サンプルクーラー
他 社 を 凌 ぐ 豊 富 な 品 揃 え
水・水蒸気・プロセス流体
75 年余の経験に裏付けられた
弊社の熱交換器関連製品

サンプルの冷却、加熱、凝縮、調整
セントリィ・イクイプメント・コーポレーションは、市販されているサンプルクーラーのタイプの数では他のいかなるメーカーをも凌いでおります。弊社の単管ヘリカルコイル、多管スパイラルチューブあるいは二重管式熱交換器をご利用頂くことにより、0.25 Gal/Hr(1 L/Hr)から 20 Gal/Min(4542 L/Hr)までの流量および最大 10,000psi/1500℉(690 bar/815℃)までの圧力／温度のサンプルを取扱うことが可能となります。
熱伝達に関する 75 年余の経験に基き、弊社は、最も複雑なサンプル調整問題を解決する機器の製造ノウハウと専門技術を兼ね備えております。特殊なフロー構成、端末接続および新材料は、弊社が得意とするところです。
弊社のほとんどのサンプルクーラー製品は、ASME および CRN を含むさまざまな国際規準の認定を受けております。
備考： 弊社のサンプルクーラーは、圧力機器規定 97/23/EC により欧州会議の CE マーク表示が免除されています。容器類は、第 3 条 1.1、1.2、1.3 の各項および可能な限り 2 項に明示されている許容制限値以下であり、騒音規制法に準拠して設計･製造されております。とりわけ、容器類は、ASME 第Ⅷ
編第 1 部 ボイラーおよび圧力容器規準 の一般規定を満しております。ネームプレートには、弊社の名称 Sentry Equipment Corp. が表示され、第3 条 3 項に定める安全規則も含まれます。

弊社 Sentry Equipment Corp についてより詳しく知りたい方、参照カタログのダウンロードを希望する方は、弊社のHP(www.sentry‑equip.com)をご覧下さい。

ヘリカルコイル
サンプル出口外径 1/4'' チューブ

サンプル入口外径 1/4'' チューブ

4 3/8'' [111 mm]

弊社がヘリカルコイルの製造に当っては、よりコンパクトでより効率のよいサンプルクーラーを完成させることをその指針としております。種々の径と長さの連続した 1 本のチューブをらせん状コイルにし、胴体に収めます。いろいろな材料が、各流体に適合させるため使用されています。弊社の TF および FF シリーズのサンプルクーラーは、コンパクトな空間に最大の表面積を持ち、また入手価格と設置コストが低くおさえられるため、最も人気のある製品となっております。これらのクーラーの胴体は、標準としてステンレス鋼製であり、開閉が可能となっております。また、WSW シリーズのサンプルクーラーは、高粘度／低圧力降下仕様に設計されており、冷却スラリーおよび非常に低い圧力のサンプルに使用されます。
zzzzzzz

最大流量 1.5 Gal/Min (5.7 L/Min)
サンプルの最大圧力／温度 5000 psi/1000℉(345 bar/593℃)
連続した単管
高い効率
コンパクトなデザイン
ASME 等の認定あり
316SS、インコネル 625、ハステロイ、チタン、その他の新材料

TF シリーズ

3 9/16'' [90 mm] 平方(インコネル：3 5/8''[92 mm] 平方
11 1/4'' [286 mm]
1/2'' FNPT
冷却水出口

3/4'' FNPT
冷却水入口

FF シリーズ

サンプル出口
3 1/2’’ [89 mm]

サンプル入口3/4'' FNPT
冷却水入口

4 1/2'' [114 mm] 平方

3/4'' FNPT
冷却水出口
寸法表
クーラー
FLF4225
FSF6225
FSF6225
FXF6225
3/4'' FNPT
冷却水入口（オプション）

寸法 ''A''
6 7/8'' [225 mm]
13 3/8’’ [339 mm]
13 3/8’’ [334 mm]
15 7/8”” [403 mm]

サンプル出／入口の寸法
外径 1/4’’ チューブ外径 3/8’’ チューブ外径 3/8’’ チューブ外径 3/8’’ チューブ

ヘリカルコイル（つづき）TF シリーズの仕様
モデル No.

胴体仕様

チューブ仕様チューブ材料

胴体材料

表面積

重さ

部品番号

重さ

部品番号

外径 1/4’’外径 1/4’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625
外径 1/4’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625

ｷｭﾌﾟﾛﾆｯｹﾙTSF の完全な技術仕様はカタログ 4.2 を参照のこと。
外径 1/4’’外径 1/4’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625
外径 1/4’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625

ｷｭﾌﾟﾛﾆｯｹﾙTLF の完全な技術仕様はカタログ 4.3 を参照のこと。

FF シリーズの仕様
モデル No.

胴体仕様

チューブ仕様チューブ材料

胴体材料

表面積

外径 3/8’’外径 3/8’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625
外径 3/8’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625

ｷｭﾌﾟﾛﾆｯｹﾙFSF の完全な技術仕様はカタログ 4.4 を参照のこと。
外径 1/4’’外径 3/8’’外径 3/8’’外径 3/8’’
ｲﾝｺﾈﾙ 625
外径 3/8’’ｲﾝｺﾈﾙ 625

ｷｭﾌﾟﾛﾆｯｹﾙFLF の完全な技術仕様はカタログ 4.5 を参照のこと。
外径 3/8’’FXF の完全な技術仕様はカタログ 4.6 を参照のこと。
上記のモデルは、標準的なものです。記述されていない材料や構成につきましては、対応するカタログをご参照下さるか代理店にご相談下さい。

ヘリカルコイル（つづき）
サンプル出口外径 1/4'' チューブ
サンプル入口外径 1/4'' チューブ

3/8'' FNPT 冷却水入口

TRB シリーズ
平方3/8'' FNPT 冷却水出口

3/8'' FNPT ドレイン

TRB シリーズの仕様
モデル No.

胴体仕様

チューブ仕様チューブ材料

胴体材料

表面積

重さ

部品番号

外径 1/4’’ SS*

TRB の完全な技術仕様はカタログ 4.1 を参照のこと。
*チューブ材料は、T304 の化学･物理特性に等しいかより優れた 3000 シリーズのステンレス鋼である。
1'' FNPT
冷却水入口
サンプル出口外径 1/2''チューブWSW シリーズ

サンプル入口外径 1/2''チューブ
1'' FNPT
冷却水出口

WSW シリーズの仕様
モデル No.

胴体仕様

チューブ仕様チューブ材料

胴体材料

表面積

外径 1/2’’WSW の完全な技術仕様はカタログ 4.7 を参照のこと。

重さ

部品番号

スパイラルチューブ
スパイラルチューブ型熱交換器は、伝熱効果と、空間を最適にするコンパクトな胴体に収められているらせん状に巻かれたチューブおよびマニホールドアッセンブリーにより構成されています。
このコイルと胴内による流体のらせん状ルートが、遠心力を生み出しており、対向流となっている両側の熱伝達を高めております。
らせん状チューブの数、直径および長さを変えることにより、熱交換率と伝熱面積を従来の胴体とチューブのデザインに比較し、最適化することが可能です。
特別なマニホールド接続により、効果的なベーパー凝縮および高いガス回収能力を実現しております。

zzzzzzz

最大流量 20Gal/Min (75.7 L/Min)
サンプルの最大圧力／温度 10000 psi/1500℉(690 bar/815℃)
高いベーパー凝縮能力／ガス回収能力
小さい伝熱面積で大きな流量液圧衝撃と熱衝撃に対する高い安定性ボルトあるいは溶接により接続された胴体
316SS、インコネル 625、ハステロイ、チタンおよび他の新材料

スパイラルチューブの仕様.
シリーズ＊

チューブの呼径
1/4’’
3/8’’

1/2’’

3/4’’

伝熱面積

寸法
“A”

寸法
“B”

スパイラルチューブの完全な技術仕様はカタログ 12.1.1 を参照のこと。

チューブの標準材料は、315SS。オプションとして、304SS、ハステロイ、インコネル、キュプロニッケル、その他の合金が使用可能。
胴体の標準材料は、炭素鋼。オプションとして、304SS、316SS およびキュプロニッケルが使用可能。
チューブ側の最大圧力／温度は、チューブの構成にもよるが、10000 psi/1500℉ (9690 bar/815℃)である。
胴体側の標準最大圧力／温度は、150 psi/400℉ (10 bar/204℃)であるが、他の仕様も可能である。
他の構成については代理店にご相談下さい。
溶接接続のみの胴体も可能です。
＊ × はモデルの詳細コードである。

二重管

弊社の二重管コイル製品は、らせん状に巻かれたものであり、向流式熱交換器です。これらは、加熱や冷却を必要とする高圧で／または高温な流体の流量が少ないさまざまの分野において使用されます。適用分野の要求事項を満たすため、さまざまな寸法の内管および外管が使用されます。
zzzzzzz

寸法

‘’A’’

‘’B’’

‘’C’’

最大流量 3 Gal/Min (11.4 L/Min)
サンプルの最大圧力／温度 6000 psi/1100oF(414 bar/593℃)
連続した単管
完ぺきな排水性
熱衝撃および液圧衝撃に対する高安定性
衛生の良さ
銅、316SS、インコネル 625、ハステロイ、PTFE、チタンおよび他の新材料

4 シリーズの仕様
モデル No.

内管仕様

外管仕様

内管材料

外管材料

外径 1/4''銅

外径 1/2''銅

外径 1/4''外径 1/2''銅

外径 1/4''インコネル

外径 1/2''銅

外径 1/4''外径 1/2''

外径 1/4''インコネル

外径 1/2''

伝熱面積

重さ

部品番号

重さ

部品番号

重さ

部品番号

DTC‑4 の完全な技術仕様はカタログ 17.1 を参照のこと。

6 シリーズの仕様
モデル No.

内管仕様

外管仕様

内管材料

外管材料

外径 3/8''銅

外径 3/4''銅

外径 3/8''外径
外径 3/4''3/4''
銅

外径 3/8''ｲﾝｺﾈﾙ

外径 3/4''銅

外径 3/8''外径 3/4''外径 3/8''ｲﾝｺﾈﾙ

外径 3/4''

伝熱面積

DTC‑6 の完全な技術仕様はカタログ 17.1 を参照のこと。

8 シリーズの仕様
モデル No.

内管仕様

外管仕様

内管材料

外管材料

外径 1/2''銅外径 1''
銅

外径 1/2''外径 1''
銅

外径 1/2''ｲﾝｺﾈﾙ

外径 1''
銅

外径 1/2''外径 1''
316SS

外径 1/2''ｲﾝｺﾈﾙ

外径 1''
316SS

伝熱面積

DTC‑8 の完全な技術仕様はカタログ 17.1 を参照のこと。
上記のモデルは、標準的なものです。記述されていない材料や構成につきましては、対応するカタログをご参照下さるか代理店にご相談下さい。

弊社（セントリィ社）のサンプリング用製品一覧
水／水蒸気サンプリングzzzzzzzzzzz

サンプルクーラー
R 減圧器
VREL○
背圧レギュレータ／逃し弁
1 ライン用サンプルパネル
陽イオン樹脂カラム
脱気伝導率パネル
腐食生成物サンプラー
温度コントローラ
サンプルシーケンサー／マニホールド弁
ユーザー用化学薬品供給システ
ム
ユーザー用のサンプリングシス
テム

プロセスサンプリングzzzzzzzzz

ニードル型サンプラーシリンダー型サンプラー
チューブスタブサンプラー
バックパージサンプラー
定量サンプラー
ユーザー用プロセスサンプル
パネル
インラインサンプラー
スラリーサンプラー
トップリアクターサンプラー

個々の従業員は経営者であり、個々の顧客は大切なパ−トナ−である。
ご質問のある方は、下記にご連絡下さい。