No.117

2019 年 冬号

HOPE

Visible Detection of Invisible GasesTM

ほおぷTopics
BCEIA 2019 に参加・出展しました2019 年 10 月 23～26 日にかけて、中国 北京市
にて開催された分析機器に関する展示会・学会である BCEIA 2019 （北京分析測試学術報告会及展覧会 Beijing Conference and Exhibition on InstrumentalAnalysis 北京国家会議中心)に参加・出展しました。
BCEIA は 2 年に一度開催されていますが、BCEIA
2019 は、2 年前の BCEIA 2017 に比べ、面積比で35%の増となり、展示会の規模としてかなり大きくなりました。展示面積 35000m2、出展者は 536 になり、日本で行われている JASIS219（ 展示面積は 34141m2、出展者は 478）よりも規模が大きいものとなりました。

展示会の規模は、ある程度その国の市場規模を反映しているといえます。ここ数年の中国の市場の成長を表しているといえるでしょう。今日においては、中国の分析機器市場の大きさは、日本市場よりも大きくなっているのが現実のようです。
弊社も出展を行い、北川式ガス検知管やセンサ式ガス測定器、気流検査器などを展示しました。
併設学会で、弊社はクロムフリーの検知管でのメタノール・2-プロパノール測定に関するポスター発表をおこないました。この学会ではポスター発表のためのディスカッションの時間がなく、会場に 2 日間掲示される、というスタイルでした。
印象的だったのが、気に入ったポスターがあると、みなスマホで写真を撮影するので、じっくりポスターを見る、という感じではありませんでした。あとでゆっくり見よう、ということでしょうが、意外にポスター全体にピントを合わせて撮影するのがむつかしく、一枚のポスターを何枚かに分けて写真撮影している人もいました。

弊社ブース写真

弊社発表ポスターを撮影している人

出展した製品写真

いっそのこと、学会の Website に各ポスターをアップロードしておき、ポスターに QR コードを付けて、PDF をダウンロードできるようにしたほうが早くないか？と思わされました。
絶対便利なはず・・・・・と勝手に名案と考え、どこかの学会に提案してみよう、と思っています。

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.

製品情報1）試料濃縮針 NeedlExⓇ有機溶剤用で、1,2-ジクロロプロパンの測定が可能になりました。
試料濃縮針 NeedlEx 有機溶剤用のセレクションガイドに、1,2-ジクロロプロパンが掲載されました。
捕集後、常温で保存でき、また試料の濃縮も可能です。気体中の 1,2-ジクロロプロパンの測定に、ぜひご活用ください。

R2=0.9990

0.1ppm 程度の 1,2-ジクロロプロパンを 1～5mL 捕集・濃縮

R2=0.9999

450ppm 程度の 1,2-ジクロロプロパンを 0.5～3mL 捕集・濃縮

INJ: 200℃
CLU:100℃
DET:250℃
PEG-1500 1m

1,2-ジクロロプロパン

1,3-ジクロロプロパン※各 138ppm を 1mL 捕集

捕集後常温保管での保存安定性
NeedlEx で捕集から 4 日後の回収率は 98%でした。(ガス濃度 422ppm)

2）スモークジェネレータ SG-1

◾空気の流れを白煙で可視化◾方向を問わず発煙可能◾カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要◾単 3 形アルカリ乾電池、単 3 形ニッケル水素充電池に対応＊白煙には腐食性や有害性はありません

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.

講座 試料濃縮針 NeedlExⓇについて■製品概要
NeedlExⓇ は空気中の揮発性有機化合物を濃縮するルアーロック式横穴針です。ガス採取器に接続して一定量の試料ガスを吸引した後、直接ガスクロマトグラフに導入します。
NeedlExⓇの中には濃縮媒体が充填されており、ガス採取器(AP-20 もしくは AP-20N)で吸引された試料ガスがこの濃縮媒体を通過する時に分析対象物質を捕集します。その後 NeedlExⓇをガスタイトシリンジに付け替え、不活性ガスを 0.4～
1.0 mL 吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口に挿入し、吸引した不活性ガスを注入します。この時、注入口の熱で脱離した試料が不活性ガスと共にカラムに導入され、分離・分析されます。

製品写真

AP-20 でのサンプリング時

GC への打ち込み※AP-20N は、100、50、10mL のガス採取が可能な真空法ガス採取器です。
例：70mL の採取を実施したい場合： 50mL 採取 1 回、10mL 採取 2 回を行うことでサンプリングが可能です。
※濃縮を行わない場合は、ガスタイトシリンジでの直接捕集（0.5～数 mL）も可能です。
捕集・濃縮・脱着の操作は短時間で簡単にでき、高価な装置や脱着溶媒は不要です。
捕集時間は 10～15 分/100mL、脱着時間は 10 秒です。
濃縮した試料は保存可能で（約 10 日間）、繰返し使用出来ます。（約 25～30 回）■濃縮原理
内部の濃縮媒体は、すき間を通過する試料ガスとの間で平衡の原理によってサンプルを吸着します。針先から吸引された試料ガスは、針先側の媒体から順に飽和していきます。媒体全体が飽和すると破過に達します。破過容量は有機溶剤の種類によって異なりますが、絶対量ではなく、ある濃度（多くの溶剤では 100 ng/mL）以下では吸引量によります。

■製品ラインナップ

有機溶剤用、トリメチルアミン用、脂肪酸用、エタノール用の 4 種類があります。

■試料濃縮の事例

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.

社員コラム

それであれば理想に近づくことができます。」な
どの営業トークを受け、3ヶ月間チャレンジ開始。

2019年のお正月を迎えめでたく5×才？気がつけば還暦一歩手前・・・。う～む、歳も増えたが、開始は5月10連休明け。担当トレーナーと1時間体重も増えた。そういえば検診の結果、血圧も高のカウンセリングから開始。基本は食事制限と週いし、いろいろな値もなんか上がってる。腹回り2回の筋肉トレ。食事制限ではいきなりの「パン、はメタボ基準値を超えている。このままではちょ米、麺類の全面禁止」「たんぱく質は絶対必要なっといかんな～。そうだ、痩せよう。ダイエット

ので魚類と肉類は毎日キッチリ取る」「野菜はブだっ！そこへ！！あのメロディ！！！「で～ってロッコリー、アボガドなどが理想」「キャベツやってって、で～って。ちゃ～ちゃら、つかつか、レタスは水物なので野菜には入らない」「アマニ

ちゃ～ちゃらちゃ～」とりあえずパソコンでチェ油、えごま油又はＮＣＴオイルを採る」「1日ック。おっ～無料体験実施中！っで、体験を受け1400Kcalまで」などがあって、最後には「1日でたい場所、日時などなどを入力！送信！。その後、食べた食事の内容を専用アプリで送信する」とのメールにて「無料体験を×月×日×時に実施いたこと。えっ、結構めんどくさい。続くかな～？でしますので××迄お越しください」とのこと。

も、お金振り込んだし、やるしかないな。と思いつつ1時間のカウンセリング終了。続けて筋トレ

まぁ、無料体験だからと気軽な気持ちで行って開始。これが今まで運動らしきものを30年近くやみた。立地は商業ビルの１階、内部照明は全体的ってこなかったからキツイキツイ。何とか1時間に暗めでさらには内装も黒系で統一され、おもーを乗り切り帰途へついたのですが、足が前に出ず、い雰囲気。受付にはこれまた黒いユニフォームをさらには足が上がらず階段が上れないなどなど、身にまとった当然ながら見るからにシェイプア

本当に運動不足を痛感し反省の1日でした。

ップした女性がにこやかに「いらっしゃませ。今日はどのようなご用件でしょうか？」と、無料体

そんなこんなで、1ヶ月、2ヶ月と過ぎさり専用験であることを伝えると、これまた黒で統一されアプリも使いこなし、筋トレにも慣れてきて3ヶた部屋に通され少し待つと、やっぱりシェイプア

月のプログラムもめでたく終了。

ップしたチーフマネージャーさんが現れ挨拶もそこそこに「なぜうちを選んだのですか」「どの位落としたいですか」「落ちたら何がしたいですか」「最終的にはどうなりたいですか」などなど次から次へ質問攻め。ひと段落すると今度は現状を測定しましょうと体重計のスゴイやつにのせられ測定。その後はジムらしき個室に案内され一通りの説明を受け、最初の部屋に戻って一人で待っていると、チーフマネージャーが測定結果と共にプランを持ってきて説明を開始。「この位落と結果、目標としていた-15kgには届かなかったものの、-12kgを達成。う～微妙な数値。しかし、検診の結果、いろんな数値は下がり、腹回りもメタボ基準値をらくらくクリア。またまた、始める
前と後では生活面ではガラッと変化、今ではブロッコリーが主食の生活。運動も駅近のジムに通う日々が日常となっている。「結果にコミット」できたのではないかと思う今日この頃。あなたも「結果にコミット」してみませんか？
（K.M.）

したいのであれば3ヶ月コースがお勧めです。

光明理化学工業 株式会社
ホームページ〒213-0006 川崎市高津区下野毛 1 丁目 8 番 28 号
【TEL】044-833-8900（代） 【FAX】044-833-2671
発行日：2019 年 12 月 5 日 編集 営業支援室

http://www.komyokk.co.jp“ほおぷ”に関するお問い合わせは、上記の本社 TEL・FAX までお願い申し上げます。

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.