Marana sCMOS

超高感度の背面照射型sCMOSカメラ
物理学・天文学研究向け
Key Specifications

Key Applications

P 高解像度：4.2 メガピクセル
P 高感度：最大 QE95%
P 高速：最大読み出し速度 135fps
P 広い撮影範囲：最大 32mm センサー
P 真空冷却：‐45℃
P 堅牢なチャンバー：５年の真空保証
P 分光モードP 宇宙ゴミ追跡P 量子気体P 近距離天体追跡
P トモグラフィー
P ウェーブフロントセンシング
P 分光測定P ウェハー検査

andor.oxinst.jp

Introducing Marana
Marana は、物理学や天文学の分野で使用する、真空冷却型の高性能 sCMOS カメラです。このカメラは、市場で最高の性
能と汎用性を提供するために、一から設計されました。特に、Marana sCMOS は、非常に低い読み出しノイズで、50 ミリ秒
未満で 4.2 メガピクセルの高解像度データの読み出しができます。同じ解像度の CCD 検出器と比較すると数百倍も高速です。
Marana は、露光時間がマイクロ秒から数秒にわたるアプリケーションに最適です。

超高感度背面照射型sCMOS

Marana 4.2B-11と新しいMarana 4.2B-6の背面照射型sCMOSカメラは、最大95%の量子効率とAndor独自の真空冷却技術によって、ノイズを最小限に抑えます。背面照射型センサーにより感度が飛躍的に向上するので、高い感度を必要とする次のような用途に最適です。
高感度を要求するアプリケーション例

・スペースデブリや NEO などの極小物体の追跡
・小天体などによる掩蔽の観測
・低出力レーザー（感光性のあるサンプルの保護）
・短い露光時間を必要とする速い現象（パルサーや高速反応など）の追跡
・より低い検出限界や微量濃度の測定
・より高いダイナミックレンジでの光度計測
・補償光学に必要な微弱信号に対するウェーブフロントセンサー・ナローバンドフィルターを使用した観測（例：太陽）・単一極低温原子の蛍光減衰観察2Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

特長と利点
Maranaは、量子気体による現象から天文学的な掩蔽等の観測まで、非常に難しい撮影や分光学的な研究を行う際にご利用頂ける、高感度・高速度・高解像度・広い視野を備えたカメラです。.
FeatureBenefit
All Marana Models

最大量子効率95%と最小ノイズ-45°Cまでの真空冷却
4.2メガピクセル
真空バックイルミネーション
sCMOS 1●

拡張ダイナミックレンジ（EDR）モード
露光時間の柔軟性

信号が弱い測定に最適で、小さな軌道のデブリやBEC蛍光の検出が可能
ノイズフロアを最小限に抑える事による、微弱信号検出とホットピクセルの発生抑制
高画素解像度かつ大きな視野でのイメージング
独自のUltraVacTM技術による、QE劣化や結露からのセンサー保護
フォトメトリに最適な全ダイナミックレンジでの“ワンショット”定量化.
マイクロ秒から数秒の露光に対応.

99.7%以上の直線性

全信号範囲での市場最高の定量的精度.

ファンと液体冷却の標準装備

最大感度の実現

補償光学対応

データ収集後のラグを最小限に抑え、露光直後のピクセル行データの転送が可能

分光モード

CoaXPressまたはUSBインターフェースを介したデータ転送。データサイズを小さくし、ユーザーのデー
タ処理を容易にするオンボード機能processing.

32ビットビニングモード

ピクセルビニングにより拡張ダイナミックレンジでの使用可能。ユーザー選択によるデータビット数は最大32ビットで、
カメラインターフェイスを介して出力

NEW Python対応

Pythonラッパーやカメラ用SDKのサポートドキュメントを利用することで、カスタムビルドのシステム
セットアップが可能

NEW IRIG-B GPSタイムス
タンプ（オプション）

複数の観測用装置や場所で同期することで、画像に最大10ナノ秒毎のGPSタイムスタンプの付加が可能

USB 3.0とCoaXPressの接続
オプション

USB 3.0は柔軟性を、CoaXPressは、動的な現象を捉える為の高速測定を実現

Marana 4.2B-11 (11 μm pixels)
Anti-Glowテクノロジー

センサー端部で発生するセンサーアンプによるグローを独自の「Anti-Glowテクノロジー」により抑制
し、4.2メガピクセルのアレイ全体を使用可能

11μmピクセルと対角32mmのセンサー

非常に大きなFoVのsCMOSで、長時間露光に対応可能。広範囲の天体観測やトモグラフィーにも最適

Marana 4.2B-6 (6.5 μm pixels)
ピクセルサイズ6.5μm
NEW 低ノイズモード
NEW 高速モード
NEW グローバルクリアモード 9●

非常に小さなピクセルで、天体観測用エシェル型高分散分光器や冷却原子イメージング用の光学シス
テムに最適
読み出しノイズを1.0e-まで低減（有効画素深度12ビット時）
微弱光検出時、絶対感度が最優先の時に最適

CoaXPressを介して、フルフレーム16ビットモードで最大135 fpsで画像の高速取得が可能
ROIを設定することでさらに高速化可能
露光開始時にセンサーのすべての行から電荷を一斉に排出することで、パルスソースと厳密な同期が可能.
3

The Marana sCMOS series
Marana 4.2B-11: Superior Field of View
Marana 4.2B-11は、広い視野角と高感度での撮影が必要な場合に最適です。Andor独自の発光抑制技術により、対角32mm
センサーの2048 x 2048ピクセルのすべてを利用可能です。
また、Marana 4.2B-11は、マイクロ秒から数秒までの露光条件で、大きな視野角を撮影するのにも最適です。

広い視野が利用できることの利点
3・これまで以上に広い範宇宙デブリや近地天体の追跡

3 太陽フレアや黒点の撮影
3 トモグラフィー - 解像度を犠牲にすることなくより大きなオブジェクトの再構成
3 ウエハー検査（波長266 nm）のハイスループット化

Marana 4.2B-11 - 2048 x 2048
(32 mm sensor diagonal)
Marana 4.2B-6 - 2048 x 2048
(19 mm sensor diagonal)

4

Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

Marana 4.2B-6: 高感度と高速性
Marana 4.2B-6は、高速で高感度の背面照射型sCMOSカメラ
で、最大135fpsの撮影が可能です。主に、量子気体の観測、高速高分解能分光、拡張ダイナミックレンジの高速イメージング、
ハイパースペクトルイメージング、X線またはニュートロンラジオ
グラフィによる非破壊イメージングなどの分野で使われます。
ピクセルサイズが6.5μmと小さく、多くの研究室で使われている光学イメージング実験セットアップやエッシェ
ル分光などに必要十分な解像度を確保することが可能です。

NEW

Extend Dynamic Range - Fast Image Stacking
0.2 seconds

200,000

0.4 seconds

1,800,000

180,000

1,600,000
1,400,000

140,000

1,200,000

120,000

1,000,000

100,000
800,000

80,000600,000

60,000Effective Well Depth / e-Dynamic Range

160,000

400,000

40,000200,000

20,000

0

0
0

5

10

15

20

25

30

Frame Accumulation
Marana 4.2B-6の累積フレーム数と、ダイナミックレンジ・有効画素深度との関係。
188,280:1 のダイナミック レンジと、対応する 1,650,000電子の有効画素深度は、30 フレームスタックのみで達成できます。最大フレームレートでは、
この累積フレーム数を取得するのにわずか 0.4 秒しかかからず、2 fps を達成します。
この機能は、イメージングおよび分
光学的特性評価にわたるさまざまな課題にとって重要です。

5

Key Features
大視野

Marana 4.2B-11の対角32mmのセンサーは、
高精細な天文観測において、より広い範囲の観測エリアをカバーし、目的物の検出や追跡の統計情報の向上に貢献します。

高速読み出しセンサー
Maranaは、16ビットのフルフレームを読み出すのにわずか13.5ミリ秒（4.2B-6）
または42ミリ秒（4.2B-11）
しかかからず、大きなタイムスケール
でのフォトメトリック変動を測定することができます。
これは、高速な天体の変化を撮影するのに最適であり、量子気体ダイナミクスの迅速な測定にも適しています。

拡張ダイナミックレンジ
チップ内にデュアルアンプリファイアを採用しているため、ノイズフロアから飽和限界までの全てのフォトメトリックレンジを1つの画像で捉えることができます。
この広いダイナミックレンジにおいては、改良されたオンヘッド
機能により99.7％以上の直線性が実現し、信号範囲全体で高い精度でのフォトメトリック定量が可
能です。

高感度
Maranaは、背面照射型センサーを採用したカメ
ラで、UV-VIS-NIR範囲全体にわたる広範囲の波長に対応し、最大量子効率95％を実現しています。
また、大量並列読み出し技術や新しいピクセ
ル設計により、非常に低い読み出しノイズ性能を保ちながら、高速読み出しや広いダイナミックレ
ンジも実現できます。
さらに、「Marana 4.2B-6」には、量子イメージングに最適な読み出しノイズ1.0e-（12ビット）の低ノイズモードがあり、低光量条
件下でも正確なイメージングができます。
6

Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

センサー真空密封技術

MaranaのセンサーはAndor独自の技術であるUltraVacTMプロセスにより真空密封されており、優れた冷却性能とセンサー保護を実現しています。
真空は長期間保持されます。

機械的シャッターの必要なし
惑星外縁の研究やX線トモグラフィなど、機械的シ
ャッターが必要なカメラの場合、定期的なシャッタ
ー交換とダウンタイムが必要です。
しかし、Marana
はオンセンサーのローリングシャッターを採用しているため、機械的シャッターを必要としません。
さらに、
アイリスシャッターに関連する露光勾配効果を回避できるため、より正確な光度測定に適しています。

宇宙物理学分野の実験での労力削減
Maranaは、その真空密封技術とシャッターレスの
長寿命により、天文学者のニーズに特に適しています。人が立ち入れない場所に設置され、長期間にわたってサービス介入なしで稼働する状況にも対応できます。
これにより、実験の効率が向上するだけでなく、
ランニングコストを節約することも可能です。

IRIG B GPS タイムスタン
プオプション
複数の機器・場所において時間的に同期を行うために、10ナノ秒の精度を持つGPSタイムスタンプが利用可能です。

7

Application Focus
太陽系観測「近地天体」とは、その軌道が地球に接近する小さな太陽系天体のことです。現在、20,000以上の近地小惑星が発見されており、そのうち1km以上の大きさを持つものは約1000個あります。
しかしながら、小さい天体については完全な情報が得られておらず、大規模な被害を引き起こす恐れがあることに注意が必要です。太陽系から小惑星が消失していく一方、新しい小惑星が軌道に引き込まれることもあります。
そのため、近地天体の調査は天文学において継続的に行われる必要があります。Marana 4.2B-11は、その広い視野、非常に高い感度、そして高速読み出し性能によって、直接イメージングすることや掩蔽の調査を通じ、天体検出の統計情報の向上に貢献します。

ハイパースペクトル取得

Maranaは、高速でハイダイナミックレンジのスペクトルイメ
ージングに最適です。
ラインスキャンなどによるハイパース
ペクトル取得の実験系や、高密度マルチトラック分光において、高速でのデータ取得と高いダイナミックレンジを実現することができます。
Marana 4.2B-6は、約1500fpsで10ラインスペクトルを取得でき、また、1ラインスペクトルを最速25000fpsで取得できます。

X線・中性子線トモグラフィー
高速での3Dトモグラフィー（あるいは時間を含めた

4D：3D + 時間）
を行う際には、低ノイズで読み出しが速く、量子効率が高い高解像度のMarana 4.2B-11やMarana 4.2B-6モデルが非常に優れた解決策となります。Maranaとレンズ・シンチレーターを組み合わせ、
トモグラフィ
ーを行うことで、高い解像度と明瞭さで大きなオブジェクトの再構築が可能です。機械的シャッターがないため、
シャッターの寿命に問題が発生することなく、ダウンタイムを減らすことが
できます。

8

画像提供：韓国・浦項工科大学S.J. Lee教授とHa博士

Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

量子気体
Marana 4.2B-11 またはMarana 4.2B-6 は、ボース・ア
インシュタイン凝縮などの極低温量子気体のイメージン
グ用光学系セットアップに簡便に組み込むことができます。Marana 4.2B-6の高速フレームレートは、高速で連続的な（バーストではない）
ダイナミクス研究に最適で、高感度のMaranaにより、捕捉された原子の数が少なくても高いSNRでイメージングすることが可能です。

分解能の向上Maranaは、地上天文学における解像度向上を可能にするラッキー
イメージングやスペックルイメージングなどの「大気凍結」技術にも使用できます。Marana 4.2B-6は、100％のデューティサイクルで
135 fps（フルセンサー）を実現するため、高解像度の画像が数秒で生成できます。
また、Marana 4.2B-6は、補償光学のための高速ウェーブフロン
トセンサーとしても使用できます。128×128のROIを使用すると、2125 fpsの高速ウェーブフロントセンシングが可能です。

宇宙ゴミ
宇宙ゴミ宇宙ゴミは、
古い人工衛星や使用済みのロケッ

トステージなど、地球周回軌道上で役目を終えた人工物のことです。軌道上には、幅0.5インチ（1.27cm）程度のものまで含めると、約50万個の「宇宙ゴミ」が存在します。
そのうち、直径4イ
ンチ（10.1cm）以上のものは約21,000個あります。Marana 4.2B-11は非常に広い視野範囲を持ち、高い解像度で多くの空を観測できるので、地上での宇宙ゴミ追跡に最適な検出器です。
また、高速フレームレートにより、高速で移動・回転する天体の時間的オーバーサンプリングが可能です。

9Different Modes for Maranah

マルチトラックモード

イメージングモード

M

I

2048 x 2048

2048 x 20

S

512 x 512d2048 x 30

2048 x 1

2048 x 20

縦方向に256個までのトラックを
ビンニングすることができ、高速で高精度なマルチトラック解析が
行えます。

I

スペクトル取得モード

アレイサイズは、解像度または最大速度のいずれに適した形で定義できます。

垂直方向にビニングされたトラックがセンサーの中心に配置されているため、最大スペクトルレー
トで動的なイベントをキャプチャすることができます。

イメージングモード 4.2B-11
フレームレートテーブル
ROI Size (W x H)

Max Frame Rate (fps)ROI area(of sensor)

Example scenarios of use

16-bit12-bit (High
Speed)

2048x2048244822.5 mm x 22.5 mm

フルFOVイメージング、宇宙ゴミ、NEO、ハイパースペクトル2048 x 1200

41

81

22.5 mm x 13.2 mm

Kymera/Shamrockでの高密度マルチトラック取得

1608x1608

30

6117.7 mm x 17.7 mm

1400x1400

3570

15.4 mm x 15.4 mm

1200x1200

41

81

13.2 mm x 13.2 mm

1024x102448

95

11.3 mm x 11.3 mm

512x51295190

5.6 mm x 5.6 mm

256x256190

378

2.8 mm x 2.8 mm

128x128378

750

1.4 mm x 1.4 mm

2048x85415

9747

22.5 mm x 88 μm

シングルまたはデュアルトラック分光

2048x2

16244

24367

22.5 mm x 22 μm

シングルトラック分光

2048x1

24367

24367

22.5 mm x 11 μm

シングルトラック分光 (超高速レート)

ROIを小さくすることで、フレームレートをより高速化

マルチトラックモード4.2B-11

M 垂直ビニングトラック（オーバーラップON）
Number of Tracks

10

Track height (h)Track separation (d)Max Acquisition Rate

Pixelsµm

Pixelsµm

16-bit12-bit (High Speed)

2

10

110

10

110

2,321

4,430

2

10

110

0

0

2,321

4,430

2

20

220

10

110

1,189

2,321

6

50

550

40

440

162

323

10

10

110

0

0

483

956

10

20

220

0

0

242

483

10

30

330

30

330

162

323

50

20

220

0

0

49

97

60

20

220

0

0

41

81

100

20

220

0

0

24

49

Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

S

スペクトル取得モード 4.2B-11

S

垂直ビニングトラック（オーバーラップON）
Max Spectra Rate

Array Size
(W x H)

16-bitany x 1スペクトル取得モード 4.2B-6

垂直ビニングトラック（オーバーラップON）
Max Spectra Rate

12-bit (Fast Speed)

Array Size
(W x H)

16-bit12-bit (Low Noise)

24367

24367

any x 1

25253

14881

any x 2

16244

24367

any x 2

25253

14881

any x 8

5415

9747

any x 8

15152

8929

any x 1200

41

81

any x 1200

126

74

any x 2048

24

48

any x 2048

74

44

I

イメージングモード4.2B-6
フレームレートテーブル
Max Frame Rate (fps)ROI Size (W x H)

USB 3.0

ROI area(of sensor)

CoaXPress

16-bit12-bit (Low Noise)

16-bit12-bit (Low Noise)

2048x2048

40

43

74

44

13.3 mm x 13.3 mm

1400x1400

85

63

108

64

9.1 mm x 9.1 mm

1200x1200

116

74

126

74

7.8 mm x 7.8 mm

1024x1024

148

87

148

87

6.7 mm x 6.7 mm

512x512

295

174

295

174

3.3 mm x 3.3 mm

256x256

587

346

587

346

1.7 mm x 1.7 mm

128x128

1165

686

1166

687

0.8 mm x 0.8 mm

マルチトラックモード4.2B-6

M 垂直ビニングトラック（オーバーラップON）
Number of Tracks

Track height (h)Track separation (d)Max Acquisition Rate

Pixelsµm

Pixelsµm

16-bit12-bit (Low Noise)

2

10

65

10

65

6887

4058

2

10

65

0

0

6887

4058

2

20

130

10

65

3608

2126

6

50

325

40

260

502

296

10

10

65

0

0

1485

875

10

20

130

0

0

750

442

10

30

195

30

195

502

296

50

20

130

0

0

151

89

60

20

130

0

0

126

74

100

20

130

0

0

76

45

Note: フレーム/スペクトルレートは、部分的に選択された行でも全行が選択された場合と変わりません。

11Technical Data2
Model

Marana 4.2B-11

Marana 4.2B-6

センサータイプ

背面照射型sCMOS

ピクセル数

2048 (W) x 2048 (H) 4.2 メガピクセル

ピクセルサイズ11 x 11 μm

6.5 x 6.5 μm

イメージエリア22.5 mm x 22.5 mm

13.3 mm x 13.3 mm

読み出しモード

ローリングシャッター

ローリングシャッターとグローバルクリア

100 MHz (High Dynamic Range mode, 16-bit)

310 MHz (High Dynamic Range mode, 16-bit)

200 MHz (Fast Speed mode, 12-bit)

180 MHz (Low Noise mode, 12-bit)

ピクセル読み出し速度(31.9 mm 対角)(18.8 mm 対角)

量子効率 QE•3

up to 95%
1.6 e- (at any 全ての読み出し速度)

1.0 e- (Low Noise, 12-bit)
1.6 e- (High Dynamic Range, 16-bit)
1.9 e- (High Speed, 11-bit)+15°C, -25°C+15°C, -25°C, -45°C

0°C, -25°C
0°C, -25°C, -45°C

0.7 e-/pixel/s
0.3 e-/pixel/s

0.15 e-/pixel/s
0.10 e-/pixel/s

有効画素深度

85 000 e- (High Dynamic Range mode, 16-bit)
2600 e- (Fast Speed mode, 12-bit,
bit depth limited)

42 000 e- (High Dynamic Range mode, 16-bit)
1100 e- (Low Noise mode, 12-bit, bit depth limited)
1900 e- (High Speed, 11-bit)

ダイナミックレンジ

53 000:1 (High Dynamic Range mode, 16-bit)

26 250:1 (High Dynamic Range mode, 16-bit)

16-bit (High Dynamic Range mode)
12-bit (Fast Speed mode)

16-bit (High Dynamic Range mode)
12-bit (Low Noise mode)

読み出しノイズ
センサー動作温度•4
空冷
水冷
暗電流•5
空冷(@-25°C )水冷(@ -45°C)

データレンジ
直線性•6> 99.7%

感度不均一性（PRNU）
関心領域(ROI)< 0.5% (@ half-light range)
User-definable, 1 pixel granularity,min. size 25 (w) x 1 (h)1608 x 1608, 1200 x 1200,
1024 x 1024, 512 x 512, 128 x 128

プリセット
画素ビニング (on FPGA)

I/O

トリガーモード

User-definable, 1 pixel granularity,min. size 9 (w) x 1 (h)2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8 (ユーザー定義も可能)

出力：Fire Row 1, Fire Row n, Fire All, Fire Any, Arm, 入力：外部
内部、外部、外部スタート、外部露光、
ソフトウェア

ソフトウェア露光イベント•7

露光開始ー露光終了（1行目）、露光開始ー露光終了（n行目）

画像タイムスタンプ精度

FPGAによって生成されたタイムスタンプは、時間分解能25ナノ秒、IRIG-B GPSの場合は時間分解能10ナノ秒

PCインターフェース
Have to reorganise this info... 入射窓

レンズマウントUSB 3.0•8 (CoaXPress available on request)

USB 3.0•8 and CoaXPress

AR coated fused silica. For best UV response, please select the UV-responsive window (‘VUV-NIR’) as
part of the order process. See the Camera Window Selector: andor.oxinst.com/camera-window-selector

F-mount*

C-Mount* Optional user-switchable C-Mount accessory available for use with smaller ROI sizes.
12Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

量子効率QE•3

Maranaシリーズは、背面照射型センサー機構が採用されており、回路が検出器の光感受性領域を遮ることなく、試料からの光を収集することができます。UV領域に最適な応答を得るには、ご注文時にUV用ウィンドウ（「VUV-NIR」）を選択してください。Maranaの透過率曲線を表示するには、
カメラウィンドウセレクターツールにアクセスしてください：andor.oxinst.com/
camera-window-selector

Flexible Connectivity
1

USB 3.0•82コネクタタイプ：15ピンDタイプからBNCケーブルでファイヤ(出力)、外部トリガ(入力)、
シャッタ(出力)に接続可能

3

CoaXPress (Marana 4.2B-6 のみ)
CoaXPress(2レーン)は最高速のデータインターフェ
ースを提供

W

便利で普及している高速インターフェース

TTL / ロジック

Marana 4.2B-6 Purchase Flexibility
初めからCoaXPress接続に踏み切ることを避けたい場合は、より安価なUSB 3.0のみのバージョンを注文してください。必要に応じて、CHAM-UPG-CXPコードを使用して、簡単なフィールドアップグレードでCoaXPress対応に移行することができます。
アップグレードには、CoaXPressカード、ケーブル、およびカメラファームウェアのアップグ
レードとCoaXPress機能のアンロックを行うためのリモートセッションが含まれます。詳細については、営業担当にお問い合わせください。

2

P

水冷

最大感度のために、循環冷却装置やその他の水/液体
冷却システムに接続可能

1
3

P

電源

PSUに接続することが可能、電源要件を参照
Notes: カメラの背面に必要な最小ケーブル用スペー
スは100mmW

W

13

Creating the Optimum Product for you
Step 1.

CameraType

カメラの機種選択
Description

Code

Marana 4.2B-11: 420万画素裏面照射型sCMOS
VIS/NIR最適化、11 μmピクセル、95% QE、48 fps、USB 3.0、Fマウント

MARANA-4BV11

Marana 4.2B-6: 420万画素裏面照射型sCMOS
6.5 μmピクセル、95% QE、43 fps、USB 3.0、Cマウント

MARANA-4BV6U

Marana 4.2B-6: 420万画素裏面照射型sCMOS
6.5 μmピクセル、95% QE、135 fps、USB 3.0およびCoaXPress、Cマウントt

MARANA-4BV6X

IRIG-B機能については、弊社営業担当にお問い合わせください。
Marana 4.2B-11の速度は、USB3.0の帯域幅で提供されます。ただし、CoaXpressインターフェースはご要望により提供可能です。

Step 2.

CameraWindow
Step 3.

Accessories

CSR

Step 4.

カメラウィンドウのオプション選択
ほとんどの用途で満足いただけるよう、標準ウィンドウを選択しました。
しかし、他のオプションも利用可能です。その場合は、注文時にカメラウィンドウのコードを指定する必要があります。
他のウィンドウのオプションを表示および選択するには、
カメラウィンドウセレクタツールを参照してください。
ウィンドウの詳細については、テクニカルノート「カメラのウィンドウを選択する方法」を参照してください。

Attention：Maranaの場合、紫外線領域での感度を重視するのであれば、窓の選択には十分な注意が必要です。窓の選択には細心の注意を払ってください。最適な紫外線感度を得るためには、「VUV-NIR」オプション（注文コード：WN50FS(BB-VV-NR)U.）を選択することをお勧めします。

アクセサリーの選択
製品概要

注文コード

Cマウント - Marana 4.2B-11をCマウントへ変換可能（小さいROI使用のため）

ACC-MEC-11936

Fマウント - Fマウントレンズを使用するためにMarana 4.2B-6を変換するためのFマウントキット（小さいf#にアクセスするため）

F-MOUNT-ADP-KIT

Kymera 328iおよび193i分光器用のマウントフランジ

MFL-KY-MARANA

Shamrock 500i用のマウントフランジ

MFL-SR500-MARANA

再循環器 - 冷却性能を向上させるための再循環器（標準で2x2.5mのチューブが付属）

XW-RECR

Oasis 160 超小型冷却ユニット（チューブは別途注文する必要があります）

ACC-XW-CHIL-160

Oasis 160 超小型冷却ユニット用の6 mmチューブオプション（2x2.5 mまたは2x5 mの長さ）

ACC-6MM-TUBING-2X2.5
ACC-6MM-TUBING-2X5M

6 mmチューブ用のバーブホースインサートのペア

6MM-HOSE-BARBSCoaXPressケーブル - 30 mのケーブル（2本の個別のケーブルが付属）

ACC-COAXP-CABLE-2020

システム統合または特定のアプリケーションに必要な異なるケーブル長、マウントタイプ、
カメラウィンドウオプション、その他のカスタ
マイズオプションについては、営業担当者にお問い合わせください。

ソフトウェアの選択

Maranaには、以下のいずれかのソフトウェアオプションが必要です：
Solis Imaging - Windows向けの32ビットおよび完全に64ビット対応のアプリケーションで、データ収集および処理の豊富な機能を提供しています。AndorBasicは、データ収集、処理、表示、およびエクスポートをマクロ言語で制御することができます。

Andor SDK3 - Andor sCMOSカメラを独自のアプリケーションから制御できるソフトウェア開発キットです。Windows（8.1および10）およびLinux向けの32ビットまたは64ビットライブラリとして利用可能です。C/C ++、LabVIEW、MATLAB、Pythonと互換性があります。

Software

GPU Express - Andor GPU Expressライブラリは、カメラからCUDA対応のNVidiaグラフィカルプロセッシングユニット（GPU）カー
ドへのデータ転送を簡素化および最適化し、収集パイプラインの一部としてGPU処理を促進するために作成されました。Windows
用Andor SDK3と簡単に統合できます。
Third party software compatibility サードパーティーソフトウェアの互換性 - 様々なサードパーティーのイメージングパッケ
ージ用のドライバーが利用可能です。詳細についてはAndorのウェブサイトを参照してください：andor.oxinst.com/third-partysoftware-matrix

14

Introduction | Features | Applications | Frame Rates | Specifications | Ordering & Drawings

Mechanical Drawings
Dimensions in mm [inches](shown for F-mount)175.2 6.898
165.8 6.528
102.8 4.045

36.3 1.429

CUSTOMER
MOUNTING POINTS
4 X M4x0.7 - 6H 8.0 [0.315]

55.0 2.165

15.0 0.591

F-MOUNT

50.0 1.969

92.0 3.622

92.0 3.622

103.0 4.055

COLUMN 1

PIXEL 1,1
ROW 1

EXTERNAL IO+0.75+0.03046.5 -0.75 1.831 -0.030(F-MOUNT FOCAL PLANE)

17.3 0.681

CUSTOMER MOUNTING POINTS
8 X 1/4-20 UNC 8.0 [0.313](2 PER SIDE)

POWER CONNECTOR
ON/OFF SWITCH

19.0 0.748

USB 3.0

COAXPRESS CABLES

52.5 2.067

6.0 I.D. WATER CONNECTORCOMPATIBLE WITH TAILPIPES
FOR 1/4" BORE
SOFT PVC HOSE (2 PLCS)

Note: Operational CoaXPress connection only available with MARANA-4BV6X model.
Weight: ~3 kg [6.61 lbs] approx.

お探しの製品は見つかりましたか？
もっと広い視野が必要ですか？

Balor sCMOSは、
ピクセルサイズ12μmの1690万画素センサーを提供し、センサー全面をわずか18.5ミリ秒で読み取ります。

より高速なフレームレートが必要ですか？

CameraLinkインターフェイスで構成されたZyla sCMOSプラットフォームは、
フル5.5または4.2メガピクセル配列から100 fpsを提供

し、ROIの選択でさらに高速化されます。
より高い感度が必要ですか？

iXon Ultra EMCCDプラットフォームは、
シングルフォトン感度と95％のバックイルミネーションQEを提供し、-100℃まで冷却することでさらに感度が上がります。量子もつれ研究などの観察対象が非常に低光量の場合や、シングルフォトンカウンティングが必要なアプリケーションに最適です。

より優れたNIR性能が必要ですか？

iKon-MおよびiKon-L CCDのレンジは、NIR-Enhanced QEオプション（「BR-DD」と「BEX2-DD」）を提供し、感度をNIR範囲まで拡張します。
恒星の周りの太陽系外惑星検出や、BECやNIRラマンなどの785 nmレーザーの使用に最適です。

15

お問い合わせアンドールはお客様に最適なソリューションを提供します。
テクニカルアドバイザーの専門チームが、すべてのアンドール製品に関する１対１のガイダンスとテクニカル

サポートを提供しております。
最寄りの営業所については

andor.oxinst.jp/contactのお問い合わせをご覧ください。

各地域の支店は下記の通りです。
日本

ヨーロッパ

電話番号 +44 (28) 9023 7126

東京
電話番号 +81 (3) 4510 3528

北米

中国

電話番号 +1 (860) 290 9211

電話番号 +86 (10) 5884 7900

北アイルランド、ベルファスト

ファックス +44 (28) 9031 0792

ファックス +81 (3) 4510 3518

米国マサチューセッツ州コンコード

北京

ファックス +86 (10) 5884 7901

ファックス +1 (860) 290 9566Footnotes

Items shipped with your camera
1x USB 3.0 PCIe card•7
1x USB 3.0 Cable (3 m)•7
1x Multi I/O Timing Cable (BNC to D-type: 1.5 m)
1x 15 V PSU
1x Country specific power cord
1x User manuals in electronic format
1x Quickstart Guide
1x Individual system performance booklet
Marana 4.2B-6 with CoaXPress also includes:
1x CoaXPress 3.0 PCIe card with external trigger
1x CoaXPress Cable (3 m)
1x Multi I/O Timing Cable (BNC to SMB: 1.5 m)

1. Assembled in a state-of-the-art facility, Andor’s UltraVac™ vacuum process combines a permanent
hermetic vacuum seal (no O-rings), with a stringent protocol and proprietary materials to minimize
outgassing. Outgassing is the release of trapped gases that would otherwise degrade cooling
performance and potentially cause sensor failure.
2. Figures are typical and target specifications and therefore subject to change.
3. Quantum efficiency as supplied by the sensor manufacturer.
4. Coolant temperature must be above dew point.
5. Read noise measured at 0oC (Marana 4.2B-6) and 15oC (Marana 4.2B-11).
6. Linearity is measured from a plot of Signal vs. Exposure Time over the full dynamic range.
7. Software Exposure Events provide rapid software notification (SDK only) of the start and end of
acquisition.
8. Marana connects to your control PC using a USB 3.0 connection. This may also be referred to as USB
3.1 (Gen 1). Andor provide a USB 3.0 card and cable, and recommend that these are used to ensure
optimum performance.
9. ‘Global Clear’ is an optional keep clean mechanism that can be implemented in rolling shutter mode,
which purges charge from all rows of the sensor simultaneously, at the exposure start. The exposure
end is still rolling shutter. It can be used alongside the Fire All output of the camera and a pulsed lightsource to simulate a Global Exposure mechanism. Global Clear can only be used in ‘non-overlap’
readout mode, i.e. sequential exposure and readout phases, rather than simultaneous. Global Clear isuseful for achieving tight synchronisation with pulsed sources, minimising 'dead times'.

Minimum Computer Requirements:

Operating & Storage Conditions:• 3.0 GHz single core or 2.4 GHz dual or quadcore processor• 8 GB RAM• Hard drive: 850 MB/sec write speed
recommended for the data rate associatedwith the max. frame rates. 250 MB free harddisc to install software• USB 3.0 slot (or x4 PCIe slot for USB 3.0 card)• x8 PCIe slot for CXP PCle card
• Windows (8.1 and 10) or Linux

•
•
•
•

Operating Temperature: 0°C to +30°C ambient
Operating Altitude: up to 5000 m
Relative Humidity: <70% (non-condensing)
Storage Temperature: -10°C to 50°C

Power Requirements:

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
• 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
LabVIEW is a registered trademark of National Instruments.
• Power consumption: 40 - 46 W
MATLAB is a registered trademark of The MathWorks Inc.
typical / 114 W max (model dependent)
MARANAFAMILY SS 0123 R1 JP