Datenblatt
testo 890

Wärmebildkamera
testo 890 – Thermografie fürhöchste Ansprüche

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel
testo SuperResolution-Technologie auf 1280 x 960 Pixel
Thermische Empfindlichkeit < 40 mK
Flexibilität durch Drehgriff und Dreh-und Schwenkdisplay
Wechselbare Objektive°C

Spezieller Messmodus für schimmelgefährdete Stellen
Hochtemperaturmessung bis 1200 °C%rF

Panoramabild-Assistent
SiteRecognition-Technologie
Vollradiometrische Videomessung undBildsequenzspeicherung

Die Wärmebildkamera testo 890 bietet überragendeMessobjekte, z.B. an Industrieanlagen mit bester

Bildqualität für höchste thermografische Ansprüche. Durch

Bildqualität sicher und hochauflösend thermografiert

das hochwertige Infrarot-Messsystem mit 640 x 480 Pixel-werden. Sogar thermische Prozesse können mit derDetektor können mit der SuperResolution-Technologie

vollradiometrischen Videomessung präzise über die Zeit

Wärmebilder in Megapixel-Qualität (1280 x 960 Pixel)

analysiert werden: zu jedem Zeitpunkt liegen sämtliche

aufgenommen werden. So können auch kleinste

Messpunkte des Wärmebilds pixelgenau vor.

Messobjekte, z.B. Elektronikbauteile oder weit entfernte

www.testo.detesto 890

Bestelldaten
Wärmebildkameras testo 890

Best.-Nr.

Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution und einem Objektiv (Auswahl zwischen
42° Standardobjektiv, 25° Objektiv und 15° Teleobjektiv) im robusten Koffer inkl. Profi-Software (freier Download),SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku und Headset

0563 0890 X1

Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution und Superteleobjektiv im robusten Koffer
inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil,
Li-Ionen-Akku, Headset

0563 0890 X4

testo 890 Sets
mit Objektiven Ihrer Wahl
Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution
im robusten Koffer inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte,USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku,
Linsen-Schutzglas, Zusatzakku, Schnell-Ladestation, Headset undObjektivtasche. Auswahl zwischen 42° Standardobjektiv, 25° Objektiv
und/oder 15° Teleobjektiv.
Best.-Nr.
testo 890 Set mit zwei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X2

testo 890 Set mit drei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X3

testo 890 Set mit SuperTele und einem Objektiv – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X5

testo 890 Set mit SuperTele und zwei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben0563 0890 X6

Zubehör
Code1)(Erstausstattung)Best.-Nr.
(Nachrüstung)im Lieferumfang
enthalten

0554 7806

Linsen-Schutzglas. Spezielles Schutzglas aus Germanium zum optimalen Schutz desObjektives vor Staub und Verkratzen

F10554 0289

Zusatzakku.
Zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit.

G10554 8852

Schnell-Ladestation.
Tisch-Schnell-Ladestation für zwei Akkus zur Optimierung der Ladezeit.

H10554 8851

Hochtemperaturmessung bis +1200 °C

I12)Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler 3)

E12)

Teleobjektiv 15° x 11°

D12)

25° Objektiv

O12)Supertele 6.6° x 5°

T22)

Prozessanalyse Paket
Bildsequenzspeicherung im Gerät und vollradiometrische Videomessung

V10554 8902

FeverDetection

J1SuperResolution.
Vier mal mehr Messwerte für eine noch detailliertere Analyse der Wärmebilder.

0554 0051

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung,Berichtserstellung
kostenlos als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar

0501 8809

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera;
Kalibrierpunkte bei 0 °C, +25 °C, +50 °C

0520 0489 4)

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera;
Kalibrierpunkte bei 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490 4)

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera;
Frei wählbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 ... +250 °C

0520 0495 4)

Bei der Bestellung als Erstausstattung erhalten Sie das Zubehör direkt im Koffer.
Beispiel: testo 890 inkl. Linsenschutzglas und SuperResolution:Best.-Nr. 0563 0890 X1 F1 S12)
Bitte wenden Sie sich an unseren Service1) –Emissionsklebeband. Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm),
ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C

 unkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien,F
Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien.
Je Objektiv
5)
Zuzüglich Einbau
3)

4)

testo 890

Technische Daten

Bildleistung Infrarot
Infrarotauflösung
ThermischeEmpfindlichkeit (NETD)
Sichtfeld / min.
Fokusentfernung(Objektivvariante)
Geometrische Auflösung(IFOV)(Objektivvariante)
SuperResolution(Pixel / IFOV)(Objektivvariante)
BildwiederholfrequenzKameraausstattung
640 x 480 Pixel< 40 mK bei +30 °C
42° x 32° / 0.1 m (Standard)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objektiv)
15° x 11° / 0.5 m (Tele)
6.6° x 5° / 2 m (Supertele)
1.13 mrad (Standard)
0.68 mrad (25° Objektiv)
0.42 mrad (Tele)
0.18 mrad (Supertele)
1280 x 960 Pixel / 0.71 mrad (Standard)
1280 x 960 Pixel / 0.43 mrad (25° Objektiv)
1280 x 960 Pixel / 0.26 mrad (Tele)
1280 x 960 Pixel / 0.11 mrad (Supertele)
33 Hz*

Fokus

auto / manuell

Spektralbereich7.5 ... 14 µm

Bildleistung Visuell
Bildgröße /min. Fokusentfernung

3.1 MP / 0.5 m

Objektive

42° x 32° (Standard)
25° x 19° (25° Objektiv)
15° x 11° (Tele)
6.6° x 5° (Supertele)�SiteRecognition(Messorterkennung mit
Bildverwaltung)
Panoramabild-Assistent�Laser (Laserklassifikation
635 nm, Klasse 2)***

Laser-Marker

Sprachaufzeichnung

Bluetooth****/
kabelgebundenes Headset

Videomessung (über USB)bis zu 3 Messpunkte

Prozessanalyse Paket:
Bildsequenzspeicherung
im Gerät und vollradio­
metrische Videomessung(�)FeverDetection(�)Schnittstelle

LabVIEW, Schnittstellenbeschreibung
Download auf der Testo Homepage

Bildspeicherung

Bilddarstellung
Bildanzeige

�Digitalkamera

4.3“ LCD Touchscreen
mit 480 x 272 Pixel

Dateiformat Einzelbild.bmt; Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg,.png, .csv, .xls

IR-Bild / Echtbild

Dateiformat Video(über USB).wmv, .mpeg-1 / Testo Format(vollradiometrisches Video)Videoausgang

USB 2.0, Micro HDMI

Wechselspeicher

SD-Karte 2 GB (ca. 1500 - 2000 Bilder)

Farbpaletten

9 (Eisen, Regenbogen, Regenbogen
HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau
invertiert, Sepia, Testo)

Stromversorgung

Digital Zoom
Anzeigemöglichkeiten

1 ... 3 fachMessung
Messbereich

Genauigkeit-30 … +100 °C /0 … +350 °C (umschaltbar)
0 … +650 °C (umschaltbar)±2 °C, ±2 % vom Messwert(größerer Wert gilt)(±3 °C v. Mw. bei -30 ... -22 °C)

Hochtemperaturmessung optional
Genauigkeit+350 ... +1200 °C (nicht in Verbindung
mit dem Superteleobjektiv)±2 °C, ±2 % v. Mw.

Einstellung Emissionsgrad /reflektierte Temperatur

0.01 ... 1 / manuell

Transmissionskorrektur(Atmosphäre)�Anzeige der Oberflächenfeuchteverteilung (mittelsmanueller Eingabe)

�Feuchtemessung mit
Funk-Feuchtefühler (automatische Messwertübertragung in Echtzeit)**(�)

Solar-Modus

�

*
**

Schnellladender, vor Ort wechselbarer
Li-Ion-Akku

Betriebszeit

4.5 Stunden

Ladeoptionen

im Gerät / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb

�Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur­bereich-15 ... +50 °C

Lagertemperatur­bereich-30 ... +60 °C

Luftfeuchtigkeit

20 … 80 %rF nicht kondensierend

Schutzart des Gehäuses
(IEC 60529)

IP54

Vibration (IEC 60068-2-6)

2G

Physikalische Kenndaten
Gewicht

1630 gAbmessungen (L x B x H)

Messfunktionen

Analysefunktionen

Batterietyp

bis zu 10 Messpunkte,
Hot-/Cold-Spot-Erkennung,bis zu 5 x Bereichsmessung(Min.-/Max. & Average),
Isotherme und Alarmwerte

innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada,
Kolumbien, Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien*** ausgenommen USA, China und Japan**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien,Türkei, Japan, Russland, Ukraine, Indien, Australien

253 x 132 x 111 mm

Stativmontage

1/4“ - 20UNCGehäuse

ABS

PC-Software
System­voraussetzungen

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
Schnittstelle USB 2.0

Normen, Prüfungen
EU-Richtlinie
� im Lieferumfang enthalten

2004 / 108 / EG(�) optional

testo 890

Übersicht der Varianten

testo 890

Thermische Empfindlichkeit (NETD)
Messbereich

testo 890 Set

640 x 480 Pixel< 40 mK
1980 8853
0980
8854/cw/I/08.2020
XXX3
15/lr/I/01.2022
15/cw/I/01.2018

Infrarotauflösung

-30 ... +650 °C

Bildwiederholfrequenz

33 Hz*SuperResolution��

25° x 19° Objektiv

(�)

(�)

Teleobjektiv 15° x 11° *****(�)Superteleobjektiv 6.6° x 5° *****(�)

�Autofokus��

Hochtemperaturmessung bis 1200 °C(�)Panoramabild-Assistent�(�)

SiteRecognition (Messorterkennung mit Bildverwaltung)��Lasermarker**��Anzeige der Oberflächen-Feuchteverteilung(mittels manueller Eingabe)��Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler***(automatische Messwertübertragung in Echtzeit)

(�)

(�)

HDMI Schnittstelle��

FeverDetection

(�)

(�)

Prozessanalyse Paket: Bildsequenzspeicherung im Gerät undvollradiometrische Videomessung

(�)

(�)

Sprachaufzeichnung mittels Head-Set****��Solar-Modus��

Linsen-Schutzglas(�)�Zusatzakku(�)Schnell-Ladestation

(�)

��

��

�
im Lieferumfang enthalten(�) optional

*
**
***

innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
ausgenommen USA, China und Japan
Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen,Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, Türkei,Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA,Canada, Kolumbien, Türkei, Japan, Russland,
Ukraine, Indien, Australien***** abhängig von gewählter Setausstattung

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.deServicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.deÄnderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Merkmale