計測用マイクロホン

計測用マイクロホン UC-シリーズ
音場型と音圧型
通常の測定では、マイクロホンを設置することにより、高い周波数で測定点の音圧に影響を与えてしまいます。
この影響を予め考慮して周波数特性を平坦にするように設計されたものが音場型マイクロホンです。一般的な測定に使用されます。
これに対して、まわりの音場に与える影響を考慮せず振動膜面上に生じた音圧に対して、平坦な周波数特性を持つように設計されたものが音圧型マイクロホンです。残響室内での測定やカプラを用いた測定に使用されます。

計測用マイクロホンの動作原理

図1 コンデンサマイクロホンの動作原理図
音圧一般の計測用マイクロホンは、図1のように音圧によって振動する振動膜と、これに数十ミクロンの距離をお振動膜いて平行に対抗する固定電極（背極）で構成される静電型のコンデンサマイクロホンです。
コンデンサマイクロホンは、音圧による振動膜と背極の間の静電容量の変化を検知するために、直流バイアス電圧（一般に200 V）を加えて使用します。直流バイアス電圧を加える代わりに、背極表面に帯電した薄膜を形成したもの

背極をエレクトレットマイクロホンと呼び、騒音計などに広く使用されています。

プリアンプ

高抵抗

周波数特性曲線を含む校正チャートを、個々のマイクロホンに添付
UC-59マイクロホンの校正チャート（例）

直流バイアス電圧

マイクロホンの周波数特性
UC-27
UC-34P

レスポンスレベル（dB）

UC-35P
UC-30
UC-31
UC-33P
UC-52
UC-59
UC-57
UC-29＊
UC-54＊
200

500

1k

2k

5k

10 k

20 k

50 k

100 k

＊グリッドを外した場合

周波数（Hz）

マイクロホン型

UC-27

式

NH-06B

対応プリアンプ

UC-34P
NH-34付

UC-35P

UC-30

UC-31

UC-33P

UC-52

UC-59

UC-57

NH-35付

NH-04B/
05B/12A

NH-04B/
05B/12A

NH-04B/
05B/12A

NH-17 /
17A /22A

NH-17 /
17A /22A

NH-17 /
17A /22A

音場

音圧

音場

音場

音場

20〜8 000

10〜20 000

10〜16 000

1インチ

口径
周波数レスポンス
測定周波数範囲（Hz）

UC-29

1/2インチ

音場

音場

音場

音場

5〜12 500

10〜12 500

10〜12 500

10〜20 000

10〜35 000 10〜20 000

UC-54

NH-05B
NH-17/17A /22A
(UA-12使用) (UA-12使用)
1/4インチ
音場

音場

20〜100 000 ※2 20〜100 000 ※2

バイアス電圧（Ｖ）

200

200

0200

200

200

0002000

感度レベル（dB re 1 V/Pa）※1-26.5-21/-1※50-25.5-37-38-33-27-22-47-48

静電容量（pF）

54ーー

1720

最大入力音圧レベル（dB）

152ー96144160（直線性誤差 0.3 dB）

A特性自己雑音レベル（dB）
温度係数（dB/℃）※420191314160

1501481321813122

4202628

24-0.005

ーー-0.007-0.007-0.009-0.008チタン合金

振動膜

6※40.35 dB以内
0.45 dB以内※3 （at 250 Hz）※3（at 1 kHz）

チタン合金

164

4
※4164

4245

-0.01

0.7 dB以内※3（at 250 Hz）

チタン

大きさ（mm）

φ23.8 21.0

φ23.8 131 φ23.8 132.7

φ13.2 15.0

φ13.2 13.2 φ13.2 13.0

φ13.2 12.0 φ13.2 14.3

φ13.2 13.5

φ7.0 10.0

φ7.0 10.0

希望小売価格90,000円

210,000円110,000円

110,000円

40,000円

120,000円

140,000円

160,000円※1 : 1 kHz時の代表値370,000円※2 : UC-29/54の周波数範囲は、マイクロホン先端のグリットを外した場合の数値110,000円※3 : 23 ℃を基準に-10 ℃〜50 ℃80,000円※4 : 歪率3 ％※5 : 接続機器による

プリアンプ NH-シリーズ
プリアンプの概要
マイクロホンが変換した電圧を後に続く増幅器へ忠実に伝えるために、入力インピーダンスが高く出力インピーダンスが低いプリアンプが必要です。
プリアンプは、電気回路と図2に示す7ピンコネクタが一体構造となっており、マイクロホンの種類や口径により最適な組み合わせができるように各種用意しています。
また、口径の異なるマイクロホンを用いる場合には、変換アダプタを用います。

プリアンプの性能と使用方法

図2 プリアンプコネクタ（例）

プリアンプは高入力インピーダンスでマイクロホンと接続され、低出力インピーダンスで信号を送り出しまF

すが、延長コードを用いる測定では、コードの長さに影響され最大出力電圧が変化し、測定できる音圧レベ

AE

ルが周波数により変わります。
これは信号線とシールドの間の静電容量がコードの長さによって変わるためGBDC

で、この様子を図3に示します。

本体アース

A：プリアンプ電源＋V
B：アース（内部シールド）
C：プリアンプ出力
D：プリアンプ電源−V
E：バイアス電圧DC30 V
F：バイアス電圧DC60 V
G：バイアス電圧DC200 V

例えば、感度レベルが-26 dBのマイクロホン（UC-27）で110 dBの音圧を10 kHzまで測定したい場合には、延長コードは約50 m以下でなければなりません。図4は、プリアンプの出力インピーダンスと延長コードの長さによる静電容量で決まる上限測定周波数の関係を示します。
プリアンプの出力インピーダンスは100 Ω以下ですので、500 mの延長コードを用いても周波数特性は15 kHzまで平坦に扱えます。

dBV
20500pF（2.5m
1nF（5 ）2nm）
F（10m4n）F（20m10）nF（5020mnF（）
10ケー0m40ブルnF（）
容量
2000.1m）μF（500m）

0-20dB dB
140 150

dB160120 130140

図4 出力インピーダンス対遮断周波数特性1k4500

100 110

-4080

120

90100

出力インピーダンス（Ω）

プリアンプ出力電圧レベル dB（re 1 V）

図3 EC-04シリーズのケーブル容量（ケーブル長）に対する測定周波数と音圧レベルの関係

10ケーブル
容

200

2040
量
0.

1100μF（50nF（0200

5001k

2k
5k
周波数（Hz）

10 k

20 k

-46 dB（re 1 V/Pa）

プリアンプ付きマイクロホン
型式

UC-52T

UC-57T

201k〃〃型式

NH-06B

UC-52

UC-57

UC-59対応マイクロホン

UC-27

使用
プリアンプ

NH-22AT

NH-22AT

NH-22AT

口径

1インチ

1/2インチ

周波数
音場
音場
音場
レスポンス
測定周波数範囲
20〜8 000 10〜16 000 10〜20 000（Hz）定電流駆動 2 mA〜4 mA 2 mA〜4 mA 2 mA〜4 mA
241318

大きさ（mm） φ13.2 97 φ13.2 98.5 φ13.2 99.4
ケーブル

EC-90シリーズ EC-90シリーズ EC-90シリーズ
（BNC）
（BNC）
（BNC）

希望小売価格 120,000円 200,000円 160,000円
TEDS00m）m）m）m））

5k

10 k
20 k
遮断周波数（Hz）

50 k

100 k

200 k

プリアンプ
UC-59T

使用
マイクロホン

A特性自己雑音レベル（dB）

2k

NH-04B

NH-12A

NH-17

NH-17A

UC-52/54 /UC-30/31/33P UC-30/31/33P
57/59

UC-52 /54 /57/59※1

口径

502050 k 100 k

マイクロホン感度レベル-26 dB（re 1 V/Pa）
での測定音圧レベル-36 dB（re 1 V/Pa）

nF（1020m

50100nF（nF（※1NH-22A※1
UC-52/54 /57/59（定電流駆動）2 ｍA〜4 ｍA※1NH-05B
UC-29
UC-30 /31 /33P
※1

※1

1/2インチ、1/4インチ

1/2インチ、1/4インチ

入力インピーダンス
310
3
33
63（GΩ）
入力容量
0.25
0.2
0.25
0.8
0.8
0.7
0.3（pF）
測定周波数範囲
10〜100000
10〜100000
10〜100000
10〜100000
10〜100000
10〜100000
5〜100000（Hz）
バイアス電圧
200200200000200（V）※1増幅度-0.1（54pF）（UC-27）-0.2（17pF）（UC-30）-0.2（17pF）（UC-30）-0.5（13pF）（UC-59）-0.5（13pF）（UC-59）-0.5（13pF）（UC-59）-0.5（6pF）（UC-29 ）（dB）
A特性自己雑音レベル12（UC-27）
20（UC-30） 20（UC-30） 18（UC-59） 18（UC-59） 18（UC-59）
42（UC-29）（dB）
出力インピーダンス
100以下
100以下
100以下
300以下
300以下
約30
100以下
（Ω）
ケーブル
希望小売価格EC-04シリーズ（7P）

EC-04シリーズ（7P）

1.5 m一体型（7P）

5 m一体型（7P）

48,000円

63,000円

90,000円

63,000円

TEDSとは、IEEE 1451シリーズで決められているセンサ固有の情報を記述するフォーマットです。
以下の情報が記録されていますので、TEDS対応機器に接続すると、感度が自動的に校正されます。
TEDS情報 製造者ID、型式、製造番号、感度、校正日など

EC-04シリーズ EC-90シリーズ
（7P）
（BNC）
32,000円

75,000円

EC-04シリーズ（7P）
74,000円※1 : UA-12使用

計測用マイクロホンを中心とした組み合わせ
1インチ

1/2インチ

防風スクリーン

防風スクリーン

1/4インチノーズコーン

防風スクリーン

防風スクリーン

フレキシブルロット

WS-05

NH-04B、NH-12A、
NH-17、NH-17A、
NH-22A、
NH-05Bに対応

UC-30
UC-31

UA-20に対応

WS-01

UA-31

WS-10

WS-10

延長コード

UC-34P（ ）UC-30、UC-31
UC-33P

UC-27

UC-52、UC-57
UC-59

UC-35P

プリアンプ
NH-35付、
CCLD 4 mAのみ対応（ ）UC-29

EC-04
EC-04A
EC-04B

1/4
1/2

UC-52T
UC-57T
UC-59T

フレキシブルロットを選択可能

UC-54
↑ インチ
変換アダプタプリアンプ
NH-34付、UN-14には対応しません

UA-12

2 mコード5 mコード10 mコード

UA-12
EC-04C 30 mコード
EC-04D 50 mコード
EC-04E 100 mコード

NH-05B NH-17 NH-17A NH-22A

NH-04B NH-12A NH-17 NH-17A NH-22A NH-22AT付＊
NH-05B

NH-06B

EC-90A
EC-90B

2 mコード5 mコード＊TEDS機能はUN-14とSA-02のみ対応

防風スクリーン

延長コード
品名

希望小売価格型式

7Pマイクロホン延長コード

7Pマイクロホン延長コード（リール付き）7P中継コード
BNC­BNC同軸ケーブル

型式

希望小売価格防風スクリーン（１インチ） WS-01

5,000円

NA-18/18AWS-02

5,000円NA-27/27A/28

WS-10

3,500円

防風スクリーン（1/4インチ）

WS-05

5,000円UC-29/54

全天候ウインドスクリーン

WS-15

90,000円

頭部

ウインドスクリーン取付アダプタ

WS15006

3,500円防雨型ウインドスクリーン

WS-16

10,000円

型式

希望小売価格

備考

6,000円

最低位：約405、 最高位：約1 220 mm

品名

備考

EC-04

12,000円2ｍ

EC-04A

13,800円5ｍ

EC-04B

16,800円

10 ｍ

EC-04C

43,800円

30 ｍ（EC-04S付き）

EC-04D55,800円

50 ｍ（EC-04S付き）

EC-04E

85,800円

100 ｍ（EC-04S付き）

EC-04S

12,800円

5ｍ（騒音計本体とリールを接続）

EC-90A

7,000円2m

EC-90B

8,500円5ｍ

防風スクリーン（1/2インチ）

備考

NL-43/53/63/42A/52A/62A/
42/52/62/20/21/31/22/32

NL-43/53/63/42A/52A/62A/
42/52/62/20/21/31/22/32
NL-43/53/63/42A/52A/62A/
42/52/62

マイクロホン用関連製品
品名

希望小売価格

型式

1/4インチ­1/2インチ変換アダプタ

UA-12

42,000円

フレキシブルロット（1/2インチ）

UA-20

42,000円
32,000円

騒音計用三脚備考

品名

1/2インチノーズコーン

UA-31

マイクホルダ

EC03001

500円

7P プリアンプ用、EC-04用

1/2インチマイクホルダ

UA-90

500円

6P プリアンプ用、EC-15、NH-22A用

小型三脚

5SLIK

騒音計専用三脚

ST-80

25,000円

最低位：約570、 最高位：約1 460 mm

全天候ウインドスクリーン用三脚 ST-91

40,000円

最低位：約1 160、最高位：約1 820 mm

ピストンホン・音響校正器
型式

希望小売価格備考

ピストンホン

NC-72B

370,000円

JIS C 1515：2020クラス LS/M、クラス 1/M、114 dB, 250 Hz

音響校正器

NC-75

100,000円

JIS C 1515：2020 クラス 1、94 dB, 1 000 Hz

品名

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、アジア太平洋認定協力機構（APAC）及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

技術相談受付

0120 -26 -1566当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキを使用しています。

0701-232403.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458