ADVION CMSで出来ること

Compact Mass Spectrometry
Advion 社が開発した質量分析計（CMS）
は、合成化学、天然物化学など分析化学専門家以外の研究者向けにも、最適なサイズで使い易い検出器として設計されています。
様々なタイプのサンプル分析に対応可能なオプションを利用する事で、研究対象を広げる事が出来ます。

expressionCMS は上限 1200Da の S タイプ、上限 2000Da のLタイプの 2 機種から選択出来ます。
Lタイプはタンパク質などの高分子分析で生じる多価イオンの検出、及びデコンボリューションソフトを用いた解析に威力を発揮します。

LC-MS

TLC-MSASAP

i-ASAP ASAP®: Atmospheric Solids

Flash-MS

Plate ExpressTM: TLC/CMS
Mass Analysis of TLC spots

Analysis Probe(U)HPLC/CMS
Chromatography SystemsFIADirect Injection(FIA)

iASAP: Direct Analysisof Air-SensitiveCompounds
High performance compact mass spec
designed especially for chemists

vAPCI: Volatile APCI for
Gas Analysis

Touch ExpressTM Open Port
Sampling Interface (OPSI)

Vapor-MS

OPSI
Flow Chemistry Monitoring &Purification by Flash, SFC,Automated, Real-Time, Optimizationor Prep-LC/CMS

Flow-MS
2

SFC-MS結果はたったの5秒！
ASAP®で直接差し込む！

OPSIを使えばポートに滴下するだけ！

TLCプレートから直接分析できる
Plate Express™

お持ちのLCにつなげてLC-MSとして日本分光

液体クロマトグラフ-シングル四重極質量分析計

EXTREMA-MS

3

仕様セレクトガイド≫イオン化方法適用範囲イメージ

質量数10,000

1,000

ESI（OPSI）

APCI
ASAP

100

低極性

高極性

質量数1,000以下の化合物について、高極性はESI、低極性はAPCIの傾向≫プローブ選択フローチャート
サンプル

溶けない溶ける *溶媒に溶ける？

低い

極性は？

溶けない
溶けない

APCI+ASAP

逆相溶媒に溶ける？

溶ける *

APCI

4

高い逆相溶媒に溶ける？

溶ける *ESI（OPSI）* 通常の分析用 LC で測定できる濃度が目安 (50 µg/mL)

ASAP (Atmospheric Samples Analysis Probe)
Atmospheric Solids AnalysisProbe（ASAP®）
は、固体および液体サンプルの高速分析を可能にし、LC-MSメソッドに代わるシンプルで低コストの代替品です。
この直接分析プローブ法は、キャピラリー先端に固体や液体サンプルを少量付着させ、イオン源にそのまま差し込むだけの測定方法です。
前処理や濃度調製が不要で、数秒で結果が得られます。
ASAP は、APCI-ASAPとして組み合わせて利用できます。

5 秒！
！
溶媒の影響を受けず低分子でもノイズのないピークが得られます！

≫ASAP使用例：アデニンの分析

MW 135.13
Exact Mass 135.05

Clear Peak!!
5

OPSI (Open Port Sampling Interface)
Open Port Sampling Interface (OPSI) は、液 体 サ ン プルの高速分析を可能にし、LC-MSメソッドに代わるシンプルで低コストの代替品です。
OPSIには、質量分析計のエレクトロンスプレーイオン源に流れる溶媒が連続して流れるオープンポートが組み込まれています。このオープンポートにサンプルを滴下するだけで分析できます。
OPSI は、専用 ESIイオン源と組み合わせて利用できます。

一滴だけ！

≫OPSI使用例：デコンボリューション機能を用いたタンパク質の分析

ESI で測定した多価イオンから簡単にタンパク質などの分子量を計算することが可能

シトクロムc（約 12kDa）の OPSI 分析上）
シトクロムc のマススペクトル下）
デコンボリューション (uncharged mass of cytochrome c)

6

Plate Express™ for TLC-MS
Plate Express™ は、TLC プレートから直接スポットを抽出し、マススペクトルを取得するデバイスで、Advion の expression®CMSと組み合わせるとTLC-MSになります。
イオン源は ESIとAPCI の両方から選択することが可能なので、あらゆる化合物に対応出来ます。
またアルミ、ガラスなど各種 TLC プレートに対応しています。
TLC スポットからUV 以外の情報を簡単に得られます。
また DBSカード（濾紙）など、TLC 以外のプレート状のものから直接抽出し、分析することも可能です。

TLCスポットから直接測定！

≫Plate Express使用例：ペプチド合成の反応モニタリング

反応時間ごとの TLC スポット
（目的物 m/z 710.2）のシグナル面積のプロット↑反応時間ごとにスポットし、TLC 展開
7

パーツリスト本体

仕様：28cm X 56cm X 66cm,54kg,

100-240VAC±10%, 50-60Hz

型番

名称

expression CMS-S

CMS-S01

シングル四重極型質量分析計 （m/z レンジ 1200）* 付属品を含む
expression CMS-L

CMS-L01

シングル四重極型質量分析計 （m/z レンジ 2000）* 付属品を含む

IS-APCI-S01

APCI イオン源

IS-ESI-S01

ESI イオン源

IS-ASAP-S02

APCI (ASAP 含む） イオン源

OPSI+IS-S01

OPSI コンプリートシステム* 付属品

ロータリーポンプ、インジェクションバルブ、バイアル2 個、I/O ケーブル、各種ソフトウェア

インターフェース
PE-001

PlateExpress （ヘッド2 x 4mm 深さ250um)、接続キットを含む

ACC470

PlateExpress （ヘッド2 x 4mm) 深さ250um

ACC471

PlateExpress （ヘッド2 x 4mm) 深さ200um

ACC472

PlateExpress（ヘッド2 x 4mm) 深さ150um

ACC350

スプリッター

ポンプ
JAS-PU4585

HPLC ポンプ

ACC361

送液ポンプ , PC 上でコントロール可能

ACC364

PlateExpress 用ブランケット(ACC361 用 )窒素発生装置AT-10NP-CMS

ミニコンプレッサー内蔵膜式窒素ガス発生装置

PC ソフトウェア
CMS-PC

制御用 PCSWL_LC_EXPRESS_AGILENT_1

Agillent 社製 HPLC, UHPLCインテグレートソフトウェア

各種接続キット、消耗品
AT-TM10031

テフロンチューブ

RIK-FLMS-kit

MRA 接続キット

10031/4(6.35 x 4.35) 5m（AT-10NP 用）

ACC370フラッシュクロマトグラフィー用接続キット

ACC371(U)HPLC 接続キット

ACC372

直接注入用アクセサリーキット

ACC374

PlateExpress 用接続キット

CAP-ASAP

ASAP2 用 ガラスキャピラリー
（100 本）PRB-ASAP-BLU

ASAP2 スペアプローブ（青）

PRB-ASAP-RED

ASAP2 スペアプローブ（赤）TRA-ASAP

ASAPホルダ , キャピラリートレイ

DIS-ASAP

ASAP2 スペアコンテナー 5 個

メンテナンスCMS-MKIT

メンテナンスキット

ACC301

APIヒートキャピラリー

ACC303

ESI キャピラリー交換キット

ACC309APCI キャピラリー交換キット

1009926

標準液用バイアル

1009887

エレクトロンマルチプライヤ検出器

各種チューブ類は別途お見積り

アドビオン・インターチム・サイエンティフィック株式会社〒136 -0071 東京都江東区亀戸6-1-8,亀戸トーセイビル2 8F
TEL 03-5875-4145
URL：www.advion-interchim.com
E-mail : info.japan@advion-interchim.com※仕様情報は 2020 年 3 月時点の情報となります。予期なく変更することがありますので予めご了承ください。