試 薬 カタログ

試薬・消耗品ライサス®S4 仕様 ［コード：60000］ 届出番号：13B3X90004000002
測 定 原 理光源LED 同定：蛍光測定/薬剤感受性：吸光度測定

処 理 能 力

同時処理能力40検体

測 定 時 間

同定：3時間〜
薬剤感受性（迅速法）：3時間〜、（18時間法）：18（24）時間

設 置 条 件温度15〜30℃、湿度30〜80%RH（結露なきこと）

モニター

液晶（17インチ、タッチパネル方式）

外部入出力

USB2.0（3ポート）、RS-232C（1ポート）、Ethernet（1ポート）

寸法・重量W735mm D760mm H760mm、140kg

電源

ライサスＳ４®

全自動 迅 速 同 定・感 受 性 測 定 装 置

AC100V（50 ⁄ 60Hz）、10A、1kW

体外診断用医薬品 承認番号 ： 21300AMZ00429000（同定部分）
体外診断用医薬品 届出番号 ： 13A2X00006000003（薬剤感受性部分）、13A2X00006000018（RSMY2）、13A2X00006000019（RSMA1）

プレート
品 名
ライサス RCEB3
ライサス RMEN3

コード

包 装

希望納入価格（税抜）04742

20枚30,000円

04744

20枚

貯法・使用期限
冷所(2〜10℃)保存用 途

製造後2年間腸内細菌目細菌の同定・感受性測定用

30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間グラム陰性桿菌（腸内細菌目細菌、緑膿菌、ブドウ糖非発酵菌）用、CPE、ESBLsの感受性測定用

ライサス RCNF204743

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間緑膿菌・ブドウ糖非発酵菌の同定・感受性測定用

ライサス RSMN204061

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ESBLs追加試験用

ライサス RSCP304119

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ブドウ球菌・腸球菌の同定・感受性測定用

ライサス RCSE104745

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ブドウ球菌・腸球菌の同定・感受性測定用

ライサス RSCP204135

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ストレプトコッカス属の同定・感受性測定

ライサス RMSE104720

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ブドウ球菌・腸球菌・コリネバクテリウム属の感受性測定用

ライサス RMST104721

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ストレプトコッカス属・コリネバクテリウム属の感受性測定用

ライサス RMHA104722

20枚30,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間ヘモフィルス属、モラキセラ・カタラーリスの感受性測定用

ライサス 酵母様真菌感受性プレート
RSMY204595

5枚7,500円

冷所(2〜10℃)保存

製造後1年間酵母様真菌の感受性測定用

ライサス 嫌気性菌感受性プレート
RSMA104597

5枚7,500円

冷所(2〜10℃)保存

製造後1年間嫌気性菌の感受性測定用

―

20枚―

カスタムプレート

使用する薬剤の組み合わせを自由に設定することができます。
弊社担当者にご連絡ください。

―

関連製品
コード

包 装

希望納入価格（税抜）

ライサス チューブ滅菌水

品 名

04191

5mL 50本

8,750円貯法・使用期限

用 途

室温保存

製造後1年間菌液調整用滅菌水

製造後1年間ミュラーヒントンブイヨン

ライサス チューブMHB

04190

12mL 50本

8,750円室温保存

ライサス チューブHTM

04196

12mL 25本

5,250円冷所(2〜10℃)保存

製造後6ヵ月間

ヘモフィルス属用感受性ブイヨン

ライサス チューブRPMI164004596

12mL 5本

1,300円冷所(2〜10℃)保存

製造後1年間酵母様真菌用感受性ブイヨン

ライサス チューブブルセラブイヨン

04598

12mL 5本

1,520円冷所(2〜10℃)保存

製造後1年間嫌気性菌用感受性ブイヨン

サプリメントRS

04194

1mL用 5本4,000円

冷所(2〜10℃)保存

製造後6ヵ月間

ストレプトコッカス属用、コリネバクテリウム属用、嫌気性菌用サプリメント

ライサス 用チップ

04192

10本 20包6,000円

室温保存

菌液希釈分注用滅菌チップ

ライサス S4チップ廃棄用袋

04199

200枚20,000円

室温保存

チップ廃棄用袋

ライサス 精度管理用プレート RSQC104489

5枚7,500円

冷所(2〜10℃)保存

製造後2年間薬剤感受性検査の内部精度管理用

システム
品 名

コード

微生物検査システム「ニクスビオ」

59551

微生物検査データの管理システム

感染制御システム「ニクスウェブ」

59552

感染症管理トータルシステム

製造販売元

お問い合わせ先：カスタマーサポート 担当
TEL：03（5846）5707
E-mail：support@sdc.shimadzu.co.jp
URL : https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/

ライサス Ⓡ S 4 特設 we b ページはこちら

https://clinical-diagnostics.biz.sdc.shimadzu.co.jp/pickup/raisus-s4/（TW2407）

同 定・感 受 性 検 査 を 通して 、
臨 床 貢 献 を 支 援します

ライサス® 酵母様真菌 感受性プレート

ライサスＳ４®

usceptibility

全自 動 迅 速 同 定・感 受 性 測 定 装 置

届出番号 13Ａ2Ｘ００00６000018

全 自 動！

感受性にこだわった機器● 分 注・培 養・判定・迅速法：検査の迅速性と高精度を両立※ 発育コントロールが24時間で非発育の場合は、48時間まで延長培養して判定します。

・18時間法：CLSIに準拠した感受性試験（最終判定前に耐性情報を報告する機能搭載）
・CLSI、EUCASTに準じた自動判定

感受性試験結果・耐性菌の自動判定

24時間 ※

搭 載 薬 剤 一覧

完 全自動 判定を可 能に！

搭載薬剤名称略号

搭載濃度範囲（μg/mL）

ミカファンギンナトリウム

MCFG

0.016 〜 8

アムホテリシンB

AMPH-B

0.03 〜 16

イトラコナゾール

ITCZ

0.03 〜 16

ボリコナゾール

VRCZ

0.03 〜 16

ミコナゾール硝酸塩

MCZ

0.03 〜 16

フルコナゾール

FLCZ

0.125 〜 64

5-フルオロシトシン

5-FC

0.125 〜 64

カスポファンギン酢酸塩

CPFG

0.016 〜 8

機械による客観的な測定とCLSI判定基準を基に、より精度の高いMICを報告することが可能です。

imple

CLSI M27、M27M44Sの対応

Candida属全体では、M27、Candida 6菌種ではM27M44Sの判定区分が設定されています。
注）M27-S3の場合は、48時間まで判定し、従来のトレーリンググロース現象、パラドックス効果の自動処理は温存されます。

簡単操作

upport
充実したユーザー
サポート機能・タッチパネル操作による検体登録から結果参照

mart・分注から測定まで、全自動で現場の負担を軽減

卓上サイズ

スタートボタンを押すだけ！

模式図 FLCZ

測定までは3ステップ
菌液調整

トレーリンググロースとは
MI C
2

試薬セット

スタート

>64

24時間判定のMICと比較して、48時間判定のMICが顕著に上昇を示す現象（24時間で感性、48時間で耐性を示す場合など）をトレーリンググロースといいます。
本現象は、アゾール系薬剤で確認され、通常48時間判定を採用する薬剤であっても、“24時間の中間判定を採用することが望ましい”と報告されています。

ライサス® 嫌気性菌 感受性プレート

届出番号 13A2X00006000019

自動機器に対応した嫌気性菌感受性試薬

検体とプレートの並び順は順不同でセット可能で、検体の分注間違いを防ぐ機構になっています。

● 客 観的な 再 現性

ファスティディアス菌の薬剤感受性試験に対応● 嫌 気性菌 専用プレート

薬剤感受性試験対象菌種

操 作フロー(分 注、測 定を自動 化)

・Streptococcus spp. ・嫌気性菌
・Pasteurella spp.
・Aerococcus spp.
・Haemophilus spp. ・Corynebacterium spp. ・Bacillus spp.
・酵母様真菌・Moraxella catarrhalis ・Listeria monocytogenes

客観的な結果で、再現良く判定可能です。
検体セット
分ライサス S4対応菌種®

項目

グラム陽性球菌

グラム陰性桿菌

Streptococcus spp.

Haemophilus spp.

酵母様真菌

嫌気性菌

同定
感受性

○

○

○

ーーー

○

○

○

○

○

○

項目

Corynebacterium spp.

Moraxella catarrhalis

Aerococcus spp.

Bacillus spp.

Listeria monocytogenes

Pasteurella spp.

同定感受性ーーーーーー

○○

○

○

○

○

培
測

注
養定

調整した菌液（ＭｃＦ1.0）、ブルセラブイヨン、チップ、プレート
96ウェルに自動分注
嫌気チャンバーやアネロメイトを用いて
36 1℃、46〜48時間嫌気培養
ＭＩＣ値を表示、結果印字、システム送信

搭 載 薬 剤 一覧
搭載薬剤名称

略号

アンピシリン／スルバクタムナトリウム

ABPC/SBT

0.5/0.25〜

16/8

ピペラシリンナトリウム／タゾバクタム

PIPC/TAZ

2/4〜

64/4

搭載濃度範囲（μg/mL）

セフォタキシムナトリウム

CTX

4〜

64

セフトリアキソンナトリウム

CTRX

8〜

128

スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム

SBT/CPZ

1/1〜32/32

セフメタゾールナトリウム

CMZ

2〜32

フロモキセフナトリウム

FMOX

1〜16

ファロペネムナトリウムFRPM0.25〜

8イミペネム

IPM

0.25〜

8

メロペネム三水和物

MEPM

0.25〜8

クラリスロマイシン

CAM

2〜16

アジスロマイシン水和物

AZM

0.5〜

16

クリンダマイシン塩酸塩

CLDM

0.5〜

8

レボフロキサシン

LVFX

0.5〜8

モキシフロキサシン塩酸塩

MFLX

1〜16

ミノサイクリン塩酸塩

MINO

2〜32

メトロニダゾール

MNZ

0.25〜16