故障かな？と思ったら…
マイクロクライメイト ネクサス iB をお使いになっていて、または点検の際に何らかの異常や変化、疑問を感じられたときは、下記のことを確認し、それぞれについての説明が記載されている参照ページをご覧ください。それでも原因が不明なときは、故障や部品破損の可能性があります。
ご使用を止め、福祉用具貸与（レンタル）事業者までお問い合わせください。

空気が入らない等の異常な状態で使用を継続しますと事故の危険があります。このような場合は絶対に使用しないでください。

症状考えられる原因

電源が入らない( 液晶画面や光サインが点灯しない )暗室で 3 分経過すると液晶画面が消灯する仕様です

光サインが赤く点滅している

いくつかの原因が考えられます（下記を参照してください）

対処方法

カプラーが正しく専用ポンプに取り付けられていない

警告「エア漏れ」が表示されている（エアセルの内圧低下）

床ずれ防止用具／体圧分散式エアマットレス

操作パネルのいずれかのボタンを押してください。ボタンを押しても液晶画面が点灯しない場合は、お買い上げの販売店または株式会社ケープまでお問い合わせください。

アイビー

マイクロクライメイト ネクサス iB

取 扱 説 明 書

カプラーを専用ポンプの接続口にしっかりと接続してください

カプラーから送風チューブが外れている

送風チューブをカプラーの所定の場所にしっかりと差し込んでください

カプラーが破損しているお買い上げの販売店もしくは株式会社ケープまでお問い合わせください

送風チューブが折れ曲がっている

送風チューブを伸ばし、空気の流れを遮断しないようにしてください

上記の対処後はコンセントから電源プラグの抜き差しを一回行ってください
ヘッドアップセンサコネクタ（黒色）が抜けている、または奥まで差し込まれていない

ヘッドアップセンサコネクタ（黒色）を専用ポンプに正しく差し込んでください

ファンユニットのヘッドアップセンサプラグ（緑色）が抜けている、または奥まで差し込まれていない

ヘッドアップセンサプラグ（緑色）をファンユニットに正しく差し込み、プラグロックを取り付けてください

ヘッドアップセンサが正常に取り付けられていない

ヘッドアップセンサを正しく取り付けてください

背上げ角度が異常な角度になっている

マットレスを正常な角度に戻してください

マットレスが正しい位置・向きに設置されていない

マットレスを正しい位置・向きに設置してください

ヘッドアップセンサの「本体」「コード」「コネクタ（黒色）」「プラグ（緑色）」が破損しているお買い上げの販売店までお問い合わせください※ベッドの背上げをしている場合は、ベッドを平らな状態に戻してください

警告「換気異常」が表示されている

ヘッドアップセンサコネクタ（黒色）が抜けている、または奥まで差し込まれていない

ヘッドアップセンサコネクタ（黒色）を専用ポンプに正しく差し込んでください

警告「その他」が表示されている

圧力センサが故障している
電磁弁が故障している

電源プラグを一度抜き差ししてください

体重設定が誤っている（重い設定になっている）

体重設定を適正に行ってください

警告「角度異常」が表示されている

マットレスが硬すぎる

マットレスが柔らかすぎる

操作パネルが操作できない
光サインの明るさが変わる
専用ポンプの動作音が異常に大きい（レンタル用）この度はマイクロクライメイト ネクサスiBをご使用いただきありがとうございます。
ご使用にあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

自動背上げ対応機能、クイックハードモードになっている

左記のモードが必要でない場合は、モードを解除してご使用ください

エアセルの T コネクタが送風チューブから外れている

全てのエアセルの T コネクタを送風チューブに差し込んでください

エアセルが破損している

お買い上げの販売店もしくは株式会社ケープまでお問い合わせください

体重設定が誤っている（軽い設定になっている）

体重設定を適正に行ってください

キーロックが ON になっている

左記のモードが必要でない場合は、モードを解除してご使用ください

警告が発生している（その他）

警告「その他」の対処方法に従って対処してください

居室の明るさに合わせた自動調光による適正な作動です

そのままご使用ください

専用ポンプの上にものが乗っている上に乗っているものを取り除いてください

専用ポンプが他のものに接触している接触しているものから離してください■ 停電時の対応方法
本商品は、停電対策機能付きです。
●停電の際には、特別な操作を行う必要はありません。
●停電と同時に専用ポンプ内部のバルブが自動的にエア抜けを防止し、マットレス全体の内圧を約14日間保持します。

●電源復旧後、メモリ機能によって直前の設定に復帰します。
●カプラーを外さないように注意してください。
外してしまうと、エアが抜けてしまいます。

お手入れ方法●停電中は圧切替の動作をしません。
2時間おきに体位変換をお願いします。

専用カバーのお手入れ

ベッドの背上げを行っている場合は、ベッドを専用ポンプのお手入れ平らな状態に戻してください。

1

表面に付着した汚れを予め取り除いた後、専用カバーをマットレスから取り外します。

1

専用ポンプの電源をＯＦＦ（液晶画面、光サインのランプが消えた状態）にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

2

洗濯機で弱水流洗濯ができます。
洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。

2

布に薄めた中性洗剤かぬるま湯（５０℃以下）を含ませ、固くしぼります。

3

低い温度でのタンブル乾燥ができます。
乾燥機による乾燥、または陰吊り干しをしてください。

3２の布で、専用ポンプの表面の汚れをふき取ります。

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

専用マットレス（専用カバー付属）
表面

専用ポンプ
前部

裏面

ヘッドアップセンサ

ファンユニット（旧名称：換気ユニット）
保護カバー付エアフィルターの交換方法

エアセル

操作パネル

送風チューブキャップ

後部

専用ポンプ用エアフィルター
ポンプフックベースシート

お問い合わせはフタをつまみ、左側に90° ファンユニット用フィルター回転させ、引き抜いてフィケースを取外し、エアフィルターを交換します。
ルターを交換します。

交 換フィルター
についてはお買い上げの販売店または株式会社
ケープにお問い合わせください。

■製造元
2023年3月現在

各部の名称

ホームページ ： https://www.cape.co.jp/

専用カバー

排気口

面ファスナー
ファンユニット用エアフィルター（ケース内部）
ヘッドアップセンサプラグ（緑色）
プラグロックカプラー

ベースマット（ブレスエアー®）ヘッドアップセンサコネクタ（黒色）

送風チューブ

カプラー接続口光サイン

ヘッドアップセンサコネクタ接続口

電源コネクタ
接続口
ダンパー

使用方法

安全にお使いいただくためにマイクロクライメイトネクサスiBのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。
しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を記載してあります。下記の内容に従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れがありますので、ご使用される前に必ずお読みください。

15専用マットレスをベッドの上に設置します。
●ベッドの上にそのまま敷いてください。

■ 確認 ■

678910111213141516171819

常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。
送風チューブが必ず足側になるように専用マットレスを設置してください。送風チューブが頭側にくると、送風チューブが首にからんで重大な事故を招く恐れがあります。

圧切替：通常本商品のご使用に際しては、必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。サイドレールを使用●送風チューブがある方が足側になるように設置してください。

6※送風チューブは巻き込まないこと。

2

専用ポンプに電源コードをつなぎます。
●電源コネクタを専用ポントレスの上で立ち上がったり、膝立ちしたりしないでください。局所に高い圧力がかかり続けるとエアセル破損の危険があるばかりか、落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因になります。
専用マットレスの上で端座位や移乗を行う際には、必ず補助の方の立ち会いのもと行ってください。ベッドからの落下・

3ご使用の場合、ポンプフッださい。

●フットボードがない場合は床などの水平な場所に立てた姿勢で置いてください。

4

専用ポンプにカプラーを接続します。

感電事故や故障の原因になります。

専用ポンプの電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、破損させたり、ドアに挟んだりしないでください。またコンセントから電源プラグを抜く際には、必ず電源プラグを持って抜いてください。
火災事故や感電事故、故障の原因になります。
専用ポンプの電源コネクタは、必ず専用ポンプに確実に差し込んでお使いください。また、濡れた手で電源コネクタの●通常は3連圧切替による膨張収縮を行います。
●必要に応じて各種モードのボタンを押してください。

圧切替：弱／静止 圧 切替が気になる方や安静
クイックハード

電源
初期設定

かんたんモード

クイックハードモード

明るさセンサ● かんたんボタンを●ベッド上でのケアや離● 居室の明るさに合わ

押 す た び に「 か んたんモード」⇔「体重 設 定 」が 切 り 替わります。

■ 体重設定：かんたんモード（40～60kg対応）■ 圧切替：通常■ 換 気：運転中■ 音 量：小床などのための安定床面を確保できます。

せて光サインの明るさを調光するためのセンサです。

設定リセット●3秒長押しでメモリした本商品を長期間使用しないときや専用ポンプのお手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。

圧切替

だくと圧切替の効果を最大限発揮できます。

設定をリセットします。

音量●音量を設定します。

源コネクタを抜く際には、必ずコネクタを持って抜いてください。火災事故や感電事故、故障の原因になります。

火災事故や感電事故、故障の原因になります。

お知らせ角度設定●設定した角度に到達したときに報知音でお知らせする機能です。

※圧切替「通常」をご使用いた専用ポンプの電源コネクタを無理に引っ張ったり、傷つけたり、破損させたりしないでください。また専用ポンプから電ないでください。期待した効果が得られないばかりか、火災事故や故障の原因になります。

動 作介助やポジショニングなどベッド上でのケア時に●「通常」「弱」「静止」と切り替わります。

抜き差しを行わないでください。感電事故や故障の原因になります。

マイクロクライメイト ネクサス iB の専用マットレスと専用ポンプ、付属の電源コード以外の組み合わせでは、絶対に使用し管理が必要な方に操作パネルボタン説明にしないでください。感電事故や故障の原因になります。また専用ポンプを改造したりすることは、安全上重大な影響を行わないでください。感電事故や故障の原因になります。

8

療養者の状況に応じて各種設定を変更できます。

[ 本カードは、付属のバンドにて送風チューブなど、見やすいところに取り付けてください。
]

を及ぼす恐れがあります。決してお客様による改造は行わないでください。
ださい。これ以外の電圧で使用すると、火災事故や故障の原因になります。また、濡れた手で電源プラグの抜き差し療養者に寝てもらいます。

み 、専 用マットレスのカプラーをカプラー接続口に正しく接続してください。

専用ポンプを湿気の多い場所で使用したり、専用ポンプに水や尿などの液体をかけたり、こぼしたりしないでください。

専用ポンプの電源プラグは、必ず日本国内の家庭用コンセント（ＡＣ１００Ｖ、５０/６０Ｈｚ）に確実に差し込んでお使いく7● ヘッドアップセンサコネクタ
（黒色）
を差し込

専用ポンプの誤操作や温度を異常に上昇させ、故障の原因になります。

ご自分で修理するために専用ポンプ、ヘッドアップセンサ、ファンユニットのネジを取り外し、ケースを開けることは絶対設定後約30分で使用可能になります。

クを引っ掛けて設置してくマットレスとしての期待した効果が得られない恐れがあります。

専用ポンプやファンユニット、ヘッドアップセンサなどを落下させたり、衝撃を加えないでください。故障の原因になります。

体重に合わせます。

●フットボードのあるベッドをブが折れ曲がったり圧迫されると、専用マットレスに空気が送り込まれなくなり、エア怪我の原因になることがあります。また、専用ポンプの上に物を置いたり、掛け布団等が掛からないようにしてください。

かんたんモードでそのままお使いいただけます。

～６０ｋｇでない場合専用ポンプを設置します。

送風チューブを束ねたり、専用マットレスの下に巻き込まないでください。送風チュー

専用ポンプをフットボードに掛けて使用する場合は、ポンプフックが療養者の足に当たらない位置に設置してください。

●療養者の体重が４０～６０ｋｇの場合操作して療養者の専用マットレスの上での喫煙はお止めください。火災の原因等になることがあります。

ないばかりかマットレス破損の原因にもなります。

療養者の体重に設定します。

体重設定ボタンを転落を招く危険があります。

二人以上で使用しないでください。落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因になります。また本来の性能を発揮でき

音量：小●療養者の体重が４０込みます。

専用カバーには防水生地が用いられており、呼吸を妨げるような姿勢をとると窒息の危険があります。
専用マットレスの上で飛び跳ねないでください。怪我をしたり、破損の原因になります。
また専用マッ

換気：運転中（体重設定もご使用になれます。）

プの接続口に正しく差ししないと、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因になります。

※暗室で3分経過すると液晶画面が消灯します。

体重設定：かんたんモード（４０～６０kg対応）

上に向けて設置してください。

12345●自動で電源が入り、液晶画面が点灯します。

初期設定●ロゴマークが印刷されている面をマイクロクライメイト ネクサス iB のご使用に際しては、必ず専門家と相談の上、ご使用ください。また使用中に身体に異電源プラグをコンセントにつなぎます。

体重設定

光サイン

●20～140kgまで5kg刻みで体重設定が可能です。

※療養者の体重より軽い側の一番近い数値に設定します。
（例：44kg→40kg 設定●居室の明るさに合わせて3段階で自動調光します。

48kg→45kg 設定）

換気●マットレス内にこもった熱・湿気を外に排出し続けることで、マットレスと接している皮膚表面の温度の上昇を防ぎます。

キーロック●3秒長押しでボタン操作を無効にし、誤操作を防止します。