東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-021 改 1

提出年月日

平成 30 年 7 月 25 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

放射線管理施設
放射線管理用計測装置（添付書類）

Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ-1-1-4-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射線管理施設）
Ⅴ-1-1-4-6-1 設定根拠に関する説明書（格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ））
Ⅴ-1-1-4-6-2 設定根拠に関する説明書（格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ））
Ⅴ-1-1-4-6-3 設定根拠に関する説明書（フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ））Ⅴ-1-1-4-6-4 設定根拠に関する説明書（フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ））Ⅴ-1-1-4-6-5 設定根拠に関する説明書（耐圧強化ベント系放射線モニタ）
Ⅴ-1-1-4-6-6 設定根拠に関する説明書（緊急時対策所エリアモニタ）
Ⅴ-1-1-4-6-7 設定根拠に関する説明書（使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ））Ⅴ-1-1-4-6-8 設定根拠に関する説明書（使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ））Ⅴ-1-1-4-6-9 設定根拠に関する説明書（可搬型モニタリング・ポスト）
Ⅴ-1-1-4-6-10 設定根拠に関する説明書（β線サーベイ・メータ）
Ⅴ-1-1-4-6-11 設定根拠に関する説明書（ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ）
Ⅴ-1-1-4-6-12 設定根拠に関する説明書（ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ）
Ⅴ-1-1-4-6-13 設定根拠に関する説明書（電離箱サーベイ・メータ）
Ⅴ-6 図面7 放射線管理施設
7.1 放射線管理用計測装置
第 7-1-1 図

放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置の系統図

第 7-1-2 図

放射線管理施設 放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（1／5）

第 7-1-3 図

放射線管理施設 放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（2／5）

第 7-1-4 図

放射線管理施設 放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（3／5）

第 7-1-5 図

放射線管理施設 放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（4／5）

第 7-1-6 図

放射線管理施設 放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（5／5）

Ⅴ-1-1-4-6-1 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-1 R0（格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）
）

名個

称数

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）－2【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の線量当量率を計測するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用する格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）は，以下の機能を有する。
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-1 R0Eために設置する。
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-17-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。
1.

個数の設定根拠格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）は，設計基準対象施設として多重性及び独立性を備えた 2 個を設置する。
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）は，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

1Ⅴ-1-1-4-6-2 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-2 R0（格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）
）

名個称数

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）－2【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の線量当量率を計測するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用する格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）は，以下の機能を有する。
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-2 R0Eために設置する。
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-17-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。
1.

個数の設定根拠格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）は，設計基準対象施設として多重性及び独立性を備えた 2 個を設置する。
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）は，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-3 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-3 R0（フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ））

名個

称数

フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）－1【設定根拠】（概要）
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用する重大事故等時に使用するフィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）
は，以下の機能を有する。
フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。
フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類
Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す
NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-3 R0Eる説明書」による。
1.

個数の設定根拠
フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）は，重大事故等対処設備として 1 個設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-4 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-4 R0（フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ））名個称数

フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）－2【設定根拠】（概要）
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用するフィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）は，以下の機能を有する。
フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。
フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類
Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-4 R0Eる説明書」による。
1.

個数の設定根拠
フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）は，重大事故等対処設備として格納容器圧力逃がし系出口配管に設置する圧力開放板の前後に各 1 個ずつ合計 2 個設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-5 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-5 R0（耐圧強化ベント系放射線モニタ）

名個称数

耐圧強化ベント系放射線モニタ－2【設定根拠】（概要）
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用する耐圧強化ベント系放射線モニタは，以下の機能を有する。
耐圧強化ベント系放射線モニタは，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。
）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。
耐圧強化ベント系放射線モニタの装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」に

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-5 R0Eよる。
1.

個数の設定根拠
耐圧強化ベント系放射線モニタは，重大事故等対処設備として多重性を備えた 2 個を設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-6 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-6 R0（緊急時対策所エリアモニタ）

名個称数

緊急時対策所エリアモニタ－1（予備 1）

【設定根拠】（概要）
重大事故等時に使用する緊急時対策所エリアモニタは，以下の機能を有する。
緊急時対策所エリアモニタは，重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，適切な措置を講ずるために設置する。
緊急時対策所エリアモニタは，重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握するために設置する。
緊急時対策所エリアモニタの装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」によNT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-6 R0Eる。
1.

個数の設定根拠緊急時対策所エリアモニタの保有数は，重大事故等対処設備として 1 個及び故障時又は保守点検による待機除外時の予備として 1 個とし，保管する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-7 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-7 R0（使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ））

名個称数

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）－1【設定根拠】（概要）
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用する使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）は，以下の機能を有する。
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。
また，使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-7 R0E

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。
1.

個数の設定根拠
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）は，重大事故等対処設備として 1 個設置する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-8 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-8 R0（使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ））

名個称数

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）－1【設定根拠】（概要）
・重大事故等対処設備
重大事故等時に使用する使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）は，以下の機能を有する。
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。
また，使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-8 R0E

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）の装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。
1.

個数の設定根拠
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）は，重大事故等対処設備として 1 個設置する。

1Ⅴ-1-1-4-6-9 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-9 R0（可搬型モニタリング・ポスト）

名個

称数

可搬型モニタリング・ポスト－10（予備 2）【設定根拠】（概要）
重大事故等時に使用する可搬型モニタリング・ポストは，以下の機能を有する。
可搬型モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に発電用原子炉施設周囲及び発電所敷地境界付近において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために設置する。
可搬型モニタリング・ポストの装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-9 R0E

1.

個数の設定根拠
可搬型モニタリング・ポストの保有数は，重大事故等対処設備として 10 個及び故障時又は保守点検による待機除外時の予備として 2 個とし，保管する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-10 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-10 R0（β線サーベイ・メータ）

名個

称数

β線サーベイ・メータ－2（予備 1）

【設定根拠】（概要）
重大事故等時に使用するβ線サーベイ・メータは，以下の機能を有する。
β線サーベイ・メータは，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所等の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために使用する。
β線サーベイ・メータの装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-10 R0E

1.

個数の設定根拠
β線サーベイ・メータの保有数は，重大事故等対処設備として 2 個及び故障時又は保守点検による待機除外時の予備として 1 個とし，保管する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-11 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-11 R0（ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ）

名個

称数

ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ－2（予備 1）

【設定根拠】（概要）
重大事故等時に使用するＮａＩシンチレーションサーベイ・メータは，以下の機能を有する。
ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータは，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所等の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために使用する。
ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータの装置の構成，計測範囲等については，添付書類
Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-11 R0E

1.

個数の設定根拠ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータの保有数は，重大事故等対処設備として 2 個及び故障時又は保守点検による待機除外時の予備として 1 個とし，保管する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-12 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-12 R0（ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ）

名個

称数

ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ－2（予備 1）

【設定根拠】（概要）
重大事故等時に使用するＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータは，以下の機能を有する。
ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータは，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所等の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために使用する。
ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータの装置の構成，計測範囲等については，添付書類
Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-12 R0E

1.

個数の設定根拠
ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータの保有数は，重大事故等対処設備として 2 個及び故障時又は保守点検による待機除外時の予備として 1 個とし，保管する。

1

Ⅴ-1-1-4-6-13 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-13 R0（電離箱サーベイ・メータ）

名個

称数

電離箱サーベイ・メータ－1（予備 1）

【設定根拠】（概要）
重大事故等時に使用する電離箱サーベイ・メータは，以下の機能を有する。
電離箱サーベイ・メータは，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所等の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために使用する。
電離箱サーベイ・メータの装置の構成，計測範囲等については，添付書類Ⅴ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-6-13 R0E

1.

個数の設定根拠
電離箱サーベイ・メータの保有数は，重大事故等対処設備として 1 個及び故障時又は保守点検による待機除外時の予備として 1 個とし，保管する。

1

工事計画認可申請

第 第7-1-1図7-1-1 図東海第二発電所
名称

放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置の系統図
放射線管理用計測装置の系統図
日本原子力発電株式会社

8625
7Y01

工事計画認可申請

第 7-1-2 図

東海第二発電所

名 称

放射線管理施設
放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（1／5）
日本原子力発電株式会社
8625

工事計画認可申請

第第7-1-2-2図7-1-3 図東海第二発電所

名 称

放射線管理施設
放射線管理用計測装置の検出器の放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面
取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（放射線管理用計測装置）(2/6)（2／5）

日本原子力発電株式会社
8625
7X16

工事計画認可申請

第7-1-4 図
第7-1-2-3図

東海第二発電所

名 称

放射線管理施設
放射線管理用計測装置の検出器の放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面
取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（放射線管理用計測装置）(3/6)（3／5）

日本原子力発電株式会社
8625
7X16

工事計画認可申請

第第7-1-2-4図
7-1-5 図東海第二発電所

名 称

放射線管理施設
放射線管理用計測装置の検出器の放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面
取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（放射線管理用計測装置）(4/6)（4／5）

日本原子力発電株式会社
8625
7X16

工事計画認可申請

第第7-1-2-5図
7-1-6 図東海第二発電所

名 称

放射線管理施設
放射線管理用計測装置の検出器の放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面
取付箇所を明示した図面（放射線管理用計測装置）（放射線管理用計測装置）(5/6)（2／5）

日本原子力発電株式会社
7X168625