――計測システムの総合メーカ――

LCDアラームセッター
警報設定器

SDLC-105A

液晶アラームセッターが新しくなりました！

２接点仕様

４接点仕様
３接点仕様

警報最大４点（断線検出として最適）
製品一覧へ

LCDアラームセッター SDLC-105A■概要
LCDアラームセッター：SDLC-105Aは、直流電圧または直流電流を受け、設定値と比較し、その過不足を2〜4点の接点信号で出力する、小形プラグインタイプの計装用デジタル警報設定器です。

■機能・特長● 警報出力接点は５種類から選択可能

2出力（独立1c接点）
3出力（独立1a接点、または独立1b接点）
4出力（1a接点で片側2点共通、または1b接点で片側2点共通）● 動作値設定値、計測値は、実際に使用する単位で表示可能● バックライト付き液晶４桁表示● 動作値設定は上限、下限検出のいずれにも設定可能● 動作値設定は、入力の−25〜125％まで設定でき4〜20ｍＡの入力では、L検出：0％未満で断線検出として使用可能● デッドバンド設定変更可能● 設定は、前面キースイッチ操作によりドライバ等の工具不要● ピーク値表示機能付き● 始動時遅延機能、接点遅延機能、標準装備● 制御電源はAC･DC 80〜264V（交流・直流両用）または、DC19〜29V● DINレール取付可能なプラグインタイプ

SDLC-105A
80×50×133㎜（350g）

■形名構成
形名

仕様コード

ＳＤＬＣ−１０５Ａ−①①入力（入力抵抗）
A3:
A5:
A6:
A7:
A8:
B3:
B5:
B6:
B7:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
00:

DC0〜60mV （約1MΩ）
DC0〜1V（約1MΩ）
DC0〜5V（約1MΩ）
DC0〜10V （約1MΩ）
DC1〜5V（約1MΩ）
DC±60mV （約1MΩ）
DC±1V（約1MΩ）
DC±5V（約1MΩ）
DC±10V（約1MΩ）
DC0〜1mA （約100Ω）
DC0〜5mA （約100Ω）
DC0〜10mA （約100Ω）
DC0〜16mA （約100Ω）
DC4〜20mA （約100Ω）
上記以外（製作範囲参照）② ③②出力接点構成
1:2:
3:
4:
5:
0:

③制御電源

警報出力2点（c接点）
3.6VA
F: AC･DC80〜264V
警報出力3点（a接点）
定格電圧
警報出力3点（b接点）
AC100/110V 50/60Hz
警報出力4点（a接点）
AC200/220V 50/60Hz
警報出力4点（b接点）
DC100/110V
上記以外
2.5W
上記以外の組合わせも可能です 5: DC19〜29V
のでご相談ください。
定格電圧
出力接点構成の製作範囲
DC24V
警報出力3点と4点の場合は、警報出力個別にa接点またはb接点の指定が可能です。
例）警報出力3点
ALARM1：a接点
ALARM2：a接点
ALARM3：b接点■入力製作範囲と精度
入力の種 類

電圧入力

電流入力

製作範囲
DC 60mV〜1V未満
DC±60mV〜±1V未満
DC 1〜60V
DC±1〜±60V
DC 1〜50mA
DC±1〜±50mA

精度（入力スパンに対して）
±0.2%
±0.1%
±0.1%

■ご注文時の指定事項●ご指定事項
形名、仕様コード、数量
出荷時の設定を変更する場合には、ご指定ください。
成績表は指定時のみ有償にて発行致します。
製品一覧へ
DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

http：//www.daiichi-ele.co.jp/

例 ＳＤＬＣ−１０５Ａ− Ｃ７５Ｆ
入力
C7：DC4〜20mA
出力接点構成 5 ：警報出力４点（b接点）
制御電源
F ：AC･DC80〜264V

SDLC-105Aカタログ

FB98-111 / −

■仕様項

目

仕入力点数
出力点数
接点構成

最大開閉負荷最小開閉負荷電気的寿命
出力モード

リレー励磁状態表示
制御電源
設定精度
表示精度
動作点の再現性
動作時間精度
復帰時間
始動時遅延時間精度
温度の影響
電源電圧変動の影響
演算周期
応答時間
過負荷耐量

絶縁抵抗

商用周波耐電圧

雷インパルス耐電圧
振動衝撃
使用温湿度範囲
保存温度範囲
質量
付属品

様

1点
2〜4点
2点：各1c接点
3点：各1a接点、または各1b接点
4点：各1a接点、または各1b接点
AC 120V、1A（cosφ=1）、DC 30V、1A（抵抗負荷）
DC 5V、10mA
50万回以上（開閉頻度 30回／分）
下記の5通りのモードに設定可能① 上限検出（H）、検出の動作：
リレー励磁② 上限検出（H）、検出の動作：
リレー非励磁
③ 下限検出（L）、検出の動作：
リレー励磁④ 下限検出（L）、検出の動作：
リレー非励磁⑤ OFF、常にリレー非励磁
各接点個別に、リレー励磁時モニターランプ（赤色LED）が点灯
AC･DC 80〜264V、3.6VA またはDC 19〜29V、2.5W±0.1%（入力スパンに対して）±0.1%（入力スパンに対して）±1digit±0.1%（入力スパンに対して）接点遅延時間設定値の±0.25秒（但し、設定値=0秒の場合、0.5±0.25秒）
0.5秒以下始動時遅延時間設定値の±0.25秒
0.2%（入力スパンに対して）／23±10℃
0.1%（入力スパンに対して）／変動範囲内
約0.1秒
約0.5秒（CD=0秒で、動作値設定の90%から110%のステップ変化を与えたとき）
電圧入力：定格の2倍10秒間、1.5倍連続
電流入力：定格の10倍5秒間、1.5倍連続
制御電源：定格の1.5倍10秒間、変動範囲上限連続
DC 500Vメガーにて、50MΩ以上
電気回路一括と外箱間
入力・出力端子と制御電源端子間
入力端子と出力端子間
AL1出力端子とAL2出力端子間（警報接点出力2点仕様のみ）
AL1出力端子、AL2出力端子、AL3出力端子 相互間（警報接点出力3点仕様のみ）
AL1・AL2出力端子とAL3・AL4出力端子間（警報接点出力4点仕様のみ）
AC 2000V（50/60Hz）、1分間印加にて異常のないこと。
電気回路一括と外箱間
入力・出力端子と制御電源端子間
入力端子と出力端子間
AL1出力端子とAL2出力端子間（警報接点出力2点仕様のみ）
AL1出力端子、AL2出力端子、AL3出力端子 相互間（警報接点出力3点仕様のみ）
AL1・AL2出力端子とAL3・AL4出力端子間（警報接点出力4点仕様のみ）
5kV、1.2／50μs、正負極性 各3回印加にて異常のないこと。
電気回路一括と外箱間
振動数 16.7Hz、複振幅 1mmの振動をX、Y、Z方向に各10分間印加し、誤動作のないこと。
誤動作：大きさ98m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に正逆各3回
耐久：大きさ294m/s2の衝撃をX、Y、Z方向に正逆各3回
0〜＋55℃、30〜85%RH−25〜＋70℃
約350g
ソケット、単位シール、取扱説明書■初期設定値（各設定値は不揮発性メモリに保存されます）
項目
計測表示
単位表示

設定範囲
−9999〜9999（小数点は任意設定）%、m、℃、m3/h、ppm、pH、TPm、×10kg、Ω、kW
上記以外は付属の単位シールを貼ってご使用ください。
断線検出使用例
24mA
125%
入力の−25〜＋125%
20mA
100%
設定例 入力定格4〜20mA
12mA
50%
動作値を0%未満、出力モードLow設定
４mA
0%
入力4mA未満にてL検出となり、断線-25%０mA
検出として使用可能
0.5〜50.0%
H、L、OFF

動作値

デッドバンド出力モード

励磁、非励磁接点遅延時間（CD）
始動時遅延時間（SD）
キャリブレーション

製品一覧へ

0〜180s
1〜180s
バイアス：−9.99〜＋9.99%
スパン ：−9.99〜＋9.99%

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

http：//www.daiichi-ele.co.jp/

出荷時の設定（ご指定により変更可能）
0.0〜100.0%
2接点
AL1
70.0
AL2
30.0
AL3−
AL4−
AL1〜AL4：3.0%
H、励磁
AL1
L、励磁
AL2−
AL3
AL4−
AL1〜AL4：0s
5s
バイアス：0.00%
スパン ：0.00%

SDLC-105Aカタログ

FB98-111 / −3接点
80.070.0
30.0−

4接点
80.070.0
30.0
20.0

H、励磁H、励磁L、励磁H、励磁H、励磁L、励磁L、励磁−■外形図

■結線図
2接点：各1c接点

3接点：各1a接点

3接点：各1b接点

4接点：各1a接点

4接点：各1b接点

安全に関するご注意● 本製品を使用するに当たりましては、専門知識が必要です。取扱説明書を参照の上、正しい取扱をしてください。
● 結線は結線図を十分に確認の上、行って下さい。
注意● 活線作業は、禁止して下さい。感電 ・機械の故障 ・焼損 ・火災の原因となります。

計測システムの総合メーカー
å日本工業規格表示認定工場

DAIICHI ELECTORONICS CO.,LTD.
本社 〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号（東京営業所） 1 03（3885）2411（代）FAX 営業部03（3858）3966 技術センター03（3850）4004
京都営業所 〒610-0114

企画・編集／㈱第一エレクトロニクス・営業企画部〈平成17年10月発行〉
カタログNo.98-111

印刷／FUJIBI㈱京都府城陽市市辺西川原1−19

1 0774（55）1391（代） FAX 0774（54）1353
千 葉 工 場 〒298-0134■第一エレクトロニクス

千葉県いすみ市行川446−1

1 0470（86）3815※カタログ掲載内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
PRINTED WITH

FAX 0470（86）3805

SOY INK

製品一覧へ

DAIICHI ELECTRONICS CO.,LTD.

TMTrademark of American Soybeen Association

URL http://www.daiichi-ele.co.jp/

このパンフレットは大豆油インキを使用しています。

http：//www.daiichi-ele.co.jp/

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

SDLC-105Aカタログ

FB98-111 / −