Hip System

Hip System

GLOBAL
DESIGNCOATINGGLOBAL MODELとしてのステムデザイン、および

応 力 集 中 を 避 け る た め、溶 射 遠 位

I n i t i a A G H A S t e m は 抗 菌スペクトル の 広 い 銀

10mm にグラデーション コーティングを 含 有し た ハ イド ロ キ シアパ タイト溶 射 技 術を採用しています。

（AG-PROTEX）を採用しました。

1

Hip System

MODELOFFSET
脚長を変えることなく水平方向にオフセットを増やせます。

Hip System

2

Hip System

Tapered-Wedge Design
Tapered-Wedge デザインはステムの内外側が皮質骨と緊密に接触することで回旋抵抗性を得ることができます。
また、骨温存と近位からの段階的な荷重伝達が可能となります。
ラテラルリデュースしたステムデザイン、薄い形状、短いステム長は最小侵襲の手技にも対応できる形状となっています。

Initia Hip System は当社の従来製品のサイズと比較してサイズピッチを細かくしました。
様々な患者さんに適用できるサイズピッチです。

3Hip System

AG-PROTEXの表面SEM像

Surface Treatment Technology
Initia AGHA Stem は「AG-PROTEX」セメントレス人工関節の骨癒合面に適用されている 10 年以上の臨床成績を有する HA コーティングの骨伝導性を維持しつつ、さらに銀の抗菌性を加えた独自の溶射技術を採用しました。
また、粗面化処理は、イナートガス・シールドアーク溶射法（PROARC）による純チタンの粗面皮膜であり、0.5mm遠位の溶射 10 ㎜部分は、0.1 ㎜から近位へ0.5 ㎜へとグラデーションするコーティングです。

0.1mm

Size Variation
Initia Hip System は全 18 Size で STD・HO のオフセットが選択可能です。
(Size の詳細は P7, P8 をご参照ください )#0#0.5OPTION

#1

#1.5

#2

#2.5

#3

#3.5

#4

#4.5

#5

#5.5

#6

#6.5

#7

#8

#9

#10

OPTIONOPTION SIZE は Initia stem が対象です。

Hip System

4

Hip System
Initia Hip System に組み合せ可能な当社のTechnology

Vitamin E Stabilized

BIOCERAM AZUL®

Highly Crosslinked Polyethylene

MPC graft polymer

加速試験 ※後の酸化度0.50.40.3CLPE

0.20.10

CLPEライナー

Aquala処理ライナー（Vitamin E添加）
（社内データ）ZTA（ジルコニア強化アルミナ）セラミック

生体軟骨を模倣した表面処理

ビタミンEを超高分子量ポリエチレンにアルミナとジルコニアを複合し、両者の既に国内で85,000例以上に臨床使用添加することにより、酸化劣化を抑制する

優れた強度と表面硬度（耐摩耗性）とされています。
（2022年12月現在）

ことが確認されました。

MPC:2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine

加速劣化はASTM F2003 準拠、酸化度はASTM F2102 準拠

CLPE:cross-linked polyethylene※加速試験は15年相当の加速劣化処理

安定性を持ち合わせた材料です。

5Hip SystemVitamin E Stabilized
Highly Crosslinked Polyethylene

BIOCERAM AZUL®

®

骨内抗菌試験結果（n=5） （ラット脛骨モデル）

（万）

＊

抗 菌 性
骨伝導性の両立

平均生菌数（平均±標準偏差）（ＣＦＵ）

807060■ HA50■ AG-PROTEX

403020100＊＊

24h48h経過時間72h＊P<0.05（社内データ）

AG-PROTEXの溶射層の生菌数を in vivo 試験で確 認 し た 結 果 、H A に 比 べ て 有 意 に 少 な く、生体内でも抗菌性を有することが確認されました。
【試験概要】
骨内抗菌試験：SDラットの脛骨骨髄腔にMRSA菌液を注入後、試験片を挿入し、術後24時間、48時間、72時間で試験片の入った脛骨を取り出し、生菌数を測定した。
【参考文献】
Akiyama T et al : Silver Oxide-Containing Hydroxyapatite
Coating Has In vivo Antibacterial Activity in the Rat Tibia.
J Orthop Res, 31, 8 : 1195-1200, 2013

写真はイメージです。
Hip System

6Ordering Information
AGHASTD

Size

Catalog No.

Description1

BAMH02-500123

INITIA AGHAステム STD#1

1.5

BAMH02-500124

INITIA AGHAステム STD#1.5

2

BAMH02-500125

INITIA AGHAステム STD#2

2.5BAMH02-500126

INITIA AGHAステム STD#2.5

3BAMH02-500127

INITIA AGHAステム STD#33.5

BAMH02-500128

INITIA AGHAステム STD#3.5

4

BAMH02-500129

INITIA AGHAステム STD#44.5

BAMH02-500130

INITIA AGHAステム STD#4.5

5

BAMH02-500131

INITIA AGHAステム STD#55.5

BAMH02-500132

INITIA AGHAステム STD#5.5

6

BAMH02-500133

INITIA AGHAステム STD#6A
95

97

99

102

105
107

B

C

30.0

27.1

31.5

27.6

33.0

29.9

34.0
35.0

30.1

D25.5

E
47.5

52.0

30.3

57.0

37.0

32.8

58.0

38.0

33.0

59.0

39.033.1

40.0

33.3

41.0

34.2

31.0

12.6

54.5

36.0

61.0

63.0

114.5

116.5

12.7

120.5
B

12.8

123.5

12.9

126.0

62.0
32.0

G(stem肩〜先端)

111.5

49.0
50.5

28.0

FFCDE
130°
GA

AGHA

HO

Size

Catalog No.

Description1

BAMH02-500143

INITIA AGHAステム HO#1

1.5

BAMH02-500144

INITIA AGHAステム HO#1.5

2

BAMH02-500145

INITIA AGHAステム HO#2

2.5

BAMH02-500146

INITIA AGHAステム HO#2.5

3

BAMH02-500147

INITIA AGHAステム HO#3

3.5

BAMH02-500148

INITIA AGHAステム HO#3.5

4

BAMH02-500149

INITIA AGHAステム HO#44.5

BAMH02-500150

INITIA AGHAステム HO#4.5

5

BAMH02-500151

INITIA AGHAステム HO#5

5.5

BAMH02-500152

INITIA AGHAステム HO#5.5

6

BAMH02-500153

INITIA AGHAステム HO#6

A
95

97

99

102

105
107

B

C

35.0

30.4

36.5

30.9

40.0

34.5

41.0
42.0

34.7

D
25.5

E
47.5

52.0

34.9

57.0

44.0

37.4

58.0

45.0

37.6

59.0

46.0

37.7

47.0

37.9

48.0

38.8

31.0

61.0
62.0

32.0

12.6

54.5

43.0

63.0

G

(stem肩〜先端)

111.5

49.0
50.5

28.0

F

114.5

116.5

12.7120.5

12.8

123.5

12.9126.0

BFCDE130°GA

Hip System7Ordering Information
SQRUM AGHA シェル

SQRUM AGHA シェル

クラスターホール
商品 No.

品マルチホール
名外形(mm) 穴数

商品 No.

品

名外形(mm) 穴数

SQRUMAGHA-443

SQRUM AGHA シェル 44-3H

44

SQRUMAGHA-445

SQRUM AGHA シエル 44-5H

44

SQRUMAGHA-463

SQRUM AGHA シェル 46-3H

46

SQRUMAGHA-467

SQRUM AGHA シエル 46-7H

46

SQRUMAGHA-483

SQRUM AGHA シェル 48-3H

48

SQRUMAGHA-487

SQRUM AGHA シエル 48-7H

48

SQRUMAGHA-503

SQRUM AGHA シェル 50-3H

50

SQRUMAGHA-507

SQRUM AGHA シエル 50-7H

50

SQRUMAGHA-523

SQRUM AGHA シェル 52-3H

52

SQRUMAGHA-527

SQRUM AGHA シエル 52-7H

52

SQRUMAGHA-543

SQRUM AGHA シェル 54-3H

54

SQRUMAGHA-547

SQRUM AGHA シエル 54-7H

54

SQRUMAGHA-563

SQRUM AGHA シェル 56-3H

56

SQRUMAGHA-567

SQRUM AGHA シエル 56-7H

56

SQRUMAGHA-583

SQRUM AGHA シェル 58-3H

58

SQRUMAGHA-587

SQRUM AGHA シエル 58-7H

58357※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質は本体はチタン合金（Ti-6Al-4V）、溶射部はCPチタン（Ti）です。

Aquala VE SQRUM ライナー STD

Aquala VE SQRUM ライナー EL（28mm/32mm/36mm ボール用）
商品 No.

品

名（28mm/32mm ボール用）

内径(mm) シェル外径（mm）

BAMH08-200085 アクアラVESQSTD 28-42

28

BAMH08-200086 アクアラVESQSTD 28-44

商品 No.

品

42

BAMH08-200105

アクアラVESQEL 28-42

名44

BAMH08-200106

アクアラVESQEL 28-44

BAMH08-200125 アクアラVESQSTD 32-46

46

BAMH08-200141

アクアラVESQEL 32-46

BAMH08-200126 アクアラVESQSTD 32-48

48

BAMH08-200142

アクアラVESQEL 32-48

50

BAMH08-200143

アクアラVESQEL 32-50

52/54

BAMH08-200144

アクアラVESQEL 32-52/54

32

BAMH08-200127 アクアラVESQSTD 32-50
BAMH08-200128 アクアラVESQSTD 32-52/54
BAMH08-200157 アクアラVESQSTD 36-50
BAMH08-200158 アクアラVESQSTD 36-52/54

365052/54

内径(mm) シェル外径（mm）

2842444632485052/54※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はビタミン E 添加 UHMWPE です。

BIOCERAM AZUL®
骨頭径φ26φ28

φ32φ36ネック長

Catalog No.

Description+0

AMH04-400053

1214AZULボール 26+0+3.5

AMH04-400054

1214AZULボール 26+3.5-3.5

AMH04-400056

1214AZULボール 28-3.5+0AMH04-400057

1214AZULボール 28+0+3.5

AMH04-400058

1214AZULボール 28+3.5-3.5

AMH04-400061

1214AZULボール 32-3.5+0AMH04-400062

1214AZULボール 32+0+3.5

AMH04-400063

1214AZULボール 32+3.5+7

AMH04-400064

1214AZULボール 32+7-3.5

AMH04-400065

1214AZULボール 36-3.5+0

AMH04-400066

1214AZULボール 36+0+3.5

AMH04-400067

1214AZULボール 36+3.5+7

AMH04-400068

1214AZULボール 36+7AZUL φ22・40mmボールはオプションです。別途お問い合わせください。
（オプション）。
φ28＋7ボールはメタルボールで準備しております

その他関連製品は各カタログを参照ください

Hip System

8一般的名称：人工股関節大腿骨コンポーネント
AG-PROTEX Initiaステム [医療機器承認番号：30400BZX00228000]
Initiaステム [医療機器承認番号：22800BZX00145000]
BIOCERAM AZULヘッド [医療機器承認番号：22600BZX00510000]
一般的名称：全人工股関節AG-PROTEX HIPシステム [医療機器承認番号：22700BZX00259000]
一般的名称：人工股関節寛骨臼コンポーネント
Aquala VEライナー [医療機器承認番号：22800BZX00099000]

メディカル事業部 https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html
本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612‐8501
東京事業所
大阪事業所

東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810

Tel:03 - 5782 - 7006 Fax:03 - 5782 - 8515

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札幌営業所

札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001

東北営業所

仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザビル6F）〒980-0021

大宮第2営業所

さいたま市大宮区桜木町1-11-9（ニッセイ大宮桜木町ビル3F）〒330-0854

名古屋営業所

名古屋市中区丸の内3丁目20-17（KDX桜通ビル8F）〒460-0002

岡山営業所（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826
岡山市北区磨屋町10-16
Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289

広島営業所

広島市南区京橋町1-7（アスティ広島京橋ビルディング11F）〒732-0828
Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539

九州営業所

福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013
Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177

Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525

Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116

Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828

Tel:052-977-0676 Fax:052-977-0679「Initia」、「BIOCERAM AZUL」、「AG-PROTEX」、「Aquala」、「SQRUM」
は京セラ株式会社の登録商標です。
当カタログに記載の情報は2023年3月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

Ver.1.0Ⓒ 2023 KYOCERA Corporation
230328M M-362 00023