国際規格対応
マルチトランスデューサ

マルチトランスデューサ特長■ 国際規格対応
IEC 60688:2012（トランスデューサ）、IEC 62053:2003（電力量計）に対応。

■ 幅広い入力回路に対応
相線方式、定格電圧、定格電流を設定で切り替え可能。
440V ダイレクト接続対応。
■ 多様な出力形式
アナログ×10点、パルス×2点、RS-485通信を、1台に標準装備。

■ PCソフトウェアによる設定に対応
前面のMicro-USB端子とパソコンを接続する事で、専用ソフトウェアにより設定値の書き込みと読み出しが可能。

（ 要ユーザー 登録）＊ ソフトウェアは当社 ホームページより無料でダウンロードできます。

■ 表示機能搭載
高コントラストの有機ELパネルで、設定変更と計測項目の表示が可能。

■ ループテスト/誤配線判別サポート機能付き
前面操作によるテスト出力で、設置後 の配線確認 が可能。前面パネルに電圧と電流の 位相角を表示し、誤配線箇所 の判別をサポート。

仕様

項目

仕様

入力回路

補助電源

定格電流設定で切り替え

最大需要値のリセット

入力定格は補助電源と同一設定で切り替え

10点
2点 光MOS-FETリレー 1a接点 AC, DC125V, 70mA (抵抗負荷、誘導負荷)
MODBUS RTU, プロトコルA (RS-485)
AC80...264V (定格電圧：AC100/110V 15VA, AC200/220V 18VA)
DC80...264V (定格電圧：DC100/110V 9W, DC200/220V 10W) 交流直流両用
DC20...57V (定格電圧：DC24V 11W, DC48V 12W)
AC110V：5.5A以下, AC220V：10.9A以下, DC110V：3.9A以下, DC220V：7.7A以下 (約5ms)
DC24V：6.3A以下, DC48V：12.6A以下 (約8ms)

パルス出力

通信出力

電源範囲および消費電力
突入電流(時定数)
階級指数

計測可能項目 (1,2,3,Nは 相、Σはトータル)-設定で切り替えいずれかを指定いずれかを指定

備考

定格1A

定格

三相 4 線

三相3 線

単相3 線

単相2 線

需要電流0.20.20.2

0.5
0.5
0.5
0.5

I1, I3, IN
Ipf1, Ipf3
Id1, Id3, IdN
Idmax1, Idmax3,IdmaxN

極性 は 電力ΣP による0.2

Idmax

-

電圧

0.2

0.2

U1N, U3N, U13

U-

需要電力

電力

0.3
0.3

0.5
0.5

I1, I2, I3, Iavg
Ipf1, Ipf2, Ipf3
Id1, Id2, Id3, Idavg
Idmax1, Idmax2,Idmax3, Idmaxavg
U12, U23, U31,ULLavg
ΣP
ΣPdI
Ipf
Id

最大需要電流

ΣPdΣPPPd-

最大需要電力0.3

0.5

I1, I2, I3, IN, Iavg
Ipf1, Ipf2, Ipf3
Id1, Id2, Id3, IdN, Idavg
Idmax1, Idmax2, Idmax3,IdmaxN, Idmaxavg
U12, U23, U31, ULLavg
U1N, U2N, U3N, ULNavg
ΣP, P1, P2, P3
ΣPd, Pd1, Pd2, Pd3
ΣPdmax,Pdmax1, Pdmax2, Pdmax3

ΣPdmaxΣPdmax

Pdmax

演算方法を
Q=UIsinφ, Q=√(S2-P2)
より選択

電流

潮流電流

無効電力,
潮流無効電力(2象限 ,4 象限 )5A-

三相4線：AC110/√3V, AC220/√3V, AC440/√3V 共用 50/60Hz

AC 5A,1A 共用 50/60Hz

アナログ出力

計測項目

設定で切り替え

単相3線：AC100-200V 50/60Hz

外部リセット
出力設定で切り替え

三相3線, 単相2線：AC110V, 220V, 440V 共用 50/60Hz

定格電圧

入力

備考

三相4線(2VT3CT, 3VT3CT), 三相3線(2VT2CT, 2VT3CT), 単相3線, 単相2線--

0.30.5

ΣQ, Q1, Q2, Q3

ΣQ

ΣQQ

0.30.5

ΣS, S1, S2, S3

ΣS

ΣSS

三相3 線 は 電圧平衡条件

11.5

ΣPF, PF1, PF2, PF3ΣPF

ΣPFPF-

周波数

0.2

0.2ffff

高調波 n 次実効値

電圧:1
電流:1

電圧:1
電流:2

HU12, HU23,HI1, HI2, HI3(HI2は2VT3CT 時)

HU1N, HU3N,HI1, HI3

HU, HI

電圧:2
電流:2

電圧:2
電流:2.5

HU1N, HU2N, HU3N,
HI1, HI2, HI3(HU2Nは3VT3CT 時)

1222

n=3...15 次 (奇数次のみ)
2...15 次 を計測
2...15 次 を計測
n=3...15 次 (奇数次のみ)
2...15 次 を計測-皮相電力

力率 , 潮流力率(2象限 ,4 象限 )基本波実効値

高調波5次換算実効値
歪率

高調波 n 次含有率

高調波5次換算含有率
電力量

無効電力量

受電 / 送電

受電 (LAG, LEAD) / 送電 (LAG, LEAD)

ご 注文時 の 指定事項（形名・仕様コード） ※ 形名、仕様コード、台数をご指定ください。
形名

仕様コード

QT2-500 -

外形寸法図① 補助電源1AC 80...264V
DC 80...264V

2DC 20...57V

交流直流両用② アナログ出力

1234DC 0...5V (600Ω以上)DC 0...10V (2kΩ以上)
DC 1...5V (600Ω以上)
DC -5...5V (600Ω以上)

ABCZ

DC 0...1mA (10kΩ以下)
DC 4...20mA (550Ω以下)
DC -1...1mA (10kΩ以下)
上記以外(特殊仕様)

質量：700g＊1 取り付 け足 を 付 けた状態 の 寸法 です。
＊2 端子カバーを 開 けた状態 の 寸法 です。
＊3 DINレール（高さ15mm）に取り付けた状態の寸法です。

正面図（端子カバーとUSBカバーを開いた状態）

結線図

正面図

側面図

単位：mm

三相4線 (3VT, 3CT)①

写真 は 端子カバーを完全 に開 いた状態 です。

三相3線 (2VT, 2CT)

②①

単相3 線

②

単相2 線

安全に関するご注意本■ 本製品を 使用するには専門知識 が必要です。取扱説明書を参照のうえ、正しい取り扱 いをしてください。
■ 結線 は結線図を十分 に確認のうえ、行ってください。
■ 活線作業は行わないでください。感電、機械の故障 、焼損、火災の原因となります。

社

住所 ：〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
電話 ：03 (3885) 2411 (代表 )FAX ：03 (3858) 3966
京都営業所 住所 ：〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1番19
電話 ：0774 (55) 1391 (代表 )FAX ：0774 (54) 1353

https://www.daiichi-ele.co.jp/※記載内容 は 性能改良等 により予告なく変更 することがあります。
70fd34d98-134g