KM Titanium CAD

Ti-6Al-4V ELI

特性／Characteristics of Titanium
軽比重はＳＵＳやコバルトクロム合金の約６０％量LightApproximately 60% of SUS and CoCr in speciﬁc gravity

高強度

チタン合金化することで強度が上がる

低弾性率

SUSやコバルトクロム合金の約５０％

高耐食性

特に常温の酸化性雰囲気や塩化物イオンに強く、生体環境下で優れている

High Strength

Low Elastic Modulus

High Corrosion Resistance

Easily strengthened by alloying

Approximately 50% of SUS and CoCr

Highly resistant especially to oxidizing atmosphere and chloride ions atordinary temperatures, thus excellent under the biological environment

Ti-6Al-4V ELIと純Ti の違い
Comparison of Ti-6Al-4V ELI and CP Titanium (grade 4)

材質(成分)／Chemical composition（単位/Unit：mass%）

材料種
Material

規格
Speciﬁcation

NCHFeO

AlV

Ti

Ti-6Al-4V ELI※1
Ti-6Al-4V ELI Titanium alloy

ASTM F136

≦0.05

≦0.08

≦0.012

≦0.25

≦0.13

5.5-6.5

3.5-4.5

Bal.

純Ti-Gr.4

ASTM F67

≦0.05

≦0.08

≦0.015≦0.50≦0.40--Bal.

CP Titanium (grade 4)

ASTM規格値

機械的特性比較／Mechanical Characteristics
材料種
Material

規格
Speciﬁcation

引張り強さ
Tensile strength

0.2%耐力Yield strength 0.2%

伸びElongation

絞り
Reduction of areaTi-6Al-4V ELI Titanium alloy

Ti-6Al-4V ELI※1

ASTM F136≧860MPa≧795MPa

≧10％

≧25％

純Ti-Gr.4

ASTM F67≧550MPa≧483MPa

≧15％

≧25％

CP Titanium (grade 4)

純チタン（Ｇｒａｄｅ4) の約1.5倍の強度
Ti-6Al-4V ELI has approximately 1.5 times higher strength than CP titanium (grade 4)※2

ASTM規格値※1 ELI（Extra Low Interstitials）：

O，C，N，Hのような侵入型不純物元素の含有量を低く抑えた品位の合金であることを意味する。侵入型不純物元素は、切欠き疲労強度を低下させるため、不純物の少ないELI材は、より機械的安全性の高い材料であると言える。
そのため、機械的安全性と生体適合性の両面から、生体内埋植材料として広く応用されている。
Alloy including minimum interstitial impurity element, such as O, C, N, and H. Such impurity elements decrease notch fatigue strength, thus ELI
material is regarded as mechanically safer material. It is also biocompatible, thus it is widely used for implants.
※2 ASTM規格下限値で比較試算した数値 Estimated from lower limit values of ASTM standard speciﬁcation.

KM-チタンCAD 実測値／KM Titanium CAD measured value
引張り強さ
Tensile strength

0.2%耐力Yield strength 0.2%

伸びElongation

絞り
Reduction of area

ビッカース硬さ
Vickers hardness
Hv 10kgf891MPa837MPa

18％

48％

Hv 314

製品ラインナップ
Product Line-up

KM Titanium CAD

ディスク（ステップ無し）
Disc (without step)（単位/Unit：mm）
商品番号

HφD

製品名

直径：D

Diameter

高さ：H

Product CodeDescription

CDW01022

K-TICAD-DNS98X08P01

Height8

CDW01023

K-TICAD-DNS98X10P01

10CDW01024

K-TICAD-DNS98X12P01

CDW01025

K-TICAD-DNS98X15P01

CDW01026

K-TICAD-DNS98X20P01

20

CDW01027

K-TICAD-DNS98X25P01

25

CDW01028

K-TICAD-DNS98X30P0130

121598

ディスク（ステップ有り）
Disc (with steps)

ステップ（単位/Unit：mm）
商品番号

直径：D ステップ

製品名

Product CodeDescription

Diameter

Step

CDW01043 K-TICAD-DWS98X12P01
CDW01045 K-TICAD-DWS98X20P01
H 10Height12CDW01044 K-TICAD-DWS98X15P01
φD

高さ：H

1598220

CDW01046 K-TICAD-DWS98X25P01

25

CDW01047 K-TICAD-DWS98X30P01

30

レクタンギュラー
Rectangle（単位/Unit：mm）
商品番号

製品名

Product Code

長さ：L

Description

Length

CDW01001 K-TICAD-R75X60X15P01
CDW01002 K-TICAD-R75X60X20P01
W

幅：W

高さ：H

60

1560

206020

Width75

CDW01003 K-TICAD-R85X60X20P01

H

CDW01004 K-TICAD-R85X70X20P01

LHeight70

20

CDW01005 K-TICAD-R85X70X25P017025

CDW01006 K-TICAD-R95X70X25P01

70257030

CDW01007 K-TICAD-R95X70X30P018595

シリンダー
Cylinder（単位/Unit：mm）
商品番号LφD

医療機器認証番号
管理医療機器

224AABZX00125000

歯科非鋳造用チタン合金

製品名

直径：D

Product CodeDescription

Diameter

CDW01058

K-TICAD-C12X80P01

CDW01059

K-TICAD-C12X95P01

CDW01060

K-TICAD-C16X80P01

CDW01061

K-TICAD-C16X95P01

CDW01062

K-TICAD-C18X80P01

CDW01063

K-TICAD-C18X95P01

CDW01064

K-TICAD-C25X80P01

CDW01065

K-TICAD-C25X95P01

長さ：L
Length1216182580
95809580958095KM-チタンCAD

JMDN コード：70795000

大阪事業所

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel: 06-6350-1017

Fax : 06-6350-8157