故障かな？と思ったら…
エアマスタートライセルＥをお使いになっていて、または点検の際に何らかの異常や変化、疑問を感じられたときは、下記のことを確認し、手順通りに対応してください。それでも原因が不明なときは、故障や部品破損の可能性があります。ご使用を止め、貸与（レンタル）
事業者
までお問い合わせください。
空気が入らない等の異常な状態で使用を継続しますと事故の危険があります。このような場合は絶対に使用しないでください。

症状考えられる原因

光サインが赤く点灯している

エラーコード「E01」が表示されている（圧力センサの異常）

エラーコード「E02」が表示されている（電磁弁の異常）

エラーコード「E03」が表示されている（エアセルの内庄低下）

対処方法

床ずれ防止用具 / 体圧分散式エアマットレス

いくつかの原因が考えられます（下記を参照してください）
送風チューブが折れ曲がっている

送風チューブを伸ばし、空気の流れを遮断しないようにしてください

圧力センサが異常な動作を起こした

一度電源
（AC）
プラグを抜き差ししてください
それでもエラーコードが表示される場合は、貸与（レンタル）事業者までお問い合わせください

送風チューブが折れ曲がっている送風チューブを伸ばし、空気の流れを遮断しないようにしてください

電磁弁が異常な動作を起こした

一度電源（AC）プラグを抜き差ししてください
それでもエラーコードが表示される場合は、貸与（レンタル）事業者までお問い合わせください

送風チューブが正しくポンプに取り付けられていない送風チューブを専用ポンプの接続口にしっかりと接続してください

送風チューブが折れ曲がっている

送風チューブを伸ばし、空気の流れを遮断しないようにしてください

エアマスター トライセルＥ

取 扱 説 明 書（レンタル用）この度は エアマスター トライセルＥをご使用いただきありがとうございます。

上記の対処後は、一度コンセントから電源プラグを抜き差ししてください
それでもエラーコードが表示される場合は、貸与（レンタル）
事業者までお問い合わせください

ご使用にあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

体重設定が誤っている（重い設定になっている）

体重設定を適正に行ってください

背上げモードになっている

背上げモードが必要でない場合は、モードを解除してご使用ください

マットレスが柔らかすぎる

体重設定が誤っている（軽い設定になっている）

体重設定を適正に行ってください

エアセルが 3 本に 1 本間隔（2 本置き）
で空気が入っていない圧切替による適正な作動です

そのままご使用ください

マットレスが膨張収縮しない

背上げモードになっている

背上げモードが必要でない場合は、モードを解除してご使用ください

エアマスタートライセルＥは、専用マットレス

エラーが発生している（E01）

エラーが発生している場合は、「E01」の項目を参照してください（専用カバー付属）と専用ポンプがセットになっています。

ご使用時、表面が少しあたたかくなりますが、故障（異常）ではありません

そのままご使用ください

ポンプの上に掛け布団などがかかっているかかっている掛け布団などを取り除いてください

居室の明るさに合わせた自動調光による適正な作動です

そのままご使用ください

ポンプの上にものが乗っている上に乗っているものを取り除いてください

ポンプが他のものに接触している接触しているものから離してください

ポンプが振動しやすいものの上や斜めに置かれているポンプを水平で安定した場所やベッドのフットボードに立てた姿勢で設置してくださいポンプの内部で部品が破損している

貸与（レンタル）
事業者までお問い合わせください

そのままご使用ください

停電復旧後、状態を確認してください

マットレスが硬すぎる

操作パネルが操作できない

操作パネルの表面が熱くなる

光サインの明るさが変わる

ポンプの音が異常に大きい

停電が発生した■ 停電時の対応方法
本商品は、停電対策機能付きです。
●停電の際には、特別な操作を行う必要はありません。
●特殊なバルブが自動的にエア抜けを防止し、マットレス全体の内圧を約14日間保持します。

お手入れ方法

●電源復旧後、直前の設定に復帰します。

専用カバーのお手入れ

1

2

3

表面に付着した汚れを予め取り除いた後、専用カバーをマットから取り外します。
洗濯機で弱水流洗濯ができます。
洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
低い温度でのタンブル乾燥ができます。
乾燥機による乾燥、または陰吊り干しをしてください。

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示
ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

送風チューブを外さないように注意してください。
外してしまうと、エアが抜けてしまいます。

専用ポンプのお手入れ

12

専用ポンプの電源ボタンを「OFF」（電源ボタン、光サインのランプが消えた状態）にして、コンセントから電源プラグを抜きます。
布に薄めた中性洗剤かぬるま湯（50°C以下）を含ませ、固くしぼります。

各部の名称
専用マットレス（専用カバー付属）

専用ポンプ
前部

後部

表面

操作パネル

32の布で、専用ポンプの表面の汚れをふき取ります。

裏面
エアセル

ポンプフックベースシート

専用カバー
頭側フード部

お問い合わせは光サイン
送風チューブ差し込み口■製造元
ホームページ ： http://www.cape.co.jp/
2018年4月現在

電源（AC）
コード
足側巻き込み部

送風チューブキャップ

送風チューブ使用方法

安全にお使いいただくためにエアマスタートライセルＥのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。
しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。
従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を記載してあります。下記の内容に従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れがありますので、ご使用される前に必ずお読みください。

1

専 用 マットレスをベ ースマットレスに固定します。

3●頭側フード部をベースマットレスに被せ、専用ポンプに送風チューブを接続します。
●専用マットレスの送風チューブを正しく接続します。

足側巻き込み部をベースマットレスの下に巻き込んで固定してください。

123

エアマスタートライセルＥのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上、ご使用ください。また使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。
頭側フードは、ベースマットレスの厚みに応じて2段階に調節できます。

本商品をご使用の際は、必ずベースマットレスを敷いた上に専用マットレスを敷いて、お使いください。
送風チューブが必ず足側になるように本商品を設置してください。
送風チューブが頭側にくると、送風チューブが首にからんで重大な事故を招く恐れがあります。

3cm〜5.9cm

4

本商品のご使用に際しては、必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。
ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因になります。

■ 確認 ■

5
6

本商品の上で、飛び跳ねたり、立ち上がったり、膝立ちしたりしないでください。

786cm〜10cm

ベースマットレスの厚みが6cm以上の場合ファスナーを開けて設置してください。

4

電源プラグをコンセントにつなぎます。

5

療養者の体重に設定します。

●自動で電源が入ります。

●体重設定ボタンを押し、療養者の体重に合わせます。

●ロゴマークが印刷されている面を上に設置してください。

本商品の上で端座位や移乗する際には、必ず補助の方の立ち会いのもと行ってください。
ベッドからの落下・転落を招く危険があります。

●必ず、送風チューブがある方を足側にして、設置してください。
※送風チューブは巻き込まないこと。

設定後約20分で使用可能となります。

本商品の上での喫煙はお止めください。
送風チューブを束ねたり、専用マットレスの下に巻き込まないでください。送風チューブが折れ曲がったり圧迫されると、空気がエアマットレス内に送り込まれなくなり、期待した効果が得られない恐れがあります。

2

専用ポンプを正しく設置します。
●フットボードのある場合、ポンプフックを引っ掛けて設置●フットボードがな

9
専用ポンプのポンプフックや操作パネルが療養者の足に当たらない位置に設置してください。
10 また、専用ポンプの上に物を置かないでください。

15 お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。
電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、破損させたり、ドアに挟んだりしな
16 いでください。感電事故や火災事故、故障の原因になります。

7

い 場 合 は 床 などの水 平な場 所にベッドを背上げして使用する際は、背上げモードに設定します。
●通常は三連圧切替による膨張収縮を行います。

置いてください。

操作パネルボタン説明

専用ポンプを湿気の多い場所で使用しないでください。また、水や尿などの液体をかけたり、こぼし11 たりしないでください。

12
13 本商品は、必ず日本国内の家庭用コンセント（AC100V ／ 50Hz/60Hz）でお使いください。
本商品は、トライセルＥ専用マットレスとトライセルＥ専用ポンプ以外の組み合わせでは、絶対に使用し14 ないでください。

療養者に寝てもらいます。

してください。

本商品は二人以上で使用しないでください。

本商品を分解したり、修理・改造しないでください。

6

ベッドをご使用の電源

初期設定■体重：50kg■背上げ：OFF

体重設定●5kg刻みでデジタル表示します。
※体重が中間値の場合は低値に設定。
例えば42.5kgの場合は40kg設定にします。
エラー時にはエラーコードを表示します。

背上げ
背上げ状態に適した内圧に調整し、圧切替機能を停止します。
背上げ対応機能は約2時間で自動的に解除され、通常の圧切替と設定圧に戻ります。