記録型遠隔アルコール測定システム

取扱説明書
操作編

本書は ALC-MobileⅡの測定時の操作について書かれています。
最初に設定してからご使用ください。
設定手順は「設定編」をお読みください。

目次
1

ALC-MobileⅡの概要

4

ALC-MobieⅡのご使用方法について

4

2

各部名称

5

3

携帯アプリ測定モードで使用する

6

Android アプリで測定する

6

4

5

6

7

携帯電話と通信できない場合は10

一時的に測定モードを変更する

10

一時的な単体測定モードの画面表示について

11

一時的に変更した測定モードを元に戻す

11

単体測定モードで使用する

12

単体測定(OFFLine) モードで測定する

12

測定結果の表示14

携帯アプリモードでの測定結果を確認する
oPCの一般メールソフト、携帯電話で受信した場合

16

弊社PCソフトウェア（別売）で受信した場合16添付される画像データについて

16

ALC-MobileⅡで測定結果を確認する

17

16

本体に保存されている測定結果を確認する

17表示される内容について

18

テスト測定する

19

測定器のテストをする

19

2

目次
8910

11

表示されるエラー・情報画面

20

測定時エラー画面

20

校正期限情報画面

22

電池残量情報画面

22

ペアリング時エラー画面

22

測定データ確認情報画面

23

本体故障時エラー表示画面

23

充電について24

電池の残量表示について

24

電池残量が少ない場合の挙動について

24

校正・メンテナンスについて

25

校正とは

25

校正の手順

25

メンテナンスについて

26

メンテナンス画面（USB-Memoryとデータ転送）について

26

困ったときは

27

3

1 ALC-MobileⅡの概要
ALC-MobileⅡのご使用方法について
ALC-MobileⅡではご使用状況に合わせて「携帯電話アプリを使用しての測定」、「ALC-MobileⅡ単体での測定」の二つの測定方法でお使いいただけます。それぞれの測定方法に合わせた設定は、「ALC-MobileⅡ取扱説明書 設定編」をご覧ください。
測定結果は ALC-MobileⅡ本体に 1792 件保存されます。
ALC-MobileⅡの各ボタンは、真ん中をしっかり押して操作してください。

携帯アプリを使用して測定する （ALC-Rec で測定結果をメールで受信する）
ALC-Rec
ALC-Mobile for Android

・測定データ・測定時写真・位置情報

ALC-MobileⅡ単体で測定する（ALC-MobileⅡ本体の履歴表示で確認する）

履歴表示画面2 0 1 2 0 1 1 60 0 0 3 1
0 . 0 0 0 m g / L
p h o n e 1o n - l i n e

1

1 4：4 7oﬀ lin e※ALC-MobileⅡは電源が入っている状態で一定時間操作がされないと（測定画面では１分間、機器情報画面では 3 分間）自動的に電源がオフになります。

4

2 各部名称
ALC-MobileⅡ

吹き込み口
表示画面
充電ランプ
チェック

上下ボタン

充電中
チェック

測

充電

動作ランプ

定中

Ev
idential BreathAlcoh

Evidential Breath Alcohol Tester

測定・電源ボタン

olTesterOver

測定可能Blow

吹き込みモニターlevelga

Over

Reug

測定可能eady

ReadyBlow level gauge

底部メンテナンス用コネクター（使用しません）

A

D

01

3

N01

M

11

C

シリアルナンバー

強制リセットボタン

スマートフォン（Android）※機種によりキー配置、形状が異なる場合があります。

メニューキー

ホームキー

戻るキー

※本書では、スマートフォンも携帯電話と表記しています。

5

ACアダプター差し込み口

3 携帯アプリ測定モードで使用する
Android アプリで測定する
携帯電話アプリ「ALC-Mobile for Android」を使用した場合、携帯の画面に測定結果が表示されます。ALC-MobileⅡの表示画面には、測定結果が表示されません。
「ALC-Mobile for Android」では送信先選択の省略、ＩＤ入力の省略、ＧＰＳ位置情報の取得をしないなどが設定できます。
ここでは、基本的な測定の例を簡単に説明します。
詳しい測定方法は、ALC-Mobile for Android アプリケーションガイドをご覧ください。

※携帯電話の画面、操作は機種によって異なる場合があります。

ステップ 1ボタンを押して、ALC-MobileⅡの電源を入れます。

チェック

測

充電中

押す

定

Evidental Breath Alcohol Tester

ALC-MobileⅡ

ステップ 2携 帯 電 話 の『ALC-Mobile forAndroid』を起動します。
ＩＤを入力して、[ 測定開始 ] をタップします。

携帯電話

6

3 携帯アプリ測定モードで使用するステップ 3
測定結果メールを送信したい場所をタップします。

携帯電話

ステップ 4
携帯電話の画面の指示に従ってALC-MobileⅡのボタンを押します。

測定ボタンを押して下さい
oｎ lin e

1

チェック

測

押す

充電中

定

Evidental Breath Alcohol Tester

携帯電話

ALC-MobileⅡ

ステップ 5
測定の準備をしています。
しばらくお待ちください。

携帯電話

7

3 携帯アプリ測定モードで使用するステップ 6
カメラ撮影画面が表示されます。
画面を見てきちんと写るように調整します。

携帯電話

ステップ 7
音声アナウンス、表示画面の指示に従って専用マウスピース（専用紙ストロー）を ALC-MobileⅡ本体に差し込み、吹き込みモニターを見ながら測定します。
吹き込みモニターの緑色の LED が光る強さで息を吹き込みます。

Blow level gauge
OverReady

測定可能

赤1

橙

緑

赤２

LED状態

赤1

吹き込まれていません

橙吹き込みが少し弱いです緑

適正な吹き込みです

赤２

吹き込みが強すぎます

専用マウスピース

または専用紙ストロー

ALC-MobileⅡ8

3 携帯アプリ測定モードで使用するステップ 8
しばらく待つと測定結果がメール
で 送 信 さ れ ま す。ALC-MobileⅡでは残気処理が開始されます。
チェック

測

続けて測定する場合は、[ はい ] をタップしてください。
ALC-MobileⅡの 残 気 処 理 が 終わってから測定を開始してください。

充電中

定Evidental Breath Alcohol Tester

携帯電話

残気 / 残気処理とは測定時に数値の高いアルコール反応が検出された場合、センサー内部にアルコール成分が滞留する場合があります。これを「残気」といいます。この残気によって、次の測定結果に影響を与えないようにするため、残気が検出されている場合には測定ができないようになっています。この期間を「残気処理」とよびます。

アルコール測定時の中断について
ALC-Mobile for Android で 測 定 し て い る 場 合、携 帯 電 話 の ア プ リ か ら の 中 断 と、
ALC-MobileⅡからの中断が可能です。
アプリから測定を中断した場合には ALC-MobileⅡの表示画面と、携帯電話の画面が一致しない場合があります。その場合は、ALC-MobileⅡのボタンを押して画面を「測定ボタンを押して下さい」に戻し、最初からやり直してください。
ALC-MobileⅡで測定を中断した場合には、携帯電話に受信エラー画面が表示されます。
携帯電話に表示される指示に従ってください。

アルコール測定時間について
ALC-MobileⅡは呼気を吹き込む強さによって測定の時間が変化します。吹き込み時間がかかると、携帯アプリの方で通信エラー画面が表示される場合があります。携帯電話の画面に通信エラーが表示されても ALC-MobileⅡでは測定できる場合があります。携帯電話からの「3・2・1・カシャ」という音を聞きながら測定してください。
携帯電話で通信エラーが表示された場合には、ALC-MobileⅡのボタンを押し、「測定ボタンを押して下さい」という画面まで戻し、最初からやり直してください。

9

3 携帯アプリ測定モードで使用する携帯電話と通信できない場合はBluetooth設定がされていない場合、携帯電話との接続がうまくいなかった場合には、下図のようなエラーメッセージ画面が表示されます。
ボタンを押すと、測定モードを一時的に携帯電話を使用しないで測定できるモードに変更できるようになります。

1

携帯電話との接続に失敗しました

oﬀ l i n e

一時的に測定モードを変更する
ステップ 1TOP MENU

1 携帯電話との̲ U S B - m e m o r y
携帯電話選択2 ̲ P a i r i n g
3 ̲ D 接続に
a t a - V i e w
4 ̲ V e r s i o n
履歴表示
S e l ect
5 失敗しました̲ M o d eo on
n l ilin
n eee
linoﬀ

1

チェック

測

充電中

定

1

『携帯電話との接続に失敗しました』と表示されます。
ボタンを押します。

携帯電話との接続に失敗しました

oﬀ lin e

Evidental Breath Alcohol Tester

ALC-MobileⅡ

ステップ 2TOP MENU

オフラインで

1 ̲ U S B - m e m o r y
携帯電話選択2 ̲ P a i r i n g
測定しますか？
3 ̲ D a t a - V i e w
はい4 ̲ V e r s i o n
履歴表示
S e l ect
5 ̲ M o d eいいえ
1o onn l ilin
n eee
linoﬀ

チェック

測

充電中

定オフラインで測定しますか？
はいいいえoﬀ lin e
1

ボ タ ン で を『は い』に移動して、 ボタンを押します。

Evidental Breath Alcohol Tester

ALC-MobileⅡ10

3 携帯アプリ測定モードで使用するステップ 3oﬀ lin e

1

チェック

測

画面が『測定ボタンを押して下さい』に戻ります。画面右下の測定モード表示が『off line』に変わります。

測定ボタンを押して下さい

測定ボタンを押して下さい

充電中

定

1

oﬀ lin e

ボタンを押すと、単体測定モードで測定が開始されます。

Evidental Breath Alcohol Tester

これ以降の測定方法は、P12 4 単体測定モードで使用する ■単体測定 (OFFLine) モードで測定する を参考にしてください。

一時的な単体測定モードの画面表示について一時的に測定モードを変更した場合には、管理者メニューで測定モードを変更した場合と表示画面が異なります。

測定ボタンを押して下さい
1

測定ボタンを押して下さい

oﬀ lin e

1oﬀ lin e

一時的に変更した測定モードを元に戻す
一時的な測定モードは、ALC-MobileⅡの電源を切って、電源を入れ直すと元の携帯アプリ測定モードに戻ります。

11

4 単体測定モードで使用する単体測定 (OFFLine) モードで測定する
ステップ 1
ボタンを押してALC-Mobile
Ⅱの電源を入れます。
電源ＯＮ『ALC-MobileⅡとチェック

測充電中』が表示され、吹き込みモニターのＬＥＤがすべて光ります。

定

Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 2

測定ボタンを押して下さい

測定ボタンを押して下さい
oﬀ l i n e

チェック

測

充電中

定

表示画面の指示に従って、ンを押します。

ボタoﬀ l i n e

Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 3

ハードウェアチェック中

ハードウェアチェック中
oﬀ l i n e

チェック

測ハードウェアのチェックが開始されます。その後、センサーのウォームアップが開始します。

充電中定Evidental Breath Alcohol Tester

ウォームアップ中
005

周囲、本体内部にアルコールを検出した場合は、ウォームアップ中に「残気処理中」画面に切り変わり、残気処理カウント後測定画面に戻ります。
※15ページの「プリチェック機能とは」もご参照ください。

12

4 単体測定モードで使用するステップ 4

息を吹いて下さい

表示画面に『息を吹いて下さい』と表示されます。

息を吹いて下さいoﬀ l i n e

チェック

測

充電中

定

Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 5
表示画面の指示に従って専用マウ
ス ピ ー ス（専 用 紙 ス ト ロ ー）を
ALC-MobileⅡ本 体 に 差 し 込 み、吹き込みモニターを見ながら測定します。吹き込みモニターの緑色の LED が光る強さで息を吹き込みます。

Blow level gauge
OverReady

測定可能

赤1

緑

赤２

LED状態

赤1

吹き込まれていません

橙吹き込みが少し弱いです緑適正な吹き込みです

赤２

吹き込みが強すぎます

専用マウスピース

13

橙または専用紙ストロー

4 単体測定モードで使用するステップ 6TOP MENU

測定中
息を吹いて下さいU S B - m e m o r y
P a i r i n g
D a t a - V i e w
V e r s i o n
M o d eS e l e c t

ALC-MobileⅡの 吹 き 込 み モ ニ
ターすべての LED が 2 回点灯するまで息を吹き込みます。表示画
面 に『測 定 中』と 表 示 さ れ ま す。
センサーがアルコール反応を測定しています。

測定中

oﬀ lin eチェック

測

充電中

定Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 70 .0 0 0 mg/L

0 .0 0 0 mg/L

oﬀ lin eチェック

測測定が終了すると、アルコール測定数値が画面に表示されます。

測定結果

測定結果

充電中

定

Evidental Breath Alcohol Tester

測定結果の表示アルコール測定結果は、ALC-MobileⅡの画面に表示されます。

測定結果

0 .0 0 0 mg/L

数値と単位表示について
mg/L とは、「呼気中アルコール濃度」を表す単位です。血中アルコール濃度を、呼気に含まれる濃度に置き換えた表
示方法はアルコール計測数値で一般的に使用される単位です。

14

4 単体測定モードで使用するアルコールを検出すると測定結果

0 .0 6 0 mg/L
残気処理開始

残気処理中
055

アルコールを検出すると、測定数値が画面に表示されます。その後、残気処理がおこなわれます。検出したアルコール濃度により 30 秒～ 2 分くらいかかります。
※残気処理中は、ALC-MobileⅡの電源を切ることはできません。また、この画面から移動できません。
残気処理が終了すると「測定ボタンを押して下さい」という表示画面に戻ります。

残気処理終了

測定ボタンを押して下さい
oﬀ l i n e

残気 / 残気処理とは測定時に数値の高いアルコール反応が検出された場合、センサー内部にアルコール成分が滞留する場合があります。これを「残気」といいます。この残気によって、次の測定結果に影響を与えないようにするため、残気が検出されている場合には測定ができないようになっています。この期間を「残気処理」とよびます。

プリチェック機能とは周辺環境及び製品本体内部にアルコールが存在する場合、測定結果に影響を及ぼす可能性があります。本機能は、アルコールの存在を呼気測定前にチェックするための機能です。
（ウォームアップカウント中に実施されます。
）
プリチェック機能にてアルコールを検出した場合、測定には進まず、残気処理に入り「測定ボタンを押して下さい」画面に戻ります。

15

5 携帯アプリモードでの測定結果を確認する
ALC -Mobileアプリの測定結果は、弊社PCソフトウェア「ALC - Rec」や、PC、携帯電話・タブレットのメールソフトなどで確認できます。

PC、携帯電話・タブレットのメールソフトでの受信
ＩＤ：×××××××××
測定結果：×.×××

左記データと画像データを受信します。

日付：２０1×/××/××（×には該当する数字が、○には文字が入ります）

時間：××：××：××
緯度：××.××.×.××××
経度：×××.××.×.×××
測定住所：○○○○○○○○○○○○※測定器のシリアルナンバーが記載されます。
※

シリアル ：○○○○○○○○○○○○
測定回数：×××××

弊社PCソフトウェア（別売）で受信した場合
弊社PCソフトウェアALC - Recを使用すると、アルコール測定結果の一元管理ができます。
アルコール数値に基づいたメール送信や、帳票の出力などがおこなえます。
・ＩＤ
・乗務員名
・測定結果
・日付
・判定レベル・時間・ＧＰＳ情報（緯度、経度）
・写真

1
東海電子

0.000

Ａ

11：48：07
N 35.42.27.223 E 139.25.10.962

チェック測

上記データが携帯アプリから送信された測定結果メールを基に表示されます

充電中定AD013N 01M 11C
Evidental Breath Alcohol Tester※画面はALC-Recです

添付される画像データについてALC-MobileⅡで測定した場合、写真の下部に測定時の情報（測定日時、測定結果、測定器のシリアルナンバー）が追記されます。

※写真等の個人データは、事業者様の個人情報取扱規定に準じてご利用ください。弊社では写真データ等の利用に関するトラブルに対する責任は負いません。

16

6 ALC-MobileⅡで測定結果を確認する
本体に保存されている測定結果を確認する
ALC-MobileⅡは、本体内蔵メモリーに測定結果を最大 1792 件まで保存しています。
データの確認は、「管理者メニュー」、「利用者メニュー」の両方でおこなえます。
ここでは「利用者メニュー」からの確認方法の手順を示します。
「管理者メニュー」からの確認方法は、『ALC-MobileⅡ取扱説明書 設定編』を参考にしてください。
ステップ 1
測定ボタンを押して下さい

測定ボタンを押して下さい

チェック

測

測定ボタンを押して下さい

充電中

定同時に押すチェック

測Evidental Breath Alcohol Tester

同時に離す

充電中定の両方のボタンを同時にしっかりと押したあと、の両方のボタンから同時に指をはなします。

Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 2
利用者メニューが表示されます。
TOP MENU

携帯電話選択1 ̲ U S B - m e m o r y
2 ̲ P a i r i n g
3 ̲ D a t a - V i e w
履歴表示
4 ̲ V e r s i o n
5 ̲ M o d e

1S e l ecton
lin eon lineチェック

測

携帯電話選択
履歴表示『履歴表示』に を移動してタンを押します。

ボ充電中

定

Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 32 0 1 2 0 1 1 6
1 4：4 70 0 0 3 1T O P M E N U
0 . 0 0 0 m g / L
1 ̲ U S B - m e m o r yp h2 o ̲n Pe a 1i r i n go n3 ̲- l Di na et a - V i e wo nlin e
14 ̲ V e r s i oﬀ
S e l ect
5 ̲ M o d eon line

チェック

測充電中

定

2 0 1 2 0 1 1 60 0 0 3 10 . 0 0 0 m g / L

1 4：4 7

ボタンを押して、測定データが確認できます。

oﬀ
on linlinee

ボタンを押すことで、利用者メニューに戻ります。

携帯電話選択p 履歴表示
h o n e 1o n - l i n e
1

Evidental Breath Alcohol Tester17

6 ALC-MobileⅡで測定結果を確認する
表示される内容について本体の結果は画面上には次のように表示されます。
測定年月日時刻
測定回数
アルコール測定数値使用した携帯電話
使用した測定モード

2 0 1 2 0 1 1 60 0 0 3 10 . 0 0 0 m g / L

：：：
：：：

年月日
時間：分
使用した回数が表示されます。
mg/L で表示されます。
phone 1 / phone 2 /phone 0
on -line / off -line / Test

1 4：4 7p h o n e 1o n - l i n e

測定年月日 時刻
測定回数
アルコール測定数値使用した携帯電話
使用した測定モード使用した携帯電話の項目の表示について
携帯アプリ測定モード（OnLine）の場合「phone 1」「phone 2」のどちらかが表示されます。
単体測定モード（OffLine）の場合「phone 0」が表示されます。
テスト測定の場合「phone 0」が表示されます。

使用した測定モードの項目の表示について「携帯アプリ測定モード：on-line」「単体測定モード：off-line」「テスト測定：test」が表示されます。

18

7 テスト測定する測定器のテストをする
テスト測定は、「管理者メニュー」からおこなえます。
管理者メニューの表示方法は「ALC-MobileⅡ取扱説明書 設定編」をご覧ください。

ステップ 1
T o p M測定ボタンをenu
押して下さいTop Menu

10 ̲ F u n c t i o n T e s t
11 ̲ e - T e n k o m o d e
E x i t10 ̲ F u n c t i o n T e s t
11 ̲ e - T e n k o m o d e
E x i toｎ l i n e

1

チェック

測

充電中

定1

管理者メニューに入ります。
『9_FunctionTest』を選び、ボタンを押します。

oｎ l i n e

Evidental Breath Alcohol Tester

ステップ 2

ハードウェアチェック中ハードウェアチェック中
oﬀ l i n e

チェック

測

ハードウェアのチェックが開始されます。その後、センサーのウォームアップが開始します。

充電中

定

Evidental Breath Alcohol Tester

ウォームアップ中
005

これ以降の測定方法は、 4 単体測定モードで使用する ■単体測定 (OFFLine) モードで測定する の「ステップ 4」をご覧ください。

19

8 表示されるエラー・情報画面
ALC-MobileⅡでは、表示画面に本体の状態や、エラー情報を表示します。
表示内容にあわせた対処をおこなってください。各画面が表示された場合は内容を確認してください。
ボタンを押すと「測定ボタンを押して下さい」画面に戻ります。

測定時エラー画面

携帯電話との接続に失敗しました

携帯電話と接続できませんでした。携帯電話アプリを使って測定する場合は、次の画面で「いいえ」を選んでやり直してください。携帯電話アプリを使わずに測定する場合は「はい」を選んでください。
※ONLine モード時に表示されます。

機器の温度が上がってからご使用下さい

ALC-MobileⅡの温度が低くなっています。暖かい場所に置き、本体の温度が上がってからお使いください。

機器の温度が下がってからご使用下さい

ALC-MobileⅡの温度が高くなっています。涼しい場所に置き、本体を冷ましてからお使いください。

不正な吹込みを検出しました

測定開始前に息が吹き込まれました。測定開始画面「息を吹いて下さい」と表示されてから息を吹き込んでください。

不正な吸込みを検出しました

測定時に息が吹き込まれず、息が吸い込まれました。息を吹き込んで測定してください。

吹込みが検出できません

測定可能時間をすぎても息の吹き込みが検出できませんでした。再度測定をやり直してください。

20

8 表示されるエラー・情報画面

ヒーター
異常です

ポンプ
異常です

センサー
異常です

センサー出力異常です

センサー動作異常です

吹込みセンサー異常です

演算時間超過再度測定して下さい

燃料電池センサー用ヒーターの異常を検知しました。
ALC-MobileⅡの電源を切り、少し時間を開けてから、もう一度電源を入れ直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。
ポンプ動作の異常を検知しました。
ALC-MobileⅡの電源を切り、少し時間を開けてから、もう一度電源を入れ直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。
燃料電池センサーの異常、または、出力低下を検知しました。ALC-MobileⅡの電源を切り、少し時間を開けてから、もう一度電源を入れ直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。
燃料電池センサーの出力が高すぎ、または、低すぎを検知しました。ALC-MobileⅡの電源を切り、少し時間を開けてから、もう一度電源を入れ直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。
内部回路の動作異常を検知しました。ALC-MobileⅡの電源を切り、少し時間を開けてから、もう一度電源を入れ直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

吹 き 込 み セ ン サ ー の 出 力 の 異 常 を 検 知 し ま し た。
ALC-MobileⅡの電源を切り、少し時間を開けてから、もう一度電源を入れ直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。
もう一度、測定をやり直してください。それでも表示されるときは製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

21

8 表示されるエラー・情報画面
校正期限情報画面
TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

センサーを交換して下さい
TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

校正期限が切れています
TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

校正期限まであと 45 日※校正については、「 10 校正・メンテナンスについて」をご覧ください。

校正期限を過ぎています。製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

校正期限を過ぎています。製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

校正期限までの残り日数が表示されます。
※残り日数が 46 日を切った時点から表示されます。

※表示される電話番号は製品お問い合わせ総合受付窓口の番号です。

電池残量情報画面

充電して下さい電池の充電残量が減ってくると表示されます。
付属のＡＣアダプターを使って充電してください。

ペアリング時エラー画面
B lu etoothP a i r i n g
C o n n e c t

1N G .

ペアリングが失敗すると表示されます。ペアリングをやり直してください。

oｎ li n e22

8 表示されるエラー・情報画面
測定データ確認情報画面

一度も測定されていません

測定データがありません。一度も測定されていません。

測定データは以上です

これ以上測定データはありません。測定データ表示の最後の画面です。

本体故障時エラー表示画面
TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

初期設定に失敗しました
TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

Bluetooth の通信機能が使用できません

TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

設定データの保存に失敗しました

TEL 0 1 2 0 - 6 0 9 - 1 0 0

測定結果の保存に失敗しました

内部メモリーの読み出し失敗を検知しました。
製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

ALC-MobileⅡの Bluetooth の通信機能が使用できません。
製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

内部メモリーへの設定データの保存ができませんでした。再度設定し、同じエラーが表示される場合は、製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

内部メモリーへの測定結果の保存ができませんでした。
製品お問い合わせ総合受付窓口に連絡してください。

※本エラーは電話番号の表記はありません。
以下の番号までご連絡ください。
東海電子株式会社 製品お問い合わせ総合受付窓口
TEL：0120-609-100

239 充電について電池の残量表示についてALC-MobileⅡの電池残量は表示画面右下の「電池表示」で確認できます。

測定ボタンを押して下さい

測定ボタンを押して下さい
oﬀ l in e

チェック

充電中

oﬀ l in e

測 定※ACアダプターが接続されていると、電池表示が「十分に充電されています」状態で表示される場合があります。
充電残量を確認する場合は、ACアダプターを外して確認してください。
また、充電ランプが消灯するまで充電してください。

Evidential
Breath Alcohol
Alcohol Tester
TesterEvidental Breath

測定可能Over

十分充電されています。

Ready

Blow level gauge

少し電池を消耗しています。
点滅

電池を消耗しています。

電池の充電量が僅かとなっています。
点滅

電池の残量がありません。充電してください。

電池残量が少ない場合の挙動について
ALC-MobileⅡの電池残量が少なくなると、表示画面にメッセージでお知らせします。
付属のＡＣアダプターを使って充電してください。
表示画面

充電して下さい※極端に電池残量が少なくなった場合、電源・測定ボタンを押しても吹き込みモニターのLEDランプが点灯するだけで電源が入らなくなります。充電してください。
※ALC-MobileⅡを長期間ご使用にならない場合でも、半年に１度は充電することをお勧めします。

24

10 校正・メンテナンスについて
校正とは
ALC-MobileⅡで使用しているアルコール検知用のセンサーは使用頻度や経年によって劣化し、半永久的に使用できるものではありません。このため、アルコール検出の精度を保つために、センサーの調整が必要となります。このセンサーの調整作業を「校正」と言います。
校正をおこなわないとセンサーの性能が著しく低下し、正確な測定ができなくなるおそれがあります。12か月経過すると校正が必要になります。
校正期限が近づくとALC-MobileⅡの表示画面に、校正期限が近づいたことが表示されます。
また、使用頻度が高い場合は、12か月に達していなくても15,000回で校正が必要になります。（未使用の場合であっても12か月経過後には校正が必要になります）

校正期限まであと 45 日
校正期限日数が46日を切ったとき校正の手順
ALC-MobileⅡは12ヶ月経過すると校正が必要です。
校正期限を過ぎると、測定がおこなえなくなります。
校正期限（12ヵ月経過）に近づいたら校正時期の通知、
ALC-MobileⅡの送付

メーカー

使用済ALC-MobileⅡの返却

お客様※校正時に送付されるALC-MobileⅡは新品同等品です。
※15,000回に到達した場合も校正が必要です。
測定回数はALC-MobileⅡの機器情報画面の「本体情報」で確認できます。

使用済み ALC-MobileⅡについてのお願い
弊社では使用済みの ALC-MobileⅡを回収しています。使用済みの ALC-MobileⅡは校正品の箱にてご返却ください。

25

10 校正・メンテナンスについて
メンテナンスについて●本体のお手入れ
よごれが目立ってきたら、水を含ませた柔らかい布を固く絞って拭いてください。
充電しながらの清掃はしないでください。
●専用マウスピースのお手入れ
使用後は必ず洗浄してください。
洗浄の際は、水または中性洗剤をお使いください。
中性洗剤をご使用になった場合は、十分に洗い流し、完全に乾いてからご使用ください。
※中性洗剤が残っているとアルコール反応をする場合があります。

注意
清掃時にはアルコール類、シンナー等は使用しないでください。誤動作の原因となります。

メンテナンス画面（USB-Memory とデータ転送）について以下の画面に表示されている「4_USB-Memory」と「データ転送」はメンテナンス用メニューです。お客様はご使用になれません。

管理者メニュー

利用者メニュー

Menu(1/3)
1 ̲ P h o n e S e l e c t
2 ̲ D a t a - V i e w
3 ̲ I n f o r m a t i o n
4 ̲ U S B - M e m o r y

1

本体情報
データ転送

oｎ l i n eoﬀ l in e26

11
1 困ったときはALC-MobileⅡが正しく動作していないように思われる場合、以下の項目を確認してください。

状態考えられる原因

対処方法

表示パネルの画面がとま っ た ま ま で、測 定・電源ボタンを押しても反応がない。

ALC-MobileⅡの 底 部 の ふ た を 開 け 時
計回りに 90 度回転させ、細い棒のようなもので強制リセットボタンを押してください。（P5 各部名称の図を参照）
ALC-MobileⅡが再起動されます。

管理者メニューにならない。

管理メニューの電源投入方法がうまくできていない。

電源を切り、管理者メニュー表示の電源投入方法をおこなってください。
電源投入方法は「設定編」をご覧ください。

機器情報画面にならない。

上下キーが同時に操作されていない。

上下キーを同時に押す、同時に離すのどちらかがうまく操作されていません。
上下キーの操作は「測定ボタンを押して下さい」と表示されているときにおこなってください。

利用者メニューで、「携 OFFLine モードが選択帯電話選択」を選んで、 されている。
測定、電源ボタンを押しても画面が変わらない。

OFF Line モードが選択されている場合は、「携帯電話選択」は選べません。機
器情報画面の管理メニューから、モードを変更してください。

ALC-MobileⅡに は 測
定データは何件保存されますか？

1792 件まで保存されます。
1792 件を超えた場合は一番古いデータから上書きされます。

ALC-MoblieⅡに 保 存されている測定データを削除したい。

測定データは ALC-MobileⅡから削除できません。不正防止のため、削除できないようになっています。

携帯アプリ測定モード
で測定中に携帯電話から音声アナウンスが流れない。

携帯電話の音量が小さい。

27

Android アプリを使用してる場合は、携帯電話の音量を確認してください。

11 困ったときは状態考えられる原因

対処方法

ALC-MoblieⅡの測定・ 電池の残量が極端に少電源ボタンを押しても、 なくなっている。
吹き込みモニタの LED
ランプが点灯するだけで、電源が入らない。

付属のＡＣアダプターを使って充電してください。

ALC-MoblieⅡの測定・ 電池の残量がなくなっ電源ボタンを押しても、 ている。
まったく反応がない。

電池残量がなくなると、何も点灯せず、電源が入りません。付属のＡＣアダプ
ターを使って充電してください。

ALC-MoblieⅡに AC 電池残量が十分にあるアダプターを差したが、充電が開始されない。

ALC-MobileⅡは あ る 程 度、電 池 を 消費しないと充電が開始されないようになっています。充電が開始される電池表示になってから充電してください。
（P24 電 池 の 残 量 表 示 に つ い て を 参照）

上記の対処で改善されない場合や、明らかな故障で修理が必要な場合は、症状を記載して、下記窓口宛にお電話またはＦＡＸ、Ｅ－Ｍａｉｌにてお問い合わせください。

東海電子株式会社

製品お問い合わせ総合受付窓口

0120-609-100
FAX
E-Mail042-526-0906
support-alc＠tokai-denshi.co.jp

28

memo29

memo

30

memo31

本社 〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15

http://www.tokai-denshi.co.jp

製品お問い合わせ総合受付窓口

製品に関するお問い合わせ〒190-0012

東京都立川市曙町 2-34-13
オリンピック第３ビル 203 号室
TEL : 0120-609-100
FAX : 042-526-0906

support-alc@tokai-denshi.co.jp
Printed in Japan 202406