計測機器

空気・電気・マイクロメータ

ゲージ

精密機械部品

新商品・その他

■目次

index

計測機器
品

ゲージ

名

頁

品

6

ねじの種類と使用されるゲージ

小径内径測定器IDM

6JIS に規定のある容器及び容器用弁ねじの種類と使用されるゲージ 65

IDM-30EX/100EX

7アメリカ管用ねじの種類と使用されるゲージ

67

IDM-30/100

10

ご注文に際して69

IDM-30HR EX/100HR EX

11

ゲージ類を間違いなくお使いいただくために70

小径内径測定器

名頁

プレーンゲージングシステム

63

71

精密割出台

12

超精密回転テーブル14

穴用限界ゲージ

72

検査治具

16

軸用限界ゲージ73

簡易比較測長器/マルチボールコンタクト式内径測定器

19

マスターゲージ76

比較測長器2M-677/座標測定器/外径リファレンス

20

テーパゲージ

78

自動測定機

22

その他のゲージ80

ルアーテーパゲージ

81

粒度ゲージ

82

テストバー

83
84

空気 / 電気マイクロメータ及び周辺機器
品

名

頁

空気マイクロメータ

26

コラム型（流量式）空気マイクロメータ フロメック

28

ゲージ類を間違いなくお使いいただくためにディジタル型 空気マイクロメータ ミニ 概要、仕様30

精密機械部品

空気・電気マイクロメータ デジアナ表示ユニットSmp

32

品

名

頁

マルチゲージングシステム デジアナ表示解析ユニットSmp-multi 33

ボールねじの選定

86

ダイヤル型空気マイクロメータ

DI-30034

ボールねじ呼び番号

88

ダイヤル型空気マイクロメータ

dinamec35

ボールねじナット形式

89

ディジタル型 空気・電気マイクロメータ アドメック

36

ボールねじ

90

コラム型 空気・電気マイクロメータ コルメック

38

標準シリーズ90

プログラマブル空気・電気マイクロメータ PLM

40

軸端完成品

91

42

軸端未加工品

C3級

92

42

軸端未加工品

C5級

95

43

軸端未加工品

C7級

98

44

丸形サポートユニット（固定側）

101

45

角形サポートユニット（固定側）

101

電気マイクロメータ
ディジタル型 電気マイクロメータ デジメック
空気マイクロメータ用ヘッドセレクター
検出器・測定ヘッド EP-2 / 標準内径測定器
空気マイクロメータ用ヘッド&マスタ
内径測定ヘッド

45

丸形サポートユニット（支持側）

102

リーフ式、ボールコンタクト式内径測定ヘッド・スリットノズル式測定ヘッド

46

角形サポートユニット（支持側）

102

外径測定ヘッド47

ロックナット102

テーパ用測定ヘッド・各種測定ヘッド

48

各種測定ヘッド

49

BACリードスクリューの構造と特徴

104

エコジェット50

BACリードの選定

105

マスタゲージ

51

BACリードスクリューの仕様

106

空気マイクロメータ周辺機器具

52

BACリードスクリューの呼び方107

お引き合いに際して

53

BACリードスクリューナット寸法107

その他の精密ユニット

ゲージ品

精密送りねじ名

ねじゲージングシステム 平行ねじ用限界ゲージ / 標準ねじゲージ頁
56

直動テーブル / 精密スピンドル

104

109
109

各種ご案内

平行ねじ用限界ゲージ/標準ねじゲージ

56

ねじ用限界ゲージ方式と製品ねじの公差相互の関係位置説明図

57

新製品のご紹介 高性能縦型万能測長機/測定の困りごと解決事例,他 110

管用テーパねじゲージR（PT）

60

デモ機貸出サービス

113

アメリカ標準管用テーパねじゲージNPT

61

ゲージの校正・検査

115

アメリカ標準管用耐密テーパねじゲージNPTF

61

主なねじ規格117

特殊ねじゲージ

62

お問い合わせシート

118

項

目

頁

小径内径測定器 ＩＤＭ-３０ＥＸ/１００ＥＸ
小径内径測定器 ＩＤＭ-３０/１００ＳＰ
ＩＤ−７２０ ＳＰ
ＩＤ−７２０Ａ

小径内径測定器 ＩＤＭ-３０HR EX/100HR EX
超精密割出台超精密回転テーブル ＳＰＲＴ-２００ ＳＰＲＴ-Ｖ２００
超精密回転テーブル ＳＰＲＴ-２００ＶＨＩ ＜割出機能付＞

翼検査治具、
ねじ有効径測定器、高さ測定治具、
歯車検査治具、他

同軸度測定具、
穴位置・内径多点測定具、
穴ピッチ測定具

検査治具 シリンダブロック穴位置検具、
芯間距離測定、他
検査治具／ マルチボールコンタクト式内径測定器

検査治具
簡易比較測長器
外径リファレンスゲージシステム
20

マルチゲ−ジングシステム デジアナ表示解析ユニット Smp-multi

空気・電気マイクロメータ デジアナ表示ユニットSmp

ディジタル型 空気マイクロメータ ミニ

コラム型
（流量式）
空気マイクロメータ フロメック

高性能縦型万能測長機 ＜スイス トリモス社製＞

自動測定機

36

34

33

32

30

28

108

22

20

ダイヤル型 空気マイクロメータ DＩ−３００ ／ dinamec

38

比較測長器

ディジタル型 空気・電気マイクロメータ アドメック

40

画像計測装置コラム型 空気・電気マイクロメータ コルメック

42／

プログラマブル空気・電気マイクロメータ ＰＬＭ

43

ディジタル型 電気マイクロメータ デジメック

44

ヘッドセレクター

空気マイクロメータ用

45

検出器・測定ヘッド ＥＰ-２ ／ 標準内径測定器
内径測定ヘッド

平行ねじ用限界ゲージ・標準ねじゲージ

マスタゲージ マスターリングゲージ マスタープラグゲージ

61

60

56

51

46

空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ

管用テーパねじゲージ Ｒ
（ＰＴ）

61

47

アメリカ標準管用テーパねじゲージＮＰＴ

62

内径測定ヘッド ：リーフ式・ボールコンタクト式・スリットノズル式

アメリカ標準管用耐密テーパねじゲージ ＮＰＴＦ
（Ｌ１．
Ｌ２．
Ｌ３）

72

〃

特殊ねじゲージ

73

48

穴用限界ゲージ

76

外径測定ヘッド ： はさみ式・リング式

軸用限界ゲージ

78〃

マスターゲージ／超硬マスターゲージ

80

49

テーパゲージ81

テーパ用測定ヘッド・各種測定ヘッド

その他のテーパゲージ：テーパプラグゲージ、
テーパリングゲージ、
その他のゲージ

82〃

注射器・医療器用検査ゲージ ルアーテーパゲージ

83

各種測定ヘッド

粒度ゲージ

〃

テストバー

バルブシート振れ面測定器
縦型形状測定器

省力検査ゲージ

粒度ゲージ／分散性自動検査装置ADIM
転造めねじ用※製品別のシートカタログは別途ご請求下さい。
また＊が付記された製品も専用のシートカタログがございます。

3ボールねじ 用途別 選定ガイド
C0

C1〈用途別精度等級の選定目安〉
位置決め用

三次元測定機
画像処理装置C2C3NC工作機械
半導体関連

産業用ロボット

C5
搬送用

C7

射出成型機
木工機
事務機器
各種搬送機器汎用機・専用機

20

4

05

5

E

6

L

ナット型式
BS FS

3

称呼例：

2

1

9

Z

-

10

11

850 S01

静音性（7） 条数（2条の場合のみ表記）

8

2N C3

7

（8） 精度等級（1） ボールねじ記号（10） ねじ軸全長（mm）（9） 軸方向すきま（11） 整理番号（2） ナット形式（4） リード（mm）（3） 軸径（mm）（5） 回路数（6） ねじの捩れ方向（右は表記なし）

潤滑油

◎

2条ねじ

◎

◎

小リード

○

◎

◎

大リード

リチウム系

○

◎

◎

軸端形状

○

防錆油

○

◎

ナット型式

○

防錆油

○

◎

○

精度等級

軸方向
すきま

○

防錆油

○

○

○

項目

0.005☆

○

○

防錆油

○

○

潤滑油補給装置 フローティング
ユニット取付☆

ストローク

0.005☆

○

○

＊

○

軸端
未加工品
C3軸端未加工品

C3ステンレスボールねじ
○

○

在
庫
C5軸端未加工品
C7軸端未加工品

品

＊

＊

＊

○

○

◎

○

○

受注製作品

BSF

片フランジ形シングルナット

片フランジ形シングルナット

GPR

BSP

片フランジ形シングルナット

片フランジ形シングルナット

BSH（エンドキャップ）

BSIR（インサイドリターン）

片フランジ形

片フランジ形

RL

L

記号

左右

左

捩れ方向

○

精密用Ｐシリーズ/並級用Ｎシリーズ

角形、
丸型（それぞれ固定側、支持側有）詳細

OSユニット取付※☆

0.005☆

○

○

○

＊

＊

BSF, BSP
BSF, BSP☆

0.005☆

○

○

○

C7

GTR, GPR

☆

0.02

○

○

C5

GTR, GPR

☆

＊

○

○

○

GTR, GPR

＊

＊

○

C3

○

表参照

＊

＊

○

C2

○

BSF, BSPなど

＊

＊

C1

○

○

BSIR

＊

Ｃ0

○

○

○

BSH

C3軸端加工品

○
○

○

○

標準品

○
○
○

○

ISSOKUボールねじ

オーダーボールねじ○○○○

ステンレス製ボールねじ
○
○

＊

すきま

GTR

サポートユニット

ロックナット○インサイドリターンボールねじ
○

BSP

○

ミニチュアハイリードボールねじ

○

◎

○

＊
○

○
○

○
○

0
○

＊

○

BAC

ＢＡＣリードスクリュー

◎
＊

＊
＊

○
＊

○
＊

＊

＊

＊

精密送りねじスーパーミニチュアボールねじ

送りねじ☆追加工可能＊打ち合わせ※サイズによって取り付けられないものもございます。
別紙シートカタログをご参照ください。

〜詳細〜

1.5×1

・ねじの捩れ方向
記号

1.5×2

内部循環式シングルナット
A

プレート式

すきま

B

チューブ式

0

・ナット型式

記号0.005以下

・回路数
（巻×列）

Z

・軸方向すきま
（mm）

T

・その他

標準在庫品

関連製品

スリーブ形シングルナット
片フランジ形ダブルナット

BSD

フランジ合わせ形ダブルナット

スリーブ形シングルナット

BSPP

BSPD

BSS

片フランジ形ダブルナット

2.5×1

フランジ合わせ形ダブルナット

E

BSFF

スリーブ形ダブルナット

BSFS

BSDD

2.5×2

スリーブ形ダブルナット

2.5×3

BSSS

F

2.7×1

G

0.020以下
0.050以下

S
N

R

4

計測機器

Y-001-c

光学式非接触 小径内径測定器 IDM
MEASURING MACHINE FOR SMALL INTERNAL DIAMETER

IDM-30EX/100EX
誰でもすぐに高精度、高速測定

Highly accurate, high speed measurements for anyone, any time

ＥＸシステムで位置合わせが簡単。
リングゲ−ジ、ハサミゲ−ジの校正に最適です。
Easy alignment is possible with the EX system. Optimal for the calibration snap gauges and ring gauges.
外観図 IDM-30EX
Outward view (IDM-30EX)

IDM-100EX

構造の概略図

①XYテーブル

④対物レンズ⑦高さ（Z）位置決めハンドル⑩メインコンピュータ②Y微動マイクロ⑤サーチライト⑧高さ表示器⑪内蔵ディジタルスケール

XY Table

Y Fine adjustment③X微動マイクロ
X Fine adjustment

Objective lensSearch light⑥カメラ
CameraHeight (Z) positioning handle
Height indicator⑨タッチパネルモニタ

Block diagram of structure

Main computer

Built-in digital scale

Touch panel monitor

測定例［Examples of measurement］
IDMは内径を、高さ、厚さの任意の位置で測定出来ます
IDM can measure internal diameter with any
position of height and thickness.
高さ設定範囲0〜24mm
The range of height setting range 0〜24mm

リングゲージの測定だけでなく穴のピッチ・直角度・テーパが測定できます。
角穴やスリットにも適用し，外径や外幅についても同様に測定が可能ですので内外径の同軸度など多様に対応します。
It can be used to measure not only ring gauges but also the pitch, squareness, taper, and others.
It is also applicable to square holes and slits, and can be used to measure external diameter and width, making it ideal for measuring the coaxial degree ofan inner/outer diameter and a variety of other measurements.

6Y-002-d測定原理 ［Measurement principle］
IDMは被測定物壁面に反射させた光の測定子を使います。光の測定子はクロス像としてカメラから観察でき，被測定物の動きに追従します。
さらにその移動を検出するスケールによって，壁面間の距離（寸法）が分かる仕組みです。

計測機器

IDM uses the measuring head of the light reflected onto the wall surface of a workpieces
The measuring head of the light can be observed from a camera as a cross image, and follows the movement of the work pieces.
Furthermore, the system finds the distance (measurement) of the wall surface gap by the scale with which the movement is detected.
リングゲージ寸法測定例
Examples of ring gauge measurement

スケールゼロ位置
Scale zero position

スケール値
Scale value
光の測定子
Measuring head of the light
左壁のクロス像
Cross image ofleft side wall surface

被測定物移動Moving the workpieces

移動完了Movement Complete

内径寸法値[mm]Internal diameter value

右壁のクロス像
Cross image oflight side wall surface

高い繰り返し精度 ［High repeatabilty］
カメラに映るクロス像位置合わせは，手動で行う必要があり，僅かな位置決めのズレがそのまま測定誤差につながります。
そこで独自の画像認識処理を用いて，位置合わせ誤差をキャンセルできる仕組みを備えました（EXシステム）。
このEXシステムにより，
σ=0.1μmという高い繰返し精度が 誰でも簡単 に 素早く 行えます。
The cross image alignment shown on the camera must be done manually, and a slight misalignment will result in a measurement error.
That is where we used our original image recognition processing, and prepared a system to cancel the alignment errors（EX system）.
Using this EX system, anyone can "easily" and "quickly" achieve the high repeatability of σ=0.1μm.
位置合せ誤差あり：操作ミス方向
Alignment error: Operation error direction

差は6.85µm
Dimensional error 6.85μm

EXシステム適用例
Application of EX system

EX ON

位置合せ誤差キャンセル
To cancel a alignment error

差は0.02µm
Dimensional error 0.02μm

こんなにズレていてもEXシステムを使うと．
．
．
Even if you are mistaken,
when you use EX · · ·.

EX ON

注1)上記例はオプション0.01µm仕様
The above example is optional 0.01 μm specification.

7

Y-003-e

グレ−ドアップした本体機能 ［Upgraded instrument function］●温度補正（ISO1準拠）
IDM温度、被測定物温度、線熱膨張係数を用いて、温度補正後（20度）の測定値に自動換算。熱膨張係数は複数登録可能。

●測定高さ
0.01mmディジタル分解能の高さ表示。
高さ値の自動保存，プリセット機能を装備。

Thermal Correction（ISO1 Compliant）
Automatically converts to the measured value after thermal correction(20degrees), using the IDM temperature，
temperature of the work pieces, andlinear thermal expansion coefficient. Multiple thermal expansion coefficients
may be registered.

Measurement Height
Displays the height of the 0.01mm digital resolution.
Equipped with automatic height value saving and preset function.

●演算
平均値及び繰返し
（σ）
値を自動演算表示（測定完了毎）。測定ミスなど
におけるメモリバックスペース機能（Undo）
も装備。
Calculation
The average value and repeat(σ) value are automatically calculated anddisplayed(each time measurement is completed). Equipped with memory
back space function (Undo) for measurement mistakes.

●テーブル保存とCSV出力
測定値、測定時刻や測定物温度などをメインコンピュータのテーブルに自動保存（測定完了毎）。
付属キーボードでテーブル備考欄にコメント入力可能。CSVファイルでUSBメモリに出力可能。
Table Saving and CSV Output
Value, time and object of temperature will be automatically saved to a tablein the main computer(each time measurement is compelted).
Comments can be input in the remarks column of the table using theattached keyboard.Can be output to USB memory using the CSV file.

●タッチパネル（拡大鏡機能付き）
測定画面を見ながら素早い直観的な操作が可能。手袋をした状態でも操作可能な抵抗膜方式。
拡大鏡機能によるマニュアル操作のサポート。
Touch Panel (With Magnifying Glass Function)
Quick and intuitive operation is made possible while looking at themeasurement screen.
A resistive system, possible to operate while wearing gloves.
Manual operation is supported by the magnifying glass function.

●比較測定
マスターを登録して、測定値をユーザー側で補正することが可能。
Comparison Measurement
Measurement value can be corrected on the user side by registering amaster.

●サーチライト
IDMの測定ポイントを赤いスポット光で照射。小さな穴や複数の穴が並んでいる場合などの測定がスム−ズに。光量が従来比の4倍でより見やすく。
Search Light
A red spot light illuminates the measurement point of IDM.
Measurements of small holes and multiple holes are smooth, so the amountof light is bright 4times than usual type making it easier to see.

標準付属品 ［Standard accessories］

ワークセットプレート
Work set plate

載物補助台

マスタリングゲ−ジ
Master ring gauge

小さいワ−クの測定に使用します。
Auxiliary
Support table can be used to small workpieces measurement.

オプション ［Options］

挟みゲ−ジ載物台

専用架台

温度センサユニット

チルティングテ−ブル

測定ポイントが真直な被測定物向けに効果があります。IDM30/100用があります。

アルミベースの専用架台です。
IDM30/100用があります。

温度補正機能がさらに便利に。IDMと被測定物の温度をIDMコンピュータに取り込めます。

載物台を測定方向に傾斜できる機構を取り付けたものです。傾斜範囲は±2°であり、傾いた被測定物の測定に威力を発揮します。

Snap gauge table
This ensures measurement of workpieces inwhich the measuring point is straight.
This table is dedicated for IDM30/100.

8

System table
This is an aluminum system table dedicatedfor IDM30/100.

Temperature sensor unit
The temperature compensation function has
been added with another function.
The temperatures of IDM and the workpieces
can be captured and put into the computer.

Tilting table
The Tilting table can be sloped ±2° in themeasuring direction. It is effective to measure
the work inclined within ±2°.

Y-004-c

IDM-30EX/100EX仕様 ［Specifications］
型

IDM-30EX

式 Model

構成

主

Main

要

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.4+L/150） L:測定長 mm

繰返し精度

μm

0.1 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

0.0001（0.1μm） オプション 0.01μm可0.0001(0.1μm) option 0.01μｍ
L=measuring length mmStandard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 3A 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30被測定物の大きさmm

φ70×50（H）

測定しうる最小限度mm

内径 0.1

測定しうる最大限度mm

Measuring range

Work pieces size

Measurable min. limits

Measurable max. limits

内径と厚さの関係

内径 30

0.1〜100
φ170×50（H）

Bore dia.0.1

Bore dia.30

Thickness 49

測定高さ設定範囲mm

キャリッジ粗動範囲mm

キャリッジ微動範囲mm

載物台の大きさmm

載物台最大積載量kg

Area of fine carriage shift
Table size

Maximum carrying weight of table

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法

mm

重量

kg

Dimensions
Weight

光源

Light source

演算

目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間、連続使用）
Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicator

31

105
±5

φ70

φ170

2

10

約100°注6）

約±3°

420
（幅）
×390
（奥行）
×600
（高さ）注5）

810
（幅）
×450
（奥行）
×745
（高さ）注5）100（See note 6.）420Width x 390Depth x 600Heigth (See note 5.)

810Width x 450Depth x 745Heigth (See note 5.)48（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）

温度補正演算Temperature correction calculation

Softwarefunction

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide, Search light(Red LED)

平均、繰返し（σ）

Average, repeat (σ)

IDM温度、被測定物温度、被測定物膨張係数により測定結果を補正。
（温度はオプションの温度センサユニットからも取込み可）
The measurement result is corrected according to the IDM temperature, the workpiece temperature,and the expansion coefficient of the workpiece. (The temperatures can also be captured from an optional temperature sensor unit.)

高さプリセット機能

設定値からの相対高さ表示

The height relative to the set value is displayed.

Height preset function

多言語

日本語、英語選択可能

Japanese and English can be switched.

Multilingualization

測定データメモリ、
CSV出力

Measurement data memory, CSV output

操作

約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド（寿命3万時間）、
サーチLEDランプ（赤色LED）

Calculation

ソフトウェア機能

Thickness 49

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

Area of carriage shift

厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

測定面の表面粗さ

Instrument

Slit width 0.1

内径 100

半角2.5°
以下（1/10テーパ）

Measuring surface slope

Measuring height range

Thickness 0.5

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾き体

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia v.s.thickness

本

計測機器

Components

IDM-100EX

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

測定時間、測定値などを内部テーブルに保存、CSV出力可能

Measurement times, measured values, etc. can be stored in the internal table and outputted as CSV format.

Operation

演算動作時間タッチパネルモニタ（10.4型）注7）、キーボード、
マウス
Touch panel monitor (10.4-inch Note 1）; keyboard; mouse

0.5秒以内Operation time

ワークセットプレート、載物補助台、キーボード、
マウス
標準付属品 マスターリングゲージ、

0.5 seconds or lessStandard accessories Master ring gauge; work set plate; auxiliary stage; keyboard; mouseオプション
Option適合規格

Compatible
standards

温度センサユニット、架台、チルティングテーブル、
はさみゲージ用テーブル、大型タッチパネルモニタ、
フットスイッチ、ハンドスイッチ、
プリンタ、USBハブ、
クレンメル
Temperature sensor unit, table, tilting table, snap gauge table, large touch panel monitor, foot switch, hand switch or printer, USB hab,clamps

CE規格（海外向けモデルのみ）:
EMI: EN61326-1:2013（Class A）, EN55011:2009+A1:2010（Group1,ClassA）
EMS: EN61326-1:2013（Basic requirements）
LVD: EN61010-1:2010

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）多点温度センサユニットを用いた場合は回転角度±3度となります。
注7）タッチサウンドはありません

CE standards (applicable only to models for overseas)
EMI: EN61326-1:2013 (Class A), EN55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)
EMS: EN61326-1:2013 (Basic requirements)
LVD: EN61010-1:2010

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) When the multipoint temperature sensor unit is used, the rotation angle is ±3 degrees.
Note 7) There is no touch sound.

9

Y-005-d

IDM-30/100
低コスト、位置合せマニュアルタイプ
A low cost, manual type alignment

IDM-30/100仕様 ［Specifications］
型

IDM-30式 Model構成

Components

主

Main

要

Instrument, System controller, Counter, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.4+L/150） L:測定長 mm

繰返し精度

μm

0.2 （操作誤差±2μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading
Overrall accuracy
Repeatability

0.0001（0.1μm）

0.0001(0.1μm) option 0.01μｍ
L=measuring length mmStandard deviation σ at an operation error of ±2μm

システムの消費電力

System power consumption

mm0.1〜300.1〜100

被測定物の大きさmm

φ70×50（H）

φ170×50（H）

測定しうる最小限度mm

測定しうる最大限度mm

Work pieces size

Measurable min. limits

Measurable max. limits

体

Instrument

MAX 3A 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

Measuring range

本IDM-100

本体、メインコントローラ、
カウンタ、
タッチパネルモニタ、光源装置

内径 0.1

内径 30

Thickness 49

測定面の傾き内径 100厚さは内径の10倍まで 注3）

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 49

Half angle 2.5°
(Taper 1/10)

測定面の表面粗さ

Measuring surface roughness

操作

Slit width 0.1

半角2.5°
以下（1/10テーパ）

Measuring surface slope

Measuring height range

Thickness 0.5

Thickness is 10 times max of bore dia(See note 3.)

Bore dia v.s.thickness

測定高さ設定範囲

スリット 0.1

厚さ 0.5 注1）(See note 1.)

厚さ 49 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

内径と厚さの関係

Bore dia.0.1

mm

Rz 5μm以下 注4）(See note 4.)
目盛範囲 0〜24（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間、連続使用）
Range 0〜24(minimum unit length 0.01), digimatic indicator

キャリッジ粗動範囲、キャリッジ微動範囲、載物台の大きさ、載物台最大積載量、載物台回転範囲、外形寸法 注6）、重量、光源はＥＸと同様

Area of Carriage shift, Area of fine carriage shift, Table,size, Maximum carrying weight of table, Table swivel angle, Dimensions (See note 6), Weight, Light source are the same as EX.

Operation

ワークセットプレート、載物補助台
標準付属品 マスターリングゲージ、

カウンタ、
タッチパネルモニタ（10.4型）注5）

Counter, Touch panel monitor (10.4-inch Note 5）

Standard accessories Master ring gauge; work set plate; auxiliary stage

オプション
Option架台、
チルティングテーブル、
はさみゲージ用テーブル、大型タッチパネルモニタ、
プリンタ、
クレンメル
Table, tilting table, snap gauge table, large touch panel monitor, printer, clamps

注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ24mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ49mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）タッチサウンドはありません。
注6）高さが異なります。 IDM-30：525 IDM-100：670

10Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 24mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 49mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) There is no touch sound.
Note 6) The hight is different. IDM-30：525 IDM-100：670

Y-006-c

IDM-30HR EX/100HR EX
分解能を更に極めた高精度測定器

計測機器

A high accuracy measuring instrument with further improved resolution.

繰返し精度0.05μm、厚み0.1 mmまで測定可能。ワッシャ−などの薄いワーク測定に最適。
It can measure up to a repeatability accuracy of 0.05µm, and thickness of 0.1mm.
Perfect for measurement of thin objects such as washers.

IDM-30HR EX/100HR EX仕様 ［Specifications］
型

IDM-30HR EX

式 Model構成

Components

Main

要

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

最小表示値

mm

総合精度

μm

±
（0.4+L/150） L:測定長 mm

繰返し精度

μm

0.05 （操作誤差±1μmの時、標準偏差σ）

Minimum reading

主Overrall accuracy
Repeatability

0.00001（0.01μm）
L=measuring length mmStandard deviation σ at an operation error of ±1μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 3A 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲

mm

0.1〜30被測定物の大きさmm

φ70×36（H）

測定しうる最小限度mm

内径 0.1

測定しうる最大限度mm

Measuring range

Work pieces size

Measurable min. limits

Measurable max. limits

内径と厚さの関係

内径 30

0.1〜100

Bore dia.0.1

Bore dia.30

Thickness 34

測定高さ設定範囲mm

キャリッジ粗動範囲mm

キャリッジ微動範囲mm

載物台の大きさmm

載物台最大積載量kg

Area of fine carriage shift
Table size

Maximum carrying weight of table

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法

mm

重量

kg

Dimensions
Weight

光源

Light source

Thickness 34

Rz 3.2μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

Area of carriage shift

厚さは内径の3倍まで 注3）

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Half angle 10.5°(Taper 1/3)

測定面の表面粗さ

Instrument

Slit width 0.1

内径 100

半角10.5°以下（1/3テーパ）

Measuring surface slope

Measuring height range

Thickness 0.1

Thickness is 3 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾き体

φ170×36（H）
スリット 0.1

厚さ 0.1 注1）(See note 1.)

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia v.s.thickness

本IDM-100HR EX

本体、
メインコントローラ、
タッチパネルモニタ、光源装置

目盛範囲 0〜17（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間）
Range 0〜17(minimum unit length 0.01), digimatic indicator

31

103
±5

φ70

φ170

2

10

約100°注6）

約±3°

420
（幅）
×510
（奥行）
×600
（高さ）注5）

810
（幅）
×555
（奥行）
×700
（高さ）注5）100（See note 6.）420Width x 510Depth x 600Heigth (See note 5.)

810Width x 555Depth x 700Heigth (See note 5.)48（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド（寿命3万時間）注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ17mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ34mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置
［78
（幅）
×200
（奥行）
×144
（高さ）
、約1.8kg］
を含みません。
注6）多点温度センサユニットを用いた場合は、測定高さ0〜14mm、回転角度±3度となります。
※標準付属品とオプションはＥＸと同じ

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 17mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 34mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) When the multipoint temperature sensor unit is used, Height of measurement 0〜14mm, therotation angle is ±3 degrees.
*Standard accessories and option are the same as EX.

11Y-007-c

12Y-008-b

計測機器

13

Y-009-b

14

Y-010-c

計測機器

15

16

計測機器

17

18

計測機器

19

E-007-a

比較測長器2Ｍ-677
RELATIVE MEASURING INSTRUMENT
同じサイズの部品をまとめて測定する場合に最適です。低コストで高精度。
ワークの内径、外径、有効径の測定に作業現場や検査室などで活躍します。
表示器はダイヤルゲ-ジ、電気マイクロが選択可能。載物面付仕様（オプション）
でテーパねじ四針測定ができます。測定物の保持にはスタンド（オプション）をお薦めします。

スタンド（オプション）
stand (option)

This product is suitable to collectively measure components of the same size andensures low cost and high accuracy. It can be used to measure inner diameters,
outer diameters, and effective diameters of workpieces in shop floors, inspection
areas, etc. Either a dial gauge or an electric micrometer can be selected as anindicator. When the specifications include a stage surface (option), diameters oftaper threads can be measured using the four-wire method. Use of a stand(option) is recommended to hold the object to be measured.

主な仕様（測定方法：原器との比較測定） ［Specifications］
型式

Model

2M-677精度

0.0005mm（表示器精度を除く）

測定範囲

1〜100mm

Precisin

Measuring range

0.0005mm (Not included the precision of display)

測定圧

5N 又は 10N

測定子

φ4/φ6/φ8（φ10/φ12はオプション）

外形寸法

L415×W100×H185mm

重量

20kg

Measuring pressure
Measuring head
unit size
weight5N or 10N

φ4/φ6/φ8 (φ10/φ12 : option)

座標測定器
COORDINATE MEASURING MACHINE
当社独自のリファレンスバ−（測定用調心治具）
を使用し複数穴の内接円中心を同時に測定します。2穴の芯間測定はもちろん、3穴以上の相対座標も計測可能です。単列リファレンスバ−で受け面基準、複列リファレンスバ−で軸基準と、用途に応じ測定基準を選択可能です。
Ｘ-Ｙテ-ブル機構の追従性と電気マイクロメ−タの採用で測定結果を保証します。
ダイヤルゲ−ジ仕様も製作可能です。
With our original reference bar (aligning jig for measurement), the centers of
inscribed circles of two or more holes are measured simultaneously. The relative
coordinates of three or more holes as well as the distance between the centersof two holes can be measured. According to your application, you can choose areceiving surface reference with a single-row reference bar or a shaft referencewith a double-row reference bar as the measurement reference.
The measurement results are guaranteed by the follow-up capability of the X-Ytable mechanism and the use of an electric micrometer. This product can be also
produced to dial gauge specifications.

■座標測定器イメージ図
Figure：ｃoordinate measuring machine

測定可能な穴内径：φ6以上
繰返し測定精度：2μm以内（φ8RBによるXY座標測定実績）
Measurable internal dia.：φ6 not lessRepeatability：2μｍ or less(Actual results of X-Y ｃoordinate measuring by φ8RB）20

E-008-a

外径リファレンス ゲ−ジシステム
OUTSIDE DIAMETER REFERENCE GAUGING SYSTEM

With reference to an outer diameter of an object to be measured, the innerdiameter, other outer diameters (roundness) or the end surface can bechecked for any run-out. The object to be measured is placed on the main
controller and clamped by a skewed roller, and the main roller is rotated.
Then, the run-outs are measured with a dial gauge.

特長 ［Features］
メインロ−ラ、
スキュ−ロ−ラが交換式のためオプションの追加により様々なワ−クに対応可能です。
ゼロセット用調整ねじにより、最適な測定が誰でも簡単にできます。
測定部が退避するのでワ−クの着脱が簡単です。
· Because the main roller and the skew roller are replaceable, this system
is usable for various workpieces by adding options.
· Anyone can easily make optimum measurements by using an adjustingscrew for zero setting.
· Because the measuring part is retracted, a workpiece can be easily
attached and detached.

外観図 ［Outward view］

オプション ［Options］
中型（標準）外形寸法図
Unite size of medium type (standard)

大型タイプローラ部拡大図

中型タイプローラ部拡大図

小型タイプローラ部拡大図

Enlarged drawing oflarge type roller

Enlarged drawing of
medium type roller

Enlarged drawing of
small type roller

てこ式インジケータ（外径用）Lever type indicator(For external dia.)

スライド式インジケータ（内径用）
Slide type indicator(For internal dia.)仕様 ［Specifications］
タイプ
Type

ワーク外径
（mm）

ワーク内径
（mm）

External dia. of work piceInternal dia. of work pice

4〜25

3〜24

大型

20〜50

19〜49

小型

1.5〜4

（2）
〜3

中型（標準）

Medium type (standard)
Large type
Small type

外形寸法（mm）

重量（kg）

精度（μm）

W250×H150×D150

8

1.4

Dimensions

WeightPrecision

21

計測機器

概要 ［Overview］
測定物の外径を基準として内径の振れ、他の外径の振れ（真円度）、端面の振れが測定できます。測定物をメインコントロ−ラの上に載せ、ス
キュ−ロ−ラでクランプし、
メインロ−ラを回転。
その時の振れをダイヤル
ゲ−ジで読みます。

E-009-a

自動測定機
Automatic measuring machines

自社製「空気マイクロメ−タ」「電気マイクロメ−タ」「ボールねじ」「ゲージ、治具」と、画像処理やレ−ザ−などのテクノロジ−が融合した、オーダ−メイドの自動選別測定機です。
The following are custom-made automatic screening measuring machines that use combinations of our"air micrometers," "electric micrometers," "ball screws," "gauges, and jigs" with various technologies
including image processing and laser beams.

内径自動測定機Internal diameter automatic measuring machine
1本の測定ヘッドでワ−クの内径Ｘ-Ｙ先中元6箇所を測定し合否選別レーンへ搬送。測定ヘッドの位置決めとワーク搬送はボ−ルねじ、測定は空気マイクロメータ（1連式）、判定はＰＬＭを使用しています。
Measurement is made at six points in X-Y directions of the internal
diameter of a workpiece by one measuring head, which is thentransferred to the pass-fail screening lane. A ball screw is used for
positioning of the measuring head and transferring the workpiece,
and an air micrometer (single type) and a PLM are used for measurement and screening respectively.

φ16
φ10
（3）

測定位置

（7）

20

Measurement（7）position（3）

ワーク測定例

Measurement example
of workpieceBee-1 タップ穴自動検査装置
Bee-1 tapped hole automatic inspection machine
ワ−クのタップ穴をねじゲ−ジ（通り）
で、ひと穴約2秒で自動検査。50バンクの情報登録で条件の異なるねじ穴の連続検査が可能です。
One tapped hole in a workpiece is automatically inspected with a (go) screw gauge in approximately two seconds. It
enables continuous inspection of threaded holes under different conditions by registering information in 50 banks.

Bee-1仕様 Bee-1 specifications
検査可能ねじサイズ
Measuring size

ねじピッチ

Thread pitch

タップ穴

Tapped holes

最大ねじ穴深さMax,thread deep hole

タップ穴（M1.4×0.3）
6ヶ所検査例（6ヶ所とも合格の時にOK表示）
写真はX-Yテーブル付きです。可動部はご要望に応じてカスタマイズ可能です。
The photograph is attached with an X-Y
positioning table. Movable parts can becustomized upon request.

22

Tapped holes of a hard disk for a notebook
computer (M1.4 x 0.3)
Example of inspection at six points(When the results of all the six points are
acceptable, an "OK" message is displayed.)

M1.4〜M10

ピッチ0.3〜1.5（84〜17山/inch）
ねじピッチ毎にユニット交換可能。特殊ピッチはご相談ください。
pitch 0.3〜1.5(84〜17/inch)
Unit can be exchanged for each pitct.

20mm

検査トルク

0.01Nm〜0.11Nm

回転速度60〜2000rpm

Inspection torque

ノートパソコン用ハードディスク

M1.4〜M10（相当）Rotation speed

Z軸可動範囲100mm

フローティング

偏心φ0.3、偏角5分

Z axis movable range
Floating

検査時間

Inspection time

電源

Power

外形寸法
unit size

重量WeightEccentricityφ0.3、Fleet angle 5minutes

約2秒（回転速度、
ねじ深さによる）

About two minutes(Depend on the rotation speed and thread deep hole)

100〜240V
498（H）
×316（D）
×263（W）
約30kg

計測機器

23

24

空気・電気・マイクロメータ

26空気・電気・マイクロメータ

27

28

空気・電気・マイクロメータ

29

30

空気・電気・マイクロメータ

31G-007-a

空気・電気マイクロメータ デジアナ表示ユニットSmp
Smp - Digital-Analog Display Unit for Air/Electronic Micrometers

概要 ［Overview］
Smp（エス・エム・ピー）
はコンパクトで機能が充実したタッチパネル式デ
ジアナ表示ユニットです。測定値が読みやすく、
ダイヤル表示、バ−グラ
フ表示、2チャンネル同時表示など用途や好みに合わせて選択可能です。3点キャリブレ−ション機能、連続取り込み測定、最大16クラスの選別判定など多彩な機能を搭載しています。空気マイクロは絞りの交換で複数倍率に1台で対応、電気マイクロは各社の多種多様なプローブに対応できるユニットをご用意できます。

空気マイクロメータ
Air Micrometer

The Smp is a compact digital-analog display unit of touch panel type withrich functions. Its measurement values are clearly legible, and you canselect a presentation mode from dial indication, bar-graph indication,
two-channel simultaneous indication, and more depending on your applications or personal tastes. It has diverse functions such as the three-pointcalibration, the continuous feeding measurement, and classification into up
to 16 classes. For air micrometers, a single unit of the Smp can handle
multiple magnification levels through switching of the orifice. We can also
provide a unit which supports electronic micrometer’s probes from various
manufacturers.

電気マイクロメータ

Electronic Micrometer

特長 ［Features］
公称値に対する相対値表示、直読可能な絶対値表示のどちらにも対応可能です。
2チャンネル使用時はプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が自動で切替わります。
多数の演算方法に標準対応しています。
（ 最大値、最小値、最大値最小値、平均値、中央値）
PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。
（空気マイクロメー
タ/Smp-1a、2a）
各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。
（空気マイクロメータ/Smp-1a、2a）
クラス選別を色分け表示する事で作業者の選別ミスを軽減できます。
連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、各演算値の確認ができます。

· Displays both the relative values with respect to the nominal value andthe direct-reading absolute values.
· When two channels are used, the Smp automatically switches the indication in response to the motion of each probe (measuring head).
· Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min,mean, and median).
· Easy data output through USB connection to a PC.
· The data can be directly stored in a USB flash drive (Smp-1a, 2a for air
micrometers).
· Can be used with the measuring heads from various manufacturers(Smp-1a, 2a for air micrometers).
· The graded classes are indicated in different colors to reduce workers’
sorting errors.
· On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, theindication switches to arithmetic values so that the user can confirmthem.

仕様 ［Specifications］
空気マイクロメータ

電気マイクロメータ

Air Micrometer

型式

Smp-1a
（1ch）

Model

Electronic MicrometerSmp-2a（2ｃｈ）

Smp

最小表示単位 μｍ
minimum display

供給空気圧

MPa

air pressure supplied

電源

V

質量

kg

main power
weightデ−タ出力data output

0.01
0.3〜0.9AC85〜2640.65

0.6

RS232C/USB/USBフラッシュメモリ用ポート

RS232C/USB

標準付属品

スタンド付Smpディスプレイ、電源及びデータ転送用USBケ−ブル1.8ｍ、電源アダプタ（USB接続口型）

オプション

レギュレ−タ、
フットスイッチ、
パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ−ル 注2）、M-Busケーブル、RS232Cケ−ブル 注3）、各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ

Standard accessories
OptionSmp display unit with stand, USB cable (1.8 m) for power supply and data transmission, and power adapter (USB plug)

Regulator, foot switch, panel mounting brackets (See note 1.), various M-Bus modules (See note 2.), M-Bus cable, RS232C cable (See note 3.), various probe adapters,
adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

注1）操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど多様な取付けが可能
注2）オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が可能
注3）オプションのRS232C通信ケーブルを使用してPC又は、PLCに接続可能

32

Note1) A wide variety of mounting methods are available: e.g. the mounting on the operation panel or the mounting on the wall with theangled stand (M5 tapped holes).
Note2) The optional I/O unit allows the control of external devices via up to 32 channels.
Note3) The optional RS232C communication cable enables the connection to a PC or PLC.

G-008-aマルチゲ−ジングシステム デジアナ表示解析ユニット Smp-multi
Smp-multi - Digital-Analog Display and Analysis Unit [Multi-Gauging System]

概要 ［Overview］

4ch表示画面8ch表示画面4ch display

8ch display

16ch表示画面
16ch display

The Smp-multi allows the connection of up to 99 probes or air micrometer’sheads, the combination of which enables simultaneous indication of up to 32
channels on one screen. You can make the settings of up to 32 pages for the
Measurement Screen, and the system automatically switches the indicationin response to the motion of each probe (measuring head). If you are using
other manufacturers’ measuring instruments in tandem, you can easily
integrate them into one unit of the Smp-multi without changing the measuring heads, thus leading to more efficient use of your work space. The 7-inch
touch panel is clearly legible and is equipped with a user-friendly icon menu
although its language is in English only.

特長 ［Features］
1画面に32チャンネル同時表示が可能です。
（4ch,8ch,16ch可）
測定画面を最大32ページ表示可能で、プローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面が自動で切替わります。
多数の演算方法に標準対応しています。
（ 最大値、最小値、最大値最小値、平均値、中央値）
三角関数などを使用して各チャンネル間での演算式が作成可能です。
電気マイクロは各社の多種多様なプローブに対応しています。
各社の空気マイクロメータ測定ヘッドに対応可能です。
（3点キャリブ
レ−ション機能）PCにUSB接続し簡単にデータ出力できます。
USBフラッシュメモリに直接データ保存可能です。
（測定日時と一緒に保存）
連続取り込み測定では1回の連続測定終了後に演算表示切換えで、各演算値の確認が可能です。
測定値を本体に保存して簡易的な統計処理も可能です。
オプションのI/Oユニットで最大32チャンネルの外部機器での制御が可能です。

· Simultaneous indication of 32 channels on one screen (4 channels, 8channels, and 16 channels are also possible)· Displays up to 32 pages for the Measurement Screen, and automaticallyswitches the indication in response to the motion of each probe(measuring head).
· Supports many arithmetic values as standard (max, min, max - min,mean, and median).
· Arithmetic expressions between each channel can be created using
trigonometric functions or others.
· Can be used with a variety of electric micrometer’s probes from othermanufacturers.
· Can be used with the measuring heads of various manufacturers’ airmicrometers (three-point calibration function)· Easy data output through USB connection to a PC.
· The data can be directly stored in a USB flash drive (stored together withthe measured date and time)· On completion of one cycle of the continuous feeding measurement, theindication switches to arithmetic values so that the user can confirm them.
· Measured values can be stored in the unit for simple statistical processing.
· Enables the connection to a PC or PLC through the RS232C or Ethernet port.

仕様 ［Specifications］
デジアナ表示解析ユニット

Digital-Analog Display and Analysis Unit

型式

Smp-multi

Model

最小表示単位 μｍ
minimum display

供給空気圧

MPa

air pressure supplied

電源

V

質量

kg

main power
weight

デ−タ出力
標準付属品

Standard accessories
unit size

オプション
Option0.3〜0.9（MB-AG使用時）
AC

85〜264
1.3

RS232C / Ethernet /USB/USBフラッシュメモリ用ポート

data output

本体寸法

0.1

mm

スタンド付Smpディスプレイ、電源アダプタ＆電源ケ−ブル、RS232Cケ−ブル
Smp display unit with stand, power adapter, power supply cable, and RS232C cable200（W）×151.6（H）×105（D）
レギュレ−タ、
フットスイッチ、
パネル取付け用部品 注1）、各種M-Busモジュ−ル 注2）、M-Busケーブル、
各種プローブアダプター、
ネジ式チューブ用アダプタ、他社製チューブ用アダプタ
Regulator, foot switch, panel mounting brackets (Note1), various M-Bus modules (Note2),
M-Bus cable, various probe adapters, adapters for screw type tubes, and adapters for other makers’ tubes

注1）操作盤へのパネル取付けや角度付スタンド（M5タップ）で壁取付けなど
多様な取付けが可能
注2）RS232C、Ethernetを使用してPC又は、PLCに接続可能
Note1）A wide variety of mounting methods are available: e.g. themounting on the operation panel or the mounting on the wall withthe angled stand (M5 tapped holes).
Note2）The optional I/O unit allows the control of external devices via up
to 32 channels.

33

空気・電気・マイクロメータ

Smp-multi（エス・エム・ピー-マルチ）では、最大99本のプローブ又は、
空気マイクロメータヘッドが接続可能で、それらを組み合わせて最大32チャンネルを1画面に同時表示することが可能です。測定画面も32ページまで設定可能で、それぞれのプローブ（測定ヘッド）の動きに反応して画面の自動切替えが可能です。他社製の測定器を多連で使用している場合などは、測定ヘッドはそのままでSmp-multi 1台に簡単にまとめる事が出来て作業スペースを効率よく使用する事が出来ます。画面は7型のタッチパネルで大変見やすく、英語表記ですがアイコンメニューで簡単に操作ができます。

空気マイクロメータ

G-026-a
G-009-a

AIR MICROMETER

ダイヤル型 空気マイクロメータ DI-300
Dial type air micrometer DI-300●アナログ指針と大きな目盛板で、読み取り易く、作業者に疲労感を与えません。
●供給空気の圧力変動による測定への影響に対しては差圧式を採用。供給圧力変動の影響は少なく、安定した測定を実現。
●流量式本体より測定空気圧力が高いため、測定スキマが大きく、測定ヘッドの耐久性向上を実現。
●内径・外径測定に対応する極性切替え機能付き。切替えはひとつのレバーで操作が簡単。
●倍率調整ツマミとゼロ点調整ツマミが独立しているため操作性に優れています。
●豊富な倍率があり、お客様の測定ニーズにお応えします。
また、小径ノズル仕様は省エネ対応、環境調和型商品の一つです。
※差圧式（平衡ブリッジ回路）については、「空気マイクロメータ mini」のカタログを参照下さい。

ミストセパレータとベースユニットはオプションです。
Mist separator and base unit are option.

視認性の高いアナログメーターを採用。読み取りが容易で作業負担をかけません。本機は差圧式のため空気源変動の影響が小さく、高感度で安定した測定を実現します。
Analogmeter with high visibility applied, thus workshop load reduced byeasy read.
DI-300 can realize high sensible and stable measurement applying
differerntial pressure type which has almost no influence by change of air
source supplied.

Big scale board with analog indicator is easy to read and makes
worker's tired feeling reduce.
This instrument applies differential pressure type.
This method gives stable measurement because it has almost no
influence by change of air pressure supplied accordingly.
Differential pressure type Airmicrometer has higher measuring air
pressure than that of Flow type Airmicrometer, thus more wide measuring clearance gives high durability of measuring head.
Polarity inversion for internal or external measurement is easy tooperate by switching one lever.
Easy to operate set-up of maginification adjustment and zero adjustment because each nob is independent.
Full magnification series can meet your measuring requirement.
Extra-small diam. nozzle like 0.3 nozzle is one of environment
conscious products to realize energy saving.

＊As to "differential pressure type", please refer to catalog of Digital Model Airmicrometer "mni".(page G-005 Description clause)■外観図
Appearance [ DI - 300 with option ]Specification

0.25

0.5

2.5

5.0

0.25

130
（W）
×225＋35
（D）
×177
（H）

34

0.5

0.5

G-027-a
G-010-a

ダイヤル型

空気マイクロメ−タ ダイナメック

Dial type air micrometer dinamec
概要 ［Overview］

ダイナメックは電源不要の差圧式空気マイクロメータです。全倍率対応型で広範囲測定が実現できます。視認性の高いアナログメ−タで読み易く作業負担を軽減します。

特長 ［Features］
差圧式のため空気供給圧力変動の影響を受けません。
目盛板を交換するだけで簡単に倍率変更が可能です。
10000倍、5000倍、2500倍共用の目盛板を用意しております。
弊社各種測定ヘッドが使用できます。
（小径ノズルを除く）
当社空気マイクメ−タ「ミリプノイ1040」との置き換えが可能です。
測定ヘッドの取換えがワンタッチ式です。
· This product is not affected by fluctuations of air supply pressure because
it is of a differential pressure type.
· The magnification can be easily changed just by replacing the scale
plate.
· Scale plates of 10000X, 5000X, and 2500X are available.
· It can be used with our various measuring heads. (Small-diameter
nozzles are excluded.)· This product can be replaced with our air micrometer "millipneu 1040."· The measuring head can be replaced by a single action.

ダイナメック型式表示方法
Dinamec model indication

機種
Model nameレンジコ−ドRange code

例）1140 ‒ AEX) 1140-A

外観図 ［Outward view］
155

160

ハンドバルブ（オプション）DI-M2

190

Hand valve(option)

共用目盛板仕様

ミストセパレータ（オプション）DI-M1L

ゼロ調整ツマミ

Mistseparator(option)

Zero adjusted knob

測定ヘッド接続口

Measuring head connection

Share type scale plate

空気源接続口φ8（ハンドバルブ）

倍率調整ツマミ

Air supply connection φ8（hand valve)

Magnification setting knob

仕様 ［Specifications］
型式

dinamec

Model

レンジコード

A

B

C

D

E

BCD（共用目盛板仕様）

倍率相当

20000

10000

5000

2500

1250

10000 , 5000 , 2500

測定範囲 （μｍ）

±6.25

±12.5

±25

±50

±100

±12.5 , ±25 , ±50

最小表示 （μｍ）

0.2

0.5

1

2

5

Range code

Equivalent magnification for measuring rang
Measuring rang
Min,reading

限界指標

2本

供給空気圧

0.3〜0.98（MPa）

Limitation indicator
Air pressure supplied

本体重量

4.5kg

オプション

ミストセパレータ：DI-M1L , バルブ：DI-M2 , 高圧ホース継手：DI-HJ

WeightOptionShare type scale plate

0.5 ,

1

,2

Mistseparator:DI-M1L, Valve:DI-M2,Joint for high pressure hose

35

空気・電気・マイクロメータ

Dinamec is a differential pressure type air micrometer that requires nopower supply. Since any magnification can be set, measurements can bemade in a wide range. The highly visible analog meter can be easily read,and reduces workload.

G-011-e

36

G-012-f

空気・電気・マイクロメータ

37

G-013-e

38

G-014-e

空気・電気・マイクロメータ

39G-015-a40

G-016-a

空気・電気・マイクロメータ

41

G-017-f

42

G-018-a

空気・電気・マイクロメータ

43G-019-d

44

G-020-b

空気・電気・マイクロメータ

45

G-021-b

46

G-022-d

空気・電気・マイクロメータ

47

G-023-d

48

G-024-b

空気・電気・マイクロメータ

49空気マイクロメータ用ヘッド＆マスタ
MEASURING HEAD & MASTER

G-025-a

空気マイクロメーター用 エコジェット
Eco-jet for air micrometer
空気マイクロメータのエアーがもったいない
To save the compressend air.

●空気マイクロメーターは、測定していない時ほど、より多くのエアーを消費します。
●測定の都度、バルブを開け閉めするわけにもいかず、空気を出したままで測定作業をしなければなりません。
●出しっ放しのエアーは、
コンプレッサーを動かすことになり、電源の浪費に繋がってしまいます。
The air micrometer comsume more air when it's not measuring.
Every time you measure,you con not open and close the valve, that's why you
have to keep the air flowing when measuring.
When you let the air flowing, the compressor is always moving which leads to awaste of energy.

エアー消費低減が簡単にできるエコジェット

The eco-jet which can easyly reduce the air consumption.

空気マイクロメータ用ハンドバルブ

空気マイクロメータ用測定ヘッドカバー

Hand valve for air micrometers

Measureming head cover for air micrometers●簡単操作で工場エアーの消費を削減、環境に優しい測定作業が実現します。
●すでにお使いの測定ヘッドにも後付け可能で、導入コストも抑制できます。
With the easy operation, you can reduce the air comsumption andrealize meosurement with low enviromental impact.
The hand value can be attached to the gauge you use now with low cost.

■測定ヘッドカバー

使用事例

Measureming head cover

Example■ハンドバルブ Hand valve①バルブをスライドさせてエア−ON
The air flows when you slid the valve.

ON①ワークまたはマスターに入れる
Insert the workpiece or a master gauge.

②バルブを戻せばエア−ストップ
The air stops when you return the valve.

OFF●カバ−使用時のエア−消費量は通常の半分以下です。
●エネルギーに換算すると、測定ヘッド１本でおよそ0.5ｋｗを削減、測定ヘッド１本当たり年間約30,000円の電力コストを削減。
Less than half of the air consumption, when hand valve used.
Converting into enery, it reduce 0.5kw and electricity cost of approximately 30,000 yen a year per one measurement head.
※注意：使用頻度により、効果は異なります。
Attention：The effect varies according to use frequency.

50

②測定後、
カバーは戻り、
エアーを抑制After the measurement, the cover controls to return and air flow stop.

※カバー使用時のエアーは半分以下です。
Less then half of the air consumption, when head cover used.

※材質、使用環境により効果は異なります。
The effect varies according to material and use environment.

※ヘッドカバ−の材質はご相談ください。
Please contact us about the material of measuring head.

G-026-c

空気・電気・マイクロメータ

51G-027-b

52

G-028-d

空気・電気・マイクロメータ

53

54

ゲージ

56

ゲージ

57

58

ゲージ

59

60

ゲージ

61

62

ゲージ

63

64

ゲージ

65

66

ゲージ

67

68

ゲージ

69

10N

10N

70

ゲージ

71

72

ゲージ

73

74

ゲージ

75

76

ゲージ

77

78

ゲージ

79

80

ゲージ

81

82

ゲージ

83

84

精密
密機
機械
械部
部品
品
精

86

精密機械部品87

88

精密機械部品

89

90

Z-006-e

精密機械部品91

92

精密機械部品93

94

精密機械部品95

96

精密機械部品97

98

精密機械部品

99

100

Z-010-c

精密機械部品101

102

精密機械部品103

104

精密機械部品105

106

精密機械部品107

108

精密機械部品

109

TRIMOS

Vシリーズ
スイス・
トリモス社製

高性能縦型万能測長機
V3／V4／V5／V6／V7／V9

この製品の、ここがスゴイ①圧倒的な速さ、高精度で、高さ、段差、溝幅、溝の中心位置、内径、外径、穴の中心位置、穴ピッチ、溝ピッチ、平面度、角度、直角度、真直度、深さ、二次元測定が可能②タッチプロ−ブ内蔵で人による測定誤差なし③視認性に優れた新開発ブラックマスクディスプレイ
（BMD）
を採用
④全機種で直角度を保証⑤モ−タ駆動と手動を1台に内蔵。
ワンタッチで切替可能（V5,V6,V7,V9）

V3

V4

V5
V7

V6

V9

⑥液晶タッチパネルディスプレイで2次元測定が簡単便利に（V7,V9）精度（1.2＋L/1,000）μm

L＝mm（Lは移動量）
TRIMOS

Horizon/Hrizon Granite/Horizon Premium/Labconcept/Labconcept Premium
Labconcept Nano/THV/TELS/Alesta

スイス・
トリモス社製

高性能横型測長機

ホライゾン／ラブコンセプト／THV／TELS／アレスタ

この製品の、ここがスゴイ
全世界でのマーケットシェア№１を誇るトリモス社の測長機は、全測定域をフルスケールでカバーする絶対測定が可能（TVHを除く）です。様々なワークに対応できる豊富アクセサリーを用意し、測定域は最長12ｍまでのタイプまでラインアップしています。ハイエンド機種の「ラブコンセプ
ト ナノ」は、XYZ軸をＣＮＣ制御し、世界最高精度「0.07＋Ｌ(mm)/2,000)μｍ」を実現しています。

＊ 本製品の詳細は「トリモス製品」専用カタログでご確認下さい。

＊ 小型機は実機での訪問デモ測定を行っています。
ご要望のお客様はご連絡願います。

＊ 本社ショールームで実機による測定をご体感いただけます。
お気軽にお申し込み下さい。

＊ 実機の測定動画は下記でご覧になれます。
http://www.issoku.jp/product/trimos̲top.html※本製品の詳細は「高性能縦型万能測長機」専用カタログでご確認下さい。

110

新 製 品 測定の困りごと解決事例
事例

01

ゲージの誤使用を防ぎたい！

Before事例

02

ゲージの検査工数を減らしたい！

Before

工場内にあるゲージは種類が多く、購入時期や使用頻度

ねじゲージは通り、止り、それぞれの検査でゲージを持ちも異なり、その管理が大変です。適切な管理を怠ると、誤変える動作は発生します。また、数量や種類の多いワー

使用につながり、品質管理上の大きな問題に発展しかねクの判定では、ゲージを回す、戻す等の動作は頻繁に発ません。特にゲージ寸法を標記した刻印は、読み間違え

生し、測定時間がかかるだけでなく、測定者の大きな負やすく、何度も読み直す場合があります。

担になります。

ねじプラグゲージ用
カラーハンドルの識別で解決！
Point

After

ハンドル の 色で識別
誤 使 用を防いで作業効率ＵＰ！

ビット付ねじゲージ
一体型ねじゲージで解決！
Point

After

検査工数を確実に削減
測定者 の 負担も大幅に減少！

従来の黒ハンドルに赤、緑、青の３色のハンドルが加わりプラグゲージは、通り側ねじゲージの後ろに止り側ねじました。種類別、使用目的別、有効期限別等の識別を色

ゲージがある一体型に、リングゲージは１つのリングにで管理することができます。目で見て瞬間的に見分けが通り側と止り側 の ゲ ージ を 加 工しました 。ねじプ ラグ

でき、時間短縮の効果もあります。アルマイト処理で、鮮ゲージのネック部にドリルビットの加工をし、電動ドライ

やかで色落ちもしにくいのが特徴です。

バーを用いた検査が可能なゲージを用意しました。

新商品・その他※上記のハンドルはサンプルで、実際の色と異なります。

111

新 製 品 測定の困りごと解決事例
事例

03

ゲージ検査前の部品洗浄を省きたい！

Before事例04

ねじゲージの耐摩耗性を向上させたい！

Before

加工現場ではねじ切り加工の際に、ゴミや異物がどうし全数検査やゲージ使用頻度が多い場合は、どうしても、ても部品に付着してしまいます。異物がゲージと検査さ

摩 耗 は 進 行してしまいます 。特に通り側 の ねじプ ラグ

れる部品の間に入ってしまうと、誤判定やキズが発生すゲージは、短期間で摩耗してしまい、頻繁な交換が必要

るため、検査前にエアーブローや洗浄をしないと正確なになり、校正や再製作で費用がかかってしまいます。

判定ができません。

チップ溝付ねじゲージで検査前の洗浄が不要
Point

After

洗 浄 作 業を省略ゴミや異物をチップ 溝に集めます

DLCコーティング
ゲージで耐摩耗性を実感！
Point

After

耐摩耗性が向上してゲージ の 寿 命 が大幅にアップ！

プラグゲージ、
リングゲージとも従来のゲージに付着物

従来のゲージにDiamond-Like Carbon（DLC）コーを除去する特殊なチップ溝（Ｖ溝）を追加工しました。加

ティングを施しました。
ＤＬＣコーティングは低摩擦性、耐工後の状態でゲージをワークにそのままはめ合わせて摩耗性、高硬度、平滑性および化学的安定性等に優れた合否判定ができます。

特性を有します。
ＤＬＣコートによって摩擦係数と相手材への攻撃性が大きく低減します。

チップ溝※異物の種類、形状により除去できない場合があります。
また、本製品は加工現場用ですので、最終検査では使用しないで下さい。

112※本製品は、非鉄金属（アルミ、銅、樹脂）材料に有効です。

新商品・その他

113

114

新商品・その他

115

116

新商品・その他

117

118

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

MEMO

新商品・その他

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

119

MEMO

120

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.