、ボールコンタクト式内径測定ヘッド・スリットノズル式測定ヘッド

44

角形サポートユニット（固定側）

104

外径測定ヘッド

45

丸形サポートユニット（支持側）

105

テーパ用測定ヘッド・各種測定ヘッド

46

角形サポートユニット（支持側）

105

各種測定ヘッド47

ロックナット105

エコジェット48

BACリードスクリューの構造と特長

106

マスタゲージ

49

BACリードの選定

107

空気マイクロメータ周辺機器具

50

BACリードスクリューの仕様

108

お引き合いに際して

51

BACリードスクリューの呼び方

109

BACリードスクリューナット寸法

109

ゲージ
名

頁

精密送りねじ110

ねじゲージングシステム

54

その他の精密ユニット

111

品

直動テーブル / 精密スピンドル

111

平行ねじ用限界ゲージ/標準ねじゲージ

54

ねじ用限界ゲージ方式と製品ねじの公差相互の関係位置説明図

57

管用テーパねじゲージR（PT）

58

アメリカ標準管用テーパねじゲージNPT

59

スイス・トリモス社製 各種測長機/測定の困りごと解決事例集 112

アメリカ標準管用耐密テーパねじゲージNPTF

59

主なねじ規格115

特殊ねじゲージ

60

お問い合わせシート

116

各種ご案内
項

目

頁

小径内径測定器 ＩＤＭ-３０ＥＸ-S/１００ＥＸ-S
小径内径測定器 ＩＤＭ-３０EX2/１００EX2
小径内径測定器 ＩＤＭ-３０HR EX2/100HR EX2

15

13

12

超精密割出台16

小径内径測定器 ＩＤＭ-３０CAM/100CAM

超精密回転テーブル ＳＰＲＴ-２００ ＳＰＲＴ-Ｖ２００

17

ＳＰ
ＩＤ−７２０ ＳＰ
ＩＤ−７２０Ａ

超精密回転テーブル ＳＰＲＴ-２００ＶＨＩ ＜割出機能付＞

22

21

17

検査治具 シリンダブロック穴位置検具、
芯間距離測定、
他

23

18

116

同軸度測定具、
穴位置・内径多点測定具、
穴ピッチ測定具

外径リファレンスゲージシステム

比較測長器

画像計測装置30

検査治具

高性能縦型万能測長機 ＜スイス トリモス社製＞

自動測定機

32

19

コラム型
（流量式）
空気マイクロメータ フロメック

33

翼検査治具、
ねじ有効径測定器、高さ測定治具、
歯車検査治具、他

デジタル型 空気マイクロメータ ミニ

34

検査治具

空気・電気マイクロメータ デジアナ表示ユニットSmp

35

20

マルチゲ−ジングシステム デジアナ表示解析ユニット Smp-multi36

簡易比較測長器

ダイヤル型 空気マイクロメータ DＩ−３００38

マルチボールコンタクト式内径測定器

デジタル型 空気・電気マイクロメータ アドメック

40

座標測定器

コラム型 空気・電気マイクロメータ コルメック

42／

プログラマブル空気・電気マイクロメータ ＰＬＭ

43／

デジタル型 電気マイクロメータ デジメック

44

ヘッドセレクター

空気マイクロメータ用

45

検出器・測定ヘッド ＥＰ-２ ／ 標準内径測定器
内径測定ヘッド

管用テーパねじゲージ Ｒ（ＰＴ）

平行ねじ用限界ゲージ・標準ねじゲージ

マスタゲージ マスターリングゲージ マスタープラグゲージ

61

61

60

56

51

46

空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ

アメリカ標準管用テーパねじゲージＮＰＴ

62

47

アメリカ標準管用耐密テーパねじゲージ ＮＰＴＦ
（Ｌ１．
Ｌ２．
Ｌ３）

71

内径測定ヘッド ：リーフ式・ボールコンタクト式・スリットノズル式

特殊ねじゲージ

73〃

穴用限界ゲージ

76

48

軸用限界ゲージ

78

外径測定ヘッド ： はさみ式・リング式

マスターゲージ／超硬マスターゲージ

80〃

テーパゲージ

81

49

その他のテーパゲージ：テーパプラグゲージ、
テーパリングゲージ、
その他のゲージ

82

テーパ用測定ヘッド・各種測定ヘッド

リファレンスコネクタ

83

〃

粒度ゲージ

84

各種測定ヘッド

ロータリゲージ〃

テストバー

バルブシート面振れ測定器
縦型形状測定器※製品別のシートカタログは別途ご請求下さい。
また＊が付記された製品も専用のシートカタログがございます。

膜厚3

ボールねじ 用途別 選定ガイド
C0

C1〈用途別精度等級の選定目安〉
位置決め用

三次元測定機
画像処理装置C2C3NC工作機械
半導体関連

産業用ロボット

C5
搬送用

C7

射出成型機
木工機
事務機器
各種搬送機器汎用機・専用機

20

4

05

5

E

6

L

ナット型式
BS FS

3

称呼例：

2

1

9

Z

-

10

11

850 S01

静音性（7） 条数（2条の場合のみ表記）

8

2N C3

7

（8） 精度等級（1） ボールねじ記号（10） ねじ軸全長（mm）（9） 軸方向すきま（11） 整理番号（2） ナット形式（4） リード（mm）（3） 軸径（mm）（5） 回路数（6） ねじの捩れ方向（右は表記なし）

潤滑油

◎

2条ねじ

◎

◎

小リード

○

◎

◎

大リード

リチウム系

○

◎

◎

軸端形状

○

防錆油

○

◎

ナット型式

○

防錆油

○

◎

○

精度等級

軸方向
すきま

○

防錆油

○

○

○

項目

0.005☆

○

○

防錆油

○

○

潤滑油補給装置 フローティング
ユニット取付☆

ストローク

0.005☆

○

○

＊

○

軸端
未加工品
C3軸端未加工品

C3ステンレスボールねじ
○

○

在
庫
C5軸端未加工品
C7軸端未加工品

品

＊

＊

＊

○

○

◎

○

○

受注製作品

BSF

片フランジ形シングルナット

片フランジ形シングルナット

GPR

BSP

片フランジ形シングルナット

片フランジ形シングルナット

BSH（エンドキャップ）

BSIR（インサイドリターン）

片フランジ形

片フランジ形

RL

L

記号

左右

左

捩れ方向

○

精密用Ｐシリーズ/並級用Ｎシリーズ

角形、丸型（それぞれ固定側、支持側有）詳細

OSユニット取付※☆

0.005☆

○

○

○

＊

＊

BSF, BSP
BSF, BSP☆

0.005☆

○

○

○

C7

GTR, GPR

☆

0.02

○

○

C5

GTR, GPR

☆

＊

○

○

○

GTR, GPR

＊

＊

○

C3

○

表参照

＊

＊

○

C2

○

BSF, BSPなど

＊

＊

C1

○

○

BSIR

＊

Ｃ0

○

○

○

BSH

C3軸端加工品

○
○

○

○

標準品

○
○
○

○

ISSOKUボールねじ

オーダーボールねじ○○○○

ステンレス製ボールねじ
○
○

＊

すきま

GTR

サポートユニット

ロックナット○インサイドリターンボールねじ
○

BSP

○

ミニチュアハイリードボールねじ

○

◎

○

＊
○

○
○

○
○

0
○

＊

○

BAC

ＢＡＣリードスクリュー

◎
＊

＊
＊

○
＊

○
＊

＊

＊

＊

精密送りねじスーパーミニチュアボールねじ

送りねじ☆追加工可能＊打ち合わせ※サイズによって取り付けられないものもございます。
別紙シートカタログをご参照ください。

〜詳細〜

1.5×1

・ねじの捩れ方向
記号

1.5×2

内部循環式シングルナット
A

プレート式

すきま

B

チューブ式

0

・ナット型式

記号0.005以下

・回路数
（巻×列）

Z

・軸方向すきま
（mm）

T

・その他

標準在庫品

関連製品

スリーブ形シングルナット
片フランジ形ダブルナット

BSD

フランジ合わせ形ダブルナット

スリーブ形シングルナット

BSPP

BSPD

BSS

片フランジ形ダブルナット

2.5×1

フランジ合わせ形ダブルナット

E

BSFF

スリーブ形ダブルナット

BSFS

BSDD

2.5×2

スリーブ形ダブルナット

2.5×3

BSSS

F

2.7×1

G

0.020以下
0.050以下

S
N

R

4

計測機器

Y-001-c

光学式非接触 小径内径測定器 IDM
MEASURING MACHINE FOR SMALL INTERNAL DIAMETER

IDM-30EX-S/100EX-S
誰でもすぐに高精度、高速測定

Highly accurate, high speed measurements for anyone, any time

ＥＸシステムで位置合わせが簡単。
リングゲ−ジ、ハサミゲ−ジの校正に最適です。
Easy alignment is possible with the EX system. Optimal for the calibration snap gauges and ring gauges.
外観図 IDM-30EX
Outward view (IDM-30EX)

IDM-100EX

構造の概略図

①XYテーブル

④対物レンズ⑦高さ（Z）位置決めハンドル⑩メインコンピュータ②Y微動マイクロ⑤サーチライト⑧高さ表示器⑪内蔵ディジタルスケール

XY Table

Y Fine adjustment③X微動マイクロ
X Fine adjustment

Objective lensSearch light⑥カメラ
CameraHeight (Z) positioning handle
Height indicator⑨タッチパネルモニタ

Block diagram of structure

Main computer

Built-in digital scale

Touch panel monitor

測定例［Examples of measurement］
IDMは内径を、高さ、厚さの任意の位置で測定出来ます
IDM can measure internal diameter with any
position of height and thickness.
高さ設定範囲0〜24mm
The range of height setting range 0〜24mm

リングゲージの測定だけでなく穴のピッチ・直角度・テーパが測定できます。
角穴やスリットにも適用し，外径や外幅についても同様に測定が可能ですので内外径の同軸度など多様に対応します。
It can be used to measure not only ring gauges but also the pitch, squareness, taper, and others.
It is also applicable to square holes and slits, and can be used to measure external diameter and width, making it ideal for measuring the coaxial degree ofan inner/outer diameter and a variety of other measurements.

6Y-002-d測定原理 ［Measurement principle］
レクチル反射像を用いた壁面間距離測定法

Wall-to-wall distance measurement using reticle reflection images

IDM uses the measuring head of the light reflected onto the wall surface of a workpieces
The measuring head of the light can be observed from a camera as a cross image, and follows the movement of the work pieces.
Furthermore, the system finds the distance (measurement) of the wall surface gap by the scale with which the movement is detected.
リングゲージ寸法測定例
Examples of ring gauge measurement

スケールゼロ位置
Scale zero position

スケール値
Scale value
光の測定子
Measuring head of the light
左壁のクロス像
Cross image ofleft side wall surface

被測定物移動Moving the workpieces

移動完了Movement Complete

内径寸法値[mm]Internal diameter value

右壁のクロス像
Cross image oflight side wall surface

高い繰り返し精度 ［High repeatabilty］
カメラに映るクロス像位置合わせは，手動で行う必要があり，僅かな位置決めのズレがそのまま測定誤差につながります。
そこで独自の画像認識処理を用いて，位置合わせ誤差をキャンセルできる仕組みを備えました（EXシステム）。
このEXシステムにより，
σ=0.1μmという高い繰返し精度が 誰でも簡単 に 素早く 行えます。
The cross image alignment shown on the camera must be done manually, and a slight misalignment will result in a measurement error.
That is where we used our original image recognition processing, and prepared a system to cancel the alignment errors（EX system）.
Using this EX system, anyone can "easily" and "quickly" achieve the high repeatability of σ=0.1μm.
位置合せ誤差あり：操作ミス方向
Alignment error: Operation error direction

差は6.85µm
Dimensional error 6.85μm

EXシステム適用例
Application of EX system

EX ON

位置合せ誤差キャンセル
To cancel a alignment error

差は0.02µm
Dimensional error 0.02μm

こんなにズレていてもEXシステムを使うと．
．
．
Even if you are mistaken,
when you use EX · · ·.

EX ON

注1)上記例はオプション0.01µm仕様
The above example is optional 0.01 μm specification.

7

計測機器

IDMは被測定物壁面に反射させた光の測定子を使います。光の測定子はクロス像としてカメラから観察でき，被測定物の動きに追従します。
さらにその移動を検出するスケールによって，壁面間の距離（寸法）が分かる仕組みです。

Y-003-e

標準付属品 ［Standard accessories］

ワークセットプレート
Work set plate

載物補助台

マスタリングゲ−ジ
Master ring gauge

小さいワ−クの測定に使用します。
Auxiliary
Support table can be used to small workpieces measurement.

ハンドスイッチ使用例
Example of use ofhand switch

ハンドスイッチ
モニタにタッチせず素早い測定が可能です。
※ハンドスイッチはIDM-30CAM/100CAMを除き標準付属品です。
Hand switch
Measurement can be made quickly without touching
the monitor.
The hand switch is a standard accessory except for
IDM-30CAM/100CAM.

オプション ［Options］

挟みゲ−ジ載物台

専用架台

温度センサユニット

チルティングテ−ブル

測定ポイントが真直な被測定物向けに効果があります。IDM30/100用があります。

アルミベースの専用架台です。
IDM30/100用があります。

温度補正機能がさらに便利に。IDMと被測定物の温度をIDMコンピュータに取り込めます。

Snap gauge table
This ensures measurement of workpieces inwhich the measuring point is straight.
This table is dedicated for IDM30/100.

System table
This is an aluminum system table dedicatedfor IDM30/100.
Wall-to-wall distance measurement using
reticle reflection images
Monitors are not included in the product.

載物台を測定方向に傾斜できる機構を取り付けたものです。傾斜範囲は±2°であり、傾いた被測定物の測定に威力を発揮します。

※モニタは付属されません。

Temperature sensor unit
The temperature compensation function has
been added with another function.
The temperatures of IDM and the workpieces
can be captured and put into the computer.

Tilting table
The Tilting table can be sloped ±2° in themeasuring direction. It is effective to measure
the work inclined within ±2°.

イメージ

クレンメル

フットスイッチ

I2K転送デバイス

軽いワークの動きを防ぎ安定した測定が可能です。

モニタにタッチせず素早い測定が可能です。

測定値や温度などを仮想キーボードとして外部パソコンに出力できます。

ClampsPrr e v ene n ts w orkpi ece movem ent andPl i ze s mea su remen t.
s t a b i li

Foot switch
Measurement can be made quickly without
touching the monitor.

I2K transmission device
Measured values and temperature can be
output to an external computer as a virtual
keyboard.

8

Y-004-c

IDM-30EX-S/100EX-S仕様 ［Specifications］
IDM-30EX-S

型 式 Model
構成

主 要
Main

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.4+L/150） L:測定長 mm

繰返し精度

μm

0.1 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

0.0001（0.1μm）
0.0001(0.1μm)

L=measuring length mmStandard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 300W 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30被測定物の大きさmm

φ70×50（H）

Measuring range

Work pieces size

測定しうる最小限度mm

測定しうる最大限度mm

Measurable min. limits

Measurable max. limits

0.1〜100

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Thickness 49

厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 49

Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

測定面の表面粗さ

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

測定高さ設定範囲

mm

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間、連続使用）

測定高さ幾何特性mm

直角度0.005 注8）

キャリッジ粗動範囲mm

キャリッジ微動範囲mm

載物台の大きさmm

載物台最大積載量kg

Measuring height range

Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicatorright angle

Geometric characteristics in the measuring height direction
Area of carriage shift

Area of fine carriage shift
Table size

31

Maximum carrying weight of table
Table swivel angle

外形寸法

mm

重量

kg

Dimensions
Weight

光源

Light source

105±5

載物台回転範囲

φ70

φ170

2

10

約100°

約±3°

420
×390
（奥行）
×600
（高さ）注5）
（幅）

810
（幅）
×450
（奥行）
×745
（高さ）注5）100

420Width x 390Depth x 600Heigth (See note 5.)

810Width x 450Depth x 745Heigth (See note 5.)48（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

平均、繰返し（σ）

Average, repeat (σ)

Calculation

温度補正演算Temperature correction calculation

IDM温度、被測定物温度、被測定物膨張係数により測定結果を補正。
（温度はオプションの温度センサユニットからも取込み可）
The measurement result is corrected according to the IDM temperature, the workpiece temperature,and the expansion coefficient of the workpiece. (The temperatures can also be captured from an optional temperature sensor unit.)

高さプリセット機能

設定値からの相対高さ表示

The height relative to the set value is displayed.

Height preset function

多言語

日本語、英語選択可能

Japanese and English can be switched.

Multilingualization

測定データメモリ、
CSV出力

Measurement data memory, CSV output

操作

約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド（寿命3万時間）演算

Softwarefunction

内径 100

半角2.5°
以下（1/10テーパ）

Measuring surface slope

ソフトウェア機能

Slit width 0.1

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾きInstrument

Thickness 0.5

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

Bore dia.0.1

Bore dia v.s.thickness

本 体

φ170×50（H）
一定の光沢を有するもの 注7）

被測定物の材質

Material of workpieces

計測機器

Components

IDM-100EX-S

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

測定時間、測定値などを内部テーブルに保存、CSV出力可能

Measurement times, measured values, etc. can be stored in the internal table and outputted as CSV format.

Operation

比較測定

Comparison measurement

タッチパネルモニタ（10.4型）注6）、キーボード、
マウス
Touch panel monitor (10.4-inch Note 6）; keyboard; mouse

マスタを登録して測定値を補正する事が可能

Measurement value can be corrected by registering a master.

ワークセットプレート、載物補助台、キーボード、
マウス、
ハンドスイッチ、USBハブ
標準付属品 マスターリングゲージ、Standard accessories Master ring gauge; work set plate; auxiliary stage; keyboard; mouse; hand switch; USB hab

オプション
Option適合規格

Compatible
standards

温度センサユニット、架台、チルティングテーブル、
はさみゲージ用テーブル、大型タッチパネルモニタ、
フットスイッチ、
プリンタ、
クレンメル
Temperature sensor unit, table, tilting table, snap gauge table, large touch panel monitor, foot switch or printer,clamps

CE規格（海外向けモデルのみ）:
EMI: EN61326-1:2013（Class A）, EN55011:2009+A1:2010（Group1,ClassA）
EMS: EN61326-1:2013（Basic requirements）
LVD: EN61010-1:2010

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）タッチサウンドはありません
注7）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注8）測定高さ1mm〜23mm間での特性です。
※推奨使用温度環境 20℃〜25℃±1℃

CE standards (applicable only to models for overseas)
EMI: EN61326-1:2013 (Class A), EN55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)
EMS: EN61326-1:2013 (Basic requirements)
LVD: EN61010-1:2010

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) There is no touch sound.
Note 7) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 8) Characteristics between 1 mm and 23 mm in measuring height.
*Recommendation temperature environment 20℃〜25℃ ±1℃

9Y-000-a

IDM-30EX2／100EX2
精度と分解能が向上した高精度測定器

High-precision measuring instrument with higher accuracy and resolution.

精度を最大約20％向上、分解能0.01μmとした進化版
High-precision measuring instrument with higher
accuracy and resolution.

IDM-30EX2/100EX2仕様 ［Specifications］
型

IDM-30EX2

式 Model構成

Components

主 要
Main

IDM-100EX2

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.3+L/150）

繰返し精度

μm

0.1 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

0.00001（0.01μm）

Standard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 300W 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30被測定物の大きさmm

φ70×50（H）

Measuring range

Work pieces size

測定しうる最小限度mm

測定しうる最大限度mm

Measurable min. limits

Measurable max. limits

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Bore dia.0.1

Thickness 49

Slit width 0.1

内径 100厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 49

半角2.5°
以下（1/10テーパ）
Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

Measuring surface slope

測定面の表面粗さ

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

測定高さ設定範囲

mm

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間、連続使用）

測定高さ幾何特性mm

直角度0.005 注7）

キャリッジ粗動範囲mm

キャリッジ微動範囲mm

載物台の大きさ

mm

φ70

φ170

載物台最大積載量

kg

2

10

約100°

約±3°

Measuring height range

Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicatorright angle

Geometric characteristics in the measuring height direction
Area of carriage shift

Area of fine carriage shift
Table size

31

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法

mm

重量

kg

Dimensions
Weight

光源

Light source

105±5

Maximum carrying weight of table

100

420
×390
（奥行）
×600
（高さ）注5）
（幅）

810
（幅）
×450
（奥行）
×745
（高さ）注5）

420Width x 390Depth x 600Heigth (See note 5.)

810Width x 450Depth x 745Heigth (See note 5.)48（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド（寿命3万時間）注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注7）測定高さ1mm〜23mm間での特性です。
※ソフトウェアと標準付属品とオプションはＥＸ-Sと同じ※推奨使用温度環境 20℃〜25℃±1℃

10Thickness 0.5

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾きInstrument

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

Bore dia v.s.thickness

本 体

φ170×50（H）
一定の光沢を有するもの 注6）

被測定物の材質

Material of workpieces

0.1〜100

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 7) Characteristics between 1 mm and 23 mm in measuring height.
*Software and standard accessories and option are the same as EX-S.
*Recommendation temperature environment 20℃〜25℃ ±1℃

Y-006-c

IDM-30HR EX2/100HR EX2
繰返し精度を更に極めた高精度測定器

繰返し精度0.05μm、厚み0.1mmまで測定可能。ワッシャ−などの薄いワーク測定に最適。
It can measure up to a repeatability accuracy of
0.05µm, and thickness of 0.1mm.
Perfect for measurement of thin objects such as
washers.

IDM-30HR EX2/100HR EX2仕様 ［Specifications］
型

IDM-30HR EX2式 Model構成

Components

最小表示値

mm

総合精度

μm

繰返し精度

μm

Minimum reading

主 要
Main

Overrall accuracy
Repeatability

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

0.00001（0.01μm）±（0.3+L/150）
0.05 （操作誤差±1μmの時、標準偏差σ）

Standard deviation σ at an operation error of ±1μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 3A 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30被測定物の大きさmm

φ70×36（H）

Measuring range

Work pieces size

被測定物の材質

Material of workpiecesmm

測定しうる最大限度mm

Measurable max. limits

0.1〜100

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Bore dia.0.1

Thickness 34

Thickness 0.1

Slit width 0.1

内径 100厚さは内径の3倍まで 注3）

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 34

Thickness is 3 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾き半角10.5°以下（1/3テーパ）
Half angle 10.5°(Taper 1/3)

Measuring surface slope

Instrument

スリット 0.1

厚さ 0.1 注1）(See note 1.)

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

Bore dia v.s.thickness

本 体

φ170×36（H）
一定の光沢を有するもの 注6）測定しうる最小限度
Measurable min. limits

IDM-100HR EX2

本体、メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

測定面の表面粗さ

Rz 3.2μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

測定高さ設定範囲

mm

目盛範囲 0〜17（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間）

測定高さ幾何特性mm

直角度0.005 注7）

キャリッジ粗動範囲mm

キャリッジ微動範囲mm

載物台の大きさmm

載物台最大積載量kg

Measuring height range

Range 0〜17(minimum unit length 0.01), digimatic indicatorright angle

Geometric characteristics in the measuring height direction
Area of carriage shift

Area of fine carriage shift
Table size

31
±5

Maximum carrying weight of table

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法

mm

重量

kg

Dimensions
Weight

光源

Light source

103

φ70

φ170

2

10

約100°

約±3°

420
×510
（奥行）
×610
（高さ）注5）
（幅）

810
（幅）
×555
（奥行）
×700
（高さ）注5）100

420Width x 510Depth x 610Heigth (See note 5.)

810Width x 555Depth x 700Heigth (See note 5.)48（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド（寿命3万時間）注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ17mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ34mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注7）測定高さ1mm〜16mm間での特性です。
※ソフトウェアと標準付属品とオプションはＥＸ-Sと同じ※推奨使用温度環境 20℃±1℃以内

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 17mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 34mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 7) Characteristics between 1 mm and 16 mm in measuring height.
*Software and standard accessories and option are the same as EX-S.
*Recommendation temperature environment within 20℃±1℃

11

計測機器

A high accuracy measuring instrument with further improved resolution.

Y-005-d

IDM-30CAM/IDM-100CAM
低コスト、位置合せマニュアルタイプ
A low cost, manual type alignment

IDM-30CAM/100CAM仕様 ［Specifications］
型

IDM-30CAM

式 Model構成

Components

主

Main

要

最小表示値

mm

総合精度

μm

繰返し精度

μm

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

Instrument, System controller, Counter, Touch panel monitor, Light source

0.0001（0.1μm）
0.0001(0.1μm)±（0.4+L/150） L:測定長 mm
L=measuring length mm

0.2 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Standard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 300W 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜300.1〜100

被測定物の大きさmm

φ70×50（H）

φ170×50（H）

Measuring range

Work pieces size

被測定物の材質

Material of workpieces

体

Instrument

一定の光沢を有するもの 注7）測定しうる最小限度mm

測定しうる最大限度mm

Measurable min. limits

本

IDM-100CAM

本体、
メインコントローラ、
カウンタ、
タッチパネルモニタ、光源装置

Measurable max. limits

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Thickness 49

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

内径と厚さの関係

Bore dia.0.1

Thickness 0.5

Slit width 0.1

内径 100厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 49

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

Bore dia v.s.thickness

測定面の傾き半角2.5°
以下（1/10テーパ）
Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

Measuring surface slope

測定面の表面粗さ

Measuring surface roughness

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

測定高さ設定範囲

mm

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間、連続使用）

測定高さ幾何特性mm

直角度0.005 注8）

Measuring height range

Geometric characteristics in the measuring height direction

操作

Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicatorright angle

キャリッジ粗動範囲、キャリッジ微動範囲、載物台の大きさ、載物台最大積載量、載物台回転範囲、外形寸法 注6）、重量、光源はＥＸと同様

Area of Carriage shift, Area of fine carriage shift, Table,size, Maximum carrying weight of table, Table swivel angle, Dimensions (See note 6), Weight, Light source are the same as EX.

Operation

ワークセットプレート、載物補助台
標準付属品 マスターリングゲージ、

カウンタ、
タッチパネルモニタ（10.4型）注5）

Counter, Touch panel monitor (10.4-inch Note 5）

Standard accessories Master ring gauge; work set plate; auxiliary stage

オプション
Option架台、
チルティングテーブル、
はさみゲージ用テーブル、大型タッチパネルモニタ、
プリンタ、
クレンメル
Table, tilting table, snap gauge table, large touch panel monitor, printer, clamps

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）タッチサウンドはありません。
注6）高さが異なります。 IDM-30：525 IDM-100：670
注7）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注8）測定高さ1mm〜23mm間での特性です。

12Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) There is no touch sound.
Note 6) The hight is different. IDM-30：525 IDM-100：670
Note 7) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 8) Characteristics between 1 mm and 23 mm in measuring height.

Y-009-b

計測機器

13
15

Y-010-c

14
16

計測機器

15
17

16
18

計測機器

簡易比較測長器アプリケーション ［Application］
おねじ有効径測定器

めねじ有効径測定器

内外径測定器・ねじ有効径測定器

ボールねじシャフト有効径測定器

ミニチュアベアリング軌道溝外径測定器

ニードルベアリング内径測定器

スプラインシャフトピッチ円直径測定器

内歯歯車ピッチ円径測定器

17
19

18
20

E-007-a

比較測長器2Ｍ-677
RELATIVE MEASURING INSTRUMENT

スタンド（オプション）
stand (option)

This product is suitable to collectively measure components of the same size andensures low cost and high accuracy. It can be used to measure inner diameters,
outer diameters, and effective diameters of workpieces in shop floors, inspection
areas, etc. Either a dial gauge or an electric micrometer can be selected as anindicator. When the specifications include a stage surface (option), diameters oftaper threads can be measured using the four-wire method. Use of a stand(option) is recommended to hold the object to be measured.

主な仕様（測定方法：原器との比較測定） ［Specifications］
型式

Model

2M-677精度

0.0005mm（表示器精度を除く）

測定範囲

1〜100mm

Precisin

Measuring range

0.0005mm (Not included the precision of display)

測定圧

5N 又は 10N

測定子

φ4/φ6/φ8（φ10/φ12はオプション）

外形寸法

L415×W100×H185mm

重量

20kg

Measuring pressure
Measuring head
unit size
weight5N or 10N

φ4/φ6/φ8 (φ10/φ12 : option)

座標測定器
COORDINATE MEASURING MACHINE
当社独自のリファレンスバ−（測定用調心治具）
を使用し複数穴の内接円中心を同時に測定します。2穴の芯間測定はもちろん、3穴以上の相対座標も計測可能です。単列リファレンスバ−で受け面基準、複列リファレンスバ−で軸基準と、用途に応じ測定基準を選択可能です。
Ｘ-Ｙテ-ブル機構の追従性と電気マイクロメ−タの採用で測定結果を保証します。
ダイヤルゲ−ジ仕様も製作可能です。
With our original reference bar (aligning jig for measurement), the centers of
inscribed circles of two or more holes are measured simultaneously. The relative
coordinates of three or more holes as well as the distance between the centersof two holes can be measured. According to your application, you can choose areceiving surface reference with a single-row reference bar or a shaft referencewith a double-row reference bar as the measurement reference.
The measurement results are guaranteed by the follow-up capability of the X-Ytable mechanism and the use of an electric micrometer. This product can be also
produced to dial gauge specifications.

■座標測定器イメージ図
Figure：ｃoordinate measuring machine

測定可能な穴内径：φ6以上
繰返し測定精度：2μm以内（φ8RBによるXY座標測定実績）
Measurable internal dia.：φ6 not lessRepeatability：2μｍ or less(Actual results of X-Y ｃoordinate measuring by φ8RB）

19
21

計測機器

同じサイズの部品をまとめて測定する場合に最適です。低コストで高精度。
ワークの内径、外径、有効径の測定に作業現場や検査室などで活躍します。
表示器はダイヤルゲ-ジ、電気マイクロが選択可能。載物面付仕様（オプション）
でテーパねじ四針測定ができます。測定物の保持にはスタンド（オプション）をお薦めします。

E-008-a

外径リファレンス ゲ−ジシステム
OUTSIDE DIAMETER REFERENCE GAUGING SYSTEM

概要 ［Overview］
測定物の外径を基準として内径の振れ、他の外径の振れ（真円度）、端面の振れが測定できます。測定物をメインコントロ−ラの上に載せ、ス
キュ−ロ−ラでクランプし、
メインロ−ラを回転。
その時の振れをダイヤル
ゲ−ジで読みます。
With reference to an outer diameter of an object to be measured, the innerdiameter, other outer diameters (roundness) or the end surface can bechecked for any run-out. The object to be measured is placed on the main
controller and clamped by a skewed roller, and the main roller is rotated.
Then, the run-outs are measured with a dial gauge.

特長 ［Features］
メインロ−ラ、
スキュ−ロ−ラが交換式のためオプションの追加により様々なワ−クに対応可能です。
ゼロセット用調整ねじにより、最適な測定が誰でも簡単にできます。
測定部が退避するのでワ−クの着脱が簡単です。
· Because the main roller and the skew roller are replaceable, this system
is usable for various workpieces by adding options.
· Anyone can easily make optimum measurements by using an adjustingscrew for zero setting.
· Because the measuring part is retracted, a workpiece can be easily
attached and detached.

外観図 ［Outward view］

オプション ［Options］
中型（標準）外形寸法図
Unite size of medium type (standard)

大型タイプローラ部拡大図

中型タイプローラ部拡大図

小型タイプローラ部拡大図

Enlarged drawing oflarge type roller

Enlarged drawing of
medium type roller

Enlarged drawing of
small type roller

てこ式インジケータ（外径用）Lever type indicator(For external dia.)

スライド式インジケータ（内径用）
Slide type indicator(For internal dia.)仕様 ［Specifications］
タイプ
Type

中型（標準）

ワーク内径（mm）

Internal dia. of work pice

4〜25

3〜24

大型

20〜50

19〜49

小型

1.5〜4

（2）
〜3

Medium type (standard)
Large type
Small type

20
22

ワーク外径
（mm）

External dia. of work pice

外形寸法（mm）

重量（kg）精度（μm）
Precision

Measuring Pressure

W250×H150×D150

8

1.4

6

Dimensions

Weight

測定圧（N）

E-000-a

自動測定機
Automatic measuring machines

計測機器

自社製「空気マイクロメータ」「電気マイクロメータ」「ボールねじ」「ゲージ、治具」と、画像処理やレーザーなどのテクノロジーが融合した、オーダーメイドの自動測定機です。
The following are custom-made automatic measuring machines that use combinations of our
air micrometers , electric micrometers , ball screws , gauges , and jigs with various technologies
including image processing and laser beams.

ロボット ねじ/内径検査システム

Robot Inspection system for tapped hole and internal diameter
1台で検査、測定、判定が可能です。多関節ロボットがねじプラグゲー
ジや空気マイクロメータの測定ヘッドを持ち替えて自動測定。空気マ
イクロメータの測定結果を解析ユニットに自動で取り込み分析結果を表示する事ができます。
The device is an integral unit comprising all of inspection, measurement
and evaluation functions. Automatic measurement using an articulated
robot that can change automatically a thread plug gauges and measuring
heads. Automatically captures results of measurement for measuring
heads and displays analysis results.

測定事例

Example of measurement

ねじプラグ ゲージで 空気マイクロメータで 片口プラグゲージで穴
タップ穴の通り検査
内径・外径測定の通り止り検査
thread plug gaugemeasuring head

Single-ended Go and NoGo
plug gauge

内径自動測定機Internal diameter automatic measuring machine
1本の測定ヘッドでワ−クの内径Ｘ-Ｙ先中元6箇所を測定し合否選別レーンへ搬送。測定ヘッドの位置決めとワーク搬送はボ−ルねじ、測定は空気マイクロメータ（1連式）、判定はＰＬＭを使用しています。
Measurement is made at six points in X-Y directions of the internal
diameter of a workpiece by one measuring head, which is thentransferred to the pass-fail screening lane. A ball screw is used for
positioning of the measuring head and transferring the workpiece,
and an air micrometer (single type) and a PLM are used for measurement and screening respectively.

φ16
φ10
（3）

測定位置

（7）

20

Measurement（7）position（3）

ワーク測定例

Measurement example
of workpiece

21
23E-001-a

Bee-1 タップ穴自動検査装置
Bee-1 tapped hole automatic inspection machine
ワ−クのタップ穴をねじゲ−ジ（通り）
で、ひと穴約2秒で自動検査。50バンクの情報登録で条件の異なるねじ穴の連続検査が可能です。
One tapped hole in a workpiece is automatically inspected with a (go) screw gauge in approximately two seconds. It
enables continuous inspection of threaded holes under different conditions by registering information in 50 banks.
Bee-1仕様 Bee-1 specifications
M1.4〜M12（相当）

検査可能ねじサイズ
Measuring size

ねじピッチ

M1.4〜M12

ピッチ0.3〜1.75（84〜16山/inch）
ねじピッチ毎にユニット交換可能。特殊ピッチはご相談ください。

Thread pitch

pitch 0.3〜1.75(84〜16/inch)
Unit can be exchanged for each pitct.

最大ねじ穴深さ

20mm

Max,thread deep hole

タップ穴

Tapped holes

検査トルク0.01Nm〜0.1Nm

回転速度

60〜2000rpm

Inspection torque
Rotation speed

写真はX-Yテーブル付きです。可動部はご要望に応じてカスタマイズ可能です。
The photograph is attached with an X-Y
positioning table. Movable parts can becustomized upon request.

Z軸可動範囲フローティング

偏心φ0.3、偏角5分

Floating

Eccentricityφ0.3、Fleet angle 5minutes

検査時間

約2秒（回転速度、
ねじ深さによる）

Inspection time

Tapped holes of a hard disk for a notebook
computer (M1.4 x 0.3)
Example of inspection at six points(When the results of all the six points are
acceptable, an "OK" message is displayed.)

分散性自動検査装置ADIM

100mm

Z axis movable range

ノートパソコン用ハードディスク
タップ穴（M1.4×0.3）
6ヶ所検査例（6ヶ所とも合格の時にOK表示）

About two minutes(Depend on the rotation speed and thread deep hole)

電源

100〜240V

Power

外形寸法

498（H）
×316（D）
×263（W）

unit size

重量

約30kg

WeightAutomatic Dispersion Inspection Machine ADIM
Using ADIM in conjunction with a particle size gauge, it is possible to automatically evaluate the size and dispersion of particles of

ADIMは粒度ゲージと組合わせる事で、セラミック、導電ペースト、
レジ all types of powder kneaded materials including ceramic, conductive paste, resist, ink, paint, cosmetics and food.The device allows
スト等から、
インキ、塗料、化粧品、食品まで、あらゆる粉体混錬製品のあらゆる粉体混練製品の anyone to objectively evaluate these properties even if using such a particle size gauge that depends highly on individual skills.
組織粒の大きさや分散具合を自動で評価する事が可能です。
これまで ADIM仕様 ADIM specifications
パターン Pattern
粒筋
属人性の高かった粒度ゲージによる評価を誰でも行うことができます。
項目 Item
測定範囲（注1

Grainstreak

200〜10200〜7.5

器差（最大）

深さ目盛り間隔×0.5（注2

深さ目盛り間隔×0.5（注3繰り返し安定性

深さ目盛り間隔×0.5（注2

深さ目盛り間隔×0.5（注3Measuring range
Instrumental error (MAX)Stability in repeatability

掻取速度［mm/sec］
Scraping speed

撮像時間［sec］
Imaging time

application

保存形式

Save format

使用周囲温度［度］

Ambient temperature

誰でも簡単に同じ評価。画像

粒と筋のパタ−ンにグラフィカルな判定

使用ゲージ

処理により熟練作業者の目視

対応。

表示。

使用スクレ−パ

Available for both grain
and streak patterns.

Graphical display forevaluation.

Gauge

Scraper［度］
スクレ−パ角度
Scraper angle

スクレ−パ圧［N］
Scraper pressure

電源Power supply

2

Green, blue, red, black, yellow, white

専用デスクトップ機（Windows）
Special desktop machine

専用ソフトウェア
画像ファイル：PNG、情報ファイル：TXT
Image files:PNG, Information files:TXT

15〜35
W：240、H88、T25の1溝及び2溝ゲージ（左記寸法以外は特別仕様）
Single- and double-groove gauges(Special versions on the left)

W：92、H：40、T：6（左記寸法以外は特別仕様）(Special versions on the left)

0（垂直）
〜30
0(Vertical)-30

10、30、50、70、100AC単相100V〜240V 50/60Hz

消費電力

モニタ：30W
本体：300W、PC：500W、外形寸法

W：855、D：385、H：652

Power consumption

Dimensions

本体重量
［kg］
Weight

試料塗布

Sample application

24
22

Can be changed separately

4

アプリケーション（グラインドゲ−ジ）の詳細は専用ページをご覧ください。
粒度ゲージ
For details of grind gauges, see the relevant pages.

depth scale intervals×0.5

10、40、100、200（別途変更可能）

緑、
青、
赤、
黒、
黄色、
白

PC

Regardless of who performs thetest, the same results can beobtained. Visual evaluation byskilled operators was quantified
by image processing.Patterns
are created automatically.

depth scale intervals×0.5

対応試料色Sample colorンの形成を自動で行います。

depth scale intervals×0.5

解析時間（
（注4
注4

Analysis time

評価を定量化しました。
パタ−

depth scale intervals×0.5

Main body:300W , PC:500W, Monitor30W

80
手動

Manual

注1）
JISに基づく評価範囲です。
（JIS評価）。深50μm粒度ゲージの場合2.5μm（5μm目盛間隔）。
注2）
レジストインキを用いた当社実験データです（JIS評価）。深50μm粒度ゲージの場合2.5μm（5μm目盛間隔）。
注3）
標準粒子を用いた当社実験データです
注4）
解析パラメータによって変化します。
Evaluation range according to the relevant JIS standards.
Our company’s test data for a resist ink (per JIS evaluation procedure). 2.5 μm (on a scale in steps of 5 μm) for 50 μm depth particle size gauges.
Our company’s test data for a standard particle (per JIS evaluation procedure). 2.5 μm (on a scale in steps of 5 μm) for 50 μm depth particle size gauges.
Varies depending on the analysis parameters.

計測機器

円筒度

25
23

24

空気・電気・マイクロメータ

26
28

空気・電気・マイクロメータ

（挟み式）

27
29

28
30

空気・電気・マイクロメータ

赤limitation indicator

29

ユーザーの測定用途とニーズを追求した高精度でコンパクトなタイプです。幅67mm・高さ107mm・奥行き
135mmにレギュレータを内蔵し、どの地域でも使用できる様に85〜264Vのマルチ電源に対応しています。
Compact type pursuing user’s measurement intentions and needs. Size W67mm× H107mm× D135mm.has abuilt-in regulator and complies with multi power supplies within a range of 85 to 264V for multiple area usage.

●調整部は扱い易いツマミ式●判定出力がOK、＋NG、−NGの3点表示となり合否判定機能に優れています。
●RS485通信信号の切り替えだけでTIR MAX/MINの測定が可能です。
●RS485データ出力機能は1台のパソコンやシーケンサ等に対して最大31台のminiを接続することが可能です。
●Adjusting knobs is applied for easy operation.
●Superior admission decision function has three kinds of indications like O.K,+NG, and -NG.
●TIR and MAX/MIN can be measured only by switching the RS485 communication signals.
●RS485 data output function can make max.31 units of mini connect with one personal computor.

20
20:DI-20●オプションとしてパソコン接続用
インターフェイスDI-E2を用意しました。
（RS232Cに変換）
このインターフェイス1台で最大31台のDI-20をパソコンに接続可能。
interface for connection with personal computor to change RS232C isavailable as option.
DI-E2 can make max.31units of DI-20 connect with one personal
computor.

販売終了 DI-21,30,40 2019年12月 DI-10 2022年6月
Discontinued DI-21,30,40 2019年.12 DI-10 2022.6

32
30

G-007-a
G-007-a

空気
空気・・電気マイクロメータ
電気マイクロメータ デジタル表示ユニッ
デジアナ表示ユニットSmp
トSmp
Smp
Smp- -Digital-Analog
Digital-AnalogDisplay
DisplayUnit
UnitforforAir/Electronic
Air/ElectronicMicrometers
Micrometers

概要
概要 ［Overview］［Overview］

空気マイ
クロメ
ータ
空気マイ
クロメ
ータ
Air
AirMicrometer
Micrometer

The
TheSmpSmpisisaacompact
compactdigital-analog
digital-analogdisplay
displayunit
unitofoftouch
touchpanel
paneltypetypewithwithrichrichfunctions.
functions.Its
Itsmeasurement
measurementvalues
valuesareareclearlyclearlylegible,
legible,and
andyouyoucancanselectselect aa presentation
presentation mode
mode fromfrom dial
dial indication,
indication, bar-graphbar-graph indication,
indication,
two-channel
two-channelsimultaneous
simultaneousindication,
indication,and
andmoremoredepending
dependingon
onyouryourapplicaapplications
tionsororpersonal
personaltastes.
tastes.ItIthas
hasdiverse
diversefunctions
functionssuch
suchasasthe
thethree-point
three-pointcalibration,
calibration,thethecontinuous
continuousfeeding
feedingmeasurement,
measurement,and
andclassification
classificationinto
intoupup
toto1616classes.
classes.For
Forairairmicrometers,
micrometers,aasingle
singleunit
unitofofthe
theSmpSmpcancanhandle
handlemultiple
multiplemagnification
magnificationlevels
levelsthroughthroughswitchingswitchingofofthe
theorifice.
orifice.We
Wecan
canalso
also
provideprovideaaunit
unitwhichwhichsupports
supportselectronic
electronicmicrometer’s
micrometer’sprobes
probesfrom
fromvarious
various
manufacturers.
manufacturers.

電気マイ
クロメ
ータ
電気マイ
クロメ
ータ

Electronic
ElectronicMicrometer
Micrometer特長
特長 ［Features］［Features］
公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対
公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対応可能です。
応可能です。
2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が自動で切替わります。
自動で切替わります。
多数の演算方法に標準対応しています。
（
最小値、最大値多数の演算方法に標準対応しています。
（最大値、
最大値、
最小値、
最大値最小値、
平均値、
中央値）
最小値、
平均値、
中央値）
PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
USBフラッシュメ
モリに直接データ保存可能です。
（
ーUSBフラッシュメ
モリに直接データ保存可能です。
（空気マイクロメ
空気マイクロメータ/Smp-1a、
2a）
タ/Smp-1a、2a）
各社の空気マイクロメ
ータ測定ヘッ
ドに対応可能です。
（
各社の空気マイクロメ
ータ測定ヘッ
ドに対応可能です。
（空気マイク空気マイク
ロメータ/Smp-1a、2a）
ロメータ/Smp-1a、2a）
クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、各演算値の確認ができます。
各演算値の確認ができます。

· ·Displays
Displaysboth
boththetherelative
relativevalues
valueswith
withrespect
respecttotothe
thenominal
nominalvalue
valueandandthethedirect-reading
direct-readingabsoluteabsolutevalues.
values.
· ·When
Whentwo
twochannels
channelsare
areused,used,thetheSmpSmpautomaticallyautomaticallyswitches
switchesthe
theindicaindication
tionininresponse
responsetotothe
themotion
motionofofeach
eachprobe
probe(measuring(measuringhead).
head).
· ·Supports
Supportsmany
manyarithmeticarithmeticvalues
valuesasasstandard
standard(max,(max,min,min,max
max- -min,
min,
mean,
mean,and
andmedian).
median).
· ·Easy
Easydata
dataoutput
outputthroughthroughUSB
USBconnection
connectiontotoaaPC.
PC.
· ·TheThedatadatacancanbe
bedirectly
directlystored
storedininaaUSB
USBflashflashdrive
drive(Smp-1a,(Smp-1a,2a
2afor
forairair
micrometers).
micrometers).
· ·CanCanbebeusedusedwith
withthethemeasuring
measuringheads
headsfromfromvarious
variousmanufacturers
manufacturers(Smp-1a,(Smp-1a,2a
2afor
forairairmicrometers).
micrometers).
· ·TheThegradedgradedclasses
classesare
areindicatedindicatedinindifferent
differentcolors
colorstotoreduce
reduceworkers’
workers’sortingsortingerrors.
errors.
· ·On
Oncompletion
completionofofone
onecycle
cycleofofthe
thecontinuous
continuousfeeding
feedingmeasurement,
measurement,thetheindication
indicationswitches
switchestotoarithmeticarithmeticvalues
valuesso
sothatthatthetheuserusercancanconfirm
confirm
them.
them.

仕様
仕様 ［Specifications］［Specifications］
空気マイ
クロメ
ータ
空気マイ
クロメ
ータ

電気マイ
クロメ
ータ
電気マイ
クロメ
ータ

Air
AirMicrometer
Micrometer

型式
型式

Smp-1a（（1ch）
Smp-1a
1ch）

Model
Model

Electronic
ElectronicMicrometer
MicrometerSmp-2a（（2ｃｈ）
Smp-2a2ｃｈ）

最小表示単位ｍｍ
最小表示単位 μμ

0.01
0.01

minimum
minimumdisplay
display

供給空気圧
供給空気圧 MPa
MPa
airairpressurepressuresupplied
supplied

電源
電源

VV

質量
質量

kg
kg

main
mainpower
power
weightweight

デ−タ出力
デ−タ出力
data
dataoutput
outputSmp
Smp

0.4〜0.9
0.4〜0.9AC
AC 85〜265
85〜265
0.65
0.65

0.6
0.6

RS232C/USB/USBフラ
ッッ
シュメ
モリ用ポー
トト
RS232C/USB/USBフラ
シュメ
モリ用ポー

RS232C/USB
RS232C/USB

標準付属品
標準付属品

スタン
ド付Smpディ
スプレイ、
電源及びデータ転送用USBケ−ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）
スタン
ド付Smpディ
スプレイ、
電源及びデータ転送用USBケ−ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）

オプシ
ョョ
ンン
オプシ

レギュ
レ−タ、
フフ
ッッ
トト
スイ
ッチ、
パネル取付け用部品、各種M-Busモジュ−ル、
M-Busケーブル、
RS232Cケ−ブル、各種プローブアダプター、
レギュ
レ−タ、
スイ
ッチ、
パネル取付け用部品注1）
注1）、各種M-Busモジュ−ル注2）
注2）、M-Busケーブル、
RS232Cケ−ブル注3）
注3）、各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ

Standard
Standardaccessories
accessories
OptionOptionSmp
Smpdisplay
displayunit
unitwithwithstand,stand,USB
USBcable
cable(1.8(1.8m)m)forforpower
powersupply
supplyandanddatadatatransmission,transmission,and
andpower
poweradapter
adapter(USB(USBplug)
plug)

Regulator,, various, M-Bus, various
Regulator,footfootswitch,
switch,panel
panelmounting
mountingbrackets
brackets(See(Seenote
note1.)1.), variousM-Bus
M-Busmodules
modules(See(Seenote
note2.)2.), M-Buscable,
cable,RS232C
RS232Ccable
cable(See(Seenote
note3.)3.), variousprobe
probeadapters,
adapters,
adapters
adaptersfor
forscrew
screwtypetypetubes,
tubes,andandadapters
adaptersfor
forotherothermakers’
makers’tubes
tubes

注1）
操作盤へのパネル取付けや角度付スタン
ド
（M5タ
ップ）
で壁取付けなど多様な取付けが可能
注1）
操作盤へのパネル取付けや角度付スタン
ド
（M5タ
ップ）
で壁取付けなど多様な取付けが可能
注2）
オプシ
ョョ
ンのI/Oユニットで最大32チャ
ンネルの外部機器での制御が可能
注2）
オプシ
ンのI/Oユニットで最大32チャ
ンネルの外部機器での制御が可能
注3）
オプシ
ョョ
ンのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、
PLCに接続可能
注3）
オプシ
ンのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、
PLCに接続可能

Note1)
Note1)AAwide
widevariety
varietyofofmounting
mountingmethods
methodsare
areavailable:
available:e.g.
e.g.thethemounting
mountingononthe
theoperation
operationpanel
panelororthe
themounting
mountingononthe
thewall
wallwith
withthetheangledangledstand
stand(M5(M5tapped
tappedholes).
holes).
Note2)
Note2)The
Theoptional
optionalI/O
I/Ounitunitallows
allowsthethecontrol
controlofofexternal
externaldevices
devicesvia
viaupuptoto3232channels.
channels.
Note3)
Note3)The
Theoptional
optionalRS232C
RS232Ccommunication
communicationcable
cableenables
enablesthe
theconnection
connectiontotoa aPC
PCororPLC.
PLC.

31

空気・電気・マイクロメータ

Smp
（エス
・
エム
・
ピー）
はコンパク
トで機能が充実したタッチパネル式デ
Smp
（エス
・
エム
・
ピー）
はコンパク
トで機能が充実したタッチパネル式デ
ジタル表示ユニッ
トです。
測定値が読みやすく、
ダイヤル表示、
バ−グラ
ジアナ表示ユニッ
トです。
測定値が読みやすく、
ダイヤル表示、
バ−グラ
フ表示、
2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能で
フ表示、2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能で
す。
3点キャ
リ
ブレ−シ
ョン機能、
連続取り込み測定、
最大16クラスの選
す。
3点キャ
リ
ブレ−シ
ョン機能、
連続取り込み測定、
最大16クラスの選
別判定など多彩な機能を搭載しています。
空気マイ
クロは絞りの交換で別判定など多彩な機能を搭載しています。
空気マイ
クロは絞りの交換で複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに
対応でき
るユニッ
ト
をご用意でき
ます。
対応でき
るユニッ
ト
をご用意できます。

G-008-aマルチゲ−ジングシステム
デジアナ表示解析ユニット Smp-multiマルチゲ－ジングシステム デジタル表示解析ユニット
Smp-multi- Digital-Analog
Display
Analysis[Multi-Gauging
System]
Smp-multi- Digital Display
andandAnalysis
UnitUnit[Multi-Gauging
System]概要 ［Overview］
Smp-multi（エス・エム・ピー-マルチ）では、最大99本のプローブ又は、
空気マイクロメータヘッドが接続可能で、それらを組み合わせて最大32チャンネルを1画面に同時表示することが可能です。測定画面も32ページまで設定可能で、それぞれのプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面の自動切替えが可能です。他社製の測定器を多連で使用している場合などは、測定ヘッドはそのままでSmp-multi 1台に簡単にまとめる事が出来て作業スペースを効率よく使用する事が出来ます。画面は7型のタッチパネルで大変見やすく、英語表記ですがアイコンメニューで簡単に操作ができます。

4ch表示画面8ch表示画面4ch display

8ch display

16ch表示画面
16ch display

The Smp-multi allows the connection of up to 99 probes or air micrometer’sheads, the combination of which enables simultaneous indication of up to 32
channels on one screen. You can make the settings of up to 32 pages for the
Measurement Screen, and the system automatically switches the indicationin response to the motion of each probe (measuring head). If you are using
other manufacturers’ measuring instruments in tandem, you can easily
integrate them into one unit of the Smp-multi without changing the measuring heads, thus leading to more efficient use of your work space. The 7-inch
touch panel is clearly legible and is equipped with a user-friendly icon menu
although its language is in English only.

特長 ［Features］
1画面に32チャンネル同時表示が可能です。
（4ch,8ch,16ch可）
測定画面を最大32ページ表示可能で、プローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が自動で切替わります。
多数の演算方法に標準対応しています。
（ 最大値、最小値、最大値最小値、平均値、中央値）
三角関数などを使用して各チャンネル間での演算式が作成可能です。
電気マイクロは各社の多種多様なプローブに対応しています。
各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。
（3点キャリブ
レ−ション機能）PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。
（測定日時と一緒に保存）
連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、各演算値の確認が可能です。
測定値を本体に保存して簡易的な統計処理も可能です。
オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が可能です。

· Simultaneous indication of 32 channels on one screen (4 channels, 8channels, and 16 channels are also possible)· Displays up to 32 pages for the Measurement Screen, and automaticallyswitches the indication in response to the motion of each probe(measuring head).
· Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min,mean, and median).
· Arithmetic expressions between each channel can be created using
trigonometric functions or others.
· Can be used with a variety of electric micrometer’s probes from othermanufacturers.
· Can be used with the measuring heads of various manufacturers’ airmicrometers (three-point calibration function)· Easy data output through USB connection to a PC.
· The data can be directly stored in a USB flash drive (stored together withthe measured date and time)· On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, theindication switches to arithmetic values so that the user can confirm them.
· Measured values can be stored in the unit for simple statistical processing.
· Enables the connection to a PC or PLC through the RS232C or Ethernet port.

仕様 ［Specifications］
デジタル表示解析ユニット
デジアナ表示解析ユニット

Digital-Analog
Display
Analysis
Unit
Digital Display
andandAnalysis
Unit

型式

Smp-multi

Model

最小表示単位 μｍ
minimum display

供給空気圧

MPa

air pressure supplied

電源

V

質量

kg

main power
weight

デ−タ出力
標準付属品

Standard accessories
unit size

オプション
Option34
32

0.4〜0.9（MB-AG使用時）
AC

85〜2651.3

RS232C /USB/USBフラッシュメモリ用ポート

data output

本体寸法

0.1

mm

スタンド付Smpディスプレイ、電源アダプタ＆電源ケ−ブル、RS232Cケ−ブル
Smp display unit with stand, power adapter, power supply cable, and RS232C cable200（W）×151.6（H）×105（D）
レギュレ−タ、
フットスイッチ、
パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ−ル 注2）、M-Busケーブル、
各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (Note1), various M-Bus modules (Note2),
M-Bus cable, various probe adapters, adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

注1）操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど
多様な取付けが可能
注2）RS232C、Ethernetを使用してPC又は、PLCに接続可能
Note1）A wide variety of mounting methods are available: e.g. themounting on the operation panel or the mounting on the wall withthe angled stand (M5 tapped holes).
Note2）The optional I/O unit allows the control of external devices via up
to 32 channels.

空気マイクロメータ

G-026-a
G-009-a

AIR MICROMETER

ダイヤル型 空気マイクロメータ DI-300
Dial type air micrometer DI-300※差圧式（平衡ブリッジ回路）については、「空気マイクロメータ mini」のカタログを参照下さい。

ミストセパレータとベースユニットはオプションです。
Mist separator and base unit are option.

視認性の高いアナログメーターを採用。読み取りが容易で作業負担をかけません。本機は差圧式のため空気源変動の影響が小さく、高感度で安定した測定を実現します。
Analogmeter with high visibility applied, thus workshop load reduced byeasy read.
DI-300 can realize high sensible and stable measurement applying
differerntial pressure type which has almost no influence by change of air
source supplied.

Big scale board with analog indicator is easy to read and makes
worker's tired feeling reduce.
This instrument applies differential pressure type.
This method gives stable measurement because it has almost no
influence by change of air pressure supplied accordingly.
Differential pressure type Airmicrometer has higher measuring air
pressure than that of Flow type Airmicrometer, thus more wide measuring clearance gives high durability of measuring head.
Polarity inversion for internal or external measurement is easy tooperate by switching one lever.
Easy to operate set-up of maginification adjustment and zero adjustment because each nob is independent.
Full magnification series can meet your measuring requirement.
Extra-small diam. nozzle like 0.3 nozzle is one of environment
conscious products to realize energy saving.

＊As to "differential pressure type", please refer to catalog of Digital Model Airmicrometer "mni".(page G-005 Description clause)■外観図
Appearance [ DI - 300 with option ]Specification

0.2

0.5

2.0

5.0

0.2

0.5

0.5

130
（W）
×225＋35
（D）
×177
（H）

35
33

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

●アナログ指針と大きな目盛板で、読み取り易く、作業者に疲労感を与えません。
●供給空気の圧力変動による測定への影響に対しては差圧式を採用。供給圧力変動の影響は少なく、安定した測定を実現。
●流量式本体より測定空気圧力が高いため、測定スキマが大きく、測定ヘッドの耐久性向上を実現。
●内径・外径測定に対応する極性切替え機能付き。切替えはひとつのレバーで操作が簡単。
●倍率調整ツマミとゼロ点調整ツマミが独立しているため操作性に優れています。
●豊富な倍率があり、お客様の測定ニーズにお応えします。
また、小径ノズル仕様は省エネ対応、環境調和型商品の一つです。

G-011-e

34
36

G-012-f
G-012-f

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

35
37

G-013-e

36
38

G-014-e

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

37
39

G-015-a

38
40

G-016-a

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

39
41

G-017-f

40
42

G-018-a

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

43
41

G-019-d

4244

G-020-b

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

45
43

G-021-b

0.9

46
44

G-022-d

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

47
45

G-023-d

48
46

G-024-b

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

49
47

空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ
MEASURING HEAD & MASTER

G-025-a

空気マイクロメータ用 エコジェット
Eco-jet for air micrometer
空気マイクロメータのエアーがもったいない
To save the compressend air.

●測定作業時は常にエア−が出しっぱなしの状態です。空気マイクロメー
タは測定していない時ほど多くのエア−（電力）を消費しています。
The air is left running when you are measuring.
The air micrometer comsume more air (electricity power )when it's not measuring.

エアー消費低減が簡単にできるエコジェット

The eco-jet which can easyly reduce the air consumption.

空気マイクロメータ用ハンドバルブ

空気マイクロメータ用測定ヘッドカバー

Hand valve for air micrometers

Measureming head cover for air micrometers●簡単操作で工場エアーの消費を削減、環境に優しい測定作業が実現します。
●すでにお使いの測定ヘッドにも後付け可能で、導入コストも抑制できます。
With the easy operation, you can reduce the air comsumption andrealize meosurement with low enviromental impact.
The hand value can be attached to the gauge you use now with low cost.

■測定ヘッドカバー

使用事例

Measureming head cover

Example■ハンドバルブ Hand valve①バルブをスライドさせてエア−ON
The air flows when you slid the valve.

ON①ワークまたはマスターに入れる
Insert the workpiece or a master gauge.

②バルブを戻せばエア−ストップ
The air stops when you return the valve.

OFF●カバ−使用時のエア−消費量は通常の半分以下です。
Less than half of the air consumption, when hand valve used.
※注意：使用頻度により、効果は異なります。
Attention：The effect varies according to use frequency.

②測定後、カバーは戻り、
エアーを抑制After the measurement, the cover controls to return and air flow stop.

※カバー使用時のエアーは半分以下です。
Less then half of the air consumption, when head cover used.

※材質、使用環境により効果は異なります。
The effect varies according to material and use environment.

※ヘッドカバ−の材質はご相談ください。
Please contact us about the material of measuring head.

50
48

G-026-c

MASTER GAUGES
Master ring gauge

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

Master plug gauge

Special form master gauge

In addition to standard master in above table, master
gauge for special purpose measurement can be also
designed and manufactured.

51
49

G-027-b

5250

G-028-d

空
空気
気・
・電
電気
気・
・マ
マイ
イク
クロ
ロメ
メー
ータ
タ

53
51

52

空気・電気・マイクロメータ
ゲージ

56
54

ゲージ

57
55

58
56

ゲージ

59
57

58
60

ゲージ

めねじ製品の端面

59
61

60
62

SAE AS 8879

American threads

ゲージ

Bicycle threads

Tire valve stem threads for automobiles

自動車用タイヤバルブねじ
Tire valve threads for automobiles

自転車用タイヤバルブねじ
Tire valve threads for bicycle

6H

61
63

JIS C 8305

62
64

ゲージ

1

2 -20UNF-2A
（18L）

1

2 -20UNF-2A

5

8 -18UNF-2A
（18L）

5

8 -18UNF-2A

63
65

64
66

NPSC P
テーパねじプラグ

ゲージ

65
67

66
68

ゲージ

67
69

68
70

ゲージ

4.適用規格 JIS B 7420

4.Standard JIS B 7420

69

A-001-e

ゲ−ジハンドル一覧
GAUGE HANDLE LIST
L

D

W

（T）

H

1

40

2.5

5

5.8

2.9

−

テーパロック形

2

48

4

7

8.1

4.0

−

テーパロック形

3

56

5.5

9

10.4

5.2

−

テーパロック形−

テーパロック形

4

63

7

11

12.7

Nominal designation

6.4

形式
Type

Taper lock type
Taper lock type
Taper lock type
Taper lock type

5

70

9

14

16.2

8.1

−

テーパロック形

6

80

12

17

19.6

9.8

−

テーパロック形−

テーパロック形

7

90

16

22

25.4

12.7

8

125

−

29

33.5

16.7

M12×1.25-6H

9

150

−

32

37.0

18.5

M22×1.5-6H

JIS B 3102-1975
附属書（旧JIS）

L

D

W

（T）

H

ねじの呼び
A

00

40

3.962

6

6.9

3.5

Nominal designation

Taper lock type
Taper lock type
Taper lock type

トリロック形
Trilock type

トリロック形
Trilock type

形式
Type

−

テーパロック形
Taper lock type

0

50

4.597

8

9.2

4.6

−

テーパロック形

1

70

6.096

9

10.4

5.2

−

テーパロック形−

テーパロック形

2

75

7.874

12

13.9

6.9

Taper lock type
Taper lock type
Taper lock type380

10.414

17

19.6

9.8

−

テーパロック形

49015.494

21

24.2

12.1

−

テーパロック形−

テーパロック形

510020.574

26

30.0

15.0

6

125

−

29

33.5

16.7

1

7

150

−

32

37.0

18.5

7

テーパロック形

トリロック形Taper lock type

Trilock type

70
72

ねじの呼び
A

JIS B 3102:2001
規格本体（現行JIS）/2 -20UNF-2B/8 -14UNF-2B

Taper lock type
Taper lock type
Taper lock type

トリロック形
Trilock type

トリロック形
Trilock typeGO snap gauge
GO snap gauge

ゲージ

NOT GO snap gauge
NOT GO snap gauge

73
71

72
74

Double-ended plate snap gauge

ゲージ

75
73

74
76

ゲージ

75
77

テーパゲージはテーパ製品のテーパ角度と基準径の検査に用いられます。
一般にテーパ製品と同じ基準径をもったテーパプラグゲージとテーパリングゲージを一対とした構成となります。ゲージに切り欠きを設けテーパ製品の基準径やテーパ長を限界式で判定できるようにしたものも製作致します。
A taper gauge is used for inspecting the taper angle and reference
diameter of tapered products. Typically, it consists of a pair of taper
plug gauge and taper ring gauge with the same reference diameter as
the taper product. We also produce gauges with notches to allow for alimit-style determination of the reference diameter and taper length of
the tapered product.

表の値は目安です。
仕様に応じて異なることがあります。
The value is a guide. Depends on specifications.

テーパゲージの使用法

テーパ長さの公差±
［µm］

長さ
［mm］

How to use taper gauges

テーパ製品の基準径をゲージで検査するには製品とゲージを嵌め合わせた際の基準径のある端面同士のずれ量を測定することで合否を判定します。テーパ製品の角度をテーパゲージとの当りで判定する際には、テーパゲージにブルーペーストを薄く均一に塗りテーパゲージとはめ合わせます。ゲージをわずかに回転させてから抜きます。ゲージと製品が当たっている範囲においてゲージ
からブルーペーストが擦り取られます。ゲージ検査を行う際には次の注意が必要です。

Tolerances for taper length

lengthを超え above 以下 include

6
10
18
30
50
80
120

適用例

10
18
30
50
80
120
180

example applications
To inspect the reference diameter of a tapered product using a gauge, the determination of pass or
fail is based on measuring the amount of displacement between the end faces with the reference
diameter when the product and the gauge are fitted together.
When assessing the angle of a tapered product using a taper gauge, a thin and even layer of blue
paste is applied to the taper gauge, and then the taper gauge is fitted onto the product. The gauge isslightly rotated before being removed. The blue paste is removed from the gauge in the area wherecontact is made between the gauge and the product. When conducting gauge inspections, thefollowing precautions are necessary

high precision required

general taper gauge

45
55
65
80
95
110
125
マスタゲージなど

75
90
105
125
150
175
200
製品検査用のゲージ

master gauge etc.

gauge for workpiece inspection

基準径の公差±
［µm］

［mm］
長さ

Tolerances for gauge diameter

lengthを超え above 以下 include

6
10
18
30
50
80
120

マスタゲージ
master gauge

10
18
30
50
80
120
180

3
4
4.5
5.5
6.5
7.5
9

1/10とそれより角度の 1/10より角度の緩いテーパゲージ 急なテーパゲージ
1/10 and a loose angle taper
gauge less than that

4.5
5.5
6.5
8
9.5
11
12.5

taper gauge with a sharper
angle than 1/10

7.5
9
10.5
12.5
15
17.5
20

テーパ長さあたりのテーパ公差±［µm］

テーパ長さ［mm］

Tolerances for taper of taper length

taper length

7678

高い精度が必要なもの 一般的なテーパゲージ

を超え above

以下 include

6
10
16
25
40
63
100
160

10
16
25
40
63
100
160
180

マスタゲージ
master gauge

0.5
0.6
0.8
1
1.25
1.5
2
2.5

一般的な
テーパゲージ

general taper gauge

1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6.5

全角20°
以上の
テーパゲージ

taper gauge with a full angleof 20 ° and over

2
2.5
3
4
5
6.5
8
10

ゲージ

79
77

カラーの間の幅やキー溝の幅などを検査するには、図3のような内幅ゲージが用いられます。ゲージ面は平行かつ平面に仕上げられます。 寸法区分 a）X≦5 b）5＜X≦15 c）15＜X≦75
L
NOT GO

B

C

GO

b2

止り側

通り側

b1

To inspect between color and width of a keyway, etc, use afeeler plate gauge as in Figure 3. The gauge part is ﬁnishedparallel and ﬂat. Size a)X≦5 b)5＜X≦15 c)15＜X≦75

T
T

L
b1

（a）
NOT GOBGO

NOT GO

C

GO

B

止り側

止り側

通り側

b1

通り側

T

L

b1

5キリ通シ

（b）

78
80

（c）

ISO80369用リファレンスコネクタ（注射器 医療器 検査用コネクタ）
Reference Connectors for ISO80369(connectors for syringes, medical devices and inspections)

ISO80369用リファレンスコネクタ ［Reference Connectors for ISO80369］
医療用コネクタの誤接続防止を目的にISO80369シリ−ズの小口
径コネクタが制定されました。
それに伴い従来の規格であるISO594-1及びISO594-2が廃止されました。
弊社は国内唯一、ISO80369用のリファレンスコネクタの製作が可能です。

Small-diameter connectors of the ISO80369 series were established toprevent misconnection of connectors for medical use.
Following the establishment, conventional standards ISO594-1 andISO594-2 were discontinued.
We are the only company in Japan that can manufacture reference
connectors for ISO80369.

リファレンスコネクタはISO80369に定められた、漏れ、分離力、外しトルク、組立易さ、乗り上げ抵抗、応力き裂試験に使用されます。
リファレンスコネクタ以外にもISO80369に対応するテ−パ直径検査用のオリジナルゲ−ジも製作しています。
弊社はゲ−ジ作りで培った高度なラッピング技術により、医療機器に必要とされるテ−パ部の品質と高精度な寸法の管理をお手伝いします。
※リファレンスコネクタは寸法検査に用いるゲ−ジではなく、ISO80369に定められた性能試験に使用する装置の一部です。
そのため各試験に応じた設備が必要となります。

- Reference connectors are used in leakage, separation force, removal
torque, assembly performance, riding resistance and stress cracking
tests specified by ISO80369.
- We also manufacture original gauges for taper diameter inspection
conforming to ISO80369.
- We support you in realizing high-quality taper portions andhigh-accuracy control, which are needed for medical devices, using theadvanced wrapping technologies accumulated by production of gauges.
* Reference connectors are not for gauges used in dimensional inspections but are parts ofdevices that are used in performance tests specified by ISO80369. Therefore, equipment
suitable for each test is required.

New standard that replaces ISO594-1, -2

テーパゲージ
Taper gauge

Fig C.1
Fig C.2
ISO80369-7

リファレンスコネクタ
Reference
connector

記載なし

Not specified

Fig C.3
Fig C.4
Fig C.5
Fig C.6

ISO594-2 Fig.5相当

新規格コネクタの規格番号

No. of standard that specifies new connector

ISO80369-2

ISO594-2 Fig. 5 or equivalent

ISO80369-3

ISO594-1 Fig. 5 or equivalent

ISO80369-4

ISO594-2 Fig. 6 or equivalent

ISO80369-5

ISO594-2 Fig. 7 or equivalent

ISO80369-6

ISO594-1 Fig.5相当
ISO594-2 Fig.6相当
ISO594-2 Fig.7相当
ISO594-1 Fig.4相当

ISO594-1 Fig. 4 or equivalent

ISO594-2 Fig.8相当

ゲージ

ISO594-1,-2に替り、新たに規定された規格

ISO80369-7

ISO594-2 Fig. 8 or equivalent

呼吸システム及び駆動ガス用コネクタ

Connectors for breathing systems and driving gas

消化管用途のコネクタ

Connectors for digestive tracts

尿道及び泌尿器用コネクタ

Connectors for urethras and urinary organs

四肢カフ膨張用コネクタ

Connectors for limb cuff inflation

脊髄軸用途のコネクタ

Connectors for spinal axis

血管内 又は 皮下注射器用途のコネクタ
Connectors for intravascular injection
syringes and hypodermic injection syringes

作成中

Currently being prepared2016年7月制定

Established in July 2016

作成予定

Scheduled to be prepared2016年3月制定

Established in March 20162016年3月制定

Established in March 20162021年5月制定

Established in May 2021

■ I SO80369-7 シリーズ ISO80369-7 Series

Fig C.1

Fig C.2

Fig C.3

Fig C.4

Fig C.5

Fig C.6

79
81

82
80

A-000-a

ロータリーゲ−ジ
Rotary gauge

概要 ［Overview］
ロ−タリ−ゲ−ジは、塗料、インキ等の未乾燥状態塗膜の膜厚測定に使用します。
2 つの同心円盤（外輪）と内側の偏心した円盤（中央輪）で構成されています。測定範囲は0〜25µｍ、0〜50µｍから選択可能。
硬度は一般的なゲ-ジと同等でありながら従来の焼入れ可能なス
テンレス鋼よりも高い耐食性の材質を使用しています。
The rotary gauge is used for measuring the film thickness of an undriedcoating such as paint and ink.
It is composed of two concentric disks (outer ring) and an inside eccentric disk (center ring).
The measurement range can be selected from 0 to 25µm or 0 to
50µm.The hardness of the material is the same as general gauges, but
it uses a material with higher corrosion resistance than quenchable
stainless steel.

使用方法

評価方法 ［How to use, how to assessment］

未乾燥状態の塗膜の上にロ−タリ−ゲ−ジを置き、ハンドル部分を持って360°
ゆっくりと回転させます。
中央輪に塗料が付着した部分の外輪の目盛りが膜厚を示します。
一番大きな値の膜厚を読みます。
塗料全域の代表数値を知るため異なる箇所で2回以上評価してください。

Place the rotary gauge on the undried coating and rotate it slowly 360°
holding the handle.
Read the scale on the outer ring where paint adheres to the center ring.
This is the film thickness to be measured. Take the largest reading. To
obtain representative values for the entire paint area, measure at least
two different locations.

中央輪 Center ring

外輪
（目盛）
Outer ring (scale)
0

15

ゲージ

10

0.5
塗料
Paint

ロータリーゲージ仕様 ［Specifications］
測定範囲

Measuring range

μm

0〜25

材質

Material

Martensitic stainless steel

目盛

μm

1

精度

μm

±1.25

Scalesprecision

寸法

Dimensions

0〜50
マルテンサイト系ステンレス鋼
2±2.5
φ48×15mm（ハンドル含むφ48×29mm）
Ø 48 x 29 mm(including handle)83
81安全上の注意･ゲージを検査以外の目的で使わないでください。例えば、ナットやボルトの代わりにねじゲージを使用すると締結の目的は達せず、ゲー
ジ精度の低下や破壊の原因になります。
また、工具代わり
（ハン
マー、
タップ、
ダイスなどや、
さらえを目的として使用すること）には、
絶対使用しないでください。一度そのように使用したものは、ゲージとしての機能は保証できないばかりか、場合によっては安全性を損ねることがあります。
･ゲージには、その機能上の要求により鋭利な部分がありますので、怪我など十分注意してください。特にねじ用限界ゲージの場合、
ね
じ山および不完全ねじ山が鋭利になっていますので、特殊防錆表面保護剤、防錆紙等をはがすときは慎重に行ってください。
･ゲージとハンドルは長い期間の間で緩む事があります。大型のゲージがハンドル緩みで落下した場合、思わぬ事故が発生することがありますので、充分注意してください。
･製品が運動状態にある時は、絶対にゲージによる検査をしないでください。
落下、破損、飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあります。
幸いにして事故まで至らなくても、ゲージの異常摩耗、発熱などを生じ、ゲージの寿命に悪影響を与えます。
･気化性防錆紙（VPI用紙）の取り扱い後は、石鹸水または清水で手を洗ってください。詳細は、
日本防錆技術協会宛に問い合わせ願います。

ご使用前の注意･ゲージを使用する前には、
ゲージおよび製品を洗油またはベンジンなどでよく洗浄するか、乾いたきれいな布などでよく拭きとってください。
･使用する前には、ゲージの錆、傷、かえりなどを確認し、錆、傷、かえりが発見された場合には、アルカンサス砥石などでていねいに除去してください。

ご使用時の注意･使用に際しては、ゲージに潤滑油を充分塗布した上で使用してください。製品も、塵埃や切り粉などをよく払ってあることを確認した上で、ゲージを使用します。特に砂ぼこりが付着していると著しくゲージの摩耗を早めます。
･ゲージは、通り側が通ることを確認してから、止り側ゲージが止ることを確認します。
ねじ用限界ゲージの場合は、ねじ込み・ねじ戻りを数回行い、余分の潤滑油やねじ山に残っているゴミなどを押し出すようにして使うと良いです。合否の判定は、それぞれのゲージの判
定基準によります。
･ゲージで製品を検査するときの力は、限界プレーンゲージの場合、原則としてゲージの自重（挟みゲージの場合は、作動荷重）とします。小さいゲージの場合は、鉛筆で書くときの力くらいが望ましいです。性別、人種、熟練度、年齢などによって異なりますが、はかりの上で書いてみるとわかります。一般に3〜5Nと言われています。
ねじ用限界プラグゲージの場合も、同じ様に、鉛筆を使うときの強さでねじ込むと言われていますが、実際にはこれより強めにするのが普通で、ある資料によればその力は10N程度とされています。少なくとも、手の掌でハンドルを握りしめてねじ込む様な事は、特別大きい場合以外はしてはなりません。ねじ用限界リングゲージの場合は、ゲージを固定し製品を手に持ってねじ込むと余分のトルクが加わらないのでよいです。

84
82･管用テーパねじゲージで製品ねじを検査する場合、ゲージを最後まで急速にねじ込むと、衝撃的にねじ込まれ抜けなくなりますので、最後のねじ込みは、慎重に行ってください。
･製品の口元の状態に気を付けます。打痕、かえりなどがあると判定に狂いを生じさせます。特に、ねじ製品の場合には不完全山の倒れによる判定誤差が生じやすいです。
･ゲージと製品は、互いの軸心を合わせてはめ込まないと、 食いつき が生じ、通すことも抜くこともできなくなる場合があります。
このときは製品のみならずゲージも傷つける恐れがあります。特に、径の大きいものやねじのピッチが細かいものは慎重に行います。

（）

万が一このような状態に陥ったときは、木またはプラスチックハンマーで互いの軸心が合うように軽く叩くか、リング側をわずかに熟して膨張させて抜くのがよいです。

･ゲージの転がり落下や倒れに注意します。誤って床などに落としてしまったときは、損傷の程度を良く確認し、アルカンサス砥石でかえりを除去するなど適切な処理を行ってください。ゲージの上に物を落としたり、
ぶつけたりした場合も同様です。
･磁化したゲージは、鉄分などが付着してゲージの摩耗を早めます。
そのときは脱磁してください。
･長い時間、ゲージまたは製品を手で持っていると手の熱で寸法変化を生じます。合否判定にはこの熱による膨張分を考慮しなければなりません。加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製品とゲージの温度差を考慮します。
また、製品が薄肉リングなどの場合、冷却にともなって収縮し、プラグゲージに焼きバメしたような状態になるので充分注意します。

保管時の注意･製品とゲージ、あるいはプラグゲージとリングゲージなどをはめ合わせた状態で保管しないでください。密着したり、錆発生の原因になることがあります。
･保管に際しては、塵埃・切り粉・指紋などをよく落とし、錆対策を行ってください。
また、ゲージは湿気のない、温度変化の少ない場所に保管してください。防錆対策としては、①ゲージを良く拭き、洗油またはベンジンで洗うか、指紋中和剤を塗ってから防錆油を塗る
かまたは油に漬けておく。②ゲージをよく洗ってから防錆紙に包む。
または防錆剤をゲージ面に付着しておく。③よく洗浄した後、特殊防錆表面保護剤で包む。
などの方法があります。

寸法管理上の注意･ゲージは摩耗に注意し、使用頻度などを加味して、定期的な検査を行ってください。摩耗限界を超えたゲージは使用してはなりません。先端がへり易いので先端を測定してください。
･ゲージ寸法は20℃で定められていますので、環境温度が20℃でない場合は20℃に換算した後、寸法判定してください。
また比較測定の場合には、
ブロックゲージとの温度差に注意してください。
･検査時には、錆や温度上昇による寸法変化を防ぐため、手袋やピンセットなどを使い、素手で触れることは極力避けてください。

安全上の注意･ゲージを検査以外の目的で使わないでください。例えば、ナットやボルトの代わりにねじゲージを使用すると締結の目的は達せず、ゲー
ジ精度の低下や破壊の原因になります。
また、工具代わり
（ハン
マー、
タップ、
ダイスなどや、
さらえを目的として使用すること）には、
絶対使用しないでください。一度そのように使用したものは、ゲージとしての機能は保証できないばかりか、場合によっては安全性を損ねることがあります。
その機能上の要求により鋭利な部分がありますので、･ゲージには、怪我など十分注意してください。特にねじ用限界ゲージの場合、
ね
じ山および不完全ねじ山が鋭利になっていますので、特殊防錆表面保護剤、防錆紙等をはがすときは慎重に行ってください。
･ゲージとハンドルは長い期間の間で緩む事があります。大型のゲージがハンドル緩みで落下した場合、思わぬ事故が発生することがありますので、充分注意してください。
･製品が運動状態にある時は、絶対にゲージによる検査をしないでください。
落下、破損、飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあり飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあります。
幸いにして事故まで至らなくても、ゲージの異常摩耗、発熱などを生じ、ゲージの寿命に悪影響を与えます。
･気化性防錆紙（VPI用紙）の取り扱い後は、石鹸水または清水で手を洗ってください。詳細は、
日本防錆技術協会宛に問い合わせ願います。

ご使用前の注意

ご使用時の注意･使用に際しては、ゲージに潤滑油を充分塗布した上で使用してください。製品も、塵埃や切り粉などをよく払ってあることを確認した上で、ゲージを使用します。特に砂ぼこりが付着していると著しくゲージの摩耗を早めます。
･ゲージは、通り側が通ることを確認してから、止り側ゲージが止ることを確認します。
ねじ用限界ゲージの場合は、ねじ込み・ねじ戻りを数回行い、余分の潤滑油やねじ山に残っているゴミなどを押し出すようにして使うと良いです。合否の判定は、それぞれのゲージの判
定基準によります。
･ゲージで製品を検査するときの力は、限界プレーンゲージの場合、原則としてゲージの自重（挟みゲージの場合は、作動荷重）とします。小さいゲージの場合は、鉛筆で書くときの力くらいが望ましいです。性別、人種、熟練度、年齢などによって異なりますが、はかりの上で書いてみるとわかります。一般に3〜5Nと言われています。
ねじ用限界プラグゲージの場合も、同じ様に、鉛筆を使うときの強さでねじ込むと言われていますが、実際にはこれより強めにするのが普通で、ある資料によればその力は10N程度とされています。少なくとも、手の掌でハンドルを握りしめてねじ込む様な事は、特別大きい場合以外はしてはなりません。ねじ用限界リングゲージの場合は、ゲージを固定し製品を手に持ってねじ込むと余分のトルクが加わらないのでよいです。

（）

万が一このような状態に陥ったときは、木またはプラスチックハンマーで互
リング側をわずかに熟して膨張させて抜く
いの軸心が合うように軽く叩くか、ング側をわずかに熱して膨張させて抜くのがよいです。

･ゲージの転がり落下や倒れに注意します。誤って床などに落としてしまったときは、損傷の程度を良く確認し、アルカンサス砥石でかえりを除去するなど適切な処理を行ってください。ゲージの上に物をぶつけたりした場合も同様です。
落としたり、･磁化したゲージは、鉄分などが付着してゲージの摩耗を早めます。
そのときは脱磁してください。
･長い時間、ゲージまたは製品を手で持っていると手の熱で寸法変化を生じます。合否判定にはこの熱による膨張分を考慮しなければなりません。加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製品とゲージの温度差を考慮します。
また、製品が薄肉リングなどの場合、冷却にともなって収縮し、プラグゲージに焼きバメしたような状態になるので充分注意します。

保管時の注意･製品とゲージ、あるいはプラグゲージとリングゲージなどをはめ合わせた状態で保管しないでください。密着したり、錆発生の原因になることがあります。
･保管に際しては、塵埃・切り粉・指紋などをよく落とし、錆対策を行ってください。
また、ゲージは湿気のない、温度変化の少ない場所に保管してください。防錆対策としては、①ゲージを良く①ゲージを良く拭き、
拭き、洗油またはベンジンで洗うか、指紋中和剤を塗ってから防錆油を塗る
かまたは油に漬けておく。②ゲージをよく洗ってから防錆紙に包む。
または防錆剤をゲージ面に付着しておく。③よく洗浄した後、特殊防錆表面保護剤で包む。
などの方法があります。

寸法管理上の注意･ゲージは摩耗に注意し、使用頻度などを加味して、定期的な検査を行ってください。摩耗限界を超えたゲージは使用してはなりません。先端がへり易いので先端を測定してください。
･ゲージ寸法は20℃で定められていますので、環境温度が20℃でない場合は20℃に換算した後、寸法判定してください。
また比較測定の場合には、
ブロックゲージとの温度差に注意してください。
･検査時には、錆や温度上昇による寸法変化を防ぐため、手袋やピンセットなどを使い、素手で触れることは極力避けてください。

85
83

ゲージ

･ゲージを使用する前には、
ゲージおよび製品を洗油またはベンジンなどでよく洗浄するか、乾いたきれいな布などでよく拭きとってくだなどでよく洗浄するか、さい。
かえりなどを確認し、錆、傷、
かえ･使用する前には、ゲージの錆、傷、
アルカンサス砥石などでていねいに除去りが発見された場合には、してください。

･管用テーパねじゲージで製品ねじを検査する場合、ゲージを最後まで急速にねじ込むと、衝撃的にねじ込まれ抜けなくなりますので、最後のねじ込みは、慎重に行ってください。
･製品の口元の状態に気を付けます。打痕、かえりなどがあると判定に狂いを生じさせます。特に、ねじ製品の場合には不完全山の倒れによる判定誤差が生じやすいです。
･ゲージと製品は、互いの軸心を合わせてはめ込まないと、 食いつき が生じ、通すことも抜くこともできなくなる場合があります。
このときは製品のみならずゲージも傷つける恐れがあります。特に、径の大きいものやねじのピッチが細かいものは慎重に行います。

A-030-a

Safety precautions･Do not use the gauges except for inspection purposes. For
example, if you use thread gauges instead of nuts and bolts,
the stated purpose cannot be achieved ; it will result in loss ofgauge precision and damage.
Never use as a substitute for tools (do not use as a hammer,
tap, die or deburring) If used in such a way, the gauges are nolonger guaranteed to function, or may become unsafe to use.
･Exercise extreme care to avoid injury. Gauges contain sharp
parts according to operational needs Especially in the case of
thread limit gauges, top and edge of thread are sharp, so
exercise care when removing the special rust‐inhibiting
protective layer or rust‐inhibiting paper, etc.
･Gauges and handles may loosen over a long period of time.
Be on guard against unexpected accidents caused by a large
size gauge falling due to a loose handles.
･Do not apply gauge to moving part. The possibility exists a
serious accident caused by dropping, damaging or scattering,etc. Even if an accident does not occur, it may cause abnormal
conditions, wears, or overheating of the gauges, shortening
the life of the gauge.
･Wash hands in soapy water or clean water after handling thespecial rust inhibiting paper (VPI paper).
Please contact the japan Rust‐inhibiting Technical Organization
for details.

Caution before use･Before using gauges, clean gauges or product thoroughly incleaning solvent or benzine, or wipe off thoroughly with aclean dry cloth.
･Before using, check for rust, cracks, or burrs on the gauge, if
found, remove completely with a oil stone, etc.,･It is advisable to carefully remove the rust preventive
compound and reuse it when storing the gauge.

Caution during use･Apply lubrication oil on the gauge. Use the gauge after
thoroughly wiping free all dust and chips. Especially if dirt issticking to the product, wear to the gauge accelerated.
･Perform NO GO gauge inspection after verifying the GO
gauge go through the product. For thread limit guges, it isadvisable to screw in and back out several times, remove
excess lubricating oil and dust from the thread ridge. GO andNO GO check depends on the assessment criteria of thegauge.
･As a general rule, the force used by the plain gauge wheninspecting is the gauge’s own weight. (operating weight for
snap gauge) For small diameter gauges, the force exerted
when writing with a pencil is desirable.
Although this may vary depending on one’s gender, skill, andage, by writing on a scale you can measure this force. The
3-5N range is considered normal. With regard to thread limit
gauges, the same force used to write with a pencil recommended,although in actuality, the gauge is usually screwed with a forceof 10N. In any case, do not screw in by holding the handle withyour whole hand except on exceptionally large gauges. For
thread ring gauges, it is advisable to anchor the gauge, holdthe product in your hand and then screw in, avoiding excess
torque.
･Regarding the inspection of products with taper pipe threads

84
86

by using taper thread gauge, you screw too fast to the end,
the excess force will cause the gauge to freeze up. Pleasescrew in carefully near the end.
･Take note of the condition of starting edge of thread. Nicks orburrs can cause a misjudgment. Especially in the case ofscrew products, a collapsed, imperfect thread is likely tocause an error in misjudgment.
･At times, the gauge and product will be jammed and be
unable to go through, or unscrew if the center of the productand the gauge are not aligned. Damage may occur not only tothe product but also to the gauge. When dealing with a large
diameter or fine thread, be especially careful. (In this situation,
you should gently tap with a wood or plastic hammer to alignthe center of each other, or heat the side of the ring in order tomake it expand and take it off.)･Do not let the gauge roll over and drop, or fall over. In cases
when the gauge is accidentally dropped, check It’s damage
and give it suitable way to do₋i.e. remove any burrs with oilstone. The same way applies if dropped something on gaugeor hit against the gauge.
･Magnetized gauges can make iron and other metals stick tothem. This accelerates wear on the gauge.
Under such conditions, please demagnetize.
･Holding the gauge or product for a long time may change thedimensions as a result of the heat from your hand. This
expanded value should be considered when judging inspection
result. The same as above, temperature difference between
product and gauge should be considered when inspecting
product soon after machining. If the product is like thin ring,
carefully inspect it not to make plug gauge stick to ring
because thin ring is easy to shrink due to cooling.

Caution while storing･Do not store gauges with screwed together or fit in condition.
They may freeze up and/or rust.
･When storing gauge, thoroughly removing any dust, chips or
fingerprints to prevent rust. Store gauges in a non-humid andat a constant temperature. For anti-rust control- (1)Wipe thegauges thoroughly and clean them in cleaning solvent or
benzine, or applying a fingerprint neutralization agent, thencoat or soak in rust-inhibiting oil. (2)After washing the gaugethoroughly, wrap in rust-inhibiting paper or coat the surface ofthe gauge with a rust-inhibitor. (3)After washing, coat with a
special rust-inhibiting surface protecting compound.

Caution for dimensional control･Gauges need to be carefully checked for wear. Conduct
regular checking according to usage. Do not use gauges thathave exceeded wear limits. Be sure to measure the tip since
it can wear easily.
･Gauge dimensions are set at 20℃. If the environment
temperature is not 20℃, conduct dimensional assessments
after compensated to 20℃ measurements. Beware oftemperature differences when using the block gauge toperform comparative measurements.
･When inspecting, wear gloves and tweezers. Avoid directcontact to reduce dimensional changes caused by temperatureand rust.

ROLLED BALL SCREW/
転造ボールねじ/

精密
密機
機械
械部
部品
品
精

86
88

グリス潤滑：リチウム石けん基系 アルバニヤ S1
オイル潤滑：タービン油 ISO VG68

Grease lubrication: Lithium sope based grease Alvania S1
Oil lubrication: Turbine oil ISO VG 68

グリース

travel variations

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travel variation

Travel variations

TravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelvariation300（2） variation2π（3） variation300（2） variation2π（3） variation300（2） variation2π（3） variation300（2） variation2π（3） variation300（2） variation2π（3）精密機械部品

Travel variation
Travel variation

87
89

88
90

精密機械部品

89
91

90
92

Z-006-e

精密機械部品

91
93

92
94

精密機械部品

93
95

94
96

精密機械部品

95
97

96
98

精密機械部品

97
99

98
100

精密機械部品

99
101

100
102

転造ボールねじ
ROLLED BALL SCREWZ-RBS-1
Z-000-0

軸端未加工品ステンレスシリーズ
転造ボ−ルねじ
BTK／BTIRシリーズ

Rolled Ball screw
BTK/BTIR
SeriesUN-WORKED
SHAFT
ENDS
SUS
精度等級

JIS

C3級

Ⅰ 材質 Material
軸、ナット：SUS440C
Shaft,Nut：JIS SUS440C
Ⅱ 特別仕様品についてはご相談ください。
φ4〜φ40、長さ1500mm以下
Other specifications are also available. Dia.φ4〜φ40,Length up to 1500mm
Ⅲ ご使用に際しては軸端の追加工が必要です。
軸端の加工は当社にて行うことをお奨めいたします。
当社以外で追加工を行った場合は、追加工後の精度保証は致しかねますのでご了承ください。
Additional machining of screw shaft end is required when ballscrew is used.
We recommond you to do this machining to Issoku,because this machiningis
performed by other companies expect ISSOKU,accracy for such a ball screw
not be warranted by ISSOKU.
Ⅳ ご使用前に必ず潤滑剤を供給して下さい。
また、
クリーン用及び真空用には洗浄・脱脂後に用途に応じた潤滑剤を供給してください。
Surely supply the lubricant before use.When this screw isused in clean air or in vacuum,also supply the lubricant which
is applied to the condition used after wash or removing oil.

Accuracy grade JIS C3
軸方向すきま 0.005mm以下

Axial clearance Max.0.005mm include

呼び番号

軸径 リードIdentification
numberNominal Nominal
dia.d1lead

特長［Advantages］‑100 SUS
GPR0401RC3T
1
4

ねじ軸寸法

ナット寸法

Screw shaft.dimensions

Nut dimensions

Ld

B

E

Z

Roo
dia.

10 11 21 19 154− 14 16 − − 2.9 − −3.3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 d2 d3 Dn A
24 16

60 40 100 4

4

谷径

L

F

W

C

T

X

Y

回路数 基本定格荷重（N）
BCD 巻×列 Basic lord ratings(N)Circuits
XTurn

Ca

C0a

4.15 2.7X1

380

550

生産性の高い転造ボ−ルねじを専用ラインで加工する事で、低価格 ・High productivity facilities for Rolled Ball screw achieve low price andshort delivery period.
と短納期を実現し
ました。
53
90
140
‑140 SUS
Nut utilize
type
quiet
ナットは静音性に優れた内部循環方式を採用しています。
3.4for6.5− −19 21return5 26 Inside
5.2 10 13 29 20・15
5.3 6.15 2.7X1 500
50
1
3 movement.
6
17 3
790
GPR0601RC3T‑190 SUS
140
190
使い勝手を考慮し研削品ナット103と互換性のある寸法選定にしました。 ・Same Nut dimensions as Grinded Ball screw for interchangeability.
・Accuracy grade and Accuracy grade combination.
精度と軸方向すきまは以下の組合せです。
（注）（Noce)

6

精度等級‑200 SUS

31 22 26 − − 3.4 6.5

3

4.6

6.3

7.2 10 16 32 20 155

29 21 24 − − 3.4 6.5

3

7.3

8.15 2.7X1

6.5 10 20 40 25 196

36 25 30 − − 4.5 8

4.4

6.6

6.1 10 24 44 37 29 8 40 27 34 − − 4.5 8 4.4 6.2
60
5
15 5
BTK／BTIR
15 10 R Ct7 S − 500 S01
180
240
145

4.5 10 18 34 24 19
（mm）
150 ま
200
113 軸方向すき
Axial clearance (mm)
17

3

17

3

53

Ct7

‑150 SUS

8

1

Ct10

8

2

‑230 SUS

90
0.02

600

1060

8.3

2.7X1 1350

2160

8.3

2.5X1 1830

2500

160
60

3

1650

220

100
17

2.7X1 1080

150
60

0.05

63

‑160 SUS

50

160

123

‑220 SUS

GPR0802RC3T

150

5

2

Accuracy grade
GPR0801RC3T

100

63

‑150 SUS

GPR0602RC3T

133

170

230

85

120

180

転造ボールねじ呼び番号 ［Identification number for Rolled Ball screw］‑180 SUS8

GTR0805EC3T‑240 SUS

Type of Nut 105

140

K：コマ式ナット
2
10

15Internal Deflector205
type‑320 SUS

220

240

10

GTR1004EC3T

4

150
15

‑380
SUS
265
ねじ軸呼び径（㎜）

Nominal diameter‑240 SUS
GTR1005EC3T

5
10
呼びリー
ド
（㎜）

‑390
SUS
Nominal
lead

300

15

240
80

5
310

275

8.1 14 26 46 34 24 10 42 28 36 14 M6 4.5 8

390

10.3 length
8.2 Shaft
2.5X1 2180

3090

軸方向すき
10.3（㎜）
8.1 14 26 46 40 30 10 42 28 36 14 M6 4.5 8
4.4 8.2 ま記号
2.5X1 2180
Axial clearance mark

3090

‑220
SUS
回路数

140
220
105
Number of
circuits
80
2
12
15 5
10.5 14 25 45 29 19 10 41 28 35 13 M6 4.5 8
GPR1202RC3T
R：2.75巻×1列‑370 SUS
290
370
255
2.75 turns×1 circuit

T：1.75巻×1列

GTR1205EC3T

125
1.75 turns×1 circuit‑240 SUS
5
12
D：1巻×3列‑440 SUS
1 turns×3 circuit 325

160
15

360

S：0.020以下
N：0.050以下

4.4 10.6

9.7 14 30 50 40 30 10 45 32 40 15 M6 4.5 8
440

12.3 2.7X1 1790

3190

精度等級

240
80

5

10.3 2.7X1 1580 2670
整理番号

ねじ軸全長
（mm）

4.4

380

160

125

8.6

Serial number

230
80

5

4.4

320

IR：インサイドリターン式ナット

Inside return type‑230 SUS
115

8.5 14 23 43 29 19 10 39 27 33 12 M6 4.5 8

80

5

4.4

Accuracy grade

9.8

12.3 Ct7
2.5X1 3020

Ct10

4420

101

精密機械部品形式‑220
SUS
GPR1002RC3T

Z-000-0

軸端未加工品 ステンレスシリーズ
UN-WORKED SHAFT ENDS SUS
精度等級

JIS

C3級

Ⅰ 材質 Material
軸、ナット：SUS440C
Shaft,Nut：JIS SUS440C
Ⅱ 特別仕様品についてはご相談ください。
φ4〜φ40、長さ1500mm以下
Other specifications are also available. Dia.φ4〜φ40,Length up to 1500mm
Ⅲ ご使用に際しては軸端の追加工が必要です。
軸端の加工は当社にて行うことをお奨めいたします。
当社以外で追加工を行った場合は、追加工後の精度保証は致しかねますのでご了承ください。
Additional machining of screw shaft end is required when ballscrew is used.
We recommond you to do this machining to Issoku,because this machiningis
performed by other companies expect ISSOKU,accracy for such a ball screw
not be warranted by ISSOKU.
Ⅳ ご使用前に必ず潤滑剤を供給して下さい。
また、
クリーン用及び真空用には洗浄・脱脂後に用途に応じた潤滑剤を供給してください。
Surely supply the lubricant before use.When this screw isused in clean air or in vacuum,also supply the lubricant which
is applied to the condition used after wash or removing oil.

Accuracy grade JIS C3
軸方向すきま 0.005mm以下

Axial clearance Max.0.005mm include

呼び番号

軸径 リードIdentification
numberNominal Nominal
dia.d1
lead‑260 SUSGTR1210EC3T

12

10‑330 SUS142‑480 SUS14

5‑510 SUS15

5‑520 SUS1510‑550 SUS1520‑850 SUS

16

2‑630 SUS20

5‑1030 SUS20

10‑1050 SUS

20
‑1100SUS

102

225

345

355

385

215

445

470

20

520
920

80

Y

Z

250

15

5

260

80

9.9 14 30 50 50 40 10 45 32 40 15 M6 4.5 8

4.4

5

380

100

C0a

10

12.5 2.5X1 3060

4540

12 15 26 49 30 19 11 44 30 37 14 M6 5.5 9.5 5.4 12.6

14.3 2.7X1 1980

3700

11.1 15 34 57 41 30 11 50 34 45 17 M6 5.5 9.5 5.4 11.2

14.5 2.5X1 5020

8160

12 15 34 57 41 30 11 50 34 45 17 M6 5.5 9.5 5.4 12.2

15.5 2.5X1 5290

8780

5

390

12 15 34 57 51 40 11 50 34 45 17 M6 5.5 9.5 5.4 12.2

15.5 2.5X1 5290

8780

130

5

420

12 15 34 57 62 50 12 50 34 45 17 M6 5.5 9.5 5.4 12.4 15.75 1.5X1 3380

5490

130

5

250

14 16 30 53 30 19 11 48 32 41 16 M6 5.5 9.5 5.4 14.6

16.3 2.7X1 2150

4220

130

5

480

17 20 44 67 41 30 11 60 44 55 22 M6 5.5 9.5 5.4 17.2

20.5 2.5X1 6520 12000

130

500

17 20 46 74 54 41 13 66 46 59 24 M6 6.6 11 6.5 16.8

21

2.5X1 8880 15470

150

550
950

16.5 20 46 74 70 55 15 66 46 59 24 M6 6.6 11 6.5 16.8

21

1.5X1 5370

C

T

X

330

360

510

520

550

380

630
1030

150

900

10 10

W

530

880

10 10

F

850

400

15

E

820

720

15

B

810

690

15

Ld

510

680

15

Circuits
XTurn

Ca

L

480

410

15

260

回路数 基本定格荷重（N）
BCD 巻×列 Basic lord ratings(N)

460

400

870

‑700 SUS
GTR2020AC3T

5845‑650 SUS
GTR2010EC3T

15

365

‑530 SUS

GTR2005EC3T

215

180
380

685

‑380 SUSGPR1602RC3T

7

655‑820 SUS

GTR1520AC3T

13

645

‑810 SUS

GTR1510EC3T

147

谷径
Roo
dia.

L1 L2 L3 L4 L5 L6 d2 d3 Dn A

375

‑510 SUS
GTR1505EC3T

Nut dimensions

365‑360 SUSGTR1405EC3T

ナット寸法

347

‑460 SUSGPR1402RC3T

ねじ軸寸法
Screw shaft.dimensions

650
1050

150

700
1100

8850

精密機械部品

103107

Z-010-c

取付例２

取付例１

(Assembly example 1)
（Ｋ）

Ｊ
Ｉ

４−Ｘ

(Assembly example 2)
深サＺ

Ｕ

（Ｖ）

Ｓ

drill hole

Ｃ. b o r i n g depthZ

φd1

Ｂ

Ａ

φＤｇ６

４５
°

Ｙ

φd1

φＤｇ６

RPU-08FA

４− Ｘ キリＹ 深ザ グリ

４ ７ ５

Ｗ
Ｃ

（Ｋ）

４５
°
２０°

Ｗ

（Ｑ１）

Ｍ

Ｕ

RPU-20F
スペーサ1個（Ｖ）
Ｓ

RPU-08FA〜15FA
六角穴付き皿ボルト
RPU-20F
六角穴付きボルトＣ（Ｋ）

４−Ｘ キリＹ 深 ザグ リ 深サ Ｚ
４−Ｘ d r i l l h o l e
Ｙ Ｃ. b o r i n g depthZ
４５
°
２０°

４ ７ ５

φd1

φＤｇ６

Ｉ

Ｎ

Ｂ

Ｗ

Ｍ

Ｕ

（Ｑ１）

（Ｖ）
Ｓ

φＤｇ６

Ｊ

RPU-08FAはなし

Ｒ

Ａ

（Ｑ）

φd1

Ｌ

３ ６

Ｂ

Ｎ

Ｍ

Ａ

８ １２

RPU-20F

４ ７ ５

φd1

RPU-10FA
RPU-12FA
RPU-15FA

φＤｇ６

Ｉ

Ｎ

Ｂ
４−Ｘ キリＹ 深ザグリ 深サＺ
４−Ｘ d r i l l h o l e
Ｙ Ｃ.b o r i n g depthZ

φＤｇ６

Ｊ

Ａ

（Ｑ）

φd1

Ｌ

３

Ｂ

Ｎ

Ａ

Ｍ

１２

Ｃ

８ １２

Ｍ

Ｎ
Ｌ

３ ６

Ａ

（Ｑ）

Ｂ

Ｒ
Ｎ

Ｍ

（Ｑ１）

RPU-20F
Spacer 1pc

RPU-08FA 8 23 14 9 28 13 35 43 4 10 4 23 5.5 −RPU-10FA 10 27 17 10 34 17 42 52 6.5 12 5 28.5 7.5 0.5
RPU-12FA 12 27 17 10 36 19 44 54 7.5 12 5 29.5 8.5 0.5
RPU-15FA 15 32 17 15 40 22 52 63 10 11 6 36 12 4
RPU-20F 20 52 30 22 57 30 68 85 10 20 10 52 14 1

4 5 23.5 35 3.4 6.5 4 708ADFP5 M8×0.75
4 6 28.5 42 4.5 8 4 7000ADFP5 M10×0.75
4 6 29.5 44 4.5 8 4 7001ADFP5 M12×1.0
7 8 36 50 5.5 9.5 6 7002ADFP5 M15×1.0
8 14 52 70 6.6 11 10 7204ADFC8P5 M20×1.0

RPU-08FA〜15FA
Hexagon socket headcap machine screw
RPU-20F
Hexagon socket
head cap screw

Except RPU-08FA

SPU-08F・20F
スペーサ1個SPU-08F
皿小ねじ
SPU-10FA〜15FA
六角穴付き皿ボルト
SPU-20F
六角穴付きボルト

SPU-08Fはなし

SPU-08F・20F
Spacer 1pc

SPU-08F 8 20 3 4 1052 32 17 26 13 25 25 38 4 10 4 23 5.5 6.6 11 12 708ADFC8P5 M8×0.75
SPU-10FA 10 24 6 4.5 12
7000ADFP5 M10×0.75
70 43 25 24 17 36 34 52
96 28.5
SPU-12FA 12 24 6 5.5 127001ADFP5 M12×1.0
70 43 25 24 19 36 34 52
9
6 29.5
SPU-15FA 15 25 6 10 12.5
7002ADFP5 M15×1.0
80 50 30 25 22 41 38 60
11
5 36
SPU-20F 20 42 10 10 10 22 95 58 30 45 30 56 56 75
11 17 15 7204ADFC8P5 M20×1.0
10 52

104
108

SPU-08F
Machine screw
SPU-10FA〜15FA
Hexagon socket headcap machine screw
SPU-20F
Hexagon socket
head cap screw

Except SPU-08F

精密機械部品

105
109

106
110

travel variations

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travelvariation（1）

Travel variation

Travel variations

TravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelTravelvariation300（3） variation300（3） variation300（3） variation300（3） variation300（3）（2） variation2π（2） variation2π（2） variation2π（2） variation2π（2） variation2π

Travel variation
Travel variation

精密機械部品

107
111

108
112

精密機械部品

109
113

110
114

精密機械部品111
115

スイス・トリモス社製

各種測長機

TRIMOS

Vシリーズ
スイス・
トリモス社製

高性能縦型万能測長機
V3／V4／V5／V6／V7／V9

この製品の、ここがスゴイ①圧倒的な速さ、高精度で、高さ、段差、溝幅、溝の中心位置、内径、外径、穴の中心位置、穴ピッチ、溝ピッチ、平面度、角度、直角度、真直度、深さ、二次元測定が可能②タッチプロ−ブ内蔵で人による測定誤差なし③視認性に優れた新開発ブラックマスクディスプレイ
（BMD）
を採用
④全機種で直角度を保証⑤モ−タ駆動と手動を1台に内蔵。
ワンタッチで切替可能（V5,V6,V7,V9）

V3

V4

V5
V7

V6

V9

⑥液晶タッチパネルディスプレイで2次元測定が簡単便利に（V7,V9）精度（1.2＋L/1,000）μm

L＝mm（Lは移動量）
TRIMOS

THV/Horizon Calibratio/Labconcept/Labconcept Premium/Labconcept Nano

スイス・
トリモス社製

高性能横型測長機

THV／ホライゾンキャリブレーション／ラブコンセプト／ラブコンセプトプレミアム／ラブコンセプトナノ

この製品の、ここがスゴイ
全世界でのマーケットシェア№１を誇るトリモス社の測長機は、全測定域をフルスケールでカバーする絶対測定が可能です。
（TVHを除く）様々なワークに対応できる豊富なアクセサリーを用意し、測定域は最長12ｍまでのタイプまでラインアップしています。ハイエンド機種の「ラブコンセ
プト ナノ」
は、XYZ軸をＣＮＣ制御し、世界最高精度「0.07＋Ｌ(mm)/2,000)μｍ」を実現しています。

116
112＊ 本製品の詳細は「トリモス製品」
専用カタログでご確認下さい。

＊ 小型機は実機での訪問デモ測定を行っています。
ご要望のお客様はご連絡願います。

＊ 本社ショールームで実機による測定をご体感いただけます。
お気軽にお申し込み下さい。

＊ 実機の測定動画は下記でご覧になれます。
https://www.issoku.jp/products-top/trimos-top

測定の困りごと解決事例集
解決No.

001

解決No.

で
バー
ライ
ド
電動
解決

002

ねじゲージを何回も回すのが大変！

通り・止りでねじゲージを持ち替える
手間を省きたい！

ビット付ねじゲージ＋
電動ドライバーで解決！

一体型ねじゲージで解決！

プラグゲージは通り側ねじゲージのうしろに止り側ねじ電動ドライバーのチャックにビット付ゲージをワンタッチで取り付け、ゲージを回したり、持ち替えたりする工数を削減しました。
工具感覚で必要なゲージを素早く取り出しセットできるので、作業効率大幅アップ、
検査時間短縮につながります。

ゲージを設けた一 体 型 。同じ向きで一 度に検 査できます。
リングについても下記写真のように通り止り一体型も製作可能です。
一体型ねじプラグゲージ

一体型ねじリングゲージ

通り
ビット付
ねじゲージ

止り

ビット付ねじゲージ

片口ねじプラグゲージ

一部在庫品あり

解決No.

003

一部在庫品あり

解決No.

004

深いところのめねじを簡単に検査したい！

ねじインサートを挿入した後の検査NGを減らしたい！

ロングネック（首長）タイプ
ねじプラグゲージで解決！

ねじインサート用STI
ねじプラグゲージで解決！

所のねじ穴を簡単に検査できます。お客様の仕様に合わせ補強材として使われていますが、ねじインサート挿入前のて製作可能です。

タップ穴の管理が非常に重要になります。
ねじインサート用※限界プラグゲージも製作可能です。

STIねじプラグゲージの使用を推奨しています。

ネック部を長くする事で通常よりも深いねじ穴や奥まった箇

ねじインサートはアルミ材、非鉄金属、樹脂などのタップ穴の【製作事例】 M10X1.25-6H GPNP
標準品
ロングネックタイプ

ロングネックねじプラグ

一部在庫品あり新商品・その他※写真はアルミハンドルタイプです。ゲージとハンドルの一体型も製作できます。

※1,2,3等級ねじ、ISO等級ねじ、ユニファイねじの在庫品があります。仕様に合わせて受注生産が可能です。
※ S T Iとは 、A N S（
I 米 国 規 格 ）に記 載 されて いる、 ねじインサート用STI
Screw Thread Inser（t 和訳：ねじインサート）を
一部在庫品あり示す記号です。

113
117

新
商
品
・
そ
の
他

測定の困りごと解決事例集
解決No.

005

解決No.

006

転造めねじの品質を製造現場で保ちたい！

洗浄やエアブローでも取りきれない汚れが気になる！

転造めねじ用
省力検査ゲージで解決！

チップ溝付
ねじゲージで解決！

転造後のねじ山の盛り上げがめねじの品質に大きく影響しま

従来のプラグゲージ、
リングゲージに異物を逃がすチップ

す。特にめねじ内径寸法に問題が現れ、タップ工程で気付け

溝を付けました。
ゴミや異物がチップ溝に集まります。洗浄ば被害を最小にできます。
通り側ねじプラグゲージで有効径で取り切れなかった汚れがあってもワークやゲージを傷つを、重要な内径は通り止り一体型栓ゲージで検査します。

けません。
チップ溝付
ねじプラグゲージ

止り側
通り側ねじプラグゲージ

通り側

チップ溝

通り止り一体型栓ゲージ※切削用タップで加工しためねじにも使用可能です。
※最終検査は止り側ねじプラグゲージも併せてご使用ください。

解決No.

チップ溝付
ねじリングゲージ

007

チップ溝

解決No.

008

ねじゲージに金属粉が凝着するのを防ぎたい！

空気マイクロメータのエアーがもったいない！

DLCコーティング付ねじで解決！

エアー消費低減が簡単にできる
エコジェットで解決！

DLCコーティングとはDiamond-Like Carbonの略で、

コーティングを施す事によりアルミニウムなどの非鉄金属に対するすべり性が向上し、金属粉の凝着を防ぐ事ができます。

親指1本、手元でエアーのON/OFFを切り替える「ハンドバルブ」と、測定しない時は自動でエアー消費量を抑える「ヘッドカバー」
で、環境に優しい測定作業が実現します。
空気マイクロメータ用
ハンドバルブ

ハンドバルブ※コーティング成分にはカーボン（炭素）が含まれているため、
カーボンを含んだ鉄や鋳物のワークには効果が望めません。非鉄金属（アルミ、銅、樹脂）に有効です。

114
118

DLCコーティン付ねじゲージ

一部在庫品あり空気マイクロメータ用測定ヘッドカバー

測定ヘッドカバーJIS B 0205-1〜4：2001
JIS B 0209-1〜5：2001
JIS B 0206-1973
JIS B 0210-1973
JIS B 0208-1973
JIS B 0212-1973
ANSI/ASME B1 1-2003（R2018）

UN、UNR、UNC、UNRC、UNF、
UNRF、UNEF、UNREF、UNS、UNRS
UNC、UNF、12UN、UNM
航空用ユニファイねじ

UNJF、UNJEF、UNJ、UNJS

60°（次回見直し時に廃止年限を明確化）

ACME
Stub-ACME

カメラの三脚取付部のねじ
写真レンズ附属品取付部のねじ

1,2,3等級 メートル並目ねじ（廃止）
1,2,3等級 メートル細目ねじ（廃止）
30度台形ねじ（廃止）
29度台形ねじ（廃止）
自動車用タイヤバルブステムねじ
（廃止）

M**S
M
（STUB）

M

60°

TM
TW
TV

30°
29°
60°

R,Rc,Rp
PT,PS
耐密用管用テーパねじ
航空用管用テーパねじ（差し込み形）
高圧ガス容器バルブ取付部ねじ溶解アセチレン用弁ねじ
液化石油ガス容器用弁ねじ

M3.4×0.5
V1,V2,V3
V1,V2

MIL-S-7742 D：1991
MIL-S-7742 D追補1：1192
SAE AS 88790-2012
JIS B 0202：1999
JIS C 8305：2019附属書A
JIS C 8305：2019附属書A
ASME B1.20.1：2013
ASME B1.20.3：1976
JIS B 0216-1〜3：2013
JIS B 0217-1〜2：2013
ASME B1.5：1997（R2014）
ASME B1.8：1988（R2018）ASME B1.9：1973（R2017）
JIS B 0225：2018
JIS D 9420：2018
JIS D 9422：1992（追補2008）
JIS B 0226：1963
JIS B 7103：1975
JIS B 7111：2019
JIS B 8031：2006
JIS B 1173：2010（追補1：2015）
JIS D 4207：1994
JIS C 7709-0〜2：2018〜2020
JIS B 2061：2016
JIS B 0205-1982附属書
JIS B 0209-1982附属書
JIS B 0207-1982
JIS B 0211-1982附属書
JIS B 0216-1980附属書
JIS B 0222-1980
JIS D 4208：1982

JIS B 0203：1999
ASME B1.20.1：2013（R2018）ASME B1.20.3：1976（R2018）SAE AS71051 B版2008
JIS B 7104：1992
JIS B 8241：1989
JIS B 8244：2004
JIS B 8245：2004

新商品・その他

119
115

製品に関するご質問、測定に関するご相談、デモ機の貸出やゲージの検査・校正依頼、など、お気軽にお問合せください。弊社ホームペ−ジ「製品お問合せ」
からもお送りいただけます。
https://www.issoku.jp

120
116

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.