A-208-153

取扱

説明書

配電盤用周波数計
角形計器
PAK シリーズ
横長形計器 LAK シリーズ

A-208-153

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 25～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 2000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。(指示計器はカバーに帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。)
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）にご注意ください。
本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルストレスクラック（樹脂割れ）の原因になりますのでご注意ください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-20～+70℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

A-208-153目

次

安全上のご注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.1 特長 ････････････････････････････････････････････････････････････････

3

1.2 機種概要 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取付
2.1 外形寸法図 ･･････････････････････････････････････････････････････････

4

2.2 設置条件 ････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.2.1

設置条件に関する事項

2.2.2

使用条件に関する事項

2.3 取付方法 ････････････････････････････････････････････････････････････

5

3. 結線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

4. 校正 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

5. 仕様
5.1 定格 ････････････････････････････････････････････････････････････････

7

5.2 標準仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

7

5.3 特殊仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････

82

A-208-153

1. 製品概要
本製品は動作原理にトランスデューサ形を用いた角形及び横長形の周波数計です。
パネルカット寸法は JIS C 1103 に準拠し、機種も各種大きさに合わせ揃えてあります。
また、性能は JIS C 1102-1：2007 規格に満足する、信頼の高い指示計器です。
過度の環境条件下における使用については、耐寒仕様及び熱帯仕様などの処理を施した製品を製作していますので、寒冷帯や熱帯地方への輸出機器用計器としても、ご使用いただける指示計器です。

1.1

特長
 パネルスペースに応じて最適な機種をお選びいただけます。
 特殊周波数範囲(1000Hz まで)も製作します。また、標準以外の定格電圧変動範囲についてはご相談ください。
 SCR 波形入力用もご指定により製作します。(形名末尾に”H ”)

1.2

機種概要
PAK- (1) (2)
(1)

種類(□)

階級

正面寸法［H×W(mm)］

胴径

取付ねじ

120C

1.0 級

120×120

110φ

100C

1.0 級

100×100

80C

1.0 級

60C

1.0 級

種類(□)

(2)

種類

仕様

M5×15HSCR 波形入力用

85φ

M4×15なし

標準80× 8065φ

M3×1060× 60

52φ

M3×10階級

正面寸法［H×W(mm)］

胴径

取付ねじ

種類仕様

12C

1.0 級

120×10085φ

M4×15HSCR 波形入力用

10C

1.0 級

100× 8365φ

M3×10なし

標準8C

1.0 級

80× 6752φ

M3×10

LAK- (1) (2)
(1)

3(2)

A-208-153

2. 取付
2.1

外形寸法図

 PAK シリーズ
B

DA

EA
1008064
48.5+0 0F2B

AK

F12-G1

形名PAK-120C
PAK-100C
PAK-80C
PAK-60C

A±0.535

パネルカット2-M4ネジ

B
1231008060C201614.514.5

A±0.5CD8069.56868E
15151010F1φ110φ85φ65φ52F2φ112 穴
φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1M5 ネジ
M4 ネジ
M3 ネジ
M3 ネジ

G2φ7 穴φ5.5 穴
φ4 穴
φ4 穴

A±0.3

A±0.3

2-G2K
0006

 LAK シリーズ
DAA

A1±0.3B

2-G150.
＋ 0F2

A2

F1B1KE

A1C

2-G22-M4ネジ

形名
LAK-12C
LAK-10C
LAK-8CA
504032A145
37
29.5

A2352718.5B
1201008035B11008367

パネルカットC
161414D806868＊ 端子カバーはオプションです。

4E151010F1φ85φ65φ52F2φ87 穴
φ67 穴
φ54 穴

G1G2M4 ネジ φ5.5 穴
M3 ネジ φ4 穴
M3 ネジ φ4 穴

K
055.5

A-208-1532.2

設置条件

2.2.1

設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 設置高度は 2000m 以下としてください。
 使用温度範囲-10～+55℃、1 日の平均温度は 40℃以下としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体(鉄)又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。
塵埃の発生する場所は避け、雨，水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付けに関する事項① 安全のために取付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
③ パネルへの取付ねじは、適切な工具によりねじサイズ、材質に適したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
④ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑤ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取付けてください。
⑥ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。
2.2.2

使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。
 管理指針付の場合、管理指針の設定は目盛の範囲内としてください。
設定用ねじを、最小又は最大の目盛値を超えて回すと、指針の故障の原因となります。

2.3

取付方法
(1) パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
(2) 取付パネルは、十分丈夫な板（盤）を使用してください。
(取付パネルの厚さ：PAK-120C / PAK-100C / LAK-12C：10mm 以下、PAK-80C / PAK-60C / LAK-10C / LAK-8C：6mm 以下)(3) 盤表面より本計器を差込、盤裏面より付属ナットを用いて盤にしっかりと固定してください。
(ナットの締付けトルク M3：0.5～0.6N･m，M4：1.0～1.3N･m，M5：2.0～2.5N･m)<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。注意して取付けてください。

5

A-208-153

3. 結線
外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。

～～

LOAD

4. 校正
本計器は、あらかじめ指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用で誤差が生じた場合には、当社にて校正します。(有料) 補正用可変抵抗の調整方法① カバー中央の零位調整ねじを回し、スケール左側・印に指針を合わせてください。
② 計器裏面にあるシール（MAX ADJ）を剥がします。
③ 計器端子に標準器を接続し、目盛中央に相当する入力を加え 15 分間予備通電してください。
(例) 目盛中央に相当する入力値

定格：45～55Hz，AC110V の場合、入力は 50Hz，AC110V となります。

④ 予備通電後、裏面のシールを剥がした所の穴へボリューム調整用のドライバーを差し込みます。
標準器と指示値が合うようにボリュームを回して調整してください。
（調整用ドライバー：先端幅 1.8～2.3mm プラス又はマイナスドライバー）⑤ 調整が終了しましたら剥がしたシールを元に戻し、計器を取付けてください。
< 注意 >
 調整時は指定された取付角度にて実施してください。
 ボリュームはプリント基板上に付いていますので、調整用ドライバーを差し込む際、まっすぐに差し込んでください。斜めに差し込みますと短絡などにより、故障する恐れがあります。

6

A-208-153

5. 仕様
5.1

定格
定格電圧

測定範囲

概略消費 VA

電圧変動範囲1.7VA90～130V

2.5VA

180～260V

45～ 55Hz
55～ 65Hz

110V

45～ 65Hz
350～450Hz
45～ 55Hz
55～ 65Hz

220V

45～ 65Hz
350～450Hz

5.2

標準仕様
項目
動作原理
規格

仕様
トランスデューサ形
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-4，-9：1997 ｢直動式指示電気計器｣
JIS C 1103 ｢配電盤用指示電気計器寸法｣ 準拠

階級

1.0 級

計器振れ角

86°
PAK-120C，LAK-12C：95mm

目盛長PAK-100C，LAK-10C：80mm
PAK-80C， LAK-8C ：61mm
PAK-60C：45mm

目盛板

白色

指針形状 (色)

槍形 (黒色)

計器取付姿勢鉛直 (⊥)

計器取付パネル材質

鉄板及び非鉄板共用

取付パネルの厚さ

PAK-120C，PAK-100C，LAK-12C：10mm 以下
PAK-80C，PAK-60C，LAK-10C，LAK-8C：6mm 以下

波高率√2（正弦波）汚染度2

測定カテゴリCATⅢ電圧試験

電気回路と外箱間

AC3320V (50/60Hz) 5 秒間

絶縁抵抗

電気回路と外箱間

DC500V

衝撃加速度147m/s2

付属品

フランジナット材質

カバー：メタクリル酸樹脂 (帯電防止処理) ，ベース：フェノール樹脂

外観色

カバー：マンセル N1.5 (黒色) 又は マンセル 7.5BG4/1.5 (暗青色)
ベース：マンセル N1.5 (黒色)

使用温湿度範囲-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと)

保存温度範囲-20 ～ +70℃

質量
製品保証期間50MΩ以上

相互に直角な 3 軸方向、正逆方向各 3 回

1 日の平均温度は 40℃以下

PAK-120C：470g ，PAK-100C：300g ，PAK-80C：230g ，PAK-60C：140g
LAK-12C ：400g ，LAK-10C ：250g ，LAK-8C ：210g
１年間

7A-208-153

5.3

特殊仕様 (オプション)項目仕様

指針形状

刃形、棒形（多重目盛）

計器取付姿勢水平、傾斜取付（角度指定）

目盛

着色目盛、多重目盛、特殊記号など
PAK-120C，LAK-12C：100 区分まで

最大目盛区分

PAK-100C，LAK-10C： 80 区分まで
PAK-80C， LAK-8C ： 60 区分まで
PAK-60C

難燃材指定
耐振構造

特殊環境

： 50 区分まで(標準以上は刃形指針指定時のみ)

カバー：ポリカーボネート樹脂
振動

2～10Hz 振幅 15mmp-p
10～55Hz29.4m/s2

衝撃147m/s2 ，30 回

熱帯防湿処理を施します。 使用湿度：95％ RH 以下

耐寒

使用温度：-30 ～ +55℃，保存温度：-40 ～ +60℃

管理指針

槍形（赤色）

2 管理指針のみ対応

端子カバー

端子カバー付とご指定ください8

A-208-153

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８）３９６６
京都営業所

作成 2017/12/08

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４）１３５３
Rev. E9