●材質：ボールアバットメント／IN、
メタルハウジング＝チタン合金（ Ti-6AL-4V ）ボールアバットメントアナログ＝ステンレス鋼、OリングN＝ニトリルゴム

ボールアバットメント間角度が0度、10度、20度、30度の模型を作成し、引っ張り試験機にて各角度での維持力を測定した。

30●インターナル用：ボールアバットメントIN【包装・希望医院価格】

ボールアバットメント（コニカルホルダー付）
１個
25¥14,000●対応ドライバー : アバットメントスクリュードライバー（ 8 、12、18 ㎜）

維持力︵N ︶

ボールアバットメントIN
種類

15●ボールアバットメントIN φ3.8
カラー部
高さＨ

0.5mm

1mm

ジェネシオ／

2mm

ジェネシオPlus用

4mm

3mm

φ3.8

5

角度：0〜30度
0

カラー部高さＨ
0度

10度

20度

30度

20度を超えると維持力が急激に上昇
ボールアバットメントを使用する際はできるだけ平行に
インプラントを埋入すること。角度がついてしまう場合は10度以内を目安とする。

●ボールアバットメント φ3.8
カラー部
高さＨ

1.3mm

2mm

φ4.4

セティオ／セティオPlus用

3mm

4mm

カラー部高さＨ

ボールアバットメント間角度と緩衝スペースの関係

Basic Research

φ5

φ4.4とφ5につきましては、右記の表をご参照ください。

試験方法

緩衝スペース
︵ ︶

0.4

荷重︵

0

︶
0.6

述べてみたい。

図1

GC IMPLANT Re
GENES O Plus
ジェネシオプラス

SET O Plus

セティオプラス

インプラントをMIのオプションとするために
ボールアバットメントが必要【包装・希望医院価格】【包装・希望医院価格】

ボールアバットメントアナログ1個 ¥3,200

OリングN１0個¥6,000

マシーンアバットメントドライバー ¥5,000
品名
製品No.
マシーンアバットメントドライバー

製品No.

メタルハウジング3

6B964
6B965

0度

品名

製品No.

品名

製品No.

ボールアバットメントアナログ

6B914

OリングN

6B968

10度

ボールアバットメントを使用する際、角度がついてしまった
場合でも平行に埋入したときと同様には緩衝機能が発揮される。

現在すでにインプラントは欠損補綴の重要な選択肢の一つとなっている。
さらに、同一症例においても、その長期経過Lにおいては、
インプラントクラウンやブリッジという固定性上部

応ら 2013構造、
インプラントオーバーデンチャーやリムーバブルブリッジ
といった可撤性上部構造をライフスタイルに応じ最小限の介入（MI）
で移行的に使い分ける必要がでてきている。
一方、欠損の拡大を抑制することが補綴治療の目的である
ことから、小さな欠損においても最小限のインプラントを有効に咬合支持に参加させて（MI）、
さらなる歯や顎堤の欠損の拡大を防ぎ、遊離端や擦れ違いの状態が生じることを抑制

使用上の注意することも考慮すべきである。

❶高さの選択に関して：高さはできるだけ低くそのためには天然歯との混在に対応でき、支持、維持、把持

ボールアバットメントには高径の違うものがラインナップの機能を備え、
かつ単独でインプラントに利用できるアタッチ

されているが、可能な限りインプラントからアバットメントトップ

メントが必要になる。

まで距離が最小になるよう選択する。
これはアバットメント

8mm

マシーンアバットメントドライバー

12mm

クインテッセンス『その補綴に根拠はあるか』から改変引用

5B324
5B230

なぜこの形になったのか（イ）
パーシャルデンチャーでは残存歯の歯軸とできるだけ平行にインプラントを埋入する（ウ）
遊離端欠損で支持の効果を期待するのであれば可能❸義歯の設計に関して
回転軸を考慮した設計を行い、かつ支台付近に必用なボールアタッチメントはスタッドアタッチメントの代表的なもの

リリーフを行うとして、
これまでも天然歯を支台としたパーシャルデンチャー

フィメールハウジングの上部をかならず金属の補強構造にも多く利用されてきた。実はGCのボールアバットメントはで被覆する

これまでに市販されてきたボールアタッチメントとは異なり断面は球形ではなく、球の上半分がフラットに削除された形態となっている（図1）。
これはアタッチメントの高径を可能な限り※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の参考データは、2015年2月現在のものです。
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

できるだけ平行に埋入する

な限り遠心部にインプラントを埋入する

低くして、適用時に必要な高径を低くすること、
さらにはそれによってインプラントに作用する側方力を小さくすることを目さらに詳しい情報は、『Evidence for life Ⅱ』「歯の喪失ステージにおける戦略的インプラント治療」
をご覧ください。

的としたものである。
しかしボールアバットメントはこれまでのボールアタッチメントの特徴である、回転や沈下の許容性をしっかり受け継いでいる。回転量は上面の形態が球状であるから許容されるのではなく、図2に示すようなアンダーカット内部でのOリングとの

05

2.85

となるからである。

【包装・希望医院価格】

品名

図2

Φ1.9

（ア）
インプラントオーバーデンチャーでは各インプラントを●ジーシー インプラント ＭＳⅡ 管理医療機器 223AKBZX00066000●ジーシー インプラントＲｅ・技工用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000225
製造販売元／（株）
ジーシー 東京都板橋区蓮沼町７６番地１号●ジーシー インプラント・補綴用インスツルメント マシーンアバットメントドライバー 一般医療機器 09B2X00010G00047
製造販売元／（株）
シオダ 栃木県那須鳥山市東原５３

角度によらず、緩衝スペースの大きさは一定
0.5ので天然歯との混在が可能であることがあげられる。

❷インプラントの埋入に関して：互いに傾斜しないようにする

メタルハウジング（OリングN付）１個

メタルハウジング5

インプラント間の角度

0.4は低く、確実な維持力（約600ｇ）があり、緩圧性を有している提供されることになった。
ここではその開発の経緯と特徴をの円柱形部分が義歯の動きを制約し側方力を生む原因【包装・希望医院価格】¥7,000

0.3

0.1

0.3

としてボールアタッチメントを備えたボールアバットメントがOver denture

0.5

緩衝スペースの大きさ

ストローク
（mm）

※高さ
：5.5㎜と7㎜は受注生産になります。

クリアランスで決定されている。
したがって特徴としては高径

Implant

0.2

0.2

φ5

接触部位で決定され、また沈下量はトップとハウジングとのこのたびGCから可撤性インプラント上部構造のオプション

0.6

30

0.1

φ4.4

6B921
6B922
6B923
6B924
6B925
6B926
6B927
6B928
6B929
6B930
6B931
6B932
6B933
6B934
6B935
6B936
6B937
6B938

はじめに

関連製品

40

0

φ3.8

1.3
2
3
4
5.5※
7※
1.3
2
3
4
5.5※
7※
1.3
2
3
4
5.5※
7※

前田 芳信 先生

12㎜

ハウジングとボールが接触

10

6B939
6B940
6B941
6B942
6B943
6B944
6B945
6B946
6B947
6B948
6B949
6B950
6B951
6B952
6B953
6B954
6B955
6B956
6B957
6B958
6B959

高さH
製品No.
（mm）

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 教授

0.7

mm

0

0.5
1
2
3
4
5.5※
7※
0.5
1
2
3
4
5.5※
7※
0.5
1
2
3
4
5.5※
7※

種類

13

#

ボールアバットメントがなぜ今必要なのか
開発の経緯と活用のポイント

単回使用

ボールアバットメント間角度が0度、10度の模型を作成し、圧縮試験機にて各角度でのストロークを測定した。
メタルハウジング
５を使用した。

N

ボールアバットメント

高さH 製品
No.
（mm）

結果

20

IOD 特別号

マシーンアバットメントドライバー（ 8、12 ㎜）●ジーシースクリューインプラント ReⅨ EX 高度管理医療機器 22600BZX00177000●ジーシースクリューインプラント ReⅨ IN 高度管理医療機器 22600BZX00176000
製造販売元／（株）
ジーシー 東京都板橋区蓮沼町７６番地１号

20

10

ボールアバットメント

エクスターナル用：ボールアバットメント※インターナル用は、ジェネシオ、
ジェネシオPlusにご使用いただけます。
※エクスターナル用は、
セティオ、
セティオPlusにご使用いただけます。

メタルハウジング［リミックス］

結果

GC IMPLANT NEWS

試験方法

http://www.gcdental.co.jp/implant/

ボールアバットメント間角度と維持力の関係

Basic Research

お取引販売店または最寄りの弊社支店・営業所まで
お問い合わせください。

012. 適応症［リミックス］

GC IMPLANT NEWS

インプラントデンチャー用
ボールアタッチメントの臨床応用
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 教授

インプラントデンチャーの適応症には①無歯顎（少数歯残存症例を含む）、②遊離端義歯、③すれ違い咬合、④顎顔面補綴等があげられる。基本的にはインプラントデンチャーも従来のパーシャルデンチャー、
オーバーデンチャーに準じ、非緩圧型の概念で義歯とインプラントを

5.臨床例

図3
●ボールアバットメントIN φ3.8
カラー部 0.5mm
高さＨ

1mm

ジェネシオ/

2mm

3mm

ジェネシオPlus用1）下顎無歯顎
下顎無歯顎症例で前方に2本埋入できれば、使用するアタッチ

4mm

メントの選択範囲は広い。本症例ではボールアバットメントに
カラー部
高さＨ

連結する。
しかし、
顎堤粘膜とインプラントの被圧変位量の差は非常に大きく、機能時の義歯の動揺や回転変位によるインプラント周囲骨への影響は無視できない。
したがって、顎堤

大久保 力廣 先生

図7

粘膜の被圧変位量が大きい症例やすれ違い咬合のように義歯の動揺が大きくなる症例

メタルハウジング3を使用して、義歯の回転沈下を許容し維持
を図った
（図7）。
また、下顎正中部に1本埋入した場合には、前後左右360度

ではインプラントに過大な負荷をかけないために、回転の許容や緩圧型の設計を考慮する。

の回転を許容するが、全部床義歯に比較して、把持と維持にはじめに

下顎無歯顎におけるバーアタッチメントは遠心回転を許容し、ロケーターアタッチメントや●ボールアバットメント φ3.8

クッションタイプのマグネットアタッチメントは緩圧効果を発揮する。
しかし、これらのアタッチ

カラー部
高さＨ

インプラントオーバーデンチャー用のアタッチメントは現在、多種市販されている。
使用頻度が高いものとして、
バー、
ボール、
マグネット、
ロケーター

メントは異なる変位量の差を確実に補正するものではない。
このたびジーシー社より発売され等があり、それぞれの成功率や偶発症も多数報告されている。
アタッチメントはインプラントの埋入位置や本数、対合歯とのスペース等を考慮たボールアバットメントはメタルハウジング内に付与されたスペースにより0.3 mm、0.5 mm

して使用されているが、厳密な選択基準は存在しない。術者は各種アタッチメントの長所と短所をよく理解し、個々の症例に最適なアタッチの被圧変位量が制御でき〈文献2〉、症例によって使い分けが可能である。

1.3mm

2mm

セティオ/セティオPlus用
3mm

明らかな向上が認められる（図8）。本症例ではメタルハウジング5を用いて、
インプラントの負担軽減も両立した。

4mm
カラー部
高さＨ

すれ違い咬合2）下顎無歯顎症例で前方にインプラント2本を埋入し、ボールアバットメントにメタルハウジング3を使用して、義歯の回転沈下を許容し維持を図った。
図8

残存歯による咬合位の保持を喪失したすれ違い咬合は、最もメントを選択することになる。
この度、ジーシー社より新しいボールアバットメントが発売されたが、その開発コンセプトと選択基準、
適応症、
使用上

義歯の変位が生じやすい症例群である。数本のインプラントの注意点を概説し、臨床例を供覧する。

3. 選択基準の埋入により、
シンメトリーな支持が得られ、支台間線面積を増大させることにより義歯の安定も向上する。本症例では

図4

ボールアバットメントのラインアップとしては直径：3種類（3.8mm、4.4mm、5.0mm）、
プラット

8

比較的顎堤粘膜も厚いことからメタルハウジング5を用いて

当講座では古くよりOPA（Oリング ポスト アンカー）
アタッチメントの開発に携わり、積極的な臨床応用を行ってきた
〈文献1〉
（図1）。
パーシャル

ホームからの高さ：ジェネシオ用5種類・セティオ用4種類（図3）が、メタルハウジングには

7

インプラント負担の軽減を図った（図9）。

デンチャーにおいては支台歯と義歯を強固に連結するリジッドサポートの考え方を最優先しているが、骨植が良好でない支台歯に対しては被圧変位量：2種類（0.3mm、0.5mm）が用意されている。ボールアバットメントプラット

6

OPAアタッチメントを適用し、Oリングの有するわずかな緩衝能により支台歯の負担軽減に寄与させている。
またチェアーサイドでの常温重フォームの直径は埋入されたインプラント径に準じるが、高さは粘膜の厚径や埋入深度に合レジンを使用したOリングの取り付け操作は容易であり、現在も簡便で実用性の高いアタッチメントとして評価、汎用されている。

依存し、カラー部上面がわずかに歯肉縁上となるように設定する。
メタルハウジングの被圧

一方、
インプラントを義歯の支台としたインプラントデンチャーがインプラント固定性補綴と従来型義歯の中間的考え方として臨床に定着して変位量の選択は義歯の動揺量を考慮し、義歯の垂直および回転沈下量に応じて0.3mm

きた。特に顎堤吸収の大きな下顎無歯顎症例に対しては、わずか2本のインプラントを用いることにより、劇的な維持安定が得られることにあるいは0.5 mmを選択する。一般的には上顎の顎堤粘膜の被圧変位量は下顎に比較して加え、どのようなアタッチメントを使用しても成功率は非常に高く、無歯顎補綴の有力な選択肢となっている。
しかしながら、最近は改善傾向大きいことから、上顎ではメタルハウジング5（0.5mm）、下顎ではメタルハウジング3にあるものの、上顎のインプラントデンチャーの成功率は下顎に比較して明らかに劣り、慎重な適用が求められている。理由としては、①骨質（0.3mm）
を選択することが多い。
いずれにしても、義歯の変位量を想定し、メタルハウジング

が柔らかい、②側方力が加わりやすい、③上顎洞などの解剖学的制約が多い、④粘膜の被圧変位量が大きい、⑤義歯非装着時に対合歯を決定することにより、適切な補正を図ることが重要である〈文献2〉。

維持力︵N ︶

1. 開発コンセプト

5
4

おわりに

3

インプラント固定性補綴に比較して、
インプラントデンチャーの2

利点は多いが、装着後の偶発症もまた多いのが現実である。

1
0

定期的なメインテナンスによる早期対応が必要不可欠となる
0

500

1000
着脱回数（回）

1500

2000

が、本ボールアバットメントを使用することにより、患者満足度の向上とインプラントの失敗例を少しでも回避することを期待と咬合接触する等が考えられるが、可撤性でありながらインプラント固定性補綴と同様な負担が少数本のインプラントに集中しやすいことが

したい。
図5

主因と考えられる。
したがって、
インプラントの埋入状況や対合歯の分布によってはインプラントへの負担軽減を図り、埋入本数の増加、複数のインプラントの連結（バーアタッチメントの使用）、被圧変位量の補正等を考慮する必要がある。

4. 使用上の注意点

こうした背景から、大阪大学前田芳信教授との共同研究により、ボール頂部をフラットにして高径の減少を図りつつ、粘膜の沈下量に近似

1）平行性の確保

した被圧変位補正量をボール頂部とフィーメルとの間に設定し、咬合時にインプラントに過大な咬合圧が加わらないよう改良を加えた、新たなインプラント間の角度は基本的には10度以内とする。20度を超えた場合には義歯の着脱コンセプトのボールアバットメントが開発された（図2）。

ができなくなる可能性がある。
ステントやガイドを使用し、可及的に平行埋入を心がける。

図1

下顎正中部にインプラント1本を埋入した場合には、
メタルハウジング5を用いて、360度の回転を許容させ、
インプラントの負担軽減を図る。
図9

同 一 歯 列 内 では
できるだけ同じア
タッチメントで揃えることが理想的であるが 、異 種 のア
タッチメントを併用する場合もある。

2）Oリングの交換
2,000回までの着脱試験の結果においても、維持力の減衰は認められなかった（図4）。
Oリングの交換が必要な場合には短針等により簡単に除去することができ、新しいOリングとの交換も容易である。
図6

残存歯に適用されたOPAアタッチメント。
アンカー部は市販パターンを使用して鋳造製作する半既製品であり、Oリングの有するわずかな緩衝能が支台歯の延命に寄与する場合も多い。

カラー下部アンダーカット
3）
複数のインプラントが平行に植立されていない場合は、カラーの下部にアンダーカットが形成され、余剰レジンがアンダーカット内に流入し硬化すると着脱できなくなる危険性がある。
カラー部の高さが歯肉縁上から1mm未満であれば、ほとんど無視できるが、適切な

図2

量のレジンを使用することに加え、カラー下部にワセリン等の分離材を塗布するとよい。

〈特徴1 〉咬合力を緩衝し、インプラントへの荷重負担を抑止します。
緩衝スペース

2種類の緩衝スペース
メタルハウジング3

メタルハウジング5

0.3mm4）他のアタッチメントとの併用

0.5mm

ボールアバットメン
ト上はメタルバッキ
ング等の金属による構造的な補強が必要である。

すれ違い咬合症例では数本のインプラントのシンメトリカルな埋入により、支台間線面積も増大し義歯の安定も向上する。本症例では比較的顎堤粘膜も厚いことからメタルハウジング5を用いてインプラント負担の軽減を図った。

維持力の発現機構が異なるアタッチメントを使用すると、義歯の着脱時に負担が偏在する可能性があるため、同一歯列内ではできるだけ同じアタッチメントで揃えることが理想的である。
しかし、実際にはスペースや配置の制約から異なるアタッチメントを使用する場合もあり、臨床上は併用可能な場合が多い（図5）。

※緩衝スペースの異なるメタルハウジングを選択できます。

〈特徴 2 〉メタルハウジングは幅を小さく、高さを低く設計しています。

5）義歯の補強

4.7mm

B

A
2.85mm3

被圧変位量の補正が長期的に機能すれば、梃子の支点になりにくく、従来のボール

5

高さA

3.4mm 3.6mm

高さB

2.9mm 3.1mm

アタッチメントよりは破折しづらいはずである。
しかしながら、同部の断面積は最小となりやすいためオーバーデンチャーの弱点となることに変わりないことから、
メタルバッキングを含め金属による構造的な補強が必要である
〈文献3〉
（図6）。

維持力＝600gf

02

03

参考文献
1）大山喬史．新しく考案したO ring Attachmentの臨床研究．鶴見歯学
1976; 2：91−110.
2）Kono K, Kurihara D, Suzuki Y, Ohkubo C. In vitro assessment ofmandibular single / two implant-retained overdentures using
stress-breaking attachments. Implant Dent. 2014;23:456-62.
3）Ohkubo C, Kurihara D, Suzuki Y, Hosoi T, Kurtz KS: Bending
strengths of metal framework structures for implant-stabilized
overdentures. Prosthodont Res Pract 2003;2: 27-34.

04

2. 適応症［リミックス］

GC IMPLANT NEWS

インプラントデンチャー用
ボールアタッチメントの臨床応用
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 教授

インプラントデンチャーの適応症には①無歯顎（少数歯残存症例を含む）、②遊離端義歯、③すれ違い咬合、④顎顔面補綴等があげられる。基本的にはインプラントデンチャーも従来のパーシャルデンチャー、
オーバーデンチャーに準じ、非緩圧型の概念で義歯とインプラントを

5.臨床例

図3
●ボールアバットメントIN φ3.8
カラー部 0.5mm
高さＨ

1mm

ジェネシオ/

2mm

3mm

ジェネシオPlus用1）下顎無歯顎
下顎無歯顎症例で前方に2本埋入できれば、使用するアタッチ

4mm

メントの選択範囲は広い。本症例ではボールアバットメントに
カラー部
高さＨ

連結する。
しかし、
顎堤粘膜とインプラントの被圧変位量の差は非常に大きく、機能時の義歯の動揺や回転変位によるインプラント周囲骨への影響は無視できない。
したがって、顎堤

大久保 力廣 先生

図7

粘膜の被圧変位量が大きい症例やすれ違い咬合のように義歯の動揺が大きくなる症例

メタルハウジング3を使用して、義歯の回転沈下を許容し維持
を図った
（図7）。
また、下顎正中部に1本埋入した場合には、前後左右360度

ではインプラントに過大な負荷をかけないために、回転の許容や緩圧型の設計を考慮する。

の回転を許容するが、全部床義歯に比較して、把持と維持にはじめに

下顎無歯顎におけるバーアタッチメントは遠心回転を許容し、ロケーターアタッチメントや●ボールアバットメント φ3.8

クッションタイプのマグネットアタッチメントは緩圧効果を発揮する。
しかし、これらのアタッチ

カラー部
高さＨ

インプラントオーバーデンチャー用のアタッチメントは現在、多種市販されている。
使用頻度が高いものとして、
バー、
ボール、
マグネット、
ロケーター

メントは異なる変位量の差を確実に補正するものではない。
このたびジーシー社より発売され等があり、それぞれの成功率や偶発症も多数報告されている。
アタッチメントはインプラントの埋入位置や本数、対合歯とのスペース等を考慮たボールアバットメントはメタルハウジング内に付与されたスペースにより0.3 mm、0.5 mm

して使用されているが、厳密な選択基準は存在しない。術者は各種アタッチメントの長所と短所をよく理解し、個々の症例に最適なアタッチの被圧変位量が制御でき〈文献2〉、症例によって使い分けが可能である。

1.3mm

2mm

セティオ/セティオPlus用
3mm

明らかな向上が認められる（図8）。本症例ではメタルハウジング5を用いて、
インプラントの負担軽減も両立した。

4mm
カラー部
高さＨ

すれ違い咬合2）下顎無歯顎症例で前方にインプラント2本を埋入し、ボールアバットメントにメタルハウジング3を使用して、義歯の回転沈下を許容し維持を図った。
図8

残存歯による咬合位の保持を喪失したすれ違い咬合は、最もメントを選択することになる。
この度、ジーシー社より新しいボールアバットメントが発売されたが、その開発コンセプトと選択基準、
適応症、
使用上

義歯の変位が生じやすい症例群である。数本のインプラントの注意点を概説し、臨床例を供覧する。

3. 選択基準の埋入により、
シンメトリーな支持が得られ、支台間線面積を増大させることにより義歯の安定も向上する。本症例では

図4

ボールアバットメントのラインアップとしては直径：3種類（3.8mm、4.4mm、5.0mm）、
プラット

8

比較的顎堤粘膜も厚いことからメタルハウジング5を用いて

当講座では古くよりOPA（Oリング ポスト アンカー）
アタッチメントの開発に携わり、積極的な臨床応用を行ってきた
〈文献1〉
（図1）。
パーシャル

ホームからの高さ：ジェネシオ用5種類・セティオ用4種類（図3）が、メタルハウジングには

7

インプラント負担の軽減を図った（図9）。

デンチャーにおいては支台歯と義歯を強固に連結するリジッドサポートの考え方を最優先しているが、骨植が良好でない支台歯に対しては被圧変位量：2種類（0.3mm、0.5mm）が用意されている。ボールアバットメントプラット

6

OPAアタッチメントを適用し、Oリングの有するわずかな緩衝能により支台歯の負担軽減に寄与させている。
またチェアーサイドでの常温重フォームの直径は埋入されたインプラント径に準じるが、高さは粘膜の厚径や埋入深度に合レジンを使用したOリングの取り付け操作は容易であり、現在も簡便で実用性の高いアタッチメントとして評価、汎用されている。

依存し、カラー部上面がわずかに歯肉縁上となるように設定する。
メタルハウジングの被圧

一方、
インプラントを義歯の支台としたインプラントデンチャーがインプラント固定性補綴と従来型義歯の中間的考え方として臨床に定着して変位量の選択は義歯の動揺量を考慮し、義歯の垂直および回転沈下量に応じて0.3mm

きた。特に顎堤吸収の大きな下顎無歯顎症例に対しては、わずか2本のインプラントを用いることにより、劇的な維持安定が得られることにあるいは0.5 mmを選択する。一般的には上顎の顎堤粘膜の被圧変位量は下顎に比較して加え、どのようなアタッチメントを使用しても成功率は非常に高く、無歯顎補綴の有力な選択肢となっている。
しかしながら、最近は改善傾向大きいことから、上顎ではメタルハウジング5（0.5mm）、下顎ではメタルハウジング3にあるものの、上顎のインプラントデンチャーの成功率は下顎に比較して明らかに劣り、慎重な適用が求められている。理由としては、①骨質（0.3mm）
を選択することが多い。
いずれにしても、義歯の変位量を想定し、メタルハウジング

が柔らかい、②側方力が加わりやすい、③上顎洞などの解剖学的制約が多い、④粘膜の被圧変位量が大きい、⑤義歯非装着時に対合歯を決定することにより、適切な補正を図ることが重要である〈文献2〉。

維持力︵N ︶

1. 開発コンセプト

5
4

おわりに

3

インプラント固定性補綴に比較して、
インプラントデンチャーの2

利点は多いが、装着後の偶発症もまた多いのが現実である。

1
0

定期的なメインテナンスによる早期対応が必要不可欠となる
0

500

1000
着脱回数（回）

1500

2000

が、本ボールアバットメントを使用することにより、患者満足度の向上とインプラントの失敗例を少しでも回避することを期待と咬合接触する等が考えられるが、可撤性でありながらインプラント固定性補綴と同様な負担が少数本のインプラントに集中しやすいことが

したい。
図5

主因と考えられる。
したがって、
インプラントの埋入状況や対合歯の分布によってはインプラントへの負担軽減を図り、埋入本数の増加、複数のインプラントの連結（バーアタッチメントの使用）、被圧変位量の補正等を考慮する必要がある。

4. 使用上の注意点

こうした背景から、大阪大学前田芳信教授との共同研究により、ボール頂部をフラットにして高径の減少を図りつつ、粘膜の沈下量に近似

1）平行性の確保

した被圧変位補正量をボール頂部とフィーメルとの間に設定し、咬合時にインプラントに過大な咬合圧が加わらないよう改良を加えた、新たなインプラント間の角度は基本的には10度以内とする。20度を超えた場合には義歯の着脱コンセプトのボールアバットメントが開発された（図2）。

ができなくなる可能性がある。
ステントやガイドを使用し、可及的に平行埋入を心がける。

図1

下顎正中部にインプラント1本を埋入した場合には、
メタルハウジング5を用いて、360度の回転を許容させ、
インプラントの負担軽減を図る。
図9

同 一 歯 列 内 では
できるだけ同じア
タッチメントで揃えることが理想的であるが 、異 種 のア
タッチメントを併用する場合もある。

2）Oリングの交換
2,000回までの着脱試験の結果においても、維持力の減衰は認められなかった（図4）。
Oリングの交換が必要な場合には短針等により簡単に除去することができ、新しいOリングとの交換も容易である。
図6

残存歯に適用されたOPAアタッチメント。
アンカー部は市販パターンを使用して鋳造製作する半既製品であり、Oリングの有するわずかな緩衝能が支台歯の延命に寄与する場合も多い。

カラー下部アンダーカット
3）
複数のインプラントが平行に植立されていない場合は、カラーの下部にアンダーカットが形成され、余剰レジンがアンダーカット内に流入し硬化すると着脱できなくなる危険性がある。
カラー部の高さが歯肉縁上から1mm未満であれば、ほとんど無視できるが、適切な

図2

量のレジンを使用することに加え、カラー下部にワセリン等の分離材を塗布するとよい。

〈特徴1 〉咬合力を緩衝し、インプラントへの荷重負担を抑止します。
緩衝スペース

2種類の緩衝スペース
メタルハウジング3

メタルハウジング5

0.3mm4）他のアタッチメントとの併用

0.5mm

ボールアバットメン
ト上はメタルバッキ
ング等の金属による構造的な補強が必要である。

すれ違い咬合症例では数本のインプラントのシンメトリカルな埋入により、支台間線面積も増大し義歯の安定も向上する。本症例では比較的顎堤粘膜も厚いことからメタルハウジング5を用いてインプラント負担の軽減を図った。

維持力の発現機構が異なるアタッチメントを使用すると、義歯の着脱時に負担が偏在する可能性があるため、同一歯列内ではできるだけ同じアタッチメントで揃えることが理想的である。
しかし、実際にはスペースや配置の制約から異なるアタッチメントを使用する場合もあり、臨床上は併用可能な場合が多い（図5）。

※緩衝スペースの異なるメタルハウジングを選択できます。

〈特徴 2 〉メタルハウジングは幅を小さく、高さを低く設計しています。

5）義歯の補強

4.7mm

B

A
2.85mm3

被圧変位量の補正が長期的に機能すれば、梃子の支点になりにくく、従来のボール

5

高さA

3.4mm 3.6mm

高さB

2.9mm 3.1mm

アタッチメントよりは破折しづらいはずである。
しかしながら、同部の断面積は最小となりやすいためオーバーデンチャーの弱点となることに変わりないことから、
メタルバッキングを含め金属による構造的な補強が必要である
〈文献3〉
（図6）。

維持力＝600gf

02

03

参考文献
1）大山喬史．新しく考案したO ring Attachmentの臨床研究．鶴見歯学
1976; 2：91−110.
2）Kono K, Kurihara D, Suzuki Y, Ohkubo C. In vitro assessment ofmandibular single / two implant-retained overdentures using
stress-breaking attachments. Implant Dent. 2014;23:456-62.
3）Ohkubo C, Kurihara D, Suzuki Y, Hosoi T, Kurtz KS: Bending
strengths of metal framework structures for implant-stabilized
overdentures. Prosthodont Res Pract 2003;2: 27-34.

04

2. 適応症［リミックス］

GC IMPLANT NEWS

インプラントデンチャー用
ボールアタッチメントの臨床応用
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 教授

インプラントデンチャーの適応症には①無歯顎（少数歯残存症例を含む）、②遊離端義歯、③すれ違い咬合、④顎顔面補綴等があげられる。基本的にはインプラントデンチャーも従来のパーシャルデンチャー、
オーバーデンチャーに準じ、非緩圧型の概念で義歯とインプラントを

5.臨床例

図3
●ボールアバットメントIN φ3.8
カラー部 0.5mm
高さＨ

1mm

ジェネシオ/

2mm

3mm

ジェネシオPlus用1）下顎無歯顎
下顎無歯顎症例で前方に2本埋入できれば、使用するアタッチ

4mm

メントの選択範囲は広い。本症例ではボールアバットメントに
カラー部
高さＨ

連結する。
しかし、
顎堤粘膜とインプラントの被圧変位量の差は非常に大きく、機能時の義歯の動揺や回転変位によるインプラント周囲骨への影響は無視できない。
したがって、顎堤

大久保 力廣 先生

図7

粘膜の被圧変位量が大きい症例やすれ違い咬合のように義歯の動揺が大きくなる症例

メタルハウジング3を使用して、義歯の回転沈下を許容し維持
を図った
（図7）。
また、下顎正中部に1本埋入した場合には、前後左右360度

ではインプラントに過大な負荷をかけないために、回転の許容や緩圧型の設計を考慮する。

の回転を許容するが、全部床義歯に比較して、把持と維持にはじめに

下顎無歯顎におけるバーアタッチメントは遠心回転を許容し、ロケーターアタッチメントや●ボールアバットメント φ3.8

クッションタイプのマグネットアタッチメントは緩圧効果を発揮する。
しかし、これらのアタッチ

カラー部
高さＨ

インプラントオーバーデンチャー用のアタッチメントは現在、多種市販されている。
使用頻度が高いものとして、
バー、
ボール、
マグネット、
ロケーター

メントは異なる変位量の差を確実に補正するものではない。
このたびジーシー社より発売され等があり、それぞれの成功率や偶発症も多数報告されている。
アタッチメントはインプラントの埋入位置や本数、対合歯とのスペース等を考慮たボールアバットメントはメタルハウジング内に付与されたスペースにより0.3 mm、0.5 mm

して使用されているが、厳密な選択基準は存在しない。術者は各種アタッチメントの長所と短所をよく理解し、個々の症例に最適なアタッチの被圧変位量が制御でき〈文献2〉、症例によって使い分けが可能である。

1.3mm

2mm

セティオ/セティオPlus用
3mm

明らかな向上が認められる（図8）。本症例ではメタルハウジング5を用いて、
インプラントの負担軽減も両立した。

4mm
カラー部
高さＨ

すれ違い咬合2）下顎無歯顎症例で前方にインプラント2本を埋入し、ボールアバットメントにメタルハウジング3を使用して、義歯の回転沈下を許容し維持を図った。
図8

残存歯による咬合位の保持を喪失したすれ違い咬合は、最もメントを選択することになる。
この度、ジーシー社より新しいボールアバットメントが発売されたが、その開発コンセプトと選択基準、
適応症、
使用上

義歯の変位が生じやすい症例群である。数本のインプラントの注意点を概説し、臨床例を供覧する。

3. 選択基準の埋入により、
シンメトリーな支持が得られ、支台間線面積を増大させることにより義歯の安定も向上する。本症例では

図4

ボールアバットメントのラインアップとしては直径：3種類（3.8mm、4.4mm、5.0mm）、
プラット

8

比較的顎堤粘膜も厚いことからメタルハウジング5を用いて

当講座では古くよりOPA（Oリング ポスト アンカー）
アタッチメントの開発に携わり、積極的な臨床応用を行ってきた
〈文献1〉
（図1）。
パーシャル

ホームからの高さ：ジェネシオ用5種類・セティオ用4種類（図3）が、メタルハウジングには

7

インプラント負担の軽減を図った（図9）。

デンチャーにおいては支台歯と義歯を強固に連結するリジッドサポートの考え方を最優先しているが、骨植が良好でない支台歯に対しては被圧変位量：2種類（0.3mm、0.5mm）が用意されている。ボールアバットメントプラット

6

OPAアタッチメントを適用し、Oリングの有するわずかな緩衝能により支台歯の負担軽減に寄与させている。
またチェアーサイドでの常温重フォームの直径は埋入されたインプラント径に準じるが、高さは粘膜の厚径や埋入深度に合レジンを使用したOリングの取り付け操作は容易であり、現在も簡便で実用性の高いアタッチメントとして評価、汎用されている。

依存し、カラー部上面がわずかに歯肉縁上となるように設定する。
メタルハウジングの被圧

一方、
インプラントを義歯の支台としたインプラントデンチャーがインプラント固定性補綴と従来型義歯の中間的考え方として臨床に定着して変位量の選択は義歯の動揺量を考慮し、義歯の垂直および回転沈下量に応じて0.3mm

きた。特に顎堤吸収の大きな下顎無歯顎症例に対しては、わずか2本のインプラントを用いることにより、劇的な維持安定が得られることにあるいは0.5 mmを選択する。一般的には上顎の顎堤粘膜の被圧変位量は下顎に比較して加え、どのようなアタッチメントを使用しても成功率は非常に高く、無歯顎補綴の有力な選択肢となっている。
しかしながら、最近は改善傾向大きいことから、上顎ではメタルハウジング5（0.5mm）、下顎ではメタルハウジング3にあるものの、上顎のインプラントデンチャーの成功率は下顎に比較して明らかに劣り、慎重な適用が求められている。理由としては、①骨質（0.3mm）
を選択することが多い。
いずれにしても、義歯の変位量を想定し、メタルハウジング

が柔らかい、②側方力が加わりやすい、③上顎洞などの解剖学的制約が多い、④粘膜の被圧変位量が大きい、⑤義歯非装着時に対合歯を決定することにより、適切な補正を図ることが重要である〈文献2〉。

維持力︵N ︶

1. 開発コンセプト

5
4

おわりに

3

インプラント固定性補綴に比較して、
インプラントデンチャーの2

利点は多いが、装着後の偶発症もまた多いのが現実である。

1
0

定期的なメインテナンスによる早期対応が必要不可欠となる
0

500

1000
着脱回数（回）

1500

2000

が、本ボールアバットメントを使用することにより、患者満足度の向上とインプラントの失敗例を少しでも回避することを期待と咬合接触する等が考えられるが、可撤性でありながらインプラント固定性補綴と同様な負担が少数本のインプラントに集中しやすいことが

したい。
図5

主因と考えられる。
したがって、
インプラントの埋入状況や対合歯の分布によってはインプラントへの負担軽減を図り、埋入本数の増加、複数のインプラントの連結（バーアタッチメントの使用）、被圧変位量の補正等を考慮する必要がある。

4. 使用上の注意点

こうした背景から、大阪大学前田芳信教授との共同研究により、ボール頂部をフラットにして高径の減少を図りつつ、粘膜の沈下量に近似

1）平行性の確保

した被圧変位補正量をボール頂部とフィーメルとの間に設定し、咬合時にインプラントに過大な咬合圧が加わらないよう改良を加えた、新たなインプラント間の角度は基本的には10度以内とする。20度を超えた場合には義歯の着脱コンセプトのボールアバットメントが開発された（図2）。

ができなくなる可能性がある。
ステントやガイドを使用し、可及的に平行埋入を心がける。

図1

下顎正中部にインプラント1本を埋入した場合には、
メタルハウジング5を用いて、360度の回転を許容させ、
インプラントの負担軽減を図る。
図9

同 一 歯 列 内 では
できるだけ同じア
タッチメントで揃えることが理想的であるが 、異 種 のア
タッチメントを併用する場合もある。

2）Oリングの交換
2,000回までの着脱試験の結果においても、維持力の減衰は認められなかった（図4）。
Oリングの交換が必要な場合には短針等により簡単に除去することができ、新しいOリングとの交換も容易である。
図6

残存歯に適用されたOPAアタッチメント。
アンカー部は市販パターンを使用して鋳造製作する半既製品であり、Oリングの有するわずかな緩衝能が支台歯の延命に寄与する場合も多い。

カラー下部アンダーカット
3）
複数のインプラントが平行に植立されていない場合は、カラーの下部にアンダーカットが形成され、余剰レジンがアンダーカット内に流入し硬化すると着脱できなくなる危険性がある。
カラー部の高さが歯肉縁上から1mm未満であれば、ほとんど無視できるが、適切な

図2

量のレジンを使用することに加え、カラー下部にワセリン等の分離材を塗布するとよい。

〈特徴1 〉咬合力を緩衝し、インプラントへの荷重負担を抑止します。
緩衝スペース

2種類の緩衝スペース
メタルハウジング3

メタルハウジング5

0.3mm4）他のアタッチメントとの併用

0.5mm

ボールアバットメン
ト上はメタルバッキ
ング等の金属による構造的な補強が必要である。

すれ違い咬合症例では数本のインプラントのシンメトリカルな埋入により、支台間線面積も増大し義歯の安定も向上する。本症例では比較的顎堤粘膜も厚いことからメタルハウジング5を用いてインプラント負担の軽減を図った。

維持力の発現機構が異なるアタッチメントを使用すると、義歯の着脱時に負担が偏在する可能性があるため、同一歯列内ではできるだけ同じアタッチメントで揃えることが理想的である。
しかし、実際にはスペースや配置の制約から異なるアタッチメントを使用する場合もあり、臨床上は併用可能な場合が多い（図5）。

※緩衝スペースの異なるメタルハウジングを選択できます。

〈特徴 2 〉メタルハウジングは幅を小さく、高さを低く設計しています。

5）義歯の補強

4.7mm

B

A
2.85mm3

被圧変位量の補正が長期的に機能すれば、梃子の支点になりにくく、従来のボール

5

高さA

3.4mm 3.6mm

高さB

2.9mm 3.1mm

アタッチメントよりは破折しづらいはずである。
しかしながら、同部の断面積は最小となりやすいためオーバーデンチャーの弱点となることに変わりないことから、
メタルバッキングを含め金属による構造的な補強が必要である
〈文献3〉
（図6）。

維持力＝600gf

02

03

参考文献
1）大山喬史．新しく考案したO ring Attachmentの臨床研究．鶴見歯学
1976; 2：91−110.
2）Kono K, Kurihara D, Suzuki Y, Ohkubo C. In vitro assessment ofmandibular single / two implant-retained overdentures using
stress-breaking attachments. Implant Dent. 2014;23:456-62.
3）Ohkubo C, Kurihara D, Suzuki Y, Hosoi T, Kurtz KS: Bending
strengths of metal framework structures for implant-stabilized
overdentures. Prosthodont Res Pract 2003;2: 27-34.

04

●材質：ボールアバットメント／IN、
メタルハウジング＝チタン合金（ Ti-6AL-4V ）ボールアバットメントアナログ＝ステンレス鋼、OリングN＝ニトリルゴム

ボールアバットメント間角度が0度、10度、20度、30度の模型を作成し、引っ張り試験機にて各角度での維持力を測定した。

30●インターナル用：ボールアバットメントIN【包装・希望医院価格】

ボールアバットメント（コニカルホルダー付）
１個
25¥14,000●対応ドライバー : アバットメントスクリュードライバー（ 8 、12、18 ㎜）

維持力︵N ︶

ボールアバットメントIN
種類

15●ボールアバットメントIN φ3.8
カラー部
高さＨ

0.5mm

1mm

ジェネシオ／

2mm

ジェネシオPlus用

4mm

3mm

φ3.8

5

角度：0〜30度
0

カラー部高さＨ
0度

10度

20度

30度

20度を超えると維持力が急激に上昇
ボールアバットメントを使用する際はできるだけ平行に
インプラントを埋入すること。角度がついてしまう場合は10度以内を目安とする。

●ボールアバットメント φ3.8
カラー部
高さＨ

1.3mm

2mm

φ4.4

セティオ／セティオPlus用

3mm

4mm

カラー部高さＨ

ボールアバットメント間角度と緩衝スペースの関係

Basic Research

φ5

φ4.4とφ5につきましては、右記の表をご参照ください。

試験方法

緩衝スペース
︵ ︶

0.4

荷重︵

0

︶
0.6

述べてみたい。

図1

GC IMPLANT Re
GENES O Plus
ジェネシオプラス

SET O Plus

セティオプラス

インプラントをMIのオプションとするために
ボールアバットメントが必要【包装・希望医院価格】【包装・希望医院価格】

ボールアバットメントアナログ1個 ¥3,200

OリングN１0個¥6,000

マシーンアバットメントドライバー ¥5,000
品名
製品No.
マシーンアバットメントドライバー

製品No.

メタルハウジング3

6B964
6B965

0度

品名

製品No.

品名

製品No.

ボールアバットメントアナログ

6B914

OリングN

6B968

10度

ボールアバットメントを使用する際、角度がついてしまった
場合でも平行に埋入したときと同様には緩衝機能が発揮される。

現在すでにインプラントは欠損補綴の重要な選択肢の一つとなっている。
さらに、同一症例においても、その長期経過Lにおいては、
インプラントクラウンやブリッジという固定性上部

応ら 2013構造、
インプラントオーバーデンチャーやリムーバブルブリッジ
といった可撤性上部構造をライフスタイルに応じ最小限の介入（MI）
で移行的に使い分ける必要がでてきている。
一方、欠損の拡大を抑制することが補綴治療の目的である
ことから、小さな欠損においても最小限のインプラントを有効に咬合支持に参加させて（MI）、
さらなる歯や顎堤の欠損の拡大を防ぎ、遊離端や擦れ違いの状態が生じることを抑制

使用上の注意することも考慮すべきである。

❶高さの選択に関して：高さはできるだけ低くそのためには天然歯との混在に対応でき、支持、維持、把持

ボールアバットメントには高径の違うものがラインナップの機能を備え、
かつ単独でインプラントに利用できるアタッチ

されているが、可能な限りインプラントからアバットメントトップ

メントが必要になる。

まで距離が最小になるよう選択する。
これはアバットメント

8mm

マシーンアバットメントドライバー

12mm

クインテッセンス『その補綴に根拠はあるか』から改変引用

5B324
5B230

なぜこの形になったのか（イ）
パーシャルデンチャーでは残存歯の歯軸とできるだけ平行にインプラントを埋入する（ウ）
遊離端欠損で支持の効果を期待するのであれば可能❸義歯の設計に関して
回転軸を考慮した設計を行い、かつ支台付近に必用なボールアタッチメントはスタッドアタッチメントの代表的なもの

リリーフを行うとして、
これまでも天然歯を支台としたパーシャルデンチャー

フィメールハウジングの上部をかならず金属の補強構造にも多く利用されてきた。実はGCのボールアバットメントはで被覆する

これまでに市販されてきたボールアタッチメントとは異なり断面は球形ではなく、球の上半分がフラットに削除された形態となっている（図1）。
これはアタッチメントの高径を可能な限り※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の参考データは、2015年2月現在のものです。
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

できるだけ平行に埋入する

な限り遠心部にインプラントを埋入する

低くして、適用時に必要な高径を低くすること、
さらにはそれによってインプラントに作用する側方力を小さくすることを目さらに詳しい情報は、『Evidence for life Ⅱ』「歯の喪失ステージにおける戦略的インプラント治療」
をご覧ください。

的としたものである。
しかしボールアバットメントはこれまでのボールアタッチメントの特徴である、回転や沈下の許容性をしっかり受け継いでいる。回転量は上面の形態が球状であるから許容されるのではなく、図2に示すようなアンダーカット内部でのOリングとの

05

2.85

となるからである。

【包装・希望医院価格】

品名

図2

Φ1.9

（ア）
インプラントオーバーデンチャーでは各インプラントを●ジーシー インプラント ＭＳⅡ 管理医療機器 223AKBZX00066000●ジーシー インプラントＲｅ・技工用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000225
製造販売元／（株）
ジーシー 東京都板橋区蓮沼町７６番地１号●ジーシー インプラント・補綴用インスツルメント マシーンアバットメントドライバー 一般医療機器 09B2X00010G00047
製造販売元／（株）
シオダ 栃木県那須鳥山市東原５３

角度によらず、緩衝スペースの大きさは一定
0.5ので天然歯との混在が可能であることがあげられる。

❷インプラントの埋入に関して：互いに傾斜しないようにする

メタルハウジング（OリングN付）１個

メタルハウジング5

インプラント間の角度

0.4は低く、確実な維持力（約600ｇ）があり、緩圧性を有している提供されることになった。
ここではその開発の経緯と特徴をの円柱形部分が義歯の動きを制約し側方力を生む原因【包装・希望医院価格】¥7,000

0.3

0.1

0.3

としてボールアタッチメントを備えたボールアバットメントがOver denture

0.5

緩衝スペースの大きさ

ストローク
（mm）

※高さ
：5.5㎜と7㎜は受注生産になります。

クリアランスで決定されている。
したがって特徴としては高径

Implant

0.2

0.2

φ5

接触部位で決定され、また沈下量はトップとハウジングとのこのたびGCから可撤性インプラント上部構造のオプション

0.6

30

0.1

φ4.4

6B921
6B922
6B923
6B924
6B925
6B926
6B927
6B928
6B929
6B930
6B931
6B932
6B933
6B934
6B935
6B936
6B937
6B938

はじめに

関連製品

40

0

φ3.8

1.3
2
3
4
5.5※
7※
1.3
2
3
4
5.5※
7※
1.3
2
3
4
5.5※
7※

前田 芳信 先生

12㎜

ハウジングとボールが接触

10

6B939
6B940
6B941
6B942
6B943
6B944
6B945
6B946
6B947
6B948
6B949
6B950
6B951
6B952
6B953
6B954
6B955
6B956
6B957
6B958
6B959

高さH
製品No.
（mm）

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 教授

0.7

mm

0

0.5
1
2
3
4
5.5※
7※
0.5
1
2
3
4
5.5※
7※
0.5
1
2
3
4
5.5※
7※

種類

13

#

ボールアバットメントがなぜ今必要なのか
開発の経緯と活用のポイント

単回使用

ボールアバットメント間角度が0度、10度の模型を作成し、圧縮試験機にて各角度でのストロークを測定した。
メタルハウジング
５を使用した。

N

ボールアバットメント

高さH 製品
No.
（mm）

結果

20

IOD 特別号

マシーンアバットメントドライバー（ 8、12 ㎜）●ジーシースクリューインプラント ReⅨ EX 高度管理医療機器 22600BZX00177000●ジーシースクリューインプラント ReⅨ IN 高度管理医療機器 22600BZX00176000
製造販売元／（株）
ジーシー 東京都板橋区蓮沼町７６番地１号

20

10

ボールアバットメント

エクスターナル用：ボールアバットメント※インターナル用は、ジェネシオ、
ジェネシオPlusにご使用いただけます。
※エクスターナル用は、
セティオ、
セティオPlusにご使用いただけます。

メタルハウジング［リミックス］

結果

GC IMPLANT NEWS

試験方法

http://www.gcdental.co.jp/implant/

ボールアバットメント間角度と維持力の関係

Basic Research

お取引販売店または最寄りの弊社支店・営業所まで
お問い合わせください。

01

●材質：ボールアバットメント／IN、
メタルハウジング＝チタン合金（ Ti-6AL-4V ）ボールアバットメントアナログ＝ステンレス鋼、OリングN＝ニトリルゴム

ボールアバットメント間角度が0度、10度、20度、30度の模型を作成し、引っ張り試験機にて各角度での維持力を測定した。

30●インターナル用：ボールアバットメントIN【包装・希望医院価格】

ボールアバットメント（コニカルホルダー付）
１個
25¥14,000●対応ドライバー : アバットメントスクリュードライバー（ 8 、12、18 ㎜）

維持力︵N ︶

ボールアバットメントIN
種類

15●ボールアバットメントIN φ3.8
カラー部
高さＨ

0.5mm

1mm

ジェネシオ／

2mm

ジェネシオPlus用

4mm

3mm

φ3.8

5

角度：0〜30度
0

カラー部高さＨ
0度

10度

20度

30度

20度を超えると維持力が急激に上昇
ボールアバットメントを使用する際はできるだけ平行に
インプラントを埋入すること。角度がついてしまう場合は10度以内を目安とする。

●ボールアバットメント φ3.8
カラー部
高さＨ

1.3mm

2mm

φ4.4

セティオ／セティオPlus用

3mm

4mm

カラー部高さＨ

ボールアバットメント間角度と緩衝スペースの関係

Basic Research

φ5

φ4.4とφ5につきましては、右記の表をご参照ください。

試験方法

緩衝スペース
︵ ︶

0.4

荷重︵

0

︶
0.6

述べてみたい。

図1

GC IMPLANT Re
GENES O Plus
ジェネシオプラス

SET O Plus

セティオプラス

インプラントをMIのオプションとするために
ボールアバットメントが必要【包装・希望医院価格】【包装・希望医院価格】

ボールアバットメントアナログ1個 ¥3,200

OリングN１0個¥6,000

マシーンアバットメントドライバー ¥5,000
品名
製品No.
マシーンアバットメントドライバー

製品No.

メタルハウジング3

6B964
6B965

0度

品名

製品No.

品名

製品No.

ボールアバットメントアナログ

6B914

OリングN

6B968

10度

ボールアバットメントを使用する際、角度がついてしまった
場合でも平行に埋入したときと同様には緩衝機能が発揮される。

現在すでにインプラントは欠損補綴の重要な選択肢の一つとなっている。
さらに、同一症例においても、その長期経過Lにおいては、
インプラントクラウンやブリッジという固定性上部

応ら 2013構造、
インプラントオーバーデンチャーやリムーバブルブリッジ
といった可撤性上部構造をライフスタイルに応じ最小限の介入（MI）
で移行的に使い分ける必要がでてきている。
一方、欠損の拡大を抑制することが補綴治療の目的である
ことから、小さな欠損においても最小限のインプラントを有効に咬合支持に参加させて（MI）、
さらなる歯や顎堤の欠損の拡大を防ぎ、遊離端や擦れ違いの状態が生じることを抑制

使用上の注意することも考慮すべきである。

❶高さの選択に関して：高さはできるだけ低くそのためには天然歯との混在に対応でき、支持、維持、把持

ボールアバットメントには高径の違うものがラインナップの機能を備え、
かつ単独でインプラントに利用できるアタッチ

されているが、可能な限りインプラントからアバットメントトップ

メントが必要になる。

まで距離が最小になるよう選択する。
これはアバットメント

8mm

マシーンアバットメントドライバー

12mm

クインテッセンス『その補綴に根拠はあるか』から改変引用

5B324
5B230

なぜこの形になったのか（イ）
パーシャルデンチャーでは残存歯の歯軸とできるだけ平行にインプラントを埋入する（ウ）
遊離端欠損で支持の効果を期待するのであれば可能❸義歯の設計に関して
回転軸を考慮した設計を行い、かつ支台付近に必用なボールアタッチメントはスタッドアタッチメントの代表的なもの

リリーフを行うとして、
これまでも天然歯を支台としたパーシャルデンチャー

フィメールハウジングの上部をかならず金属の補強構造にも多く利用されてきた。実はGCのボールアバットメントはで被覆する

これまでに市販されてきたボールアタッチメントとは異なり断面は球形ではなく、球の上半分がフラットに削除された形態となっている（図1）。
これはアタッチメントの高径を可能な限り※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の参考データは、2015年2月現在のものです。
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

できるだけ平行に埋入する

な限り遠心部にインプラントを埋入する

低くして、適用時に必要な高径を低くすること、
さらにはそれによってインプラントに作用する側方力を小さくすることを目さらに詳しい情報は、『Evidence for life Ⅱ』「歯の喪失ステージにおける戦略的インプラント治療」
をご覧ください。

的としたものである。
しかしボールアバットメントはこれまでのボールアタッチメントの特徴である、回転や沈下の許容性をしっかり受け継いでいる。回転量は上面の形態が球状であるから許容されるのではなく、図2に示すようなアンダーカット内部でのOリングとの

05

2.85

となるからである。

【包装・希望医院価格】

品名

図2

Φ1.9

（ア）
インプラントオーバーデンチャーでは各インプラントを●ジーシー インプラント ＭＳⅡ 管理医療機器 223AKBZX00066000●ジーシー インプラントＲｅ・技工用コンポーネント 一般医療機器 13B1X00155000225
製造販売元／（株）
ジーシー 東京都板橋区蓮沼町７６番地１号●ジーシー インプラント・補綴用インスツルメント マシーンアバットメントドライバー 一般医療機器 09B2X00010G00047
製造販売元／（株）
シオダ 栃木県那須鳥山市東原５３

角度によらず、緩衝スペースの大きさは一定
0.5ので天然歯との混在が可能であることがあげられる。

❷インプラントの埋入に関して：互いに傾斜しないようにする

メタルハウジング（OリングN付）１個

メタルハウジング5

インプラント間の角度

0.4は低く、確実な維持力（約600ｇ）があり、緩圧性を有している提供されることになった。
ここではその開発の経緯と特徴をの円柱形部分が義歯の動きを制約し側方力を生む原因【包装・希望医院価格】¥7,000

0.3

0.1

0.3

としてボールアタッチメントを備えたボールアバットメントがOver denture

0.5

緩衝スペースの大きさ

ストローク
（mm）

※高さ
：5.5㎜と7㎜は受注生産になります。

クリアランスで決定されている。
したがって特徴としては高径

Implant

0.2

0.2

φ5

接触部位で決定され、また沈下量はトップとハウジングとのこのたびGCから可撤性インプラント上部構造のオプション

0.6

30

0.1

φ4.4

6B921
6B922
6B923
6B924
6B925
6B926
6B927
6B928
6B929
6B930
6B931
6B932
6B933
6B934
6B935
6B936
6B937
6B938

はじめに

関連製品

40

0

φ3.8

1.3
2
3
4
5.5※
7※
1.3
2
3
4
5.5※
7※
1.3
2
3
4
5.5※
7※

前田 芳信 先生

12㎜

ハウジングとボールが接触

10

6B939
6B940
6B941
6B942
6B943
6B944
6B945
6B946
6B947
6B948
6B949
6B950
6B951
6B952
6B953
6B954
6B955
6B956
6B957
6B958
6B959

高さH
製品No.
（mm）

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座 有床義歯補綴学・高齢者歯科学分野 教授

0.7

mm

0

0.5
1
2
3
4
5.5※
7※
0.5
1
2
3
4
5.5※
7※
0.5
1
2
3
4
5.5※
7※

種類

13

#

ボールアバットメントがなぜ今必要なのか
開発の経緯と活用のポイント

単回使用

ボールアバットメント間角度が0度、10度の模型を作成し、圧縮試験機にて各角度でのストロークを測定した。
メタルハウジング
５を使用した。

N

ボールアバットメント

高さH 製品
No.
（mm）

結果

20

IOD 特別号

マシーンアバットメントドライバー（ 8、12 ㎜）●ジーシースクリューインプラント ReⅨ EX 高度管理医療機器 22600BZX00177000●ジーシースクリューインプラント ReⅨ IN 高度管理医療機器 22600BZX00176000
製造販売元／（株）
ジーシー 東京都板橋区蓮沼町７６番地１号

20

10

ボールアバットメント

エクスターナル用：ボールアバットメント※インターナル用は、ジェネシオ、
ジェネシオPlusにご使用いただけます。
※エクスターナル用は、
セティオ、
セティオPlusにご使用いただけます。

メタルハウジング［リミックス］

結果

GC IMPLANT NEWS

試験方法

http://www.gcdental.co.jp/implant/

ボールアバットメント間角度と維持力の関係

Basic Research

お取引販売店または最寄りの弊社支店・営業所まで
お問い合わせください。

01