仕様書

回転式日照計MS-093

1. もくじ
1. もくじ2. 製品概要
3. 仕様

1133- 1 . 本 体 仕 様

33- 2 . ケー ブ ル 仕 様

53- 3 . 寸 法

64. 標準付属品・オプション品
5. 付録

9105- 1 . 連 絡 先

105- 2 . 保 証 と 責 任 に つ いて

105- 3 . 環 境 情 報 に つ いて

105- 4 . CE 宣 言 書

11© 2018 英弘精機株式会社 この仕様書を、英弘精機の許可なしで無断複写または転載することを禁じます。(2018/04/16 発行)

2. 製品概要
回転式日照計 MS-093 は特別に設計された回転する反射鏡でとらえた直達日射を、分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により日照を計測します。
WMO (World Meteorological Organization、 世界気象機関)で定義されている日照時間計測方法にある、直達日射強2度のしきい値(120W/m )を忠実にとらえ、精度の高い日照時間を求めることができます。
気象庁のアメダスをはじめ、NOAA(米国海洋大気庁)の ASOS(自動気象ステーション)など、世界中で広く採用されている実績のある製品です。MS-093 は日照時間を高精度に計測する世界でも類を見ない高性能品です。

1. 忠実な直達日射量測定
本器では熱型センサーの一種である焦電型センサーを使用しており、その出力を時間についての微係数として取り出す
2

ことにより散乱光の影響を低減し、しきい値(120W/m )以上で日照あり出力を無電圧接点パルスとして出力します。また、焦電素子は分光特性が一様な特性であるため、天候による太陽の分光分布の変化にも対応しています。

2. 反射鏡*1*1

センサヘッド内の反射鏡は、パルスモータにより 100 回転/時 で回転しており、36 秒に 1 回の頻度 で直達太陽光を焦電素子を用いた受光素子に反射しています。また、この反射鏡は赤緯方向にのみ散乱特性を有するため、赤緯変化による出力信号に影響を及ぼしません。この特殊な反射鏡により赤緯の変化(±23.5℃)を調整しなくてもセンサーの中心に光を導くことができるので、年間を通じてデータの補正や赤緯の調整をする必要は全くありません。

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 1

3. 落雷対策
落雷による誘導雷やサージ対策として、回路にサージプロテクタを組み込んであります。プログラムの暴走による誤動作がないよう、マイコンを搭載しない回路設計にしてあります。想定以上の落雷サージ*2 等によっては、内部回路に使用している IC 内でラッチアップという現象が発生し、ミラーの回転を停止させる事があります。そのままでは欠測となるので、自動的にミラーの回転を検出し、停止した場合、電源のリセットをかけ、自動的に復旧させるためのリセットボック
スを付属しています。これによって、最小限度の欠測で済むように対策しています。

*1：120 回転/時のモデルもあります。この場合 30 秒に 1 回の日照の有無が計測されます。
*2：日本は落雷が多い国です。特に日本海側では冬季雷があり、夏場の日本海側の雷とは性質が異なり非常に大きなエネルギーの雷が発生します。これは世界中で日本とノルウェーにしかない特異な気象現象です。

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 2

3. 仕様3- 1. 本 体 仕 様
1. MS-093 日照計本体
表 3-1. 本体仕様
項目

詳細

波長範囲

300～2,500nm

ミラー回転スピード

100 回転/時 (オプション：120 回転/時)

日照しきい値

直達日射強度 120W/m

日照検出誤差日照しきい値に対して±10%以内

温度特性±5% (-20 ～40℃)

電源電圧

DC10.5～12.5V

消費電流380mA～450mA

使用温度範囲

-40 ～+60℃

2出力
重量日照出力：無電圧接点出力 パルス幅：1 秒±0.05 秒、耐圧 60V

日照有り：

接点を 36 秒毎に 1 秒間「閉」 (1 パルス/36 秒、100 パルス/1 時間)

日照無し：

接点は「開」のまま2.1kg

材質

筐体：

A6063BD

ガラスカバー：

ホウ珪酸ガラス(硬質ガラス)

センサーカバー：

SUS

2. リセットボックス
表 3-2. リセットボックス仕様
項目

詳細

ミラー停止検出時間

約 7.5 秒

電源リセット時間

約 20 秒 (最初の電源投入時にも、この時間だけミラーは回転しません。)

寸法130(D)ｘ90(W)ｘ47(H)mm

重量

約 560ｇ付属ケーブル長1m

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5Pg. 3

3. 電源部(オプション品)
表 3-3. 電源部仕様
項目

詳細

電源電圧

AC85～264V(50/60Hz)

出力電圧

DC12V

ヒューズ

2A (φ5.2×20、N タイプ)

消費電力11VA

大きさ

200 W × 140 D × 80 H (突起部含まず)

重量

約 1.1kg

4. 送風ファン部(オプション品)
表 3-4. 送風ファン部仕様
項目

詳細
3最大風量

約 1m /min

最大静圧

約 3.3mm H2O

騒音

約 40phon

回転数

約 2,700rpm

電源電圧AC100V (50/60 Hz)

電源ケーブル

10m (端末処理なし)

消費電力

DC12V、16W

重量

約 1.7kg

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 4

3- 2. ケー ブ ル 仕 様
1. センサーケーブル
電源ボックス端子台へ

図 3-1. センサーケーブル

2. 電源ケーブル

2.5m
電源
BOX 電源コネクタへ
電源ボックス端子台へ

AC コンセントへ
図 3-2. 電源ケーブル

3. リセットボックス中継ケーブル
リセットボックス 接続盤側 端子台へ

電源ボックス端子台へ

図 3-3. リセットボックス中継ケーブル

4. パルス出力ケーブル(オプション部品)
電源ボックス端子台へ

図 3-4. パルス出力ケーブル(オプション)

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 5

3- 3. 寸 法
1. 日照計 MS-093

センサースタンド底部

図 3-5. MS-093 寸法図

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 6

2. リセットボックス

図 3-6. リセットボックス寸法図

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 7

3. 電源ボックス(オプション品)

図 3-7. 電源ボックス寸法図

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 8

4. 標準付属品・オプション品
表 4-1. 標準付属品一覧
標準付属品

個数

詳細
センサーケーブル: 標準10m

MS-093本体

1台

緯度固定用ネジ&六角レンチ

1セット

ネジ:1組、六角レンチ：1本

リセットボックス

1台

ケーブル長：1m

電源ボックス

1台

オプション品、ケーブル長：2.5m

パルス出力ケーブル1本

オプション品、ケーブル長：1.5m

送風ファン

1台

オプション品、AC100V

ベースプレート

1台オプション品、1セットオプション品、ボルト&ナット各2個ずつ

ベースプレート固定用ボルト&ナット
検査証

1部

保証書

1部

取扱説明書

1部

固定用ボルト(M5、2本)付き

表 4-1. オプション品一覧
オプション品詳細

電源ボックス
電源ケーブル

ケーブル長：2.5m

センサーケーブル

ケーブル長：10m

パルス出力ケーブル

ケーブル長:1.5m

送風ファン

ケーブル長：10m、AC100V

ベースプレート
ベースプレート固定用ボルト・ナット

1セット:ボルト&ナット各2個含む

表 4-2. 消耗品リスト
部品名

使用箇所

数量

備考

O リング

KS-16

シリカゲル容器1

材質：シリコン

O リング

G-40

センサーガラスカバー

1

材質：シリコン

O リング

G-60

モーターベース

1

材質：シリコン

出力コネクタ1

七星科学

シリカゲル容器

適量

市販：丸型

コネクターパッキン
シリカゲル

NJW-2012RM 用英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 9

5. 付録5- 1. 連 絡 先Website： www.eko.co.jp

E-mail： eko@info.co.jp

本社営業部

Tel: (03)3469-6714

カスタマーサポートセンター〒151-0072

Fax: (03)3469-6719

東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8

Tel: (03)3469-5908
Fax: (03)3469-5897

関西営業所〒532-0012

Tel: (06)6307-3830

大阪市淀川区木川東 3-1-31

Fax: (06)6307-3860

5- 2. 保 証 と 責 任 に ついて
本製品の無償保証期間および保証規定につきましては、本製品購入時に添付されている「保証書」を参照、または直接、当社までお問い合わせください。本保証は、国内においてのみ有効です。

英弘精機は出荷前にひとつひとつ製品が製品仕様を満足するように厳重に調整・試験・検査しております。しかしながら、もし保証期間内に動作不良や故障等が確認された場合は、無償修理または交換の対応をさせて頂きます。
但し、以下の場合は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
英弘精機のサービスマン以外による修理もしくは改造を行った場合。



取扱説明書に記載されている取扱方法に反する事に起因する故障または動作不良。

5- 3. 環 境 情 報 につ いて
1. WEEE 指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
本製品は、WEEE 指令 2002/96/EC の対象にはなっておりませんが、一般家庭のゴミとしての廃棄は避けてください。適切に処理、回収、及びリサイクルするには、専門の集積場所もしくは施設へお問い合わせください。
本製品を適切に廃棄する事により、貴重な資源の節約や、人間や環境に及ぼす悪影響を防ぐ事につながります。

2. RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances)
英弘精機では、RoHS 指令 2002/95/EC で規定される有害物質の最大量に準拠していることを保証するため、取扱製品においては、総合的評価を行っています。よって全ての製品は、RoHS 指令 2002/95/EC に規定される有害物質量未満、又は、RoHS 指令 2002/95/EC の付属文書により許容されているレベル未満の原材料を使用しています。

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 105- 4. CE 宣 言 書

DECLARATION OF CONFORMITY
We:

EKO INSTRUMENTS CO., LTD
1-21-8 Hatagaya Shibuya-ku,
Tokyo
151-0072 JAPAN

Declare under our sole responsibility that the product:
Product Name:
Model No.:Sunshine Duration Meter
MS-093

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized
standards of other normative documents:
Harmonized standards:
EN 61326:1997+A1+A2 Class A (Emission)
EN 61326:1997+A1+A2 (Immunity)
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-11
Following the provisions of the directive:
EMC-directive: 89/336/EEC
Amendment to the above directive: 93/68/EEC
Date:

Oct. 8, 2008

Position of Authorized Signatory:
Name of Authorized Signatory:

Deputy General Manager of Quality Assurance Dept.
Shuji Yoshida

Signature of Authorized Signatory:

英弘精機株式会社 回転式日照計 MS-093 仕様書 Ver.5

Pg. 11

EKO Japan, Asia, Oceania
英弘精機株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-21-8
P. 03.3469.6711
F. 03.3469.6719
info@eko.co.jp
www.eko.co.jp

EKO North America
111 North Market Street,
Suite 300, San Jose,CA 95113, USA
P. +1-408-977-7751
F. +1-408-977-7741
info@eko-usa.com
www.eko-usa.com

EKO Europe,
Middle East, Africa,
South America
Lulofsstraat 55, Unit 28,2521 AL, Den Haag,
The Netherlands
P. +31 (0)70 3050117
F. +31 (0)70 3840607
info@eko-eu.com
www.eko-eu.com