二次電池市場向け商品のご案内

二次電池

1-1 バッテリードライチャンバー
1-2 真空オーブン

1-3 LIB 用エージング装置
1-4 安全機構付き恒温室
1-5 特性検査装置

電極混合工程それぞれの材料を調合・加工し、正極および負極の電極スラリを製作。

電極塗布工程電極スラリを集電体に塗布し乾燥。
電極をプレスし電極の密度を上げて巻あげ、電極ロールを乾燥。

セル組立工程電極ロールを必要な幅・長さに切断し、正電極・バインダー・負電極を積層。
電気を出し入れする接続端子を取付け、ケース内に収納しセルを形成。

注液工程

アッセンブリされたセルを最終乾燥し、セル内に電解液を注入・含浸。
ガスケットやガス排出弁などをセットしセルに蓋をする。

エージング

セル完成

2-1 バッテリーインピーダンス評価システム
2-2 アドバンストバッテリーテスター
2-3 ハイパワーバッテリーテスター
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

電池用空輸試験装置
冷熱衝撃装置ハイパワー恒温器
充放電用恒温（恒湿）器
高温恒温器
安全扉つき高温恒温器
二段積み恒温槽

温度・振動
複合環境試験装置
3-9 圧壊試験装置

1

評価・検査・試験モジュール完成

評価・検査・試験

セルを高温でエージングする。

二次電池試験規格

試験規格

規格元

高度（低圧）試験 IEC・JIS・
UN・電安法

温度試験

適応製品

圧力 : 11.6kPa 以下、温度：20 ± 5℃の環境で 6 時間
真空オーブン

UL

圧力 : 11.6kPa 以下、温度：20 ± 3℃の環境で 6 時間

IECUN

温度：75 ± 2 ℃の環境で 6 時間、30 分以内で− 40 ± 2 ℃に 中型恒温器
下げ、6 時間このサイクルを 10 回行い、20 ± 5 ℃の環境で 急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置
24 時間放置

UL

JIS
電安法

振動試験

環境

温度上昇勾配 5 ± 2℃ / 分で 150 ± 2℃まで昇温し
10 分保持恒温器オーブンハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー

70 ± 3℃まで 30 分以内で昇温し 4 時間保持。
その後 30 分以内降温で 20 ± 3℃にし、2 時間保持。
その後 30 分以内降温で− 40 ± 3℃にし、4 時間保持。
その後 30 分以内昇温で 20 ± 3℃にし、4 時間保持。
を 9 サイクル行い７日間放置

ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置70 ± 2℃で 7 時間放置し取り出し 20 ± 5℃の環境におく

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

75 ± 2℃で 4 時間保持。
その後 30 分以内降温で 20 ± 5℃にし、2 時間保持。
その後 30 分以内降温で -20 ± 2℃にし、4 時間保持。
その後 30 分以内昇温で 20 ± 5℃にし、2 時間保持。
を 4 サイクル行い７日間放置

恒温器プラチナスシリーズ
フリーアクセス恒温器
ハイパワー恒温器
中型恒温器
小型環境試験器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置

温度上昇勾配 5 ± 2℃ / 分で 130 ± 2℃まで昇温し
10 分保持恒温器オーブンハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー

IECUN

7Hz から 200Hz の範囲を 3 時間で 12 往復させる。
互いに垂直な３方向で振動させる

JIS

10Hz から 55Hz の範囲を 1Hz/ 分の割合で変化させる。

ＵＬ
電安法

温度・振動複合環境試験装置
互いに垂直な３方向で振動させる

規格元：国際電気標準会議（IEC 62281 ／ IEC 62133）：JIS 規格の密閉形小型二次電池の安全性（JIS C8712・C8714）：国連試験基準マニュアル（UN Manual of Test and Criteria, Part Ⅲ）：UL 規格（UL 1642 : Standard for Lithium Batteries ／ UL 2054 : Household and Commercial Batteries）
電安法 ：電気用品安全法におけるリチウムイオン蓄電池の適合性評価

IEC
JIS
UN
UL

2

二次電池試験規格

試験規格
外部短絡

規格元

環境

IEC
UN

55 ± 2℃の環境で 0.1 Ω抵抗で短絡する。

UL

60 ± 2℃の環境で 0.1 Ω抵抗で短絡する。

JIS
電安法

単電池：

適応製品

恒温器オーブン

55±5℃の環境で 80±20mΩ抵抗を使用し短絡した状態で、 大型乾燥器
24 時間又は電池表面温度と周囲温度との差が 20% 以下に ライトスペック恒温器なるまで放置組電池：

20±5℃の環境で 80±20mΩ抵抗を使用し短絡した状態で、
24 時間又は電池表面温度と周囲温度との差が 20% 以下になるまで放置インパクト試験

圧壊試験

IEC
UN

直径 15.8mm、9.1kg の棒を電池の中心に
高さ 61 ± 2.5cm から落下させ 6 時間放置、
その間 170℃以下で破壊しない事

UL

直径 15.8mm、9.1kg の棒を電池の中心に
高さ 61 ± 2.5cm から落下させ、爆発・炎上しない事

UL

2 枚の平板間で 17.2MPa 以下で 13kN 加圧 ( 油圧にて ) させ、発火・破裂しない事

JIS
電安法
過充電試験

JIS
電安法

過放電試験

JIS
電安法

高率充電試験

JIS
電安法

強制内部短絡試験JIS
電安法

2 枚の平板間で 13 ± 1kN で加圧させ、発火・破裂しない事

20 ± 5℃において 90 分間逆充電を行ったとき、発火、破裂しないこと
20 ± 5℃において最大充電電流の３倍で充電した時に発火又は破裂しないこと
電池内部にニッケル小片を埋め込む。

10 ± 2℃と 45 ± 2℃で埋め込んだ部分を加圧し連続定電圧充電 JIS
電安法
試験

20 ± 5℃において設計上の定電圧充電条件で、
28 日間の充電を行い、発火、破裂、漏液がないこと

過充電保護機能 JIS
試験
電安法

20 ± 5℃において規定の方法で試験を行い組電池内の電池ブロックが規定の上限充電電圧を超えないこと

充放電サイクル UL
試験

サイクルセルは 25℃ 90 日間の連続充放電が必要。
（もしくは公称サイクル寿命の 25% の内の短いほう）

JIS
電安法

機器落下試験

JIS
電安法

3

恒温器オーブン
大型乾燥器
恒温室ビルドインチャンバー

20 ± 5 ℃において定格容量の 250% 又は試験電圧に達するまで通電した時に発火又は破裂しないこと

発火がない事を確認する

落下試験

恒温器オーブン
大型乾燥器
恒温室ビルドインチャンバー

ライトスペック恒温器
小型環境試験器
恒温器プラチナスシリーズ
フリーアクセス恒温器
ハイパワー恒温器
中型恒温器
恒温室ビルドインチャンバー

20 ± 5℃において高さ１ｍの地点から落下させ発火又は破裂しないこと
恒温室ビルドインチャンバー

20 ± 5℃において規定の高さより落下させ組電池の内部に短絡が生じないこと

自動車用二次電池試験規格

試験規格

規格元

高温試験

IEC62660-2

温度サイクルISO12405-1
IEC62660-2

外部短絡試験

環境適応製品

130℃、30 分（上昇 5℃ /min）

恒温器オーブン
小型環境試験器
ライトスペック恒温器-40℃／ 85℃（1℃ /min）30 サイクル

恒温器プラチナスシリーズ
小型環境試験器
ライトスペック恒温器

UL2054
ISO12405-1
IEC62660-2

室温

外部抵抗で短絡

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

UL2054
ISO12405-1
IEC62660-2

室温

5C の電流強制放電試験

ISO12405-1
IEC62660-2

1It（A）、90 分間（1It：セル定格容量（Ah）/1h）

振動・衝撃試験

ISO12405-1
IEC62660-2

振動：2kHz、28m/s2、8h
衝撃：50G、10 回 / 方向

UL2054

振動：10Hz 〜 55Hz
衝撃：最少 75G、ピーク時 125G 〜 175G

過充電試験

アドバンストバッテリテスター

温度・振動複合環境試験装置

圧壊試験

UL2054
IEC62660-2

インパクト試験

UL2054

落下試験

UL2054

高さ１ｍの地点から落下させ発火又は破裂しないこと 恒温室ビルドインチャンバー

出力試験

IEC62660-1-20℃、0℃、25℃、40℃

φ150mm 半円球、圧壊

圧壊試験装置

直径 15.8mm、9.1kg の棒を電池の中心に
高さ 61 ± 2.5cm から落下させ、爆発・炎上しないこと

恒温器オーブン
大型乾燥器
恒温室ビルドインチャンバー

規定充放電後の電圧測定
保管試験

IEC62660-1

サイクル寿命試験

IEC62660-1

45℃ 充放電サイクル

ISO12405-1-18℃、0℃、40℃ 充放電サイクル

ISO12405-1-18 ℃〜 45 ℃の間で様々な方法により充放電試験を

各充放電試験

45℃、28 又は 42 日間

アドバンストバッテリテスター
恒温器プラチナスシリーズ（PU）
小型環境試験器
小型超低温恒温器

アドバンストバッテリテスター実施する。高低温での電力測定や内部抵抗、エネル
ギー効率等を算出する
結露試験

温度試験

ISO12405-1

UL2054

UL2054

UL2054

IEC-62660-1：セル性能試験
IEC-62660-2：セル信頼性試験

IEC 規格に準拠した結露と乾燥を 5 サイクル実施

恒温器プラチナスシリーズ
フリーアクセス恒温器
ハイパワー恒温器
中型恒温器

温度：70℃の環境で 7 時間放置

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

温度上昇勾配 5 ± 2℃ / 分で 150 ± 2℃まで昇温し
10 分保持恒温器オーブンハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー

70 ± 3℃まで 30 分以内で昇温し 4 時間保持。
その後 30 分以内降温で 20 ± 3℃にし、2 時間保持。
その後 30 分以内降温で− 40 ± 3℃にし、4 時間保持。その後 30 分以内昇温で 20 ± 3℃にし、4 時間保持。を 9 サイクル行い７日間放置

ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置4

1-1. バッテリードライチャンバー

リチウムイオン二次電池は非水電解質二次電池に分類されます 。
生産工程において、集電体に活物質の溶剤を塗布し乾燥させますが、二次電池の正極・負極の素材に含まれる水分も、二次電池の品質に影響を与えます 。
バッテリードライチャンバーは、溶剤乾燥と水分除去をより短時間で乾燥処理が行える装置です 。
真空または、不活性化ガスの状況下で高温熱処理を行い、ワークの酸化を防ぎ、良質な乾燥が行えます 。正極
ロール、負極ロール、セパレータとそれぞれのワーク乾燥に適した温度での処理が行えます 。
ご要望によりワークサイズや処理量に合わせて特殊仕様
やワーク保持用の冶具等にもお応えいたします 。
バッテリードライチャンバー

特長
乾燥処理時間を短縮
ワークの温度上昇 、下降時間を短縮できるよう装置性能を高めています 。
例えば 、ワークを取り出すためにワークを常温まで下げるための冷却機能を設けています 。
温度制御性能を向上
ワークの温度分布をより均一にし、真空時においても温度さらし中の温度分布性能を向上させるなど 、ワー
ク乾燥の品質をさらに向上します 。
ワークの酸化を防止
高温処理でのワーク酸化を防止するため 、真空中には不活性ガスを注入することで集電体の酸化を防ぎ
ます 。

主な仕様
性能

温度制御範囲

＋ 30℃〜＋ 250℃

圧力制御範囲933×102 〜 1×102Pa

内容積
運転モード

5

500 〜 2000Ｌ
プログラム運転定値運転20 パターン 99 ステップ

槽内

1-2. 真空オーブン

大気圧よりも低い圧力下では沸点が下がること
により、乾燥温度を低くでき、ワークへのストレスを小さくすることができます 。
さらに、真空状態やＮ２ガス置換により酸化を防ぎ乾燥を行え、二次電池の溶剤乾燥や水分除去に適しています 。

真空オーブン特長
温度制御高性能
チャンバーは真空容器と内槽の 2 重構造で、2 層部にヒータを備え、熱効率と温度分布の向上や温度上昇
時間を短縮しています 。
5 つの圧力運転モードと温度運転を組合わせて、ワークの特性に合わせた試験プロファイルができます 。

密閉性と断熱性を向上させて、最大 40％の消費電力量を低減しています 。
（従来品比較）乾燥時間が長い
場合 、ランニングコストが大幅に削減できます 。
処理時間を短縮するために、冷凍機の搭載により常温復帰時間を短縮することもできます 。

圧力制御のガス置換を繰り返すことにより、テストエリ
アの有機物を除去でき、クリーン環境を作ることができます 。酸化を防止するだけではなくワークへの影響をさらに抑えます 。

主な仕様
型

式

VAC − 101P

VAC − 201P

温度範囲

＋ 40 〜＋ 200℃

圧力範囲

933×102 〜 1×102Pa

性能

到達圧力※ 1
圧力下降時間※ 1
大気圧復帰時間※ 2

内容積

VAC − 301P

133Pa 未満
大気圧から 133Pa まで

7 分以内

15 分以内30 分以内給気口は大気開放

4 分以内

8 分以内

15 分以内

91L

216L

512L

有効内法（mm）

W450×H450×D450

W600×H600×D600

W800×H800×D800

外法（mm）※ 3

W902×H1392×D780

W1052×H1532×D930

W1252×H1772×D1130

圧力運転モード

自動運転、連続運転、大気開放、
ガス置換、換気運転※ 1 槽内温度一定、排気速度 200L/min. 以上で到達圧力 13×10-2Pa 以下の真空ポンプ連続使用時、試料からのガス発生がないこと。
※ 2 標準大気圧（1013×102Pa）で１０１０×102Pa までの復帰時間、復帰時間は大気圧によって変動する場合があります。
※ 3 突起物を除く

6

1-3. LIB 用エージング装置

電池サイズやセット方法によりブース内の風の循環方向を、上下方向（天井設置）
または水平方向（側面設置）から選択でき、様々な形状の LIB の高温エージングにおけるワーク温度分布の最適化に対応可能です 。空調機ユニットをポリカーボネイトブースに組付ける方式なので、増設や自動化等に多彩に対応 。フレキシブルな生産ラインに対応出来ます 。

特長
LIB 用エージング装置

空調器ユニットは、天井設置と側面設置の 2タイプをご用意しています 。
強制交差循環対流方式で、優れた温度分布性能 。
柔軟な拡張性装置の設置や連結が容易で、大容量な試料や自動化にも対応
扉の開閉スペースを不要としたアコーディオンタイプの扉をご用意（オプション）

許容発熱負荷範囲

標準1型

仕様（例）

4.0
式

空調方式

PKB − 1

PKB − 2強制交差循環対流方式＋ 40 〜＋ 70℃

温度変動幅± 0.5℃以下

温度上昇時間フレーム

外囲温度〜＋ 70℃
70 分以内040

右記許容発熱負荷範囲図をご参照ください

標準2型

外囲温度〜＋ 70℃
40 分以内アルミニウム中空ポリカーボネートパネル

天面 ･ 背面

アルミ複合パネル

4mm

3mm
観音開き扉

60

50

4.0

換気送風機あり（オプション）

3.0

側面設置

W1100×H1990×D1910 mm W2300×H1990×D1910 mm

kW 2.0W1070×H1940 ×D1840mm W2270×H1940×D1840 mm

1.0
0
40

標準仕様

50

60
設定温度（℃）

7

70

5.0

天井設置

※ 突起物を除く

標準仕様

︶

内法※

片開き扉

（オプション）

設定温度（℃）

T スロット側面 ･ 扉

扉（装置前面）

換気送風機あり2.0

kW 1.0

発熱負荷︵

ブース材料

許容発熱負荷

3.0

︶

性能

温度範囲

発熱負荷︵

型

70

1-4. 安全機構付き恒温室 ビルドインチャンバー

二次電池はハイブリットカーの普及拡大とともに大量生産の必要性が増します 。そのためには時間のかかる工程も一度に大量に行う必要があります 。
「安全機構付き恒温室（ビルドインチャンバー）」はウォー
クインタイプで、ＥＶ用の大型二次電池も、一度に大量処理が行えます 。充放電試験やエージング工程において実力を発揮します 。
また、充放電評価や評価や各種試験では二次電池からのガス漏れによる引火の恐れがあり、安全に試験を行
うための数々の安全機構を装備しています 。

特長
安全機構付き恒温室

ウォークインタイプですので試料を台車に乗せたまま、試料の出し入れが可能です 。EV 用の大型で重い二次電池の試験では特に有効です 。
二次電池からのガス漏れをガス検知器にて検知しま
す 。ガスを検知すると、吸排気ダンパーより外気を導入し、ガス濃度を低下させます 。この装備は 2 段階の検知・警報システムとなっています 。ガス濃度が設定
した警報点に達すると１段目が 、さらに上昇すると２段目が動作します 。
二次電池からの発火時（異常発熱時）、CO2 消火器が起動し、自動消火を行うことができます 。このとき同時に運転を停止します 。
爆発圧力上昇時 、天井が抜け、圧力を逃します 。爆発時 、断熱材が飛散しないように飛散防止枠を装備しています 。

安全仕様●

異常ガス噴出等が発生し急激に内圧が上昇したとき、圧力を逃し、本器および周辺への影響を弱める。
●

●

●

性能
内法
外法

温度範囲

− 40 〜 ＋ 80℃± 0.3℃

温度上昇時間− 40℃から＋ 80℃まで約 60 分以内（無負荷・無試料時）

温度下降時間＋ 20℃から− 40℃まで約 180 分以内＋ 20℃から− 30℃まで約 120 分以内（無負荷・無試料時）

ドア補強
観測窓無し、蝶番補強 。

●

温度変動幅

給排気ダンパ
ガス濃度が上昇したとき、換気により濃度を下げる。
※ダクトを接続して 、押込吸気と吸引排気が必要

仕様（例）
平衡調温方式（BTC システム）

H2 、CO2 ガス警報回路
H2 、CO2 ガス警報器による、２段階の検知・警報 。

●

方式

放圧ベント

CO2 消火装置
槽内温度が指定温度を超えると、炭酸ガス消火剤を噴射 。同時に運転も停止 。
外部警報入出力端子
入力端子：外部からの異常信号により本器を停止
出力端子：本器の異常時 、外部に信号発信 。

W2500×H2100×D1970 mm
W4095×H2675×D2783 mm（突起物は含まず）※ 試験スペース、仕様等につきましては別途お問い合わせください。

8

1-5. 特性検査装置（電圧・インピーダンス）

リチウムイオン二次電池の初期充電や、充放電後の電池の電圧・内部抵抗測定検査は電池の良否判定やクラス分けなどに欠かせない品質確認検査です 。
特性検査装置は、リチウムイオン二次電池の電池電圧（ＯＣＶ）とインピーダンス（ＩＲ）の測定を高精度に行います。
専用パレットに収納した二次電池を槽内で自動搬送し、パレット単位で測定します 。測定時間は0.7sec/chで、コ
ンタクトの切替に0.1secを要します 。
これらの基本条件で、処理数や処理時間などのご要望に合わせて、装置を構成します 。

特性検査装置特長

仕様（例）インピーダンスの測定精度は±0.03ｍΩ。電池用の専用検査装置ですから、コンタクトプローブや測定ケーブルなどのノイズストレスなどにも考慮し、高精度な測定精度を実現しています 。

測定時間

OCV 測定精度± 1.0 ｍ V

検査装置内へは、パレットを積載した台車ごと収納 、パレット単位で槽内は自動搬送し、測定後に搬出用の台車に積載します。測定結果はモニタへの表示とデー
タを記憶 。データはホストコンピュータへ報告します 。

IR 測定範囲

0 〜 10.00m Ω

IR 測定精度± 0.03m Ω

測定周波数

1kHz

0.7sec/ch

ch 切替時間

0.1sec

OCV 測定範囲

0 〜 4.499V

構造

パレット
電池
パレットハンド

計測ヘッド

コンタクト
プローブ

電池

UI モニタ

動作設定タッチパネル

搬出台車

9

搬入台車

2-1. バッテリーインピーダンス評価システム

二次電池は、実際にさらされる温度環境下において、電池のインピーダンスを測定し、その変化を解析することが 、電池の劣化や安全性評価のために有効であると考えられています 。
バッテリーインピーダンス評価システムは、温度制御とインピーダンス測定を自動で行いデータを保存 。その特性変化をリアルタイムで確認することができるシステム
です 。
インピーダンスの微小な変化を正確に測定するために、配線の長さを最短に設計し、さらに電池への自動充電 、多数個の電池の一括測定など、二次電池のインピーダ
ンス特性解析をサポートする機能を備えています 。

特長
温度環境下でインピーダンス評価が行えます 。
−40℃の低温から＋100℃の高温下での電池の劣化
特性や温度特性を評価することができます 。

小型環境試験器とシステムアップ

充電からインピーダンス測定 、恒温槽の温度制御を自動で実行可能 。
専用の電池ホルダーにより電源部への着脱が簡単に行えます 。
複数の電池を一度に評価することができます 。
専用スキャナと計測器 、電池ホルダーの組合せにより、複数の電池のインピーダンスを測定できます 。
安定したインピーダンス測定が行なえます 。
電池と計測器を最短に接続する構造と、専用スキャナの採用などにより、温度環境下で安定した測定を実現しました 。

仕様（例）

温度制御範囲

− 40℃〜＋ 100℃
※各種チャンバーと接続可能

充放電機能

5V10A
CC,CV 充電／ CC,CV 放電

OCV 測定機能

0V 〜 10V

インピーダンス 測定周波数
測定機能（測定例での
周波数特性
設定事例）

試験設定
選択機能

0.1Hz 〜 1kHz
50 ステップ

劣化特性
モード

充放電後、設定温度にて一定周期で OCV, インピーダンス測定

周波数特性
モード

充放電後 , 設定温度にて各周波数で OCV, インピーダンス測定

102-2. アドバンストバッテリーテスター

充放電電源と恒温槽を一体構造化した、充放電試験の新しいスタイル―アドバンストバッテリーテスター。
電池の容量、形状、数量などにより最適なシステムをお選びいただけます。

特長
カードエッジコネクタを採用
電源と電池との接続は、カードエッジコネクタを採用した電池ホルダーに電池をセットし、内槽背面のスロットに差し込むだけで完了します 。

1 槽タイプ

電池を設置した状態での均一な温度分布

3 槽タイプ

テストエリア内は、水平風流で循環しており、段積みタ
イプは横吹き出し、１槽タイプは背面吹き出しと、電池
ホルダーの位置 、電池の配列などを考慮し、均一な温度環境になるように設計しています 。

アドバンストバッテリーテスター

電池の形状に合わせた電池ホルダーによる、
容易なセッティング
電池ホルダーは、コイン型 、円筒型 、角型 、ラミネート型の各種形状と、充放電条件に合わせた電池ホル
ダーをご用意いたします 。
並列制御によりハイレート試験にも対応
電源の並列制御機能により電流を増やすことで、1 台の装置でハイレート試験も行えます 。並列制御専用の電池ホルダーにより、2並列・4並列と拡張が可能です。

円筒型セル用電池ホルダー

ラミネートセル用電池ホルダーシステム構成インピーダンス測定 (オプション)
充放電サイクル中の休止状態時に、インピーダンス測定を行うことができます（Sweep 測定 / 定点測定）。
電池を移動させることなく連続的に測定できますので、信頼性の高いデータが得られます 。

電池ホルダー

オプション
恒温槽安全仕様
・熱検知器
・シグナルタワー・放圧ベント など

充放電電源
スキャナユニット

電池ホルダー

・煙検知器
・CO2 消火器●

インピーダンス測定機能●

自動校正ボード

11

充放電電源
スキャナユニット

電池ホルダー●

PC部
ADBTアプリ
FRA+P/Gアプリ

ADBTコントローラ

FRA+P/G（オプション）

充放電電源
スキャナユニット

恒温槽

システム部

3 槽タイプシステムバリエーション
3 槽タイプ

2 槽タイプ

1 槽タイプ

1 槽ワイドタイプ

W 510
H 400 ×3 槽
D 400

W 510
H 400 ×2 槽
D 400

W 640
H 850
D 660

W 1110
H 850
D 560

72ch

144ch

72ch

144ch

54ch

72ch

18ch

36ch

24ch

48ch

12ch

24ch

6ch

12ch

タイプ

内法（mm）

5V1A

72ch

48ch

（レンジ：1mA/10mA/ 100mA/1A）（24ch/ 槽）（24ch/ 槽）

5V10A( レンジ：100mA/1A/10A)

72ch

48ch

（24ch/ 槽）（24ch/ 槽）

5V10A 2 並列制御
( レンジ：100mA/1A/10A Max16A)

36ch

24ch

（12ch/ 槽）（12ch/ 槽）

5V10A 4 並列制御
( レンジ：100mA/1A/10A Max32A)

18ch

12ch

（6ch/ 槽）（6ch/ 槽）5V50A
( レンジ：5A/50A)

24ch

16ch

（8ch/ 槽）（8ch/ 槽）5V50A 2 並列制御
( レンジ：5A/50A Max80A)

12ch

8ch

（4ch/ 槽）（4ch/ 槽）5V50A 4 並列制御
( レンジ：5A/50A Max160A)

6ch

4ch

（2ch/ 槽）（2ch/ 槽）仕様（例）ADBT − 5 − 1

型式
恒温槽

出力電圧

出力電流

ADBT − 5 − 10

制御範囲

− 40℃〜＋ 100℃

温度分布幅

± 1.5℃

設定範囲

0 〜 5000mV

出力精度± 0.1% of F.S.

設定範囲

0 〜 1mA/0.001mA
1 〜 10mA/0.01mA
10 〜 100mA/0.1mA
100 〜 1000mA/1mA

0 〜 100mA/0.1mA
100 〜 1000mA/1mA
1000 〜 10000mA/10mA

出力電力
並列機能
計測点数

0 〜 55W

0 〜 50W

電流・電圧
温度

0 〜 250W± 0.2% of F.S.

出力精度

2/4 並列500 〜 5000mA/1mA
5000 〜 50000mA/10mA± 0.1% of F.S.

出力精度
設定範囲

ADBT − 5 − 50

16A ／ 32A

̶̶̶

80A ／ 160A

電流 1 点 /ch、電圧（試料端）1 点 /ch

1 点 /ch

2 点 /ch※ 並列専用の電池ホルダが別途必要です。
※ 160A 以上はご相談ください。
※ その他、モジュール・パック電池向けハイパワーバッテリーテスターもあります。

12

2-3. ハイパワーバッテリーテスター

リチウムイオン電池モジュールは、単電池の組合せにより大容量 、高電圧化しています 。エスペックではこうした大型電池モジュールの充放電評価システムを提供します 。
制御ラックには３チャンネルまで搭載でき、４台の制御ラック（最大 12 チャンネル）までの並列制御が可能です 。
電池容量や試験項目に合わせ並列制御数は変更が可能で、フレキシブルに対応いたします 。

ハイパワーバッテリーテスター

特長
最大 12 チャンネルまでの並列運転によりハイパワーを実現
1 チャンネル ： 120V/200A
充電時：8kW ／放電時：12kW
12 チャンネル ： 120V/2400A
充電時 96kW ／放電時 144kW
評価システムとして、恒温槽と充放電電源の同期運転が可能 。温度条件と充放電条件を組み合わせた各種規格試験が容易に実施できます 。

電源システム、恒温槽 、冶具に至るまで、一括したシステムをご提供します 。
恒温槽には放圧ベント、CO2 消火器、H2ガスメーター、COガスメーターなどをオプションで用意しています 。
電源部には電圧 、電流 、電力のリミット警報を装備し、各チャンネルで個別設定が可能です 。
電源部と恒温槽相互に保安機能のインターロックを装備し、安心してご使用いただけます 。

電力回生機能により放電時の発熱を低減し設置環境の負荷を軽減します 。
仕様（例）HPBT − 120 − 200

型式

8kW（0 〜 120V、200A）
12kW（4 〜 120V、200A）

制御範囲

8kW（0 〜 600V、40A）
12kW（20 〜 600V、40A）
0 〜 12kW
0.4 − 0.8% ※ 1
0 〜 600V
0.05 − 0.1% ※ 1
500mVrms
0 〜± 40A
0.1 − 0.2% ※ 1
500mArms
0.1sec
W711×H1830×D762mm− 40℃〜＋ 100℃

温度分布幅

± 1.5℃

充電範囲
放電範囲
出力電力

設定範囲
出力精度

電源部

設定範囲
出力電圧

0 〜 120V

出力精度
ノイズ
設定範囲

出力電流

出力精度
ノイズ

サンプリングレート
恒温槽

13

HPBT − 600 − 40

HPBT − 40 − 600 ※ 2

最大 3 チャンネル／制御ラック

電源数

制御ラック寸法※ 1 設定値により異なる※ 2 2013 年 1 月発売予定

0 〜± 200A

8kW（0 〜 40V、600A）
12kW（2 〜 40V、600A）

0 〜 40V

0 〜± 600A

3-1. 電池用空輸試験装置（恒圧恒温器）

空輸試験は、低圧状態の航空輸送を想定した試験です 。以下の規格に適合する試験を行う事が可能です 。

特長
マグネットカップリング方式の送風機
試料の温度保護 、冷凍回路の保護 、保安など万全な
安全装置

試験規格
●

●

●

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性
IEC 62281
Safety of primary and secondary lithium cells andbatteries during transport
電池用空輸試験装置

UL 1642 Lithium Batteries

仕様
VLC − 300

型式
冷凍方式

機械式単段冷凍方式（水冷式凝縮器）

温度範囲− 20℃ 〜 ＋ 80℃

温度調節幅± 0.5℃（大気圧）

温度上昇時間※＋ 20℃ ⇒ ＋ 80℃ 60 分以内

温度下降時間※＋ 20℃ ⇒ − 20℃ 90 分以内

温度分布± 5℃（＋ 20℃、11.6kPa において）

圧力制御範囲93.3kPa 〜 10.1kPa

到達圧力10kPa 未満

内容積

448L

内法

W800 × H800 × D700 mm※ 無試料、無負荷、大気圧条件下

14

3-2. 冷熱衝撃装置 TSA シリーズ

二次電池の温度試験にはさまざまな規格があり、過酷な環境条件での試験がもとめられています 。
冷熱衝撃装置は２ゾーン方式で＋125℃⇔−40℃、これらの温度復帰時間を5 分以内で制御することができます 。
リチウムイオン電池の温度試験規格に対応しています 。

冷熱衝撃装置特長仕様

高温＋200℃、低温−65℃の幅広い温度制御範囲 。

エコ運転機能を搭載し、準備運転時間を自動で設定
し最短の運転時間で稼動します 。そのため試験時間が短縮でき消費電力を低減します 。

●

●

●

●

●

●

●

15

1

JIS C8712（IEC62133）
密閉型二次電池の安全性
IEC62281
Transport tests(T-2:Thermal cycling)

温度復帰性能

●

性能※

試験規格

テストエリア 高温器 低温器

サイドフロー方式の送風機構によりワークの温度分布も優れています 。

型式
方式

TSA-102EL-A

高温さらし温度範囲

外囲温度＋ 50 〜＋ 200℃

低温さらし温度範囲− 65 〜 0℃

温度変動※ 2

± 0.5℃

温度上昇時間

常温から＋ 200℃まで 15 分以内

温度下降時間

常温から− 70℃まで

60 分以内温度復帰時間※ 3

70 分以内
5 分以内

2 ゾーン
復帰条件

高温さらし＋ 125℃
30 分
低温さらし− 40℃
30 分
電源電圧
AC200V
センサ位置
試料風上
試料・試料カゴ 7.5kg 試料・試料カゴ 16kg

IEC62133
Specific requirements and tests/Intended use/
Temperature cycling

テストエリア寸法（W×H×Dmm） 650×460×370

UN Manual of Test and Criteria Test T.2: Thermal test

重量UL1642ENVIRONMENTAL TESTS / Temperature Cycling
Test
UL2054ENVIRONMENTAL TESTS / Temperature Cycling Test
SAE J2464
Thermal shock
電安法
温度変化時の安全

TSA-202EL-W

ダンパ切替による 2 ゾーン方式

外法寸法（W×H×Dmm）

650×460×670

1550×1900×1470 1550×1900×1770
1050 kg

1200 kg※ 1 空冷：外囲温度＋ 23℃
水冷：外囲温度＋ 10℃〜＋ 30℃、冷却水温＋ 25℃における値※ 2 性能表示は IEC 60068-3-5：2001（JIS C 60068-3-5：2006）および
JTM K07：2007 に準拠※ 3 許容差は IEC/JIS C 60068-2-1 および 、IEC/JIS C 60068-2-2 に基づ
きます 。

3-3. ハイパワー恒温器

二次電池の温度試験には様々な規格があり過酷な試験が必要になっております 。
ハイパワー恒温器は向上した温度変化率及び高負荷に対応した幅広い温度試験器です 。
リチウムイオン電池のUL 規格 、電安法に記載されている温度試験に対応しております 。
また、カスタム対応及び外部機器と接続する事によりその他の試験にも対応可能です 。
特長
ハイパワー恒温器

低温側−45℃ /−75℃、高温側＋180℃の幅広い温度制御範囲を実現しました 。
より確かな試験を実現する試料温度制御機能を装備 。試料温度測定用センサ（1 点）を試料に取り付け、試験の温度をモニタリングし、制御します 。
処理量拡大を実現した、内容量 1100Ｌの大型槽と680Ｌタイプの 2 機種をご用意 。

試験規格
●

●

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性
電機用品安全法 技術基準別表第九
リチウムイオン電池●

UL 1642 Lithium Batteries●

UL 2054 Household and Commercial Batteries仕様
ARG − 0680 − J

型式

ARG − 1100 − J

ARU − 0680 − J

温度性能※− 75 〜＋ 180℃

温度範囲

− 45 〜＋ 180℃
± 0.3K

温度変動− 49.5 ←→ ＋ 154.5℃
温度変化速度1

内法（W×H×Dmm）※ 2− 22.5 ←→ ＋ 157.5℃

上昇

6.0K ／分

4.7K ／分

6.3K ／分

4.7K ／分

下降

4.2K ／分

4.1K ／分

4.8K ／分

4.4K ／分

680L

1100L

680L

1100L

850×1000×800

1100×1000×1000

850×1000×800

1100×1000×1000

4500W（槽内温度：＋ 20℃時）

許容発熱負荷槽容量

ARU − 1100 − J

平衡調温方式（BTC システム）

調温方式※ 1：外囲温度が＋ 20℃、無試料の場合。試験槽性能表示は JIS C 60068-3-5:2006 および JTM K 07:2007 に準拠。
※ 2：突起部を含まず。

16

3-4. 充放電用恒温（恒湿）器

大容量の電流での充電 ･ 放電を繰り返し、一定の温度環境で長時間さらし試験を行う充放電試験 。
この試験のニーズに合わせた充放電用恒温恒湿器
は、試料へのアクセスのし易さや万一のときの安全機能を装備 。長期連続運転での高精度な制御により信頼性の高い試験が行えます 。
特長
上部から噴出す垂直方向気流を、槽内に隅々まで風が行き渡るように風量を大きくし、槽内の温度分布をより均一にしています 。
温度設定が＋15℃以上の場合 、除霜による運転を中断をせずに、長期連続運転が行えるフロストフリー機能を搭載しています 。
チャンバーの駆動部（機械部）と、制御部（温度指示調節器）の電源回路を2 系統に分けています 。異常発
生時には、機械部の運転は停止し、温度指示調節器
は、槽内の温度モニタリングを継続して行います 。
安全装備も充実

充放電用恒温（恒湿）器

放圧ベント、非常停止スイッチ 、扉ロックなど標準で装備しています 。
充放電試験は試料への配線数も多く、また配線の太さも太くなります 。右側面に3 箇所φ100mm のケーブル孔を備えています 。また、ケーブル孔を左側面に取付け、両サイドからのアクセスも可能 。
主な装備●

扉ロック（締付ボルト式）●

放圧ベント（φ100mm）

●

●

●

●

●

外部入出力端子

通信ポート RS−485●

300×300mm 放圧ベント●

自動 CO2 消火器（ボンベ付き）●

自動 N2 消火器（噴射回路 、起動弁）●

煙検知器（吸引回路付き）●

熱検知器（熱電対仕様 、アナログ設定器）●

H2 検知器（吸引回路 、検知器 、表示器）●

CO 検知器（吸引回路 、検知器 、表示器）●

有機溶剤検知器（吸引回路 、検知器 、表示器）
強制給排気ダンパー●

100kg 床面耐荷重●

棚支柱（M5 タップ加工）●●

ケーブル孔位置変更●

ケーブル孔追加（φ50・φ100mm）●

耐荷重棚板・棚受非常停止スイッチ
状態表示タワー（3 色）

ケーブル孔（ゴム栓付き）
φ100mm 右側面 2 型
1個
3・4 型 3 個

オプション

●

試験成績書

仕様
BPU-2

BPU-3

湿度範囲

BPL-3

BPL-4

20 〜 98%rh＋ 20 〜＋ 100℃まで 35 分以内＋ 20 〜− 40℃まで 60 分以内

温度下降時間

17

BPL-2

̶̶̶̶̶

温度上昇時間内容積BPU-4− 40 〜＋ 100℃

温度範囲

225L

408L

800L

225L

408L

800L

内法（W×H×Dmm）

500×750×600 600×850×800 1000×1000×800 500×750×600 600×850×800 1000×1000×800

外法（W×H×Dmm）

700×1760×1343 800×1860×1543 1200×2010×1543 700×1760×1343 800×1860×1543 1200×2010×1543

3-5. 高温恒温器 スーパーハイテンプオーブン

高温試験や乾燥から生産ラインでの熱処理まで幅広い分野で活躍しております 。
その中でもスーパーハイテンプオーブンはリチウムイオン
電池のUL 規格・JIS 規格における温度上昇試験に対応した温度上昇率を有した装置です 。多彩なオプションと充実した安全機構を装備しております 。
特長
定値運転モードや自動起動・自動停止なとの動作設定が可能なプログラム運転などが行える標準計装をご用意 。
設定が簡単に行える対話型設定方法を採用 。

高温恒温器

セラミックファイバーと輻射熱を防止するアルミ箔の採用により断熱効果を飛躍的に向上 、放熱ロスを少なくし、省エネを実現しました 。また、断熱構造によりシリー
ズ共通の内法を確保しています 。
試験規格
●

●

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性
UL 1642 Lithium Batteries

仕様（例）
型

式

方式

SSPH − 102

SSPH − 202

強制熱風循環 ･ 換気方式

性能※

温度範囲

＋ 100 〜＋ 700℃

温度変動幅

± 0.5℃ at ＋ 100 〜＋ 500℃
± 0.8℃ at ＋ 501 〜＋ 700℃

温度上昇時間内容量
内法

外囲温度〜＋ 700℃
120 分以内

外囲温度〜＋ 700℃
180 分以内

91 L

216 L

W450×H450×D450 mm W600×H600×D600 mm※ 外囲温度が＋ 23℃± 5 における値で、循環運転状態で無試料の場合。
JTM K05:2000 に準拠。

18

3-6. 安全扉（爆発ベント）つき高温恒温器 セーフティーオーブン

高温試験や乾燥から生産ラインでの熱処理まで幅広い分野で活躍しております 。
その中でもセーフティーオーブンはリチウムイオン電池の評価及び生産ラインにおいて放圧ベントを標準的に装備し万一の爆発に備えた恒温器（熱処理器）です 。
また多彩なオプションと充実した安全機構を装備しております 。
特長
定値運転モードや自動起動・自動停止なとの動作設定が可能なプログラム運転などが行える標準計装をご用意 。
設定が簡単に行える対話型設定方法を採用 。

安全扉（爆発ベント）つき恒温器

万一の爆発に備え、爆圧を上部から外へ逃がす爆発
ベントや扉ロック機構により、安心してご利用いただけ
ます 。

試験規格

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性●●

UL 1642 Lithium Batteries●

UN Manual of Test and Criteria, Part III
仕様
型

式

SPHH − 102

SPHH − 202

方式

SPHH − 402（外囲温度＋ 20）℃〜＋ 300℃

温度範囲
性能※

温度変動幅

± 0.2℃ at ＋ 100℃
± 0.4℃ at ＋ 200℃
± 0.6℃ at ＋ 300℃

± 0.1℃ at ＋ 100℃
± 0.2℃ at ＋ 200℃、＋ 300℃
外囲温度から＋ 300℃まで

温度上昇時間60 分以内70 分以内

内容量

91 L

216 L

512 L

1000 L

内法

W450×H450×D450 mm

W600×H600×D600 mm

W800×H800×D800 mm

W1000×H1000×D1000 mm※

19

SPHH − 302

強制熱風循環 ･ 換気方式

外囲温度が＋ 23℃± 5 における値で、循環運転状態で無試料の場合。 JTM K05:2000 に準拠。

3-7. 二段積み恒温槽

二次電池の更なる性能向上や長寿命化 、信頼性の確保には充放電試験は欠かせません。処理量の増加に伴って設置スペースが大きな問題となってきています 。
二段積み恒温槽は独立した試験槽を上下に装備しているため、１台分の設置スペースで、２台分の試験が行えます 。

特長
設置スペース効率 2 倍 。
設置スペースを有効に活用するため 、恒温槽を2 段積みにした構造としています 。また計装を扉に、電気室を後部に配置することで、左右両側面のフリーアクセス化を実現しました 。
2 槽それぞれの独立制御が可能 。
1 台で試験槽が二つあるだけでなく、制御系統も独立しており、上下 2 槽で異なる温度試験が同時に行えます。

二段積み恒温槽仕様
平衡調温方式（BTC システム）

方式
性能

温度範囲
温度変動幅

± 0.5℃

温度上昇時間− 40℃から＋ 100℃まで 45 分以内

温度下降時間＋ 20℃から− 40℃まで 60 分以内

許容発熱負荷内法
外法− 40 〜 +100℃− 40℃にて

50 Ｗ

W1000×H700×D800 mm×2 槽
W1200×H2540×D1685 mm（部分突起物含まず）※ 寸法については、異形サイズにも応じます。
価格、詳細、仕様等につきましては別途お問い合わせください。

20

3-8. 温度・振動複合環境試験装置

モバイル電子機器 、精密機械 、自動車部品 、航空機なとあらゆる工業製品の使用環境を正確に再現し信頼性を評価する複合試験機 。
温度・振動複合環境試験装置はリチウム電池の安全規格に対応した試験が可能です。試験目的や設置環境にあわせてお選びいただけるように、さまざまなバリエーショ
ンでお応えいたします 。

特長
リチウムイオン電池のＵＮ規格 、UL 規格 、電安法に対応した振動試験が可能
試験目的や設置環境 、ワークの取付作業に合わせた恒温器と振動発生機の接続方式をご提案します 。

温度・振動複合環境試験装置

仕様（例）

複合環境試験用のバイブレーションチャンバー
試験スペース効率を高めた 2タイプを準備 、大型観測窓や対話式入力方式のプログラム計装を装備してい
ます 。

試験規格
●

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性●

電機用品安全法 技術基準別表第九
リチウムイオン電池●

UL 1642 Lithium Batteries●

UN Manual of Test and Criteria, Part III●

IEC 62281
Safety of primary and secondary lithium cells andbatteries during transport■チャンバー型

式■振動発生機
型

式

V1
V2
V3
V4
V5S
V6S
V7S
V8S
V9S
V10S
S1S
S2S
S3S
S4S
S5S
S6S
S7S
S8S
S9S
S10S

加振力

周波数

120kgf200kgf

5 〜 4500Hz

66kg

300kgf

5 〜 4000Hz
2 〜 2000Hz

5 〜 2000Hz

116kg
122kg
192kg
132kg
120kg

5 〜 3000Hz

290kg

5 〜 2500Hz

492kg
66kg

600kgf
1000kgf
1500kgf
2000kgf
3000kgf
100kgf200kgf
300kgf
500kgf
1000kgf
1500kgf
2000kgf
3000kgf

5 〜 3000Hz

5 〜 4000Hz

最大搭載質量※116kg

2 〜 2000Hz
5 〜 4000Hz
5 〜 3000Hz
5 〜 2000Hz
5 〜 3000Hz

292kg
196kg
192kg

5 〜 2500Hz

492kg※連結軸φ 125×H180mm の場合。

21

内法（W×H×D mm）

温度範囲

600×850×600
PVU − 3KP(H)− 40 〜＋ 100（150）℃
1000×1000×1000
PVU − 5KP(H)
600×850×600
PVG − 3KP(H)− 70 〜＋ 100（150）℃−
1000×1000×1000
PVG 5KP(H)292kg

3-9. 圧壊試験装置

圧壊試験は、廃棄電池がゴミ収集車等でつぶされた場
合でも、発火や破裂を引き起こさないことを確認するための試験で、以下の試験規格や基準に規定された試
験です 。

特長
万が一の発火や破裂に対して、放圧ベント、強制排気 、消火器等の対策がとれます 。
電池への加圧だけではなく、温度ストレス（上限 / 下限温度）を同時にかけることができます 。
カーボン対策のためのシーズヒータ装備しています 。
給排気ファン設備をチャンバー背面に設置するスリム構造です 。
油圧圧縮 、温度制御が計装でおこなえます 。
圧力を加えている間の 、電圧変化はケーブル孔を利用して測定可能 。電池表面温度の変化も測定できま
す。

試験規格
●

JIS C8714

圧壊試験装置

携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池及び組電池の安全性試験●●●

JIS C8712（IEC 62133）
密閉型二次電池の安全性
電気用品安全法 技術基準別表第九
リチウムイオン電池

UL 1642 Lithium Batteries

22http://www.espec.co.jp/

本社

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6
Tel : 06-6358-4741

首都圏オフィス

仙
台
宇 都 宮
つ く ば
熊
谷
東
京
西 東 京
神 奈 川
静
岡
名 古 屋
金
沢
滋
賀
大
阪
広
島
福
岡

Fax : 06-6358-5500

105-0004 東京都港区新橋 5-14-10
新橋スクエアビル6F
Tel : 03-6402-3591

Fax : 03-6402-3594

Tel : 022-218-1891
Tel : 028-667-8734
Tel : 029-854-7805
Tel : 048-520-2360
Tel : 03-6402-3592
Tel : 042-501-2571
Tel : 044-740-8450
Tel : 054-237-8000
Tel : 052-777-2551
Tel : 076-268-1891
Tel : 0748-72-5077
Tel : 072-834-1323
Tel : 082-830-5211
Tel : 092-471-0932

Fax : 022-218-1894
Fax : 028-667-8738
Fax : 029-854-7785
Fax : 048-525-7865
Fax : 03-6402-3593
Fax : 042-501-2573
Fax : 044-797-0073
Fax : 054-238-3441
Fax : 052-777-2575
Fax : 076-268-1893
Fax : 0748-72-5070
Fax : 072-834-7755
Fax : 082-876-5050
Fax : 092-474-3500

YW11B24L02 ⑧ （記載内容は 2012 年 11 月現在のものです）