Fiche de données
testo 890

Caméra thermiquetesto 890 – La thermographie lesexigences les plus élevées

Résolution infrarouge de 640 × 480 pixels
technologie testo SuperResolution : 1280 × 960 pixels
Sensibilité thermique: < 40 mK
Flexibilité assurée par une poignée rotative et un écran
rotatif et pivotant
Objectifs amovibles
Mode de mesure spécial pour les zones à risques de°C

moisissures
Mesure de températures jusqu’à 1200 °C%HRAssistant pour images panoramiques
Technologie SiteRecognition
Mesure vidéo entièrement radiométrique et enregistrementde séquences d’images

La caméra thermique testo 890 offre une qualité d’image

ou des objets de mesure situés à grande distance, p.ex. desexceptionnelle pour les exigences thermographiques lesinstallations industrielles, avec une qualité d’image idéale,plus élevées. Grâce à son système de mesure infrarouge

en toute sécurité et avec une résolution élevée. Même lesde grande qualité doté d’un détecteur de 640 × 480 pixels

procédés thermiques peuvent être analysés avec précisionet à la technologie SuperResolution, il est possible deau fil du temps grâce à la mesure vidéo entièrement

prendre des clichés thermiques de qualité Mégapixel

radiométrique : à chaque moment, l’ensemble des points(1280 × 960 pixels). Il est ainsi possible de thermographierde mesure de l’image thermique sont précis au pixel près.

les plus petits objets, p.ex. des composants électroniques,

www.testo.com

testo 890

Références
Caméra thermique testo 890

Réf.

Caméra thermique testo 890 avec technologie testo SuperResolution intégrée, un objectif (choix entre objectif
standard 42°, objectif 25° et téléobjectif 15°), fournie dans une mallette robuste avec logiciel professionnel(téléchargement gratuit), carte SD, câble USB, dragonne, chiffon pour lentille, bloc d’alimentation, accumulateur
Lithium-Ion, micro-casque0563 0890 X1

Caméra thermique testo 890 avec technologie testo SuperResolution intégrée, super téléobjectif fournie dans une
mallette robuste avec logiciel professionnel (téléchargement gratuit), carte SD, câble USB, dragonne, chiffon pourlentille, bloc d‘alimentation, accumulateur Lithium-Ion, casque et micro

0563 0890 X4

Kits testo 890 avec objectifs
de votre choix
Caméra thermique testo 890 avec technologie testo SuperResolution
intégrée, dans une mallette robuste, avec logiciel professionnel(téléchargement gratuit), carte SD, câble USB, dragonne, chiffon pourlentille, bloc d’alimentation, accumulateur Lithium-Ion, lentille deprotection, accumulateur supplémentaire, station de charge rapide,
micro-casque et étui pour objectif. Choix entre objectif standard 42°,
objectif 25° et/ou télé-objectif 15°

Réf.

Kit testo 890 avec deux objectifs – Autres équipements : cf. plus haut0563 0890 X2

Kit testo 890 avec trois objectifs – Autres équipements : cf. plus haut0563 0890 X3

Kit testo 890 avec SuperTéléobjectif et un objectif – Autres équipements : cf. plus haut0563 0890 X5

Kit testo 890 avec SuperTéléobjectif et deux objectifs – Autres équipements : cf. plus haut0563 0890 X6

Accessories
Code1)(équipement initial)
SuperResolution. Quatre fois plus de valeurs de mesure pour une analyse encore plusdétaillée des images thermiques.

Réf.
(équipementcomplémentaire)
Fourni à la0554 7806
livraison0554 0289

Lentille de protection. Verre de protection spécial en germanium pour une protection
optimale de l’objectif contre la poussière et les griffures.
Accu supplémentaire.
Accumulateur Lithium-Ion supplémentaire pour une plus grande autonomie.

G10554 8852

Station de charge rapide.
Station de charge rapide pour deux accus, optimise la durée de chargement.

H10554 8851

Mesures à haute température jusqu’à +1200 °C

I12)

Mesure d’humidité avec sonde d’humidité radio 3)

E12)

Téléobjectif 15° x 11°

D12)

25° Objectif

O12)Super téléobjectif 6.6° x 5°

T22)

Pack d’analyse des processus pour l’enregistrement de séquences d’images dans la caméra
et mesure vidéo entièrement radiométrique

V10554 8902

FeverDetection

J1

Ruban adhésif. Ruban adhésif, par ex. pour les surfaces nues (rouleau de 10 m de long et 25 mm de large),
ε = 0.95, résistant jusqu’à +250°C
Logiciel pour PC testo IRSoft pour l’analyse de données et la création de rapports

0501 8809

Certificat d’étalonnage ISO pour caméra thermique ;points d’étalonnage : 0°C, +25 °C et +50 °C

0520 0489 4)

Certificat d’étalonnage ISO pour caméra thermique ;points d’étalonnage : 0°C, +100 °C et +200 °C

0520 0490 4)

Certificat d’étalonnage ISO pour caméra thermique ;points d’étalonnage au choix : -18 ... +250 °C

0520 0495 4)

 n cas de commande dans les équipements de base, cet accessoire est fourniEdirectement dans la mallette.
2)
Veuillez vous adresser à notre service.
1)–0554 0051

 onde d’humidité radio uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, enSSuisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Brésil, au Chili, auMexique, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie.
4)
Par objectif.
3)

testo 890

Caractéristiques techniques

Débit d’images infrarouges

Equipements de la caméra

Résolution infrarouge

640 x 480 pixels

Appareil photo numériqueSensibilité thermique(NETD)< 40 mK à +30 °C

Objectifs

Champ de vision /Minimum de focalisation(Type d‘objectif)

42° x 32° / 0.1 m (Standard)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objectif)
15° x 11° / 0.5 m (Téléobjectif)
6.6° x 5° / 2 m (Super téléobjectif)

Résolution géométrique(IFOV)(Type d‘objectif)

1.13 mrad (Standard)
0.68 mrad (25° Objectif)
0.42 mrad (Téléobjectif)
0.18 mrad (Super téléobjectif)

SuperResolution (Pixel /IFOV) - en option(Type d‘objectif)

1280 x 960 pixels / 0.71 mrad (Standard)
1280 x 960 pixels / 0.43 mrad (25° Objectif)
1280 x 960 pixels / 0.26 mrad (Téléobjectif)
1280 x 960 pixels / 0.11 mrad
(Super téléobjectif)

Fréquence d’acquisitiond’images

33 Hz*

Mise au point
Réponse spectrale

automatique / manuelle
7.5 ... 14 µm

Débit d’images Visuel
Taille de l’image /Minimum de focalisation

3.1 MP / 0.5 m

SiteRecognition (identification du lieu de mesure
avec gestion des images)

4

Assistant pour images
panoramiques

4

Laser (classification laser
635 nm, classe 2)***Zoom numérique

Ecran tactile LCD 4.3“ d’une résolution
de 480 x 272 pixels
1 ... 3 x

Possibilités d’affichage

Image IR / Image réelle

Sortie Vidéo

USB 2.0, Micro HDMI

Palette de couleurs

9 (fer, arc-en-ciel, arc-en-ciel FC,
froid-chaud, bleu-rouge, gris, grisinversé, sépia, Testo)

MesureEtendue-30 °C … +100°C /0 °C … +350 °C (commutable)
0 °C … +650 °C (commutable)

Précision±2 °C, ±2 % de la valeur de mesure(la valeur la plus élevée s’applique)(±3 °C v.m. à -30 ... -22 °C)

Mesures des températuresélevées - en option
Précision+350 ... +1200 °C (non disponible enassociation avec le super-téléobjectif)±2 °C, ±2 % v.m.

Réglage du taux d‘émission/de la température réfléchie

0.01 ... 1 / ManuelCorrection de latransmission (atmosphère)

4

Fonctions de mesure
Affichage de la répartition
de l’humidité en surface(au moyen de saisies
manuelles)

4

Mesure de l’humidité
au moyen d’un capteur
d’humidité radio (transfertautomatique des valeursde mesure en temps réel)**(4)Mode « Solaire »4

Fonctions d’analyse***

Marqueur laser

Enregistreur vocal

Bluetooth**** /Casque et micro avec fil

Mesure vidéo (via USB)

Jusqu’à 3 points de mesure

Pack d’analyse desprocessus pourl’enregistrement deséquences d’images dansla caméra et mesure vidéo
entièrement radiométrique(4)

FeverDetection(4)

Interface

Téléchargement de la description del’interface LabVIEW sur le site Internetde Testo

Représentation de l’image
Ecran4
42° x 32° (Standard)
25° x 19° (25° Objectif)
15° x 11° (Téléobjectif)
6.6° x 5° (Super téléobjectif)

Stockage d’images
Format de fichier desimages individuelles.bmt ; exportation possible aux formats.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Format de fichier vidéo(via USB).wmv, .mpeg-1 / Format Testo(vidéo totalement radiométrique)

Mémoire de rechange

Carte SD de 2GB(env. 1500 à 2000 images)

Alimentation en courant
Type de piles

Station de charge rapide, accu
Lithium-Ion remplaçable sur site

Autonomie

4.5 heures

Options de chargement

dans l’appareil / sur la station de charge(option)Fonctionnement sur réseau

4Conditions environnementales
Temp. de fonctionnement-15 ... +50 °C

Temp. de stockage-30 ... +60 °C

Humidité de l’air

20 ... 80 %HR, sans condensation

Classe de protection duboîtier (IEC 60529)

IP54

Vibrations (IEC 60068-2-6)

2G

Caractéristiques physiques
Poids

1630 gDimensions (L × l × H)

253 x 132 x 111 mm

Trépied

1/4“ - 20UNC

BoîtierABS

Logiciel
Prérequis
Jusqu‘à 10 points de mesure,détection des points chauds / froids,mesure des jusqu’à 5 zones(min./max. & moyenne), isothermes etvaleurs d‘alarme

Au sein de l’Union Européenne, en dehors de 9 Hz
Capteur d’humidité radio uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège,
en Suisse, aux USA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Brésil, au Chili,
au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Indonésie*** A l’exception des USA, de la Chine et du Japon**** Bluetooth uniquement disponible au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, auxUSA, au Canada, en Colombie, en Turquie, au Japon, en Russie, en Ukraine,en Inde et en Australie

Windows 11, Windows 10, Windows
Vista, Windows 7 (Service Pack 1),
Windows 8, interface USB 2.0

Normes, contrôles
Directive UE
4 Fourni à la livraison

2004 / 108 / CE
(4) En option

testo 890

Aperçu des variantes

testo 890

Kit testo 890

640 × 480 pixels

Sensibilité thermique (NETD)< 40 mK-30 ... +650 °C

Fréquence d’acquisition d’images

0982 8854/TT/I/02.2024

Plage de mesure

33 Hz*

SuperResolution

4425° x 19° Objectif

(4)

(4)

Téléobjectif 15° × 11° *****(4)

4

Super téléobjectif 6.6° x 5° *****(4)

4

Mise au point automatique

44Mesures à haute température jusqu’à 1200 °C

(4)

(4)

Assistant pour images panoramiques

44SiteRecognition (identification du lieu de mesure avec
gestion des images)

4

4Marqueur laser**44

Affichage de la répartition de l’humidité en surface(au moyen de saisies manuelles)

44

Mesure de l’humidité au moyen d’un capteur d’humidité
radio*** (transfert automatique des valeurs de mesure entemps réel)

(4)

(4)

Interface HDMI

4

4FeverDetection

(4)

(4)

Pack d’analyse des processus : Enregistrement deséquences d’images dans la caméra et mesure vidéo
entièrement radiométrique

(4)

(4)

Enregistreur vocal avec casque****44Mode « Solaire »44

Lentille de protection(4)

4Accu supplémentaire(4)

4

Station de charge rapide(4)

44 Fourni à la livraison(4) En option

***
***

Au sein de l’Union Européenne, en dehors de 9 Hz
A l’exception des USA, de la Chine et du Japon
Capteur d’humidité radio uniquement disponible
au sein de l’UE, en Norvège, en Suisse, aux USA,
au Canada, en Colombie, en Turquie, au Brésil,au Chili, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et enIndonésie**** Bluetooth uniquement disponible au sein de l’UE,
en Norvège, en Suisse, aux USA, au Canada, enColombie, en Turquie, au Japon, en Russie, enUkraine, en Inde et en Australie***** en fonction des équipements choisis dans le kit

www.testo.com

Sous réserve de modifications sans préavis.

Caractéristiques
Résolution infrarouge