イメージング

MRI（磁気共鳴画像法)
小この度， 2019 年の入門講座として「イメージング」を企画いたしました。
イメージング分析の需要は，生物・医療分野，地球科学
分野，工業・産業分野など多方面で拡大しています。それ

川

邦

康

コー法に絞る。 MRI の適用例として水の濃度分布， T1
強調， T2 強調の三種類の画像化手法を紹介する。また，紙面の都合上，冗長性のない，味気ない文章になった。ご容赦頂きたい。

に伴い，近年のイメージング分析手法の発展は目覚まし

2

NMR の原理

析しか行えなかったような手法でも空間分解能を得られる

2･1

核スピンと核磁化のふるまいようになったり，従来のイメージング法よりも格段に空間

水は水素原子と酸素原子から構成される。水に静磁場分解能があがったりと，これまでは観測できなかった様々を印加すると，水素原子核の核スピンが現れ，それは上く，従来の様々な分析手法でイメージングが可能になりつつあります。分析技術の発展に伴い，これまではバルク分な事象が観測可能になりました。
本企画では，このような状況を踏まえ，新しい手法や発位と下位の二つのエネルギー準位を持つ。図 1 左に示展的手法を中心にタイトルを設定し，基礎的な原理から発すように，上位と下位の核スピンが作る磁気モーメント

展的手法まで含めた解説を心がけました。学生や分析初心

m には静磁場（ z 方向）に対して順方向と反対方向の二者も含め，様々な分野の幅広い読者に興味を持っていただ

つの方向がある。どちらの m も同じ回転周波数で回転ければ幸いです。

〔「ぶんせき」編集委員会〕

し，その周波数はラーモア周波数と呼ばれる。静磁場強度が H0 の時のラーモア周波数を v0 とすると，両者の1は じ め に大きな病院に行くと X 線 CT と MRI（磁気共鳴画像，

関係は次式で表される。

v0 ＝ gH0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )magnetic resonance imaging）の部屋が隣同士にある。

ここで， g は核磁気回転比であり，水素原子核 1H の場

どちらも医療診断装置として広く普及している。 X 線

合は，静磁場強度が 1 T の時に約 42.6 MHz である。

CT は X 線源と検出器が回転し，投影データから X 線

1H の g は定数であり，v0 は H0 に正比例する。

の吸収率の差を画像化する装置である。一方， MRI は

図 1 左に示すように，計測対象の水の中には多数の強い磁場に空間分布を付け，水から放出される核磁気共磁気モーメント m があり，皆同じ周波数 v0 だが，異な鳴信号を画像化する装置である。 MRI の画像化法は磁る位相で回転する。多数の磁気モーメントは集合和とし場分布を利用する点が独特であり，X 線 CT や走査顕微ての一つの核磁化 M に置き替えられる。核磁化 M はベ

鏡， CCD カメラなどの画像化法とは大きく異なる。こクトルであるため「正味の磁化ベクトル」とも呼ばれる。

こでは，MRI の計測原理と画像化法を解説する。

図 1 右には熱平衡状態にあり，静磁場 H0 の方向を向い

MRI を NMR イ メ ー ジ ン グ（nuclear magnetic

た核磁化 M0（正味に磁化ベクトル）を示した。

resonance imaging）と称することもある。核磁気共鳴

図 2 左に示すように，熱平衡状態にある核磁化 M0 にを利用している点ではどちらも同じである。 NMR とラーモア周波数 v0 と同じ周波数 v0 で静磁場と垂直方

MRI の相違点は， NMR は分子構造の解析（スペクト向（x 方向）の振動磁場を送受信コイルから与えると，

ル分布）に重点を置き， MRI は画像化（信号強度の空核磁化 M0 は共鳴して励起されて，静磁場と垂直方向間分布）に重点を置いている点である。

（ y 方向）に倒れた My となる。この時の励起磁場を 90

この解説では初めて学ぶ人を対象にする。厳密性より度励起パルスと呼ぶ。

も簡潔で分かりやすい説明に注力する。計測対象は水の励起された核磁化 My はラーモア周波数 v0 で xy 平面

みとし，画像化法は最も単純なスライス選択スピンエを回転する。送受信コイルには核磁化 My の回転に合わ

Imaging―MRI (Magnetic Resonance Imaging).

resonance）信号が受信される（図 2 右）。送受信コイル

せた周波数 v0 の核磁気共鳴（NMR : nuclear magnetic2

ぶんせき  

図1

多数の磁気モーメント m が集合し，一つの核磁化 M0（正味の磁化ベクトル）で表される概念図

図2

核磁化の励起過程と観測される NMR 信号

は核磁化の励起と，NMR 信号の受信の両方に使われる。

作時間を確保するためにスピンエコー法を用いることが
多い。

2･ 2

FID とスピンエコー

200 mL の容器に入った水で観測される NMR 信号を

2･ 3

T1 緩和と T2 緩和

図 3 に示す。縦軸が信号 V，横軸が時間 t である。多量

励起した核磁化 My は励起エネルギーを放出し，静磁の水のため，多数の核磁化が容器の中に分散していると場方向を向いた核磁化 M0 に戻る。核磁化の動きを回転考えて良い。

座標系で見た時の様子を図 4 左に図示した。核磁化が核磁化が第 1 番目の振動磁場（ 90 度励起パルス）で放出したエネルギーは周囲の水分子の運動エネルギーと

励 起 さ れ た 後 に ， 上 下 に 大 き く 振 動 す る NMR 信 号なる。図 4 右には，xy 平面上に倒れた核磁化 My が励起（赤，青色の線）が観測される。赤色と青色の線は前の M0 に戻る様子を z 方向成分 Mz の時間変化として

NMR 信号の実部と虚部（図 2 中の xy 平面での x, y 成

図示した。Mz の曲線が核磁化 M のエネルギー緩和曲線分）を表し，緑色の線が NMR 信号の振幅を表す。 90

であり，次式で表される。

度励起パルス後の NMR 信号は急速に減衰する。これをM z ＝ M 0 {1 － e － t /T 1 } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 )FID（free induction decay，自由誘導減衰）信号と呼ぶ。

時間 t ＝ 30 ms で第 2 番目の励起磁場（ 90 度励起パ

この式は時間 t が経過すれば，核磁化が元の熱平衡状態

ルスの 2 倍の長さ。 180 度励起パルスと呼ぶ。）を核磁

M0 に戻ることを示している。式( 2 ) 中の T1 はエネル化に与えて再び励起した。この励起により核磁化は x 軸

ギー緩和を表す時定数であり， T1 緩和時定数またはスを対称軸として －y 方向に向きを変えて，ラーモア周波

ピン 格子緩和と呼ばれる。純水の T1 緩和時定数は 2数で回転を続ける。この結果，時間 t ＝ 60 ms で核磁化

～ 3 秒である。この値は MRI 計測から見るととても長の位相が収束し，富士山型の大きな NMR 信号が観測さい。

れる。これをスピンエコー信号を呼ぶ。

図 3 のように FID 信号は， 20 ms 程度の短い時間で90 度 180 度励起パルスで構成される二つの励起パ

見えなくなる。 T1 緩和時定数よりもはるかに短い時間

ルスの組み合わせをスピンエコー法と呼ぶ。 MRI 計測

しか FID 信号を観測できない。その理由は，（ a ) 試料

では大きな NMR 信号を取得するためと，勾配磁場の操中には磁場の不均一性（磁石の不完全性，試料と容器のぶんせき 

 

3

図3

MRI で水を計測した際に観測された FID とスピンエコー信号の両方を含む場合の時定数である。図 3 で観測された
90 度励起パルス後の FID 信号の減衰曲線は T2緩和時定数で表される。
一方，スピンエコー法を用いると磁場を不均一にする
要因 (a) を排除できる。これにより位相の分散を抑える
ことができ，図 3 に示すスピンエコーのような，大きな信号を得ることができる。この時の減衰曲線（図 3図4核磁化の T1 緩和過程と Mz の時間変化

中では破線）を T2 緩和時定数と呼ぶ。この時の減衰曲線は次式で表される。
My ＝ M0 e－t/T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 3 )′3

MRI の装置構成と役割

3･1

装置構成

MRI は六つの要素から構成される。図 6 に MRI 装置の構成を示す。
図5

核磁化の T2 緩和過程と My の時間変化（ a)

磁石と勾配磁場コイル

磁石は試料に静磁場を印加する装置である。 MRI の
磁場強度は 0.2 ～ 3 T と様々ある。医療診断では 0.3 T

磁化率の相違）があること，（b) 試料を構成する分子・または 1.5 T の磁石が多く用いられる。磁石には永久磁原子が固有の磁性を持つため（例えば，酸素原子は反磁石と超電導磁石の二つのタイプがある。

性体）各々の原子核が感じる磁場が異なること，の二つ

0.3 T 磁石は永久磁石を用い，2 枚の円板状磁石を 60の要因によって各々の核スピンのラーモア周波数に差がcm 程の距離で並行に向かい合わて構成される。試料は生ずるためである。この結果，図 5 左に示すように，円板状磁石の間にできた均一磁場領域に挿入される。こ回転座標系で見ると，各々の核スピンで位相がずれ，その解説では図 6 に示すような永久磁石を用いた MRI をの集合和である核磁化が小さくなって NMR 信号が減衰

例にして解説する。

する。
図 5 右の減衰曲線は位相の分散（スピンスピン緩和）
による減衰曲線であり，送受信コイルで検出される y 方
向成分 My は次式で表される。
My ＝ M0 e－t/T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 3 )ここで，T2は T2緩和時定数である。T2緩和時定数は上述したように，磁場を不均一にする要因 ( a )，( b )4

1.5 T 磁石は超電導磁石を用い，内径 80 cm 程の円筒形超電導磁石に電流を流して磁場を形成する。試料は円筒内の均一磁場領域に挿入される。
MRI 用磁石では高い磁場均一性（例えば，試料内で50 ppm 以内）が求められる。均一性が悪いと，画像がひずみ，信号強度に不均一性をもたらして MR 画像の質を劣化させる。
勾配磁場コイルは試料に勾配磁場を印加する装置であ
ぶんせき  

図6

MRI 装置の構成る。詳細は 3･2 節で説明する。
（b )送信系電気回路

送信系電気回路は励起パルスを整形・増幅する装置である。発振器から共鳴周波数 v の基本波を出力し，変調器で励起パルス（励起幅 0.1 ～ 10 ms ）を整形する。
励起パルスは電力増幅器で増幅されて，送受信コイルに送信される。
（c)

送受信コイル

送受信コイルは試料の核磁化を励起し，NMR 信号を受信する装置である。送受信コイルは励起パルスに対応した振動磁場を作り，内部に挿入された試料中の核磁化を励起する。その後，送受信コイルでは試料から放出された NMR 信号を受信する。
（d)

図7

四つの半円形状コイルが作る x 方向の勾配磁場 Hx

受信系電気回路

受信系電気回路は NMR 信号を受信・検波し，デジタ

NMR 信号の発生位置を特定する能力はない。したがっル化する装置である。NMR 信号は増幅された後に検波て，試料内部での水濃度の空間分布 r（ x, y, z）を得る

器で低周波（0～100 kHz）の信号波形に変換され， A/

ためには， NMR 信号の発生位置（ x, y, z）を特定する

D 変換器（ analog / digital 変換器）でデジタル変換され工夫が必要である。その工夫として，試料に勾配磁場をる。

印加して，NMR 信号に位置情報（x, y, z）を入れ込む。

（ e)

画像再構成部

これを行うのが勾配磁場と画像取得シーケンスである。

画像再構成部は MR 画像（magnetic resonance 画像）を再構成する装置である。画像再構成部はデジタル変換

3･ 2

されて取り込まれた信号（実部，虚部）を二次元フーリ

静磁場と同じ方向の z 方向の勾配磁場は，図 7 に示す

エ変換して画像を再構成し，白黒のコントラストによっ

ように，四つの半円形状のコイルに電流を流すことにて画像表示する。コンピュータが用いられる。

よって試料に印加できる。矢印の方向に電流を流すと，（ f)

位置 x に対して一定の勾配 Gx を持つ直線状の磁場 Hx

制御部

制御部は勾配磁場の強弱，励起パルスの波形やそれらの印加タイミングなどを制御する装置である。 FPGA
（field programmable gate array）や DPS（digital signal processing）が用いられる。

装置構成で重要な点は，送受信コイルは一つしかない

勾配磁場が形成する。磁場 Hx を式で表せば，
H x ＝ G x （ x － x 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4 )となる。 Hx は z 方向の磁場であるが，位置 x に依存するため「x 方向の勾配磁場」と呼ぶ。

点である。一つの送受信コイルが試料全体から放出され四つの半円形状のコイルを中心を軸として平面上でる NMR 信号を包含して受信する。送受信コイル自身に90 度回転させれば， y 方向の勾配 Gy を持つ勾配磁場

ぶんせき  5Hy となる。さらに，二つの円形コイルを向かい合わせると z 方向の勾配 Gz を持つ勾配磁場 Hz となる。3 組の勾配磁場コイルを組み合わて磁石内側に設置する。

4

MRI の計測原理

4･1

画像取得シーケンス

三つの勾配磁場コイルに勾配磁場電源から電流を流せ

典型的なスライス選択励起スピンエコー法のシーケン

ば，勾配磁場 Hx, Hy, Hz が試料に印加できる。試料にスを図 8 に示す。縦軸には上から順に励起パルス，磁印加される z 方向の磁場 H ( x, y, z ）は次式のように表場勾配 Gx, Gy, Gz, ADC（A/D 変換器）の On/Off，最される。

下段にはスピンエコー信号（以下では，信号と略す）のH(x, y, z) ＋ H0 ＝ Hx ＋ Hy ＋ Hz ＋ H0

＝ Gx(x － x0) ＋ Gy(y － y0) ＋ Gz(z － z0) ＋ H0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 5 )波形を示す。横軸は時間 t である。制御部はこのシーケンスにしたがってイベント制御命令を各要素に出す。
最上段の励起パルスは時間 tex90 で 90 度励起パルス
を，時間 tex180 で 180 度励起パルスを照射する。これに磁場 H(x, y, z）は位置（x, y, z）に依存し，3 方向に独より時間 techo で頂点となる信号が受信される。 90 度励

立した磁場勾配 Gx, Gy Gz で表される。

起パルスからスピンエコーの中心までの時間をエコー時
間 TE と呼ぶ。tex90 と tex180 は時間間隔は TE/2 である。

3･3

MRI 計測の制限

ADC は時間 tADCOn で受信を開始する。

MRI には計測できる試料に制限がある。強力な磁石

三次元の水の濃度分布 r（x, y, z）を取得するために，の中に試料を入れるため，試料は非磁性体に限る。さらx 方向の位置情報として Gx を印加して周波数エンコーに，送受信コイルから放出される電磁波によって核磁化

ドを， y 方向の位置情報として Gy を印加して位相エンを励起するため，試料は絶縁体に限る。この条件に合う

コードを， z 方向に Gz を印加してスライス断面選択励

試料は動物や植物，溶液，高分子材料などである。水が起を施す。

計測対象であれば，水が液相状態で試料内にあると計測

周波数エンコードは Gx を信号受信時に印加することしやすい。氷のように固相になると計測は極めて難し

で，x 方向に位置情報を NMR 信号に入れ込む。位相エい。（固体 NMR についての文献を参照されたい）

ンコードによる勾配磁場 Gy の印加は MR 画像の画素数

試料を入れる容器や装置にも注意が必要である。それ

Nphase と同じ回数の Nphase 回だけ繰り返し行われ，そのらも非磁性体で構成する必要がある。送受信コイルの中度に信号が受信される。繰り返される 90 度励起パルスに入れる容器ならば，ガラスやプラスチック，セラミッの時間間隔を TR と呼ぶ。以下では，周波数エンコー

クなどが良い。装置は銅合金やアルミニウムなどの非磁ド，スライス断面選択励起，位相エンコードの順に説明

性材料で構成しても良いが，送受信コイルを装置内部にする。

入れて，試料との間の電磁波のやり取りを妨げないようにする必要がある。

4･2

周波数エンコード

試料に勾配磁場 Hx を印加した場合に生ずる核磁化の周波数 v の x 方向分布を考える。式(1) に式(4) を代入
すれば，周波数 v は次式となる。

図8
6

スライス選択励起スピンエコー法のシーケンス例
ぶんせき  図9

勾配磁場印加による周波数エンコードの概念図
勾配磁場 Hz の印加によるスライス断面選択励起

図 10v ( x) ＝ g G x( x － x0 ) ＋ g H 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 6 )この式から，試料中の核磁化は位置 x に依存して周波数 v が直線的に変わり，図 9 に示したような周波数分
布となることが分かる。図 9 のように，磁場 H が高いる。励起断面の厚さ thk は励起パルスの照射時間 d（図8 参照）を用いて，次式で表される。
thk ＝ 1/2gGzd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 8 )位置 xh では周波数 v(xh）も高くなる。反対に，磁場 H

なお， 180 度励起パルス印加時も勾配磁場 Hz を印加しが低くなる xl では周波数 v ( xl ）が低くなる。これを利て同様の周波数 vex を時間 d だけ照射する。

用して信号の周波数 v が高い，低いが分かれば，核磁化の位置 x を特定することができる。このことから，

4･ 4

勾配磁場 Gx を印加することで， x 方向の位置情報を信位相エンコードは，図 8 に示すように，y 方向の磁場号に入れ込むことができたと言える。これを勾配磁場に

勾配 Gy を時間 tphase だけ印加することよって行う。 i 番

よる「周波数エンコード」と言う。

目の磁場勾配 Gy,i を － Gy から ＋ Gy まで dGy ずつ増加

位相エンコード

信号の波形取得はサンプリング間隔を tADC と設定ささせて時間 TR で Nphase 回繰り返す。 i は 1 から Nphase

れた A / D 変換器で行われる。取得したデータ点数がまで繰り返すごとに増加し，磁場勾配の増加量 dGy は

Nread である時，直交位相検波を用いて再構成される

2Gy / Nphase である。位相エンコードでは， 1 から Nphase

MR 画像の x 方向の画素数は Nread となる。

番目まで順次増加する磁場勾配 Gy,i を印加して信号を受

3･1 節で記述したように，送受信コイルは一つしかな

信する。

い。信号は勾配磁場 Gx を印加されたことで周波数分布

核磁化の位相 q を考えた時，上記の位相エンコード

v(x）を持っている。送受信コイルでは，周波数分布 vの操作が周波数エンコードの操作と同じであることを以(x）を持つ全ての波形を加算した波形 V(t）が取得され下で説明する。

る。言い換えれば，信号 V(t）には幅広い周波数の波形が含まれていることになる。
信号 V ( t ）を周波数 v ごとの成分に分けるにはフーリエ解析を行えば良い。信号取得時間 t が 1～Nread までの波形 V ( t ）をフーリエ解析して得られる各周波数 v
でのフーリエ係数の大きさ（信号強度）が水の濃度 r

位相エンコードとして i 番目の勾配磁場 Gy,i を印加して時間 tphase だけ経た時に， Gy,i を印加していない時の核磁化の位相 q0 を基準値として，両者の核磁化の位相差 Dqi＝qi－q0 を表すと，次式となる。

Dqi ＝ gGy,i(y － y0)tphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 9 )( v ）に対応する。 v は式( 6 ) によって位置 x に変換で一方，周波数エンコードでは Gx を印加したままで時きることから，水の濃度 r(x）を求めることができる。

間 tread が経過する。経過する時間 tread は（ t － tADCOn ）で ある。 Gx を印加し て時間 tread だけ経た時 の位相差

4･ 3

スライス断面選択励起

試料に勾配磁場 Hz を印加した際の核磁化の周波数 vの z 方向分布は次式で表される。

v(z) ＝ gGz(z － z0) ＋ gH0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 7 )Dqread は次式となる。
Dqread ＝ gGx(x － x0)tread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(10)
式(10)から周波数エンコードでは， Gx の印加時間が経過することで tread が増加し，それに比例して Dqread が計測したい断面位置を zex とすると，式( 7 ) から周波数増加する。 Dqread の増加は Nread 個の波形データで表さ

vex(zex）が計算できる。図 10 に示すように，試料に勾れる信号として取得される。すなわち，周波数エンコー

配磁場 Hz を印加しながら周波数 vex で 90 度励起パルドの操作は tread とともに増加する Dqread を Nread 点の信スを試料に照射すれば，位置 zex の断面のみが励起され号として取得する，と言い換えることができる。

ぶんせき  7

この視点で式( 9 ) を見直すと， tphase が一定値である

tm ＝ TR Nphase Nint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(11)から，Dqi を増加させるには Gy,i を増加させる必要がある。そのため，位相エンコードでは Gy,i を dGy ずつ増

この式から位相エンコード方向の画素数 Nphase と，ノイ加させる操作をする。dGy ずつ Gy,i を増加させる操作をズを低下させるための積算回数 Nint に比例して計測時

Nphase 回繰り返すことで， Dqi を i が 1 から Nphase 番目

間 tm が増加する。典型例として， TR ＝ 0.5 s ， Nphase ＝までの信号として取得することができる。この操作は256 ， Nint ＝ 2 と す る と ， 計 測 時 間 は 256 秒 と な る 。

Nread 個の信号を取得した式(10) の周波数エンコードと

MRI の欠点は計測時間の長さにある。その要因は T1 緩同じであることが分かる。

和時定数が長く，TR を長くする必要がある（後述）たしたがって，周波数エンコードと全く同様に，位相エンコードによって幅広い位相分布を持つ信号を受信したことになる。なお，位相 q は周波数 v × 時間 tphase であるため，時間 tphase が一定であれば，位相分布は周波めに計測時間が長くなることにある。

MR 画像の適用例

5

MRI は同じシーケンスを用いても計測条件を変えれ数分布 v と見なせる。得られた信号を磁場勾配 Gy,i のば MR 画像に特徴が出る。ここでは図 8 に示したスラ

エンコード番号 i の 1 から Nphase の方向に対してフーリ

イス選択励起スピンエコー法を用いて，水の濃度分布，

エ解析すれば，周波数ごとのフーリエ係数の大きさが水T1 強調画像，T2 強調画像の三つの MR 画像を示す。

の濃度 r(y）に対応することになる。
なお，式( 9 )，( 10 ) 中の gGt は「波数」（記号で k ）と呼ばれる値である。この解説では波数 k を用いずに説明した。他の教科書では波数 k や波数空間を用いて周波数・位相エンコードを説明している。
4･5

5･1

水の濃度分布

MR 画像の各ピクセルの信号強度 S(x, y）は次式で表される。
S(x, y) ＝ Ar(x, y, z)(1 － e－TR/T1)e－TE/T2 . .(12)

画像再構成

ここで A は送受信コイルの感度や増幅器などの増幅率

MRI 計測は x 方向の磁場勾配 Gx で周波数エンコードを印加し，信号をサンプリング総数 Nread で取得すを含む装置定数である。 A の値は水を計測することで決定できる。

る。これを時間 TR で Nphase 回繰り返して，その度に y式( 12 ) を用いて水の濃度分布 r ( x, y, z ）を計測する

方向の磁場勾配 Gy,i を変えて位相エンコードを印加す場合には，計測条件としての TR を T1 緩和時定数よりる。信号は V ( 1 ～ Nread ， 1 ～ Nphase ）で得られる。直交も長く（TR≫T1）し，TE を T2 よりも短く（TE≪T2）

位相検波により信号は二つの成分 V (Real, Imag ）で取する。これにより，式( 12 ) は S ( x, y )＝ Ar ( x, y, z ）と得されるため，データ点数は 2 倍となる。 x, y 方向は近似でき， T1， T2 緩和時定数に依存せず，水の濃度分

直交し，さらに，独立して Gx，Gy を印加できるため，

布 r(x, y, z）を算出することができる。T1 は 0.1～1 秒

x と y 方向で二次元フーリエ解析ができる。得られた程度であり，計測条件を TR ≫ T1 とすると，式( 11) か

フーリエ係数（ an, bn ）から信号強度 S ＝

an2 ＋ bn2 を求ら計測時間は 100 秒のオーダーとなる。

めると，S が二次元の水の濃度分布 r(x, y）となる。そサヤに入ったままのそら豆を計測した。図 11 に MRの空間分布は Nread × Nphase のピクセル数の画像として画像を示す。水の濃度が高い領域を白で，水の濃度が低得られる。フーリエ解析は信号内に入れ込まれた位置情報を取り出すデコーディング操作に対応する。
z 方向の空間分布を得る場合には，励起する断面位置
zex を順次変えて，多数枚の MRI 計測を行う。これにより三次元の水の濃度分布 r(x, y, z）
を得ることができる。
ここで示した方法以外にも，z 方向のスライス選択励
起をせずに，y 方向の位相エンコードと同様の操作をして， z 方向も位相エンコードを施して計測する三次元
フーリエイメージング法もある。 MRI 計測には多数のイメージング法がある。文献1)～4)を参照されたい。
4･6

MRI の計測時間

MRI の計測時間 tm は 90 度励起パルスの繰り返し時

間 TR と位相エンコード数 Nphase，積算回数 Nint で決ま
る。
8

図 11

そら豆の MR 画像（水の濃度分布。高濃度を白色，低濃度を黒色で示した）
ぶんせき  い領域を黒で示した。そら豆はサヤの部分に水が豊富になる。このように T1 緩和時定数の空間分布を信号強度あり，そら豆とサヤの間にあるワタの部分には水がほとの強弱分布として画像化できる。

んどないことが分かる。
5･ 3
5･ 2

T1 強調画像T2 強調画像T2 緩和時定数に空間分布がある場合，TR≫T1 とし，

T1 緩和時定数に空間分布がある場合，TE≪T2 とし，TE を長くする（TE＞T2）と，T2 緩和時定数の相違を

TR を T1 緩和時定数よりも短く（ TR ＜ T1 ）すると，信号強度として画像化することができる。図 13 には，

T1 緩和時定数の相違を信号強度として画像化することミニトマトの MR 画像を示した。TE を 46，226，326，ができる。図 12 には，シイタケ菌床の右半分にシイタ

426 ms と変えた場合の MR 画像である。トマトの内部

ケ菌糸が成長した際の菌床の MR 画像を示す。左側の組織に依存して T2 緩和時定数に空間分布があり，それおがくずの T1 は約 80 ms であり，シイタケ菌糸が成長を TE を長くすることによって信号強度の強弱として画すると T1 は約 140 ms と長くなる。菌床を TR ＝ 400

像化できる。

ms で計測すると，(b) のように MR 画像は均一な信号強度となり，シイタケ菌糸は見えない。しかし，（c) の

5･ 4

ように TR を 54 ms で計測とすると，シイタケ菌糸が

MRI では上記に示した計測例の他にも，位相差の空成長した右側の領域で信号強度が低下（濃い灰色）し，間分布を用いて流体の流速分布や，正負一対の勾配磁場

一方，左側のおがくずの領域では信号強度は高いままと印加に因る信号強度の低下から自己拡散係数の空間分布，ぶんせき  

MRI で計測可能なその他の物理量

図 12

シイタケ菌床の MR 画像

図 13

ミニトマトの MR 画像
9

T1 緩和時定数の温度依存性から温度の空間分布，油と水の共鳴周波数の相違から油脂の濃度分布なども計測することができる。興味のある方は文献1)～4)をご覧されたい。

62) 巨瀬勝美編著：“コンパクト MRI”，（2004），（共立出版）．
3) 岩井喜典，斎藤雄督，今里悠一編著：“医用画像診断装置―
CT, MRI を中心として―”，（1988），（コロナ社）．
4 ) 森 一生，町田好男，山形 仁 編著：“ CT と MRI ―その，（コロナ社）．
原理と装置技術―”，（2010）

お わ り に
小川邦康（Kuniyasu OGAWA）
慶應義塾大学理工学部機械工学科（〒223 

MRI は勾配磁場を印加して位置情報を NMR 信号内に入れ込み，受信した NMR 信号から位置情報を取り出して空間分布を得るという特殊な画像化法を用いてい8522 神奈川県横浜市港北区日吉 3 14 1 ）。東京工業大学大学院博士課程単位取得退学。博士（工学） 1996 年（東京工業大学）。≪現在の研究テーマ≫固体高分子

る。非常に巧みな方法だが，理解し難いという欠点があ

形燃料電池と小型酸素濃縮器の NMR 計る。読者に少しでも MRI の特徴が伝われば幸いである。

測・数値解析。≪主な著書≫“見える伝熱工学”（コロナ社）。≪趣味≫写真。
E mail : ogawa＠mech.keio.ac.jp

文献1) 巨瀬勝美：“NMR イメージング”，（2004），（共立出版）．

における分析化学の講義に十分に対応できる内容と文量である。一方で，側注がふんだんに使われていることが本書の特徴の一つであり，本文では触れられなかったより発展的な内容へのコメントや参考書の紹介などがきめこまやかに配置されている。学部学生には本文内容の習得だけでも十分であるが，側注の記述と引用資料まで範囲を広げれば大学院生の学修にも役立

スタンダード 分析化学
角田欣一・梅村知也・堀田弘樹 共著

つ充実度である。また，機器分析までを含めて 19 章構成としていることから，分析化学に関連する連続した講義で継続して使用することが可能である。各章の記載内容は，特定の分野や化学系学科での分析化学教育で取り上げられる分野全般をカトピックに偏ることなく，教員にとっても授業に採用しやすいバーする教科書である。低学年向けの SI 単位や数値の取り扱ものとなっている。分析化学の基礎をしっかりと習得できるだ

いから，溶液内平衡や定量分析法を経て，高学年で学ぶ機器分

けでなく，発展学習へのヒントも盛り込まれていることから，

析までを約 300 ページにコンパクトに収録している。まえが初学者から教員まであらゆる段階で活用できる一冊である。

きに“過度に高度な記述を避け，必要と思われる内容をもれな（ISBN 978 4 7853 3515 1・B5 判・288 ページ・3,200 円＋税・く記述することを心掛けた”とあることからも，学部専門教育102018 年刊・裳華房）

ぶんせき  