生産と技術

第59巻第１号（2007）

単一生体分子の力学計測とその可能性
研究ノート

影 島 賢 巳＊Mechanical measurement of single biomolecule and its potential
Key Words：biomolecule, folding, atomic force microscopy, modulation, viscoelasticity

考え方が生まれてくる．しかし，分子１個レベルの１.はじめに応答を計測できる手段というのはそう多くはない．

タンパク質に代表されるような生体分子の物性可能性の１つは力学的な応答を計測するものであは，生命活動の鍵を握る存在として分子生物学，生る．実験的にいくつかの手法が提案されているが，物物理学の分野で重要な研究対象となっている．こ

そのうちの一つとして，原子間力顕微鏡（Atomic

うした分子は，共有結合で結ばれた一本の鎖を骨格１）を応用する手法がある．
Force Microscopy; AFM）にした高分子の構造をもっており，タンパク質の場

具体的には，図１に示すように，AFMの探針を用合，その構成要素となるのは20種類のアミノ酸，Ｄいて単一の生体分子を捕捉し，これに外力を及ぼしＮＡの場合は4種類の塩基を持ったヌクレオチドでて変形させながら，その力学的応答を計測しようとある．特にタンパク質の場合，分子種に固有なそのいうものである ２,３）．本稿では，筆者らが現在取り立体構造が，機能発現と密接に結びついていること組んでいる，このAFMを用いた分子力学応答の計測はよく知られている．一般にこの立体構造は，アミのメカニズムと，その可能性について触れてみたい．

ノ酸残基の配列（１次構造）に始まって，これらが空間的に構成するαヘリックスやβシートといった２次構造，さらに２次構造ユニットがさらに空間的に配列して形成される３次構造というように，複雑に階層化していることが知られている．この立体構造形成（フォールディング）過程の理解は非常に重要であり，分子生物学の分野で精力的に研究がなされている．フォールディングは本質的に確率過程であるため，多数の分子の平均をとる計測方法とは別に，単一分子レベルでアプローチすることによって，従来の方法では見えてこなかった過程が明らかになることが期待される．そこで，単一分子計測という

図１

ＡＦＭによる力学プロファイル計測の概念的な模式図．
(a)高次立体構造を持つ分子の１端をＡＦＭのプローブで捕捉し，プローブを引き離しながら分子に及ぼされる力の応答を計測し，( b )最終的に１本のポリペプチド（タンパク質の場合）鎖となるまで伸張する．

２. 生体分子の力学応答＊Masami KAGESHIMA

1966年１月生
1 9 9 3東京大学大学院・工学系研究科・物理工学専攻・第一種博士課程単位取得退学
現在，大阪大学（科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任），大学院工学研究科
精密科学・応用物理学専攻ナノ工学講座，助教授，博士（工学），表面・界面物性
TEL 06 -6879-7854
FAX 06- 6879- 7856
E-mail：kage@ap.eng.osaka-u.ac.jp

従来，ＡＦＭを用いた力学的応答の計測は，ＡＦＭの探針を用いて分子を伸張・変形させ，その際の力の応答を計測する，というアプローチで行われてきた．ここで，分子の応答にどのような起源のものがあるかを考えてみることは重要である．最も直感的に思いつくのは，主鎖の弾性である．これは分子が伸張により天然状態の構造を失って，最終的に一71

生産と技術第59巻第１号（2007）

本のポリペプチド鎖になる過程で作用するものであり，エントロピーに起因する弾性 ４）と，完全伸張状態に近づくに連れて顕著になる主鎖の共有結合の弾性が主たる成分である．これに対して，分子が変形していく過程では，鎖内でいわゆる内部摩擦 ５）があり，エネルギーの散逸を伴う力が作用すると考えられる．また，溶液環境下に置かれた生体分子は，溶液の分子との水和構造を作りその構造を安定化さ図３せているが，構造転移はこの水和水の構造（水和殻）液中で分子を捕捉して振動するＡＦＭカンチレバーを表わす力学的モデルの再構成を伴うため，そこでもエネルギー散逸が起こりうる．これらの作用は，距離依存のポテンシャよって励振する方法である．図２にこの方法で得らルとして表記することの出来ない，散逸的（非保存れた典型的なカンチレバーの振動特性を示す．溶液的）な力であるはずである．そこで，ＡＦＭを用い環境であるため，Ｑ値が１近くまで低下しているが，て，これらを識別しながら計測すれば，分子の変形振幅・位相ともに，余分な寄生発振の一切ない共振過程に関する知見がより詳しく得られはしないか，特性を示している．この制御性の良いカンチレバーというのが研究の出発点である．これは，いわば粘応答の実現が，本研究の重要な要素技術である．

弾性応答計測の単一分子版と見ることもできる．

データ解析のために，実際の分子を最も単純化したモデルとして，弾性要素と粘性要素が並列に結合し３．磁気変調方式のＡＦＭたVoigtモデルで表わした．一方，溶液環境で粘性ＡＦＭの力センサー（カンチレバー）は非常に素性抵抗を受けながら振動するカンチレバーも，その弾の良い振動系であるが，生体計測に不可欠な溶液環性定数と粘性抵抗の並列でモデル化するものとす

境下では，溶液の粘性抵抗によりその共振特性が著る．こうしてできた図３のような振動系の運動方程しく阻害され，これを振動させるためには大きな振式の定常解は，励振周波数と同じ周波数を持ち，あ動エネルギーを駆動系から付与する必要がある．こる振幅と位相を持った応答となる．この振幅と位相の励振は溶液や周辺の機構部品の振動に容易に結合には，求めたい物理量である分子の弾性係数と粘性して擾乱となるため，カンチレバーの共振特性は理抵抗係数の両方が含まれるため，カンチレバーの変想的なものからは程遠いものとなるのが通常であ

位信号の中に含まれる励振周波数の成分を図４のよる．そこで，ここでは，通常カンチレバーの励振にうにロックイン検出することによって，いわば分子用いられているのとは異なる励振方法を採用した．の伸張に伴う粘弾性的応答が，同時に計測できるこカンチレバーの背後，探針の直上の位置に，永久磁とになる．

石の微小球を貼付して，外部から交流磁場の勾配に

図２

図４

磁気力により純水中で励振したＡＦＭカンチレバーの振幅および位相72

磁気力変調方式ＡＦＭによる生体分子力学プロファイル
計測の模式図生産と技術第59巻第１号（2007）

４．ペプチド分子αヘリックス構造の伸張に伴う力学プロファイル計測
この手法の最初のデモンストレーションとして，（AEAAKA）
６（Ａはアラニン，Ｅはグルタミン酸，Ｋはリジンをそれぞれ意味する）のアミノ酸残基配列を持ち，αヘリックス構造をとる短いペプチド分子を試料として計測を行った６）．図５に示すのが，この分子を断裂するまで伸張しながら，分子の弾性と１周期あたりのエネルギー散逸量を，静的な力とともに計測したプロファイルである．よく見ると，弾性のデータ途中に変曲点のようなものがあり，その点を境に分子による散逸量も顕著になっている様子がうかがえる．この分子は単純なヘリックス構造をとると考えられるので，分子それ自体にこのような変曲点を生じるメカニズムがあるとは考えにくい．周辺の分子との相互作用の変化などを反映しているのではないかと推測しているが，それ以上の断定は不可能である．いずれにしろ，単一分子レベルの計測であるからこそ，たまたまこの特定分子の置かれた状況がデータに反映され得たということはい

図５

ペプチド単一分子のプロファイル計測例．（a）力プロフ
ァイル．
（b）弾性プロファイル．低伸張部の縦軸を拡大して挿入図として表示している．（c）散逸量プロファイ
ル．全散逸（白丸）から溶液の粘性による散逸（十字）を差し引いて分子に起因すると考えられる散逸（黒丸）が求められるえるであろう．もう一つ重要なことは，こうした粘弾性的特徴は，静的な力のプロファイルだけからは得られない情報であるということである．
５．今後の課題と展望

この微小カンチレバーの採用という方向は，カンチ図５に示したデータは，２次構造までしか持たず，レバーが溶液から受けるブラウン運動ノイズの低減

また生体分子と呼ぶには単純すぎるペプチド分子にという点でも有効であり，これによってより高感度関するものである．そこで，より大きい分子量と高で分子の応答が詳細に計測できることが期待され次構造を持った実際の生体分子についてこの手法をる．

適用してどのようなデータが得られるかを検証する

謝必要がある．これについては実際に現在取り組んで辞いる最中である．

ペプチド分子の計測データは，筆者がかつて所属し原理的にこの計測法はカンチレバーの共振周波数にた産業技術総合研究所のナノテクノロジー研究部門よって制約されているため，図５のデータでは，変および同ティッシュエンジニアリング研究センター調周波数が500Hzと低周波になっている．この周波のメンバーとの共同研究によるものです．ここに謝数はαヘリックス構造の巻き戻りの時間スケールに意を表します．

比べて十分に遅いので，分子の準静的応答を計測し参考文献ていりるものと解釈できるが，もし変調周波数が時［1］例えば日本表面科学会編「ナノテクノロジーの間スケールに近づいた時にどのような特性が現われるかは非常に興味深い．そこで，より高周波に共振ための走査プローブ顕微鏡」（2002，丸善），を持つ微小なカンチレバーに高周波の磁気変調を加森田清三編著「走査型プローブ顕微鏡−基礎とえることの出来るAFM装置を現在開発中である．

未来予測」（2000，丸善）など
73

生産と技術第59巻第１号（2007）［2］T. R. Strick, M.-N. Dessinges, G. Charvin, N.
H. Dekker, J.-F. Allemand, D. Bensimon and（1995，裳華房）［5］例えばV. Croquette; Rep. Prog. Phys. 66（2003）1and references therein.

訳）「高分子の物理学」（1984，吉岡書店）［6］M. Kageshima, S. Takeda, A. Ptak,［3］W. Zhang and X. Zhang; Prog. Polym. Sci 28

C. Nakamura, S. P. Jarvis, H. Tokumoto and（2003）1271 and references therein.
［4］例えば久保亮五「ゴム弾性ド・ジャン（高野宏・中西秀J. Miyake, Jpn. J. Appl. Phys. Lett. 43（2004）

初版復刻版」

L1510.

74