■仕様型式

FEC-2000

使用温度/湿度ｰ10〜50℃

外形寸法

85%R.H以下

電源

保存温度/湿度

結露なき事

表示素子

128（W）×157（H）×185（D）

パネルカット寸法

バックライト寿命

92（W）×138（H）

重量

対応言語

約2㎏

保護等級

冷却方式

パネル取り付け後のケース前面部：IP65

データ記憶方法

AC100〜240V 50/60Hz 20VA（標準）ｰ20〜60℃

85%R.H以下

タッチパネル付き

結露なき事

37VA（フルオプション）

5.7インチ TFTカラー液晶

70,000時間*1

640×480ドット

日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語（ハングル文字）
ファンによる空冷

内部温度による自動起動

内部設定・銘柄設定は、EEPROMに記憶。 零メモリ・風袋メモリ・集計結果・運転履歴・グラフデータは、バッテリーでバックアップされた RAMに記憶。
（保持期間：5年以上）

ロードセル

DC 0〜30mV 励磁DC10V 200mA 最大6個まで接続可能
AD変換速度：1920Hz
零点変動 Max.±0.1μV/℃ Typ.±0.02μV/℃
スパン変動 Max.±5ppm/℃ Typ.±2ppm/℃

制御入力

24点 入力電圧 12V 入力電流 約1.1mA スレッショルド電圧 約7V
信号名：自動運転開始、自動運転停止、投入、排出、強制適量、シーケンスリセット、掃除モード、シリアル発信指令／シフト信号、風袋メモリ、排出ゲート閉鎖確認、比較禁止、サーボ異常、レベル上限、レベル下限、零メモリ、テスト印字／風袋メモリクリア、銘柄番号（6ビット）、銘柄番号選択、Ｎ回計量選択
出力 2 点
入力 1 点サーボ制御用
アナログ入出力

DC 0〜10V、DC 0〜ー10V
フィードバック用（ポテンショメータを接続）

オープンコレクタ出力 24点
接点容量 DC 30V 100mA Max
信号名：システムレディ、零付近、零異常、排出、中投区間、小投区間、投入先端ゲート、計量完了、比較禁止中、警報、過量、適量、不足、Ｎ回計量完了、レベル下限停止、銘柄番号選択完了、大投入、中投入、小投入、データ記録モード中

制御出力

通信機能

シリアル通信機能

RS232C ２ポート、RS232C/RS422切替 １ポート
①PLCとの通信機能（三菱製シーケンサ計算機リンクユニット（MCプロトコル４））②プリンタへの印字（毎回印字・集計印字・計量時間印字・銘柄印字・内部パラメータ印字）③EDI互換通信（上位機器（パソコン等）への重量出力・設定値の受信）④サーボアンプ通信（三菱製サーボアンプへの設定値の送信）⑤大和独自通信（データにつけられた識別子による通信）

USBポート

フルサイズUSB2.0 ホストポート 1ポート マスストレージクラス USBメモリのみ接続可
内部パラメータの入出力・設定自動バックアップ・印字機能の保存

BCD入出力基板
EV565F

出力桁数：5桁
更新周期：100ms

Cc-Link通信基板
EV569F

局種 リモートデバイス局

FAT32・FAT16

ロングファイルネーム対応

出力信号：正味量、銘柄番号、所定量、他または、計量完了時更新
占有局数 4局

1つのマスタユニットに最大16台接続可能

対応バージョン Ver1.10

I/Oインターフェース基板
シーケンス機能使用時、PLCと同様に直接、電磁弁やモータ用リレーを接続可能。
EV591
イーサネット通信基板
EV1080F

オプション

コネクタ付き専用ケーブルネットワーク 10 Base-T and 100 Base-TX Link コネクタ RJ45
Webサーバ機能：内部・銘柄設定の参照 銘柄・保守情報の文字列の入力
メール送 信 機 能：異常発生時、生産情報・内部設定・運転ログ・保守情報を含めたメール送信機能 送信メールを5人まで登録
アナログロードセル用（CON1)

EJ750-60（2m）、EJ750-70（5m）パラレル入出力用（CN3)ER968-30（3m）、ER968-50（5m）

シリアル入出力用（CN2)ER969-50（5m）パラレル入出力用（E-CN2)

ER971-50（5m）EV591接続パラレル入出力用（両端コネクタ）
ER970-10（1m）, ER970-30（3m）（CN3,E-CN2）＊1

製品の保証期間は1年となっております。
これらの期間、製品を保証するものではありません。

■外形寸法図製作中止製品のご案内
弊社の下記製品は既に販売を終了し、修理期限も終了しております。ご使用のお客様は、後継機種への交換を推奨いたします。

FEC-2000

157

詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
型

166
185

138 0＋0.5128

36番

製作中止

最終修理期限ＦＥＣ‐
１００Ｒ

１９９０年４月

１９９８年４月

ＦＥＣ‐
３００

１９９０年４月

１９９８年４月

ＦＥＣ‐
５００

１９９８年１２月

２００６年１２月

ＦＥＣ‐
７００

２００８年７月

２０１６年７月

ＦＥＣ‐
７１０

２０１８年１月

２０２６年１月

92 0＋0.5

パネルカット寸法

商品のカラーは印刷のため実際とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

CAT.NO.A0256JA01B01 19100500 Ry

自動定量充填機用コントローラ

FEC-2000

高精度・高速充填
使いやすさを追求
安心・安全な計量を実現

POINT·2
FEC-2000は、自動定量充填機専用のコントローラです。従来モデルの高機能・高精度・高分解能を継承すると共に、タッチパネル付きカラー液晶画面を採用し、一段と見やすくなり、操作も行いやすくなりました。新たにマルチ言語対応、多彩なグラフ表示、充実した自己診断機能を搭載し、CEマーキング、RoHS指令の国際規格に対応した安全・安心な計量を実現する高機能モデルへ進化しました。

③ヒストグラム表示機能 新機能

❷状態表示

3456
7８

零付近・大投入・中投入・安定待・安定・排出等の計量状態を表示❸計量判定表示
過量・適量・不足を表示

USBメモリを接続することで、内部パラメータ・運転履歴のバックアップ／リストアができます。

❺銘柄番号
最大30銘柄 銘柄名称を表示

時間あたりの計量回数⑥マルチ言語対応 新機能
日本語以外に英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語（ハングル文字）の言語に切り替え可能です。

⑦マニュアルレス⓫零メモリボタンPOINT·11213⓬風袋メモリボタン

設定値やエラー、各コネクタの信号名等を表示できますので、マニュアルレスで操作できます。

⓭シーケンスリセットボタン

高精度・高速充填①AD変換1920回/秒 高精度に充填 新機能
1920回/秒（従来機の2倍）のAD変換をおこなって比較信号を出力しています
ので、高精度に充填できます。

POINT·3
重量

内部設定ヘルプ

安心・安全な計量を実現①ロードセル回路の自己診断

落差量

所定量

ヒストグラム表示

パソコン上のWebページから設定値や運転履歴の確認、銘柄名称・保守情報の入力ができます。エラー情報をメールで送信できます。
（オプション）❼能力❿運転開始／停止ボタン

11

登録機能

⑤ネットワーク機能搭載 新機能❻所定量❾メニューボタン10

銘柄毎に最大100万サンプルの計量結果をヒストグラム表示できますので、充填量のばらつきを直感的に把握できます。

④USBメモリ対応 新機能❹重量表示❽不足・適量・過量の実績回数

930銘柄までの充填パラメータを登録でき、外部信号によって変更できますので銘柄変更時の煩わしい操作は不要です。銘柄名称も表示できます。

自動定量充填機に必要なシーケンス機能と入出力を組み込んでおり、PLCレスが可能です。

計量・銘柄・モニタ・グラフ・操作 各画面に切り替え

2①登録機能 新機能

②シーケンス制御機能

❶タブ表示

1

使いやすさを追求

A/D変換回路はもとより、励磁電圧・ロードセルの配線等のチェック機能が内蔵されており、異常をいち早く検出できます。

所定量前②無段階サーボ投入対応②点検時期の通知 新機能

投入装置にサーボモータを使用し、投入量を制御しながら計量する無段階サーボ投入の制御機能を内蔵しています。中投入時、最適アルゴリズムによって投入流量をなめらかに下げ、オーバーシュートを防止するので、高速かつ高精度に充填できます。

大投入量③IP65相当の防塵・防滴対応 新機能③充填時の重量波形確認機能 新機能
充填時の大投・中投・小投区間を色分けして表示します。現状を直感的に把握しながら、充填パラメータを調整できます。

0ゲート開度④豊富な補正機能

通電時間や運転時間から点検時期を通知しますので、消耗品の故障によるライン停止を防止できます。消耗品は最大10件登録できます。

大中投入（投入量に応じて、投入ゲートを閉じる。）

ケース前面はIP65相当の防塵・防滴に対応しています。
※盤面に取り付けるときは、取り付け金具を規定の締め付けトルクで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所でのご使用は避けてください。

点検時期の通知④ＩＯモニタ 強制出力機能
すべての信号の入出力の状態を確認でき、モードの切り替えで強制的に出力できますので、据付時の配線確認が簡単です。

投

自動零補正・自動落差補正など豊富な補正機能を持っています。

⑤履歴機能
小

最新の運転履歴を100件記憶していますので、トラブル時の追跡調査ができます。

投0
大投入

中投入

小投入
計量時間

重量波形グラフ

安定待排出⑥CEマーキング・RoHSに対応⑦工業用ネットワーク CC-Linkに対応

IP65相当の防塵・防滴履歴機能

POINT·2
FEC-2000は、自動定量充填機専用のコントローラです。従来モデルの高機能・高精度・高分解能を継承すると共に、タッチパネル付きカラー液晶画面を採用し、一段と見やすくなり、操作も行いやすくなりました。新たにマルチ言語対応、多彩なグラフ表示、充実した自己診断機能を搭載し、CEマーキング、RoHS指令の国際規格に対応した安全・安心な計量を実現する高機能モデルへ進化しました。

③ヒストグラム表示機能 新機能❷状態表示34567８零付近・大投入・中投入・安定待・安定・排出等の計量状態を表示❸計量判定表示
過量・適量・不足を表示

USBメモリを接続することで、内部パラメータ・運転履歴のバックアップ／リストアができます。

❺銘柄番号
最大30銘柄 銘柄名称を表示

時間あたりの計量回数⑥マルチ言語対応 新機能
日本語以外に英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語（ハングル文字）の言語に切り替え可能です。

⑦マニュアルレス⓫零メモリボタンPOINT·11213⓬風袋メモリボタン

設定値やエラー、各コネクタの信号名等を表示できますので、マニュアルレスで操作できます。

⓭シーケンスリセットボタン

高精度・高速充填①AD変換1920回/秒 高精度に充填 新機能1920回/秒（従来機の2倍）のAD変換をおこなって比較信号を出力しています
ので、高精度に充填できます。

POINT·3
重量

内部設定ヘルプ

安心・安全な計量を実現①ロードセル回路の自己診断

落差量

所定量

ヒストグラム表示

パソコン上のWebページから設定値や運転履歴の確認、銘柄名称・保守情報の入力ができます。エラー情報をメールで送信できます。
（オプション）❼能力❿運転開始／停止ボタン

11

登録機能

⑤ネットワーク機能搭載 新機能❻所定量❾メニューボタン10

銘柄毎に最大100万サンプルの計量結果をヒストグラム表示できますので、充填量のばらつきを直感的に把握できます。

④USBメモリ対応 新機能❹重量表示❽不足・適量・過量の実績回数

930銘柄までの充填パラメータを登録でき、外部信号によって変更できますので銘柄変更時の煩わしい操作は不要です。銘柄名称も表示できます。

自動定量充填機に必要なシーケンス機能と入出力を組み込んでおり、PLCレスが可能です。

計量・銘柄・モニタ・グラフ・操作 各画面に切り替え

2①登録機能 新機能

②シーケンス制御機能

❶タブ表示

1

使いやすさを追求

A/D変換回路はもとより、励磁電圧・ロードセルの配線等のチェック機能が内蔵されており、異常をいち早く検出できます。

所定量前②無段階サーボ投入対応②点検時期の通知 新機能

投入装置にサーボモータを使用し、投入量を制御しながら計量する無段階サーボ投入の制御機能を内蔵しています。中投入時、最適アルゴリズムによって投入流量をなめらかに下げ、オーバーシュートを防止するので、高速かつ高精度に充填できます。

大投入量③IP65相当の防塵・防滴対応 新機能③充填時の重量波形確認機能 新機能
充填時の大投・中投・小投区間を色分けして表示します。現状を直感的に把握しながら、充填パラメータを調整できます。

0ゲート開度④豊富な補正機能

通電時間や運転時間から点検時期を通知しますので、消耗品の故障によるライン停止を防止できます。消耗品は最大10件登録できます。

大中投入（投入量に応じて、投入ゲートを閉じる。）

ケース前面はIP65相当の防塵・防滴に対応しています。
※盤面に取り付けるときは、取り付け金具を規定の締め付けトルクで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所でのご使用は避けてください。

点検時期の通知④ＩＯモニタ 強制出力機能
すべての信号の入出力の状態を確認でき、モードの切り替えで強制的に出力できますので、据付時の配線確認が簡単です。

投

自動零補正・自動落差補正など豊富な補正機能を持っています。

⑤履歴機能
小最新の運転履歴を100件記憶していますので、トラブル時の追跡調査ができます。

投0
大投入

中投入

小投入
計量時間

重量波形グラフ

安定待排出⑥CEマーキング・RoHSに対応⑦工業用ネットワーク CC-Linkに対応

IP65相当の防塵・防滴履歴機能

■仕様

型式

FEC-2000

使用温度/湿度ｰ10〜50℃

外形寸法

85%R.H以下

電源

保存温度/湿度

結露なき事

表示素子

128（W）×157（H）×185（D）

パネルカット寸法

バックライト寿命

92（W）×138（H）

重量

対応言語

約2㎏

保護等級

冷却方式

パネル取り付け後のケース前面部：IP65

データ記憶方法

AC100〜240V 50/60Hz 20VA（標準）ｰ20〜60℃

85%R.H以下

タッチパネル付き

結露なき事

37VA（フルオプション）

5.7インチ TFTカラー液晶

70,000時間*1

640×480ドット

日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語（ハングル文字）
ファンによる空冷

内部温度による自動起動

内部設定・銘柄設定は、EEPROMに記憶。 零メモリ・風袋メモリ・集計結果・運転履歴・グラフデータは、バッテリーでバックアップされた RAMに記憶。
（保持期間：5年以上）

ロードセル

DC 0〜30mV 励磁DC10V 200mA 最大6個まで接続可能
AD変換速度：1920Hz
零点変動 Max.±0.1μV/℃ Typ.±0.02μV/℃
スパン変動 Max.±5ppm/℃ Typ.±2ppm/℃

制御入力

24点 入力電圧 12V 入力電流 約1.1mA スレッショルド電圧 約7V
信号名：自動運転開始、自動運転停止、投入、排出、強制適量、シーケンスリセット、掃除モード、シリアル発信指令／シフト信号、風袋メモリ、排出ゲート閉鎖確認、比較禁止、サーボ異常、レベル上限、レベル下限、零メモリ、テスト印字／風袋メモリクリア、銘柄番号（6ビット）、銘柄番号選択、Ｎ回計量選択
出力 2 点
入力 1 点サーボ制御用
アナログ入出力

DC 0〜10V、DC 0〜ー10V
フィードバック用（ポテンショメータを接続）

オープンコレクタ出力 24点
接点容量 DC 30V 100mA Max
信号名：システムレディ、零付近、零異常、排出、中投区間、小投区間、投入先端ゲート、計量完了、比較禁止中、警報、過量、適量、不足、Ｎ回計量完了、レベル下限停止、銘柄番号選択完了、大投入、中投入、小投入、データ記録モード中

制御出力

通信機能

シリアル通信機能

RS232C ２ポート、RS232C/RS422切替 １ポート
①PLCとの通信機能（三菱製シーケンサ計算機リンクユニット（MCプロトコル４））②プリンタへの印字（毎回印字・集計印字・計量時間印字・銘柄印字・内部パラメータ印字）③EDI互換通信（上位機器（パソコン等）への重量出力・設定値の受信）④サーボアンプ通信（三菱製サーボアンプへの設定値の送信）⑤大和独自通信（データにつけられた識別子による通信）

USBポート

フルサイズUSB2.0 ホストポート 1ポート マスストレージクラス USBメモリのみ接続可
内部パラメータの入出力・設定自動バックアップ・印字機能の保存

BCD入出力基板
EV565F

出力桁数：5桁
更新周期：100ms

Cc-Link通信基板
EV569F

局種 リモートデバイス局

FAT32・FAT16

ロングファイルネーム対応

出力信号：正味量、銘柄番号、所定量、他または、計量完了時更新
占有局数 4局

1つのマスタユニットに最大16台接続可能

対応バージョン Ver1.10

I/Oインターフェース基板
シーケンス機能使用時、PLCと同様に直接、電磁弁やモータ用リレーを接続可能。
EV591
イーサネット通信基板
EV1080F

オプション

コネクタ付き専用ケーブルネットワーク 10 Base-T and 100 Base-TX Link コネクタ RJ45
Webサーバ機能：内部・銘柄設定の参照 銘柄・保守情報の文字列の入力
メール送 信 機 能：異常発生時、生産情報・内部設定・運転ログ・保守情報を含めたメール送信機能 送信メールを5人まで登録
アナログロードセル用（CON1)

EJ750-60（2m）、EJ750-70（5m）パラレル入出力用（CN3)ER968-30（3m）、ER968-50（5m）

シリアル入出力用（CN2)ER969-50（5m）パラレル入出力用（E-CN2)

ER971-50（5m）EV591接続パラレル入出力用（両端コネクタ）
ER970-10（1m）, ER970-30（3m）（CN3,E-CN2）＊1製品の保証期間は1年となっております。
これらの期間、製品を保証するものではありません。

■外形寸法図製作中止製品のご案内
弊社の下記製品は既に販売を終了し、修理期限も終了しております。ご使用のお客様は、後継機種への交換を推奨いたします。

FEC-2000

157

詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
型

166
185

138 0＋0.5128

36番

製作中止

最終修理期限ＦＥＣ‐
１００Ｒ

１９９０年４月

１９９８年４月

ＦＥＣ‐
３００

１９９０年４月

１９９８年４月

ＦＥＣ‐
５００

１９９８年１２月

２００６年１２月

ＦＥＣ‐
７００

２００８年７月

２０１６年７月

ＦＥＣ‐
７１０２０１８年１月

２０２６年１月

92 0＋0.5

パネルカット寸法

商品のカラーは印刷のため実際とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

CAT.NO.A0256JA01B01 19100500 Ry

自動定量充填機用コントローラ

FEC-2000

高精度・高速充填
使いやすさを追求
安心・安全な計量を実現