Technische Informationen

Prozessanschluss nach EN 837
WIKA-Datenblatt IN 00.03

Anwendungen■ Zur Festlegung der Prozessanschlüsse bei WIKA-Druck-messgeräten

Varianten■ Prozessanschlüsse mit zylindrischem Gewinde

Anschlusszapfen
zylindrisch

Flachdichtung nach EN 837
oder WIKA-Dichtung■ Prozessanschlüsse mit kegeligem Gewinde■ Branchenspezifische Sonderanschlüsse

EinschraublochzylindrischEinbaubeispiel mit zylindrischem Gewinde

Beschreibung

Anschlusszapfen
kegelig

WIKA bietet Druckmessgeräte mit verschiedensten Prozessanschlüssen an, um den vielfältigen und individuellen
Einsatzanforderungen der Kunden gerecht zu werden.
Für Druckmessgeräte mit zylindrischem oder kegeligem
Gewinde sind Prozessanschlüsse mit unterschiedlichen
Abmessungen dargestellt.

Einschraublochkegelig

Der zulässige Maximaldruck eines Prozessanschlusses ergibt sich aus der Kombination Gewindegröße undWerkstoff. Dieser Zusammenhang wird für eine Auswahl
repräsentativer Prozessanschlüsse in einer Tabelle auf
Seite 3 dargestellt.

Einbaubeispiel mit kegeligem Gewinde

WIKA-Datenblatt IN 00.03 ∙ 04/2022Seite 1 von 5Anschlusszapfen mit zylindrischem Außengewinde
ZylindrischesGewinde
GMaße in mmd2d3

8f beiMsCrNiStahl

g-0,2G ⅛ 1)

2)

M10 x 1l1+0,32)

2)

2)

102)

82)

2)

2)

G ¼ 1)

59,52

3

M12 x 1,5

5

9,52

G⅜

5,5132G ½ 1)

617,5

M20 x 1,56

17,5l2±0,1

l3+0,32)

8102)

811132

113

9,7132

113

14,516

313

3

418

20

3

17

3

417,7203171) Bevorzugt bei WIKA-Standardausführungen2) Bei WIKA ohne Zentrierzapfen; Gewindeauslauf anstatt Gewindefreistich

Zentrierzapfen

Anschlusszapfen mit kegeligem Gewinde
Kegeliges
GewindeGSW:
Vierkant,
Sechskant oder
Schlüsselflächen,
Größe sieheentsprechendes
Datenblatt

Maße in mm
l1min.

⅛ NPT, R ⅛

10¼ NPT, R ¼

13⅜ NPT, R ⅜15½ NPT, R ½19Einschraubloch mit zylindrischem Innengewinde
Zylindrisches
Innengewinde
GMaße in mmG ⅛ 1)

t1-0,5t2
min.

7,54,5 3)

1013

105,51316,5M12 x 1,59,55,51316,5bmin.

d47,54,4 3)

M10 x 1G ¼ 1)

1013G⅜126,51619,5G ½ 1)

1571924,5M20 x 1,515,571924,51) Bevorzugt bei WIKA-Standardausführungen3) Kann bei WIKA-Geräten entfallen, da ohne Zentrierzapfen

Normen für Gewinde

Zylindrische Gewinde: Rohrgewinde, Kurzzeichen G, nach ISO 228-1
Metrische ISO-Gewinde, Kurzzeichen M, nach DIN 13Kegelige Gewinde:Rohrgewinde, Kurzzeichen NPT, nach ANSI / ASME B1.20.1
Rohrgewinde, Kurzzeichen R, nach ISO 7

WIKA-Datenblatt IN 00.03 ∙ 04/2022

Seite 2 von 5

Maximal zulässiger DruckGewinde 1)

Maximal zulässiger Druck 2)

G⅛

400

6.000

G¼600

G⅜600

G½

Cu-Legierung
bar

psi

CrNi-Stahl
bar

psi

8.600

1.000

8.600

1.000

1.000

15.000M10 x 1400

M12 x 1,5400

M20 x 1,5⅛ NPT, R ⅛

Monel®
barpsi

15.0001.000

15.00015.0001.000

15.0002.500

36.0002.500

36.000

6.000

400

6.000

400

6.000

6.000

400

6.000

400

6.000

1.000

15.0002.500

36.0002.500

36.000

400

6.000

400

6.000

400

6.000

¼ NPT, R ¼

600

8.600

1.000

15.0001.000

15.000⅜ NPT, R ⅜

600

8.600

1.000

15.0001.000

15.000½ NPT, R ½

1.000

15.0001.600

23.0001.600

23.000

7/16-20 UNF

400

6.000

800

12.000800

12.000

400

6.000

400

6.000

1) Gilt für die auf Seite 2 genannten Gewindenormen für Anschlusszapfen und Innengewinde.
2) Die angegebenen Werte für den Maximaldruck sind Rundungswerte und wurden dem nächstgelegenen Standard-Anzeigebereich zugeordnet.

Beispiele für branchenspezifische Prozessanschlüsse
Hydraulikanschluss
mit 74° Dichtkonus
SAE J 514

Kältetechnikanschluss
mit 90° Dichtkonus
SAE J 513

Hochdruck-Prozessanschluss(HP) für Anschluss mit Dichtlinse,
nach EN 837

Schlauchanschluss

Hochdruck-Prozessanschlussnach Autoclave Engineering oder
Nova Swiss M16 x 1,5 innen

Weitere Prozessanschlüsse
auf Anfrage

WIKA-Datenblatt IN 00.03 ∙ 04/2022

Seite 3 von 5Beispiele für weitere Einschraublöcher
Ausführung nach DIN EN ISO 1179-2 (Abdichtung mit Profildichtung)
G¼

G½

G 1 ½ 1)
Bestellnummer: 2158982

M12 x 1,5M14 x 1,5M18 x 1,5Ausführung nach SAE J 514

Ausführung nach ANSI / ASME B1.20.1
¼ NPT

½ NPT

7/16-20 UNF

G ½, mit O-Ring 1) 2)

G 1, mit O-Ring 1) 2)
Bestellnummer: 1192264
G 1, mit Dichtkonus
Bestellnummer: 1524380

Frontbündige WIKA-Ausführung
G ¼, mit O-Ring 2)

G 1, EHEDG 1) 2) 3)
Bestellnummer: 2166011

1) Auch als Einschweißstutzen bei WIKA erhältlich.
2) Die vom Kunden gefertigten Einschraublöcher müssen nach dem Gewindeschneiden aufgebohrt werden.
3) European Hygienic Engineering & Design Group
WIKA bemüht sich, die dargestellten Einschraublöcher auf dem aktuellen Stand zu halten. Maßgebend für die Fertigung desEinschraubloches sind die entprechenden aktuellen Regelwerke.
Technische Änderungen der WIKA-Ausführungen für Einschraublöcher und Einschweißstutzen behalten wir uns vor.

WIKA-Datenblatt IN 00.03 ∙ 04/2022

Seite 4 von 5

04/2022 DE© 09/2000 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

WIKA-Datenblatt IN 00.03 ∙ 04/2022

Seite 5 von 5

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 3063911 Klingenberg/GermanyTel.
+49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de