仕様書

小型センサー

ML-020P
ML-020S-O
ML-020S-I1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
2 - 1 . 製 品 の主 な機 能

3. 仕様

123-1. 本 体 仕 様

23 - 2 . ケーブル仕 様

23-3. 寸 法

34. 標準付属品・オプション品
5. 付録© 2018 英弘精機株式会社

1
1

455-1. 連 絡 先

55 - 2 . 保 証 と責 任 に ついて

55 - 3 . 環 境 情 報 につ いて

55 - 4 . 分 光 特 性 ／入 射 角 特 性 (代 表 値 )65 - 5 . ト レ ーサ ビリテ ィ体 系 図

6

この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2018/3/13 発行)

2. 製品概要
太陽光や人工光を、計測目的に合わせ波長別に取る目的で開発された、全天候型の小型センサーです。小型センサーでありながら、入射角特性の改善と感度増幅のために特殊設計されたコレクターを使用し、使用目的に合わせたフィルター、フォトダイオードの組み合わせにより、3 種類の計測を可能としました。

2-1. 製 品 の主 な機 能
1. 優れた特性
特殊フィルターとセンサーの組み合わせにより理想に近い分光感度特性を有しています。また、温度依存性は最大1%の範囲内です。

2. 小型・軽量超小型(φ22x33mm、65g)なので、携帯に便利です。また多点における照度分布、日射分布の計測に最適です。

3. 全天候型
屋外のおけるあらゆる天候下で安定した連続的な計測が可能です。
英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 1

3. 仕様3-1. 本 体 仕 様
各計器の分光特性は、5-3 分光特性にあるグラフの様に、照度計は人間の視感度に合わせたもの、光量子計は光合成に有効な 400～700nm の波長域において 1/λ(波長)の感度特性をもちます。
表 3-1. 本体仕様
ML-020P

ML-020S-O

ML-020S-I

機種名

光量子計

照度計屋外用

照度計屋内用

測定範囲

0~3000μmol･s-1･m-2

0~150,000
Lx

0~30,000Lx

出力(約)0~20,000µV(0~20mV)

項目

0~30,000μV(0~30mV)30Ω

内部抵抗(約)

280Ω

1.3kΩ

-10~+50℃

使用温度

1%

温度特性(-10~+50℃)(約)
センサーのみφ22 x 33mm

水準調整台付き

φ80 x 51mm

センサーのみ65g

水準調整台付き

475g

寸法

重さ

3-2. ケー ブル仕 様
表 3-2. ケーブル仕様
ケーブル名

詳細

端子色

MVVS
0.18mm2×2 芯
φ3.2mm
Y 端子(1.25Y-4)

赤青線色

出力白橙(+) プラス(-) マイナス

英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 2

出力ケーブル

材質：径：
外形：
先端処理：

赤端子 (+) プラス
シールド線

青端子 (-) マイナス

図 3-1. 出力ケーブル

3-3. 寸 法
1. 寸法図: 水平調整台なし

図 3-2.センサーの外形図

2.寸法図: 水平調整台付き(オプション品)

図 3-3.センサーおよび水準調整台の外形図

英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 3

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品個数

センサー

1個

校正証明書

1部

保証書

1部

取扱説明書

1部

詳細
ケーブル付き表 4-2. オプション品一覧
オプション品
水平調整台
ケーブル長

詳細
センサー取付ネジ(M2×12,3本)付き
固定ボルト(ボルト：M6×50、2本、ワッシャー：M6,4本、ナット：M6,2本)付き
標準5m (オプション 10m, 20m,30m, 50m)

英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 4

5. 付録5-1. 連 絡 先Website： eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp
Tel: (03)3469-6714

本社営業部
カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5-2. 保 証 と責 任 について
本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。

取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5-3. 環 境 情 報 について
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 5

5-4. 分 光 特 性 ／入 射 角 特 性 (代 表 値 )5-5. ト レーサ ビリテ ィ体 系 図[ ML-020S-I, ML-020S-O ]
電気標準

照度標準

国際基準

産業技術総合研究所

産業技術総合研究所

国家基準

日本電気計器検定所

日本電気計器検定所

デジタルマルチメータ

標準電球

校正機関
標準器

照度計
(トプコン製)

デジタルマルチメータ
EKO 標準器(34401A)
小型センサー(ML-020S)

製品

小型センサー

英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 6

[ ML-020P ]

電気標準

分光放射標準国際基準

産業技術総合研究所

標準電球

国家基準

日本電気計器検定所(NIST)

校正機関
標準器

標準電球

デジタルマルチメータ(OL-FEL 準器)

標準電球(OL-FEL)

精密分光放射計

デジタルマルチメータ
EKO 標準器(OL-750)(34401A)

小型センサー(ML-020P)

製品

小型センサー

英弘精機株式会社小型センサー ML-020P/ML-020S-O/ML-020S-I 仕様書 Ver.6

Pg. 7

EKO Japan, Asia, Oceania
英弘精機株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8
P. 03.3469.6711
F. 03.3469.6719
info@eko.co.jp
www.eko.co.jp

EKO North America
111 North Market Street,Suite 300, San Jose,CA 95113, USA
P. +1-408-977-7751
F. +1-408-977-7741
info@eko-usa.com
www.eko-usa.com

EKO Europe,
Middle East, Africa,
South America
Lulofsstraat 55, Unit 28,2521 AL, Den Haag,
The Netherlands
P. +31 (0)70 3050117
F. +31 (0)70 3840607
info@eko-eu.com
www.eko-eu.com