信州医誌，60⑹：357〜364，2012

綜説

小児の睡眠時無呼吸症候群に対する新しい簡易モニターの開発
工穣

信州大学医学部耳鼻咽喉科学講座

A New Screening Device for Pediatric Sleep Apnea Syndrome Usinga Multiple‑Point Sensor Sheet
Yutaka TAKUMI
Department of Otorhinolaryngology, Shinshu University School of Medicine
Key words: sleep apnea syndrome, adenoid hypertrophy, tonsiller hypertrophy, polysomnography,
multiple‑point sensor sheet
睡眠時無呼吸症候群，アデノイド増殖症，口蓋扁桃肥大，終夜ポリソムノグラフィー，
多点感圧センサシート

小児の睡眠と無呼吸について呼吸あるいは低呼吸が出現する状態と定義された疾患である。成人では男性の3.3％，女性の0.8％が SAS脳は非常に繊細で機能低下しやすく連続運転できなであるとの国内報告があ る が，小 児 で も 約 ２ ％ にい臓器であり，それを休息させて修復・回復する機能SAS が存在すると推定されている 。小児の SAS のが「睡眠」である。身体疲労は眠らなくても安静にす症状として，いびき，夜尿，寝汗，頭痛，日中傾眠，ることである程度回復できるが，脳は睡眠をとること成長障害，摂食障害，学習障害，漏斗胸などがあげらでしか修復・回復できない。睡眠とはまさに「脳によれるがる脳のための管理技術」であり，休息するだけでなの原因の一つとされたり ，磁気共鳴スペクトロスコ

く「脳を創り，育て，より良く活動させる」機能があピーにて海馬などに細胞障害を伴っていることが報告

る 。生まれたばかりの人間は未熟であり，とりわけされている 。さらに長期になると，成人同様に左室大脳は成熟に十数年を要するため，小児の睡眠はきわ肥大，高血圧など生命予後にもかかわる重大な合併症めて重要である。また小児は，必要なものを吸収合成を引き起こすとされている 。

，最近では注意欠陥多動性障害（ADHD）する一方で不必要なものを排泄するために成長が著し

しかしその診断は容易ではなく，正しい評価をされく，月齢の少ない乳児ほど長時間の眠りを必要とする。

ないまま過ごしている小児が多く存在することも事実

また睡眠前半に多い「ノンレム睡眠」は深い眠りのなである 。小児の SAS の原因は，そのほとんどがアかで脳の高次機能や全身を休息・修復して明日の活動デノイド増殖症や口蓋扁桃肥大による閉塞性睡眠時無に備えるためのホルモン分泌が行われ，睡眠後半に多呼吸症候群（Obstructive Sleep Apnea Syndrome:い「レム睡眠」は大脳を覚醒させて大きく成熟させるOSAS）であるが，顎顔面や喉頭・気管の形態異常に役割がある 。よってこの時期に発症する睡眠時無呼よる症例もみられるため，診断・治療に苦慮すること吸症候群（Sleep Apnea Syndrome:SAS）や生活習もある。また治療では，成人が nasal‑CPAP が第一慣の影響が，後々小児の人格形成や健康状態に大きく選択であるのに対し，小児ではアデノイド切除術や口影響を及ぼすことは明らかである。

蓋扁桃摘出術によって症状が劇的に改善する症例がほSAS は睡眠中に１時間あたり10秒以上持続する無別刷請求先：工穣

松本市旭３‑１‑１

信州大学医学部耳鼻咽喉科学講座

No. 6, 2012

〒390‑8621

とんどであるため，早期に適切な診断を行うことが重要である。米国の報告では，小学校１年生の成績下位10％の297名中54名に OSAS を認め，医師の勧めに357

工穣

従ってアデノイド切除術および口蓋扁桃摘出術を受けよる呼吸障害指数（Respiratory Disturbance Index :た24名は手術をしなかった30名に対して有意に２年次RDI）と PSGによる AHIは r＝0.862 （図３）や r＝の成績が上昇したとあり ，OSAS の影響は後の学業0.88 など良好な相関を示すことが明らかになってい成績にまで影響し，また早期介入により改善可能であるが，小児での自動解析評価は行われていない。

ることを示している。また症状のみならず，成長障害

我々は，OSAS が疑われた被検児27名，および普の主原因である成長ホルモンや Insulin‑like growth段の睡眠中に明らかな無呼吸を認めない健常小児で両factor I（IGF‑I）の分泌をみても，術前に減少して親あるいは両祖父母よりインフォームドコンセントがいた分泌量が術後正常化していることが報告されてい得られた小児５名を対象に一泊入院にて PSG を行い，る同時に SD‑101による夜間の呼吸状態記録を実施した。

。
SAS の診断についてPSG（AHI）と SD‑101（RDI）の結果を比検討したところ，陥没呼吸などが体動と誤認されて無呼吸・成人 SAS の診断には一泊入院での終夜ポリソムノ低呼吸と判定されず，PSG と SD‑101との間に大きなグラフィー（PSG）を用いるが，これは脳波，眼球誤差が生じた。小児では胸郭が未発達であるため努力運動，頤筋電図，下肢筋電図，鼾マイクロフォン，気呼吸によって胸部陥没呼吸をとることが多く，また完流センサ，胸郭および腹部の呼吸運動，体位センサ，全な無呼吸にならず低呼吸（持続的な低換気状態）が心電図，経皮的酸素飽和度（SpO2）を終夜にわたっ続くことも多い。実際，家庭用ビデオによる患児の睡て記録し，睡眠の深さ（睡眠段階），睡眠の分断化・眠状態記録，特 に 胸 郭 運 動 の 観 察 は 有 用 で あ り，覚醒反応，睡眠構築，睡眠効率，酸素飽和度，呼吸リ

OSAS 診断率の感度が高いことが報告されている 。

ズムなどから無呼吸・低呼吸指数（Apnea‑Hypop-

よってこれらの要素を取り入れた改良型多点感圧セン

nea Index :AHI）を算出するものである。

サシートの開発が必須であった。

小児 SAS の診断においても PSG はゴールドスタンダードであるが ，数多くのセンサの装着は困難で新しい小児用多点感圧センサシートの開発

あり（図１），一度装着しても病院で過ごすストレス

SD‑101の開発元である GAC ㈱，㈱デンソーとのなどから泣き叫んでセンサを外すことも多い。記録中共同研究により，まずは小児体型に合った多点感圧セは頻回の体動や寝返りなどでセンサからのデータが途ンサシートの開発を行った 。図２右のようにサイズ切れることもあり，検査者には高い技術が要求されるを約半分とし，センサ数を２倍とした新しいセンサため，小児の PSG 検査が可能な病院は限られている。

シートを開発した。これにより，臥床時に接地面積が狭また兄弟の育児上，一泊入院が困難である場合もある。

い小児でも詳細な呼吸情報が記録されるとともに，睡このような場合に対していくつかの簡易モニター装置眠中の寝姿をビデオのように連続記録して可視化するが実用化されて用いられている。しかしながらこれらことが可能となった（図４）。また SD‑101のサイズも複数のセンサの装着を要するため，場合によってはでは添い寝をする母親などの体動も同時に記録されて計測中に外されてしまうこともあり，究極の検査法はしまうことがあったが，新しいシートでは小児が仰臥完全非拘束であるとされている。

位〜側臥位になる程度の範囲であり，添い寝の問題は多点感圧センサシート（SD‑101）について成人では無拘束で正確に呼吸情報を収集できる簡易検査装置スリープレコーダー SD‑101（図２左）が開発され，すでに臨床応用されて診療報酬点数も算定可ほぼ解消された。さらに，1/6程度に折り畳むことでＡ４版程度の大きさとなり，持ち運びも容易となった。
小児用解析ソフト（陥没呼吸検出プログラム）の開発および臨床応用能である（D237終夜睡眠ポリグラフィー 2.多点感圧

前述のように，OSAS を認める患児の陥没呼吸時センサを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点）。の体動波形を多点感圧センサシートでみると，成人

SD‑101は敷いて眠るだけのセンサ装着不要の多点感

OSAS 患者に比べて明らかに振幅が大きくなってい圧センサシートであり，患者の睡眠を妨げることがなることがわかる（図５）。またその波形には周期性やいという特徴を有している。

連続性があり，通常の寝返りなどによる体動とは区別

これまでの成人における研究によって，SD‑101に358できることもわかり，おおよそ陥没呼吸を認識できる
信州医誌 Vol. 60

小児 OSAS に対する新しい簡易モニター

図１

小児に対する PSG 装着の様子

図２ 各センサシートの全体像
左：成人用 SD‑101，右：小児用センサシート

No. 6, 2012

359

工

図３

穣

PSG（AHI）と SD‑101（RDI）の比

図４ 小児用センサシート上の患児の寝姿
圧がかかっているところが高く表示されている（点線は小児全身のおおよその配置）。
360

信州医誌 Vol. 60

小児 OSAS に対する新しい簡易モニター

図５

成人 OSAS 患者（上）と小児 OSAS 患者（下）の体動パワー波形
小児の方が圧倒的に高値を示している。

図６ PSG と小児用センサシートの経時的解析グラフの同期比。
PSG の無呼吸・低呼吸イベント発生にほぼ一致して，小児用センサシートでもイベントが検知されている（青帯部）ようになった（図６）。このようなロジックを組み合に達してきたと考えられる。また検査感度0.86，特異わせて新たな小児用解析ソフトを作成することで，度0.65と，この点も SD‑101と比PSG（AHI）との相関値を r＝0.91まで上昇させるこベルとなっている（表１）。とができ（図７），小児への臨床応用が可能なレベル
No. 6, 2012

しても遜色ないレ

現在本機を用いて多施設での精度検証が行われてお361

工穣

図７ PSG（AHI）と小児用センサシート（RDI）の比小児用に改良した解析ソフトによる自動解析によって強い相関が得られた。

図８362

小児用センサシートを用いた小児 OSAS 患児に対する術前・術後（５，６日目平均）の RDI 比術後の著明な改善が簡単に計測できる。

信州医誌 Vol. 60

小児 OSAS に対する新しい簡易モニター
表１

成人用 SD‑101と小児用センサシートでの感度・特異度比

閾値（RDI）
感度特異度

成人用 SD‑101

障害疑い児の約20％，アデノイド・扁桃摘出児では約10％にしか PSG が行われておらず，術後にいたっ≧5≧10≧15≧201.00

1.001.00

0.94てはわずか５％との結果であった 。本邦においても同様の結果が予想され，また PSG が可能な施設も限られているため，PSG をサポートする簡易検査機器

小児用
センサシート0.860.810.840.88

成人用 SD‑1010.000.420.630.76

小児用センサシート0.65

0.860.880.92として，本機の利用価値は高いと思われる。更なる測定精度向上を図り，早期に一般臨床で使用可能となるよう進めていく予定である。
付記：本研究は，藤本圭作（信州大学医学部保健学科教授），百瀬文子（城西病院臨床検査技師），窪田茂男，り，近い将来小児 SAS スクリーニング機器として使芳澤靖仁，滝澤 俊（GAC ㈱・㈱デンソー），宮崎総用可能となろう。また本機はスクリーニングのみなら一郎（滋賀医大睡眠学講座教授）との共同研究によっず，術前術後の治療効果判定（図８）や，自宅での週て行われている。また教室員の矢野卓也，岩佐陽一郎，内変動，月内変動なども容易に計測できるため，よ吉村豪兼，市瀬 彩，岡部真理子，森 健太郎，志摩り詳細に小児の睡眠呼吸状態の変化を評価するのが温，岡村光司の各先生，および宇佐美真一主任教授に可能と考えられる。American Society of Pediatric

深謝する（敬称略）。また本研究は当院倫理委員会のOtolaryngologists（ASPO）による調査では，睡眠呼吸承認を得て行われている。

文献1) 井上昌次郎 :眠りを科学する. 朝倉書店, 東京, 20062) 宮崎総一郎 :Ⅰ‑1.小児と睡眠. 宮崎総一郎, 千葉伸太郎, 中田誠一（編）, 小児の睡眠呼吸障害マニュアル, pp 1‑12, 全日本病院出版会, 東京, 2012
3) Rosen CL :Obstructive sleep apnea syndrome in children :controversies in diagnosis and treatment.Pediatr Clin
North Am 51:153‑167, 20044) 神山 潤 :小児期の睡眠呼吸障害. 睡眠時無呼吸症候群, 石井芳樹（編）, pp 50‑55, 医歯薬出, 東京, 2006
5) Guilleminault C,Lee JH,Chan A :Pediatric obstructive sleep apnea syndrome.Arch Pediatr Adolesc M ed 159 :775‑785, 2005
6) Cortese S, Konofal E, Yateman N, Mouren MC, Lecendreux M :Sleep and alertness in children with attention‑deﬁcit/hyperactivity disorder:a systematic review of the literature. Sleep 29 :504‑511, 2006
7) Halbower AC,Degaonkar M ,Barker PB,Earley CJ,Marcus CL,Smith PL,Prahme MC,Mahone EM :Childhoodobstructive sleep apnea associates with neuropsychological deﬁcits and neuronal brain injury.PLoS M ed 3:e301
1391‑1402, 2006
8) Amin RS, Kimball TR, Bean JA, Jeﬀries JL, Willging JP, Cotton RT, Witt SA, Glascock BJ, Daniels SR :Leftventricular hypertrophy and abnormal ventricular geometry in children and adolescents with obstructive sleep
apnea. Am J Respir Crit Care Med 165:1395‑1399, 2002
9) Gozal D :Sleep‑disordered breathing and school performance in children. Pediatrics 102:139 ‑142, 1998
10) 千葉伸太郎, 足川哲夫, 森脇宏人, 徳永雅一, 宮崎日出海, 森山 寛 :小児の扁桃肥大による睡眠呼吸障害が成長ホ
ルモン分泌に与える影響についての検討. 日耳鼻 101:873‑878, 1998
11) Bar A, Tarasiuk A, Segev Y, Phillip M, Tal A :The eﬀect of adenotonsillectomy on serum insulin‑like growth
factor‑I and growth in children with obstructive sleep apnea syndrome. J Pediatr 135:76‑80, 1999
12) Roland PS, Rosenfeld RM, Brooks LJ, Friedman NR, Jones J, Kim TW, Kuhar S, M itchell RB, Seidman M D,Sheldon SH,Jones S,Robertson P ;American Academy of Otolaryngology ⎜⎜ Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: Polysomnography for sleep‑disordered breathing prior to tonsillectomy inNo. 6, 2012363工穣children. Otolaryngol Head Neck Surg 145 (1 Suppl):S1‑15, 201113) 高崎雄司, 金子泰之, 榊原博樹, 佐々木文彦, 内山康裕, 三重野ゆうき, 村田 朗, 工藤翔二 :多点感圧シートを用いた SAS の無拘束簡易検査装置（SD‑101）の臨床評価と医療経済学的効果の推定. 日呼吸会誌 46:181‑188, 2006
14) Agatsuma A,Fujimoto K,Komatsu Y,Urushihata K,Honda T,Tsukahara T,Nomiyama T :A novel device(SD‑101)with high accuracy for screening sleep apnoea‑hypopnoea syndrome. Respirology 14:1143‑1150, 200915) Sivan Y,Kornecki A,Schonfeld T :Screening obstructive sleep apnoea syndrome by home videotape recording inchildren. Eur Respir J 9 :2127‑2131, 199616) 工穣 :.小児の睡眠呼吸障害の診断, 3.診断機器 :新しい簡易モニター. 宮崎総一郎, 千葉伸太郎, 中田誠一

（編）小児の睡眠呼吸障害マニュアル, pp 63‑69, 全日本病院出版会, 東京, 201217) M itchell RB, Pereira KD, Friedman NR : Sleep‑disordered breathing in children : survey of current practice.
Laryngoscope 116:956‑958, 2006

（Ｈ 24.11.12 受稿）

364

信州医誌 Vol. 60