����LPRuska
微圧デジタル圧力校正器

テクニカルデータ特徴•••••

����LP は、多用途な ���� シリーズファミリーの中でも微圧域の校正に適したモデルです。

微圧デジタル圧力校正器は、微差圧センサー、伝送器、機械式圧力計、ポータブル校正器およびそれらのプラグイン・モジュールの校正に必要な厳しい性能要件を満たすように特別に設計されています。双方向デバイス（差圧計）に対応するため、
����LP は正圧および負圧モードの双方にて動作します。

����LP は、極めて高い測定精度と高度な制御安定性を提供します。一台で複数のレンジを利用できる ����LP は、精度、安定性、スピード、そして優れたコストパフォーマンスを兼ね備えています。����LP は、デジタル圧力校正器において世界最高水準の圧力検出技術である独自のクオーツブルドンセンサーを搭 載しています。クオーツブルドンセンサー は、FLUKE
Calibration の圧力校正器に要求される最高の性能を提供するために製造およびテストされており、すべてのお客様に最高の品質、精度、安定性をお届けします。

極めて高い測定精度

����LP には � 種類のレンジ構成があります。
•�.� / �.� kPa ( �� / �� inH2O)•� / �� kPa ( �� / �� inH2O)•�� / �� kPa ( �� / ��� inH2O)•

デュアルレンジ：�.�/�.� kPa(��/�� inH2O),
�/�� kPa(��/�� inH�O), ��/�� kPa(��/���inH2O)のレンジの組み合わせから選択可能

測定精度：��%～���%のフルスケール（FS）
間で読み値の�.���%制御安定性：各レンジの�.���%�.��Pa（�.���� inH2O）までの分解能

圧力設定時間：��秒（オーバーシュートなし）
対応言語：英語、フランス語、中国語、ドイツ語、日本語、スペイン語、イタリア語

それぞれの組み合わせは、高圧側レンジの ��～���% では、読み値の �.���% の測定精度を提供します。�～��% の圧力
では、��% FS の �.���% という固定誤差となります。この比類のない高い測定精度は、機械的な結合や 金属ダイアフラムを除去し、圧力をクオーツブルドンに直接接触させる独自のクオーツブルドンテクノロジにより得られます。

このセンサーは差圧型です ので、����LP のリファレンス側は被試験デバイスのリファレンス側（ローサイド）に接続できます。
校正プロセスに悪影響を及ぼす可能性のある、部屋の隙間風、空調システム、ドアの開閉などによる乱れを最小限に抑えることができます。
����LP は、クオーツ固有の特性により、極めて高い精度と優れた長期安定性を備えています。例えば、�.� / �.� kPa ( �� /�� inH2O) レンジの � 年間の校正周期における総合拡張不確
かさは、�.� ～ �� inH2O の読み値の �.��� % です。

�.� inH2O 以 下 で は、不 確 か さ は �.���� % の 読 み 値 と�.������ inH2O の二乗根です。

高速圧力コントロール

����LP は、�� 立方インチ容積に対しオーバーシュートすることなく �� 秒以内に指定した設定値に到達します。設定圧力に達すると、独自のパルス幅変調バルブにより設定値を各レンジの �.��� % 以内で維持します。

従って、アクティブ・モードで �.� kPa (�� inH2O) レンジを使用する場合、制御の安定性は �.�Pa (�.���� inH2O) となります。

デュアル・コントロール・モード

����LP は、アクティブとパッシブの２つの制御モードを選択できます。アクティブ・モードでは、����LP はセットポイントを継続的に維持し、漏れや温度に起因する小さな圧力変化を補正できます。

パッシブモ ードで は、ユ ー ザ ー が 制 御 帯 域 を定 義し、����LP は制御帯域内で設定ポイントを達成すると制御を停止します。

圧力試験と校正の自動化

����LP は扱いやすく、校正をいくつかの方法で自動化することができます：
セットアップ ／ダウン：圧力上昇間隔が一定の校正には、合は、ユーザーが定義したステップ値を入力します。

����LP は、ジョグダイヤルでステップ量だけ圧力を増減させるので、長いシーケンスをプログラムする必要はありません。
スウィープ試験：機械式ゲージと同様な単純な実行ルーチンの場合は、開始値、停止値、サイクルを繰り返す回数を入力します。
����LP は校正を実行する前に試験下のデバイスを自動的に実行します。

オンボード・プログラム：頻繁に実施する校正や長時間の校正プロセｓ８の実行のために、����LP は、内蔵メモリーに ���� までステップがある �� 個のユーザー指定プログラム／プロファイルを保存できます。
コンピュータ・インターフェイス：����LP は RS-��� とIEEE-���(GP-IB) の両方のインターフェイスを備えており、���� シリーズすべてのシンタックスは、簡易なプログラムのために SCPI プロトコルに従っています。
既製のソフトウェア・パッケージ COMPASS® もお使いいただ
けます。

標準的な特徴として、
Ruska の ���� シリーズ、���� シリーズ、���� シリーズ機のために書かれたソフトウェアは、���� シリーズでもサポートされています。また、
����LP を��� エミュレーション・モードに設定すると GE Druck DPI ��� 用に作成されたソフトウェアを使用できます。

ファームウェアのアップデートは RS-��� インターフェイスで実行できます。
����LP は独自のクォーツブルドンセンサーを搭載しています。
この頑丈なトランスデューサーは、比類のない精度と、� 年で読み値 �.���� % の安定性を提供します。機械的な結合やダイアフラムをなくし、媒体とクオーツを直接接触させることで、自動制御装置で最高の性能を発揮します。

����LP は、FLUKE��� シリーズなどの低圧ゲージ、変換器、ポータブル校正器だけでなく、マグナヘリックや ほとんどすべての低圧センサー、ゲージ、テスト機器を校正するために特別に設計されています。
2 Fluke Corporation 7250LP Ruska Low Pressure Calibrator

あらゆる空気圧校正に対応する汎用性

オプション・アクセサリー

����LP は、ほとんどすべてのタイプの低圧校正に対応できる汎用性を備えています。

����LP は、ゲージ・モードでの運転が可能です。
また、以下のオプションがあります。

デュアル・レンジ ：����LP は、� 台で � つのレンジを備え、自動的にレンジを変更して、要求された圧力で最高の性能を発揮します。

•••

圧力単位 / スケール：����LP は、�℃、��℃、��℃における inH2O、�℃および ��° F における inHg、kPa、bar、psi、kg/cm²、�℃における mmHg、�℃における cmHg、�℃における cmH2O を含む �� 以上の標準単位と、� つのユーザー定義単位が含まれています。

����LP 低圧デジタル圧力校正器は、低圧試験と校正の作業負荷を軽減するために自動化するこが可能です。
非常に使いやすく、メンテナンス性に優れ、必要な信頼性、性能、機能を備えています。

ヘッド圧補正：����LP はヘッド圧の自動補正を行うことができます。
オートベントとオートゼロ：数回のキー操作で、����LPはテスト・ポートを大気にベントするか、または自動的にゼロ調整を行います。

双方向デバイス用の真空（負ゲージ）モード
ラック・マウント・キット
COMPASS® 圧力ソフトウェア

校正

すべての Ruska ����LP 低圧コントローラー / 校正器には、認定校正証明書が標準添付されています。

校正される装置の保護：����LP は、校正される装置を保護にするため、圧力の上限と下限を設定することができます。

製品仕様
概要

Function

7252

温度Operating: �� °C to �� °C (�� °F to �� °F)
Storage: -�� °C to �� °C (-� °F to ��� °F)

重量

全モデル : �.� kg (�� lb)

湿度
外形寸法 (H x W x D)
圧力媒体

ディスプレイ

テストポートおよび供給接続
ウォームアップタイム

� % to �� % RH, 結露がないこと

��� mm x ��� mm x ��� mm (� in x ��.� in x �� in)
窒素または清浄で乾いた空気

TFT, VGA, active matrix, ���.� mm (�.� in)

解像度 ��� x ��� , ��,��� 色

�/� in NPT （メス）�� 時間 ; 無期限に放置可能

精度は動作温度範囲全体における直線性、再現性、ヒステリシスの複合的な影響によって定義されます。
精度（不確かさ）の表現は、測定の不確かさの表現に関するISOガイドの勧告に準拠しています。

圧力レンジ
����LP

オプションモード

�通りのレンジの組み合わせから選択
�.� / �.� kPa ( �� / �� inH�O)・� / �� kPa ( �� / �� inH�O)・�� / �� kPa ( �� / ��� inH�O)
真空 (負のゲージ)

����シリーズのデジタル圧力コントローラーには、この他 � psig～���� psig（��� mbar～��� bar）に対応する製品があります。

Fluke Corporation 7250LP Ruska Low Pressure Calibrator 3

仕様精度

�� % ～ ��� % FS で 読み値の �.��� %� %～�� % FSで �� % FSの�.��� %の固定誤差

解像度� : �,���,��� 選択可能

安定性

読み値の �.���� % ／年

アクティブモード： 各レンジの�.��� %パッシブモード：追加の不確かさ無し

制御安定性

負荷容量 � in³ に最適化 ( ����LPに付属 )最大負荷容量�� in³

制御応答
負ゲージの精度（オプション）

対応する正圧での精度と同等

トータル不確かさ

精度、安定性、温度の影響、校正標準を含む圧力値からの最大偏差：•�.� / �.� kPaレンジ： 読み値の�.��� %または�.����� inH�O、または読み値の�.���� %と�.������ inH�Oの二乗根平方•� / �� kPaレンジ： 読み値の�.��� %または�.����� inH�O、または読み値の�.���� %と�.����� inH�Oの二乗根平方根•
�� / �� kPa レンジ： 読み値の�.��� %または�.����� inH�O、または読み値の�.���� %と�.����� inH�Oの二乗根平方根

言語

メニュー・機能を以下の言語で表示できます： 英語、フランス語、中国語、ドイツ語、日本語、スペイン語、イタリア語

Fluke Calibration.
Electrical

RFPrecision, performance, conﬁdence.™

Temperature

Fluke Calibration
PO Box 9090, Everett, WA 98206
U.S.A.
Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands
Web access: http://www.flukecal.eu

Modification of this document is not
permitted without written permission
from Fluke Calibration.

Humidity

Pressure

Flow

Software

For more information callIn the U.S.A. (877) 355-3225 orFax (425) 446-5716
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200
or Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-6110 or
Fax +1 (425) 446-5716
Web access: http://www.flukecal.com©2010, 2021 Fluke Calibration.
Specifications subject to change without notice.
Printed in U.S.A. 10/2021 211047-en

4 Fluke Corporation 7250LP Ruska Low Pressure Calibrator

株式会社大手技研
本社 ：茨城県つくば市観音台1-25-12
TEL : 029-839-0777

FAX : 029-839-2288

テクノロジーセンター ：茨城県つくば市観音台1-25-12
TEL : 029-839-0778

FAX : 029-839-4488

関 西 営 業 所 ：兵庫県明石市松の内2-1-8 50ヤングビル6F
TEL : 078-926-1178

FAX : 078-926-1180

ホームページ

https://www.ohtegiken.co.jp

E-Mailmain.sales@ohtegiken.co.jp