УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентствапо техническому регулированиюи метрологии
от «28» октября 2022 г. № 2711

Регистрационный № 70943-18

Лист № 1Всего листов 37ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи измерительные серии PRНазначение средства измерений
Преобразователи измерительные серии PR (далее по тексту – преобразователи)предназначены для измерительных преобразований аналоговых сигналов в виде силы инапряжения постоянного и переменного тока, частоты периодических сигналов, сопротивления,в том числе сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления в аналоговые
сигналы силы и напряжения постоянного тока, импульсный сигнал, цифровой сигнал попротоколам HART, FOUNDATION FIELDBUS, PROFIBUS-PA с целью получения информациио состоянии объекта, регистрации и индикации результатов измерений.
Описание средства измерений
Принцип действия преобразователей основан на преобразовании сигналов, поступающихот термоэлектрических преобразователей (ТП), термопреобразователей сопротивления (ТС),устройств с частотным и импульсным выходными сигналами, измерительных мостов,потенциометров, устройств с нормированным аналоговым сигналом постоянного ипеременного тока и напряжения в унифицированный электрический выходной сигнал
постоянного тока или напряжения, в частотный или импульсный выходной сигнал, а также вцифровой сигнал для передачи по HART-протоколу или в цифровой сигнал промышленной
сети FOUNDATION FIELDBUS или PROFIBUS PA.
Преобразователи серии PR включают в себя следующие модели: 2204, 2224, 2231, 2255,
2261, 2279, 2284, 2286, 2289, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114,
3117, 3118, 3185, 3186А, 3186В, 3331, 3333, 3337, 4104, 4114, 4116, 4131, 4222, 5104, 5105, 5106,
5107, 5114, 5115, 5116, 5131, 5223, 5225, 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, 5343, 5350, 5437, 5531,
5714, 5715, 5725, 6185, 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6350, 6437, 7501, 9106, 9107, 9113, 9116.
Конструктивно модели 2204, 2224, 2231, 2255, 2261, 2279, 2284, 2286, 2289, 3101, 3102,
3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118, 3185, 3186А, 3186В, 3331, 3333,
3337, 4104, 4114, 4116, 4131, 4222, 5104, 5105, 5106, 5107, 5114, 5115, 5116, 5131, 5223, 5225,
5531, 5714, 5715, 5725, 6185, 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6350, 6437, 9106, 9107, 9113, 9116,
представляют собой конструкции прямоугольной формы, а модели 5331, 5333, 5334, 5335, 5337,
5343, 5350, 5437, 7501, круглой формы, внутри которых смонтированы измерительные цепипреобразования и усиления, а также цепи питания и сигнализации.
Модели 2231, 2255, 2224, 2261, 2281, 2286, 2289, 5531, 5714, 5715, 5725, 7501
преобразователей поддерживают возможность получения информации об измеряемой величине
ввидецифровой
индикации
навстроенном
впреобразователи
цифровом
жидкокристаллическом индикаторе.
В зависимости от конструктивного исполнения преобразователи могут бытьустановлены как непосредственно в соединительную коробку первичного преобразователя, таки в полевой корпус или на рейку стандарта DIN.

Лист № 2Всего листов 37Модельный ряд преобразователей содержит как аналоговые и дискретные модификации,так и модификации со связью по информационной шине.
В зависимости от исполнения преобразователи могут быть одноканальными илимногоканальными; могут быть общего назначения или иметь вид взрывозащиты
«искробезопасная цепь i».
Обозначение преобразователей измерительных серии PR в соответствии с технической
документацией:

PR

5
1

335 D
2
3

123-

Модель измерительного преобразователя
Идентификационный номер модификации
Исполнение

Фотографии общего вида преобразователей приведены на рисунках 1-11.

Рисунок 1 - Общий видпреобразователей измерительных серии
PR модификаций 2224, 2231, 2255,
2261, 2286, 2289

Рисунок 2 - Общий вид преобразователей
измерительных серии PR модификаций 3101, 3102,
3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114,
3117, 3118, 3185, 3186, 3331, 3333, 3337

Рисунок 3 - Общий видпреобразователей измерительных серии
PR модификаций 4104, 4114, 4116,

Рисунок 4 - Общий вид преобразователей
измерительных серии PR модификаций 5331, 5333,
5334, 5335, 5337, 5343, 5350

Лист № 3Всего листов 37
4131, 4222

Рисунок 5 - Общий видпреобразователей измерительных серии
PR модификаций 5104, 5105, 5106,
5107, 5114, 5115, 5131, 5116, 5223

Рисунок 6 - Общий вид преобразователей
измерительных серии PR модификаций 6331, 6333,
6334, 6335, 6337, 6350, 6437

Рисунок 7 - Общий видпреобразователей измерительных серии
PR модификаций 5531, 5714, 5715, 5725

Рисунок 8 - Общий вид полевого преобразователя
серии PR модификации 7501
(выпускается в 2 цветах: красный и синий)Рисунок 9 - Общий вид преобразователей
измерительных серии PR модификаций 9106,
9107, 9113, 9116

Рисунок 10 - Общий вид преобразователей
измерительных серии PR модификаций 2204,
2279, 2284

Лист № 4Всего листов 37Рисунок 11 - Общий вид преобразователя измерительного серии PR модификации 5437
Пломбирование преобразователей измерительных PR не предусмотрено. Знак поверки накорпус преобразователя не наносится. Заводской номер наносится на корпус преобразователя вчисловом формате. Общий вид преобразователей измерительных серии PR с указанием местнанесения заводского номера приведен на рисунке 12.

Рисунок 12 - Общий вид преобразователей измерительных серии PR с указанием местнанесения заводского номера
Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) состоит из двух частей: из встроенного и автономного
ПО.
Метрологически значимым является только встроенное ПО. Данное ПОустанавливается в электронный блок преобразователей на заводе-изготовителе во время
производственного цикла. ПО недоступно пользователю и не подлежит изменению напротяжении всего времени функционирования изделия. Структура ПО исключает возможность
несанкционированного
влияниянаПОСИиизмерительную
информацию.
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий»в соответствии с рекомендацией по метрологии Р 50.2.077-2014.
Таблица 1 – Идентификационные данные ПОИдентификационные данные
Идентификационное наименование ПОНомер версии ПО, не нижеЦифровой идентификатор ПОЗначение
PReset8.01.1002
Не доступен

Лист № 5Всего листов 37Метрологические и технические характеристики
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Пределы
допускаемой
дополнительной
абсолютной
погрешности
преобразования,на каждый 1 ºСПределы
допускаемой
основной
приведенной
погрешности
преобразования
(*), % (от
диапазона
преобразования)Пределы допускаемой
дополнительной приведенной
погрешности преобразования,вызванной отклонением
окружающей температуры отнормальных условий (от +20
до +28 ºС), % (от диапазона
преобразования)/1 °Сна входена выходе

Пределы
допускаемой
основной
абсолютной
погрешности
преобразования

1

2

3

4

5

6

7

2204

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 В

—

—

±0,1

±0,01

2224

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 Вот -10 до +10 Вот 0 до 10 В

—

—

±0,2

±0,01

Диапазоны преобразований аналоговых ицифровых сигналов
Модификация

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАот 0 до 5 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВНапряжение
постоянного токаот -10 до +10 В(*)

Лист № 6Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

2

3

4

5

6

7

2231

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАСила переменного
тока
от 0 до 1 АНапряжение
постоянного токаот 0 до 250 ВНапряжение
переменного токаот 0 до 250 ВРелейный выход
500 В·А

—

—

±0,2

±0,01

—

—

±0,1

±0,01

—

—

±0,1

±0,01

2255

Частота
от 0 до 20 кГц

2261Напряжение
постоянного токаот -40 до +100 мВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 10 ВРелейный выход
300 В·АСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 10 ВЛист № 7Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

2

2279

Сила переменного
тока
от 0 до 1 Ачастотой
от 40 до 400 Гц

2284Напряжение
переменного токаот 0 до 250 Вчастотой
от 40 до 400 Гц

2286Сигналы от ТС
Pt100Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 10 В

3Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 0 до 5 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 0,25 Вот 0 до 0,1 Вот 0 до 2,5 Вот 0 до 10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАот 0 до 5 мАНапряжение
постоянного токаот 0,2 до 1 В
от 0 до 1 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 Вот 0 до 2,5ВРелейный выход
500 В·А

4

5

6

7

—

—

±1

±0,01

—

—

±0,1

±0,01

—

—

±0,1

±0,01

Лист № 8Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
12Сигналы от ТС
Pt100

2289

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 10 В

3101Сигналы от ТП
J
K

3102

Сигналы от ТС
Pt100

3103,
3108

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мА

3Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мА

4±0,2 ºС—5

6

7±0,01 ºС(для диапазона
преобразования до
100 ºС)

—

—

—

±0,1

±0,01 (для диапазона
преобразования св. 100 ºС)

±0,1

±0,01

± 1 °С

± 0,1 °С

±0,1

±0,01

±0,2 ºС±0,02 ºС

±0,1

±0,01

—

—

±0,05

±0,01

Лист № 9Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

3104,
3109

3105

3111

2

3

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 ВСигналы от ТП
J
K

4

5

—

—

—

—

—

—

—

—

±0,5 ºС±0,1 ºС

6

7

±0,05

±0,01

±0,2

±0,015

±0,05

±0,01

Лист № 10Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

3112

3113,
3331,
3337

3117,
3118

3333

2

Сигналы от ТС
Pt100Сигналы от ТС
Pt100Сигналы от ТП
JKСила постоянного
токаот -10 до +10 мАот -20 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот -5 до +5 Вот -10 до +10 ВСигналы от ТС
Pt100

3Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 ВСила постоянного
тока
0 до 20 мАСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСила постоянного
тока
0 до 20 мА

4

5

6

7

±0,1 ºС±0,02 ºС

±0,05

±0,01

±0,1 ºС±0,02 ºС
±0,05

±0,01

± 0,05

±0,01

±0,1

±0,01

±0,5 ºС±0,1 ºС

—

—

—

—

±0,2 ºС±0,02 ºСЛист № 11Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

3114

3185

2
Сигналы от ТС
Pt100, Pt200, Pt1000
Pt500, Ni200, Ni120
Pt50, Pt400, Ni50
Pt250, Pt300
Pt20
Pt10
Сигналы от ТП
E, J, K, L (DIN
43710), N, T, U
R, S, L, W3, W5
Bот +160 до +400 °Cвключ.
св. +400 до +1820 °C
Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСопротивление
от 0 до 10 кОмСила постоянного
тока
от 0 до 20 мА

3Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАСила постоянного
тока
от 0 до 20 мА

4

5±0,2 ºС±0,02 ºС±0,3 ºС±0,4 ºС±0,6 ºС±0,8 ºС±1,4 ºС±0,03 ºС
±0,04 ºС
±0,06 ºС
±0,08 ºС±0,14 ºС±1 ºС±0,1 ºС±2 ºС±0,2 ºС±4,5 ºС±2 ºС±0,45 ºС±0,2 ºС±16 мкА

±1,6 мкА

±0,8 мВ

±0,08 мВ±8 мВ

±0,8 мВ

——±(10 мкA +0,05%· )±2 мкА

6

7

±0,1

±0,01

—

—

Лист № 12Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

2

3

4

3186А

Сила постоянного
тока
от 4 до 20 мАСила постоянного
тока
от 4 до 20 мА±8 мкА

3186В

Сила постоянного
тока
от 4 до20 мАСила постоянного
тока
от 4 до 20 мА±8 мкА

5±0,48 мкА (для tокр >+25 ºСи напряжения питания
до 24 В включ.)±1,68 мкА (для tокр <+25 ºСи напряжения питания
до 24 В включ.)±(0,02 · Uпит) мкА(для tокр >+25 ºС инапряжения питания
Uпит св. 24 В)±(0,047 · Uпит) мкА(для tокр <+25 ºС инапряжения питания
Uпит св. 24 В)±0,48 мкА (для tокр >+25ºС инапряжения питания до
24 В включ.)±1,12 мкА (для tокр <+25ºС инапряжения питания до
24 В включ.)±(0,02 · Uпит) мкА(для tокр >+25ºС инапряжения питания
Uпит свыше 24 В)±(0,047 · Uпит) мкА(для tокр <+25ºС инапряжения питания
Uпит св. 24 В)

6

7

—

—

—

—

Лист № 13Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

2

3

4

5

6

7

4104

Сила постоянного
тока
от 0 до 20 мАот 4 до 20 мАот -10 до +10 мАот -20 до +20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 Вот -1 до +1 Вот -5 до +5 Вот -10 до +10 ВСила постоянного
тока
от 0 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 10 В

—

—

±0,05

±0,01

Лист № 14Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,2 ºС
Pt100
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200,
Pt250, Pt300, Pt400,
Сила постоянного
Pt500, Pt1000, Ni50,
тока—
Ni100, Ni120, Ni1000,
от 0 до 20 мА
Cu10, Cu20, Cu50,
от 4 до 20 мАCu100
от 20 до 0 мАСигналы от ТП
от 20 до 4 мА
±2 ºСR, S, LR, W3, W5
Bот +85 до +200 °CНапряжение
±4 ºСвключ.
постоянного тока±2 ºС
св. +200 до +1820 °C
от 0 до 1 В4114
от 0,2 до 1 В
E, J, K, L, N, T, U
±1 ºС
от
0
до
5
В
Сила постоянного токаот 1 до 5 В
от 0 до 20 мА±4 мкAот0до
10Вот 4 до 20 мАот 2 до 10 ВНапряжение
от 1 до 0 Впостоянного токаот 1 до 0,2
от 0 до 1 В
от
5 до 0 Вот 0,2 до 1 В±20 мкВ
от 5 до 1 В
от 0 до 5 В
от 10 до 2 В
от 1 до 5 В
от 10 до 0 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСопротивление
от 0 до 10 кОм±0,1 Ом

5

6

7

±0,1

±0,01

±0,01 ºС—±0,2 ºС±0,4 ºС±0,2 ºС±0,05 ºС±0,4 мкA±2 мкВ

±0,01 ОмЛист № 15Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,2 ºСPt100Сила постоянного
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200,
токаPt250, Pt300, Pt400,
от 0 до 20 мА
Pt500, Pt1000, Ni50,
от 4 до 20 мА—
Ni100, Ni120, Ni1000,
от 20 до 0 мА
Cu10, Cu20, Cu50,
от 20 до 4 мА
Cu100Сигналы от ТП±2 ºС
R, S, LR, W3, W5Напряжение
Bпостоянного тока±4 ºС
от +85 до +200 °C включ.
от 0 до 1 В
св. +200 до +1820 °C±2 ºС
от 0,2 до 1 В
4116

E, J, K, L, N, T, UСила постоянного токаот 0 до 20 мАот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСопротивление
от 0 до 10 кОм

от 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 Вот 1 до 0 В
от 1 до 0,2
от 5 до 0 В
от 5 до 1 В
от 10 до 2 В
от 10 до 0 ВРелейный выход
500 В·А

5

6

7

±0,1

±0,01

±0,01 ºС—±0,2 ºС±0,4 ºС±0,2 ºС±1 ºС±0,05 ºС

±4 мкA±0,4 мкA±20 мкВ

±2 мкВ

±0,1 Ом

±0,01 ОмЛист № 16Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,2 ºС
Pt100
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200,
Pt250, Pt300, Pt400,
Pt500, Pt1000, Ni50,—
Ni100, Ni120, Ni1000,
Cu10, Cu20, Cu50,
Cu100
Сигналы от ТП±2 ºС
R, S, LR, W3, W5B±4 ºСот +85 до +200 °C включ.
св. +200 до +1820 °C±2 ºСРелейный выход
4131
E, J, K, L, N, T, U
±1 ºС
500 В·АСила постоянного токаот 0 до 20 мА±4 мкAот 4 до 20 мАНапряжение
постоянного токаот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В±20 мкВ
от 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 10 кОм

5

6

7

±0,1

±0,01

±0,01 ºС—±0,2 ºС±0,4 ºС±0,2 ºС±0,05 ºС±0,4 мкA±2 мкВ

±0,01 ОмЛист № 17Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,2 ºС
Pt100
Pt10, Pt20, Pt50,
Pt200, Pt250, Pt300,
Pt400, Pt500, Pt1000,—
Ni50, Ni100, Ni120,
Ni1000, Cu10, Cu20,
Cu50, Cu100
Сигналы от ТП±2 ºС
B, R, S, L, W3, W5Сила постоянного
E, J, K, L (DIN
тока
±1 ºС
43710), N, T, U
от 0 до 20 мАСила постоянного
Напряжение
тока
4222
±4 мкAпостоянного токаот 0 до 20 мАот 0 до 10 Вот 4 до 20 мАНапряжение
Частота
постоянного токаот 0 до 25 кГцот 0 до 1 В
от 0,2 до 1 В
от 0 до 2,5 В±20 мкВ
от 0,5 до 2,5 Вот 0 до 5 В
от 1 до 5 В
от 0 до 10 Вот 2 до 10 ВСопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 10 кОм

5

6

7

±0,1

±0,01

±0,01 ºС—±0,2 ºС±0,05 ºС±0,4 мкA±2 мкВ

±0,01 ОмЛист № 18Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сила постоянного
Сила постоянного
тока
тока
±16 мкA
от 0 до 20 мАот 0 до 20 мА
5104Напряжение
Напряжение
постоянного токапостоянного тока±8 мВ
от 0 до 10 Вот 0 до 10 ВСила постоянного
Сила постоянного
тока
тока
±16 мкA
от 0 до 20 мАот 0 до 20 мА
5105Напряжение
Напряжение
постоянного тока±8 мВпостоянного токаот 0 до 1 В
от 0 до 10 Вот 0 до 10 ВСила постоянного
Сила постоянного
5106,
тока
тока
±16 мкA
5107
от 4 до 20 мАот 4 до 20 мАпротокол HARTСигналы от ТС±0,2 ºСPt100, Ni100
Сигналы от ТП±2 ºС
B, R, S, L, W3, W5Сила постоянного
E, J, K, L (DIN
±1 ºС
тока
43710), N, T, U
5114,
от 0 до 20 мАСила постоянного
5115,
тока
±4 мкA
5116
Напряжение
от 0 до 100 мАпостоянного токаНапряжение
от 0 до 10 Впостоянного тока±10 мкВ
от 0 до 250 ВСопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 5 кОм

5

6

7

±0,1

±0,01

±0,1

±0,01

±0,1

±0,01

±0,05

±0,01

±1,6 мкA±0,8 мВ
±1,6 мкA±0,8 мВ

±1,6 мкA±0,01 ºС±0,2 ºС±0,05 ºС±0,4 мкA±1 мкВ
±0,01 ОмЛист № 19Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,2 ºСPt100, Ni100
Сигналы от ТП±2 ºС
B, R, S, L, W3, W5Сила постоянного
E, J, K, L (DIN
±1 ºС
тока
43710), N, T, U
от 0 до 100 мАСила постоянного
5131
тока
±4 мкAНапряжение
от 0 до 100 мАпостоянного токаНапряжение
от 0 до 250 Впостоянного тока±10 мкВ
от 0 до 250 ВСопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 5 кОмСила постоянного
Частота
5223
тока—
от 0 до 20 кГц
от 0 до 20 мАСила постоянного
Частота
5225
тока
от 0 до 20 кГц
от 0 до 20 мАСигналы от ТС±0,2 ºСPt100, Ni100
Сигналы от ТП±2 ºС
B, R, S, L, W3, W5
E, J, K, L (DINСила постоянного
±1 ºС
5331
43710), N, T, Uтокаот 4 до 20 мАСопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 5 кОмНапряжение
постоянного тока±10 мкВ
от -12 до +800 мВ

5

6

7

±0,05

±0,01

±0,1

±0,01

±0,1

±0,01

±0,05

±0,01

±0,01 ºС±0,2 ºС±0,05 ºС±0,4 мкA±1 мкВ
±0,01 Ом—±0,01 ºС±0,2 ºС±0,05 ºС±0,01 Ом± 1 мкВ

Лист № 20Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,3 ºССила постоянного
Pt100, Ni100
5333
тока
Сопротивление
от 4 до 20 мА±0,2 Ом
от 0 до 5 кОмСигналы от ТП±2 ºС
B, R, S, L, W3, W5Сила постоянного
E, J, K, L (DIN
±1 ºС
5334
тока
43710), N, T, U
от 4 до 20 мАНапряжение
постоянного тока±10 мкВ
от -12 до +150 мВСигналы от ТС±0,1 ºСPt100, Pt1000
Ni100±0,2 ºССопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 7 кОмСила постоянного
токаНапряжение
5335
от 4 до 20 мА±10 мкВ
постоянного токапротокол
HART
от -800 до +800 мВСигналы от ТП±1 ºС
B, R, S, L, W3, W5
E, J, K, N, T, U,±0,5 ºСL (DIN 43710)

5

6

7

±0,1

±0,01

±0,05

±0,01

±0,05

±0,005± 0,01 ºС±0,02 Ом±0,2 ºС±0,05 ºС
±1 мкВ
±0,005 ºС±0,005 ºС±0,005 Ом±0,5 мкВ
±0,1 ºС±0,025 ºСЛист № 21Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1

2

5337

Сигналы от ТС
Pt50, Pt100, Pt200,
Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120,
Ni1000Сопротивление
от 0 до 7 кОмНапряжение
постоянного токаот -800 до +800 мВСигналы от ТП
R, S, L, W3, W5
Bдо +85 включ.
св. +85 до +160 °Cвключ.
св. +160 до +400 °Cвключ.
св. +400 °C
E, J, K, N, T, U,
L (DIN 43710)

Сила постоянного
тока
от 4 до 20 мАпротокол HARTСопротивление
от 0 до 100 кОмСила постоянного
тока
от 4 до 20 мА

5343

3

4

5

±0,1 ºС±0,005 ºС±0,2 ºС±0,005 ºС±0,1 Ом

±0,005 Ом±10 мкВ

±0,5 мкВ

±1 ºС

±0,1 ºС

±8 ºС
±3 ºС
±1 ºС

±0,8 ºС±0,3 ºС±0,1 ºС±0,5 ºС±0,025 ºС±0,05 Ом±0,002 Ом

6

7

±0,05

±0,005

±0,1

±0,01

Лист № 22Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,1 ºСPt100, Pt1000
Pt10, Pt20, Pt50,
Pt200, Pt250, Pt300,—
Pt400, Pt500
Ni100±0,15 ºСNi50, Ni120, Ni1000
Сu10
5350

Cu20, Cu50, Cu100
Сопротивление
от 0 до 10 кОмНапряжение
постоянного токаот -800 до +800 мВСигналы от ТП
B, R, S, W3, W5
E, J, K, N, T, U,
L (DIN 43710)

Протоколы:PROFIBUS PA,
FOUNDATION
Fieldbus

5

6

7

±0,05

±0,002±0,002 ºС—±0,002 ºС——±1,3 ºС±0,02 ºС–—

±0,05 Ом±0,002 Ом±10 мкВ

±0,2 мкВ

±1 ºС

±0,025 ºС±0,5 ºС±0,010 ºСЛист № 23Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС±0,8 ºС
Pt10
Pt20±0,4 ºСPt50±0,16 ºСPt100
±0,04 ºС
Pt200
±0,08 ºСPt500
до +180 °С включ.
±0,08 ºСсв. +180 °С
±0,16 ºСPt1000±0,08 ºСPt2000до +300 °С включ.
±0,08 ºСсв. +300 °С
±0,4 ºСPt10000±0,16 ºССилапостоянного
Ni10±1,6 ºС
5437,
тока
Ni20
±0,8 ºС6437
от 4 до 20 мА
Ni50±0,32 ºСпротокол HART
Ni100
±0,16 ºСNi120
±0,16 ºСNi200
±0,16 ºСNi500
± 0,16 ºСNi1000±0,16 ºСNi2000±0,16 ºСNi10000±0,32 ºСCu5
±1,6 ºСCu10±0,8 ºСCu20±0,4 ºСCu50±0,2 ºСCu100
до -100 °С включ.
±0,2 ºСсв. -100 °С
±0,1 ºС56±0,020 ºС

7±0,0015±0,010 ºС±0,004 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,020 ºС±0,010 ºС±0,004 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС±0,040 ºС±0,020 ºС±0,010 ºС±0,004 ºС±0,002 ºС±γ **±0,0015Лист № 24Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Cu200
±0,08 ºСCu500
±0,16 ºСCu1000±0,08 ºССопротивление
±40 мОм
от 0 до 400 Ом
от 0 до 100 кОм±4 ОмНапряжение постоянного
тока±5 мкВ
от -20 до +100 мВот -100 до +1700 мВ±0,1 мВ
от -800 до +800 мВ±0,1 мВ
Сигналы от ТПE±0,2 ºСJ±0,25 ºССилаK
±0,25 ºС
5437,
постоянного токаL (DIN 43710)±0,35 ºС
6437
от
4
до
20
мА
N
±0,4 ºСпротокол HARTTдо -50 °С включ.
±1,8 ºСсв. -50 °С
±0,25 ºСUдо 0 ºС включ.
±0,8 ºСсв. 0 ºС±0,4 ºСL±0,2 ºСR—до +50 °С включ.
±0,5 ºСсв. +50 ºС до +200 ºС включ.
св. +200 °С±1 ºСSдо +50 °С включ.
—св.+50 ºС до +200 ºС включ.
±0,5 ºСсв. +200 ºС
±1 ºС

5±0,002 ºС±0,002 ºС±0,002 ºС

6±2 мОм

7±0,002±0,2 Ом
±0,2 мкВ
±0,0015±36 мкВ
±32 мкВ
±0,025 ºС±0,025 ºС±0,025 ºС±0,025 ºС±0,025 ºС±γ **±0,025 ºС±0,025 ºС±0,1 ºС—±0,1 ºС±0,1 ºС—±0,1 ºС±0,1 ºС±0,0015Лист № 25Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
W3
±0,6 ºСW5±0,4 ºС
Сила
B
5437,
постоянного токадо +85 °С включ.
—6437
от 4 до 20 мА
св. +85 до +160 °С включ.
±8 ºСпротокол HART
св. +160 до +400 °С включ.
±3 ºС
св. +400°C±1 ºССила постоянного токаИндикация
5531—
от 4 до 20 мАот -9999 до +9999
Сигналы от ТС±0,2 ºС
Pt100
Pt10, Pt20, Pt50, Pt200,
Pt250, Pt300, Pt400, Pt500,—
Pt1000Ni50, Ni100, Ni120,—
СилаNi1000,постоянного токаCu10, Cu20, Cu50, Cu100—
от 0 до 20 мАСигналы от ТП
от 4 до 20 мА±2 ºС
R, S, L, W3, W5
от 20 до 0 мА
5714,
E, J, K, N, T, U,
от 20 до 4 мА
±1 ºС
5715
L (DIN 43710)
BРелейный выход
от +85 до +200 ºС включ.
±4 ºС
500 В·Асв. +200 до +1820 ºС±2 ºСИндикация
Сила постоянного токаот -1999 до +9999±4 мкА
от 0 до 20 мАНапряжение постоянного
тока±20 мкВ
от 0 до 12 ВСопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 10 кОм

5±0,1 ºС±0,1 ºС6

7—±0,8 ºС±0,1 ºС±0,1 ºС±γ **±0,0015

—

±0,1

±0,01

±0,1

±0,01

±0,01 ºС———±0,2 ºС±0,05 ºС±0,4 ºС±0,2 ºС±0,4 мкА
±2 мкВ
±0,01 ОмЛист № 26Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сила постоянного токаот 0 до 20 мАЧастота
Релейный выход
5725
от 0,001 Гц до
500 В·А—
50 кГц
Индикация
от -1999 до +9999(4 разряда)Сила постоянного
Сила постоянного тока
6185
тока
±16 мкА
от 0 до 20 мАот 0 до 23 мАСигналы от ТС±0,2 ºСPt100, Ni100
Сопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 5 кОмСигналы от ТПСила постоянного тока
±2 ºС
6331
B, R, S, L, W3, W5
от 4 до 20 мА
E, J, K, N, T, U, L
±1 ºС
(DIN 43710)
Напряжение
постоянного тока±10 мкВ
от -800 до +800 мВСигналы от ТС±0,3 ºСPt100, Ni100
Сила постоянного тока6333
от 3,5 до 23 мАСопротивление
±0,2 Ом
от 0 до 10 кОмСигналы от ТП±2 ºС
B, R, S, L, W3, W5
E, J, K, N, T, U, L
±1 ºССила постоянного тока6334
(DIN 43710)
от 4 до 20 мАНапряжение
постоянного тока±10 мкВ
от -12 до +150 мВ

5

6

7

—

±0,05 на дисплей и реле±0,1 на аналоговый
выход

±0,01

±1,6 мкА

±0,1

±0,01

±0,05

±0,01

±0,1

±0,01

±0,05

±0,01

±0,01 ºС±0,01 Ом±0,2 ºС±0,05 ºС
±1 мкВ
±0,01 ºС
±0,02 Ом±0,2 ºС±0,05 ºС
±1 мкВ

Лист № 27Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3Сигналы от ТС
Pt100, Pt1000
Ni100Сопротивление
от 0 до 7 кОмСила постоянного
токаНапряжение постоянного
6335
от 4 до 20 мАтокаПротокол HARTот -800 до +800 мВСигналы от ТП
B, R, S, L, W3, W5
E, J, K, N, T, U, L (DIN
43710)
Сигналы от ТС
Pt50, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000Ni50, Ni100, Ni120,
Ni1000Сопротивление
от 0 до 7 кОмНапряжение постоянного
токаСила постоянного
от -800 до +800 мВ
тока
6337
Сигналы от ТП
от 4 до 20 мА
R, S, L, W3, W5Протокол HARTBдо +85 °С не включ.
от +85 до +160 °С включ.
св. +160 до +400 °Свключ.
св. +400 °CСигналы от ТП
E, J, K, N, T, U, L (DIN
43710)

4

5±0,1 ºС±0,005 ºС±0,2 ºС±0,005 ºС±0,1 Ом

±0,005 Ом±10 мкВ

±0,5 мкВ

±1 ºС

±0,1 ºС±0,5 ºС±0,025 ºС±0,1 ºС±0,005 ºС±0,2 ºС±0,005 ºС±0,1 Ом

±0,005 Ом±10 мкВ

±0,5 мкВ

±1 ºС

±0,1 ºС

—

—

±8 ºС
±3 ºС
±1 ºС

±0,8 ºС±0,3 ºС±0,1 ºС±0,5 ºС±0,025 ºС

6

7

±0,05

±0,005±0,05±0,005Лист № 28Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3Сигналы от ТС
Pt100, Pt1000
Pt25, Pt50, Pt100 Pt200,
Pt250, Pt300, Pt400,
Pt500, Pt1000
Ni100, Ni120, Ni200,
Ni500, Ni1000
Ni25, Ni50, Ni100,
Ni120, Ni200, Ni500,
Ni1000Сu10Протоколы
Cu10, Cu20, Cu50,
PROFIBUS PA,
6350
Cu100, Cu200,
FOUNDATION
Cu500,Cu1000
FieldbusСопротивление
от 0 до 10 кОмНапряжение
постоянного токаот -800 до +800 мВСигналы от ТП
B, R, S, W3, W5
E, J, K, N, T, U,
L (DIN 43710)
Сила постоянного токаот -100 до +100 мА

4

5±0,1 ºС±0,002 ºС——±0,15 ºС

±0,002 ºС——±1,3 ºС±0,02 ºС——

±0,05 Ом±0,002 Ом±10 мкВ

±0,2 мкВ

±1 ºС

±0,025 ºС±0,5 ºС±0,010 ºС±1 мкA±0,06 мкA

6

7

±0,002±0,05±0,003Лист № 29Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сигналы от ТС
Pt50, Pt100, Pt200,±0,1 ºСPt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120,±0,2 ºСNi1000Сопротивление
±0,1 Ом
от 0 до 7 кОмСила постоянного
Напряжение
токапостоянного тока±10 мкВ
от 4 до 20 мАот -800 до +800 мВ
7501
Сигналы от ТППротокол HART
±1 ºСR, S, L, W3, W5
B5-разрядная
до +85 °C не включ.
индикация
от +85 до +160 °C±8 ºСвключ.
св. +160 до +400 °C±3 ºСвключ.
±1 ºС
св. +400 °C
E, J, K, N, T, U,±0,5 ºСL (DIN 43710)
Сила постоянного
9106,
Сила постоянного токатока
±16 мА
9107
от 3,5 до 23 мАот 3,5 до 23 мА

5

6

7

±0,05

±0,005——±0,005 ºС±0,005 ºС±0,005 Ом±0,5 мкВ
±0,1 ºС±0,8 ºС±0,3 ºС± 0,1 ºС
±0,025 ºС±1,6 мА

Лист № 30Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4
Сила постоянного тока±16 мкA
от 0 до 20 мАСигналы от ТС±0,2 ºСPt100, Pt200, Pt1000
Pt500, Ni100, Ni120,±0,3 ºСNi1000Pt50, Pt400, Ni50
±0,4 ºСPt250, Pt300±0,6 ºССила
Pt20±0,8 ºС9113постоянного токаPt10
±1,4 ºСот 4 до 20 мАСигналы от ТП±2 ºС
R, S, L, W3, W5
Bот +160 до +400 °C не±4,5 ºСвключ.
±2 ºС
св. +400 °C
E, J, K, N, T, U,±1 ºС
L (DIN 43710)
Сила постоянного тока±16 мкA
от 0 до 20 мАНапряжение постоянного
тока±20 мкВ
от 0 до 10 ВСопротивление
Сила
—
от
0
до
10
кОм
9116
постоянного токаСигналы от ТС
от 4 до 20 мА±0,2 ºСPt100, Pt200, Pt1000
Pt500, Ni100, Ni120,±0,3 ºСNi1000Pt50, Pt400, Ni50
±0,4 ºСPt250, Pt300±0,6 ºС

5

6

7

±0,05

±0,005±0,05±0,005±1,6 мкA±0,02 ºС
±0,03 ºС
±0,04 ºС
±0,06 ºС
±0,08 ºС±0,14 ºС±0,2 ºС±0,45 ºС±0,2 ºС±0,1 ºС±1,6 мкA±2 мкВ
—±0,02 ºС
±0,03 ºС
±0,04 ºС
±0,06 ºСЛист № 31Всего листов 37Продолжение таблицы 2 - Метрологические характеристики
1
2
3
4±0,8 ºС
Pt20
Pt10±1,4 ºССигналы от ТП
R, S, L, W3, W5±2 ºССила постоянного
B
9116
тока
±4,5 ºСот +160 до +400 °С включ.
от 4 до 20 мА
св. +400 °C±2 ºС
E, J, K, L (DIN 43710), N,
±1 ºС
T, U
Примечание
* - принимается большее значение








5
±0,08 ºС±0,14 ºС

6

7

±0,05

±0,005±0,2 ºС±0,45 ºС±0,2 ºС±0,1 ºС** -        100  0, 01   - пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования    tnрассчитываются с учетом

погрешности аналогового выхода и зависят от значений пределов допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования    идиапазона преобразования  tn  .
Модели преобразователей 3101, 3102, 3111, 3112, 3114, 3103, 3108, 3104, 3105, 3109, 3113, 3117, 3118, 3185, 3186, 3331, 3333, 3337, 4104,
4114, 4116, 5114, 5115, 5116, 5131, 5331, 5334, 5333, 5335, 5337, 5343, 5350, 5437A, 5437D, 5531, 5714, 5715, 5725, 6331, 6334, 6333, 6335, 6337,
6350, 6437, 7501, 9113, 9116 имеют возможность работы с расширенным на 5 % в каждую сторону диапазоном входных и выходных сигналов ввиде силы постоянного тока (от 3,8 до 20,5 мА), сохраняя при этом нормированные метрологические характеристики, а также функцию
диагностики ошибок первичных датчиков с выдачей информации в виде фиксированного выходного сигнала 0 мА, 3,5мА или 23 мА взависимости от типа сбоя.

Лист № 32Всего листов 37Таблица 3 - Пределы допускаемой абсолютной погрешности внутренней автоматической
компенсации температуры свободных (холодных) концов ТПМодификация
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С
3114, 4114, 4116, 4131±(2,0+0,4·Δt)*
4222±1,0 ºС
3101, 3102, 3111, 3112, 3113, 3331,±2,5 ºС
3333, 3337
5114, 5115, 5116, 5131
±1,0 ºС
5331, 5334, 5335, 5337
±0,5 ºС
6331, 6334, 6335, 6337
6350, 5350
±0,5 ºС
5437, 6437
±0,08 ºС
7501
±0,5 ºС
5714, 5715, 9113, 9116±(2,0+0,4·Δt)*Примечание:*Δt = tвн - tокр,где: tвн - внутренняя температура, °С;tокр - температура окружающей среды, °СТаблица 4 – Диапазон измерений температуры в зависимости от типа НСХ первичных
преобразователейТип НСХ первичного преобразователя
Диапазон измерений температуры, °С
Bот 0 до +1820
Eот -200 до +1000
Jот -100 до +1200
Kот -180 до +1372
Lот -200 до +900Nот -180 до +1300
Rот -50 до +1760
Sот -50 до +1760
Tот -200 до +400
Uот -200 до +600
W3от 0 до +2300
W5от 0 до +2300
Pt25, Pt50, Pt100 Pt200, Pt250, Pt300, Pt400,
от -200 до +850
Pt500, Pt1000
Ni25, Ni50, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500,
от -60 до +250
Ni1000Cu10, Cu20, Cu50, Cu100, Cu200,
от -180 до +200
Cu500,Cu1000

Лист № 33Всего листов 37Таблица 5 – Основные технические характеристики
1
2
3Габаритные
размеры
МодифиПараметры
средства
кацияэлектрического питания
измерений, мм,не более
от 19,2 до 28,8 В
2204Dнапряжения постоянного
тока
от 21,6 до 253 В
2204Pнапряжения
переменного токачастотой от 50 до 60 Гц;
от 19,2 до 300 В
2279Pнапряжения постоянного
тока
от 19,2 до 28,8 В
2279Dнапряжения постоянного
тока
от 9,6 до 14,4 или от 19,2
2224
до 28,8 В напряжения
постоянного токаот 19,2 до 28,8 В
2261напряжения постоянного
2289
тока
от 21,6 до 253 В
80,5×35,5×84,5
напряжения
переменного тока2231D
частотой от 50 до 60 Гц;
от 19,2 до 300 Внапряжения постоянного
тока
2255
от 19,2 до 28,8 В
2284Dнапряжения постоянного
тока
2231P
от 21,6 до 253 Внапряжения
переменного тока2284P
частотой от 50 до 60 Гц;
от 19,2 до 300 Внапряжения постоянного
тока
от 19,2 до 28,8 В
2286
напряжения постоянного
тока
3101
от 16,8 до 31,2 В
3102
напряжения постоянного
113×6,1×115
3103
тока
3104

4
Масса,кг, не
более

56Условия
эксплуатации

Маркировка
взрывозащиты

от -20 до +60 °С
до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПа—от -25 до +70 °С
до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПа

Ex

0,110

0,160

0,100
0,130
0,130

0,125

0,125
0,175

0,165

0,140

0,070

Лист № 34Всего листов 37Продолжение таблицы 5 – Основные технические характеристики
1
2
3
4
5
3108
3109
3111
от 16,8 до 31,2 В
3112напряжения постоянного
3113
тока
3114
3117
3118
от -25 до +70 °С
3185
от измерительного канала
до 95 % без
от 6 до 35 В напряжения
конденсата
3186постоянного токаот 84,0 до 106,7 кПа
113×6,1×115
0,070
от 5,5 до 35 В
3331напряжения постоянного
токаот 3,3 до 35 В
3333напряжения постоянного
тока
от 6,2 до 35 В напряжения
3337
постоянного токаот 0 до +70 °С
от 16,8 до 31,2 Вдо 95 % без
3105напряжения постоянного
конденсата
тока
от 84,0 до 106,7 кПа
4104
4114
4116
109×23,5×104
0,250
4131
от 21,6 до 253 В
4222напряжения
5104
переменного токаот -20 до +60 °С
5105частотой от 50 до 60 Гц;
до 95 % без0,225от 19,2 до 300 В
5114конденсата
напряжения постоянного
5115
от 84,0 до 106,7 кПа
тока
5106
0,246
109×23,5×130
5107
0,250
5223
5116
0,235
от 7,5 до 35 В напряжения
5131
0,195
постоянного токаот 7,2 до 35 В напряжения
5331
постоянного токаот 8 до 35 В напряжения
5333
от -55 до +85 °С
постоянного
до 95 % без
от 7,2 до 35 В напряжения
Ø44×20,2
0,050
5334конденсата
постоянного токаот 84,0 до 106,7 кПа5335
от 8 до 35 В напряжения
5337
постоянного тока
5350

6

Ex

—

Ex

Лист № 35Всего листов 37Продолжение таблицы 5 – Основные технические характеристики
1
2
3
4
5343
5437A
5437D
5531
5714
5715
5725

6185

6331
6333
6334
6335
6350
6337
6437А
6437 D
6437

от 8 до 35 В напряжения
постоянного токаот 7,5 до 48 В напряжения
постоянного токаот 7,5 до 30 В напряжения
постоянного тока

Ø44×20,2от измерительного канала
от 21,6 до 253 Внапряжения переменного
тока частотой от 50 до
60 Гц;
от 19,2 до 300 Внапряжения постоянного
тока

6

Ex

0,200
0,230
48×96×120
0,260
0,230
один
канал:
0,155 /
дваканала:0,180 /
четыре
канала:0,230

от измерительного канала

от 7,2 до 35 В напряжения
постоянного токаот 8 до 35 В напряжения
постоянного токаот 7,2 до 35 В напряжения
постоянного токаот 8 до 35 В напряжения
постоянного токаот 9 до 32 В напряжения
постоянного токаот 8 до 35 В напряжения
постоянного токаот 7,5 до 48 В напряжения
постоянного токаот 7,5 до 30 В напряжения
постоянного токаот 8,3 до 33,6 В напряжения
постоянного тока

0,050

5
от -40 до +85 °С
до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПаот -55 до +85 °С
до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПа

109×23,5×104

одинканал:
0,145 /
дваканала:0,185

одинканал:
0,150 /
дваканала:0,200

от -20 до +60 °С
до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПа—от -55 до +85 °С
до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПаExЛист № 36Всего листов 37Продолжение таблицы 5 – Основные технические характеристики
1
2
3
4

7501

от 10 до 35 Внапряжения постоянного
тока;
от 12 до 35 В напряжения
постоянного тока (сподсветкой)109×145×125,55
от -55 до +85 °С
(силиконовое
уплотнительное
кольцо);от -20 до +80 °С
1,300(уплотнительное
кольцо изфторполимера)до 95 % безконденсата
от 84,0 до 106,7 кПаот -20 до +60 °С
0,250до 95 % безконденсата
0,185 от 84,0 до 106,7 кПа

6

Ex

9106
от 19,2 до 31,2 В
9107
напряжения постоянного
109×23,5×104
9113
тока
9116
Средняя наработка часов на
50000отказ*, чСредний срок службы*, лет
10Примечание:*Для моделей 5331, 5333, 5334, 5335, 5337, 5437, 7501, 6331, 6333, 6334, 6335, 6337, 6437:
Средняя наработка часов на отказ, ч — 125000
Средний срок службы, лет — 12Знак утверждения типананосится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.
Комплектность средства измерений
Таблица 6 – Комплектность средства измерений
Наименование
Обозначение
Преобразователь
PR ХХХХ
измерительный серии PRРуководство по эксплуатации
—Паспорт
—ПО PReset—Количество
1 шт.
1 экз.
1 экз.
1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в документе «Руководство по эксплуатации» в разделе «Электрические данные».
Нормативные
итехнические
документы,устанавливающие
требования
кпреобразователям измерительным серии PRГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов.
Общие технические условия;ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля.
Общие технические требования и методы испытаний;ГОСТ 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики
преобразования;ГОСТ 13384-93
Преобразователи
измерительные
длятермоэлектрических
преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические
требования и методы испытаний;