【 取 扱 説 明 書 】

3入力 温度計
温度計[ 測温抵抗体（Ｐｔ１００）入力タイプ ]ＭＯＤＥＬ：ＴＰ３０００
ＭＯＤＥＬ：ＴＰ３０００シリーズ
ＴＰ３０００シリーズ

シリーズ名

オプション

機能
測温抵抗体３入力（Ｐｔ１００）
温度表示補正機能
摂氏、華氏表示機能
警報出力６点（ＮＰＮオープンコレクタ出力）
７セグメントＬＥＤ（表示器：赤色）
７セグメントＬＥＤ（入力ＣＨ表示器：緑色）
ＤＣ２４Ｖ（±１０％）電源入力

ＴＰ３０００ＡＩ

アナログ電流出力（DC4～20mA）※

ＲＳ４

ＲＳ－４８５（２線式）※※ＡＩオプション、ＲＳ４オプションを同時に選択できません。

【 第１版 ２０１４．９．１ 】
＠ＴＰ３０００（１）ご使用に際しての注意事項とお願い
製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますよう、
お願い申し上げます。

！ ＜注意＞ 製品仕様以外では使用しないでください。
！ ＜注意＞ お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更は、おこなわないでください。
！ ＜注意＞ 直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
！ ＜注意＞ 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
！ ＜注意＞ 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
！ ＜注意＞ 本体に金属粉・ほこり・水などが入らないようにしてください。
！ ＜注意＞ 配線時は、必ず電源を切って作業してください。
！ ＜注意＞ メータに供給するＤＣ電源は、仕様にあった定格のものを使用してください。
！ ＜注意＞ 本機には電源スイッチがありませんので、電源印加後、ただちに動作状態となります。
！ ＜注意＞ 通電中は、端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。

目

次
１．付属品の確認と保証期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２～４

３．指示計（メータ）の取り付け方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

４．端子台の接続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

５．入力回路、出力回路の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

６．フロント部の各名称とその機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８～１０

７．設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１～１５
８．初期設定値と初期化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１８
９．設定一覧表示の設定方法≪呼び出しかた≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９≪設定表示一覧のキー操作方法≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
１０．各モード設定のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～３４≪呼び出しかた≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０≪各モード設定のキー操作方法≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２１
プリセットモード設定≪プリセットモードNo.とお知らせランプ動作≫ ・・・・・・・・・・・・・・・２２≪プリセットモード設定内容≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２５
プリセットモードNo.１,３,５ 「ＯＵＴ１，２，３：出力表示選択・出力動作選択・上下限選択」 ・２２～２３
プリセットモードNo.２,４,６,８,Ａ,Ｃ 「ＯＵＴ１～６：警報出力状態判別時間の設定」 ・・・・２４
プリセットモードNo.７,９,ｂ 「ＯＵＴ４，５，６：出力表示選択・出力動作選択・上下限選択」 ・２５
ヒステリシス設定
ヒステリシス設定≪ヒステリシスモードNo.とお知らせランプ動作≫ ・・・・・・・・・・・・・・２６≪ヒステリシス設定内容≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
ヒステリシスモードNo.１～６「ＯＵＴ１～ＯＵＴ６：ヒステリシス設定」
・・・・２６ＣＨ１、ＣＨ２、ＣＨ３入力モード
ＣＨ１、ＣＨ２、ＣＨ３入力モード設定、ＣＨ２、ＣＨ３入力モード設定≪入力モード設定とお知らせランプ動作≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７≪ＣＨ１、ＣＨ２、ＣＨ３入力モード設定内容≫・・・・・・・・・・・・・・・２７～３０
モードNo.1「ＣＨ１，２，３入力計測：小数点位置選択・最下位桁表示選択」 ・２７
モードNo.2「ＣＨ１，２，３入力計測：表示補正値の設定」 ・・・・・・・・・２８
モードNo.3「ＣＨ１，２，３入力計測：アナログ最小出力時の表示値設定」 ・・２９
モードNo.4「ＣＨ１，２，３入力計測：アナログ最大出力時の表示値設定」 ・・３０

共通モード設定
共通モード設定≪共通モードNo. とお知らせランプ動作≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１≪共通モード設定内容≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１～３４
共通モードNo.1「共通入力計測：表示単位選択」 ・・・・・・・・・・・・・・・３１
共通モードNo.2「共通入力計測：計測表示切換選択・表示サンプリング時間の選択」・３２共通モードNo.3「共通入力計測：断線検知時のアナログ出力選択」 ・・・・・・・３３
共通モードNo.4「ＲＳ４オプション：通信設定」 ・・・・・・・・・・・・・・・３３
共通モードNo.5「ＲＳ４オプション：ＩＤ番号・切換時間の設定」 ・・・・・・・３４
１１．モードプロテクト機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
１２．プリセット値設定のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６～３８≪呼び出しかた≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６≪プリセット値設定のキー操作方法≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・３６～３７
プリセット値設定≪プリセット値No.とお知らせランプ動作≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・３８≪プリセット値設定内容≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８
プリセット値No.１～６「ＯＵＴ１～ＯＵＴ６：プリセット値設定」
・・・・・・・３８
１３．アナログ調整のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９～４２≪呼び出しかた≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９≪アナログ調整のキー操作方法≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９～４２
１4．通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３～４７≪通信機能について≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３≪通信端子配置≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３≪通信内部回路≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３≪終端抵抗≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４≪通信タイミング≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４≪通信演算について≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５≪通信フォーマット≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６～４７
１５．外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８
１６．ノイズ対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９
１７．トラブルシューティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０１．付属品の確認と保証期間について付属品の付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認してください。
（１）ＴＰ３０００（お客様ご仕様どおりのもの） ・・・・・・・・・１（２）取付アダプタ：Ｙ９２Ｆ－３０（付属品） ・・・・・・・・・１（３）ＴＰ３０００取扱説明書（付属品） ・・・・・・・・・１

上記で誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。（お客様のご都合により、付属されていない場合もございます。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より、１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、当社工場で無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

取扱説明書、または仕様書等による契約以外の使用による故障②

弊社の了解なしにお客様による改造、または修理による故障③

故障の原因が弊社責以外の事由による故障④

製品仕様条件をこえた保管・移送、または使用による故障⑤

火災・水害・地震・落雷・その他、天災地変による故障

-1-

２．仕

様

（１）標準仕様
項
目
計測種類
計測方式
計
測

計測単位

仕
様
温度計測（入力に対し、スケーリング変換後の表示をおこなう）
Ａ／Ｄ変換方式
分解能：約１／２４５００
摂氏（°Ｃ）または、華氏（°Ｆ）を選択可（華氏表示＝ 摂氏表示 × １．８ ＋ ３２）[華氏単位は、輸出目的用です。日本国内では摂氏でご使用ください]
華氏単位は、輸出目的用です。日本国内では摂氏でご使用ください]

計測精度

摂氏表示において、±０．１５％ｒｄｇ． ±０．５℃（２３℃） 小数表示時±０．１５％ｒｄｇ． ±１℃（２３℃） 整数表示時

表示器
チャネル表示器赤色ＬＥＤ５桁表示 文字高：７mm (ゼロサプレス方式)
計測表示値に対応する入力チャネル表示（１～３）が点灯（緑色）表示

インジケータランプ 警報出力１～６に対応するＬＥＤが点灯（橙色）

温
度
計
測
表
示

赤色ＬＥＤ表示 文字高：７mm
計測単位に合わせ、°Ｃまたは、°Ｆを表示
摂氏：－２００．０～８００．０℃－２００～８００℃
計測表示範囲華氏：－３２８～１４７２°Ｆ
摂氏：－２２０．０～９９９．９℃－２２０～９９９℃
表示範囲
華氏：－３６４～１８３１°Ｆ
表示オーバー「最小計測表示」ｏｒ「最大計測表示」で点滅表示
断線検知
温度センサ入力が断線状態の時、「— — — — —点滅」表示
摂氏：小数点以下、０～０．０より選択可〔ＣＨ１～３入力計測各々で選択可〕
小数点表示
華氏：小数点なし固定“通常”・“０固定”・“０または５表示”より選択可
最下位桁表示〔ＣＨ１～３入力計測各々で選択可〕
表示サンプリング時間 表示を２００ｍＳ ～ １０Ｓで平均化（１０段階より選択可）
単位表示器

手動切換および自動切換より選択
温度計測表示切換 手動切換： DISP キーによる計測表示切換
自動切換：ＣＨ１～３を２秒毎に切換え、繰り返し表示
現在の温度表示を強制的に設定した値分だけ平行シフト補正
温度表示補正設定範囲（－１９．９～１９．９：小数点は固定）〔ＣＨ１～３入力各々で任意設定可〕

温
度
セ
ン
サ
入
力

適合温度センサ

白金測温抵抗体（Ｐｔ１００） [ＪＩＳ C１６０４ １９９７年による]

入力配線方式

３線式

導線抵抗許容範囲 １線あたり５Ω以下で等しいこと

入力端子

ＣＨ１：端子台

１（Ａ）－

２（Ｂ）－

３（ｂ）

ＣＨ２：端子台

５（Ａ）－

６（Ｂ）－

７（ｂ）

ＣＨ３：端子台

９（Ａ）－１０（Ｂ）－１１（ｂ）

検出電流

約１ｍA

入力温度特性±１５０ｐｐｍ／℃（０～５０℃）

-2-

警
報
出
力

ＯＵＴ１：端子台 １９（Ｃ）－２０（Ｅ）より出力
ＯＵＴ２：端子台 ２１（Ｃ）－２２（Ｅ）より出力
ＯＵＴ３：端子台 ２６（Ｃ）－２７（Ｅ）より出力
出力端子
ＯＵＴ４：端子台 ２８（Ｃ）－２９（Ｅ）より出力
ＯＵＴ５：端子台 ３０（Ｃ）－３１（Ｅ）より出力
ＯＵＴ６：端子台 ３２（Ｃ）－３３（Ｅ）より出力
比較方式
上限・下限（即）より選択可〔各出力で任意に設定可〕
出力モード
比較出力
出力選択
機能停止、ＣＨ１～３表示〔各出力で任意に設定可〕
出力判定
計測値とプリセット値との比較により、判定出力
プリセット値設定モードにより－２２００～９９９９で各出力任意にプリセット値設定
設定可（小数点無視）ＮＰＮオープンコレクタ出力 ６点
出力方式
最大定格：ＤＣ３０Ｖ ５０ｍＡ MAX
出力表示
各警報出力中、ＯＵＴＰＵＴ１～６ インジケータランプ（橙色）が点灯
表示ヒステリシス
０～９９９ 〔各出力で任意に設定可〕
設定
警報出力状態
出力領域に入ってから任意設定時間（０．０～９９．９秒）継続して判別時間
出力領域の場合に出力
温度センサ入力が断線状態の時に出力ＣＨ１断線検知出力：ＯＵＴ１の出力選択にて選択可
断線検知出力
ＣＨ２断線検知出力：ＯＵＴ２の出力選択にて選択可
ＣＨ３断線検知出力：ＯＵＴ３の出力選択にて選択可

各設定値をＦＲＡＭに書き込み[ 読み書き回数１０１０回以内、約１０年間保持 ※ＩＣスペックによる ]各モード設定時 DISP キーの動作を不能にする
モードプロテクト
モードプロテクト設定による切換え選択機能「Ｌ－ｏＦＦ」設定で変更可、「Ｌ－ｏｎ」設定で変更不可
アイソレーション 非絶縁
ウォームアップタイム 電源投入後３０分以上
動作電源
ＤＣ＋２４Ｖ（±１０％）
消費電力
５Ｗ以下
使用温湿度範囲
０～５０℃ ３０～８０％ＲＨ（但し、結露しないこと）
質量・外形寸法
約１０８ｇ Ｗ４８×Ｈ４８×Ｄ１０３ｍｍ（取り付けアダプタ含まず）
ケース材質
ＡＢＳ樹脂ガラス入り 黒色
データバック
アップ

そ
の
他

-3-

（２）アナログ出力オプション仕様≪ ＡＩオプション ≫アナログ出力 １：端子台 １２（＋）－１３（－）より出力（ＣＨ１温度表示用）
出力端子
アナログ出力 ２：端子台 １４（＋）－１５（－）より出力（ＣＨ２温度表示用）
アナログ出力 ３：端子台 １６（＋）－１７（－）より出力（ＣＨ３温度表示用）
最小および最大出力時の温度表示値を設定（小数点無視）
出力設定－２２００～９９９９ 〔ＣＨ１～３入力計測各々で任意に設定可〕
出力レンジ
ＤＣ４～２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω以下
出力精度
表示値に対し、±０．１％Ｆ.Ｓ.以内（２３℃）
出力温度特性±１００ｐｐｍ／℃ （０～５０℃）
出力応答時間約２０ｍｓ（但し、出力変化が９０％到達までの時間として）
Ｄ／Ａ変換方式
最大 １００００ 表示分解能 ※最大出力分解能※ 最大出力範囲：各最小／最大出力の表示値の設定幅に対し、０～１０２．４％までの範囲で出力します
温度センサ入力が断線状態の時、０％出力または１０２．４％を出力
断線検知の出力状態〔共通モードにて一括設定可〕（３）ＲＳ－４８５通信オプション仕様≪ ＲＳ４オプション ≫ＴＸ＋／ＲＸ＋ ：端子台 １２
ＴＸ－／ＲＸ－ ：端子台 １３
Terminator Com :端子台 １４
Terminator 100Ω:端子台 １５
通信端子
Terminator 150Ω:端子台 １６
Ｓ．Ｇ．
：端子台 １７※端子台は通信線２本挿入の場合、撚り線でのみ可能。（単芯線不可）
同径の通信線で1本あたりの線径が０．１４－０．２ｍｍ２であること。
信号レベル
ＥＩＡ ＲＳ－４８５規格準拠
通信方法
ＲＳ４ ：２線式 半二重通信
ボーレート
２４００bps/４８００bps/９６００bpsより選択
スタートビット
１ビット固定ストップビット
１ビット固定データビット
７ビット／８ビットより選択
パリティビット
無／奇数／偶数より選択
通信ＩＤ番号
００～９９より任意設定
通信コード
ＡＳＣＩＩ（アスキー）コード
通信方法
コマンド方式（１４．通信を参照）
最大接続台数
３２台（ホスト局を含む）
端子台１４－１５ ショート時、終端抵抗１００Ω
終端抵抗
端子台１４－１６ ショート時、終端抵抗１５０Ω( Terminator )※終端抵抗をお使いにならない場合、端子台１４～１６番へは配線しないでください。

-4-

３．指示計（メータ）の取り付け方法
指示計（メータ）の取り付け方法
１．パネルカット前面より指示計（メータ）を挿入してください。
２．背面より取付アダプタをスライドさせて、指示計（メータ）を固定してください。
この時、固定がゆるい場合は、固定ねじ（２箇所）を締めてください。
・板厚0.8mm～4.0mmのパネルに取り付けできます。
図３－１

ビス

取り付けアダプタ

ビス

パネルカット寸法と取り付け間隔
図３－２
+0.6

55 以上

+0.6

45 -0

45 -0

65 以上
（単位：mm）-5-４．端子台の接続方法
端子台接続図
図４－１

端子台ピッチ：３．５ｍｍ（フェニックス製：SMKDS1/11-3,5）
使用可能電線：単線０．１４～１．５ｍｍ２ （ＡＷＧ２６～１６）
撚線０．１４～１．０ｍｍ２ （ＡＷＧ２６～１７）
剥ぎ線長さ ：５．０ｍｍ※ ＲＳ４の通信線は撚線を使用し２本挿入の場合は1本あたりの線径が０．１４～０．２ｍｍ２以内であること。

！ ＜注意＞ 配線時は、必ず電源を切って作業してください。
！ ＜注意＞ 今一度、仕様範囲をご確認ください。
！ ＜注意＞ ＤＣ電源入力について
誤って ＋ － を逆に接続した場合、内部の保護回路が働き、逆電流を止めます。
この時は、接続を外し、正しい ＋ － の接続をしていただくと、正常に動作します。
！ ＜注意＞ 端子台に配線する時は、リード線を奥まで確実に差し込んでください。
！ ＜注意＞ N.C.には何も接続しないでください。

-6-

５．入力回路、出力回路の構成

１．センサ入力：測温抵抗体入力

図５－１２．警報出力（ＮＰＮオープンコレクタ出力）

図５－２

３．アナログ電流出力（ＡＩオプション）

図５－３

-7-

６．フロント部の各名称とその機能
①
図６－１

A

B

C

D

E

TEMPERATURE

③

②
CH

OUTPUT
1

2

3

4

5

6

④

MODE

⑤

DISP

ENT

⑦

⑧

⑥

①表示器（赤色）（Ａ～Ｅ）
計

測

時：ＣＨ１～３の温度計測値を表示します。
温度センサ入力断線時は、「点滅」を表示します。

初期化選択時：「点滅」を表示します。

初期化決定時は「

設定一覧表示時：「」を１秒間表示します。

（ Ｐｒ．Ｓｔ），（ＰＭｄ．Ｓｔ），（ＨＹＳ．Ｓｔ），（１Ｍｄ．Ｓｔ），（２Ｍｄ．Ｓｔ），（３Ｍｄ．Ｓｔ），（ＣＭｄ．Ｓｔ）」を表示します。

各 設 定 時：各モード設定中は、表示器Ａ～Ｅに設定値を表示します。
：プリセット値設定中は、ＯＵＴ１～６のプリセット値を表示します。
：ヒステリシス設定中は、ＯＵＴ１～６のヒステリシス値を表示します。
：モードプロテクト設定中は、｢｣と表示します。

：アナログ調整モード設定中は、表示器Ｂ～Ｅに現在のｂｉｔデータを表示します。

②チャネル表示器（緑色）②チャネル表示 器（緑色）
計 測 時：表示器に表示している温度計測値のチャネル番号を表示します。
各 設 定 時：各設定（モード設定、プリセット値設定、ヒステリシス設定、アナログ調整モード）
時に、各モードNo. 、プリセット値No. 、ヒステリシスNo. を表示します。

-8-

③インジケータランプ（橙色）③インジケータランプ （橙色）
計 測 時：ＯＵＴ１～６出力中に各インジケータランプが点灯します。
各 設 定 時：各設定（ＣＨ１～３入力モード設定、共通モード設定、アナログ調整モード）時、設定する各入出力チャネル番号に対応する番号が点灯します。
ＣＨ１入力モード設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ１点灯
ＣＨ２入力モード設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ２点灯
ＣＨ３入力モード設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ３点灯
共通モード設定時＝ ＯＵＴＰＵＴ１，２，３点灯：各設定（プリセット値設定、プリセットモード設定、ヒステリシス設定）時、設定する警報出力番号に対応する番号が点灯します。
ＯＵＴ１設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ１点灯
ＯＵＴ２設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ２点灯
ＯＵＴ３設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ３点灯
ＯＵＴ４設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ４点灯
ＯＵＴ５設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ５点灯
ＯＵＴ６設定時 ＝ ＯＵＴＰＵＴ６点灯④ 単位表示単位 表示器（赤色）表示 器（赤色）
計 測 時：計測単位の °Ｃまたは、°Ｆを表示します。
（共通モード設定"モードNo.１"での設定が必要です）⑤モードキー

MODE

電源投入時：

MODE

を押しながら電源をＯＮすることにより、テストモードに移行します。

（テストモードから抜け出す時は、電源を再投入します）
計

測

時：

MODE

のみ、２秒以上押すと設定一覧表示へ移行します。

設定一覧表示時：設定表示の切換えをおこないます。
（Ｐｒ．Ｓｔ → ＰＭｄ．Ｓｔ → ＨＹＳ．Ｓｔ →１Ｍｄ．Ｓｔ →２Ｍｄ．Ｓｔ → ３Ｍｄ．Ｓｔ→ ＣＭｄ．Ｓｔ → Ｐｒ．Ｓｔ→ ・・・）
各 設 定 時：各モードNo. 、プリセット値No. 、ヒステリシスNo. および調整No.の切換えをおこないます。

⑥シフトキー
計

測MODEを２秒以上押すことにより、計測表示に移行します。

▼：アナログ調整モード時、時：モードプロテクト機能を呼び出し、変更する場合に使用します。
２秒以上ＯＮ：現在のモードプロテクト状態が表示
そのまま８秒以上ＯＮ：モードプロテクト状態が変更

設定一覧表示時：表示器に表示している設定に移行します。

▼

各 設 定 時：各設定（モード設定、プリセット値設定、ヒステリシス設定）時に点滅表示している
位置（桁）を右へ移動させます。
各設定時、を押しながら MODE を押すと、降順でモードNo.(ＣＨ表示) の切換えをおこないます。
（Ｃ→ｂ→Ａ・・・１→０→Ｃ→ｂ・・・）：アナログ調整モードの温度センサ入力設定時、このキーを押している間、現在登録されている入力ｂｉｔデータを表示します。
：アナログ調整モードのアナログ出力設定時、このキーを押している間、出力ｂｉｔデータを下げます。

-9-⑦ディスプレイ
ディスプレイキー
レイキー
電源投入時：DISP

DISP

を押しながら電源をＯＮすることにより、アナログ調整モードに移行します。

初期化選択時：初期化選択状態中（移行します。
計

測

表示）に

DISP

を押すと、初期化せず
初期化せずに計測動作に初期化せず

時：ＣＨ１～３入力計測表示の切換えをおこないます。
（共通モード設定“モードNo.２”での設定が必要です）： DISP を押しながら ENT を５秒以上押すと、電源ＯＮ時の状態から計測を再スタートします。
※〔動作リセット〕〔動作リセット〕

設定時：各設定（モード設定、プリセット値設定、ヒステリシス設定）時に設定桁（点滅表示の桁）の数値を上げます。
：アナログ調整モードのアナログ出力設定時、このキーを押している間、出力ｂｉｔデータを上げます。

⑧エンターキーエンターキー

ENT

電源投入時：

ENT

を押しながら電源をＯＮすると、「なります。

」表示となり、初期化選択状態と初期化選択時：初期化選択状態中（表示）に ENT を押すと、表示が「初期化をおこないます。その後は計測動作に移行します。
初期化をおこないます
設定一覧表示時：計測表示に移行します。
設

定時：各設定（モード設定、プリセット値設定、ヒステリシス設定）時に設定値の登録をおこない、設定一覧表示に移行します。
設定値の登録をおこない：アナログ調整モード設定中は、表示中のｂｉｔ
ｂｉｔデータを登録
ｂｉｔ データを登録します。
データを登録- 10 -」となり、

７．設定メニュー≪テストモード≫- 11 -

≪各モード遷移≫
電源OFF
電源ON
を押しながら電源ONを押しながら
電源ONを押しながら
電源ON

アナログ調整モード「」 点滅表示＜計測表示＞
動作リセット *1

初期化
5秒以上ON

設定一覧表示モードプロテクト解除

モードプロテクト動作≪プリセット値設定≫

設定一覧表示 「」時A B C D E
9 9 9. 9 ＯＵＴ１：プリセット値設定
12
9 9 9. 9 ＯＵＴ２：プリセット値設定
9 9 9. 9 ＯＵＴ３：プリセット値設定
3
9 9 9. 9 ＯＵＴ４：プリセット値設定
45
9 9 9. 9 ＯＵＴ５：プリセット値設定
9 9 9. 9 ＯＵＴ６：プリセット値設定6

設定一覧表示 「」- 12 -

テストモード≪プリセットモード設定≫

設定一覧表示 「

」時

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
b
C

設定一覧表示 「A B C D E
0 0 0
0 0. 00 0 0
0 0. 00 0 0
0 0. 00 0 0
0 0. 00 0 0
0 0. 00 0 0
0 0. 0」≪ヒステリシス設定≫

設定一覧表示 「」時A B C D E
1
0 0. 02
0 0. 03
0 0. 00 0. 04
5
0 0. 06
0 0. 0

設定一覧表示 「」- 13 -

≪ＣＨ１，ＣＨ２，ＣＨ３入力モード設定≫

設定一覧表示 「～」時A B C D E1
10
2
0 0. 03
0 0 0. 04
8 0 0. 0

設定一覧表示 「」≪共通モード設定≫

設定一覧表示 「」時A B C D E
1
0
2
0
2
3
0
4
0 1 0 2
50 0 0 0

設定一覧表示 「」- 14 -

≪アナログ調整モード≫
電源ＯＦＦ

アナログ調整モード- 15 -

８．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合は、その設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は、下記（表８－１～表８－８）の初期設定値となっています。

ＣＨ１入力モード設定
モード
初期設定値
No.
CH Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１
１
２
(-)
０ 0．
３
(-) ０ ０ 0．
４
(-) 8
０ 0．
ＣＨ２入力モード設定
モード
初期設定値
No.
CH Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１
１
２
(-)
０ 0．
３
(-) ０ ０ 0．
４
(-) 8
０ 0．
ＣＨ３入力モード設定
モード
初期設定値
No.
CH Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１
１
２
(-)
０ 0．
３
(-) ０ ０ 0．
４
(-) 8
０ 0．

表８－１
設定メモ欄
モード内容
Ｅ
０
０
0
0

Ａ
－

Ｂ
－

Ｃ

Ｄ
－

Ｅ
ＣＨ１計測：小数点位置選択・最下位桁表示選択
ＣＨ１計測：表示補正値の設定
ＣＨ１計測：アナログ最小出力時の表示値設定
ＣＨ１計測：アナログ最大出力時の表示値設定
表８－２

設定メモ欄
モード内容
Ｅ
０
０
0
0

Ａ
－

Ｂ
－

Ｃ

Ｄ
－

Ｅ
ＣＨ２計測：小数点位置選択・最下位桁表示選択
ＣＨ２計測：表示補正値の設定
ＣＨ２計測：アナログ最小出力時の表示値設定
ＣＨ２計測：アナログ最大出力時の表示値設定
表８－３

設定メモ欄
モード内容
Ｅ
０
０
0
0

Ａ
－

Ｂ
－

Ｃ

Ｄ
－

Ｅ
ＣＨ３計測：小数点位置選択・最下位桁表示選択
ＣＨ３計測：表示補正値の設定
ＣＨ３計測：アナログ最小出力時の表示値設定
ＣＨ３計測：アナログ最大出力時の表示値設定※１：モード３，４はアナログ出力オプション選択時に表示します。

共通モード設定
モード
初期設定値
No.
CH Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１
２
０
３
４
０ １ ０
５
０ ０ ０

表８－４
設定メモ欄
モード内容
Ｅ
０
２
０
２
０

Ａ
－
－
－

Ｂ
－
－
－

Ｃ
－
－

Ｄ
－
－
－

Ｅ
ＣＨ１～３共通：表示単位選択計
ＣＨ１～３共通：測表示切換選択・表示サンプリング時間の選択
ＣＨ１～３共通：断線検知時のアナログ出力選択
ＲＳ４：通信設定
ＲＳ４：ＩＤ番号・送受信切換時間の設定※２：モード３はアナログ出力オプション選択時に表示します。
※３：モード４，５は通信オプション選択時に表示します。

- 16 -

プリセット値設定
プリセット
Ａ
値No.
１
(-)
２
(-)
３
(-)
４
(-)
５
(-)
６
(-)

表８－５
初期設定値
Ｂ Ｃ Ｄ
９ ９ 9．
９ ９ ９．
９ ９ ９．
９ ９ ９．
９ ９ ９．
９ ９ ９．

プリセットモード設定
初期設定値
プリセット
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
モードNo.
１
0
0
２
0
0．
３
０
0
４
0
0．
５
０
0
６
0
0．
７
０ ０
８
0
0．
９
０ ０
Ａ
0
0．
ｂ
０ ０
Ｃ
0
0．
ヒステリシス設定
ヒステリシス
Ａ
No.
１
２
３
４
５
６

Ｅ
９
９
９
９
９
９

Ａ

設定メモ欄
Ｂ Ｃ
Ｄ

OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
表８－６

Ｅ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ａ
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

設定メモ欄
Ｂ Ｃ
Ｄ
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

対象出力
Ｅ
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6
表８－７

初期設定値
Ｂ Ｃ Ｄ
0
0．
0
0．
0
0．
0
0．
0
0．
0
0．

Ｅ
0
0
0
0
0
0

Ａ
－
－
－
－
－
－

設定メモ欄
Ｂ Ｃ
Ｄ

Ａ
Ｌ

初期設定値
Ｂ
Ｃ
Ｄ
－
ｏ
Ｆ

Ｅ
Ｆ

対象出力
Ｅ
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
OUT6

モードプロテクト設定
モード
プロテクト機能

対象出力Ｅ

Ａ- 17 -

表８－８
設定メモ欄
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

初期化についてENTを押しながら電源を投入することにより、“”表示となり、初期化選択状態と

なります。
この時、
DISP

ENT

を押すと、初期化をおこない、初期化をおこない、計測動作に移行します。
初期化をおこない、を押すと、初期化をおこなわず、初期化をおこなわず、計測動作に移行します。
初期化をおこなわず、

初期化後、各設定値は表８－１～表８－８の設定値になります。

！ ＜注意＞
１．初期化をおこなうと、現在の設定値がすべて初期設定値となります。初期化をおこなう
場合は、あらかじめ現在の設定値の記録を残してから実行してください。
２．正常な動作から急に表示や機能に異常が発生した場合などは、まず動作リセットをおこなってください。
それでも異常な状態がなおらない場合に上記の方法で初期化をおこなってください。
初期化後、各モード、プリセット値等を再設定してください。

動作リセット
計測表示中に DISP を押しながらスタートします。

ENTを5秒以上押すと、電源ＯＮ時の状態から計測をノイズ等で動作不安定などの場合にお試しください。

- 18 -

９．設定一覧表示の設定方法≪呼び出しかた≫１． MODE を2秒以上、押します。

２．設定一覧表示に入り、表示器に「」が表示されます。

≪設定表示一覧のキー操作方法≫
操作キー
表示部
ＡＢＣＤＥ
↓
↓
↓
MODE

↓
↓
↓
↓
繰り返し

操作内容
押すごとに設定表示の切換えをします。
「 Ｐｒ．Ｓｔ（プリセット値設定）」↓「ＰＭｄ．Ｓｔ（プリセットモード設定）」↓「ＨＹＳ．Ｓｔ（ヒステリシス設定）」↓「１Ｍｄ．Ｓｔ（ＣＨ１入力モード設定）」↓「２Ｍｄ．Ｓｔ（ＣＨ２入力モード設定）」↓「３Ｍｄ．Ｓｔ（ＣＨ３入力モード設定）」↓「ＣＭｄ．Ｓｔ（共通モード設定）」
設定をおこなう表示を選択してください。

▼

押すと、各設定に移行します。
各設定項の操作にしたがい、設定変更してください。

押すと、計測表示に戻ります。
ENT

各設定が終了しましたら押してください。

！ ＜注意＞
各設定メニューから設定一覧表示に戻ると、「- 19 -」表示となります。

１０．各モード設定のしかた

２．

MODE

３．

▼

≪呼び出しかた≫１． MODE を２秒以上押すと、｢を１回押すと、「｣表示となります。（設定一覧表示）」表示となります。

を押すと、プリセットモード設定となり、プリセット動作の設定ができます。

≪各モード設定のキー操作方法≫
操作キー

表示部
Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０

MODE

▼

または

ＣＨ
１
↑
モードNo.

モードNo.を変更します。
モードは０～Ｃ（最大）まであります。
┌ →０→１→・・・→Ｃ→ ┐└────────────┘
MODE を押すごとにモードNo.が順に変更します。
〔昇順動作〕
を押しながら MODE を押すごとにモードNo.
が逆に変更します。
〔降順動作〕
▼

を
押しながら

操作内容

MODE

▼

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０→０→０
↑
↓
ＣＨ
└———┘
１
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０
↑
ＣＨ
０～２
１

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動します。

Ａ

DISP

ＣＨ１～３入力モード設定時のみ＜表示器Ａ設定時＞
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０ ０↑└（-） ，ブランク
ＣＨ
２

DISP

を押すと、点滅表示の数値が１ずつ上がります。
┌ →０→１→２→ ┐└────────┘＜注意＞！
１．各モード設定の項目ごとに数値変化は違います。最大“９”まで上がるものもあります。
２．ＣＨ１～３入力モード設定内、モード
No. ２～４では、表示器Ａに（－：マイナス）設定が可能です。
設定時、Ｂ～Ｅの表示が点滅します。
┌→（-）→ ブランク→┐└──────────┘

同様の手順で必要な箇所の設定をしてください。
Ａ

ENT

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔENT で設定値を登録
設定値を登録し、設定一覧表示に設定値を登録戻ります。

ＣＨ- 20 -ＡENT

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ計 測 表 示ENTを押すと、計測表示となります。

ＣＨ
１！ ＜注意＞
設定値を登録中（ ENT を押してから設定一覧表示に戻るまで）は、電源をＯＦＦにしないでください。設定が反映されません。

下記設定全てにおいて、設定方法は同じです。

・プリセットモード設定「｣表示・ヒステリシス設定「｣表示

・ＣＨ１入力モード設定「｣表示・ＣＨ２入力モード設定「｣表示・ＣＨ３入力モード設定「｣表示・共通モード設定｣表示

警報出力に関する設定

計測に関する設定「- 21 -

プリセットモード設定≪プリセットモードNo.とお知らせランプ動作≫
お知らせ表示ランプ動作
プリセットモードNo.
ＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯
１
ＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯
２
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯
３
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯
４
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯
５
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯
６

プリセットモードNo.
７
８
９
Ａ
ｂ
Ｃ

表１０－１
お知らせ表示ランプ動作
ＯＵＴＰＵＴ４ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ４ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ５ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ５ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ６ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ６ランプ点灯≪プリセットモード設定内容≫
プリセット
ＯＵＴ１，２，３：出力表示選択・出力動作選択・上下限選択
モードNo.
Ａ Ｂ
１（OUT1）
３（OUT2）
５（OUT3）

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０
上下限選択
０：上限
１：下限（即）
出力動作選択０：機能停止１：警報出力２：断線検知出力（ＣＨ入力計測固定）
出力表示選択０：ＣＨ１入力計測
１：ＣＨ２入力計測
２：ＣＨ３入力計測

警報出力は、計測値とプリセット値との比較結果により、判定出力します。
プリセット値の設定は、Ｐ.３６～３８「１２．プリセット値設定のしかた｣を参照してください。
［ 出力表示選択 ］
どの表示に対して警報出力するかを選択します。
０：ＣＨ１入力計測
ＣＨ１入力計測表示に対し出力します。
１：ＣＨ２入力計測
ＣＨ２入力計測表示に対し出力します。
２：ＣＨ３入力計測
ＣＨ３入力計測表示に対し出力します。
［ 出力動作選択 ］
プリセット出力の出力動作を選択します。
０：機能停止出力の機能を停止します。
１：警報出力表示値とプリセット値を比較し、警報出力します。
２：断線検知出力（ＣＨ入力計測固定）
温度センサ入力が断線状態（「— — — — —点滅」表示）の時、出力します。プリセットモードNo. に応じてＣＨ入力計測は、以下の通り
固定です。
モードNo. １で選択した場合、ＣＨ１入力計測に対応
モードNo. ３で選択した場合、ＣＨ２入力計測に対応
モードNo. ５で選択した場合、ＣＨ３入力計測に対応- 22 -

！ ＜注意＞｢断線検知出力｣を選択すると、｢出力表示選択｣の設定は無効となります。
［ 上下限選択 ］
どのような条件で警報出力するかを選択します。
０：上限「表示値 ≧ プリセット値」の時に警報出力します。
１：下限（即）「表示値 ≦ プリセット値」の時に警報出力します。

【警報出力タイミングチャート 参考図】

図１０－１

＜注意＞
表示値が「— — — — —点滅」では警報出力は強制解除されます。

- 23 -

プリセットＯＵＴ１～６：警報出力状態判別時間の設定
モードNo.
Ａ Ｂ
２（OUT1）
４（OUT2）
６（OUT3）
８（OUT4）

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０．０
警報出力状態判別時間
００．１～９９．９秒（００．０は機能停止）［ 警報出力状態判別時間 ］
プリセット設定値（しきい値）をこえて出力領域になってから、設定時間内に継続して出力領域にある場合に出力します。
尚、設定時間内に出力領域外になると、警報出力状態判別時間は解除されます。
【警報出力状態判別時間 設定例】

Ａ
（OUT5）

図１０－２
警報出力状態判別時間：５．0秒 時

Ｃ（OUT6）- 24 -

プリセットＯＵＴ４，５，６：出力表示選択・出力動作選択・上下限選択
モードNo.
Ａ Ｂ
７（OUT4）
９（OUT5）b（OUT6）

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０
上下限選択
０：上限
１：下限（即）

出力動作選択０：機能停止１：警報出力
出力表示選択０：ＣＨ１入力計測
１：ＣＨ２入力計測
２：ＣＨ３入力計測
警報出力は、計測値とプリセット値との比較結果により判定出力します。
プリセット値の設定は、Ｐ.３６～３８「１２．プリセット値設定のしかた｣を参照してください。
設定方法は、Ｐ.２２～２３記載の "プリセットモードNo.１，３，５"「ＯＵＴ１，２，３の設定」と同様ですのでそちらを参照してください。

！ ＜注意＞
断線検知出力の選択はできません。断線検知出力は、"プリセットモード
Ｎo.１，３，５"「ＯＵＴ１，２，３の設定」のみ設定可能です。

- 25 -

ヒステリシス設定≪ヒステリシスモードNo.とお知らせランプ動作≫
お知らせ表示ランプ動作
ヒステリシスモードNo.
ＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯
１
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯
２
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯
３

ヒステリシスモードNo.
４
５
６

表１０－２
お知らせ表示ランプ動作
ＯＵＴＰＵＴ４ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ５ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ６ランプ点灯≪ヒステリシス設定内容≫
ヒステリシス
ＯＵＴ１～ＯＵＴ６：ヒステリシス設定
モードNo.
Ａ Ｂ
１（OUT1）

Ｘ：警報出力番号（１～６）

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０．０

表示ヒステリシス値 （ＯＵＴＸに有効）
０００～９９９（ "０００" は表示ヒステリシス機能の停止）

２（OUT2）［ 表示ヒステリシス値 ］
３
ＯＵＴ１～６のプリセット設定値に対し、０００～９９９まで（OUT3）（小数点を無視した３桁）の任意の設定した値で表示ヒステリシス動作をおこないます。
４（OUT4）【表示ヒステリシス動作有効時のタイミングチャート】
図１０－３
！
５
（OUT5）
表示値
６
表示ヒステリシス値
プリセット設定値（OUT6）
表示ヒステリシス値
時間

上限比較出力下限比較出力下限比較出力（遅延）

斜線部分が表示ヒステリシス値の部分です。

- 26 -

ＣＨ１，ＣＨ２，ＣＨ３
ＣＨ１，ＣＨ２，ＣＨ３入力，ＣＨ２，ＣＨ３入力モード
入力モード設定
モード設定≪入力モード設定とお知らせランプ動作≫ 表１０－３
お知らせ表示ランプ動作
入力モード設定ＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯
ＣＨ１
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯
ＣＨ２
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯
ＣＨ３≪ＣＨ１，ＣＨ２，ＣＨ３入力モード設定内容≫
モードNo. ＣＨ１，２，３入力計測：小数点位置選択・最下位桁表示選択

Ｘ：ＣＨ番号（１～３）
Ａ
１

Ｂ

Ｃ Ｄ
１

Ｅ
０
ＣＨＸ 最下位桁補正
０：通常表示
１：０固定
２：０または５
ＣＨＸ 小数点位置（表示単位℃の時のみ有効）
小数点位置
０：
０
１：０．０

［ 小数点位置 ］
小数点以下の表示桁を設定します。

！ ＜注意＞
共通モード設定で表示単位を °Ｆ にした場合、この設定は無効となり、 “小数点無し” となります。
［ 最下位桁表示 ］
表示の最下位桁（右端の桁）の表示方法を設定します。
０：通常表示・・・表示サンプリング時間に同期して計測値を表示します。
１：０固定・・・・常に ０ を表示します。
２：０または５・・計測値が０～４の時は、 ０ ，５～９の時は、 ５ を表示します。

- 27 -

モードNo.

ＣＨ１，２，３入力計測： 表示補正値の設定

Ｘ：ＣＨ番号（１～３）
２

Ａ Ｂ
(-)

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０．０
ＣＨＸ 表示補正値－１９．９～１９．９〔マイナス符号設定は、全桁点滅時に変更可（表示器Ａ）〕［ 表示補正値 ］
表示値を補正したい場合に使用します。
－１９．９～１９．９までで任意に設定すると、"温度表示値±表示補正値"が表示されます。
"００．０" の場合は、機能停止となり補正されません。
＜注意＞！ 小数点位置は第一位で固定です。
【表示補正値 設定例】

図１０－４
表示補正値：－０１．0 の時（表示値）- 1.0分表示シフト

表示補正した表示値- 28 -

モードNo.

ＣＨ１，２，３入力計測：アナログ最小出力時の表示値設定※ＡＩオプション
ＡＩオプション選択時に表示します。
オプション選択時に表示します。

Ｘ：ＣＨ番号（１～３）
３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-) ０ ０ ０．０
ＣＨＸ アナログ最
アナログ最小出力表示値
小出力表示値－２２００～９９９９〔マイナス符号設定は、全桁点滅時に変更可（表示器Ａ）〕［ アナログ最小出力時の表示値 ］
アナログ最小出力時の表示値を設定します。
アナログ最大出力時の表示値との勾配でアナログ出力します。

！ ＜注意＞
１．小数点位置は、｢モードNo.１：ＣＨＸ 小数点位置選択｣に連動して点灯します。
２．必ず、以下の条件を設定してください。
「アナログ最小出力表示値 ＜ アナログ最大出力表示値」「アナログ最小出力表示値 ＞ アナログ最大出力表示値」
３．「アナログ最小出力表示値 ＝ アナログ最大出力表示値」と設定した場合、アナログ出力は最小値となります。
４．アナログ出力は、表示値がこの設定値を下回っても出力します。
５．０％を下回って、さらに表示値が下回る方向に変化しても、０％の出力を保持します。
６．｢モードNo.３｣ ｢モードNo.４｣での設定値の勾配に関連しますが、オーバー表示「最小計測表示＋表示補正値」または「最大計測表示＋表示補正値」の場合、強制的に０％ ｏｒ
１０２．４％の出力となります。
７．温度センサの断線を検知した場合、｢共通モードNo.３：断検知時のアナログ出力選択｣に依存します。
［例１］０～１０Ｖ出力で表示値が｢－１００．０｣の時、アナログ最小出力（０Ｖ）と設定する場合は、以下の設定となります。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
－ １ ０ ０．０
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ
１

モードNo.３：４桁数値と符号モードNo.１：小数点位置- 29 -

モードNo.

ＣＨ１，２，３入力計測：アナログ最大出力時の表示値設定※ＡＩオプション
ＡＩオプション選択時、オプション選択時、表示します。
選択時、表示します。

Ｘ：ＣＨ番号（１～３）
４

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-) ８ ０ ０．０
ＣＨＸ アナログ最
アナログ最大出力表示値
大出力表示値－２２００～９９９９〔マイナス符号設定は、全桁点滅時に変更可（表示器Ａ）〕［ アナログ最大出力時の表示値 ］
アナログ最大出力時の表示値を設定します。
アナログ最小出力時に設定した表示値との勾配でアナログ出力します。

！ ＜注意＞
１．小数点位置は、｢モードNo.１：ＣＨＸ 小数点位置選択｣に連動して点灯します。
２．モードNo.３と同様、必ず、以下の条件を設定してください。
「アナログ最小出力表示値 ＜ アナログ最大出力表示値」「アナログ最小出力表示値 ＞ アナログ最大出力表示値」
３．「アナログ最小出力表示値 ＝ アナログ最大出力表示値」と設定した場合、アナログ出力は最小値となります。
４．アナログ出力は、表示値がこの設定値をこえても出力します。
アナログ最小出力表示値とアナログ最大出力表示値との設定幅に
アナログ最小出力表示値とアナログ最大出力表示値との設定幅に対し、１０２．４％まで
対し、１０２．４％まで出力まで出力可能です。
出力可能です。
５．１０２．４％を超えて、さらに表示値が上回る方向に変化しても、
１０２．４％の出力を保持します。
６．｢モードNo.３｣ ｢モードNo.４｣での設定値の勾配に関連しますが、オーバー表示「最小計測表示＋表示補正値」または「最大計測表示＋表示補正値」の場合、強制的に０％ ｏｒ
１０２．４％の出力となります。
７．温度センサの断線を検知した場合、｢共通モードNo.３：断検知時のアナログ出力選択｣に依存します。
［例２］

Ａ

Ａ

［例３］

０～１０Ｖ出力で表示値が｢１００．０｣の時、アナログ最大出力（１０Ｖ）と設定する場合は、以下の設定となります。
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１ ０ ０．０
Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ
１

モードNo.４；４桁数値と符号モードNo.１；小数点位置

アナログ最小出力表示値とアナログ最大出力表示値の関係が「－１０００～１０００：設定幅２０００」の時、表示値が１０２．４％である「１０４８」まで、リニアに出力します。

- 30 -

共通モード設定≪共通モードNo.とお知らせランプ動作≫
表１０－４
お知らせ表示ランプ動作
共通モードNo.
ＯＵＴＰＵＴ１，２，３ランプ点灯
１～５≪共通モード設定内容≫
共通
共通入力計測：表示単位選択
モードNo.
Ａ
１

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ
０
表示単位
０：°Ｃ（摂氏）
１：°Ｆ（華氏）［ 表示単位 ］
摂氏表示または、華氏表示を設定します。
０：°Ｃ・・・表示単位を摂氏で表示します。
１：°Ｆ・・・表示単位を華氏で表示します。
（華氏表示＝ 摂氏表示（下１桁分まで） × １．８ ＋ ３２の整数部）！ ＜注意＞
１．華氏表示は輸出目的用
輸出目的用です。日本国内では日本国内では、輸出目的用
日本国内では、摂氏で使用して摂氏ください。
２．華氏表示は、摂氏表示を基に形成しています。
３．華氏表示では、小数点以下の値は切り捨て処理となっています。
４．表示単位を変更（°Ｃ ⇔ °Ｆ）した場合、以下の設定値は表示値に対して機能していますので、必ず表示単位にあわせ必ず表示単位にあわせた表示値に対して機能
必ず表示単位にあわせた設定値
設定値を再登録してください。
再登録してください。
・プリセット値設定 （ＯＵＴ１～ＯＵＴ６）・ヒステリシス設定 （ＯＵＴ１～ＯＵＴ６）・ＣＨ１入力モード設定（ＣＨ１アナログ最小／最大出力表示値）
・ＣＨ２入力モード設定（ＣＨ２アナログ最小／最大出力表示値）
・ＣＨ３入力モード設定（ＣＨ３アナログ最小／最大出力表示値）［例４］

摂氏表示で８７．６℃の時、華氏表示では小数第１位までの値の８７．６×１．８＋３２＝１８９．６８の整数桁表示となります。
したがって摂氏８７．６度の時、華氏表示は１８９度と表示します。

- 31 -

共通
モードNo.

共通入力計測：計測表示切換選択・表示サンプリング時間の選択
Ａ

２

Ｂ

Ｃ Ｄ
０

Ｅ
２
表示サンプリング時間
０：２００ｍｓ
１：５００ｍｓ
２：
１ｓ
３：
２ｓ
４：
３ｓ

５： ５ｓ
６： ６ｓ
７： ７ｓ
８： ８ｓ
９：１０ｓ

計測表示切換
０：手動切換
１：自動切換（２秒毎にＣＨ１～３入力計測表示を自動切換）［計測表示切換］
計測表示の切換えを手動でおこなうか自動でおこなうかを選択します。
０：手動切換DISPを押すことにより、計測表示を切換えます。

（ＣＨ１入力計測 → ＣＨ２入力計測 → ＣＨ３入力計測 → ＣＨ１入力計測・・・）
DISP

DISP

DISP

１：自動切換
２秒毎に計測表示を自動で切換えます。
（ＣＨ１入力計測 → ＣＨ２入力計測 → ＣＨ３入力計測 → ＣＨ１入力計測・・・）
２秒
２秒
２秒
２秒

！ ＜注意＞
１．計測表示切換選択を変更すると、必ずＣＨ１入力
ＣＨ１入力計測表示
ＣＨ１入力計測表示から開始
計測表示から開始
しますので注意してください。
２．１度電源をＯＦＦにすると、手動／自動に関わらず、必ず
必ずＣＨ１
必ずＣＨ１
入力計測表示入力計測表示から開始
表示から開始します。
から開始［表示サンプリング時間］
温度センサ信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算表示するものです。したがって設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。この設定はチラツキ防止や表示安定に使用してください。

！ ＜注意＞
表示サンプリング時間の選択を変更した場合、変更した設定値は前データ（前表示サンプリング時間）が終了後、有効となります。

- 32 -

共通
モードNo.

共通入力計測：断線検知時のアナログ出力選択※ＡＩオプション選択時、表示します。
ＡＩオプション選択時、表示します。
Ａ

Ｂ

Ｃ

３

Ｄ

Ｅ
０
断線検知アナログ出力
断線検知アナログ出力
０：最小出力（０％）
１：最大出力（１０２．４％）［ 断線検知アナログ出力 ］
温度センサが断線時（「－ － － － －点滅」）のアナログ出力状態を選択します。
０：最小出力・・・アナログ出力の最小値（０％）を出力
１：最大出力・・・アナログ出力の最大値（１０２．４％）を出力［例５］

共通
モードNo.

４～２０ｍＡ出力で断線検知アナログ出力を最大出力に選択すると「－ － － － －点滅」時、２０．３８４ｍＡ（１０２．４％）が出力されます。

ＲＳ４：通信設定※ＲＳ４オプション
ＲＳ４オプション選択時、オプション選択時、表示します。
選択時、表示します。
Ａ

４

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ０ １ ０ ２
通信速度
０： ２４００ｂｐｓ
１： ４８００ｂｐｓ
２： ９６００ｂｐｓ
パリティビット
０： パリティ無
１： 偶数パリティ
２： 奇数パリティ
データビット
０： ７ビット
１： ８ビット
通信モード
０： 通信機能停止
１： 通信モード［ 通信モード ］
通信モードを“１”（通信モード）に設定することにより通信が機能します。
［ データビット ］
通信のデータビットを設定します。
［ パリティビット ］
通信のデータビットを設定します。
［ 通信速度 ］
通信の通信速度（ボーレート）を設定します。

- 33 -

ＲＳ－４８５

共通
モードNo.

ＲＳ４：ＩＤ番号・送受信切換時間の設定※ＲＳ４オプション
ＲＳ４オプション選択時、オプション選択時、表示します。
選択時、表示します。
Ａ

５

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ０ ０ ０ ０
送受信切換時間０： ２００ｍＳ
１： ２０ｍＳ
２： ３０ｍＳ
３： ４０ｍＳ
４： ５０ｍＳ

５： ６０ｍＳ
６： ７０ｍＳ
７： ８０ｍＳ
８： ９０ｍＳ
９：１００ｍＳ

送信状態切換時間
０： １０ｍＳ
１： ２０ｍＳ
２： ３０ｍＳ
３： ５０ｍＳ
通信ＩＤ番号
００～９９［ 通信ＩＤ番号 ］
メータに対してＩＤ番号をつけます。
通信をおこなう際には、このＩＤ番号を指定します。
［ 送信状態切換時間 ］
メータがコマンドデータを受信してから送信状態にするまでの時間を設定します。
コマンドデータ受信後のホストとの通信ライン送信状態衝突防止に有効な設定です。
※

ホスト側がコマンドデータ送信終了し受信状態となるまでの時間より長い
時間に設定してください。
［ 送受信切換時間 ］
メータがコマンドデータを受信してからレスポンスデータを送信開始までの時間を設設定します。

- 34 -

１１．モードプロテクト機能
モードプロテクト機能をＯＮにすると、以下の設定時において設定値を変更できない状態にします。

DISP

キー入力を無効にし、・プリセットモード設定
・ＣＨ１入力モード設定
・ＣＨ２入力モード設定
・ＣＨ３入力モード設定
・共
通モード設定出荷時、出荷時、モードプロテクト機能はＯ
モードプロテクト機能はＯＦＦになっています。
ＦＦになっています。

モードプロテクト機能の呼び出しかた、および設定方法は、計測時に下記のキー操作でおこなってください。

操作キー

表示部

操作内容

▼

≪モードプロテクト機能のキー操作方法≫

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ － ｏ Ｆ Ｆ↑
（モードプロテクト状態：現在）

計測表示の状態で２秒以上押します。
現在のモードプロテクト状態が表示されます。

▼〔出荷時は“Ｌ－ｏＦＦ”となっています〕
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ － ｏ ｎ
そのまま続けて８秒押し続けますと、↑
モードプロテクト状態が変更されます。
（モードプロテクト状態：変更後）を押すのを止めると計測表示に戻ります。

▼

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
計 測 表 示▼※ＯＦＦの時はＯＮに、ＯＮの時はＯＦＦに変更となります。

ＣＨ
１！ ＜注意＞
１．プリセット値設定，ヒステリシス設定は、モードプロテクト機能に関係無く、設定値を変更できます。
２．初期化しますと、モードプロテクト機能はＯＦＦとなります。
３．各インジケータランプは、モードプロテクト実行中でも計測値に対し、動作表示します。

- 35 -

１２．プリセット値設定のしかた
警報出力（ＯＵＴ１～ＯＵＴ６）のプリセット値（設定値）を設定します。
設定範囲は、－－２２００～９９９９
２２００～９９９９となっています。
～９９９９
設定値の変更は、下記の手順でおこなってください。

▼≪呼び出しかた≫１． MODE を２秒以上押すと、｢２．

｣表示となります。（設定一覧表示）

を押すと、プリセット値設定となり、ＯＵＴ１～ＯＵＴ６の設定ができます。

≪プリセット値設定のキー操作方法≫
操作キー
表示部
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
８ ０ ０ ０

操作内容
MODE

を押すごとにＯＵＴ１～ＯＵＴ６設定の切換えをおこないます。
ＣＨ
１
↑
１～６

切換え時、ＣＨにＯＵＴ１～ＯＵＴ６に対応した表示が点灯します。
┌ →１→２→・・・→６→ ┐└────────────┘
MODE を押すごとにプリセット値No.が１ずつ上がります。
〔昇順動作〕

MODE

▼

または
を
押しながら

┌ →６→５→・・・→１→ ┐└────────────┘を押しながら MODE を押すごとに

▼

MODE

プリセット値No.が１ずつ下がります。
〔降順動作〕
また、ＯＵＴＰＵＴ１～６ランプも連動して点灯します。

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動します。
表示器Ａに移動すると、Ｂ～Ｅの表示が点滅します。

＜表示器Ａ移動時＞
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-)→８→０→０→０↑│└─←───←─┘↓▼▼Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-)→８→０→０→０↑│└─←───←─┘ＣＨ
１

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-) ８ ０ ０ ０- 36 -Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
９ ０ ０ ０

DISP

を押すと、点滅表示の数値が１ずつ上がります。
┌ →８→９→・・・→７→ ┐└────────────┘

ＣＨ
１

DISP

＜表示器Ａ設定時＞
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
３ ０ ０ ０↑└（-） ，ブランク
ＣＨ
１（表示器Ｃ～Ｅ）
０～９まで表示（表示器Ｂ）
プラス値 設定時：０～９まで表示
マイナス値設定時：０～２まで表示（表示器Ａ）
プラス値 設定時：ブランク
マイナス値設定時：マイナスを表示＜表示器Ａ設定時＞（－：マイナス）設定時、Ｂ～Ｅの表示が点滅します。
┌→（－） → ブランク→┐└───────────┘！ ＜注意＞
表示器Ｂの表示が“３～９”の場合、表示器Ａに“－”を表示させると強制的に“３”に変わります。
Ａ

ＣＨ
２

MODE

▼

MODE

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
８ ０ ０ ０を押すと、ＯＵＴ２プリセット値設定と
なります。
と

DISP

で希望の設定値にしてください。

ＯＵＴ３～ＯＵＴ６設定も同様です。

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔ

ENT

ENT

で設定値を登録
設定値を登録し、設定一覧表示に設定値を登録戻ります。

ＣＨＡ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ計 測 表 示ENTを押すと、計測表示となります。

ENT

ＣＨ
１

！ ＜注意＞
小数点は、ＣＨ１～３入力計測それぞれの小数点位置選択に連動した位置に表示します。

- 37 -

プリセット値設定≪プリセット値No.とお知らせランプ動作≫
プリセット値No. お知らせ表示ランプ動作
ＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯
１
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯
２
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯
３

プリセット値No.
４
５
６

表１２－１
お知らせ表示ランプ動作
ＯＵＴＰＵＴ４ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ５ランプ点灯
ＯＵＴＰＵＴ６ランプ点灯≪プリセット値設定内容≫
プリセット ＯＵＴ１～ＯＵＴ６：プリセット値設定
値No.

Ｘ：警報出力番号（１～６）
１（OUT1）Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-) ９ ９ ９ ９
ＯＵＴＸ プリセット値
値－２２００～９９９９２（OUT2）〔マイナス符号設定は、全桁点滅時に変更可（表示器Ａ）〕
３（OUT3） [ＯＵＴＸ プリセット値]
ＯＵＴ１～ＯＵＴ６のプリセット値を設定します。
４（OUT4） ！ ＜注意＞
－９ＸＸＸ ～ －３ＸＸＸ（Ｘ：任意数値）の設定にした場合、－３ＸＸＸ（Ｘ：任意数値）の設定にした場合、
５－２ＸＸＸ（Ｘ：任意数値）に－２ＸＸＸ（Ｘ：任意数値）に置き換えます
ＸＸＸ（Ｘ：任意数値）に置き換えます。
置き換えます。
－２２００未満のプリセット値は－（OUT5）－２２００未満のプリセット値は－２２００に置き換わります。
［例６］
６（OUT6）

ＯＵＴ３のプリセット値を－１００．０と設定する場合は、以下の設定となります。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
－ １ ０ ０．０
ＣＨ
３

プリセット値

プリセット値No.３：ＯＵＴ３- 38 -

１３．アナログ調整のしかた！ ＜注意＞
お客様のごお客様のご仕様に合わせて調整しておりますが、アナログ調整をされる場合は、下記の手順に仕様に合わせて調整しておりますが、アナログ調整をされる場合は、下記の手順にしたがって変更してください。
≪呼び出しかた≫１．

DISP

を押しながら電源を入れると、アナログ調整モードとなり、現在入力している
温度センサのｂｉｔデータを表示します。

≪アナログ調整のキー操作方法≫
操作キー
Ａ

ＣＨ
１

DISP

表示部
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ１ ２ ３ ４

操作内容
DISP

を押しながら電源を入れると、
ＣＨ No.に“１”と表示し、ＣＨ１入力計測の（現ｂｉｔデータ）
温度センサ最小入力値調整となります。
表示器Ｂ～Ｅには、現在入力している温度センサのｂｉｔデータが表示されます。
入力値調整“ＣＨ１～ＣＨ３”の識別として、
ＯＵＴＰＵＴ１～３ランプが点灯します。
表１３－１
入力値調整の識別表示（ＣＨ１～ＣＨ３）ＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯 ＣＨ１入力値調整
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯 ＣＨ２入力値調整
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯 ＣＨ３入力値調整
ＣＨ１～ＣＨ３の各入力値調整箇所は、１～６のＣＨ No.表示であらわしています。
表１３－２
ＣＨ No.と温度センサ入力値調整箇所
１ ＣＨ１温度センサ最小入力値調整
２ ＣＨ１温度センサ最大入力値調整
３ ＣＨ２温度センサ最小入力値調整
４ ＣＨ２温度センサ最大入力値調整
５ ＣＨ３温度センサ最小入力値調整
６ ＣＨ３温度センサ最大入力値調整- 39 -Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ１ ２ ３ ４
温度センサ入力最小値（-200℃；18.52Ω）を入力しながら ENT を押すと、その時点での

ＣＨ
１

登録中は、
３回点滅

ビットデータを下限入力として登録登録します。
登録登録中の合図として、ｂｉｔデータが約１秒間に３回点滅します。
！ ＜注意＞
ｂｉｔデータ登録中（点滅中）は、キー
操作できません。

ENT

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１ ２ ３ ４．
ＣＨ
１

点灯

▼

▼

登録されたｂｉｔデータを確認する場合は、を押している間、表示します。

登録されているｂｉｔデータを表示している時は、最下位桁の小数点が点灯
最下位桁の小数点が点灯します。
最下位桁の小数点が点灯
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
５ ６ ７ ８

MODE

ＣＨ
２

Ａ

（現ｂｉｔデータ）

MODEを押すと、ＣＨ No.に“２”と表示し、ＣＨ１入力計測の温度センサ最大入力値調整となります。表示器Ｂ～Ｅには、現在入力している
温度センサのｂｉｔデータが表示されます。

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ５ ６ ７ ８温度センサ入力最大値（800℃；375.70Ω）を入力しながら ENT を押すと、その時点での

ＣＨ
２

登録中は、
３回点滅

ｂｉｔデータを上限入力として登録登録します。
登録登録中の合図として、ｂｉｔデータが約１秒間に３回点滅します。

ENT！ ＜注意＞
ｂｉｔデータ登録中（点滅中）は、キー
操作できません。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
５ ６ ７ ８．
▼

ＣＨ
２

点灯

▼

登録されたｂｉｔデータを確認する場合は、を押している間、表示します。

登録されているｂｉｔデータを表示している時は、最下位桁の小数点が点灯
最下位桁の小数点が点灯します。
最下位桁の小数点が点灯

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ１ ２ ３ ４
MODE

ＣＨ
３
MODE

を押すと、ＣＨ No.に“３”と表示し、（現ｂｉｔデータ） ＣＨ２入力計測の温度センサ最小入力値調整となります。
ＣＨ１入力計測と同様の手順で、ＣＨ２，ＣＨ３
入力計測を調整してください。
※該当のＯＵＴＰＵＴ１～３ランプ点灯について
は、表１３－１参照
該当のＣＨ No.については、表１３－２参照- 40 -

※アナログ最小／最大出力調整はアナログ最小／最大出力調整はＡＩオプション
ＡＩオプション選択時、オプション選択時、表示します。
選択時、表示します。
MODEを押すと、ＣＨ No.に“７”と表示し、ＣＨ１入力計測のアナログ最小出力値調整となります。表示器Ｂ～Ｅには、現在登録されている最小出力値（ｂｉｔデータ）を表示します。

MODE

出力値調整“ＣＨ１～ＣＨ３”の識別として、
ＯＵＴＰＵＴ１～３ランプが点灯します。
表１３－３
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
出力値調整の識別表示（ＣＨ１～ＣＨ３）
０ Ａ ４ ＣＯＵＴＰＵＴ１ランプ点灯 ＣＨ１出力値調整
ＯＵＴＰＵＴ２ランプ点灯 ＣＨ２出力値調整
ＣＨ（現ｂｉｔデータ）
７
ＯＵＴＰＵＴ３ランプ点灯 ＣＨ３出力値調整
ＣＨ１～ＣＨ３の各出力値調整箇所は、７～ＣのＣＨ No.表示であらわしています。
表１３－４
ＣＨ No.と出力値調整箇所
７ ＣＨ１ 最小出力値調整
８ ＣＨ１ 最大出力値調整
９ ＣＨ２ 最小出力値調整
Ａ ＣＨ２ 最大出力値調整
ｂ ＣＨ３ 最小出力値調整
Ｃ ＣＨ３ 最大出力値調整

ＣＨ
７（現ｂｉｔデータ）

最小出力値４mＡ になる様、ｂｉｔデータをあわせてください。
DISP

を押すと、〔出力増大〕〔出力増大〕となります。
〔出力増大〕▼▼DISPＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ Ａ ４ Ｃを押すと、〔出力減少〕〔出力減少〕となります。
〔出力減少〕

アナログ最小出力調整のｂｉｔ
アナログ最小出力調整のｂｉｔデータ可変範囲
ｂｉｔデータ可変範囲〔０９００～〔０９００～０Ｃ００
０Ｃ００〕
Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ Ａ ４ Ｃ

ＣＨ
７

登録中は、
３回点滅

ENT

ENT

を押すと、その時点でのｂｉｔデータを下限出力として登録登録します。
登録登録中の合図として、ｂｉｔデータが約１秒間に３回点滅します。

！ ＜注意＞
ｂｉｔデータ登録中（点滅中）は、キー
操作できません。

- 41 -

Ａ

MODE

ＣＨ
８

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
３ ３ ７ ０

MODEを押すと、ＣＨ No.に“８”と表示し、（現ｂｉｔデータ） ＣＨ１入力計測のアナログ最大出力値調整となります。表示器Ｂ～Ｅには、現在登録されている最大出力値（ｂｉｔデータ）を表示します。

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
３ ３ ７ ０
最大出力値２０ｍＡになる様、ｂｉｔデータをあわせてください。
（現ｂｉｔデータ）
DISPを押すと、〔出力増大〕〔出力増大〕となります。
〔出力増大〕

▼

ＣＨ
８

▼

DISP

を押すと、〔出力減少〕〔出力減少〕となります。
〔出力減少〕

アナログ最大出力調整のｂｉｔ
アナログ最大出力調整のｂｉｔデータ可変範囲
ｂｉｔデータ可変範囲〔３１００～
３１００～３５００
３５００〕Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
３ ３ ７ ０
ENT

ＣＨ
８

登録中は、
３回点滅

を押すと、その時点でのｂｉｔデータを上限出力として登録登録します。
登録登録中の合図として、ｂｉｔデータが約１秒間に３回点滅します。

ENT！ ＜注意＞
ｂｉｔデータ登録中（点滅中）は、キー
操作できません。
ＡＣＨ
９Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ Ａ ４ Ｃ

MODE

を押すと、ＣＨ No.に“９”と表示し、（現ｂｉｔデータ） ＣＨ２入力計測のアナログ最小出力値調整となります。表示器Ｂ～Ｅには、現在登録されている最小出力値（ｂｉｔデータ）を表示します。

MODE

ＣＨ１入力計測と同様の手順で、ＣＨ２，ＣＨ３
出力値を調整してください。
※該当のＯＵＴＰＵＴ１～３ランプ点灯について
は、表１３－３参照
該当のＣＨ No.については、表１３－４参照

MODE

登録終了後、 MODE キーを２秒以上押すと計測表示に移行します。
または、電源を再投入してください。

- 42 -

１4．通信（ＲＳ４オプション）

ＲＳ４オプション選択時は、共通モードＮｏ．４、５で通信モード、通信速度、データビット、
パリティビット、ＩＤ、送受信切換時間、送信状態切換時間を設定してください。
≪通信機能について≫
１．ＲＳ４・・・ＥＩＡ

ＲＳ－４８５準拠

２．通 信 方 法・・・半２重通信方式
３．通信速度（ボーレート）・・・（共通モード設定"モードNo.４"参照 ）２４００ bps
４８００ bps
９６００ bps
４．スタートビット
１ビット固定５．ストップビット
１ビット固定６．データビット（共通モード設定"モードNo.４"参照 ）７ビット・８ビット
７．パリティビット（共通モード設定"モードNo.４"参照 ）無し・奇数・偶数
８．通信コード
ＡＳＣＩＩコード
９．通信方法コマンド方式（通信フォーマット参照）≪ 通信端子配置 ≫・ＴＸ＋／ＲＸ＋
・ＴＸ－／ＲＸ－
・Terminator Com
・Terminator100Ω
・Terminator150Ω
・Ｓ．Ｇ．

端子台 １２番
端子台 １３番
端子台 １４番
端子台 １５番（端子台１４番とショート時、終端抵抗１００Ω有効）端子台 １６番（端子台１４番とショート時、終端抵抗１５０Ω有効）端子台 １７番≪ 通信内部回路 ≫図１４－１- 43 -

≪ 終端抵抗 ≫
１．端子台１４－１５を短絡することによりTX+/RX+、TX-/RX-間に終端抵抗として
１００Ωが接続されます。
２．端子台１４－１６を短絡することによりTX+/RX+、TX-/RX-間に終端抵抗として
１５０Ωが接続されます。
注意）終端抵抗をお使いにならない場合、端子台１４～１６番へは配線しないでください。

≪ 通信タイミング ≫
図１４－２

Ａ

受信ライン側
（RX）

コマンド
B
C’

C
送信ライン側（TX）

レスポンス■各箇所の説明
Ａ：ホストがコマンドデータを送信後、受信状態になるまでの時間です。
ホスト側依存の時間
Ｂ：メータがコマンドデータを受信後、レスポンスデータを送信開始までの時間です。
共通モード設定Ｎｏ．５にて２０～２００msで任意設定可能です。 （送受信切換時間）
Ｃ：メータがコマンドデータを受信後、送信状態に切換えるまでの時間です。
共通モード設定Ｎｏ．５にて１０～５０ms迄の４段階で選択可能です。
（送信状態切換時間）
Ｃ’：メータがレスポンスデータを送信後、受信状態になるまでの時間です。
設定時間は、送信状態切換時間設定に連動します。
この時間までは、コマンド受信しませんので時間経過後にコマンド送信してください。
この時間までは、コマンド受信しませんので時間経過後にコマンド送信してください。

！ 〔注意〕
注意〕
１．Ｂ（送受信切換時間）は、ＡおよびＣより長い時間に設定してください。
２．Ｃ（送信状態切換時間）は、Ａより長い時間に設定してください。
３．Ａ＞Ｃの場合、ホストとメータともに送信状態になり、データ衝突が発生します。

- 44 -

≪ 通信演算について ≫１．チェックサム①チェックサム演算範囲（コマンド
１）
＠ × × Ｒ Ｄ

１

△

△

CR

この範囲がチェックサムの対象です。
（コマンド
＠ × ×

２）
Ｗ Ｐ

１

±

０

１

２

３

４

５

△

△

CR

この範囲がチェックサムの対象です。
※チェックサムの対象は、ヘッダキャラクタ "＠" からチェックサムの前までの範囲です。

②チェックサム演算方式
チェックサムの演算方式は、ＭＯＤによるＨＥＸ値の文字列２バイト表記です。
〔例〕＠

０

１

Ｒ

Ｄ

１

△

△

CR

の場合（ＩＤ０１番のＣＨ１計測データ要求）（イ）コマンドをＡＳＣＩＩコード（１６進数）に置き換え加算します。
＠
０
１
Ｒ
Ｄ
１
↓
↓
↓
↓
↓
↓
４０Ｈ ＋ ３０Ｈ ＋ ３１Ｈ ＋ ５２Ｈ ＋ ４４Ｈ ＋ ３１Ｈ ＝ １６８H（ロ）演算値をチェックサムに置き換えます。
１６８Ｈは、１６８（１６進数） この下２桁 ６８ がチェックサムになります。
２バイトのＡＳＣＩＩ表記とするため、６８を文字と考えると
６
８
↓
↓
３６H
３８H となります。
よって送信コマンドは、 "＠ ０ １ Ｒ Ｄ １ ６
上記をＡＳＣＩＩコード（１６進コード）で表すと、
＠
↓
４０H

０
↓
３０H

１
↓
３１H

Ｒ
↓
５２H

Ｄ
↓
４４H

１
↓
３１H

６
↓
３６H

となります。

２．ステータス①ステータスの考え方
ステータスは、１６進数を２バイトの文字列で表記しています。
②ステータス割り付け
００
正常通信中
０１
通信エラー

となっています。

- 45 -

８CR" となります。

８
↓
３８H

CR
↓
０ＤH

≪ 通信フォーマット ≫①データ読込コマンド

表１４－１

計測データリード

コマンドフォーマット

＠××ＲＤ１△△CR（ＣＨ1）※１

レスポンスフォーマット

＠××◇◇±００□□□□△△CR

計測データリード

コマンドフォーマット

＠××ＲＤ２△△CR（ＣＨ2）※１

レスポンスフォーマット

＠××◇◇±００□□□□△△CR

計測データリード

コマンドフォーマット

＠××ＲＤ３△△CR（ＣＨ3）※１

レスポンスフォーマット

＠××◇◇±００□□□□△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＲＰ１△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＲＰ２△△CRレスポンスフォーマット

＠××◇◇±００□□□□△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＲＰ３△△CRレスポンスフォーマット

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＲＰ４△△CRレスポンスフォーマット

＠××◇◇±００□□□□△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＲＰ５△△CRレスポンスフォーマット

＠××◇◇±００□□□□△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＲＰ６△△CRレスポンスフォーマット

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

ＯＵＴ１設定値リード

ＯＵＴ２設定値リード

ＯＵＴ３設定値リード

ＯＵＴ４設定値リード

ＯＵＴ５設定値リード

ＯＵＴ６設定値リード

××・・・・・ＩＤナンバー△△・・・・・チェックサム
※１◇◇・・・・・・・ステータス００□□□□・・・表示値・プリセット値- - - - - フラッシング表示の時、表示値は－００９９９９で返信します。

※数値でのフラッシング表示の時はフラッシングしている数値を返信します。

- 46 -

②データ書込コマンド

表１４－２

コマンドフォーマット

＠××ＷＰ１±００□□□□△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＷＰ２±００□□□□△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＷＰ３±００□□□□△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＷＰ４±００□□□□△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＷＰ５±００□□□□△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇△△CR

コマンドフォーマット

＠××ＷＰ６±００□□□□△△CR

レスポンスフォーマット

＠××◇◇△△CR

ＯＵＴ１設定値ライト

ＯＵＴ２設定値ライト

ＯＵＴ３設定値ライト

ＯＵＴ４設定値ライト

ＯＵＴ５設定値ライト

ＯＵＴ６設定値ライト

××・・・・・ＩＤナンバー△△・・・・・チェックサム

◇◇・・・・・・・ステータス００□□□□・・・プリセット値！ 〔注意〕
注意〕
１．送信、受信データには、小数点が入りませんのでご注意ください。
小数点位置は、各表示に準じた位置となります。
２．プリセット値の設定は－２２００～＋９９９９の間で設定してください。
プリセット値は－９９９９９９～９９９９９９の設定を受け付けますが－２２００未満の設定は－２２００、９９９９超の設定は９９９９に内部で置換えます。
３．設定中に通信にてプリセット値を変更した場合、設定登録時にプリセット値は書換えられます。（設定に入った時のプリセット値あるいは設定にて変更されたプリセット値）- 47 -

１5．外形寸法図＜外形寸法図＞

図１５－１

TEMPERATURE

CH

MODE

OUTPUT
1

2

3

4

5

6

DISP

ENT

（単位：ｍｍ）- 48 -

１６．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消える場合や誤った表示が出た場合は、動作リセット（Ｐ.１８参照）
または、初期化（Ｐ.１８参照）をおこなってください。
（初期化をおこなう前には必ず、設定値を記録しておいてください）
正常に戻りましたら下記の対策をおこない、各設定の再設定をしてください。
（１）温度センサをノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（２）温度センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけ、
極力ノイズの影響の少ない経路に配管して布設してください。
（３）電源ラインよりノイズの影響を受ける場合、ノイズ源から離し、配線を極力短くしたり
ＥＭＩフィルタ等の処置を施してください。
（４）温度センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサコードの近くを通る場合は、サージやノイズによる影響を少なくする為、温度センサコードを単独配管するか、もしくは５０cm以上離して
ください。
被測定体

図１６－１

図１６－２
金属配管

温度センサコ-ド

電力線または
動力線

ア-ス接地
接近する場合、配管する

同一配管はしないでください（５）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズが発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図１５－３のようにスパークキラーを入れて対策してください。

図１６－３

スパークキラー接点アクチュエータ

（６）特に大きなノイズエリアでご使用の場合やご不明な点がありましたら、取扱店または弊社までご相談ください。

- 49 -

１７．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検をおこなってください。

Ｎｏ．

現

象

点

検

方

法

対

策

と

処

置

１

表示器が点灯しな
いブランクのまま→後部の端子への接続は正しい位置に配線されているか？
２４Ｖ電源ケーブルの＋－極性は正しいか？

→端子の接続方法を参照しながら正しい接続をおこなう。
（Ｐ.６参照）↓
それでもなおらない場合は、取扱店または弊社へご連絡ください。

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
警報出力
警報出力異常出力異常
アナログ出力アナログ出力異常
出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.１１参照）→１度、初期化をおこなってください。
（Ｐ.１８参照）↓
初期化でなおらない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。

３

表示値が変化
表示値が変化
しない→温度センサの接続は正しいか？
↓→温度センサは正常か？
↓↓→温度センサ入力端子に擬似抵抗を接続し、表示値が変化するか？

→端子の接続方法を参照しながら正しい接続をおこなう。
（Ｐ.６参照）→温度センサの抵抗値を確認する。
または、断線がないか確認する。

または"- - - - -" 点滅のまま

４

表示値が実測とあわない"- - - - -" 点滅→温度センサ入力端子に擬似抵抗（１００Ω）接続し、表示値に｢０℃｣が表示するかを確認する。
↓
それでもなおらない場合は、取扱店
または弊社へご連絡ください。

→モード設定が正しいか？ →｢表示補正値の設定｣を確認する。
↓（Ｐ.２８参照）→温度センサ入力値調整が →｢１３．アナログ調整のしかた｣を実施する。（Ｐ.３９～４２参照）
正しいか？
（最小入力値／最大入力値）↓→表示器の設置環境、→｢１６．ノイズ対策について｣を
温度センサの布設状況に確認し、設置環境、布設状況を問題はないか？
確認する。（Ｐ.４９参照）↓
それでもなおらない場合は、取扱店
または弊社へご連絡ください。

- 50 -

ＭＥＭＯ

本

社

東 京 営 業 所
ＵＲ

〒593－8311 大阪府堺市西区上１２３－１
ＴEL.072-274-6001 FAX.072-274
274-6005
ＴEL.03-5256-8311 FAX.03-5256
5256-8312

Ｌ http://www.uinics.co.jp
携帯電話、スマートフォン等からのアクセスはこちら

通信料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください※改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますので、※改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。