仕様書

Modbus 信号変換器

MC-20

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様
3-1. 本 体 仕 様

23 - 2 . 各 部 の名 称

33-3. 寸 法 図43-4. 通 信 仕 様

43-5. ソフトウェア仕 様

63 - 6 . オ プショ ン品 仕 様

64. 標準付属品・オプション品
5. 付録© 2016 英弘精機株式会社

112785-1. 連 絡 先

85 - 2 . 保 証 と責 任 について85 - 3 . 環 境 情 報 について

8

この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2017/05/10 発行)

2. 製品概要
本製品は、日射計や Pt-100、10kΩ NTC サーミスタからのアナログ信号をデジタル信号に変換し、シリアル通信方式でデータ送受信を行う信号変換器です。RS-485 通信に対応しているため、当該通信機能を持つ PV モニタリング装置等への接続が可能です。日射計の感度定数を信号変換器に設定することで、日射計の電圧信号出力を日射強度に変換できます。設定変更用ソフトウェアにより、計測条件設定及び通信設定の変更が可能です。

また、IP65 の変換器箱(オプション)に内蔵することで屋外設置が可能です。
製品の主な機能：

電圧信号及び抵抗値を計測し、日射強度及び温度を出力します。



本製品に対応するセンサは、日射計、Pt-100、10kΩ NTC サーミスタです。

RS-485 通信に対応しています。通信プロトコルは Modbus RTU※です。

1 つのシステムに最大 100 台の信号変換器を接続可能です。



日射計との組み合わせで日射計の感度が事前に設定されています。

EKO Sense Configurator ソフトウェアにより簡単に信号変換器の設定が変更できます。
※Modicon 社が開発したシリアル通信用のオープンプロトコルです。

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4Pg. 1

3. 仕様3-1. 本 体 仕 様
表 3-1. 本体仕様
項目詳細

入力電圧範囲DC 0～100mV

温度計測範囲-40～+80℃

通信方式

RS-485 (Modbus RTU)

分解能

< 5μV

温度計測精度Pt-100 ： <0.15℃ 、 NTC※1 ： <1℃

入力インピーダンス> 10MΩ

温度特性(-20～50℃)< 0.2%

精度保証温度範囲※2-20～+50℃

動作温度範囲-40～+80℃

動作湿度範囲≦95%RH (結露無きこと)

応答時間

1sec. (99%出力)

非直線性< 0.1% (0-100mV)

ゼロオフセット<5μV (0mV を入力した際の出力オフセット値)

電源電圧変動誤差< 0.05% (12V→24V まで電源電圧が変動した場合の誤差)

電源DC 12～24 V ±10%※3

消費電力< 0.3W寸法

φ45 × 27.1mm

質量0.03kg※1 Measurement Specialties 社製 44031 10kΩ NTC のみ接続可能です※2 精度保証温度範囲を超えた雰囲気温度で使用する場合、誤差が大きくなる恐れがあります。
※3 推奨電源電圧は DC 24V です。

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4Pg. 2

3 - 2 . 各 部 の名 称
3124987510 11 126

図 3-1. 各部の名称
表 3-2. 各部の名称と端子番号
計測モード 1No.

計測モード 2

計測モード 3

計測モード 4

計測モード 5

Pt-100 2 線式

Pt-100 3 線式

Pt-100 4 線式

端子
番号

日射計＆NTC

日射計＆
Pt-100 2 線式

11

日射計電圧信号入力端子 ( - )接続しない

Pt-100(A) 接続端子22

日射計電圧信号入力端子 ( + )

接続しないPt-100(B) 接続端子

334455電源入力端子( - )66電源入力端子( + )7A

通信制御端子( + )

8G

アース端子

9B

通信制御端子( - )NTC サーミスタ

Pt-100(A) 接続端子

接続端子
NTC サーミスタ

Pt-100(B)

接続端子

接続端子

接続しない

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4

Pt-100(B)
接続端子

Pg. 3

3-3. 寸 法 図

単位：mm
図 3-2. 寸法図3-4. 通 信 仕 様
表 3-3. 通信仕様
項目説明

電気的仕様

EIA -485

接続形態

マルチドロップ方式 (マスター:1 台に対し、スレーブ:100、 計:100)

通信プロトコル

Modbus RTU※1 (Slave)

通信速度 (ボーレート)

4,800、9,600、19,200、38,400、56,000、57,600、115,200 bps

データ長8 ビットストップビット

1 ビット / 2 ビット※2

パリティビット

無し / 奇数 / 偶数

通信距離

最大 1.2 km

誤り検出方式

CRC-16※1: Modicon 社が開発したシリアル通信用のオープンプロトコルです。
※2: パリティビットの設定値によってストップビットの値が自動的に決定されます。
パリティビットの設定値

ストップビットの値

None2Odd
Even1

上記設定に対応可能な親機を用意してください。

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4

Pg. 4

表 3-4. データフォーマット
スタート

アドレス

ファンクションコード

データ内容

CRC データ

T1-T2-T3-T4

エンド
T1-T2-T3-T4

8 ビット

無通信時間

8 ビット

n * 8 ビット

16 ビット(≧3.5 char)

無通信時間(≧3.5 char)

Modbus データ(RTU)
表 3-5. ファンクションコード
コード(10 進数)
03

機能
保持レジスタ読み出し(Read Holding Resisters)

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4

Pg. 5

3 - 5 . ソフトウェア仕 様
表 3-6. ソフトウェア仕様
項目

詳細

プログラム名EKO Sense Configurator

対応 OS

Microsoft 社 Windows XP/Vista/7/8/8.1

ライセンス

インストール制限無し
CPU： 対応 OS が動作可能である事
メモリ： 同上動作環境

ハードディスク空き容量： 100MB 以上
ディスプレイ解像度： 800x600 以上

3 - 6 . オ プション品 仕 様
1. 変換器設定用ケーブル
表 3-7. 変換器設定用ケーブル仕様
項目

詳細

対応 OS

Microsoft 社 Windows XP/Vista/7/8/8.1

インターフェース

USB1.1

質量0.15 kg

芯数

3ケーブル長1.5m (RS485/USB 変換器 1m、RS-485 通信ケーブル 0.5m)

2. 変換器箱
表 3-8. 変換器箱仕様
項目

変換器箱 1

変換器箱 2信号変換器内蔵可能台数

1台

2台

ケーブルグランド数

34φ3～7mm

φ3～7mm材質

アルミニウムアルミニウム

防塵防水性能

IP65

IP65

寸法

90 x 90 x 60 (mm)100x140x70 (mm)

質量465g

705g

ケーブルグランド
適合ケーブル径

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4

Pg. 6

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
同梱品

個数

Modbus信号変換器本体

1個

L型タブ端子(オス)6個差し込み型圧着端子(メス)6個

通信端子用圧着端子

3個設置用ダブルセムスネジ

2個

検査書

1部

保証書

1部

取扱説明書

-

詳細同梱されていません。
(英弘精機ウェブサイトから、ダウンロードしてください。)

表 4-2. オプション品一覧
オプション品

詳細

変換器箱1

信号変換器1個内蔵用 (M4ネジ4本、外部取付足4個、ブラインドバー3個含む)

変換器箱2

信号変換器2個内蔵用 (M4ネジ4本、外部取付足4個、ブラインドバー4個含む)変換器設定用ケーブル

RS-485/USB変換器(1m)+通信ケーブル(0.5m)、CD英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4

Pg. 7

5. 付録5-1. 連 絡 先Website： www.eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp
Tel: (03)3469-6714

本社営業部
カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5 - 2 . 保 証 と責 任 について
本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5 - 3 . 環 境 情 報 について
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 Modbus 信号変換器 MC-20 仕様書 Ver.4

Pg. 8

EKO Japan, Asia, Oceania
英弘精機株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8
P. 03.3469.6711
F. 03.3469.6719
info@eko.co.jp
www.eko.co.jp

EKO North America
95 South Market Street,
Suite 300, San Jose,CA 95113, USA
P. +1-408-977-7751
F. +1-408-977-7741
info@eko-usa.com
www.eko-usa.com

EKO Europe,
Middle East, Africa,
South America
Lulofsstraat 55, Unit 32,2521 AL, Den Haag,
The Netherlands
P. +31 (0)70 3050117
F. +31 (0)70 3840607
info@eko-eu.com
www.eko-eu.com