P5500 シリーズ
気体・液体用テストポンプ、メディアセパレータ、アクセサリ

技術データ

液体用テストポンプ
Pressurementsの液体用テストポンプシリーズは、圧力測定機器と基準となる圧力機器・圧力計・圧力センサーとの比較に便利です。
これらの機器はポピュラーな液体用デッドウエイトテスタの多くの機能を備えており、コストパフォーマンスに優れ、校正用の高圧を容易に発生し、正確に制御することができます。

モデル P5515

モデル P5514• 大容量の用途やプライミングのための内蔵ポンプ• 高精度圧力コントロールのための高品質なスクリュープレス
• 液体の高さと状態が見やす
いアクリル製のリザーバ• シールテープやレンチが不要なテストポート継手• 劣化した液体の排出用プラグ搭載• ふたが付いた頑丈な運搬ケース• 幅広い液体レンジで使用可能• 台座取り付け型• 高精度圧力調整のためのスクリュープレス
• シールテープやレンチが不要なテス
トポート継手• 幅広いレンジの液体で使用可能

標準的 O-リングはニトリルです。バイトンやエチレン-プロピレンのシールが溶剤、燃料オイル、ブレーキオイル、その他同様の腐食性液体に利用可能です。
モデルO-リング

モデル

O-リング

P5515

ニトリル

P5514

ニトリル

P5515-V

バイトン

P5514-V

バイトン

P5515-EPエチレン-プロピレン

P5514-EPエチレン-プロピレン

液体用テストポンプ
モデル P5515
圧力レンジ
テストポート継手
重量

モデル P5514

0～140 MPa0～70 MPa(2セ ッ ト ) 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in NPT 及び BSP(2セ ッ ト ) 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in NPT 及び BSP

16 kg

5 kg

440 mm x 300 mm x 215 mm

279.4 mm x 279.4 mm x 254 mm

リザーバ容量150 cm3

75 cm3スクリュープレス変化容量

5.5 cm3

20 cm3

サイズ (幅 × 奥行き× 高さ)

ポンプ変化容量

1ストロークで4.7 cm3

気体用テストポンプ
これら気体用テストポンプは標準器と圧力測定機器間のテスト用にデザインされています。
これらの機器はポピュラーな気体用デッドウエイトテスタの多くの機能を備えており、コストパフォーマンスに優れ、校正用圧力を正確に制御することができます。

モデル P5510

モデル P5513• 2系統の圧力、負圧が可能• 台座取り付け型• 圧力と負圧発生用内蔵ハンドポンプ• 高精度コントロールのための高品質ニードルバルブ• シールテープやレンチが不要のテスト
ポート継手• 高圧気体用• 高精度圧力調整用のスクリュープレス
• オプションでハンドポンプ搭載• 高精度コントロールのための高品質ニードルバルブ• シールテープやレンチが不要のテストポート継手• ふたが付いた頑丈な運搬ケース
メモ: 通常の機器の使用には窒素ボンベ等の圧力供給源が必要です。オプション
で搭載されるハンドポンプとスクリュープレスでは最大3.5 MPaまでです。（負荷容積に依存）

気体用テストポンプ
モデル P5510

モデル P5513

圧力レンジ

0～2.1 MPa0～21 MPa

負圧レンジ0～80 kPa

テストポート継手(2セ ッ ト ) 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in NPT 及び BSP

重量サイズ (幅 × 奥行き× 高さ)(2セ ッ ト ) 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in NPT 及び BSP

3.5 kg

8 kg

240 mm x 330 mm x 180 mm

440 mm x 300 mm x 215 mm

気体供給継手

1/4 NPT メス

ハンドポンプオプション

スクリュープレスでの操作で2.1 MPa, 3.5 MPa（負荷容積に依存）

2Fluke Calibration

P5500 シリーズ 気体・液体用テストポンプ、メディアセパレータ、アクセサリ

メディアセパレータ
液体・液体用及び 気体・液体用のメディアセパレータはデッドウエイトテスタで使用する液体と被校正器の媒体の間の隔離壁となります。

汚れ・湿気用トラップ
液体・液体用
汚れ・湿気用トラップはデッドウエイトテスタのデリケートなピストンシリンダ構造に被校正器から汚れや湿気が移ることを効果的に防ぎます。予期せぬ微量の汚染や被校正器内の液体がデッドウエイトシステムに入ることを防ぎ、メンテナンスや修理の時間を削減します。垂直位置で使用するよう設計されたこれらのトラップはシンプルに分解可能で、簡単にクリーニングできます。

モデル P5521/5522
これら液体・液体用セパレータは液体用デッドウエイトテスタや校正用テストポンプのテストポートに直接接続されます。柔軟なダイアフラムが液体を分離し、校正器を汚染から防ぎ、被校正器が特有の媒体を利用した状態での校正を可能にします。

気体・液体用モデル P5531

モデル P5523

デッドウエイトテスタに直接取り付けるデザインで、汚染が見やすいアクリル容器が特徴です。
通常のテストポート継手と容易に接続できます。

液体用デッドウエ
イトテスタで高圧気体用機器を校正する際、圧力比を変えずに液体と気体のセパレータとなります。
窒素ボンベなどから供給され、ニードルバルブでコントロールされた高圧ガスは、このシリーズのセパレータにより液体用デッドウエイトテスタの媒体とバランスされます。
メモ: 液体のミストが使用中に移動する可能性があるので、このセパレータを不燃性の機器と液体用デッドウエイトテスタで使用することは推奨されません。

メディアセパレータ
圧力レンジ

テストポート継手

液体・液体用モデル P5521/5522
モデル 5521:
0～70 MPa
モデル 5522:
0～48 MPa
スカイドロール他 腐食性液体用

気体・液体用モデル P5523
0～21 MPa

校正者により供給された継手を使用(2セ ッ ト ) 1/8 in, 1/4 in,3/8 in, 1/2 in NPT及び BSP

重量3.5 kg

11 kg

サイズ

(幅×高さ)
100 mm x 150 mm(幅×奥行き×高さ)
440 mm x 300 mm x 215 mm

校正器側継手3/8 BSP オス(適合継手を供給)

気体供給継手ボディ材質

3

この高圧モデルは安全性のために容器がアルミ製であり、通常のテストポート継手で利用できます。

汚れ・湿気用トラップ

1/4 NPT メス

ダイアフラムアルミ ブロンズ
5521- バイトン
5522- エチレン-プロピレン

リザーバ材質アルマイト

Fluke Calibration

モデル P5532

P5500 シリーズ 気体・液体用テストポンプ、メディアセパレータ、アクセサリ

モデル P5531

モデル P5532

圧力レンジ

0～3.5 MPa0～21 MPa

ボディ材質

ステンレス

ステンレス

容器材質

アクリル

アルミ

O-リング

ニトリル
校正者により供給されたもの

ニトリル
校正者により供給されたもの

3/8 in BSP オス(適合継手を供給)

3/8 in BSP オス(適合継手を供給)

テストポート継手
デッドウエイト側接続

アクセサリモデル P 5544 ２ゲージスタンド
この継手は校正器のテストポートに直接取り付けられ、同時に2つの機器の校正や、参照試験器に接続することが可能です。
最大動作圧力は70 MPaです。

P5540 Metric

P 5541 BSP

継手セット

P5540 Metric: M14 x 1.5, M20 x 1.5, 1/8 in,1/4 in BSP
P5541 BSP: 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in BSP
NPT: 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in NPT

モデル P 5543 角度継手
パネル設置型のような背面に圧力コネクタがある機器を校正する場合、正しい使用位置では角度継手が使用されるべきです。
角度継手は通常の機器の継手から90°傾けます。最大使用圧力は70 MPaです。

モデル P5531

ポインタリムーバ・パンチ

このツールは圧力ゲージのポインタを手早く外し、確実に固定できるよう設計されています。

アクセサリ
モデル 5544
ボディ材質
O-リング
テストポート継手

校正器側テスト接続
校正器接続

4Fluke Calibration

ブラス及びステンレス

モデル 5543
ステンレスニトリル

ニトリル(1セット) 1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in NPT
及 び BSP及び校正者により供給されたもの

校正者により供給されたもの

1/2 in BSPオス(適合継手を供給)
3/8 in BSP オス(適合継手を供給)

P5500 シリーズ 気体・液体用テストポンプ、メディアセパレータ、アクセサリ