【 取 扱 説 明 書 】
アナログ入力指示計
ＭＯＤＥＬ：ＣＵ−６５１シリーズ

シリーズ名

出力

入力 ｾﾝｻ電源 電源

端子台
カバー

機 能
積算パルス出力１段（ＮＰＮオープンコレクタパルス出力）
外部入力機能（禁止・表示ﾎｰﾙﾄﾞ・ﾗｯﾌﾟｶｳﾝﾄ）ＣＵ−６５１

無記

警報出力２段付き（ＮＰＮオープンコレクタパルス出力）Ｐ２

警報出力２段付き（フォトモスリレー出力）
ＡＶ

アナログ電圧出力（DC1〜5･0〜5･0〜10V）

ＡＩ

アナログ電流出力（DC4〜20mA）
Ｂ

ＢＣＤ出力（全桁パラレル出力）
Ａ２

アナログ電流入力（DC4〜20mA）

Ａ３

アナログ電圧入力（DC1〜5V）

Ａ４

アナログ電圧入力（DC0〜5V）

Ａ５

アナログ電圧入力（DC0〜10V）無記

ＤＣ２４Ｖ ３０ｍＡ ＭＡＸ (安定化)出力S12

ＤＣ１２Ｖ ６０ｍＡ ＭＡＸ (安定化)出力
無記

ＡＣフリー電源（AC85〜264V）

ＤＣ

ＤＣ電源（DC12〜24V）
無記

端子台カバー無し

Ｃ

端子台カバー付き（２枚）【 第６版

2009. 8. 18 】
@CU-651(6)■ ご使用に際しての注意事項とお願い
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

！ 注意
１．製品仕様以外では使用しないでください。
２．お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、故障や事故の原因となりますので、改造や変更は行わないでください。
３．直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください 。
５．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
６．本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
７．ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
８．電源配線時は感電等の事故に注意してください。

− A −

■ 目

次

１．付属品の確認と保証期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２〜３
３．指示計（メータ）の取り付けかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４．端子台への接続のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５〜６
５．フロント部の各名称とその機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
６．入出力回路の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
７．テストモードと設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
８．初期設定値と初期化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９．モード設定のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１〜２４≪ １．モード設定の呼び出し方とキー操作 ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１≪ ２．どのモードを設定すればよいのか？ ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２≪ ３．各モードの設定内容 ≫「モードＮｏ.０」 入力レンジ、ＬＯＷカット率の設定・・・・・・・・・・・・１３「モードＮｏ.１」 演算方式、電源ＯＮ時のリセットモード、
リセットキー動作時間、小数点位置の設定・・・・・・・・・１４〜１５「モードＮｏ.２」 １時間当たりの積算値の設定(スケーリングの設定)・・・・・１６「モードＮｏ.３」 警報出力：ＯＵＴ１の設定・・・・・・・・・・・・・・・・１７〜１９「モードＮｏ.４」 警報出力：ＯＵＴ２の設定・・・・・・・・・・・・・・・・１９「モードＮｏ.５」 積算同期パルス出力：出力幅、同期出力表示桁の設定・・・・２０「モードＮｏ.６」 表示ブランク、オーバー表示、外部入力機能の設定・・・・・２０〜２１「モードＮｏ.７」 アナログ出力：出力方式、出力レンジの設定・・・・・・・・２２「モードＮｏ.８」 ＢＣＤ出力：出力桁、出力論理の設定・・・・・・・・・・・２３〜２４
１０．表示オフセット値、アナログ出力表示値の設定のしかた ・・・・・・・・・・２５〜２６
１１．警報プリセット値の設定のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
１２．アナログ入力の調整のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８〜２９
１３．アナログ出力の調整のしかた（オプション：ＡＶ／ＡＩ）・・・・・・・・・・３０
１４．ＢＣＤ出力について（オプション：Ｂ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・３１〜３２
１５．外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
１６．ノイズ対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
１７．トラブルシューティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５− B −１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。
（１）ＣＵ−６５１（お客様仕様どおりのもの） ・・・・・・・・１（２）ＣＵ−６５１の取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・１（３）単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）ＢＣＤ付属コネクタ（Ｂオプション付きのみ） ・・・・・・１式（５）お客様指定の付属品（ご指定のない場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店、または弊社までご連絡ください。（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、弊社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
① 本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障② 当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③ 故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④ 設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤ 火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障- 1 -２．仕 様【 動作概要 】
・アナログ入力専用の積算指示計です。入力されたアナログ信号を内部ハードによりパルス信号
へ変換(Ｖ／Ｆ変換)し、このパルス信号で計測を行っています。
・スケーリングは、最大電圧、または最大電流が１時間入力された時の積算値を設定します。
この設定された値でスケーリングし、加算演算、および減算演算を行います。
・フロントドア内のキーによりさまざまな機能の設定が簡単に行えます。
【 標準仕様 -1- 】
項
目
計測種類
計測方式
スケーリング方式
表示精度
表示器
積 表示範囲算表
示 ＬＯＷカット
オーバー表示小数点以下表示
表示ブランク
表示オフセット
Ａ２タイプ
Ａ３タイプ
Ａ４タイプ
Ａ５タイプ
入力温度特性
センサ供給電源
オプション：Ｓ１２
リセット機能リ
キー入力
セッ
ト 端子台入力
セ
ン
サ
入
力

外
部
入
力
積
算
同
期
パ
ル
ス
出
力

警
報
出
力

外部入力機能仕様
積算計測（加算、および減算）
Ｖ／Ｆ変換されたパルスを計測
最大アナログ入力時の１時間当たりの積算値を設定（積算値は０.０１〜９.９９×１０５の範囲で任意に設定）
アナログ入力に対して、±０.３％Ｆ.Ｓ.±１digit（２３℃±５℃）
赤色ＬＥＤ５桁 文字高：１５.２mm−９９９９〜９９９９９（ゼロサプレス方式）
最大入力の０〜２９％（任意に設定）の入力は計測を無視（注）設定で０〜２９％の可変は可能ですが、０％としてもハード的には０．５％のＬＯＷカットはかかっています。
オーバー点滅表示、またはエンドレスより選択設定
小数点以下１〜４桁まで表示選択設定可能
表示を消灯する／しないを選択設定可能（警報出力ランプは除く）
表示オフセット値設定モードによりリセット後の表示値を−９９９９〜９９９９９の範囲で任意に設定可
アナログ電流入力：ＤＣ４〜２０mA 入力抵抗１００Ω
アナログ電圧入力：ＤＣ１〜 ５Ｖ 入力抵抗２３０ｋΩ
アナログ電圧入力：ＤＣ０〜 ５Ｖ 入力抵抗２３０ｋΩ
アナログ電圧入力：ＤＣ０〜１０Ｖ 入力抵抗２３０ｋΩ
±２００ｐｐｍ以内（０〜５０℃）
ＤＣ＋２４Ｖ（±１０％） ３０ｍＡ ＭＡＸ（安定化）出力
ＤＣ＋１２Ｖ（±１０％） ６０ｍＡ ＭＡＸ（安定化）出力
積算計測のリセット、および警報出力の解除
フロント部リセットキー リセットが機能するまでの時間を即・１秒・２秒の３段
階より選択設定(リセットキー無効も設定可能)
端子台リセット（端子台５−６間）０.１秒以上ＯＮ
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受け付け
禁止・表示ホールド・ラップカウント・リバース機能より選択可能
外部入力（端子台４−５間）ＯＮの間機能

入力信号
出力端子

ＮＰＮオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受け付け（０.１秒以上ＯＮ）
端子台２−３間、およびＢＣＤコネクタ（Ｂオプション）１番ピンより出力出力方式設定された表示桁の更新に同期して出力同期表示桁：１〜５桁で任意に設定

１ショット時間
出力端子
比較方式
出力モード
１ショット時間
プリセット値設定
出力タイミング
出力方式
出力表示
出力リセットＮＰＮオープンコレクタパルス出力１段・端子台２−３間 …………… 最大定格：ＤＣ３０Ｖ ５０mA・ＢＣＤコネクタ１番ピン … 最大定格：ＤＣ３０Ｖ ３mA
０.０１〜１.９９秒の範囲で任意に設定
端子台１５−１６（ＯＵＴ１）、１７−１８（ＯＵＴ２）より出力上限・下限（即）・バッチ出力より選択設定
比較・保持・１ショット・１ショット０復帰より選択設定
３０ms〜５００msまで８段階より選択設定
プリセット値設定モードにより−９９９９〜９９９９９の範囲で任意に設定
表示値とプリセット値との比較により判定出力
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力２段
最大定格：ＤＣ３０Ｖ ５０mA
ＯＵＴ１警報出力中、Ｐ１ランプ点灯
ＯＵＴ２警報出力中、Ｐ２ランプ点灯
フロント部リセットキー、および端子台リセット- 2 -【 標準仕様 -2- 】
各設定値をＥＥＰＲＯＭに書き込み（書き換え回数１０万回以内、約１０年間保持）積算計測値データを約１ヶ月保持（フル充電、周囲温度２０℃時）
ゴールドキャパ０.２２Ｆ内蔵 充電時間３時間以上
電源投入後３０分以上
ＡＣ８５〜２６４Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
ＤＣ１２〜２４Ｖ（±１０％）
約１２ＶＡ以下（オプション非選択時）
０〜５０℃ ３０〜８０％RH（但し結露しないこと）
約２８０ｇ Ｗ９６×Ｈ４８×Ｄ８４．２mm（突起部含まず）
ＡＢＳ樹脂ガラス入り 黒色

データバックアップ

そ ウォームアップタイムの 電源
他 オプション：ＤＣ
消費電力
使用温湿度範囲
質量・外形寸法
ケース材質【 オプション仕様 】≪ 警報出力フォトモスリレー仕様：Ｐ２オプション ≫出力端子
端子台１５−１６（ＯＵＴ１）、１７−１８（ＯＵＴ２）より出力＜注意＞標準のＮＰＮオープンコレクタパルス出力がフォトモスリレー出力となります。
比較方式
上限・下限（即）・バッチ出力より選択設定
出力モード
比較・保持・１ショット・１ショット０復帰より選択設定
１ショット時間
３０ms〜２ｓまで８段階より選択設定
プリセット値設定
プリセット設定モードにより −９９９９〜９９９９９ の範囲で任意に設定
出力タイミング
表示値とプリセット値との比較により判定出力
出力方式
フォトモスリレー１ａ接点出力２段
定格負荷電流：０.０８Ａ
負 荷 電 圧 ：ＡＣ１４０Ｖ ＤＣ３０Ｖ
出力表示
ＯＵＴ１警報出力中、Ｐ１ランプ点灯
ＯＵＴ２警報出力中、Ｐ２ランプ点灯
出力リセット
フロント部リセットキー、および端子台リセット≪ アナログ出力仕様：ＡＶ／ＡＩオプション ≫出力端子
端子台１９−２０より出力
出力設定
アナログ出力最小時の表示値、および最大時の表示値を設定
電圧出力（ＡＶ）
ＤＣ１〜５Ｖ・ＤＣ０〜５Ｖ・ＤＣ０〜１０Ｖより選択設定 負荷抵抗２ｋΩ以上
電流出力（ＡＩ）
ＤＣ４〜２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω以下
出力タイミング
表示値更新に同期
出力精度
表示値に対し±０.３％Ｆ.Ｓ.以下（２３℃）
出力温度特性±１００ｐｐｍ以内（０〜５０℃）
出力応答時間約３０ｍｓ以内（但し、出力変化が９０％到達までの時間として）
出力分解能
ＰＷＭ変換方式
・ＤＣ１〜 ５Ｖ に対し １６００ 分解能・ＤＣ０〜 ５Ｖ に対し ２０００ 分解能・ＤＣ０〜１０Ｖ に対し ４０００ 分解能・ＤＣ４〜２０mA に対し ３２００ 分解能≪ ＢＣＤ出力仕様：Ｂオプション ≫出力端子
フラットケーブルコネクタ（２６ピン）より出力
出力形式
全桁パラレル・ＮＰＮオープンコレクタパルス出力
出力範囲−９９９９〜９９９９（４桁範囲）
５桁表示のうち上位４桁、または下位４桁を選択設定

出力タイミング
出力動作
ＴＩ（取込禁止）信号
出力論理
定格

表示値更新に同期
出力 "Ｈ" レベル時はＣＯＭ（２５、２６番ピン）と短絡
データ更新時、約２５ｍｓ幅で出力
出力データ値、およびＴＩ信号 正／負論理切り換え可
ＤＣ３０Ｖ ３ｍＡ（ＭＡＸ）- 3 -３．指示計（メータ）の取り付けかた≪ 指示計の取り付けかた ≫１．

図１

パネルカットして、前面より指示計を挿入してください。

パネルカット寸法

２．

図２

図３

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、ネジで締め付けてください。
板厚０.８mm〜４.０mmのパネルに取り付けてください。

≪ フロントドアの開きかた ≫
図４

図５

操作用のキーはフロントドア内にありますのでキー操作行う場合は図４の矢印にしたがい
つまみ部分を手前に引いてドアを開いてください。

- 4 -４．端子台への接続のしかた≪ 端子台図 ≫図６≪ 各端子の説明 ≫
端子
①
②−③
④−⑤
⑤−⑥
⑦⑧⑨⑩
⑪
⑫−⑬
⑭
⑮−⑯
⑰−⑱
⑲−⑳

機
能
Ｎ.Ｃ.端子ですが、中継端子としては使用しないでください。
積算同期パルス出力端子です。（Ｐ.２０ "モード５" 参照）
モード設定により禁止、表示ホールド、ラップカウント、リバース機能が使用可。
計測、および各出力をリセットします。
センサ入力端子です。センサ仕様をよく確認の上、配線してください。
Ｆ.Ｇ.端子です。
電源入力端子です。電源仕様をよく確認の上、配線してください。
Ｎ.Ｃ.端子ですが、中継端子としては使用しないでください。
警報出力(OUT1)端子です。（Ｐ.１７ "モード３" 参照）
警報出力(OUT2)端子です。（Ｐ.１９ "モード４" 参照）
アナログ出力オプション付きのタイプではこの端子よりアナログ出力されます。

※ＢＣＤ出力のピン配置はＰ.３１「ＢＣＤ出力について」を参照してください。
！ 注意１）配線作業は必ず電源を切って行ってください。
２）端子名称をよく確認し、正しく配線してください。
３）電源の配線は仕様(ＡＣ電源、またはＤＣ電源)をよく確認の上、行ってください。
ＤＣ電源仕様の場合は、＋ − を逆に接続しないようにしてください。
４）センサの種類により入出力の配線が異なってきますので、Ｐ.６の「センサ接続図」を参照しながら配線作業を行ってください。誤った配線を行うとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
５）センサ電源はセンサ以外の用途で使用しないでください。
６）端子台のネジは確実にしめてください。
- 5 -≪ センサ接続図 ≫１）直流２線式センサ

図７３）４線式センサ

図９２）３線式センサ

- 6 -

図８

５．フロント部の各名称とその機能
図１０

①表示器
積算計測値を表示します。各設定（モード設定、警報プリセット値設定、表示オフセット値、アナログ出力表示値設定）を行っている時には各設定値を表示します。
②・③警報出力ランプ
警報出力がされると点灯します。Ｐ１ランプはＯＵＴ１と、Ｐ２ランプはＯＵＴ２とそれぞれ同期します。
④モードキー MODE
計測値を表示中は各設定の呼び出しに使用します。また、各設定を行っている時はモードNo.
等の切り換えを行います。
・モード設定についてはＰ.１１参照。
・警報プリセット値設定についてはＰ.２７参照。
・表示オフセット値、アナログ出力表示値設定についてはＰ.２５参照。
⑤シフトキー
計測値を表示中はモード設定の呼び出しに使用します。また、各設定を行っている時は点滅表示している位置（桁）を右へ移動させます。
⑥アップキー ∧計測値を表示中は表示オフセット値、アナログ出力表示値設定の呼び出しに使用します。
また、各設定を行っている時は点滅表示している数値を変更します。１度押す度に１ずつ上がっていきます。
⑦エンターキー ENT
計測値を表示中には使用しません。各設定を行っている時は、設定値の登録を行い、計測表
示へ戻します。
⑧リセットキー RES
計測値を表示中は積算計測のリセット、および警報出力の解除を行います。また、各設定を行っている時は設定値の登録を行わずに計測表示に戻します。

- 7 -６．入出力回路の構成〔１〕アナログ入力

図１１〔２〕リセット・外部入力

図１２〔３〕アナログ出力
電圧出力（ＡＶ）

図１３

電流出力（ＡＩ）〔４〕警報出力・積算同期パルス出力
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力
図１５

図１４

フォトモスリレー出力
図１６

- 8 -

７．テストモードと設定メニュー- 9 -８．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時） は
下表（表１、表２、表３）の設定値となっています。

《 各モードの設定値 》
表１
モードＮｏ.
Ａ
０.
１.
２.
３.
４.
５.
６.
７.
８.

Ｂ
０
０
３.
０
０
０
０
０
０

初期設定値
Ｃ
Ｄ
−
０
０
１
６
０
０
０
０
０
０.
０
−
０
１
−
１
−

Ｅ
０
０
３
−
−
５
０
０
０

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ
−

Ｅ

−
−
−
−
−

《 表示オフセット値、アナログ出力表示値 》
表２

表示オフセット値
アナログ出力最小表示値
アナログ出力最大表示値

Ａ
０
０
１

初期設定値
Ｂ
Ｃ
Ｄ
０
０
０
０
０
０
０
０
０

Ｅ
０
０
０

Ａ

設定メモ欄
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ａ

設定メモ欄
Ｂ
Ｃ
Ｄ

Ｅ

《 警報出力プリセット値 》
表３

ＯＵＴ１
ＯＵＴ２

Ａ
９
９

初期設定値
Ｂ
Ｃ
Ｄ
９
９
９
９
９
９

Ｅ
９
９

Ｅ

［ 初期化 ］
ENT キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。
初期化後、各設定値は表１、表２、表３のとおりの設定値になります。

＜ 注意 ＞
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。
ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 10 -

９．モード設定のしかた≪ １．モード設定の呼び出しかたとキー操作 ≫呼び出しかた・・・ MODE とキーを２秒以上同時に押します。表示器に "モード０"の現在の設定内容が表示され、モード設定に入ります。
各モードの設定は、下記のキー操作で行ってください。

操作キー

MODE

表示部
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０ ０ １．０

操作内容
モードNo.を変更します。モードは９まであります。
→０→１→・・・→９→０〜９.

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０→０→１→０

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０ １ １．０

点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ上
がって行きます。
設定項目により９まで上がらないものもあります。
→０→１→・・・→９→

∧
０〜９

ENT

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各モードの設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

RES

計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、設定値の登録は行いませんので注意してください。

- 11 -

≪ ２．どのモードを設定すればよいのか？ ≫１.入力に対して表示をスケーリングしたい
・モード０（Ｐ.１３） 入力レンジの設定
・モード２（Ｐ.１６） １時間当たりの積算値の設定（上記の２つの設定を行ってください。）
２.演算・計測方法について
・モード１（Ｐ.１４） 演算方式（加算・減算）の設定
３.表示について①小数点以下を表示したい
・モード１（Ｐ.１４） 小数点位置の設定②表示がオーバーした時の表示方法
・モード６（Ｐ.２０） オーバー表示の設定③表示をホールドしたい
・モード６（Ｐ.２０） 外部入力機能の設定（表示ホールド機能）④電源ＯＮ時、前回の計測値を残したい、もしくは消去したい
・モード１（Ｐ.１４） 電源ＯＮ時のリセットモードの設定⑤リセット後、および計測開始時の表示値を変更したい・表示オフセット値の設定（Ｐ.２５）
４.低い電流・電圧の入力は受け付けたくない
・モード０（Ｐ.１３） ＬＯＷカット率の設定
５.出力について①警報出力の設定
・モード３（Ｐ.１７） 警報出力：ＯＵＴ１の設定
・モード４（Ｐ.１９） 警報出力：ＯＵＴ２の設定
・警報プリセット値の設定のしかた（Ｐ.２７）②積算同期パルス出力の設定
・モード５（Ｐ.２０） 出力パルス幅・同期表示桁の設定③アナログ出力の設定（オプション：ＡＶ／ＡＩ付き）
・モード７（Ｐ.２２） 出力方式・出力レンジの設定
・アナログ出力表示値の設定（Ｐ.２５）（上記の２つの設定を行ってください。）④ＢＣＤ出力の設定（オプション：Ｂ付き）
・モード８（Ｐ.２３） 出力桁・出力論理の設定- 12 -

≪ ３．各モードの設定内容 ≫モードNo.

入力レンジ・ＬＯＷカット率０

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０．０
０ ０
ＬＯＷカット率 ０〜２９％
入力レンジ
０：ＤＣ４〜20mA(Ａ２タイプ)
１：ＤＣ１〜５Ｖ(Ａ３タイプ)
２：ＤＣ０〜５Ｖ(Ａ４タイプ)
３：ＤＣ０〜10Ｖ(Ａ５タイプ)［ 入力レンジ ］
アナログ入力レンジを設定します。
入力されたアナログ信号は内部でパルス信号に変換(Ｖ／Ｆ変換)されます。
この設定により変換後の最大周波数を設定します。
各タイプ（Ａ２／Ａ３／Ａ４／Ａ５）により電流値、および電圧値の最大入力された時に変換される最大周波数は下記のようになっています。
・Ａ２タイプ ４〜２０mA において・Ａ３タイプ １〜 ５Ｖ において・Ａ４タイプ ０〜 ５Ｖ において・Ａ５タイプ ０〜１０Ｖ において最大入力 ２０mA ⇒ ２ｋHz
最大入力 ５Ｖ ⇒ ２ｋHz
最大入力 ５Ｖ ⇒ ２.５ｋHz
最大入力 １０Ｖ ⇒ ５ｋHz

［ ＬＯＷカット率 ］
入力電流幅、または電圧幅の何％以下の入力については計測させたく無い場合に、その％の値を設定します。計測時にはその設定された％以下の入力については
積算計測を行いません。
〔 例 〕
・Ａ２タイプ時にＬＯＷカット率を "１０％" と設定した場合、５.６mA以下の入力では計測を行いません。
・Ａ３タイプ時にＬＯＷカット率を "２０％" と設定した場合、１.８Ｖ以下の入力では計測を行いません。
・Ａ５タイプ時にＬＯＷカット率を "０５％" と設定した場合、０.５Ｖ以下の入力では計測し行いません。
＜ 注意 ＞
このモードの設定とは別にハードでＬＯＷカットがかかっています。
・Ａ２タイプ：約４.１２mA以下の入力は受け付けません。
・Ａ３タイプ：約１.０３Ｖ以下の入力は受け付けません。
・Ａ４タイプ：約０.０３Ｖ以下の入力は受け付けません。
・Ａ５タイプ：約０.０３Ｖ以下の入力は受け付けません。
モデル名に "−ＬＦ" の付いているタイプはハードでのＬＯＷカットはかかっていません。

- 13 -

モードNo.

１

演算方式・電源ＯＮ時のリセットモード・リセットキー動作時間・小数点位置Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１．０ ０ １ ０
小数点位置
０：
０
１：
０.０
２：
０.０ ０
３： ０.０ ０ ０
４：０.０ ０ ０ ０
リセットキー動作時間
０：リセットしない
１：即（ONエッジ）
２：１秒
３：２秒
電源ＯＮ時のリセットモード
０：リセットしない
１：リセットする
演算方式
０：加算
１：減算
［ 演算方式 ］
０：加算…加算計測を行います。
１：減算…減算計測を行います。
［ 電源ＯＮ時のリセットモード ］
０：リセットしない…電源投入後、前回の表示値(計測値)を保持しています。
計測は前回の続きより行うことができます。
１：リセットする……電源投入後、前回の表示値(計測値)をリセットします。
［ リセットキー動作時間 ］
リセットキーを押してからリセットが動作するまでの時間を設定します。
（端子台リセットは、ここの設定とは関係なく即(ONエッジ)で動作します。）
０：リセットしない
リセットキーでのリセットを不可にします。
（端子台リセットはこれに関係なくリセットが行えます。）
１：即(ONエッジ)
カウント
入力信号

０

ＯＮ
リセット

ＯＦＦ
即

- 14 -

２：１秒以上押してリセット
１

入力信号

０

ＯＮ
リセット
１秒

ＯＦＦ

３：２秒以上押してリセット
カウント

入力信号

０

ＯＮ
リセット
２秒

ＯＦＦ

［ 小数点位置 ］
小数点以下何桁表示するかを設定します。
例えば、表示が「１００」の時に小数点位置を「２」と設定すると表示は「１００.００」となり、小数点以下の２桁が表示されます。表示は５桁ですので、設定を「３」とすると表示オーバーとなります。
この時の表示はオーバー表示の設定により「９９.９９９」点滅表示、または「 ０.０００」となります。
（オーバー表示についてはＰ.２０ "モード６" 参照）＜ 注意 ＞
小数点位置を「４：０.００００」と設定した場合、表示がマイナスの時は、「−.０００１」、「−.０００２」…「−.９９９９」と最上位桁にマイナスと小数点を表示します。

- 15 -

モードNo.

２

１時間当たりの積算値（スケーリングの設定）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．３．６ ０ ３
１０ｎ(ＥＸＰ値)
ｎ＝０〜５
１時間当たりの積算値
３桁数値
０.０１〜９.９９(小数点位置は固定)［ １時間当たりの積算値 ］
最大入力に対する１時間当たりの積算値を設定します。
３桁数値の設定と１０の乗数の設定で「０.０１〜９９９０００」の範囲で設定
できます。
〔 例 〕
Ａ２(4〜20mA)タイプの場合で、１時間当たりの積算値を１０００とする場合
最大入力は20mAなので20mAが１時間入力された時の積算値の設定となります。
１０００ ＝ １.００ × １０３
３桁数値
ＥＸＰ値=３- 16 -

モードNo.

３

警報出力ＯＵＴ１Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
３．０ ０ ０
プリセット値比較方式
０：プリセット１
１：プリセット２＋プリセット１
２：プリセット２−プリセット１
出力モード
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８：250ms(1ｼｮｯﾄ0復帰)
９：500ms(1ｼｮｯﾄ0復帰)

上限／下限・出力選択
０：上限
１：下限
２：バッチ出力
３：機能停止［ 警報出力 ］
表示値とプリセット値との比較結果により機能します。
プリセット値の設定はＰ.２７ "警報プリセット値の設定のしかた" を参照
してください。
［ 上限／下限・出力選択 ］
どのような条件で警報出力するかを設定します。
０：上限「 表示値 ≧ プリセット値 」の時に警報出力します。
１：下限「 表示値 ≦ プリセット値 」の時に警報出力します。
２：バッチ出力設定されたプリセット値毎に警報出力します。
例えばプリセット値を「１００」と設定した場合、表示値が１００増える(または減る)毎に警報出力されます。表示値はそのまま計測値を表示しています。出力は１ショット動作のみです。
＜ 注意 ＞ この機能を使用する時は、計測前に１度リセットしてください。
３：機能停止警報出力OUT1の機能を停止します。

- 17 -

［ 出力モード ］
０：比較
表示値が上限、または下限の間、出力します。表示値が上限、または下限の範囲外（条件外）であれば出力はOFFになります。
１：保持
表示値が上限、または下限になった時に出力します。表示値が上限、または下限の範囲外（条件外）であってもリセット入力があるまで出
力はOFFになりません。
２〜７：１ショット
表示値が上限、または下限になった時に設定された幅のパルスを１度出力します。
８・９：１ショット０復帰
表示値が上限、または下限になった時に設定された幅のパルスを１度出力し、表示値を表示オフセット値に戻します。
表示オフセット値についてはＰ.２５"表示オフセット値・アナログ出力表示値の設定のしかた"を参照してください。
＜ 注意 ＞
1. バッチ出力機能を使用時は、「１ショット」の設定のみで動作します。
「１ショット０復帰」を選択した場合は、１ショット出力のみ行います。
2. 「１ショット０復帰」を使用する場合はプリセット値、および表示オフセッ
ト値の設定を下記の条件で設定してください。また計測前に１度リセット
してください。
・ " 上限 " を設定時：「 プリセット値 ＞ 表示オフセット値 」
・ " 下限 " を設定時：「 プリセット値 ＜ 表示オフセット値 」
この条件以外で設定した場合は１ショット出力のみで０復帰動作は行いません。

［ プリセット値比較方式 ］
０：プリセット１
プリセット１の値と表示値とを比較します。
１：プリセット２＋プリセット１
プリセット２の値にプリセット１の値を加算した結果の値と表示値とを比較します。
加算結果の最大値は「９９９９９」です。
２：プリセット２−プリセット１
プリセット２の値からプリセット１の値を減算した結果の値と表示値とを比較します。
減算結果の最小値は 「−９９９９」です。
＜ 注意 ＞ バッチ出力を使用時は、符号無視の絶対値出力となります。

- 18 -

警報出力の出力タイミング
警報出力のＯＵＴ１をプリセット１と比較で上限、ＯＵＴ２をプリセット２と比較で下限とした場合の出力タイミング図です。
表示値
プリセット１
プリセット２

OUT1 上限

比較出力

OUT2 下限

OUT1 上限

保持出力

OUT2 下限

ONのまま(リセットでOFF)t

１ｼｮｯﾄ出力(t時間選択可）t
OUT1 上限t
OUT2 下限

モードNo.

４

警報出力ＯＵＴ２Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
４．０ ０ ０
プリセット値比較方式
０：プリセット２
１：プリセット２＋プリセット１
２：プリセット２−プリセット１
出力モード
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８：250ms(1ｼｮｯﾄ0復帰)
９：500ms(1ｼｮｯﾄ0復帰)

上限／下限・出力選択
０：上限
１：下限
２：バッチ出力
３：機能停止"モード３"「警報出力：ＯＵＴ１の設定」と同様ですのでＰ.１７を参照してください。
- 19 -

モードNo.

積算同期パルス出力
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

５

５．０ ０．０ ５
出力幅０.０１〜１.９９秒（０.００は機能停止となります）
同期出力桁
０：１桁目
１：２桁目
２：３桁目
３：４桁目
４：５桁目
［ 同期出力桁 ］
どの表示桁が更新された時に出力するかを設定します。
［ 出力幅 ］
出力されるパルスの幅を設定します。
＜ 注意 ＞
積算同期パルス出力は設定された表示桁が更新される度に出力されます。同期
する表示桁の更新よりも出力幅の時間が長い場合、出力はOFFされず出力され続けますので注意してください。

モードNo.

６

表示ブランク・オーバー表示・外部入力機能
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
６．０
０ ０
オーバー表示０：オーバー点滅表示
１：エンドレス
外部入力機能
０：禁止
１：表示ホールド
２：ラップカウント
３：リバース表示ブランク
０：表示をブランクしない(計測値を表示する)
１：表示をブランクする(計測値を表示しない)［ 表示ブランク ］
計測値を表示するか、表示しないか設定します。「０：表示ブランクする」を設定した場合、計測値のみが消灯します。（警報出力ランプは通常機能します。）- 20 -

［ オーバー表示 ］
表示値が「９９９９９」以上、もしくは「−９９９９」以下になった時の処理方法を選択します。

６

０：オーバー点滅表示
表示オーバーすると表示が「９９９９９」、または「−９９９９」で点滅表
示します。
０
↓
９９９９９
↓
９９９９９

計測開始

表示オーバー
加算オーバー時は「９９９９９」で点滅表示
減算オーバー時は「−９９９９」で点滅表示（内部では計測を続けています。）

１：エンドレス
表示オーバーすると１度リセットし、再度計測を始めます。
０

計測開始
表示オフセット値を設定している場合は表示オフ
セット値より計測開始します。

９９９９９
表示オーバー
加算オーバー(９９９９９以上)、または減算オーバー(−９９９９以下)になった時点でリセット。
リセット後、再度計測開始。
［ 外部入力機能 ］ 端子台４−５間の機能を設定します。
０：禁止
端子台４−５間がショートの間、センサ入力を禁止します。
１：表示ホールド
端子台４−５間がショートの間、現在の表示値を保持し点滅表示します。
＜ 注意 ＞
表示ホールド中、警報出力、および積算同期パルス出力は内部で演算されている計測値で機能します。
２：ラップカウント
１ショット入力で機能します。
最初の入力で現在の表示値を保持し、点滅表示します。内部では計測がリセットされ再度計測が開始されます。
２度目の入力で、内部で計測されている計測値が表示されます。
＜ 注意 ＞
表示点滅中（表示保持中）は、警報出力、および積算同期パルス出力は内部で演算されている計測値で機能します。
３：リバース
端子台４−５間がショートの間、現在の計測を逆転します。
・計測が加算計測の時 → 端子台４−５間ショートの間、減算計測します。
・計測が減算計測の時 → 端子台４−５間ショートの間、加算計測します。

- 21 -

モードNo.

アナログ出力：出力方式・出力レンジ（オプション：ＡＶ／ＡＩ）※アナログ出力オプション（ＡＶ／ＡＩ）付き時に機能します。
７
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
７．０ １
０
出力レンジ
０：ＤＣ４〜２０mA（ＡＩタイプ）
１：ＤＣ１〜 ５Ｖ（ＡＶタイプ）
２：ＤＣ０〜 ５Ｖ（ＡＶタイプ）
３：ＤＣ０〜１０Ｖ（ＡＶタイプ）
同期方式（表示ホールド時の出力方法）
０：計測値に同期
１：表示値に同期
出力方式
０：通常出力１：逆転出力［ アナログ出力 ］
設定された出力レンジを表示更新に同期して出力します。
各電圧、電流値はアナログ出力最小時の表示値と最大時の表示値の設定値でスケーリングされて出力されます。
設定方法はＰ.２５ "表示オフセット値、アナログ出力表示値の設定のしかた"
を参照してください。
［ 出力方式 ］
０：通常出力
出力レンジで設定された電圧、および電流を出力します。
１：逆転出力
出力レンジで設定された電圧、および電流を逆転して出力します。
０：ＤＣ４〜２０mA → ＤＣ２０〜４mA
１：ＤＣ１〜 ５Ｖ → ＤＣ５ 〜１Ｖ
２：ＤＣ０〜 ５Ｖ → ＤＣ５ 〜０Ｖ
３：ＤＣ０〜１０Ｖ → ＤＣ１０〜０Ｖ［ 同期方式 ］表示ホールド時の出力方法を設定します。
０：計測値に同期
表示ホールド、およびラップカウントで表示保持中は、内部で演算されている計測値に同期して出力されます。
１：表示値に同期
表示ホールド、およびラップカウントで表示保持中は、現在保持されている表示値に対して出力されます。
［ 出力レンジ ］
アナログ出力の（電流、または電圧）のレンジを設定します。
オプションがＡＶタイプの場合は "１〜３" を選択してください。
オプションがＡＩタイプの場合は "０" を選択してください。

- 22 -

モードNo.

ＢＣＤ出力：出力論理（オプション：Ｂ）※ＢＣＤ出力オプション（Ｂ）付き時に機能します。
８
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
８．０ １
０
出力論理
０：データ（正）・ＴＩ信号（正）１：データ（負）・ＴＩ信号（正）２：データ（正）・ＴＩ信号（負）３：データ（負）・ＴＩ信号（負）同期方式（表示ホールド時の出力方法）
０：計測値に同期
１：表示値に同期
出力桁
０：下位４桁１：上位４桁［ ＢＣＤ出力 ］
現在の表示値を出力します。出力は表示更新に同期します。
［ 出力桁 ］ＢＣＤで出力できる範囲は「−９９９９〜９９９９」です。
０：下位４桁
表示５桁あるうちの下位の４桁をＢＣＤ出力します。
表示下位４桁 １ ２ ３ ４ ５
１：上位４桁
表示５桁あるうちの上位の４桁をＢＣＤ出力します。
表示上位４桁 １ ２ ３ ４ ５［ 同期方式 ］表示ホールド時の出力方法を設定します。
０：計測値に同期
表示ホールド、およびラップカウントで表示保持中は、内部で演算されている計測値に同期して出力されます。
１：表示値に同期
表示ホールド、およびラップカウントで表示保持中は、現在保持されている表示値に対して出力されます。

- 23 -

８［ 出力論理 ］
表示データの出力論理、およびＴＩ信号（取り込み禁止信号）の出力論理を設定します。
正論理：データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通している状態。
負論理：データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通していない状態。
※表示値を１とした時の正論理、負論理の出力は下表のとおりです。

正論理
負論理

ビットデータ
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力
表示値 ８ ４ ２ １
８
４
２
１
１
０ ０ ０ １ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＦＦＯＮ
１
０ ０ ０ １ ＯＮ
ＯＮ
ＯＮ
ＯＦＦ

ＴＩ信号：
取り込み禁止信号として出力されます。この信号が出力中はデータが不確定な状態となっていますので、取り込みはこの信号がＯＦＦの時に行ってください。
出力のタイミングは出力桁設定で設定された桁（下位４桁、または上位４桁）の更新時に同期します。
ＴＩ信号の出力幅は約２５ｍｓです。
（Ｐ.３１ "ＢＣＤ出力について" を参照してください。）＜ 注意 ＞
ＢＣＤコネクタ１番ピンより出力されている積算同期パルス出力の論理は変更できません。

- 24 -

１０．表示オフセット値・アナログ出力表示値の設定のしかた≪ 1. 表示オフセット値 ≫リセットがかかった時の表示値を設定します。例えば、オフセット値を「０１０００」と設定した場合、リセットがかかると表示は「１０００」となります。計測表示はこの「１０００」の値より行います。「０」より行いたい場合はオフセット値を「０００００」と設定してください。
≪ 2. アナログ出力表示値 ≫アナログ出力を最小で出力したい時の表示値をアナログ出力最小表示値に、最大で出力したい時の表示値をアナログ出力最大表示値に設定します。
設定範囲は「 −９９９９ 〜 ９９９９９ 」です。
設定する時は必ず「 アナログ出力最小表示値 ＜ アナログ出力最大表示値 」としてください。
「 アナログ出力最小表示値 ≧ アナログ出力最大表示値 」と設定した場合はエラーとなり
アナログ出力は０mA、または０Ｖになりますのでご注意ください。
≪ 3. 呼び出しかたと設定のしかた ≫MODE と ∧ キーを２秒以上同時に押します。Ｐ１、Ｐ２ランプが点滅し、表示器に現在の表示オフセット値が呼び出されます。表示オフセット値、およびアナログ出力表示値の変更は下記のキー操作で行ってください。

操作キー

表示部
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０ ０ ０

MODE

操作内容
各表示値の切り換えを行います。

P1 ○
P2 ○

Ｐ１･Ｐ２点滅：表示オフセット値↓
Ｐ１点滅：アナログ出力最小表示値↓
Ｐ２点滅：アナログ出力最大表示値

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０→０→０→０→０

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ １ ０ ０ ０

点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ上
がって行きます。
→０→１→・・・→９→

P1 ○
P2 ○
∧
P1 ○
P2 ○

０〜９
最上位桁のみ→０→１→・・・→９→"−"→

ENT

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各表示値の設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

RES

計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、設定値の登録は行いませんので注意してください。

- 25 -

≪ 4. アナログ出力の設定例 ≫アナログ出力をレンジ０〜５Ｖで、表示に同期して出力させ、表示値が「−１０００」の時に、出力を最小（０Ｖ）にし、表示値が「 ５０００」になった時に、出力を最大（５Ｖ）にした
い場合の設定は下記のとおりとなります。

P1 ●
P2 ○

Ａ
−

Ｂ Ｃ
１ ０

Ｄ
０

Ｅ
０

アナログ出力最小表示値
Ｂ〜Ｅ（最小出力時の表示値を−１０００）

P1 ○
P2 ●

Ａ
０

Ｂ
５

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

アナログ出力最大表示値
Ｂ〜Ｅ（最大出力時の表示値を５０００）

Ａ Ｂ
７． ０

Ｃ
１

Ｄ

Ｅ
２

モード "７"
Ｂ：０（出力方式：通常出力）
Ｃ：１（同期方式：表示値に同期）
Ｅ：２（出力ﾚﾝｼﾞ：電圧出力０〜５Ｖ）

出力は下図のとおりになります。

アナログ出力値
5V
2.5V

-1000

0

+2000

+5000

表示値

また、出力方式を「逆転出力」とした場合、出力は下図のとおりになります。

アナログ出力値
5V
2.5V

-1000

0

+5000

+2000

表示値

アナログ出力の設定は記載のＰ.２２ "モード７" を参照してください。

- 26 -

１１．警報プリセット値の設定のしかた
警報出力は表示値とここで設定するプリセット値との比較結果で出力します。
プリセット値の設定範囲は「−９９９９〜９９９９９」です。
≪ 呼び出しかたと設定のしかた ≫MODE キーを２秒以上押します。Ｐ１ランプが点灯し、表示器に「プリセット１」の現在の設定値が表示されます。設定値の変更は下記のキー操作で行ってください。

操作キー

表示部

MODE

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
９ ９ ９ ９ ９

プリセット１、プリセット２の切り換えを行います。
プリセット１の値が表示されている時はＰ１ランプが、プリセット２の値が表示されている時はＰ２ランプが点灯します。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
９→９→９→９→９

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
９ ９ ９ ９ ９点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ上
がって行きます。
→０→１→・・・→９→

P1 ●
P2 ○
.

操作内容

P1 ●
P2 ○
∧
P1 ●
P2 ○

０〜９
最上位桁のみ→０→１→・・・→９→"−"→

ENT

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各プリセット値の設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

RES

計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、設定値の登録は行いませんので注意してください。

警報出力の設定はＰ.１７ "モード３" 「ＯＵＴ１の設定」、およびＰ.１９ "モード４"「ＯＵＴ２の設定」を参照してください。

- 27 -

１２．アナログ入力の調整のしかた
工場にてお客様の仕様（Ａ２／Ａ３／Ａ４／Ａ５）で正確に調整されていますので、必要以外は触れないようにしてください。

≪ 調整方法 ≫各タイプ（Ａ２／Ａ３／Ａ４／Ａ５）により入力電流・電圧の値が違います。
まず、 "モード０" の「入力レンジ」の設定（Ｐ.１３参照）でお客様の仕様のタイプのものを設定してください。（タイプがわからない場合は、メータに貼り付けされているラベルのモ
デル名を参照してください。）
設定後、下記の方法で入力調整を行ってください。

①

Ｍ キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。

②

Ｍ キーを押していき、「アナログ入力調整」に合わせます。
（Ｐ.９ "テストモードと設定メニュー" を参照）
③ 各タイプの表を参照しながらそれぞれゼロボリューム、スパンボリュームを数回繰り返し
調整してください。（調整は必ずゼロボリュームから行ってください。）
ボリュームはメータリヤ部（Ｐ.２９ 図１７参照）にあります。
[ Ａ２タイプ（アナログ電流 ＤＣ４〜２０ｍＡ 入力）]
表４
入力電流値
表示値
４.１６mA
２０.０
ゼロボリュームを回してください。
２０.００mA
２０００.０
スパンボリュームを回してください。
調整後、下表のとおりになります。
入力電流値
20mA
16mA
表示値
2000.01500.012mA1000.0

8mA
500.0

表５
4mA
0.0

[ Ａ３タイプ（アナログ電圧 ＤＣ１〜５Ｖ 入力）]
入力電圧値
表示値
１.０４Ｖ
２０.０
ゼロボリュームを回してください。
５.００Ｖ
２０００.０
スパンボリュームを回してください。
調整後、下表のとおりになります。
入力電圧値
5V
4V
表示値
2000.01500.03V
1000.0

2V
500.0

表７
1V
0.0

[ Ａ４タイプ（アナログ電圧 ＤＣ０〜５Ｖ 入力）]
入力電圧値
表示値
０.０５Ｖ
２５.０
ゼロボリュームを回してください。
５.０Ｖ
２５００.０
スパンボリュームを回してください。
調整後、下表のとおりになります。
入力電圧値
5V
4V
表示値
2500.02000.0

表６

表８

表９
3V
1500.0- 28 -

2V
1000.0

1V
500.0

0V
0.0

[ Ａ５タイプ（アナログ電圧 ＤＣ０〜１０Ｖ 入力）]
入力電圧値
表示値
０.１Ｖ
５０.０
ゼロボリュームを回してください。
１０.０Ｖ
５０００.０
スパンボリュームを回してください。
調整後、下表のとおりになります。
入力電圧値
10V
8V
表示値
5000.04000.06V
3000.04V
2000.02V
1000.0

表１０

表１１
0V
0.0

④ 電源を再度入れ直してください。

図１７＜ 注意 ＞
1. ハードで約１５Hz以下はＬＯＷカットがかかっています。テストモードの「アナログ入力
調整」ではＶ／Ｆ変換されたパルスの周波数が１５Hz以下であれば表示は「０.０」となります。
・Ａ２タイプ：約４.１２mA(１５Hz)以下
・Ａ３タイプ：約１.０３Ｖ(１５Hz)以下
・Ａ４タイプ：約０.０３Ｖ(１５Hz)以下
・Ａ５タイプ：約０.０３Ｖ(１５Hz)以下
2. モデル名に "−ＬＦ" の付いているタイプはハードのＬＯＷカットがかかっていませんが、テストモードの「アナログ入力調整」ではＶ／Ｆ変換されたパルスの周波数が１Hz以下であれば表示は「０.０」となります。
・Ａ２タイプ：約４.００８mA(１Hz)以下
・Ａ３タイプ：約１.００２Ｖ(１Hz)以下
・Ａ４タイプ：約０.００２Ｖ(１Hz)以下
・Ａ５タイプ：約０.００２Ｖ(１Hz)以下
Ｖ／Ｆ変換・・・アナログ信号をパルス信号に変換します。

- 29 -

１３．アナログ出力の調整のしかた（オプション：ＡＶ／ＡＩ付き）

工場にてお客様の仕様（ＡＶ／ＡＩ）で正確に調整されていますので、必要以外は触れないようにしてください。

≪ 調整方法 ≫①

Ｍ キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。

②

Ｍ キーを押していき、「アナログ出力テスト」に合わせます。
（Ｐ.９ "テストモードと設定メニュー" を参照）
③ 以下の数値になるようにそれぞれゼロボリューム、スパンボリュームを数回繰り返し調整
してください。（調整は必ずゼロボリュームから行ってください。）
電圧出力(ＡＶタイプ)の場合（メータ左側面にあるスライドスイッチが右側）
表示値
電圧値
００
０Ｖ
ゼロボリュームを回してください。
１００
１０Ｖ
スパンボリュームを回してください。

電流出力(ＡＩタイプ)の場合（メータ左側面にあるスライドスイッチが左側）
表示値
電流値
２０
４ｍＡ
ゼロボリュームを回してください。
１００
２０ｍＡ
スパンボリュームを回してください。
④ 電源を再度入れ直して、Ｐ.２２ "モード７" の「出力レンジ」を設定してください。
図１８＜ 注意 ＞
アナログ出力はお客様からお伺いしたタイプで出荷されていますが、やむなくタイプ（ＡＶ／ＡＩ）の切り換えが必要な場合はお客様の責任において切り換え作業を行ってください。
切り換え作業を行った場合は、上記①〜④項の調整作業を行ってください。

- 30 -

１４．ＢＣＤ出力について（オプション：Ｂ付き）

１．ＢＣＤコードは、ＮＰＮオープンコレクタパルス出力（ＤＣ３０Ｖ ３mA MAX）で、５桁パラレル出力となっています。
２．データの出力論理は変更可能です。
（Ｐ.２３ "モード８" 参照）
出力論理(正)：データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通している状態。
出力論理(負)：データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通していない状態。
３．データ更新時にＴＩ信号（取り込み禁止信号）が出力されていますので、データを取り込みむ時は、ＴＩ信号がＯＦＦの時に行ってください。（ＴＩ信号出力幅：約２５ｍｓ）
ＴＩ信号の論理も切り換え可能です。
（Ｐ.３２ 図２０参照）
４．１番ピンから出力される積算同期パルス出力の設定はＰ.２０ "モード５" で行います。
出力論理の変更は行えません。また、端子台２−３間からも出力されています。

［ ＢＣＤ出力ピン配置 ］

２
１
ピン番号
１
３
５
７
９
１１
１３
１５
１７
１９
２１
２３
２５

４
３

６
５

８
７

出力信号
積算同期パルス出力「−」極性信号８ ×１０３
２ ×１０３
８ ×１０２
２ ×１０２
８ ×１０１
２ ×１０１
８ ×１００
２ ×１００
Ｎ.Ｃ.
Ｎ.Ｃ.
ＣＯＭ（ＧＮＤ）

10
９

12
11

14
13

16
15

18
17

ピン番号
２
４
６
８
１０
１２
１４
１６
１８
２０
２２
２４
２６

20
19

22
21

24
23

26
25

出力信号
「ＴＩ」信号
Ｎ.Ｃ. (接続しないでください)
４ ×１０３
１ ×１０３
４ ×１０２
１ ×１０２
４ ×１０１
１ ×１０１
４ ×１００
１ ×１００
Ｎ.Ｃ.
Ｎ.Ｃ.
ＣＯＭ（ＧＮＤ）

本体コネクタ：オムロン製ＸＧ４Ａ−２６３４
付属コネクタ：オムロン製ＸＧ５Ｍ−２６３５−Ｎ （適合電線 UL1007AWG28〜26 ）付属フード ：オムロン製ＸＧ５Ｓ−２６１２

このコネクタに、適合する電線は、ＵＬ１００７のＡＷＧ２８〜２６の電線です。
コネクタに電線を圧接する場合は、オムロン製の簡易圧接工具ＸＹ２Ｂ−７００６で、圧接してください。

- 31 -

［ 出力回路（ＮＰＮオープンコレクタパルス出力）]
図１９
ピン１〜２０（ＤＣ３０Ｖ ３mA)

ピン２５、２６（ＣＯＭ）［ ＢＣＤ出力タイムチャート ]図２０

ＢＣＤ出力データ

データ

データ

データ

1ms以下
取り込み禁止(TI)信号

約25ms＜ 注意 ＞
１．出力されるデータは表示値の上位４桁、または下位４桁（Ｐ.２３ "モード８" 参照）で、範囲は−９９９９〜９９９９です。
２．出力データは表示が更新される度に更新されます。この更新時にＴＩ信号が約２５ms幅で出力されていますが、表示の更新が２５ms以下で連続して行われるとＴＩ信号が出力され続けＯＦＦとなりませんので注意してください。

- 32 -

１５．外形寸法図
外形寸法図

図２１

単位：mm

パネルカット寸法と取り付け間隔

図２２

※

単位：mm

※オプションでフロントカバー（ＣＶ−０２）を取り付ける場合は、取り付け間隔を１５０mm以上にしてください。
- 33 -

１６．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.１０参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１）電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ−９３を用意できます。）（２）センサコードにシールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離し配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メータを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図２３のようにノイズフィルタをご使用ください。
※ ノイズフィルタは、別途用意しております。

図２３（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図２４

図２５

（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図２６のようにスパークキラーを入れて対策
してください。

図２６（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。
- 34 -

１７．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

２

３

現

象

点 検 方 法対 策 と 処 置

→電源入力が正常か、センサ
コードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線↓
ＮＯ→トランス・ＩＣの破損→テスタで電圧と誤配線のチ
ェックをし、端子ネジを締め直す。

ＬＥＤ点灯異常
キー動作異常アナログ出力異常
警報出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.９参照）→１度、初期化を行ってくだ
さい。（Ｐ.１０参照）→初期化で直らない場合や何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡く
ださい。

"０" 表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？

→設定された値が有効表示範囲以下である。

表示器が点灯しない
ブランクのまま↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合って
いるか？
↓
ＮＯ

４

時折表示が消えたり異常な表示になる

５

その他の異常→表示が異常になる時、近くの電磁開閉器やソレノイ
ド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響を受けていないか？

→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テスト
モードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.９参照）→センサ接続図（Ｐ.６）を確認し、不明な場合、取扱店、または弊社へご連絡く
ださい。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→Ｐ.３４のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサー
ジキラーを取り付けて止める。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

本社：大阪府堺市西区上１２３−１
TEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005
東 京 営 業 所：TEL.03-5256-8311 FAX.03-5256-8312

改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。

- 35 -