SFD-205-202

取扱 説

明 書

高精度周波数検出器
SFD-HL-74

SFD-205-202

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。
安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の条件を満たす場所でご使用ください。これ以外のご使用条件では、誤動作や故障、寿命低下につながることがあります。
 周囲温度-10～+50℃、湿度 30～85％RH の範囲内の場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 振動や衝撃のない場所
 外来ノイズの少ない場所
 標高 1000m 以下の場所
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵、防水、防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本製品に直射日光が当たりますと銘板の変色及び劣化することがあります。また、表面温度上昇によるケースやカバーが変形する恐れがあります。
 取付・接続取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。

 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 定期点検における交換部品はありません。
 配線の点検や変更が終わりましたら、端子カバー（オプション）を取付けてください。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 保管
長期間保管する場合は、下記のような場所で保管してください。
 周囲温度-30～+60℃の範囲内の場所
 日平均温度が 40℃を超えない場所
 ほこり、腐食性ガス、塩分、油煙の少ない場所
 振動や衝撃のない場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は一般産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。

1

SFD-205-202目

次

安全上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

1

1. 製品概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

2. 取付
2.1 外形寸法図 ･････････････････････････････････････････････････････････････

3

2.2 取付時の注意 ････････････････････････････････････････････････････････････

3

2.3 結線図 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

3

2.4 配線時の注意 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

3

2.5 取扱説明 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

4

3. 制御出力条件 ･････････････････････････････････････････････････････････････

4

4. 回路構成図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

5

5. 仕様及び性能
5.1 仕様 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

5

5.2 性能 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

6

6. トラブルシューティング ･･･････････････････････････････････････････････････

62

SFD-205-202

1. 製品概要
本製品は、周波数信号を受けてその過・不足を検出し、接点信号を出力する高精度周波数検出器です。

2. 取付
2.1 外形寸法図
端子配列については結線図をご参照ください。
16513811612811111-M4ネジ

1202961110

E S1( )S2( )1.6L H1A 1C 1B

2A 2C 2B

6端子カバー

R3設定スイッチ30※ 端子カバーはオプションです。

2.2 取付時の注意
取付けに際し、設定場所の環境条件は機械的振動塵埃及び腐食性ガスが少なく付近に大電流母線、可飽和リアクトルなどによる強電磁界の影響が無い場所を選定してください。取付け姿勢は、特に制限ありません。

2.3 結線図

AUX.SUPPLYINPUTE S1 S2( )( )1 2

1A 1C 1B 2A 2C 2B

L

制御電源が AC の場合、S1 (～)，S2 (～) となります。
制御電源が DC の場合、S1 (＋)，S2 (－) となります。

H

2.4 配線時の注意
 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具などをご使用ください。
 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m
 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
 配線はノイズ源からできるだけ遠ざけてください。

3

SFD-205-202

2.5 取扱説明
本製品の取扱いは、下記事項に留意して常に正しい取扱いをしてください。
(1) 電源を印加する際、制御電源の電圧及び入力が、本製品の仕様に合っていることをご確認ください。
(2) 仕様通りの端子位置（銘板に記載）に外部配線が接続されていることをご確認ください。
(3) 整定 (動作値の設定)
動作値設定スイッチにて、任意の周波数にセットしてください。
設定例 (50Hz)
L：49.0～49.9Hz
L

H：50.0～50.9Hz
H<注意> ロータリースイッチは目盛と目盛の中間位置にしたまま使用しますと、故障する恐れがあります。
ロックの位置で止まるように回してください。
49.9Hz3. 制御出力条件(51.1Hz：入力の状態)

制御電源/入力
制御電源 OFF
入力によらず制御電源 ON
入力 ≦ L
制御電源 ON
L ＜ 入力 ＜ H
制御電源 ONH ≦ 入力

接点出力

図示
↓L

H側

1A 1C 1B

2A 2C 2B

1A 1C 1B

2A 2C 2B

1A 1C 1B

2A 2C 2B

1A 1C 1B

2A 2C 2B

↓H
F.S0
↓L

L側

↓H
F.S0
↓L

↓H
F.S0
↓L

↓H
F.S04

SFD-205-202

4. 回路構成図

入力

1絶縁4 桁 BCD
カウンタ

波形整形
24MHz
計測制御

基準
クロック分周

バッファL

1A
1C
1B

H

2A2C2B

リセット
ラッチ

ドライブ

WDT
設定L

設定
H

S1
電源

P5

S2COM

CPUROM

RAM

E

5. 仕様及び性能
5.1 仕様
項目
入力仕様

定格周波数

50Hz 又は 60Hz

定格電圧AC100/110V 又は AC200/220V

制御電源

設定範囲
動作値と復帰値の差
接点出力
接点容量
リレー形名
始動時遅延時間
材質

0.5VA 以下

AC100/110V

50/60Hz(±15％)

3.0VA 以下

AC200/220V

50/60Hz(±15％)

3.0VA 以下

DC110V (DC90～140V)

5.0W 以下

DC24V

3.0W 以下(±10％)

標準 0.1Hz ステップで設定

設定例 (50Hz)

ステップ (0～9)

L：49.0～49.9Hz

0.05±0.01Hz
H：1c 接点 , L：1c 接点
AC250V 10A，DC125V 0.5A (抵抗負荷)、
AC250V

5A，DC125V 0.4A (誘導負荷 cosφ＝0.4 L/R＝7ms)

G2R リレー (オムロン製 G2R-1-S DC5V 交換可能)
2 秒固定
BOX：SPCC , 端子板：SPCC ，端子台：フェノール樹脂 ,端子カバー（オプション）：ポリカーボネート

外観色

黒色 (マンセル N1.5)

標高1000m 以下

使用温湿度範囲-10～+50℃ , 30～85％ RH

保存温度範囲-30～+60℃

質量

約 1.8kg

製品保証期間

1 年間

H：50.0～50.9Hz(結露のないこと)

5SFD-205-202

5.2 性能
項目

性能

設定精度

設定値に対する動作値

温度の影響

設定値に対する動作値

制御電源電圧の影響
入力電圧
過負荷
耐量

制御電源

絶縁抵抗

衝撃

±0.01Hz

設定値に対する動作値 (AC 電源：定格電圧の±15％、DC24V 電源：定格電圧の±10％、DC110V 電源は DC90～140V)±0.01Hz

定格電圧の 2 倍 10 秒間、1.2 倍連続
交流：定格電圧の 2 倍 10 秒間、1.2 倍連続
直流：定格電圧の 1.5 倍 10 秒間、1.2 倍連続
DC110V は、1.5 倍 10 秒間、DC140V 連続
電気回路一括と外箱間
DC500V 50MΩ以上
入力と制御電源と接点相互間
入力と制御電源と接点相互間

インパルス耐電圧
振動±0.01Hz(23±20℃)

電気回路一括と外箱間

耐電圧

許容限度

電気回路一括と外箱間異常なし

50MΩ以上AC2000V (50/60Hz) 1 分間

異常なし

5kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回

異常なし

誤動作：振動数 16.7Hz、複振幅 1mm の振動を X，Y，Z 方向に各 10 分間
22

誤動作：98m/s 耐久：294m/s の衝撃を X，Y，Z 方向に各 2 回

異常なし
異常なし

6. トラブルシューティング
異常現象

リレー出力が動作しない

推定原因

解決方法

電源・入力が印加されていない

電源・入力を確認する

リレー端子の配線がされていない

リレー配線を確認する
動作設定スイッチにて所要な値にセットする検出器の修理動作値設定スイッチが所要な値にセットされていない
検出器の故障リレー出力が復帰しない

リレー端子の配線がされていない

リレー配線を確認する

デッドバンド（ヒステリシス幅）範囲内となっている

デッドバンド範囲を超える入力とする検出器の故障検出器の修理6

SFD-205-202

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2021/ 4 /21

Rev. B7