ZL41 Wave sCMOS

物理科学研究向け高機能汎用sCMOSカメラ
Key Specifications

Key Applications

3 感度：最大量子効率82％

3 天文調査3 読み出しノイズ：1e- 未満

3 ボース・アインシュタイン凝縮

3 32ビットビニングモード

3 ビームプロファイル／流体力学

3 読み出し速度：100 fps

3 スペクトル取得モード

3 周囲温度-20°
Cまで動作

3 量子コンピュータ

3 スペックル干渉法

3 ウェーブフロントセンシング
3 マルチファイバー分光法

andor.oxinst.jp

ZL 41 Waveファミリーの紹介
ZL 41 Waveは、網羅的なイメージング機能とスペクトル測定機能を備え、速度、感度、ダイナミックレンジ、解像度において優れた性能を発揮します。
ZL 41 Waveは費用対効果にも優れています。
コンパク
トで高機能な熱電冷却設計と、従来のZylaシリーズの特長をベースに再設計され強化されたセンサーチャ
ンバーの効果により、様々な光学研究の実験室や天文台などの環境に非常に適しています。
また、様々なソフトウェア開発環境をサポートしています。

ZL 41 Waveの物理科学研究向け機能
NEW 32ビットビニングモード

スペクトル取得モード
高速スペクトル取得:
最大27,000スペクトル/秒
PIV capability(ZL41 Wave 5.5)2

ピクセルビニングにより、最大32ビットまでダイナミックレンジの拡張が可能
非対称ピクセルビニングとマルチトラックモードが利用可能
スペクトルとマルチトラックデータは10タップまたはUSBインターフェイスを介して転送
カメラ上でのデータサイズ圧縮によりその後のデータ処理が容易
ミリ秒以下の時間分解能での過渡スペクトル研究
ZL 5.5 Waveのグローバルシャッターモードは流体力学研究に適する
フレーム間ギャップを100 nsまで下げてイメージ取得することが可能.

NEW 周囲温度-20°
Cまで動作

寒冷地の標高の高い天文台での使用にも適する

NIR領域におけるエタロニングの影響無し

背面照射型デバイスと異なり、NIRでの不要な信号変調が無い

GPU Express

カメラからのデータ転送の最適化により大容量のイメージ取得実験にも対応可能
CUDA対応のNVIDIA GPU処理を活用しデータ取得パイプラインを高速化

Linux, Windows, LabView andMATLAB 対応

物理科学の研究所や天文台のための、完全かつ柔軟なSDKオプションが利用可能

NEW Python 対応

Pythonラッパーやカメラ用SDKのサポートドキュメントを利用することで、カスタムビルドのシステムセットアップが可能

NEW ASCOM, EPICS andTango 対応

ASCOM天文機器制御規格;EPICSとTango Limaは、世界中の多くの粒子加速器や大型科学機器施設でハードウェア制御に使われている
これらのオープンソースのソフトウェアプラットフォームをサポート

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

ZL 41 Wave 4.2: 優れた感度

ZL Wave 4.2は、最大量子効率82%と4.2メガピクセルのセンサー、非常に低い0.9 e-読み取りノイズにより卓越した感度を提供します。天文学、量子イメージング、量子コンピューティング、分光学、および3 Dトモグラフィー分野での低光量のアプリケーションにおける高フレームレート撮影に最適です。

ZL 5.5 Wave: グローバルシャッターと広視野

ZL Wave 5.5は、5.5メガピクセルのセンサーと広い視野を有する費用対効果の高い、様々な場面でご利用頂けるカメラです。
さらに、ローリングとグローバルシャッター機能の両方が利用可能です。
グローバルシャッターは、粒子画像流速測定法 (PIV)や 天体追跡、流体力学などに使用できます。

特長
NEW 画質の向上
NEW センサーチャンバー
5.5および4.2メガピクセルフ
ォーマット

利点
光応答不均一性（PRNU）の改良により、鮮明で均一な画像の取得
最新のセンサーチャンバーにより、高湿度環境における結露対策をさらに強化 (チャンバー3年保証) 。
広い視野でシャープな解像度
天文学、エリアスキャンアプリケーション、マルチトラック分光に最適.

QEmaxは82%に向上

可視/近赤外領域で最大の量子効率<1 e-読み出しノイズ

ノイズを0.9 e-まで下げることでどのCCDよりも低い検出限界を実現

100 fps (カメラリンク) 「10タップ」カメラリンクにより最大持続フレームレート
USB 3.0による高速化
ダイナミックレンジの拡張
直線性
ハードウェア生成タイムスタンプ
コンパクトかつ軽量最大53 fpsのフル解像度を実現

時間分解能の向上により動的プロセスにも適応

33,000:1のダイナミックレンジを提供する独自の「デュアルゲインアンプ」センサーアー
キテクチャ シングルアンプモードでも動作99.8%以上の直線性により、全ダイナミックレンジにわたって定量的測定が可能
FPGAが25 nsの精度でタイムスタンプを生成
スペースに制約のある光学ブレッドボードのセットアップに最適3

ZL41 Waveの拡張ダイナミックレンジ
ZL 41 Waveは、拡張ダイナミックレンジでのイメージングおよびスペクトル測定を実現するための複数の機能を有しています。
デュアルアンプ (16ビットモード)

画像の情報をより正確にキャプチャできる高性能なカメラです。広い範囲の光度（ノイズフロアから飽和限界まで）を1枚の画像でキャプチャできます。
さらに、カメラ内部の機能により直線性が99.8%以上まで向上し、非常に正確な光度測定ができます。

32ビットビニングモード

カメラの画素を複数個まとめることで、画像の明るさとダイナミックレンジを向上させることが可能です。
このビニング機能によって、画像のSNRを向上させ、カメラのダイナミックレンジを広げることができます。
また、分光モードでは、画素の垂直ビニングが一般的に採用されています。

ZL41 Waveは、ビット深度の選択が可能です。最大32ビットの上流データパッケージングによって、カメラリンクまたはUSB3インターフェースを通じた標準の16ビットデータ転送の制限を超えて、広範なビニングによりダイナミックレンジを確保することができます。

画像またはスペクトルの高速データ取得

ZL41 Waveは、カメラのダイナミックレンジを大幅に拡張することで、画像やスペクトルを高速かつ大量に取得することができます。sCMOS技術を採用しているため、非常に低い読み出しノイズで高速なデータ取得が可能です。

ZL41 Waveの累積フレーム数と、ダイナミックレンジ・有効画素深度との関係。
164,300:1 のダイナミック レンジと、対応する 900,000 電子の有効画素深度は、30 フレームスタックで達成できます。最大フレームレートでは、この累積フレーム数を取得するのにわずか 0.3 秒しかかからず、3.3 fps を達成します。
この機能は、イメージングおよび分光学的特性評価にわたるさまざまな課題にとって重要です。

4

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

ZL41 Waveによるスペクトル測定

ZL41 Waveは、スペクトルマッピング、蛍光相関分光、高速過渡現象観察、化学反応の高速モニタリングなど、高速での分光アプリケーションに適しています。ZL41 Waveのマルチトラックスペクトルモードは、多数のファイバー分光に最適であり、複数のポイントで高速にスペクトル取得することができるため、高いデータスループットを実現します。
また、ZL41 Waveは高感度のフロントイルミネーションセンサー構造を採用しています。時にバックイルミネーションセンサーでは問題になりうる赤外線領域でのエタロニング(フリンジ)をゼロに近づけ、優れたスペクトル再現性を実現しています。

各モードでのsCMOSセンサーの使われ方

h2048 x 8 (FCS)

2048 x 20d2048 x 30
2048 x 20

512 x 512

2048 x 2048

IS スペクトル取得モード

イメージングモード

センサー中心部分における垂直方向にビンニングされたトラックによって、最速スペクトルレートで動的な現象を捉えることが可能です。

アレイサイズは、高解像度用または最大データ取得速度用のどちらかを選択できます。

S スペクトル取得モード
ZL41 Wave 5.5
10-tap / USB 3.0

最大256個の垂直にビンニングされたトラックを使用することで、高速マルチトラック分析が可能です。

M マルチトラックモード

垂直ビニング 12 & 16-bit ●７

Array Size
(W x H)M マルチトラックモード

垂直ビニング 12 & 16-bit●●7７ ●７●7

ZL41 Wave 4.2
10 tap/USB 3.0
Rolling Shutter*

Number oftracks(centredvertically)

TrackheightTracks
ZL41 Wave 5.5
ZL41 Wave 4.2
separation 10-tap / USB 3.0 10-tap/USB 3.0
RollingGlobalRolling Shutter*
Shutter* Shutter**

RollingShutter*

GlobalShutter**any x 827,057

4,008

26,041

2

1212

6,012

1,967

5,787

any x 1218,0383,491

17,361

22020

3,607

1,370

3,472

any x 1613,528

3,092

13,020

2

154

77

557

265

536

any x 31

6,764

2,122

6,510

20

1212

462

222

445

any x 77

2,705

1,093

2,604

20

20

20

277

135

267

any x 100

2,164

909

2,083

50

12

12182

89

175

any x 128

1,691

736

1,627

50

20

20

109

54

105

any x 154

1,387

618

1,335

256

80105

52

101

any x 462

466

224

448

any x 512

422

203

406

any x 1040

208

102

200

any x 1080

200

98

192

any x 2048

105

52

101

(h, pixels) (d, pixels)* Overlap ON** Overlap OFF5主な特長
高速フレームレート
ZL41 Waveは、わずか10ミリ秒でフルフレームを読み出し、100 fpsを実現することができます。
ミリ秒から数十秒までのタイムスケールで動的現象のデータ取得が可能です。急速に変動する光度測定や天体位置の観測、量子現象の高速撮影などに最適です。

高感度
ZL41 Waveは、革新的な並列読み出しのアーキテク
チャとピクセル設計により、読み出しノイズが1 e-未満で、最大読み出し速度とフルダイナミックレンジを実現することができます。
また、ZL41 Wave 4.2は最大QEが82％であり、UV-VIS-NIR範囲において広く高い感度を有し、近赤外領域においてはエタロニングゼロの性能を発揮します。

ピクセルサイズ6.5 µm
ZL41 Waveの6.5μmのピクセルサイズは、個々の光学系にカメラ解像度をより適切に合わせることができます。
さらに、32ビットのピクセルビニングにより、さらに柔軟にカメラをご利用頂けます。

PIV Capability
ZL41 Wave 5.5は、流れを視覚化するための粒子画像速度計（PIV）技術に最適です。
この方法では、画像を撮影する時間間隔が重要ですが、グローバルシャッターモードを使用することで、画像同士の時間間隔を約100ナノ秒まで短縮できます。

6

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

より堅牢なセンサーチャンバー
ZL41 Waveは、従来のZyla sCMOSカメラシリーズの優れた機能を継承しています。
センサーチャンバーのデザ
インと製造プロセスが改良され、包括的なシール手順により、高湿度環境下での結露から長期的に保護されます（チャンバーには3年の保証が付きます）。

機械的シャッターが不要
X線トモグラフィーや大規模な天体観測などのアプリケーションでは、機械的シャッターが必要なカメラの場合、シャッターの定期交換やダウンタイムが必要になります。ZL41 Waveは、電気的ローリング・グローバルシャッター機能を備えたセンサーを採用しているため、機械的シャッターが不要です。
また、ア
イリスシャッターに伴う露光勾配効果も回避でき、正確な光度測定に非常に適しています。

包括的なソフトウェアソリューション
ZL41 Waveは、物理科学の専門家を対象としたソフトウェア互換性ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。sCMOS SDK（SDK3）は、Python、LabView、MATLABのラッパーとともに、完全なドキュメンテーションが用意されているため、利用しやすくなっています。
さらに、ASCOM、EPICS、Tango Limaなどのオープンソースプラットフォームもサポートしています。

氷点下の環境下でも快適に
ZL41 Waveは、温度-20℃での動作確認を行っており、高地の天文台での夜間観測などの氷点下の環境下でも快適にお使い頂けます。

7

Application Focus
天体観測

ZL41 Waveカメラは、高いコスト効率で高性能のセンサーを有し、天体の広範囲を継続的かつ定量的にモニターすることで、光度変化や天体測量あるいは掩蔽などを時間分解的に検出することができます。
NEO（近地天体）検出、宇宙ゴミの追跡、または太陽系外惑星の探索に使用される場合、ZL41
Wave 4.2は最高の感度を提供し、より小さなオブジェクトや微小な掩蔽の検出が可能です。一方、ZL41 Wave 5.5モデルは、移動する物体を追跡する際に、グローバルシャッターにより、バックグラウンドの影響を最大限除去した撮影が可能です。

X線または中性子線トモグラフィー
高速での3Dトモグラフィー（あるいは時間を含めた4D：3D + 時間）を行う際には、低ノイズで読み出しが速く、量子効率が高い高解像度のZL41 Waveモデルが非常に優れた解決策となりす。ZL41とレンズ・シンチレーターを組み合わせ、トモグラフィーを行うことで、高い解像度と明瞭さで大きなオブジェクトの再構築が可能です。機械的シャッターがないため、シャッターの寿命の問題が発生することなく、ダウンタイムを減らすことができます。

8

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

量子イメージング
ZL41 Waveは、ボース・アインシュタイン凝縮や単一のトラップされたイオン/原子の蛍光研究など、極低温量子気体の撮影用光学システムに簡単に組み込むことができます。
また、連続的なフレームレートで、26,000枚/秒以上の高速な映像撮影が可能です。

ハイパースペクトル
ZL41 Waveは、高速でハイダイナミックレンジのスペクトルイメージングに最適です。
ラインスキャンなどによるハイパースペクトル取得の実験系や、高密度マルチトラック分光において、高速でのデータ取得と高いダイナミックレンジを実現することができます。ZL41 Wave 4.2
は、1つのスペクトルを26,041 fpsまで取得することができ、縦方向12ピクセルまでの20個のスペクトルトラックを445 fpsで取得することもできます。

解像度の向上ZL41 Waveは、地上天文学における解像度向上を可能にするラッキーイメージングやスペックルイメージングなどの「大気凍結」技術にも使用できます。100％のデューティサイクルで100 fps（全配列）を実現するため、高解像度の画像が数秒で生成できます。
また、ZL41 Waveは、補償光学のための高速ウェーブフロントセンサーとしても使用できます。ZL41 Wave 4.2の128×128のROIを使用すると、1627 fpsの高速ウェーブフロントセンシングが可能です。

9

物理科学向けsCMOSカメラファミリー
Marana sCMOS

ZL41 Wave

背面照射型sCMOS、高性能真空冷却
最高の感度と広い視野

物理化学研究イメージングや天文学、分光学向け

333
33

近地天体（NEO）の検出
宇宙ゴミの追跡太陽天文学
高速時間分解能の天体物理学
ウェハー検査PIVによる（4台のカメラを使用した）3D流体力学研究
イメージはナポリフェデリコ2世大学のジョアキーノ・カフィ
エロ氏によるご提供

Read more

iStar sCMOS

Zyla-HF

ナノ秒ゲート撮像および分光学に最適

間接検出X線撮影に

33
333

量子物理学
プラズマ診断流体/噴霧/燃焼プロセスの研究
平面レーザー誘起蛍光（PLIF）
時間分解発光33333

硬X線撮影と分光
高調波生成（HHG）
X線プラズマ分光
X線トモグラフィー
透過型電子顕微鏡（TEM）

ヨークプラズマ研究所のジェロー
ム・ブレディン氏によるプラズマバ
レット時間軸ダイナミクスの研究

Crytur提供の40kVのX線源で撮影されたハチの吸収画像

Read more

Read moreBalor sCMOS

Balor-X or Marana-X sCMOS

より多くのものを、さらに、より速くキャプチャ

高エネルギー物理学のためのソリューション

33333

軌道上のデブリや小惑星の追跡
大規模な天文学的調査
太陽研究
太陽系外惑星の発見
超新星の検出Balor sCMOSを使用して太陽表面の最高解像度画像が撮影されました。
クレジット：NSO/AURA/NSF

Read more
1033333

硬X線および中性子トモグラフィー
硬X線顕微鏡
X線回折および結晶構造解析
X線散乱 - SAXSおよびWAXS
材料科学エンジニアリング

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

お探しのものは見つかりましたか？

もっと広い視野が必要ですか？
Balor sCMOSは、12μmピクセルピッチの1690万画素センサーを備え、全配列をわずか18.5ミリ秒で読み取ります。
より高速なフレームレートが必要ですか？
CoaXPressインターフェイスで構成されたMarana 4.2B-6プラットフォームは、完全な4.2メガピクセルアレイから135 fpsを提供でき、サブアレイ選択でさらに高速です。
より高い感度が必要ですか？
MaranaバックイルミネーションsCMOSファミリーは、最大の光子キャプチャーのために最大95％のQEを提供します。iXon Ultra EMCCDプラットフォームは、単一光子感度と95％のバックイルミネーションQEを提供し、-100℃まで冷却されることでさらに高感度を実現します。
これは、量子もつれの研究など、光が少ないまたは単一光子カウントのアプリケーションに最適です。
NIRの性能を向上させる必要がありますか？
CCDのiKon-MおよびiKon-L範囲では、「BEX2-DD」NIR Enhancedオプションが提供され、感度を近赤外領域に深く拡張しています。
これは、矮星での系外惑星の検出や、BECや近赤外ラマンなどの785nmレーザーの使用に最適です。

分光分析用sCMOSカメラと研究用分光器
高度にモジュール化されたモーター駆動プラットフォームで、デュアル出力ポートや、デュアル/トリプル/クアドルプルのグレーティングターレット、さらに多種多様なモーター駆動のアクセサリーを使うことができます。
Shamrock 500i
Shamrock 750
分光器の中でも最高レベルの分光能力を持ち、0.02nmまでのスペクトル分解能を実現します。.

高い分光能力と多数のトラックを同時に捉えることのできるイメージング能力が理想的に組み合わされています。USBインタフェースを搭載し、完全にモーター駆動されたプラットフォームやライトカップリング用アクセサリーも簡単に使用できます。

Shamrock 163
頑丈でコンパクトな163mmの焦点距離を持つマ
ニュアル分光器で、ラボでの一般的な分光実験に適しています。

Kymera 328i
Kymera 193i
オートフォーカス機能を有し、モーター駆動のRFIDタグ付
きデュアルグレーティングターレットとデュアルディテクタ出力ポートを備えています。マイクロスペクトロスコピーにも最適なコンパクトな分光器です。

オートフォーカス機能とTruRes™スペクトル分解能向上オプションを搭載し、クアッドグレーティングタレッ
トとデュアル入出力ポートを備え、高度な光学セットアップやマルチモーダルな研究室にも適しています。

11Technical Specifications
Model Specific Specifications•1モデル

ZL41 Wave 5.5

ZL41 Wave 4.2

前面照射型sCMOS

前面照射型sCMOS

2560 x 2160 (5.5 Megapixel)

2048 x 2048 (4.2 Megapixel)

16.6 x 14.0 mm
21.8 mm diagonal

13.3 x 13.3 mm
18.8 mm diagonal

200 (100 MHz x 2 sensor halves)
560 (280 MHz x 2 sensor halves)

216 (108 MHz x 2 sensor halves)
540 (270 MHz x 2 sensor halves)

センサータイプ
ピクセル数 (W x H)
センサーサイズ

ピクセル読み出し速度 (MHz)

読み出しノイズ (e-) 中央値 [rms] •2
最大ダイナミックレンジ •3
センサー動作温度
空冷
水冷
暗電流, e-/pixel/sec @ min temp •4
空冷
水冷
読み出しモード
最大ダイナミックレンジ@ 200 MHz@ 560 MHz

Rolling Shutter
0.9 [1.2]
1.2 [1.6]

Global Shutter
2.3 [2.5]
2.4 [2.6]

64%

82%

0ºC (up to 30ºC ambient)-10ºC*0ºC (up to 27ºC ambient)-10ºC*

0.100.019

0.100.019

Rolling Shutter and True Global Shutter (Snapshot)

Rolling Shutter and Global Clear •7

33,000:1

33,000:1

感度不均一性(PRNU)
半光量の範囲低光量の範囲< 0.01%< 0.1%

ユーザー定義の ROI

Yes (1 pixel) **データレンジ
PCインターフェース

12-bit (fastest USB 3.0 speeds) and 16-bit (maximum dynamic range)
USB 3.0•8 or Camera Link

* Cooling temperature must be above the dew point** Minimum ROI size: 4 x 8 (W x H) possible for 12- or 16-bit modes and for both Camera Link and USB 3.0 models

General Specifications•1ピクセルサイズ (W x H)

6.5 µm有効画素深度(e-)

30,000直線性 (%, maximum)•5
Full light range
Low light range (< 1000 electrons signal)
MTF (Nyquist @ 555 nm)
Pixel binning
アンチブルーミング因子

12Better than 99.8%
Better than 99.9%
45%
Hardware binning: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8x 10,000

I/O

External Trigger, Fire, Fire n, Fire All, Fire Any, Arm

トリガーモード

内部、外部、外部開始、外部露出、
ソフトウェアトリガーソフトウェア露出イベント•6

Rolling Shutter
0.90 [1.1]
1.10 [1.3]@ 216 MHz@ 540 MHz

露光開始 - 露光終了 (1行目)、露光開始 - 露光終了 (n行目)

ハードウェアタイムスタンプ精度

25 ns

内部メモリ

1 GB

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

I イメージングモード•9Frame Rate Table - 12-bit (16-bit)

Array Size
(W x H)ZL41 Wave 5.5 USB 3.0
Rolling Shutter
Global Shutter

ZL41 Wave 5.5 10-tap
Rolling Shutter
Global Shutter

ZL41 Wave 4.2
10-tap

ZL41 Wave 4.2
USB 3.0

Rolling Shutter

Rolling Shutter

2560 x 2160

40 (30)40 (30)100 (75)49 (49)--2048 x 2048

53 (40)52 (39)105 (98)

52 (52)101 (101)

53 (40)1920 x 1080

107 (80)

98 (80)200 (200)

97 (97)192 (192)

107 (80)

512 x 512422 (422)

201 (201)422 (422)

201 (201)406 (406)

406 (406)

128 x 128

1691 (1691)

716 (716)

1691 (1691)

716 (716)

1627 (1627)

1627 (1627)

2048 x 8 (FCS mode) 13020 (10250)

4008 (4008)

27057 (27057)

4008 (4008)

26041 (26041)

13020 (10250)

1024 x 8 (FCS mode) 27057 (27057)

4008 (4008)

27057 (27057)

4008 (4008)26041 (26041)

26041 (26041)

量子効率（QE）
カーブ •313

最適な製品選択のために
Step 1.

CameraType

カメラ機種選択
Description

Code

ZL41 Wave 4.2、4.2 メガピクセル、ローリング シャッター、53 fps、USB 3.0

ZYLA-4.2P-USB3-S

ZL41 Wave 4.2、4.2 メガピクセル、ローリング シャッター、100 fps、Camera Link

ZYLA-4.2P-CL10-S

ZL41 Wave 5.5、5.5 メガピクセル、ローリングおよびグローバル シャッター、40 fps、USB 3.0

ZYLA-5.5-USB3-S

ZL41 Wave 5.5、5.5 メガピクセル、ローリングおよびグローバル シャッター、100 fps、Camera Link

ZYLA-5.5-CL10-S

水冷の場合は‘-W’が‘-S’の前にはいります。例：ZYLA-4.2P-USB-W-S
このオプションは、空冷の代わりに水冷を提供するもので、両方を提供するものではないことにご注意ください。

Step 2.

Accessories

アクセサリーの選択
Description

Order Code

Fマウントアダプター

ACM-05574

冷却性能を向上させる再循環装置

XW-RECR

Oasis 160 超小型チラーユニット

ACC-XW-CHIL-160

3mマルチI/Oタイミングケーブル、ファイヤー、外部トリガー、シャッター、アーム

ACC-ACZ-05612

カメラリンク10タップモデル用フレームグラバーAxion用ケーブル（5m x 2本）

ACC-ASE-13532

カメラリンク10タップモデル用30m光ファイバーエクステンダー

ACC-ZYLFOX-10TAP-30M

カメラリンク10タップモデル用100mファイバーエクステンダーソリューション

ACC-ZYLFOX-10TAP-100

15 mアクティブUSB 3.0コネクターケーブル（電源不要）
ZL41 USB 3.0モデル用

ACC-ASE-06887

50 m光ファイバーUSB 3.0エクステンダー・ソリューション（電源供給込み）
ZL41 USB 3.0モデル用

ACC-ASE-08762

100 m光ファイバーUSB 3.0エクステンダー・ソリューション（電源供給込み）
ZL41 USB 3.0モデルで使用可能

ACC-ASE-07860

ワークステーションもございますので、詳しくはお問い合わせください。PCワークステーションの要件についての詳
細は、テクニカルノートをご参照ください。

Step 3.

ソフトウェアの選択
ZL41 Waveは、次のいずれかのソフトウェアオプションが必要です：
Solis Imaging - Windows（8.1および10）用の32ビットおよび完全に64ビット対応のアプリケーションで、データ取得および処理に豊富な機能を提供します。AndorBasicは、データ取得、処理、表示、およびエクスポートをマクロ言語で制御できます。

SoftwareAndor SDK3 - Andorカメラの範囲を独自のアプリケーションから制御できるソフトウェア開発キットです。Windows（8.1および10）およびLinux向けに32/64ビットライブラリとして提供されています。C/C ++、C＃、Delphi、VB.NET、LabVIEW、MATLAB、およびPythonに対応しています。
サードパーティのソフトウェア - ドライバーが利用可能で、ZL41 Waveを幅広いサードパーティの画像処理パッケージで操作できます。ZL41 Waveは、以前のZylaファミリーと互換性があります。詳細については、URLをご参照く
ださい。Third party software matrix for more information.

14

Introduction | Key Features | Applications | Specifications | Product Drawings & Ordering

Product Drawings
Dimensions in mm [inches]

Weight: 1 kg [2 lbs 3 oz]
Product drawings of the water cooled ZL41 Wave can be found here.

Regulatory Compliance••••

RoHS compliant
EU EMC Directive
EU LV Directive
IEC 61010-1 CB Scheme

External Power Supply Compliance• UL-certified for Canada and US• Japanese PSE MarkConnecting to the ZL41 WaveCamera ControlConnector type: 3 meter Camera Link connectors or USB 3.0.
(Longer lengths available as accessories).
TTL / Logic
1 x 3-way Multi I/O timing cable, offering Fire, External Trigger andArm (1.5 meter)15

お問い合わせア
アンドールはお客様に最適なソリューションを提供します。テクニカルドバイザーの ンドールはお客様に最適なソリューションを提供します。
テクニカルアドバイザーの専門チームが、すべてのアンドール製品に関する１対１のガイダンスとテクニカルサポートを提供しております。
最寄りの営業所については

andor.oxinst.jp/contactのお問い合わせをご覧ください。

各地域の支店は下記の通りです。
ヨーロッパ

日本

北アイルランド、ベルファスト

東京

電話番号 +81 (3) 4510 3528

電話番号 +44 (28) 9023 7126
ファックス +44 (28) 9031 0792

ファックス +81 (3) 4510 3518

北米

中国

米国マサチューセッツ州コンコード

北京

電話番号 +1 (860) 290 9211

電話番号 +86 (10) 5884 7900

ファックス +1 (860) 290 9566

ファックス +86 (10) 5884 7901

Items shipped with your camera

Footnotes: Specifications are subject to change without notice

For Camera Link Models:1 x Camera Link Card 1. Figures are typical unless otherwise stated.
2. Readout noise is for the entire system and is taken as a median over the sensor area excluding any
and 2 x 3 meter connector cables.
regions of blemishes. It is a combination of sensor readout noise and A/D noise.
For USB 3.0 models: 1 x USB 3.0 PCIe Card
3. Quantum efficiency of the sensor at 20°C as supplied by the manufacturer.
and 1 x 3 meter USB 3.0 cable (Type A to B
1 x Power supply with mains cable)
4. Dark current measurement is taken as a median over the sensor area excluding any regions of blemishes.
1 x 3-way Multi I/O timing cable, offering Fire, 5. Linearity is measured from a plot of Signal vs. Exposure Time, in accord with EMVA 1288 standard.
External Trigger and Arm (1.5 meter)
6. SoftwareExposureEventsproviderapidsoftwarenotification(SDKonly)ofthestartandendofacquisition,usefulfortight
1 x Quick Start Guidesynchronization to moving peripheral devices e.g. Z-stage.
1 x User guide in electronic format
7. ‘GlobalClear’isanoptionalkeepcleanmechanismthatcanbeimplementedinrollingshuttermode,whichpurgescharge
1 x Individual system performance sheet
from allrows ofthe sensorsimultaneously, at the exposure start.The exposure end is stillrolling shutter. It can be usedalongside the FireAlloutput ofthe camera and a pulsed light source to simulate GlobalExposure mechanism, albeit
Minimum Computer Requirements:
lessefficientlythanthetrueGlobalShutterexposuremodeofZL41Wave5.5.Furthermore,GlobalCleardiffersfromtrue
2.68 GHz Quad Core
4GBRAM(increaseRAMiftobeusedforcontinuous GlobalShutterin that it can onlybe used in ‘non-overlap’readout mode, i.e. sequentialexposure and readout phases
rather than simultaneous.
data spooling)
8. ZL41Wave USB 3.0 models shouldworkwith anymodern USB 3.0 enabled PC/laptop (provided hard drives orRAM isHard Drive:
Minimum 450 MB/s continuous write for USB 3.0 sufficient to support data rates) as everyUSB 3.0 port should have its own host controller. ZL41Wave USB 3.0 models
alsoshipwithaUSB3.0PCIcardasameanstoaddaUSB3.0porttoanolderPC,orasadiagnosticaidtointeroperability
modelsissues or to ensure maximum speed.
Minimum 850 MB/s continuous write for Camera
9.
Themaximumframes/stableforZL41Waveindicatethemaximumspeedatwhichthedevicecanacquireimagesina
Link
standard system at fullframe and also a range ofsub-arraysize, forboth rolling and globalshutterread modes, 12-bit
PCI Express x4 or greater for USB 3.0 models
single amplifier. Sustained frame rates are dependent on write speed of the hard disc and other overheads of thePCI Express x8 or greater for Camera Link
acquisition software and hardware devices.
Windows (8.1 or 10) or Linux

Operating and Storage Conditions

Power Requirements••
•
•••
•••

Operating Temperature:
ZL41 Wave 5.5: -20ºC to 30ºC ambient
ZL41 Wave 4.2: -20ºC to 27ºC ambient
Relative Humidity: < 70% (non-condensing)
Storage Temperature: -20ºC to 50ºC

Power: +12 VDC ± 5% @ 5ARipple: 200 mV peak-peak 0 - 20 MHz
100 - 240 VAC 50/60 Hz external power supply
Power Consumption: 12 V @ 5 A Max, 12 V @ 2.5 A NominalZLWAVESS 0423 R1 JP