壁取付時

Polaris series / ポラリスシリーズ
X 線管支持装置
天井取付時

上下動ストローク
1000mm

上下動ストローク
1400mm

上下動ストローク
1400mm①①②③

最高位 管球時 1550mm

上下動ストローク
1000mm

最低位 管球時 550mm

前後動ストローク
200mm

操作ボックスによる3方向操作

ロックレバー

電磁オフロックを標準装備①3方向スイッチ（上下、前進、左右）②左右動スイッチ③上下動スイッチ

クランプレバーにより上下動の固定が可能

左右動ストローク
1500mm

床固定タイプ

限られた設置環境にも対応した
コンパクト設計、全高1650mmを実現。
オプション

Option

モノレールタイプ

左右動レールをスリム化
床のスペースもスッキリ有効活用。

上下動ストローク1400mm
最高位 管球中心 1750mm

最低位 管球中心 350mm
従来モデルにくらべ300mm下げることができます。整形領域など幅広いニーズに対応。

立位撮影台との組み合わせ設置イメージ（AS-MP1/2/3）

前後動ストローク200mm①②

オートトラッキング（管球連動）
（MP1）

①②

前後動ストローク200mm

自立型床走行モデルOption

細い調整が可能となり、幅広いニーズに対応

壁や天井への補強工事がオートトラッキング機構
管球連動で作業効率 UP!

不要で設置。

オートトラッキング（管球連動）（MP2/3）①AUTO／切替②万が一の時でもゼロポジション設定可能

X線管球垂直回転機構（MP1）
車載/船載対応（MP1）

アームストローク50（MP2/3）
ロングレール（左右動ストローク2500）（MP2/3）
X線管球水平旋回（支柱180°旋回）（MP2/3）（立位撮影台）左右動ストローク
1500mm（立位撮影台にはオートトラッキングの設置が必要となります。）

ブルードットをピンクドットに変更することができます製品仕様
MP10mm（アームストローク固定）

オートトラッキング（共通）

X線管球上下動連動（モーター駆動）

X 線管支持装置

車載/船載対応（共通）

スライダー・ウエイトロック､壁固定ブラケット

AS-MP1/2/3

ロングレール（MP2/3） 左右動3m（X線管球左右動2.5m）（管球〜壁面：最少900〜1,100mm）

オ プ シ ョ ン

支柱水平旋回（MP2）

MP10mm（左右動固定=レール無し）（対 象 モ デ ル）

透視インターロック（MP2/3） AS-MB2/AS-MD2 組合せ限定

MP2/3

1,500mm（手動/電磁オフロック）

MP1

1,000mm（手動/メカロック）（管球〜壁面：400mm〜任意設定）
MP2/3200mm（手動/電磁オフロック）（床面〜X線管中心：550〜1,550mm）
MP2/3

1,400mm（手動/電磁オフロック）（床面〜X線管中心：350〜1,750mm）

MP1

回転機構無しMP2/3±180ﾟ（90ﾟ毎クリックストップ機構付）

MP1/2/3

落下防止機構付

MP2/3

電源ケーブル、アースコード各6m

MP2/3

信号ケーブル、アースコード各6m

MP1

支柱1ヵ所

MP2

支柱/アーム/レール各1ヵ所

支 持 装 置MP3

支柱/アーム/壁面 各1ヵ所

共通

上下動用 SID：1m 1枚

AS-MP1/2/3

MP2/3

左右動用 SID：1m､2m 各1枚

MP1

φ50×4m（マジックテープ式）

MP2/3

φ50×8m（マジックテープ式）

MP1C-1290（M12）4本MP2Aフランジタッピンネジ（M6）各14本

MP3Aフランジタッピンネジ（M6）各8本

MP1

W340×D400×H1,650mm

MP2

W2,000×D900〜1,320×H2,060mm

MP3

W2,060×D870〜1,070×H2,060mm

MP1約126kg

MP2/3

約195KgMP11,800mm以上（標準､及び､オートトラッキング）

MP2/3

2,100mm以上（標準､及び､オートトラッキング）

MP22,300mm以上（OP：支柱水平旋回/壁固定）

MP22,400mm以上（OP：支柱水平旋回/天井固定）

共通

上限35kgX

線仕管様（対 象 モ デ ル）

（オプション）（X線管球+可動絞り+サポーティングフォーク質量）共通（国内）
単相100V±10V,0.6A,50/60Hz,60VA（国外）AC100V出力トランス別途手配必要

共通

使用時気温：10〜35℃､未使用時：5〜40℃
使用時湿度：30〜85%R.H.（結露無きこと）
使用時気圧：70〜106kPa
要：防水/防塵/防爆/X線防護工事

■ 製造元

共通

D種接地工事/インピーダンス0.5Ω以下

共通

握置形機器

X線管垂直回転機構 （MP１）※AS-MP1/2/3オプション
組合せに関する制限※ オート

トラッキング時

オートトラッキング
支柱水平旋回支柱（管球）水平旋回180ﾟ（90ﾟクリック）
水平〜垂直90°回転
組合機器､事前仕様確認作業要（共通）（MP2/3） 透視インターロック、支柱水平旋回併用不可
（MP2）

付属品
電源､消費電力

オートトラッキング、透視インターロック併用不可
制御BOX/電源ケーブル12m/アースコード12m（国内）AC100V±10%200VA（国外）AC100V出力トランス別途手配必要※オートトラッキング時※X線管球･サポーティングホーク・コリメータは本装置に含まれません。
※AS-MP1/2/3仕 様、安 全 に 関する確認事項※本装置御注文時には､御使用予定のX線管球･可動絞りの型式をお知らせ下さい。
弊社にてバランス､回転軸偏芯をセット致します。
※天井（MP2）、壁（MP2）、床（MP1/2/3）補強工事は､本仕様に含まれません。
別途手配下さい。
※本装置設置前に､天井､壁､床の補強工事が確実に実施されていることを御確認下さい。

JMDNコード

薬機

法

AS-MP1 / AS-MP2 / AS-MP3
37076000（X線管支持床支持台）

クラス分類

クラスⅠ（一般医療機器）

設置/保守管理設置管理医療機器/特定保守管理医療機器
AS-MP1：40B2X00006000089

薬事品目届出番号

AS-MP2：40B2X00006000090
AS-MP3：40B2X00006000091※仕様・外観は改良の為、変更する場合があります。

製 品 図 面
AS-MP2AS-MP3AS-MP1

製品仕様
MP10mm（アームストローク固定）

オートトラッキング（共通）

X線管球上下動連動（モーター駆動）

X 線管支持装置

車載/船載対応（共通）

スライダー・ウエイトロック､壁固定ブラケット

AS-MP1/2/3

ロングレール（X線管球左右動2.5m）（MP2/3） 左右動3m（管球〜壁面：最少900〜1,100mm）

オ プ シ ョ ン

支柱水平旋回（MP2）

MP10mm
（左右動固定=レール無し）（対 象 モ デ ル）

透視インターロック（MP2/3） AS-MB2/AS-MD2 組合せ限定

MP2/3

1,500mm（手動/電磁オフロック）（管球〜壁面：400mm〜任意設定）
MP2/3

200mm
（手動/電磁オフロック）

X線管垂直回転機構 （MP１）

支柱（管球）
水平旋回180ﾟ（90ﾟクリック）
水平〜垂直90°回転