【 取 扱 説 明 書 】
瞬時・積算流量指示計
ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－５６１シリーズ
＜＜

シリーズ名

計測

出 力

アナログ入力タイプ

＞＞

入力

電源

通信

ｾﾝｻ
電源

形状

SP-561機

能

表示のみ
リニアライズ機能と開平演算機能内蔵
７セグＬＥＤ赤色
７セグＬＥＤ緑色
上／下限警報出力（リレー出力）

ＲＮ
無記
ＧＬ
Ｐ２
ＡＶ

アナログ電圧出力(DC0～10V･0～5V･1～5V)
アナログ電流出力(DC4～20mA)
アナログDC4～20mA入力
アナログDC1～5V入力
アナログDC0～5V入力
アナログDC0～10V入力
積算同期パルス出力
通信（RS-232C）
通信（RS-485 ２線式）
通信（RS-485 ４線式）
ＤＣ２４Ｖ出力安定化（ＤＣ５０ｍＡ MAX）
ＤＣ１２Ｖ出力安定化（ＤＣ１００ｍＡ MAX）
ＡＣフリー電源（ＡＣ８５～２６４Ｖ）
ＤＣ電源（ＤＣ１２～２４Ｖ）

ＡＩ
Ａ２
Ａ３
Ａ４
Ａ５
無記
RS2
RS4
RS4W
無記
S12
無記
ＤＣ
ＤＭ

据置型
（メタルコネクタ接続式）

ユーアイニクス株式会社
本社〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL:072-274-6001 FAX:072-274-6005

東京営業所

TEL:03-5256-8311

FAX:03-5256-8312

名古屋営業所

TEL:052-704-7500

FAX:052-704-7499【 第１１版

2006.10.24 】
＠SP- 561(11)■ ご使用に際しての注意事項とお願い
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項と取扱説明書をご一読されますようお願い申し上げます。
注意
１．電源電圧は使用範囲内で使用してください。
２．負荷は定格以下で使用してください。
３．直射日光はさけてください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
５．定格を越える温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
７．本体に金属粉、ほこり、水等が入らないようにしてください。
８．ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
９．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
１０．通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
１１．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。
感電のおそれがあります。

- A -

■ 目

次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２～３

３．メータの取付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

４．ディップスイッチの位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

５．ディップスイッチの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

６．フロント部の各名称とその機能

６～７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７．端子接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

８．センサ別接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９

９．入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
１０．積算計測の動作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
１１．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
１２．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
１３．モード設定の呼び出しかたと変更のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・１４～１５
１ ４ ． モ ー ド Ｎ ｏ .と 設 定 値 の 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ６ ～ ２ ５「 モ ー ド No.00」 瞬 時 ／ 積 算 計 測 ： 最 大 入 力 周 波 数 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ６「 モ ー ド No.01」 瞬 時 計 測 ： 最 大 ア ナ ロ グ 入 力 時 の 表 示 値 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ６「 モ ー ド No.02」 瞬 時 計 測 ： 小 数 点 位 置 ・ 最 下 位 桁 表 示 ・ 瞬 時 演 算 機 能 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ７「 モ ー ド No.03」 瞬 時 計 測 ： 表 示 サ ン プ リ ン グ 時 間 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ７「 モ ー ド No.04」 瞬 時 計 測 ： Ｌ Ｏ Ｗ カ ッ ト 率 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ８「 モ ー ド No.05」 瞬 時 計 測 ： オ ー ト ゼ ロ 時 間 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ８「 モ ー ド No.06」 瞬 時 ／ 積 算 計 測 ： 外 部 入 力 ・ 計 測 表 示 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ９「 モ ー ド No.07」 積 算 計 測 ： １ 時 間 当 た り の 最 大 積 算 値 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ９「 モ ー ド No.08」 積 算 計 測 ： リ セ ッ ト キ ー 時 間 ・ 積 算 演 算 方 式 ・ 小 数 点 位 置 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ２ ０「 モ ー ド No.09」 ア ナ ロ グ 出 力 ： 計 測 選 択 ・ 出 力 レ ン ジ ・ 出 力 桁 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ １「 モ ー ド No.10」 ア ナ ロ グ 出 力 ： 最 大 出 力 時 の 表 示 値 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ２「 モ ー ド No.11」 積 算 計 測 ： 同 期 出 力 桁 ・ 出 力 幅 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ２「 モ ー ド No.12」 警 報 出 力 ： Ｏ Ｕ Ｔ １ の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ３「 モ ー ド No.13」 警 報 出 力 ： Ｏ Ｕ Ｔ ２ の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ４「 モ ー ド No.14」 通 信 ： Ｒ Ｓ － ２ ３ ２ Ｃ ・ Ｒ Ｓ － ４ ８ ５ 通 信 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ５「 モ ー ド No.15」 通 信 ： Ｉ Ｄ 番 号 ・ 送 受 信 切 換 時 間 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ５
１５．プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた ( オプション：Ｐ２タイプ付き ) ・・・・・・・・２６
１６．表示オフセット値の呼び出しかたと変更のしかた
１７．アナログ入力の調整のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・２７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８～２９

１８．アナログ出力の調整のしかた ( オプション：ＡＶ／ＡＩタイプ付き )１９．通信フォーマット ( オプション：ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き )２０．開平演算機能 ( オプション：ＲＮタイプ付き )・・・・・・・・・・３１～３３・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

２１．リニアライズ機能 ( オプション：ＲＮタイプ付き
２２．外形寸法図・・・・・・・・・３０

・・・・・・・・・・・・・・・・３５～３７・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

２３．据え置きタイプ ( オプション：ＤＭタイプ付き )・・・・・・・・・・・・・・・・・３９２４．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
２５．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１～４２- B -１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認をしてください。
（１）ＳＰ－５６１（お客様仕様どおりのもの）・・・・・・１（２）ＳＰ－５６１の取扱説明書（３）単位ラベル

・・・・・・・・・・・・１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）検査タグカード

・・・・・・・・・・・・・・・・・１（５）お客様指定の付属品（ご指定の無い場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら弊社までご連絡ください。
（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引き渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件を越えた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 -

２．仕

様

≪標準仕様≫
項目
測定方式
ＬＯＷカット表示器
オプション：ＧＬタイプ
スケーリング（換算器）
小数点以下表示瞬時
表
オートゼロ時間示
最下位桁表示
瞬時表示ランプ
スケーリング（換算器）
小数点以下表示
オーバー表示
積
算
表
示

セ
ン
サ
入
力

外
部
入
力

そ
の
他

リセット

仕
様
周期演算方式
最大入力周波数の１～２９％（任意に設定）の入力を無視（注）設定で０～２９％の可変は可能ですが、０％としてもハード時には ０ .５ ％ の Ｌ Ｏ Ｗ カ ッ ト は か か っ て い ま す 。
赤 色 Ｌ Ｅ Ｄ ６ 桁 文 字 高 ： １ ０ mm
緑 色 Ｌ Ｅ Ｄ ６ 桁 文 字 高 ： １ ０ mm
最大入力周波数と最大アナログ入力時の表示値を設定
小数点以下１桁～４桁まで表示設定可能（固定小数点演算）
入 力 停 止 後 ０ .１ ～ ９ ９ .９ （ 任 意 に 設 定 ） 秒 後 に 表 示 を ”０ ”に し ま す 。
リアル表示・０固定表示・０または５を表示 のいずれかを選択
瞬時計測値を表示中点灯（フロント部エンターキーにて積算表示に切り換え）
最大入力周波数と１時間当たりの最大積算値を設定
小数点以下１桁～４桁まで表示設定可能（固定小数点演算）
６桁表示値オーバー時、フロント部アップキーＯＮの間上位７～９桁目を表示（但し０～９９９まで）
フロント部リセットキー／端子台リセット５０ｍｓ以上ＯＮ（端子台リセット：ＮＰＮオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付け）

同期パルス出力

積算表示と同期出力
同 期 出 力 桁 １ ～ ４ 桁 、 出 力 幅 ０ .０ １ 秒 ～ １ .９ ９ 秒 で 任 意 に 設 定
信 号 レ ベ ル ・ ・ ・ Ｎ Ｐ Ｎ オ ー プ ン コ レ ク タ 出 力 定 格 Ｄ Ｃ ３ ０ Ｖ ５ ０ mA (MAX)※通信オプション（ＲＳ２、ＲＳ４、ＲＳ４Ｗタイプ）付きは出力端子が通信端子になるので使用不可となります。

停電補償
積算表示ランプ
Ａ２タイプ
Ａ３タイプ
Ａ４タイプ
Ａ５タイプ
センサ供給電源
オプション：Ｓ１２タイプ
精度直線性
温度特性
外部入力

約 １ ケ 月 （ ゴ ー ル ド キ ャ パ ０ .２ ２ Ｆ 内 蔵 ） ２ ０ ℃ 充 電 時 間 ３ 時 間 以 上
積算計測値を表示中点灯（フロント部エンターキーにて瞬時表示に切り換え）
ア ナ ロ グ 電 流 入 力 ： Ｄ Ｃ ４ mA～ ２ ０ mA 入 力 抵 抗 ２ ５ ０ Ω
アナログ電圧入力：ＤＣ１Ｖ～ ５Ｖ 入力抵抗１ＭΩ
アナログ電圧入力：ＤＣ０Ｖ～ ５Ｖ 入力抵抗１ＭΩ
アナログ電圧入力：ＤＣ０Ｖ～１０Ｖ 入力抵抗１ＭΩ
Ｄ Ｃ ＋ ２ ４ Ｖ ５ ０ mA ±10％ MAX（ 安 定 化 ） 出 力
Ｄ Ｃ ＋ １ ２ Ｖ １ ０ ０ mA ±10％ MAX（ 安 定 化 ） 出 力＋ ０ .２ ％ F.S. ±１ digit（ ２ ３ ℃ ）±１ ５ ０ ppm／ ℃

表示切り換え禁止入力
ホールド入力電源
オプション：ＤＣタイプ
消費電力
使用温湿度範囲
重量・外形寸法

外部入力設定にて選択時、入力ＯＮ／ＯＮで瞬時表示、積算表示を切り換え
外部入力設定にて選択時、入力ＯＮの間センサ入力を無視
外部入力設定にて選択時、入力ＯＮの間表示を保持
標準：ＡＣ８５～２６４Ｖ（フリー電源）
ＤＣ：ＤＣ１２～２４Ｖ
約１２ＶＡ以下
０ ～ ５ ０ ℃ ３ ０ ～ ８ ０ ％ RH（ 但 し 結 露 し な い こ と ）約 ３ ４ ０ ｇ Ｈ ４ ８ × Ｗ ９ ６ × Ｄ １ ３ ３ .５ mm

ＮＰＮオープンコレクタ出力、または有接点出力を受け付け※通信オプション（ＲＳ２、ＲＳ４、ＲＳ４Ｗタイプ）付きは入力端子が通信端子になるので使用不可となります。

≪警報出力：オプションＰ２タイプ付き≫
判定出力禁止時間
電源ＯＮ時、リセット後、および各設定終了後、設定時間内は警報出力の機能を停止
出力方式
リレー出力２段
定 格 制 御 容 量 ： Ｄ Ｃ ３ ０ Ｖ １ Ａ 、 Ａ Ｃ １ ２ ５ Ｖ ０ .３ Ａ
出力表示
警報出力中 ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ＬＥＤランプ点灯
出力リセット
フロント部リセットキー、および端子台リセット５０ｍｓ以上ＯＮで警報出力を解除- 2 -≪ ア ナ ロ グ 出 力 ： オ プ シ ョ ン Ａ Ｖ ／ Ａ Iタ イ プ 付 き ≫電圧出力（ＡＶ）
ＤＣ０～１０Ｖ、ＤＣ０～５Ｖ、ＤＣ１～５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電流出力（ＡＩ）
ＤＣ４～２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω以下
出力精度
表 示 値 に 対 し ±０ .２ ％ Ｆ .Ｓ .以 内 （ ２ ３ ℃ ）温度特性±１ ５ ０ ppm／ ℃
出力応答
１１０ｍｓ以下（但し、出力の変化が０％から９０％に到達するまで）最大出 力 分 解 能

１２ビット Ｄ／Ａ変換方式
・ＤＣ０～１０Ｖ：４０００
・ＤＣ０～ ５Ｖ：２０００
・ＤＣ１～ ５Ｖ：１６００
・ Ｄ Ｃ ４ ～ ２ ０ mA： ３ ２ ０ ０≪リニアライズ・開平演算（√）：オプションＲＮタイプ付き≫
機能選択
リニアライズ機能、開平演算機能 モード設定により任意に選択
リニアライズ方式
折線近似値（入出力２０ポイント設定可）
リニアライズ設定
入 力 ・ 出 力 共 に ０ .０ ～ １ ９ ９ .９ ％ 任 意 に 設 定 可
リニアライズ表示
瞬時表示値、積算表示値共に有効≪ＲＳ－２３２Ｃ通信：オプションＲＳ２タイプ付き≫
通信端子
端子台１，２，４番より通信
信号レベル
ＥＩＡ ＲＳ－２３２Ｃ準拠（シリアル通信）
通信方式
非同期
通信速度
１ ２ ０ ０ bps／ ２ ４ ０ ０ bps／ ４ ８ ０ ０ bps／ ９ ６ ０ ０ bps
スタートビット
１ビット固定ストップビット
１ビット固定データビット
７ビット／８ビット より選択
パリティビット無し／奇数／偶数 より選択
通信ＩＤ番号
メータに００～９９でＩＤ番号を設定
メータのＩＤを指定し、コマンドにより通信制御
通信方法（コマンドはＲＳ－４８５と共通）≪ＲＳ－４８５通信：オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き≫
２ 線 式 (Ｒ Ｓ ４ ) ： 端 子 台 １ 、 ２ 番 よ り 通 信
通信端子
４ 線 式 (Ｒ Ｓ ４ Ｗ )： 端 子 台 １ ～ ４ 番 よ り 通 信
信号レベル
ＩＥＥ ＲＳ－４８５準拠
通信方式
半２重通信方式
通信速度
１ ２ ０ ０ bps／ ２ ４ ０ ０ bps／ ４ ８ ０ ０ bps／ ９ ６ ０ ０ bps
スタートビット
１ビット固定ストップビット
１ビット固定データビット
７ビット／８ビット より選択
パリティビット無し／奇数／偶数 より選択
通信ＩＤ番号
メータに００～９９でＩＤ番号を設定
通信方法
メータのＩＤを指定し、コマンドにより通信制御（コマンドはＲＳ－２３２Ｃと共通）

- 3 -

より選択

より選択

３．メータの取付けかた

メータの取り付けかた
１．

パネルカットして前面よりメータを挿入してください。

パネルカット寸法

図１２．

背面より取付金具でしっかり押さえ、ネジで締めてください。

＜注意＞
板厚0.8mm～4.0mmのパネルに取り付けてください。

図２

フロントドアの開けかた
図３

手前に引いてください。

- 4 -４．ディップスイッチの位置
図４
ディップスイッチの位置

ケースサイドのビス４本はずして基板を後方に引き出す。

（注）ディップスイッチはケースから出さなくても上部の穴から設定可能です。
（ラベルの一部を剥がしてください。）

皿ビス×４

５．ディップスイッチの設定
表１
SW1-2

SW1-3

SW1-4

SW1-5

SW1-6

Ｓ アナログ入力－
Ｗ
設 入力周波数 0.01Hz～50Hz (LOW) ＯＦＦ定
表 入力周波数 0.01Hz～1kHz (MID) ＯＮ

ＯＮ

－

－

－

－

－

－

－

－

このｽｲｯﾁ－はﾓｰﾄﾞ
ﾌﾟﾛﾃｸﾄ ＯＮとして使用します。
ＯＦＦ

入力周波数 0.01Hz～10kHz (HI) ＯＦＦ

－

－

－

ＯＦＦ

OFF⇔ON
1 2 3 4 5 6

SW1-1

黒色が設定側ＳＷ１－５ ・・・・・・・ モードプロテクトスイッチ
ＳＷ１－１，２，６ ・・・ センサ入力用切り換えスイッチ
ＳＷ１－３，４ ・・・・・ 未使用
１）アナログ入力を内部にてＶ／Ｆ変換し、周波数で計測を行っています。
・Ａ２（ＤＣ４～２０mA）タイプ・・・４mA＝０Hz、２０mA＝ ４００Hz
・Ａ３（ＤＣ１～ ５Ｖ）タイプ・・・１Ｖ＝０Hz、 ５Ｖ＝ ４００Hz
・Ａ４（ＤＣ０～ ５Ｖ）タイプ・・・０Ｖ＝０Hz、 ５Ｖ＝ ５００Hz
・Ａ５（ＤＣ０～１０Ｖ）タイプ・・・０Ｖ＝０Hz、１０Ｖ＝１０００Hz２）ディップスイッチの設定はケースから基板を取り出して行ってください。（図４参照）
出荷時、特に指定のない場合、設定はＨＩとなっています。
３）ＳＷ１－５（モードプロテクト）を、ＯＮにしますとモード設定時、設定値の変更を不可にします。（ ∧ キーをキャンセルします）- 5 -６．フロント部の各名称とその機能
図５

1 表示器
A

B

C

D

E

F

7 OUT1ランプ

8

瞬時表示ランプ
1

RA

OV

HD

2

TO

9 OUT2ランプ

外部入力ランプ

積算表示ランプ

2 モードキー

MODE

ENT

RES

6 リセットキー
5 エンターキー

3 シフトキー4 アップキー

①

Ａ～Ｆ

表示器

計測時：瞬時計測値、または積算計測値を表示します。
設定中：モード設定時は表示器Ａ・ＢにモードNo.を表示器Ｃ～Ｆに現在の設定値が表示されます。
：プリセット値設定時、および表示オフセット値
設定時は現在設定されている設定値が表示され
ます。

②

Ｍ

モードキー

計測時：各設定の呼び出しをします。
１． Ｍ キーを押しながらキーを２秒以上押すことによりモード設定を呼び出します。
２． Ｍ キーを２秒以上押すことによりプリセット
値設定を呼び出します。
３． Ｍ キーを押しながら ∧ キーを２秒以上押すことにより表示オフセット値設定を呼び出します。
設定中：モード設定時はモードNo.の切り換えを行います。
：プリセット値設定時はOUT1／OUT2の切り換えを
行います。

シフトキー

計測時：使用しません。
設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は点滅表示している桁を右へ移動します。

アップキー

計測時：表示器が積算計測値を表示中、表示オーバーしている時にこのキーを押している間、オーバー
回数（上位３桁）を表示します。
設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は点滅表示している数値を変更します。

③

④

∧

- 6 -

⑤

ENT

エンターキー

計測時：瞬時表示／積算表示の切り換えを行います。
（モード設定で設定が必要です。）
設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は設定値を登録し、計測表示に戻します。

⑥

RES

リセットキー

計測時：積算計測のリセット、および警報出力の解除を行います。
リセット中は禁止入力状態になりますので、
オートゼロ時間以上リセットキーを押すと瞬時表示が”０”になります。（オートゼロを機能停止にしていますと表示は“０”になりません。）
設定時：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は計測表示に戻します。
但し、設定値の登録は行いません。

⑦

1 ●
OV ○
2 ○

ＯＵＴ１ランプ

警報出力ＯＵＴ１の出力と同期して点灯します。

⑧

1 ○
OV ●
2 ○

積算桁オーバーランプ

積算計測値が９９９９９９以上になった時点、もしくは－９９９９９以下になった時点で点灯します。

⑨

1 ○
OV ○
2 ●

ＯＵＴ２ランプ

警報出力ＯＵＴ２の出力と同期して点灯します。

⑩

● RA
○ HD
○ TO

瞬時表示ランプ

瞬時計測値を表示中に点灯します。

⑪

○ RA
● HD
○ TO

外部入力ランプ

外部入力がＯＮ(端子４－６間がショート)されている時に点灯します。

⑫

○ RA
○ HD
● TO

積算表示ランプ

積算計測値を表示中に点灯します。

- 7 -７．端子接続図
図６

図７※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付きは端子台１～４番の接続が変わりますので図６を参照してしてください。（外部入力は使用不可となりますのでご注意ください。）

１）電源入力の確認
１．電気配線時は感電等の事故に注意してください。
２．ＡＣ電源仕様かＤＣ電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
３．ＤＣ電源仕様の場合は ＋ － をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
２）端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
３）センサの種類により入出力の配線が異なってきますので、Ｐ.９に記載されている接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
４）端子台のネジは確実にしめてください。
５）センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。

- 8 -８．センサ別接続図
Ａ）直流２線式センサ

図８Ｂ）４線式センサ

6 7 8 96 7 8 9Ｃ）３線式センサ

図１０

6 7 8 9- 9 -図９９．入力回路の構成
１）アナログ入力

図１１

・アナログ電流入力時（Ａ２タイプ）・・・・・・・・・Ｒ１＝２５０Ω
・アナログ電圧入力時（Ａ３／Ａ４／Ａ５タイプ）・・・Ｒ１＝１ＭΩ

２）リセット入力

図１２・センサ電源２４Ｖ時（標準）・・・・・・Ｒ２＝３.９ｋΩ
・センサ電源１２Ｖ時（Ｓ１２付き）・・・Ｒ２＝２.２ｋΩ

３）外部入力図１３・センサ電源２４Ｖ時（標準）・・・・・・Ｒ３＝３.９ｋΩ
・センサ電源１２Ｖ時（Ｓ１２付き）・・・Ｒ３＝１.０ｋΩ

- 10 -

１０．積算計測の動作説明
１）積算計測は「０」、または「表示オフセット値」より加算、減算します。
（※リニアライズ・開平演算オプション(ＲＮタイプ)付きは加算計測のみです。）
２）表示範囲は「－９９９９９～９９９９９９」です。
「９９９９９９」オーバー、または「－９９９９９」オーバーするとオーバーランプが点灯します。以後「００００００」、または「－０００００」より点滅表示しながら計測を行っていきます。
３）表示オーバー（オーバーランプ点灯）時にアップキーを押している間、オーバー回数（上位３桁）を表示します。
オーバー回数が３桁を越えると「０００９９９」、または「－００９９９」で点滅表示します。下位６桁（マイナス時は５桁、最上位桁は"－"表示）はエンドレスで計測します。
図１４＜ オーバー回数 ＞∧ キーＯＮの間表示
０
↓
０
↓
１
↓
１
↓
２
↓
：
↓
９９９
↓
０００９９９"０００９９９"点滅表示
表示マイナス時は"－００９９９"で点滅表示＜ 下位桁 ＞
通常表示
０↓９９９９９９↓００００００↓

表示オーバー
積算桁オーバー表示ランプ点灯
点滅表示を行いながら計測

９９９９９９↓００００００↓：↓９９９９９９↓００００００↓９９９９９９以後繰り返し表示マイナス時、最上位桁は "－" 表示- 11 -

１１．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）
は下表（表２、表３、表４）の設定値となっています。
（１）各モードの設定値
モードＮｏ．
００．
０１．
０２．
ＲＮ付き時→
０２．
０３．
０４．
０５．
０６．
０７．
０８．
ＲＮ付き時→
０８．
０９．
１０．
１１
１２．
１３．
１４．
１５．

Ａ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１

表２
初期設定値
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０．４ ０ ０．０
１．４ ０ ０．０
２．１ ０
２．１ ０
０
３．
０ ２．０
４．
０ ０
５．
０ ２．０
６．
０ ０
７．３．６ ０ ３
８．
０ ０ ０
８．
０
０
９．
０ ０ ０
０．１ ０ ０ ０
１．０ ０．０ ５
２．０ ０ ０ ０
３．０ ０ ０ ０
４．０ １ ０ ３
５．０ ０
０

Ａ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１

Ｂ
０．
１．
２．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
８．
９．
０．
１．
２．
３．
４．
５．

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

－
－
－
－

Ｅ

Ｆ

－
－

－

－
－

－
－
－

－

－

（２）プリセット値
警報出力
ＯＵＴ１
ＯＵＴ２

表３
初期設定値
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９
９ ９ ９ ９ ９ ９（３）表示オフセット値（積算計測のみ）
初期設定値
表示オフセットＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
積算表示値
０ ０ ０ ０ ０ ０

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

Ｆ

表４
Ａ

Ｅ

Ｆ

＜初期化＞
エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各設定値は表２、表３、表４のとおりになります。

＜注意＞
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は、上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 12 -

１２.設定メニュー- 13 -

１３．モード設定の呼び出しかたと変更のしかた
各モードを設定する時は、下図のとおり各キーの操作を行ってください。
操作キー

Ｍ ＋

∧

表示部
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０．４ ０ ０．０

操作手順

Ｍ キーを押しながらキーを２秒以上押します。
これで表示器Ａ・Ｂに「００」が表示され、モードNo.「００」を呼び出したことになります｡

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０．４ ０ ０．０→ → →点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押す
ごとに１桁ずつ右へ移動します。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０．４ ０ ０．０↑
０～９

点滅表示している数値を変更します。１度押す
ごとに数値が１ずつ上がっていきます。
→０→１→２→…→８→９
設定項目により９まで上がらない場合もあります。

Ｍ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．４ ０ ０．０

モードNo.を変更します。１度押すごとにモードNo.が１ずつ上がっていきます。モードは全部で「１５」まであります。
→００→０１→…→１５→

００～１５

ＥＮＴ

ＲＥＳ

＜注意＞

設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーにて登録してください。登録終了後、計測表示に戻ります。

計測表示に戻ります。設定値の登録は行いませんので注意してください。

モードプロテクトがＯＮの時は設定値の変更はできません。設定値の変更をする場合は、モードプロテクト（ディップスイッチＳＷ１－５）をＯＦＦにしてください。
（Ｐ.5、図４、および表１参照）- 14 -

・どのモードを設定すればよいか
１.入力１信号当たりの倍率を決めたい
モード００（Ｐ.16） 瞬時／積算計測：最大入力周波数の設定
モード０１（Ｐ.16） 瞬時計測：最大アナログ入力時の表示値の設定
モード０７（Ｐ.19） 積算計測：１時間当たりの最大積算値の設定
２.演算、計測方法について
１．小さい電流、および電圧の入力を計測したくない
モード０４（Ｐ.18） 瞬時／積算計測：ＬＯＷカット率の設定
２．開平演算機能・リニアライズ機能を使用したい（オプション：ＲＮタイプ）
モード０２（Ｐ.17） 演算機能の選択
３．積算計測の演算方法を決める（オプションでＲＮタイプが付いていないもの）
モード０８（Ｐ.20） 積算計測：積算演算方式の設定
３.出力について
１.積算同期パルス出力の設定
モード１１（Ｐ.22） 積算計測：同期出力桁、出力幅設定
２.警報出力の設定（オプション：Ｐ２タイプ）
モード１２（Ｐ.23） 警報出力：ＯＵＴ１の設定
モード１３（Ｐ.24） 警報出力：ＯＵＴ２の設定
プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた（Ｐ.26）
４.アナログ出力についての設定（オプション：ＡＶ、ＡＩタイプ）
モード０９（Ｐ.21） アナログ出力：計測選択、出力レンジ、出力桁の設定
モード１０（Ｐ.22） アナログ出力：最大出力時の表示値の設定
５.通信についての設定（オプション：ＲＳ２、ＲＳ４、ＲＳ４Ｗタイプ）
モード１４（Ｐ.25） 通信：ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５通信の設定
モード１５（Ｐ.25） 通信：ＩＤ番号、送受信切換時間の設定
６.表示について
１.瞬時計測、積算計測のどちらを表示するか
モード０６（Ｐ.19） 計測表示の設定
２.小数点以下を表示したい
モード０２（Ｐ.17）
モード０８（Ｐ.20）

瞬時計測：小数点位置の設定
積算計測：小数点位置の設定

３.表示のチラツキ等の防止
モード０２（Ｐ.17） 瞬時計測：最下位桁表示の設定
モード０３（Ｐ.17） 瞬時計測：表示サンプリング時間の設定
４.信号入力が止まってから表示を０に戻すまでの時間を設定したい
モード０５（Ｐ.18） 瞬時計測：オートゼロ時間の設定
５.リセット後の表示値を変えたい
表示オフセット値の呼び出しかたと変更のしかた（Ｐ.27）
７.その他の機能について
１.外部入力の使用について
モード０６（Ｐ.19）

外部入力の設定

２.リセットキー動作について
モード０８（Ｐ.20） リセットキー時間の設定- 15 -

１４．モードＮｏ.と設定値の内容
モードNo.

００

瞬時／積算計測：最大入力周波数の設定
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

０

０．４

０

０．０
最大入力周波数 ０００.１～９９９.９Hz（０００.０は１０００.０Hzとします）

アナログ入力で変換される周波数の最大値を入力します。下記を参照してお客様の仕様に合わせて設定してください。
アナログ信号は内部でＶ／Ｆ（アナログをパルスに）変換されています。各タイプは下記のとおりになっています。
・アナログ電流入力（Ａ２タイプ）４～２０mAにおいて・アナログ電圧入力（Ａ３タイプ）１～ ５Ｖにおいて・アナログ電圧入力（Ａ４タイプ）０～ ５Ｖにおいて・アナログ電圧入力（Ａ５タイプ）０～１０Ｖにおいて最大入力 ２０mA ⇒ ４００.０Hz
最大入力 ５Ｖ ⇒ ４００.０Hz
最大入力 ５Ｖ ⇒ ５００.０Hz
最大入力 １０Ｖ ⇒ １０００.０Hz※ 出荷時はお客様の仕様で調整しておりますが微調整が必要な場合は、Ｐ.28
記載の「アナログ入力の調整しかた」を参照し、ゼロ／スパン調整をしてください。

モードNo.

瞬時計測：最大アナログ入力時の表示値の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．４ ０ ０．０

０１
瞬時表示値

０．０００～９９９９．
（小数点位置も設定可）
００００．は１００００とします。
最大アナログ入力時の瞬時表示値を設定してください。
設定中に、小数点が点滅中は小数点の位置を変更できますので、組み合わせて任意の値に設定してください。 ※計測表示の小数点位置と関連はありません。
（小数点位置は０００．０ ⇒ ００．００ ⇒ ０．０００ ⇒ ００００． ⇒ ０００．０と移動します。）
設定範囲は０．００１～９９９９．です。
００００．と設定した場合は１００００とします。

- 16 -

記載

モードNo.

瞬時計測：小数点位置・最下位桁表示・演算機能の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ２．１ ０Ｆ
００２
演算機能の選択※
０：通常演算１：リニアライズ
２：開平演算最下位桁表示０：リアル表示
１：下位桁０固定
２：下位桁０または５を表示
小数点位置
０：
０
１：
０.０
２：
０.００
３： ０.０００
４：０.００００※リニアライズ・開平演算オプション（ＲＮタイプ）が付いていないものは、この設定は表示されません。
演算機能の選択：演算方法を選択します。
０：通 常 演 算：現在の入力をそのままスケーリングされた値で表示します。
１：リニアライズ：リニアライズ機能を使用します。（Ｐ. 35～Ｐ.37参照）
２：開 平 演 算：現在の入力を開平演算して表示します。（Ｐ.34参照）
小数点位置：瞬時表示で小数点以下何桁表示するかを設定します。
最下位桁表示：最下位桁（１番右桁）の表示方法を設定します。
０：リ ア ル 表 示：表示サンプリング時間に同期して計測値を表示します。
１：下位桁０固定：常に「０」を表示します。
２：下位桁０、または５を表示：計測値が０～４の時は０、５～９の時は５を表示します。

モードNo.

瞬時計測：表示サンプリング時間の設定
Ａ
０

Ｂ Ｃ
３.

Ｄ Ｅ Ｆ
０ ２．０

０３
表示サンプリング時間
００.１～９９.９秒
００.０はリアルタイム表示とします①入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算するものです。
従って、設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。
この設定は表示のチラツキ防止や表示安定に使用してください。
②００.０秒と設定すると現在の入力をリアルタイムで表示します。

- 17 -

モードNo.

０４

瞬時／積算計測：ＬＯＷカット率の設定
Ａ Ｂ Ｃ
０ ４．

Ｄ

Ｅ Ｆ
０ ０
ＬＯＷカット率０～２９％

最大入力電流、および電圧の何％以下の入力については計測させたくない場合に、その％の値を入力します。計測時に最大入力電流、および電圧の設定された％以下の入力については瞬時、および積算計測しません。
例えば、Ａ５（０Ｖ～１０Ｖ）タイプ時にＬＯＷカット率を１０％と設定した場
合、１Ｖ以下の入力は計測しません。

モードNo.

０５

瞬時計測：オートゼロ時間の設定
Ａ Ｂ Ｃ
０ ５．

Ｄ Ｅ Ｆ
０ ２．０
オートゼロ時間
００.０～９９.９秒（小数点位置は固定）

アナログ入力がこの設定された時間内に入力されない場合に、瞬時表示値を"０"に戻す機能です。
００.０秒と設定した場合はこの機能は停止し、信号が入力されなくなっても表示を残したままになりますのでご注意ください。
＜注意＞
オートゼロ機能はＶ／Ｆ変換（入力されたアナログ信号をパルス信号に変換）されたパルスの周期で監視しています。

- 18 -

モードNo.

瞬時／積算計測：外部入力・計測表示の設定
Ａ Ｂ Ｃ
０ ６．

Ｄ

Ｅ Ｆ
０ ０

０６
計測表示
０：瞬時／積算切り換え表示
１：瞬時表示のみ固定
２：積算表示のみ固定
外部入力
０：表示切り換え入力
１：禁止入力（瞬時／積算計測共）
２：ホールド入力（瞬時／積算計測共）※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付きでは外部入力端子が通信端子になりますので使用できません。
外部入力：端子台４－６間の機能を設定します。
０：表示切り換え
入力ＯＮで表示を瞬時表示から積算表示、積算表示から瞬時表示に切り換えます。この機能を使用する時は表示選択で「瞬時／積算切り換え表示」を選択してください。入力ＯＮの間は前面のＨＤランプが点灯します。
１：禁止入力入力ＯＮの間、前面のＨＤランプが点灯し、センサ入力を受け付けません
２：ホールド入力
入力ＯＮの間、前面のＨＤランプが点灯し、現在の表示値を保持し点滅表示します。表示ホールドの間、内部では計測演算されています
計測表示：
０：前面 ＥＮＴ キーで瞬時／積算計測の計測値を切り換えて表示します。
１：瞬時計測値を表示します。積算計測値への表示切り換えはできません。
２：積算計測値を表示します。瞬時計測値への表示切り換えはできません。

モードNo.

積算計測：１時間当たりの最大積算値の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ７．３．６ ０ ３

０７
ＥＸＰ値（１０ｎ）

ｎ＝０～５

３桁数値
０．０１～９．９９（小数点位置固定）
１時間当たりの最大積算値を入力します。設定方法はＣ～Ｅに３桁の数値、ＦにＥＸＰ値（１０の乗数）を入力します。
設定範囲は０.０１～９９９０００です。
例．１時間当たりの積算値が１０００の場合
１０００＝１．００×１０３ となり
Ｃ ＤＥ
Ｆ- 19 -

積算値１．００、ＥＸＰ値３と設定
Ｃ ＤＥ
Ｆ

モードNo.

０８

積算計測：リセットキー時間・積算演算方式・小数点位置の設定

Ａ Ｂ Ｃ
０ ８．

Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０ ０
小数点位置
０：
０
１：
０．０
２：
０．００
３： ０．０００
４：０．００００
積算演算方式※
０：加算
１：減算
リセットキー時間
０：２秒でリセット
１：即リセット（ＯＮエッジ）

小数点位置：積算表示で小数点以下何桁表示するかを設定します。
※リニアライズ・開平演算オプション（ＲＮタイプ）付きのものは、この設定は表示されません。積算計測はすべて加算で計測されます。
積算演算方式：積算計測を加算演算するか減算演算するかを選択します。
リセットキー時間：フロント部リセットキーが動作するまでの時間を設定します。
０：２秒...リセットキーを２秒以上押した後、計測をリセットします。
リセッキーが押されている間は入力禁止となります。
１：即.....リセットキーが押されたときに、計測をリセットします。
＜注意＞
１. 外部リセット入力はこの設定に関係なく即リセットです。
２. リセットは積算計測のリセット、および警報出力の解除を行います。
３. 瞬時計測はリセットしません。

- 20 -

モードNo.

アナログ出力：計測選択・出力レンジ・出力桁の設定※アナログ出力オプション（ＡＶ／ＡＩタイプ）付き時に機能します。

０９

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ９．
０ ０ ０
出力桁
０：表示右４桁
１：表示中４桁
２：表示左４桁
出力レンジ
０：ＤＣ０～１０Ｖ
１：ＤＣ０～ ５Ｖ
２：ＤＣ１～ ５Ｖ
３：ＤＣ４～２０mA
計測選択
０：瞬時計測（表示サンプリング時間と同期）
１：瞬時計測（リアルタイム）
２：積算計測出力桁：計測時にどの表示４桁に対して比較出力するかを設定します。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

右４桁
中４桁
左４桁
出力レンジ：アナログ出力（電圧または電流）のレンジを設定します。
電流出力から電圧出力、電圧出力から電流出力に設定するときは内部のスイッチを切り換える必要がありますので、Ｐ.30に記載されている「アナログ出力の調整のしかた」を参照してください。
計測選択：どちらの表示値に対して、またどのタイミングで出力するかを選択します。
０：瞬時計測（表示サンプリング時間と同期）
瞬時計測の表示サンプリング時間に同期して表示します。
１：瞬時計測（リアルタイム）
瞬時計測値に対してリアルタイムで出力します。
２：積算計測
積算表示値の更新に同期して出力します。

- 21 -

モードNo.

アナログ出力：最大出力時の表示値の設定※アナログ出力オプション（ＡＶ／ＡＩタイプ）付き時に機能します。

１０

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ０．１ ０ ０ ０

表示値 ０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
アナログ出力値が最大の時の表示値を設定します。
表示４桁が“５００.０”でも“５０.００”でも小数点を無視した４桁を設定してください。
例． アナログ出力を電圧出力でレンジ０～５Ｖで使用していて、積算表示値が□□５０００になった時に、出力を最大（５Ｖ）にしたい場合の設定は、下記のとおりとなります。
Ａ Ｂ Ｃ
０ ９．

モードNo.

Ｄ Ｅ Ｆ
２ １ ０

モード０９
Ｄ：２（アナログ出力を積算計測で使用）
Ｅ：１（電圧出力０～５Ｖ）
Ｆ：０（表示右４桁と比較して出力）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ０．５ ０ ０ ０

モード１０
Ｃ～Ｆ（最大出力時の表示値を５０００）

積算計測：同期出力桁・パルス出力幅の設定※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付きでは出力端子が通信端子になりますので使用できません。

１１
Ａ

Ｂ

Ｃ

１

１．０

Ｄ

Ｅ

Ｆ

０．０

５
パルス出力幅
０.０１～１.９９秒（０.００は機能停止）
出力桁
０・・・１桁目（Ｆ）
１・・・２桁目（Ｅ）
２・・・３桁目（Ｄ）
３・・・４桁目（Ｃ）

パルス出力幅：同期パルスの出力幅を設定します。
出力

桁：どこの桁の表示が変わったらパルスを出力するかを設定します。

＜注意＞
同期出力は出力桁が更新される度に出力されます。よって出力幅よりも表示の更新が速い場合は連続して出力されますので注意してください。

- 22 -

モードNo.

警報出力：ＯＵＴ１の設定※警報出力オプション（Ｐ２タイプ）付きの機能ですが、このオプションの付いていないタイプは、警報出力ＯＵＴ１ランプは反応しますが警報出力はされません。

１２
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ２．０ ０ ０ ０
出力モード
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８： 1sec(1ｼｮｯﾄ)
９： 2sec(1ｼｮｯﾄ)

上限／下限選択
０：上限
１：下限
出力選択
０：出力しない
１：瞬時計測２：積算計測判定出力禁止時間
０： ０秒（即）
１： １秒
２： ２秒
３： ３秒
４： ４秒

５：
６：
７：
８：
９：

５秒
６秒
７秒
８秒
９秒

警報出力は表示値とプリセット値を比較し、その結果により判定出力します。
プリセット値の設定はＰ.26を参照してください。
判定出力禁止時間：電源投入後、およびリセット後から何秒後に警報出力を機能させるかを設定します。
※各設定（モード、プリセット値、表示オフセット値）終了後にも働きますので注意してください。
出 力 選 択：どちらの計測に対して警報出力するか選択します。
出力しない・・・警報出力の機能を停止します。
瞬時計測・・・・瞬時表示値とプリセット値を比較します。
積算計測・・・・積算表示値とプリセット値を比較します。
上限／下限選択：出力の条件を設定します。
上限・・・「 表示値 ≧ プリセット値 」で出力します。
下限・・・「 表示値 ≦ プリセット値 」で出力します。
出力モード：警報出力の出力形式を設定します。
比較・・・・・・表示値が上限、もしくは下限の間、出力します。表示値が上限、下限の範囲外の時は出力ＯＦＦとなります。
保持・・・・・・表示値が上限、もしくは下限になった時に出力します。表示値
が上限、下限の範囲外であってもリセット入力があるまで出力
ＯＦＦにはなりません。
１ショット・・・表示値が上限、もしくは下限になった時に設定された幅のパル
スを１度出力します。

- 23 -

モードNo.

警報出力：ＯＵＴ２の設定※警報出力オプション（Ｐ２タイプ）付きの機能ですが、このオプションの付いていないタイプは、警報出力ＯＵＴ２ランプは反応しますが警報出力はされません。

１３
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ３．０ ０ ０ ０
出力モード
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８：250ms(1ｼｮｯﾄ)積算計測時は０復帰動作
９：500ms(1ｼｮｯﾄ)積算計測時は０復帰動作

上限／下限選択
０：上限
１：下限
出力選択
０：出力しない
１：瞬時計測２：積算計測判定出力禁止時間
０： ０秒（即）
１： １秒
２： ２秒
３： ３秒
４： ４秒

５：
６：
７：
８：
９：

５秒
６秒
７秒
８秒
９秒

各設定は "モード１２「警報出力ＯＵＴ１」" (Ｐ.23)と同様です。
０復帰動作・・・積算計測時に機能します。表示値が上限、もしくは下限の時に設定された幅のパルスを１度出力して表示をオフセット値に戻し、再度積算計測を始めます。
＜注意＞
１. プリセット値は必ず下記の条件で設定してください。
・上限 プリセット値 ＞ 表示オフセット値
・下限 プリセット値 ＜ 表示オフセット値
２. 計測を始める前に必ず１度リセットしてください。
３. 瞬時計測では設定しないでください。

- 24 -

モードNo.

通信：ＲＳ－２３２Ｃ・ＲＳ－４８５通信設定※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付き時に機能します。

１４

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ４．０ １ ０ ３
通信速度
０：１２００bps
１：２４００bps
２：４８００bps
３：９６００bps
パリティビット
０：パリティ無し
１：偶数パリティ
２：奇数パリティ
データビット
０：７ビット
１：８ビット通信モード
０：通信機能停止 ※１：通信モード

ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５の通信設定を行います。
通信フォーマット等はＰ.31～32に記載されている「通信フォーマット」を参照して
ください。
＜注意＞
通信（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗ）タイプ以外は必ず通信モードを"０"（通信機能停止）の設定としてください。誤動作を起こす恐れがあります。
モードNo.

通信：ＩＤ番号・送受信切換時間の設定※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付き時に機能します。

１５

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１ ５．０ ０Ｆ
０送受信切換時間
０：１００ms
１： １０ms
２： ２０ms
３： ３０ms
４： ４０ms

５： ５０ms
６： ６０ms
７： ７０ms
８： ８０ms
９： ９０ms

通信ＩＤ番号００～９９
送受信切換時間：
メータがデータを受信してからデータを送信するまでの時間を設定します。
通信ＩＤ番号：
メータに対してＩＤ番号をつけます。通信を行う時にはこのＩＤ番号を指定します。

- 25 -

１５．プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた（オプション：Ｐ２タイプ付き）

警報出力時の上限、および下限のプリセット値を設定します。
設定範囲は－９９９９９～０～９９９９９９です。

操作キー
Ｍ

表

示

部

操

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

OUT1 ●
OVER ○ ９
OUT2 ○

９

９

９

９

９

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

OUT1 ●
OVER ○ ９ ９ ９ ９ ９ ９OUT2 ○→ → → → →∧Ａ
OUT1 ●
OVER ○ ９
OUT2 ○

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

９

９

９

９

９

０～９

Ｍ

作

手

順

Ｍ キーを２秒以上押します。表
示器に警報出力ＯＵＴ１の現在のプ
リセット値が表示されます。

点滅表示の位置を変更します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動
していきます。

点滅表示している数値を変更します 。１度押すごとに数値が１ずつ上っていきます。
０→１→…→８→９→↑
表示器Ａのみ０→１→…→８→９→"－"→
↑

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

OUT1 ○
OVER ○ ９
OUT2 ●

９

９

９

９

９

警報出力のＯＵＴ１とＯＵＴ２の切り換えを行います。１度押すごとにOUT1→OUT2→OUT1 と切り換わります。

設定値を登録します。設定終了後このキーにて登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。

ＥＮＴ

計測表示に戻ります。設定値の登録は行いませんので注意してくださ
い。

ＲＥＳ

＜注意＞
１．この警報出力を瞬時計測で使用するか、または積算計測で使用するかは "モード１２"(Ｐ.23) 、および "モード１３" (Ｐ.24)で選択してください
２．小数点位置は、瞬時計測時は "モード０２" (Ｐ.17)で、積算計測は "モード０８" (Ｐ.20)
で設定した位置に連動しています。

- 26 -

１６．表示オフセット値の呼び出しかたと変更のしかた
リセットしたときの表示値を設定します。例えば、オフセット値を "００１０００" と設定
した場合、リセットがかかると表示は "１０００" となり、計測は "１０００" から行います。
計測を "０" から行いたいときは、オフセット値を "００００００" と設定してください。表示オフセット値の設定方法は下記のとおりです。
設定範囲は－９９９９９～０～９９９９９９です。積算計測のみの機能です。
操作キー

Ｍ

+

∧

表
Ａ
０

Ａ
０

∧

Ａ
０

Ｂ
０

Ｃ
０

示
Ｄ
０

部
Ｅ
０

操
Ｆ
０

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０ ０ ０ ０
→ → → → →

Ｂ Ｃ Ｄ
１ ０ ０
↑
０～９

Ｅ
０

Ｆ
０

作

手

順

Ｍ キーを押しながら ∧ キーを２秒以上押します。表示器に現在のオフセット値が表示されます。
点滅表示の位置を変更します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動
していきます。

点滅表示している数値を変更します 。１度押すごとに数値が１ずつ上っていきます。
０→１→…→８→９→↑
表示器Ａのみ０→１→…→８→９→"－"→↑

ＥＮＴ

設定値を登録します。設定終了後、このキーにて登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。
（但し、このオフセット値は表示されません。）

ＲＥＳ

計測表示に戻ります。設定値の登録は行いませんので注意してください。

≪ 登録終了後 ≫

Ａ
ＲＥＳ

Ｂ
１

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

Ｆ
０

オフセット値の登録終了後、このキーを押すと設定されたオフセット値が表示されます。
次の計測はこの表示（設定）値から
行います。

＜注意＞
表示値の小数点位置は "モード０８" (Ｐ.20)と連動されています。

- 27 -

１７．アナログ入力の調整のしかた
各タイプの項目を参照して調整をしてください。
ゼロ、スパン調整ボリュームは図１５の位置にありますが、調整しにくい場合は左右のネジ
４カ所を外してケースより基板を出して調整してください。
図１５

１．電流入力設定

ＤＣ４～２０mA（Ａ２）タイプの場合

モード００ ： ４００.０（４００Hz）
モード０１ ： ４００.０
モード０４ ： －－００ （ＬＯＷカット率を０％に設定）

入力電流値
表示値
４.４８mA
１２
ゼロボリュームを回して調整してください。
２０.００mA
４００
スパンボリュームを回して調整してください。
（数回繰り返して微調整してください。）
調整後、下表のとおりになります。
入力電流値
２０mA
１６mA
表示値
４００
３００

２．電圧入力
設定

１２mA
２００

８mA
１００

４mA
０

ＤＣ１～５Ｖ（Ａ３）タイプの場合

モード００ ： ４００.０（４００Hz）
モード０１ ： ４００.０
モード０４ ： －－００ （ＬＯＷカット率を０％に設定）

入力電圧値
表示値
１.１２Ｖ
１２
ゼロボリュームを回して調整してください。
５Ｖ
４００
スパンボリュームを回して調整してください。
（数回繰り返して微調整してください。）
調整後、下表のとおりになります。
入力電圧値
５Ｖ
４Ｖ
表示値
４００
３００

- 28 -

３Ｖ
２００

２Ｖ
１００

１Ｖ
０

３．電圧入力
設定

ＤＣ０～５Ｖ（Ａ４）タイプの場合

モード００ ： ５００.０（５００Hz）
モード０１ ： ５００.０
モード０４ ： －－００ （ＬＯＷカット率を０％に設定）

入力電圧値
表示値
０.１Ｖ
１０
ゼロボリュームを回して調整してください。
５Ｖ
５００
スパンボリュームを回して調整してください。
（数回繰り返して微調整してください。）
調整後、下表のとおりになります。
入力電圧値
５Ｖ
４Ｖ
表示値
５００
４００

４．電圧入力
設定

３Ｖ
３００

２Ｖ
２００

１Ｖ
１００

０Ｖ
０

ＤＣ０～１０Ｖ（Ａ５）タイプの場合

モード００ ： ０００.０（１０００Hz）
モード０１ ： １０００
モード０４ ： －－００ （ＬＯＷカット率を０％に設定）

入力電圧値
表示値
０.１Ｖ
１０
ゼロボリュームを回して調整してください。
１０Ｖ
１０００
スパンボリュームを回して調整してください。
（数回繰り返して微調整してください。）
調整後、下表のとおりになります。
入力電圧値
１０Ｖ
８Ｖ
表示値
１０００
８００

- 29 -

６Ｖ
６００

４Ｖ
４００

２Ｖ
２００

０Ｖ
０

１８．アナログ出力の調整のしかた（オプション：ＡＶ／ＡＩタイプ付き）

お客様の仕様に合わせて各設定されていますが、アナログ出力電圧・電流を変更させる場合は、下記の手順に従って変更してください。
＜注意＞

電圧出力（ＡＶ）タイプ ⇔ 電流出力（ＡＩ）タイプに変更しない場合は手順④から操作を行ってください。

①

電源を切ってからケース本体側面のネジ（４ヶ所）を取り、基板を後方より引き出します。

②

スイッチを切り換えます。
（手前側が電流出力（ＡＩタイプ）／奥側が電圧出力（ＡＶタイプ））③

基板をケース本体に入れ、ネジ（４ヶ所）止めします。

〔アナログ出力の微調整〕④
Ｍ キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
⑤⑥⑦

Ｍ キーを押していき、アナログ出力テストに合わせます。
（取扱説明書Ｐ.13の「設定メニュー」を参照してください。）
以下の数値になるようにそれぞれスパンボリューム、ゼロボリュームを調整してください。
電圧出力の場合
表示値
電圧値
００
０Ｖ
１０
１０Ｖ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

電流出力の場合
表示値
電流値
０２
４ｍＡ
１０
２０ｍＡ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

電源を再度入れ直して、"モード０９" (Ｐ.21)で出力レンジを設定してください。
図１６- 30 -

１９．通信フォーマット

（オプション：ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き）≪ 通信コマンド ≫ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５通信を行うためのコマンドです。

コマンド（ホスト）⇔①瞬時計測値読み込み＠□□ＲＤＴ△△ＣＲ⇒⇐②積算計測値読み込み＠□□ＲＣＴ△△ＣＲ⇒⇐③現在ＯＵＴ１プリセット値読み込み＠□□ＲＰ１△△ＣＲ⇒⇐④現在ＯＵＴ２プリセット値読み込み＠□□ＲＰ２△△ＣＲ⇒⇐レスポンス（メータ）＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ
固定＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ
固定＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ
固定＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ固定⑤ＯＵＴ１プリセット値書き込み
＠□□ＷＰ１＋０１２３４５△△ＣＲ ⇒固定⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⑥ＯＵＴ２プリセット値書き込み
＠□□ＷＰ２＋０１２３４５△△ＣＲ ⇒固定⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⑦リセット
＠□□ＲＳＴ△△ＣＲ⑧瞬時表示へ切り換え＠□□ＤＳＤ△△ＣＲ⑨積算表示へ切り換え＠□□ＤＳＣ△△ＣＲ⑩ステータスクリア
＠□□ＲＥＲ△△ＣＲ
・□□
・△△
・◇◇

：
：
：

ＩＤ（００～９９）
チェックサム（ＭＯＤ）
ステータス- 31 -⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ≪ ＩＤ ≫
通信先のメータのＩＤを入力します。通信データはこのＩＤを持つメータに送信されます。

≪ チェックサム算出方法 ≫ＩＤは "００" 、コマンドは「リセット」とした場合
送信データは“＠００ＲＳＴ△△ＣＲ”
このデータがチェックサムの対象となります。
“＠” ＋ “０” ＋ “０” ＋ “Ｒ” ＋ “Ｓ” ＋ “Ｔ”
（40H）
（30H）
（30H）
（52H）
（53H）
（54H）
（
＝（１９９Ｈ）⇒）内はキャラコード16進数

この下位２桁 ９９がチェックサムとなります。

従って“＠００ＲＳＴ９９ＣＲ”となります。
≪ ステータス ≫ステータスは通信エラー、およびリレー出力の状態を示します。
bit７ ・・・ ＯＵＴ１ リレー状態 （１が立つと出力中）
bit６ ・・・ ＯＵＴ２ リレー状態 （１が立つと出力中）
bit５ ・・・
bit４ ・・・
bit３ ・・・ 通信フレーミングエラー
bit２ ・・・ オーバーランエラー
bit１ ・・・ パリティーエラー
bit０ ・・・ コマンド不正・チェックサムエラー
bit０～３の通信エラーは一度発生すると ステータスクリアコマンド "ＲＥＲ" でステータスをクリアするまで保持します。
・ステータス（例）ステータスが "８１" の場合"８１" は１６進を文字列に置き換えています。
これを１６進数として扱い、２進数に変換すると
bit7

bit6

bit5

bit4

bit3

bit2

bit1

bit0

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ Ｂとなります。（末尾 "Ｂ" は２進数の意）
よって次の状態が分かります。
・bit７に "１" が立っているのでＯＵＴ１が警報出力中。
・bit０に "１" が立っているのでコマンド不正・チェックサムエラーが過去に発生。

- 32 -

≪ 内部回路 ≫１）ＲＳ－２３２Ｃ（ＲＳ２タイプ）

図１７

１

ＴＸ

２

ＲＸ

４

Ｓ．Ｇ

（マキシム製

２）ＲＳ－４８５

MAX232 相当品）

２線式（ＲＳ４タイプ）

図１８

１
ＲＸ
２

ＴＸ
３

(N.C.)（リニアテクノロジー製

２）ＲＳ－４８５

LTC485 相当品）

４線式（ＲＳ４Ｗタイプ）

図１９

１
ＴＸ
２
３
ＲＸ
４
（リニアテクノロジー製

LTC485 相当品）

- 33 -

２０．開平演算機能（オプション：ＲＮタイプ付き）≪ 開平演算 ≫現在入力されている曲線的な入力を開平演算して表示します。
表示値100％
Ａ：瞬時表示値
Ｂ：現在の入力Ａ

0％

Ｂ
入力100％

積算計測も同じく開平演算されます。
≪ 開平演算の使用 ≫開平演算機能の使用は、"モード０２「演算機能の選択」" (Ｐ.17)で「２：開平演算機能」を選択してください。設定終了後、瞬時計測、積算計測とも開平演算されます。

- 34 -

２１．リニアライズ機能（オプション：ＲＮタイプ付き）≪ リニアライズ ≫１．任意に設定された入力に対しての任意に設定した出力（表示）をします。
２．設定は入力、出力とも２０チャンネル（ＣＨ）設定できます。
３．設定値は％で設定します。設定範囲は０.０～１９９.９％です。
Ａ２タイプ：入力０％＝４mA 入力１００％＝２０mA
Ａ３タイプ：入力０％＝１Ｖ 入力１００％＝ ５Ｖ
Ａ４タイプ：入力０％＝０Ｖ 入力１００％＝ ５Ｖ
Ａ５タイプ：入力０％＝０Ｖ 入力１００％＝１０Ｖ≪ リニアライズの使用 ≫リニアライズ機能の使用は、"モード０２「演算機能の選択」" (Ｐ.17)で「１：リニアライズ機能」を選択してください。設定終了後、瞬時計測、積算計測ともリニアライズされます。
≪ リニアライズの設定 ≫現在の入力、およびその入力に対しての出力を％で設定します。設定範囲は０００.０％～
１９９.９％です。
リニアライズ入力データの設定
キーを２秒以上押します。ＯＵＴ１ランプが点灯して、０１ＣＨの入力データの設定となります。
OUT1 ●
OUT2 ○

ＯＵＴ１ランプ点灯時は入力データ設定モード
01～20CH

入力値 0.0～199.9％

キーで点滅表示桁を右桁へ移動させ、 ∧キーで数値を変更します。

リニアライズ出力データの設定
MODE キーを押します。ＯＵＴ２ランプが点灯して、０１ＣＨの出力データの設定となります。
OUT1 ○
OUT2 ●

ＯＵＴ２ランプ点灯時は出力データ設定モード
01～20CH

MODE

出力値 0.0～199.9％

キーを押します。表示が下記となり０２ＣＨの入力データの設定となります。
OUT1 ●
OUT2 ○

ＯＵＴ１ランプ点灯時は入力データ設定モード
01～20CH

入力値 0.0～199.9％

次に MODE キーを押すと０２ＣＨの出力値の設定となりますので同様にして２０ＣＨまで設定してください。
＜注意＞１．出荷時、初期設定値はＰ.36、表５の設定値が入っています。
２．２０ＣＨまで設定できますが、必要なＣＨまでの設定をしてください。
３．未使用のＣＨは入力、出力とも設定値を０にしておいてください。

- 35 -

設定が終了しましたら、
戻ります。

ENT

キーを押してください。設定値を登録し、計測表示へ

RES キーを押した場合、計測表示へ戻りますが設定値の登録は行いませんので注意してください。
≪ リニアライズの初期設定値 ≫出荷時、および初期化後は表５の設定値になります。
初期化は ENT キーを押しながら電源を投入することにより行えます。
ＣＨ
０１
０２
０３
０４
０５
０６
０７
０８
０９
１０
設定メモ
ＣＨ
０１
０２
０３
０４
０５
０６
０７
０８
０９
１０

入力％
０００.０
０１２.５
０２５.０
０３７.５
０５０.０
０６２.５
０７５.０
０８７.５
１００.０
１１０.０

出力％
０００.０
０５０.０
０６０.０
０１０.０
０８０.０
０３０.０
０６０.０
０２０.０
１００.０
１１０.０

ＣＨ
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０

入力％
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０

表５
出力％
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０
０００.０

入力％

出力％

ＣＨ
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０

入力％

出力％

≪ リニアライズの例 ≫＜１＞メータの入力タイプ、および設定を次の通りとします。
・ＤＣ４～２０ｍＡ入力（Ａ２）タイプ
・最大入力（２０ｍＡ）が入力された時の瞬時表示値を「１０００」（モード０１(Ｐ.16)で設定されている値です。ここでは１０００と設定しています。）＜２＞リニアライズのデータを設定します。設定値は表６の通りとします。
（２０ＣＨまで設定できますが、設定は１０ＣＨまでとします。）
ＣＨ
０１
０２
０３
０４
０５
０６
０７
０８
０９
１０

入力（％）
０００.０（4mA）
０１２.５（6mA）
０２５.０（8mA）
０３７.５（ 10mA）
０５０.０（ 12mA）
０６２.５（ 14mA）
０７５.０（ 16mA）
０８７.５（ 18mA）
１００.０（ 20mA）
１１０.０（21.6mA）- 36 -

表６
出力（％）
０００.０（０）
０５０.０（ ５００）
０６０.０（ ６００）
０１０.０（ １００）
０８０.０（ ８００）
０３０.０（ ３００）
０６０.０（ ６００）
０２０.０（ ２００）
１００.０（１０００）
１１０.０（１１００）

＜３＞計測を始めます。瞬時表示値は図２０の通りになります。
（瞬時表示値）（％）
1100 1101000 100
↑
900
90
出
800
80
700
70
力
600
60
CH2
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
CH1
0
0
0
12.5
4
6

図２０
CH10
CH9
CH5
CH3

CH7

CH6
CH4
25
8

37.5
10

CH8
50
12

62.5
14

入

力

75
16

87.5
18

→

積算計測も同様にリニアライズされて計測されます。

- 37 -

10020

110（％）（mA）（アナログ入力）

２２．外形寸法図
外形寸法図

図２１

96

133.5

1

RA

OV

HD

2

TO

109

SPAN

15

1

ZERO
-

+

-

+

（単位：mm）

1

RA

OV

HD

2

TO

MODE

ENT

RES

パネルカット寸法と取り付け間隔

図２２

+0.8

+0.5

92 -0

70以上

45 -0

48

8.5

※120以上（単位：mm）※

オプションでフロントカバー（ＣＶ－０２）を取り付ける場合は、取り付け間隔を
１５０mm以上にしてください。

- 38 -

２３．据え置きタイプ（オプション：ＤＭタイプ付き）
図２３- 39 -

２４．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.12参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１） 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３をご用意できます。）（２）センサコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メータを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、
図２４のようにノイズフィルタをご使用ください。
※

ノイズフィルタは、別途用意しております。

図２４（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、近接センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図２５

図２６

（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図２７のようにスパークキラーを入れて対策
ください。

図２７

（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

- 40 -

２５．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

現

象

点

検

方

法

表示器が点灯しない →電源入力が正常か？センサ
ブランクのまま
コードは短絡していない
か？
↓
ＹＥＳ

対

策

と

処

置

→テスタで電圧と誤配線のチ
ェックをし、端子ネジを締め直す。

→トランス・ＩＣの破損→取扱店または弊社へご連絡
ください。

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
リレー出力異常
同期パルス異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.13参照）→１度、初期化を行って下さい。（Ｐ.12参照）→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。

３"０"表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？
↓↓↓↓→近接センサ等の検出距離が正常か？
↓↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合ってい
るか？
↓
ＮＯ

→設定された値が有効表示範
囲の以下である。

４"９９９９９９"
全桁点灯「エラー表示」→スケーリングデータの設定
間違い
↓
↓
↓
→ノイズの影響↓↓ＮＯ→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テスト
モードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.13参照）→センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くＯＮ／ＯＦＦ接触してみる。
→取扱説明書（Ｐ.9）を確認
たは弊社にご相談ください。
→取扱店または弊社へご連絡し、不明な場合、取扱店まください。

→設定値が大きすぎる。
(・瞬時表示：Ｐ.16モード００、０１参照
・積算表示：
Ｐ.16モード００、
Ｐ.19モード０７参照）→Ｐ.40のノイズ対策の項を参照しください。
→取扱店または弊社へご連絡ください。

- 41 -

Ｎｏ．
５

現

象

表示の「チラツキ」
が大きい

点

検

方

法

※

その他の異常処

置→時々表示が実測値より大きくなる↓→ノイズの影響。
（Ｐ.40参照）↓
実際の動きが変動している為
信号出力もバラツキ有り
↓
↓
ＮＯ

７

と

→センサ検出ミス、動作距離
または、小流量時のセンサ
確度チェック。

↓

時折表示が消えたり倍以上になる策→時々表示が実測値より小さ
くなる
↓

↓

６

対

→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイ
ド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響→有接点入力のチャタリング
による場合、入力をＬＯＷ
入力に切り換えるか、入力とＧＮＤ端子間に適当なコンデンサを入れてください。
→表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする（Ｐ.17モード０３
参照）。
→取扱店または弊社へご連絡ください。
→Ｐ.40のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサー
ジキラーを取り付けて止める。
→取扱店または弊社へご連絡ください。

改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 42 -