検査工程における製品の静電気破壊 (ESD) 対策にお困りではありませんか？
HAA 光学から ESD/ESA 対応製品として、今まで製品の一部分狙った所にピタッと止まるのみしか対策が難しかった 検査対象物がアクセスできるエリア

フリーアーム式

ほぼすべてを IEC61340-5-1 で定義する静電気拡散性以下の抵抗値とした ESD/ESA-SAFE 対応製品をご紹介いたします。

ESD/ESA-SAFE 照明拡大鏡

Model 型式

ESKK-B ESKK-F ESKK-CF
テーブルスタンド式

フリーアーム式

コンパクトフリーアーム式

What is ESD-SAFE?
ESD-SAFE とは、静電気 ( 帯電 ) が原因となる ESDS のダメージと静電気力( クローン力 ) によるよる塵埃( パーティクル ) の付着を抑える事です。ESDS の検査工程や、コンタミ対策を気にする現場にクリーンルーム（EPA）内テーブルスタンド式での使用に適しています。

表面電位

主要部品 5V 以下（湿度 45％、製品が正しくアースに接続されている場合）

10W 高演色白色 LED( ランプカバー 一体式 )100~10% 無段階調節可能(ESD 対策交換レンズシステム、レンズ無本体のみの価格設定もございます。)〒 1 4 1 - 0 0 31
東 京 都 品 川区西五反田 3-15-6 7F090-9134- 47 3 7F AX : 0 3 - 3 49 1 - 82 2 5

Contact Us

i n f o @ ha a - o p . co m
W E B S I TE http s: //w w w . ha a - o p . co m

ESKK-B

型式[mm][mm][mm]028395555440330

概略寸法図

ESK K -C F

ESK K -F

14φ226φ226φ226320188

表面抵抗

静電気拡散性以下（RCJS 5-1 規格推奨範囲）

表面電位

主要部品 5V 以下（湿度 45％、製品が正しくアースに接続されている場合）

光源

高演色白色 LED（Ra≧90）

レンズラインナップ

2X, 3X, 4X、( レンズ無本体のみの販売設定もございます。)

入力電圧

AC アダプタ部定格入力電圧：AC100-240V・50/60Hz
AC コード定格電圧 ( 選択式 )：A プラグ（100-125V） 日本国内向け標準在庫品
SE プラグ (100-240V※) 海外向け受注生産品
BF プラグ (100-240V※) 海外向け受注生産品※AC コード部電安法非対応のため、日本国内では使用できません。

消費電力10w

調光機能

有1002.2kg

製品重量 ( レンズを除く )

２X
３X
４X
レンズ無し

メーカー希望小売価格 ( 税抜 )-約 10％

2.8kg¥105,000¥110,000¥117,000¥ 98,500

２X
３X
４X
レンズ無し

2.5kg

¥120,000¥127,000¥134,000¥115,000

２X
３X
４X
レンズ無し

照度2X
（W.D.=160mm)

Maｘ：4700

Min:240(Lx)※3X（W.D.=130mm）

Maｘ：5800

Min:300(Lx)※4X（W.D.=110mm）

Maｘ：6500

Min:330(Lx)※¥120,000¥127,000¥134,000¥115,000※照度は抜き取りでの実測値であり、おおよその目安です。保証値ではありません。

オプション・パーツ
ESD 対策レンズカ バ ー

ESD 対策
交換レンズシステム

ESD 対策LED 拡散板E S D 対 策 フ リ ーアーム用スリーブ(6'ଲࡨϓ Ϩʖ Πʖ Ϟ༽ ηϨ ʖ ϔ旧型

静電気拡散性材料を使ったレンズ
カバーで光束収れん火災の予防に！

既存製品の簡易対策に！

B 型用導電ベースマ ッ ト

B 型用アース線適合しません

現行型適合します

既存製品の簡易対策に！※現行型専用

静電気アース接続ケーブル

࢘༽ྭ

発塵対策にも使えます！

B 型用 L 3 00 横棒

L=1,500mmワニ口変換プラグ
1 個付き

既存製品の簡易対策に！
※現行品 SKKL/ENVL-B 型専用

B 型用導電ベースマットとアース・グラウンド (EPA グラウンド ) との接続に！ L=2,000mm
人体保護抵抗（1MΩ）無し。

アースコネクタ同士の接続やアース・グラウンド (EPA グラウンド ) との接続に！人体保護抵抗（1MΩ）無し。

HAA 光学販売代理店

https://www.haa-op.com

https://www.daitron.co.jp

B 型用標準品の横棒に比べ140 ㎜延長し、長尺物の検査に！

照明拡大鏡を使った検査工程における製品の静電気破壊 (ESD) 対策にお困りではありませんか？

What is countermeasure?
静電気敏感性アイテム（ESDS）を取り扱う場合
ESDS に直接触れる作業者や工具・治具、デスクマット等は必ず接地しなければなりません。
また、照明拡大鏡を含む作業スペース
周辺の表面抵抗を静電気拡散性以下に管理したうえで検査・感察対象物に含まれる ESDS のデバイス危険電圧のレベルによっては接地対策が必要となります。

既存の照明拡大鏡を簡易 ESD 対策するための専用交換部品ございます！

〒141- 0031
東京都品川区西五反田 3-15-6 7F
FAX : 03-3491-8225
090- 9134- 4737

C o n tact Us

i nf o @h a a - o p. c o m

W E B S I T E h t t ps: / / w ww . h a a -op .com

ES D 対 策
交換レンズシステム

ESD 対策 レ ン ズ カ バ ー

製品名

ES D 対 策
L ED 拡 散 板

製品画像

旧型

現行型

旧型

現行型

旧型

現行型

適合します

適合します

適合します

適合します

適合しません

適合します

適合機種

2倍
3倍
4倍

￥3,500メーカー希望小売価格 ( 税抜 )

表面抵抗値￥24,500￥38,500￥52,500￥10,500静電気拡散性以下（RCJS 5-1 規格推奨範囲）
50V 以下（湿度 45％ / 木台上・アースなしにて測定）

表面電位
未対策品表面電位

ビニールカバー
2kV 以上（湿度 30％）

1ｋV 以上（湿度 10％）
0.5ｋV 以上（湿度 30％）

2kV 以上（湿度 30％）

製品取付に必要な工具

工具不要

工具不要

プラスドライバー

ESKK シリーズ以外の照明拡大鏡は構成部品の表面抵抗が管理されていない
ため、加湿されていない冬場や、梅雨時・夏場でもエアコンが効いた部屋では思いの外低湿度になっている場合があります。そのような湿度環境において、レンズや拡大鏡本体を乾拭きするといった日々の清掃作業を行うと、静電気が起きやすい素材の部品が数ｋV 帯電することも珍しくありません。清掃することで帯電し、その帯電電圧が静電気放電（ESD）の原因となったり空気中を漂う塵埃を拡大鏡に吸着してしまう原因となります。
これまでは対策として、界面活性系の帯電防止剤を定期的に塗布したり、加湿して帯電しにくくする応急対策しかできませんでしたが、検査・観察対象物に近くて帯電しやすい部品を、表面抵抗が管理された ESD 対策部品に交換することで、初歩的な ESD/ESA 対策ができます。
製品レベルで ESD/ESA-SAFE 対策された製品もございます。

ESKK-F 型

ESKK-CF 型

ESKK-B 型
HAA 光学販売代理店

https://www.haa-op.com

https://www.daitron.co.jp