カタログ 1.39.1
改定 No. 4
2002 年４月

SAMPLE SENTRY TM
自動サンプリング条件調節モジュール

米国特許5,363,874

シ ング ル 又 は 多 重 回 路 用 サ ン プ リン グ モ ジ ュー ル ”Smart”
自 動 化 サ ンプリングの 主 な特 徴 と利 点 ：・	  コンピューターによる遠隔 制御・表示用ネ
ットワ ー ク通 信 機 能 を 備 え た サ ン プ リン グ
モジュール”Smart”：

EPRI*推奨のサンプ
リングに関するガイド
ラインに合致‐サンプリングの遠隔操作が可能です。
‐サンプリング作業を無人化することができます。
‐分散制御システム間のデータのやり取りが簡単になります。

・	  全自動流量調節：‐サンプリング精度の改善‐より正確な化学的性質のコントロール‐より長い分析セルの寿命‐自己洗浄式‐オペレーターの作業効率向上

・	  警 報 ・ 遮 断 機 能 を 備 え た デ ジ タ ル 制 御 及び表示
‐オペレーターの安全性向上‐過熱や過度の圧力上昇からの分析器保護

・	  自動ブローダウン・シーケンス-汚れの蓄積の減少-サンプルの質向上
TM・	  実績のある Sentry TLF や VREL®によるサンプルの効果的な冷却と減圧‐３０年以上の運転実績をもつサンプル条件調節装置各構成部

自動流量調節供給源圧力にかかわらずサンプルの流量を一定に保つ唯一の手段です。

Sentry Equipment Corp. ・PO Box 127・Oconomowoc, WI 53066-0127・262-567-7256・Fax: 262-567-4523
E-mail: sales@sentry-quip.com・Website: www.sentry-equip.com

Sample SentryTM を 用 い て 代 表 サ ン プ ル をSample SentryTM ”smart”モ ジ ュー ル を用 い

確 実 に 得 る ことが 出 来 ま す 。てそれぞれの供給源で各サンプルを最適な精度 に調 節 し….

セントリィ・イクィップメント・コーポレーションは、遠隔あるいは集中制御式サンプリング用の最初の自動サンプリング調節モジュールを製品化しました。セントリィ社が特許を持つ自動サンプリング調節モジュール、モデル”SAMPLE SENTRYTM”の設計コンセプトは、「刻々と変化する条件の中で流量を一定に保ちつつ、代表サンプルを得るために要求されるすべての条件を満たすこと」です。
EPRI の委託による化学研究所 1 や工場の専門家も、供給源圧力が変化する場合でも一定速度（水の場合、6 フィート／秒）でサンプリングする必要性を認めています。これは、短期間に最も望ましい運転方法として、採用されるようになりました。
自 動 流 量 制 御 で は 、 電 動 式 VREL® 又 はSAMPLE SENTRYTM コントローラーを備えたニードル弁が使用されます。セントリィ社の背圧レギュレーター／安全弁との組み合わせによって、上流側の圧力変動やレギュレーターでの需要量にかかわりなく、一定流量が確保されます。この構造により、最適な一定流量制御が確保され、全ての代表サンプルを得ることが出来ます。。
高精度で、さらに簡単な自動機能がすべてのモジ
ュールに採用されています。流量、圧力、３点の温度（調節後のサンプル、冷却水出口及びオプションで冷却水入口その他）のデジタル表示をワンタッチで見ることができ、オペレーターはサンプル条件の全データを知ることが出来ます。上記アナログ
変数の異常値をオペレーターに知らせ、サンプルラインを自動的に遮断するための警報システムが設けられており、これによりオペレーターの安全が守られ、下流側の分析装置が異常な高温、高圧から保護されます。

水蒸気

SAMPLETMSENTRY
ブローダウンパソコンベースの監視／コント
ロールソフト復水

SAMPLETMSENTRYそ し て 、 通 信 回 線 RS 485 を 介 し 、 パ ソ コ ン ソ
フト SAMPSENTM を使用して簡単に監視・管理
す ることが 出 来 ます。
標 準 及 び オプション機 能SAMPLE SENTRY

1 EPRI 報告書#CS-5164、プロジェクト 2712-2、では、代表的な化学分析を行うためには、サンプルの流量を一定に保つことが望ましいとしている。

TM

構成部品

psi:
コントローラ；流量、圧力（低）、２点の温度の各読出
し、通信回線を含む入口側隔離弁
TLF 一次冷却器
冷却水入口３方弁
冷却水出口弁VREL 弁
ニードル弁
TLF 二次冷却器
シンク
FLF 冷却器、大流量背圧・安全弁
VREL モーター・ドライバー
ニードルモーター・ドライバ
ー自動サンプル遮断
自動ブローダウン
第３温度センサー
PC ソフト SAMPSEN
冷却水・サイトグラス
S=標準,モジュールはシングル又は多重回路で使用するため、幅 12 インチのコンパクトな構造となっています。多重回路で使用される各モジュールは、操作しやすいようラック正面シンクに設置されます。

SAMPLETMSENTRYO=オプション,モデル SL101
グラブサンプル500 2000 5000

モデル SL201
分析器/GS500 2000 5000

S

S

S

S

S

S

S
S
S
S
NA
S
O
O
O
NA
NA

S
S
S
S
S
NAOO
O
NA
O

S
S
S
S
S
NA
O
O
O
NA
O

S
S
S
S
NA
S
O
O
O
S
NA

S
S
S
S
S
NA
O
O
O
S
O

S
S
S
S
S
NA
O
O
O
S
O

O

NA

NA

O

NA

NA

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

NA=使用不可その他のオプション：
・	  冷却水入口側及び出口側ヘッダー
・	  壁面設置、床上設置用ラック・	  分析装置パネル
・	  回収ヘッダー

SAMPLE SENTRYTM の 仕 様
各サンプル条件調節モジュールはサンプリング系内の流量及び速度を一定に保つように設計されています。高精度の流量調節を行うため、流量調節弁（サンプル条件に応じた VREL 又はニードル弁）のモーター駆動式調節装
置が、予め設定されたサンプルの流量を保持します。流量は、サンプリング・チューブの直径が変わってもサンプ
ルを適正な速度に維持できるように設定値を変化させ、コントローラーで選択します。流量調節は手動モードで、ユーザーがモーター駆動部本体上に設けられたトグルスイッチによって流量調節弁位置を操作して行います。
システムはサンプルの圧力に応じて、日常の起動・停止操作を行えるものでなければなりません。圧力が予め設定したレベルに達したときにシステムは自動的に起動し、要求される範囲の一定流量が保持されます。サンプル系の自動ブローダウンも可能です。一定サイクルに組み込まれたサンプル系のブローダウンは、毎回の起動シーケンスの一部となっています。
自動サンプル遮断弁は、温度や圧力の条件が異常な間、サンプルの流れを遮断します。
各サンプル系の調節されたサンプル温度、冷却水温度、圧力及び流量のアナログ値は、調節可能な設定値、警報値とともにデジタル LED に表示されます。追加温度表示
器はユーザーオプションとして選択出来ます。
各サンプル系モジュールには、サンプル系すべての機能を遠隔監視・管理することの出来るシリアル通信回線
RS485 が備えられています。

SAMPLE SENTRYTM の 技 術 データ
運転データ：
流量 ………..….......................
圧力範囲 ……………………….
サンプル入口温度 …………….
サンプル分析器圧力 ………….
外気条件 ……………………….
ディスプレー ………………….

表示器 ………………………..
キーボード ……………………
測定範囲 …………………......

シリアル通信回線 …………….
消費電力 ……………………..

0∼4,000 cc/min
0∼500 psig (35 BARG); 2,000 psig (138 BARG); 5,000 psig (345 BARG)
32∼1,000°F (0∼532°C)
20 psig (1.4 BARG)
32∼140°F (0∼60°C)
上部：
4 桁、高さ 0.6 インチ、7-セグメント緑色 LED；流量表示用（cc/min）
下部：
3 桁、高さ 0.6 インチ、緑色 LED；最終サンプル、冷却水出口及びオプション温度（°F 又は°C)、減圧されたサンプル圧力（psig）表示用
赤色 LED は点灯して警報を示し、パラメータと電磁弁の位置を表示する。
６個のフィードバック・薄膜タッチスイッチ；サンプリング弁、ブローダウン弁、表示、自動／手動、警報リセット及びリセット用
流量：0∼4,000 cc/min
温度：
0∼300°F (0∼150°C)
減圧：
0∼300 psig (21 BARG)
プロトコル RS485、2400 ボー、各シリアルポート毎に 15 ステーション
115/230VAC, 50/60Hz, VA=150W

性能データ：
システム精度 …………………
設定値及び警報値 ……………

サンプル流量：流量表示値の±5%
温度読み出し：±1°F (0.6°C)； 圧力：±1psig (0.07BARG)
調節されたサンプル流量：
800∼3,580 cc/min、スイッチによる選択可
サンプル自動 ON/OFF：
0∼1,500 psig (0∼105 BARG)、調節可
自動ブローダウン：0∼1,500 psig (0∼105 BARG)、調節可
ブローダウン継続時間：
0∼6 分、スイッチによる選択可
最終サンプル警報温度：
110∼140°F (45∼60°C)、スイッチによる選択可
冷却水出口警報温度：
110∼140°F (45∼60°C)、スイッチによる選択可
サンプル警報圧力設定値：
220 psig (15 BARG)

機械的データ：
サンプル入口側接続 …….….

分析器サンプル側接続 ………
サンプル側接液部材質 ……….
後部パネル ……………………
本体カバー ……………………
設置方法 ………………………
正味重量 ………………………

1/4 インチパイプ Swagelok – 圧力 500psig 以下
1/4 インチパイプ、溶接継ぎ手 －圧力 500 psig 以上（FLF 冷却器を使用の場合は3/8 インチパイプ継ぎ手）
1/4 インチパイプ Swagelok
304 及び 316SS, PTFE, Viton, PEEK
14 ゲージ、304SS, つやだしコントローラー；耐衝撃性 ABS； モーター駆動部；304SS, オーバー・レイによるつやだし
表面、ラック又はパイプ
約 70 ポンド（32kg）

備考： 内容は予告なしに変更されることがあります。

SAMPLE SENTRYTM 寸 法 及 び各 部 名 称
サンプル入口弁1/2” NPT 冷却水出入り口

分析器からのサンプル出口

1/4” 加圧サンプル入口 (SL101L)

ユーザー電源引き込み口
φ7/8“（備考 No.1 参照）

1/4” サンプル溶接付け入口 (SL101H)
2 1/8” (54) 分析器出口

制御箱1/2” NPT
冷却水出口
モーター・ドライバ箱

背圧レギュレーター/安全弁
VREL 又はニードル弁
SENTRY
サンプル冷却器

ブローダウン
電磁弁(SL101L, SL101M)
電磁弁
ON 表示灯自動サンプリング電磁弁(SL101H)

7/16” (φ11.1)
取り付け穴（４ヶ所）

電磁弁
ON 表示灯ブローダウン・電磁弁(SL101H)
自動サンプリング電磁弁(SL101L, SL101M)

備考：
カッコ内の寸法の単位は, mm１） 7/8”の穴はコネクター用。
配線は制御箱の裏面に設けられたルートを通して引き込むこと。
配線の接地は、型式に応じて行う。
（図面 No. 6-02335A-4 参照）

ブローダウン配管
グラブ・サンプル配管
冷却水ドレイン／ベント
配管
シンク1” NPT
シンク・トレイン

SENTRY: サ ンプリングシステム及 びその 部 品 分 野 の 世 界 的 リーダー
・	  標準及び ASME 規格サンプル冷却器
・	  変動圧力減圧装置（VREL®）・	  背圧レギュレーター・安全弁・	  サンプル温度調節ブロック
・	  冷却水遮断スキッド・	  サンプル・シングル回路パネル
・	  化石燃料サンプリングシステム
・	  核サンプリングシステム
・	  事故後サンプリングシステム
・	  大気汚染監視システム
・	  炭化水素サンプリング装置
・	  ブローダウン熱回収システム
・	  フラッシュタンク
・	  ろう付けプレート・熱交換器
・	  プレート・熱交換器
・	  特殊熱交換器

詳しい資料の請求は下記にお問い合わせください。

SENTRY Equipment Corp.
865 E. Armour Rd.・PO Box 127
Oconomowoc, WI 53066
Phone: 262-567-7256・Fax: 262-567-4523
E-mail: sales@sentry-equip.com
Website: www.sentry-equip.com