業務用アルコール測定システム

取扱説明書

目次
１． 注意事項

3

使用目的に関するご注意

3

安全上のご注意

3

使用上のご注意

4

その他のご注意

4

２． 同梱品を確認する

5

３． 各部の名称

6

４． 準備する

8

1.

ご使用のPCの接続端子を確認する

8

2.

ALC-PROⅡを設置する

8

3.

PC側を準備する

14

4.

ALC-PROⅡの電源を入れる

15

５． 測定する

161.

アルコール測定をおこなう

162.

測定結果を確認する

19

3.

アルコール数値が検出されると

19

６． 表示パネルについて

20

７． 測定器の使用モードについて

26

１．測定モードとは

26

２．測定モードを変更する

27

８． 校正・メンテナンスについて

31

１．校正

31

２．メンテナンス

34

９． 困ったときは

37

10． 主な仕様

40
2

1

注意事項

使用目的に関するご注意
本製品は、旅客運送、貨物運送、鉄道、その他公共交通機関等、運転業務に携わる事業者様を対象とした業務用アルコー
ル測定システムです。
旅客自動車運送事業運輸規則や貨物自動車運送事業輸送安全規則には、事業者の尊守事項として次のような事項が規定されています。
「事業者は、乗務しようとする運転手に対して点呼を行う際、疾病、飲酒、疲労、その他の理由により安全な運転をすることができない恐れの有無を確認し、安全確保のために必要な、指示を与えなければならない」
本製品は、各事業者様の安全確保の体制を助けるものであり、具体的な運用方法や指示は各事業者様ごとに定められている社内服務規定や運航管理規則にゆだねられます。
また、道路交通法６５条にも「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。
本製品を、酒気帯び、酒酔運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に使用したり、裁判など法的事実認定の判断材料にすることはできません。関係する販売および製造業者は本機器を利用した、利用しないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。尚、本製品は、独自仕様に基づいており、他の測定方式や、他の製品との測定結果の誤差を保証するものでありません。

安全上のご注意!

警告

下記の警告事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●本機器の分解・解体・改造・再生を行わないでください。感電・火災・故障の原因となります。
●直射日光のあたる場所や、暖房機の近く、湿気、ほこりの多い場所には置かないでください。感電や火災のおそれがあります。
●使用中の機器を布でおおったり包んだりしないでください。また、通風孔をふさいだり、物を差し込んだりしないでください。感電、火災、ケガのおそれがあります。
●機器が破損したり、発熱・発煙・異音・異臭などの異常が起きた場合は、すぐに電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。感電や火災のおそれがあります。サポートセンターに連絡してください。
●電源ケーブルやその他のケーブル類を傷つけたり、加工したりしないでください。電源ケーブルやその他のケーブル類の上に物をのせたり、絡ませたり、足をひっかけたりしないようにしてください。感電や火災のおそれがあります。
●本機器の電源ケーブルは、延長電源コードの使用や、二股ソケットを使ったタコ足配線にしないでください。コンセ
ントが過熱し、火災の原因となることがあります。
●電源プラグの金属部分およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。そのま
ま使用すると、火災の原因となります。
●電源ケーブルは、プラグ部分を持ってコンセントから抜いてください。電源ケーブルをひっぱるとプラグが傷んで感電や火災のおそれがあります。
●電源プラグは、コンセントに確実に奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、感電・発煙・火災の原因となります。
●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

3

1 注意事項

使用上のご注意!

注意

下記の注意事項に反した取り扱いをすると、人が、傷害または物的損害を負ったり、製品の故障や製品の意図する機能がそこなわれる原因となります。

●直射日光の当たる場所や高温になるところで使用しないでください。機器外装が熱により変形することがあります。
10 ～ 40℃の環境にてご使用ください。
●直射日光の当たる場所や高温になるところに長期保管しないでください。-10 ～ 50℃の環境にて保管してください。
●本機器を寒い場所から急に暖かい場所に移すと、結露（水滴）が発生することがあります。結露が起きないよう、湿気の少ない環境にてご使用ください。
●万が一結露が発生したときは、火災・感電や機器の故障の原因となりますので、電源を切り、結露がきえるまで十分な時間を持ってから改めてご使用ください。
●不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落ちて怪我の原因になることがあります。
●呼気フィルターの呼気注入口にマウスピース以外のものを差し込まないでください。故障の原因となります。
●呼気フィルターの呼気注入口、センサーユニットの呼気吹込口に、故意に水をいれたり、アルコールをいれたりしな
いでください。故障の原因となります。
●タバコの煙やスプレーを絶対に吹きかけないでください。故障の原因となります。
●正確に測定していただくために、飲食および喫煙直後は 15 分以上（洗口剤使用後は 20 分以上）時間を空けて測定してください。数値検出した場合は、水でうがいした後、時間を空けて再度測定してください。
●内臓疾病のある方、病気療養中の方、薬を服用の方、体質的に発酵ガスのある方、新陳代謝や個人の体調の個体差により、ごくまれに反応することがあります。
●本機器の使用によって発生する損失や、データの損失については、弊社では一切責任を負いかねます。
●お客さまにてご準備された他社のハードウェア、ソフトウェアに関するトラブルについては、弊社では一切責任を負いかねます。
●本機器に改変や分解を行うことは一切許可していません。
●本機器の修理は、お客様自身で行わないでください。
●本機器の電源は専用の電源コンセントをお使いください。また、モーター類、冷蔵庫を使用している電源と同じ箇所にアダプター差し込まないでください。電圧の変動があると正常に動作しない場合があります。
●RS-232C の USB 変換ケーブルは弊社指定のものを使用してください。指定以外の変換ケーブルを使用された場合の動作については弊社では一切の責任を負いかねます。
●パソコンとの周辺機器接続には USB ハブ、USB 延長ケーブル、RS-232C 延長ケーブルを使用しないでください。
使用された場合の動作については弊社では一切の責任を負いかねます。
●パソコンおよび、オプション品をタコ足配線にしないでください。正常に動作しない場合があります。

その他のご注意●本書に載された製品は、信頼性、機能、設定の改良のため予告なく変更する場合があります。
●本書に記載された内容の一部、または全部を無断で転用、転載することは禁止されています。
●本書の内容に関しまして、将来予告無く変更することがあります。
●本製品は日本国内仕様であり、海外でのご使用に対する責任は一切負いません。

4

2◆ALC-PROⅡ

同梱品を確認する◆RS-232Cケーブル
ALC-PROⅡと PC を接続する

測定時の操作と測定結果を表示します。

ケーブルです。

出
/
始

帰
/
終

※PC に RS-232C(D-sub 9pin) 端子がない場合はUSB 変換ケーブルを別途ご購入ください。

◆ACアダプター◆センサーユニット

ALC-PROⅡに電源を供給します。

呼気中にアルコールが含まれているかを判定するセンサー部です。

◆ALC-REC セットアップCD◆ヒータースタンド

測定、記録保存用 PC ソフトウェア

呼気フィルターの温度を一定に保ちます。

「ALC-Rec」のインストール CD です。

◆呼気フィルター（2個）◆ケーブル止め（２個）
ケーブルの固定用です。

不純物などを取り除くためのろ過器です。

※任意でお使いください。

◆専用マウスピース（3個）◆転倒防止シール（４個）
ヒータースタンドの固定用です。

センサーユニットに呼気を吹き込むためのマウスピースです。

◆USBカメラ◆説明書
本製品の説明書は、取扱説明書とソフトウェアガイドの２測定時の写真を撮影するためのカメラです。
PC の USB ポートに接続して使用します。

部構成になっています。説明書は、ALC-Rec セットアッ
プ CD に電子データで入っています。

取扱説明書

5

ソフトウェアガイド

3

各部の名称
ALC-PROⅡ

USBカメラ取付部

表示パネル

出
/
始

イジェクトボタン

帰/終

インターフェースカードスロット

テンキー

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

出/
始

帰/
終

C

クリアキー
数字キー

測定
開始

測定開始キー
乗務キー

背面

POWER

MG
CARD

DC 12VPC

お客様はご使用になれません電源スイッチACアダプター
接続端子

RS-232Cケーブル
接続端子
63 各部の名称

ヒータースタンド

呼気フィルターヒーターボックス

フィルター
ケース

ストッパー

マウスピース
差込口

表示ランプ
赤ランプ点灯：ウォームアップ中
緑ランプ点灯：ウォームアップ完了

内部フィルター

電源ケーブル注意
ウォームアップが完了していない状態（赤ランプ点灯時）で測定すると呼気フィルター内部が結露して正しい測定ができない場合があります。

センサーユニット

インターフェースカード

呼気吹込口

電源ケーブル差込口

注意
インターフェースカードは、PC には差し込まないでください。PC、インターフェースカー
ドが破損する場合があります。
7

準備する

4
1

ご使用の PC の接続端子を確認する

ALC-PROⅡと PC の接続には、RS-232C（ D-sub 9pin）の端子を使用します。
ご使用になる PC に RS-232C（D-sub 9pin）端子があることを確認してください。

RS-232C端子

RS-232C 端子がある

RS-232C 端子がない

付属の RS-232C ケーブルを使用します。

USB 変換ケーブルを使用します。弊社指定の USB 変換ケー
ブルをご購入ください。

2

ALC-PROⅡを設置する

1.

ヒータースタンドに転倒防止シールを貼る

転倒防止シールの片面の剥離シートをはがして、ヒータースタンド裏面に貼ります。

①片面の剥離シート
をはがします。

②スタンドを裏返し、四隅に転倒防止シールを貼ります。

転倒防止シールが汚れてきたら、水で洗ってください。洗った後で乾かすと粘着力が復活します。

84 準備する

2.

センサーユニットをヒータースタンドに固定するステップ 1
ヒータースタンドにセンサーユニットを取り付けます。
拡大図

ヒータースタンドの取り付けピンにセンサーユニット裏面ビス穴が合うように差し込みます。

ヒータースタンドに呼気フィルターを取り付けます。

②ストッパーを下げ、呼気フィ
ルターを固定します。

②①呼気フィルターの呼気注入口を上にして差し込みます。

①

ヒータースタンドの電源ケーブルをセンサーユニットのケーブル差込口に差し込みます。

9

4 準備する

3.

ALC-PROⅡにインターフェースカードをセットする注意
インターフェースカードの取り外し、取り付けは、必ず ALC-PROⅡの電源を切った状態
でおこなってください。本体の電源が入っている状態でインターフェースカードを抜き差しするとセンサーユニットが破損し、測定できなくなるおそれがあります。

センサーユニットのインターフェースカードを本体下部のカードスロットへ差し込みます。

出/始

イジェクトボタンが、出てくれ
ば、正常に差し込まれています。

イジェクトボタン
帰
/
終

＜注意＞
カードの裏表を間違えないよう注意してください。
必ず表面（白いラベル面）を上にして差し込んでください。

4.

RS-232Cケーブルを接続する※USB 変換ケーブルを使用する場合は
P11 も合わせてご覧ください。

出/ 始

帰/ 終

測

定

測定器本体と PC を付属の RS-232C ケー
ブルで接続します。

PO

WE

R

M
CAG
R

D
DC

12

V
PC

10

4 準備するPC に RS-232C D-sub 9pin 端子がない場合

帰/ 終

出/ 始

※USB 変換ケーブルは付属しておりません。弊社指定のものを別途お買い求めください。

PO

WE

R

MG
CA
RD
DC

12

V
PC

ALC-PROⅡに RS-232C ケーブルを接続します。
RS-232C ケーブルと、USB 変換
ケーブルを接続します。

PO

WE

R

MG
CA
R

D
DC

12

V
PC

PC と、USB 変換ケーブルを接続します。

USB 変換ケーブルをお使いの場合はご購入された、USB 変換ケーブルの説明書に従って USB 変換ケーブルが使用できるように設定
してください。
11

4 準備する

5.

ACアダプターを接続する

出/ 始

帰/ 終

ALC-PROⅡに付属の AC アダプターを接続します。

PO

WE

R

MG
CA
R

D
DC

12

V
PC

6.

USBカメラを取り付ける※ALC-PROⅡに取り付ける場合

USB カメラを、ALC-PROⅡの USB カメラ取付部へ差し込みます。
断面図

USB カメラのツメを曲げ、固定します。
檢

檢

測

PO

断面図

帰/ 終

断面図
出/ 始

出/ 始

帰/ 終

測

PO

WE

WE

R

R

MG
CA
R

MG
CA
R

D

D

DC

DC

12

V
PC

12

V
PC

※USB カメラの ALC-PROⅡへの取り付けは任意でおこなってください。
12

4 準備する

完成図

AC アダプター

RS-232C
ケーブル

PC へ

出
/
始

これで ALC-PROⅡの設置ができました。

13

帰
/
終

4 準備する

3

PC 側を準備する

１.

測定・記録用PCソフトウェアをインストールする「ALC-Rec セットアップ CD」を PC にセットして測定、記録用の PC ソフトウェア「ALC-Rec」をインストールします。
インストールの詳しい手順は「ALC-Rec ソフトウェアガイド 設定編」をご覧ください。
IC 免許証リーダーをご使用の場合は「ALC-Rec 拡張ディスク（IC 免許・点呼・監視灯）ソフトウェ
アガイド」も合わせてご覧ください。

２.

USBカメラをPCに接続する

USB カメラのケーブルを PC に接続します。

３.

インストールしたPCソフトウェアを設定する「ALC-Rec ソフトウェアガイド 設定編」に従って、PC ソフトウェア「ALC-Rec」を設定します。
お客様の運用方法にあわせて設定してください。
・USB カメラの設定
・メールの設定・測定方法の設定
・測定者の登録などをおこなってください。

測定方法
基本的なアルコール測定に乗務情報を含める

アルコール測定

＋

乗務

乗務

＋

アルコール測定または

アルコール測定４.

＋

車番

カメラ、ヒータースタンドの位置を調整する

PC ソフトウェア「ALC-Rec」を起動して、画面を見ながら測定時に顔が映るように USB カメラと、ヒー
タースタンドの位置を調整します。

14

4 準備する

4

ALC-PROⅡの電源を入れる
ステップ 1

ALC-PROⅡの準備、カメラの設定、PC ソフトウェア「ALC-Rec」の設定などが終わったら、電源を入れる前にもう一度次のことを確認してください。
●本体と、PC がケーブルで接続されていること。
●PC 側で、PC ソフトウェア「ALC-Rec 」が起動していること。
●PC ソフトウェア「ALC-Rec 」の画面で、カメラの映像が映っていること。
●測定者の情報が PC ソフトウェア「ALC-Rec 」で登録されていること。

ステップ 2

ALC-PRO 本体の背面の電源スイッチを ON にします。
表示ランプが点灯した後、表示が右図のように変わります。測定可能になるまで約１分間かかります。

ウォームアップ中

ALC-PRO 起動※

測定回数表示測定可能※センサーが温まっていない場合は、温度が表示されます。

出
/
始

帰
/
終

PO

WE

R

M
CAG
R

D
DC

12

V
PC

電源スイッチON

注意
電源を入れたときに「ピー」という音が出て、表示画面に「PC E」と表示された場合は、PC との接続に不備があります。PC との接続、PC ソフトウェアの設定をご確認ください。

15

5

測定する

1

アルコール測定をおこなう
ステップ 1

測定をする前に、ヒータースタンドのランプとALC-PROⅡに「Id0」と表示されていることを確認します。

緑が点灯していることを確認してください。

出
/
始

帰
/
終

ステップ 2
基本的なアルコール測定に乗務情報を含める

アルコール測定

テンキーからIDを入力して「測定開始」
キーを押します。

1.
2.
3.

ID 入力

テンキーからIDを入力して「出・帰」のどちらかのキーを押します。
画面に「In」「out」と表示されたら、車番をテンキーから入力します。
測定開始キーを押します。

出/
始

測定
開始

ID 入力

または
帰/
終

出
/
始

帰
/
終

※ID入力を間違えた場合は、クリアキーを押してください。

出
/
始

帰
/
終

※ID入力を間違えた場合は、クリアキーを押してください。

16

車番入力
省略可

測定
開始

5 測定するステップ 3
IDが認証されると、表示パネルに「bＬo ----」と表示され、測定中音「ピッピッ

ピッピッ」が鳴ります。

マウスピースを、マウスピース差込口にセットします。

マウスピースを平たい部分を上にして差し込みます。

出
/
始

帰
/
終

ステップ 4
大きく息を吸い込んだ後、マウスピースからゆっくり5秒ほど息を吹き込みます。
息を吹き込むと
息を吹き込みます。

出
/
始

帰
/
終

クリアキーを押すと測定を中断できます。

17

5 測定するステップ 5測定が終了すると、表示パネルに測定数値が表示されます。マウスピースをはずします。

出
/
始

18

帰
/
終

5 測定する

2

測定結果を確認する

測定が終了すると、アルコール数値が表示パネルに表示されます。0.05mg/L 以上のアルコール数値を検知すると、警告音が鳴ります。

基準値以下

アルコール数値が 0.0５mg/L 未満であることを表示しています。
（アルコール数値がしきい値未満であることを意味しています）

基準値以上

ALC-PROⅡ本体から「ピー」という警告音が鳴ります。
PC ソフトウェア「ALC-Rec 」（PC 側）からも警告音が鳴ります。

数値と単位表示について
mg/L とは、「呼気中アルコール濃度」を表す単位です。血中アルコール濃度を、呼気に含まれる濃度に置き換えた表示方法でアルコール計測数値で一般的に使用される単位です。

3

アルコール数値が検出されると測定時に数値の高いアルコール反応が検出された場合、センサーユニット内部にアルコール成分が滞留する場合があります。これを「残気」といいます。この残気によって、前の測定者のアルコール反応結果が次の測定者の測定結果を与えないようにするため、残気が検出されている場合には測定できないようになっています。

残気を処理するため 60 秒のカウントダウンが始まります。

ID 入力待ちにもどったら、測定がおこなえます。

19

6

表示パネルについて

ALC-PROⅡ電源投入時の表示
ウォームアップ時間表示

ALC-PROⅡ起動

センサーユニットの測定回数※測定回数によって数字は変わります。

ID 入力待ちセンサー温度表示※センサーが温まっていない場合に表示されます。

ALC-PROⅡ電源投入時に表示されるエラー
PC との通信エラー
測定ソフトウェアの起動と、ALC-PROⅡとＰＣの通信ケーブルを確認して、電源を入れてください。
※クリアキーを押すと、「ピー」という警告音を止めることができます。

測定開始時の表示
ID 入力時キー入力した ID が表示されます。
※入力した ID によって数字は変わります。

20

6 表示パネルについて
測定開始時に表示されるエラー
未登録 ID で測定を開始した
測定ソフトウェア「ALC-Rec」に登録されていない ID です。
該当の ID で測定する場合は、「ALC-Rec」で ID を登録してください。

測定器が準備中に測定を開始しようとした測定器がソフトウェアとデータ通信中です。
測定ソフトウェア「ALC-Rec」で、測定器の状態が「測定できます」と表示されているときに測定を開始してくだ
さい。

入力キーが間違っている
測定開始時に押すキーが間違って押されました。
測定時の入力手順を確認してください。

乗務情報を入力して、測定を開始するときの表示
車番入力時
キー入力した車番が表示されます。
※入力した車番によって数字は変わります。

乗務キー入力時
ID 入力後に「出・帰」キーを押すと表示されます。
測定ソフトウェア「ALC-Rec」の、乗務名称の設定で「乗務」「出帰庫」が選択されていたときには「出」キー、「出
退勤」「始業終業」が選択されていたときには「帰」キーを押すと表示されます。

乗務キー入力時
ID 入力後に「出・帰」キーを押すと表示されます。
測定ソフトウェア「ALC-Rec」の、乗務名称の設定で「出退勤」「始業終業」が選択されていたときには「帰」キー、「乗務」「出帰庫」が選択されていたときには「出」キーを押すと表示されます。

21

6 表示パネルについて
乗務情報を入力して、測定を開始するときに表示されるエラー
入力可能時間を超過した
乗務情報を入力したあとで、測定開始キーを押すまでの時間が長すぎます。乗務情報を入力した後、30 秒以内に測定開始キーを押してください。

ＩＣ免許証リーダーを使用して、測定開始するときに表示されるエラー※ＩＣ免許証リーダーを使用して測定する場合は、ALC-Rec「拡張ディスク」をインストールする必要があります。

未登録の免許証を使用して測定を開始しようとした測定ソフトウェア「ALC-Rec」に登録されていない免許証です。
該当の免許証で測定する場合は、「ALC-Rec」の測定者に該当の免許証を登録してください。

IC 免許証が読み込めなかった
免許証が読み込めませんでした。
他の IC カードと IC 免許証を一緒に IC 免許証リーダーに置いていませんか。IC 免許証のみを IC 免許証リーダーに置いてください。

測定時の表示測定開始（息吹き込み可能）
測定が開始されました。
息を吹き込んでください。

息吹き込み中3 秒間息を吹き込んでください。
※3 ～ 1 の間で数字は変わります。

測定タイムアウト
一定時間吹き込みがない場合に表示されます。
※クリアキーでエラーを解除できます。

22

6 表示パネルについて

残気処理時
残気処理にかかる時間を表示します。
※検出したアルコール数値で時間は変わります。

点呼開始時に表示されるエラー※点呼ソフトと連動する場合は、ALC-Rec「拡張ディスク（IC 免許証・点呼・監視灯）」をインストールする必要があります。

点呼アプリとの通信がおこなえない
点呼をおこなうための設定が正しくされていません。
もしくは対面・電話点呼の設定で、点呼ソフトウェア「Tenko-PRO２」が起動していません。
測定ソフトウェア「ALC-Rec」の設定「点呼連動」を確認してください。
点呼ソフトウェア「Tenko-PRO２」が起動していない場
合は、「Tenko-PRO2」を起動してください。

1. 未登録 ID で点呼（点呼中に測定）を開始した
測定ソフトウェア「ALC-Rec」に登録されていない ID です。
該当の ID で点呼中測定する場合は、「ALC-Rec」で ID を登録してください。

2. 未登録の免許証で点呼（点呼中に測定）を開始した
測定ソフトウェア「ALC-Rec」に登録されていない免許証です。該当の免許証で点呼中測定する場合は、「ALC-Rec」の測定者に該当の免許証を登録してください。

1. IC 免許証が読み込めなかった
免許証が読み込めませんでした。
他の IC カードと IC 免許証を一緒に IC 免許証リーダーに置いていませんか。IC 免許証のみを IC 免許証リーダーに置いてください。

2. IC 免許証を置く時間が遅かった「点呼開始」キーもしくは「血圧測定」キーを押してから、免許証を置く時間が遅すぎます。「点呼開始」キーもしくは「血圧測定」キーを押したらすぐに IC 免許証を免許証リー
ダーに置いてください。
23

6 表示パネルについて
血圧計連携時に表示されるエラー※血圧計と連動する場合は、ALC-Rec「拡張ディスク（血圧測定）」をインストールする必要があります。

1. 血圧測定中に血圧測定を開始しようとした
血圧測定中です。
終了するまで待ってから、血圧測定を開始してください。

2. 血圧測定対象者（アルコール測定前に血圧測定をする方）がまだ血圧測定していないのにアルコー
ル測定を開始した
血圧測定を先にしてから、アルコール測定してください。

※血圧測定対象者が、血圧測定をアルコール測定前に行うかどうかは設定によります。

測定器本体のエラー
ハードウェアの異常（センサー異常）
ALC-PROⅡの電源を切り、センサーユニットを差しなおして電源を入れてください。それでも表示されるときはサポートセンターへご連絡ください。

ハードウェアの異常（ポンプ故障）
サポートセンターにご連絡ください。

ハードウェアの異常（センサー故障）
サポートセンターにご連絡ください。

センサーユニット内のセンサー温度異常
ALC-PROⅡの電源を切り、センサーユニットを差しなおして電源を入れてください。

インターフェースカードエラー
ALC-PROⅡの電源を切り、センサーユニットを差しなおして電源を入れてください。
24

6 表示パネルについて

ハードウェアの異常（センサー異常）
ALC-PROⅡの電源を切り、センサーユニットを差しなおして電源を入れてください。それでも表示されるときはサポートセンターへご連絡ください。

ハードウェアの異常（センサー異常）
ALC-PROⅡの電源を切り、センサーユニットを差しなおして電源を入れてください。それでも表示されるときはサポートセンターへご連絡ください。

ハードウェアの異常（センサー異常）
サポートセンターにご連絡ください。

25

7

測定器の使用モードについて

1

測定モードとは

ALC-PROⅡ本体は、PC ソフトウェア「ALC-Rec」を使用して測定をおこない、結果を記録保存することが基
本的な使用方法です。そのため、「ALC-Rec」の設定がすべて整っていないと測定ができないようになっています。
この初期状態を「通常モード」といいます。
通常モードでご使用の場合、ケーブルの断線、PC の故障などで PC ソフトウェア「ALC-Rec」が使用できないと、測定できなくなってしまいます。そのために「ALC-Rec」が使用できなくても測定できる「緊急・手動モード」
を備えています。

通常モード
測定可能時の表示パネル

ALC-Rec

出
/
始

帰
/
終

ID 入力をして、測定開始キーを押すことで測定が開始されます。
測定をおこなうためには、PC ソフトウェア「ALC-Rec」で設定が必要になります。
測定結果は PC に保存されます。

緊急・手動モード

注：記録は残りません、測定数値は表示されるだけです。
測定可能時の表示パネル

出
/
始

帰
/
終

PC と通信しないモードです。測定開始キーを押すだけで、（ID 入力をしないで）測定できるようになります。
測定数値が表示パネルに表示されるだけで、測定結果はどこにも保存されません。
表示された測定数値を紙に書き残すなどお客様の運用方法に従ってご利用ください。
26

7 測定器の使用モードについて

2

測定モードを変更する

１.

緊急・手動モードに変更する

ALC-PROⅡが ID 入力待ち状態であることを確認し、テンキーから「12345678」と入力します。

クリアキーを押しながら、測定開始キーを押し続けます。約４秒後、測定開始キーをはなします。
（クリアキーは押したままにしてください）

7

8

9

4

5

6

1

2

3

測定
開始

0

出/
始

測定開始キーをはなしてから約４秒たつと、画面が「EEP0」となります。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

出/
始

帰/
終

C
押す

４秒経過後

27

C

押す

帰/
終

測定
開始

はなす

C

はなす

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

出/
始

帰/
終

測定
開始

7 測定器の使用モードについて

テンキーから「91111111」と入力し、測定開始キーを押します。

「ピッ

ピッ

ピッ

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

出
/始

帰
/終

C

測定
開始

押す

ピッ」という音とともに表示が「CAL End」になります。

しばらく経つと表示が「CAL End」から「oFF」になります。これで緊急・手動モードになりました。

28

7 測定器の使用モードについて

2.

通常モードに変更する（緊急・手動モードから戻す）

ALC-PROⅡが ID 入力待ち状態であることを確認し、テンキーから「12345678」と入力します。

クリアキーを押しながら、測定開始キーを押し続けます。約４秒後、測定開始キーをはなします。
（クリアキーは押したままにしてください）

7

8

9

4

5

6

1

2

3

測定
開始

0

出/
始

測定開始キーをはなしてから約４秒たつと、画面が「EEP0」となります。

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

出/
始

帰/
終

C
押す

４秒経過後

C

押す

帰/
終

測定
開始

はなす

C

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

出/
始

帰/
終

測定
開始

7

8

9

C

4

5

6

1

2

3

0

出/
始

帰/
終

はなす

テンキーから「90000000」と入力し、測定開始キーを押します。

29

測定
開始

押す

7 測定器の使用モードについて

「ピッ

ピッ

ピッ

ピッ」という音とともに表示が「CAL End」なります。

しばらく経つと表示が「CAL End」から「Iｄ0」になります。これで通常モードになりました。

30

8

校正・メンテナンス

1

校正

本製品で使用しているアルコール検知用のセンサーは、アルコール検出の精度を保つために、調整が必要になります。このセンサーの調整作業を「校正」といいます。校正をおこなわない場合、センサーの性能が著しく低下し、正確な測定ができなくなります。
６ヶ月経過、または使用回数 60000 回で校正が必要になります。

校正の流れ
校正期限（6ヵ月経過）に近づいたら6ヶ月経過の通知、センサーユニットの送付
または、弊社作業員のご訪問

メーカー

お客様
校正期限切れセンサーユニットの返却※ご訪問の場合は、弊社作業員がセンサーユニットを回収します。

測定回数が60000回に近づいたら
連絡

現

メーカー

品

票

センサーユニット
現品票の送付

お客様使用済センサーユニットの返却※校正時に東海電子から送付されてくるセンサーユニットは新品同等品になります。

校正対象●インターフェースカード●センサーユニット※ご使用済みのセンサーユニットは、
必ずご返却くださいますようお願いします。

31

8 校正・メンテナンス
センサーユニットの交換方法

注意
センサーユニットを交換する場合は必ずALC-PROⅡ本体の電源を切ってください。
本体の電源が入っている状態でインターフェースカードを抜き差しするとセンサーユニットが破損する
おそれがあります。

ステップ 1

ALC-PROⅡの電源を切ります。
PO

WE

R

MG
CA
R

D
DC

電源スイッチOFF

ステップ 2ヒータースタンドのストッパーを上げ、呼気フィルターをはずします。

ステップ 3ヒータースタンドの電源ケーブルをはずします。

32

12

V
PC

8 校正・メンテナンス

ステップ 4ヒータースタンドからセンサーユニットを取りはずします。

ステップ 5

ALC-PROⅡ本体のイジェクトボタンを奥に引っ込むまで押し、ALC-PROⅡ本体からインターフェース
カードをはずします。

出
/
始

帰
/
終

ステップ 6

新しく送られてきたセンサーユニットを取り付けます。P8 「4 準備するをご確認ください。

33

2 ALC-PROⅡを設置する」

8 校正・メンテナンス

2

メンテナンス

本製品のメンテナンスは、定期的におこなってください。

１.

ALC-PROⅡのお手入れ方法

本体が汚れてきたら、水で湿らせた布を固く絞ったもので拭いてください。
清掃をおこなうときは、電源は抜いてください。

2.

マウスピース・呼気フィルターのお手入れ方法

水、または水で薄めた中性洗剤で洗浄してください。洗浄したあとは、よく乾かしてからご使用ください。

マウスピース

呼気フィルター※分離して洗浄してください3.

マウスピースの保管方法

使い終わったマウスピースは専用のビニール袋、もしくはマウスピースケース（別売）に入れて保管してください。

注意
高温になる場所を避けて保管してください。

34

8 校正・メンテナンス

呼気フィルターの組み立て方
ステップ 1

フィルターケースに黄色いパーツを奥まで入れます。
フィルターケース

黄色（方向は関係ありません）

ステップ 2

平らな面を下にして、青いパーツにピンク色のパーツをはめ込みます。
ピンク色

ピンク色
※平らな面が下青色※平らな面が下青色ステップ 3

フィルターケースの溝に、ステップ 2 で組み立てたパーツの突起を合わせ、フィルターケースにはめ込
みます。
黄色

ピンク色

青色

フィルターケース
きりかき
に合わせる

黄色

二つの穴が
あるほうが下ステップ 2 で組み合わせたパーツ

35

8 校正・メンテナンス

ステップ 4

ふたの突起と、フィルターケースの溝を合わせて、ふたをを閉めます。
フィルターケース

ふたステップ 5完成した呼気フィルターをヒータースタ
ンドに取り付けます。

②ストッパーを下げ、呼気フィルターを固定します。

②①呼気フィルターの呼気注入口を上にして差し込みます。

①

36

9

困ったときは１ 電源が入らない◆ AC アダプターが抜けていませんか？
ALC-PROⅡ本体の AC アダプター接続端子に正しく接続されていること、コンセントから AC
アダプターが抜けていないことを確認してください。

◆ ALC-PROⅡ本体の電源スイッチが奥まで押されていますか？
電源スイッチを確認してください。

2 測定できない。専用マウスピースに息を吹き込んでも動作しない◆ 表示パネルに「Hold」と表示されていませんか？
センサーユニット内に前回測定者の残気を処理しています。
「Hold」表示が消えるまでしばらくお待ちください。

◆ センサーユニットのインターフェースカードは、正しく ALC-PROⅡ本体に接続されていますか？
ALC-PROⅡ本体の電源を切り、インターフェースカードの差し込みを確認してください。
インターフェースカードを抜き差しする場合には、必ず電源をお切りください。

3 「IｄE」と表示される◆ 入力した ID 番号は登録されていますか？
ALC-Rec ソフトウェアガイド - 設定編 - を参照して、使用する ID を登録してください。

4 「PCE」と表示される◆ RS-232C ケーブルが抜けていませんか？
ALC-PROⅡ本体の接続端子に正しく接続されていること、PC に正しく接続されていることを確認してください。

◆ PC の電源は入っていますか？
ALC-PROⅡの電源を入れる前に PC の電源を入れ、PC ソフトウェア「ALC-Rec」を起動してください。
◆ PC ソフトウェア「ALC-Rec」は起動していますか？
ALC-PROⅡの電源を入れる前に PC ソフトウェア「ALC-Rec」を起動してください。

◆ＰＣが長期間起動しっぱなしになっていませんか？
ＰＣが不安定になっています。ＰＣを再起動してください。
37

9 困ったときは

5 「oFF」と表示される◆ 非常・緊急モードになっています。
アルコール測定はおこなえますが、記録としては残りません。
解除するには、P29「通常モードに変更する（緊急・手動モードから戻す）」を参照してください。

6 「IFCard

E」と表示される◆ センサーユニットのインターフェースカードは、正しく ALC-PROⅡ本体に接続されていますか？
ALC-PROⅡ本体の電源を切り、インターフェースカードの裏表を確認して差し込んでください。
インターフェースカードを抜き差しする場合には、必ず電源を切ってください。

7 USB カメラの映像がピンボケになる◆ 室内の照明は十分ですか？
PC ソフトウェア「ALC-Rec」の画面を見ながら、顔が見えるように照明を調節してください。
明るすぎる場合は、照明を暗くしてください。

◆ カメラの向き、アングルは合っていますか？
PC ソフトウェア「ALC-Rec」の画面を見ながらカメラを調整してください。

8 USB カメラでの撮影ができない◆ PC の USB ポートから USB カメラが抜けかかっていませんか？
USB カメラと PC のケーブル接続を確認してください。

9 PC ソフトウェア「ALC-Rec」のカメラのモニタ画面が緑やピンク色になってしまう
USB カメラを蛍光灯などの明るい場所、白い色に１分程度向けてください。
ホワイトバランスが調整されて通常の色味に戻ります。

10 テンキーからの入力ができない◆ テンキーのどこかに異物がはさまっていませんか？
はさまっていた場合には、異物を除去してください。

◆ テンキーが何かで押されていませんか？
テンキーを押しているものをどかしてください。

38

9 困ったときは

11 「Busy

Ｅ」と表示される

ALC-PROⅡと測定アプリ間でデータ通信中に測定を開始しようとしました。
測定ソフトウェア「ALC-Rec」で、測定器の状態が「測定できます」と表示されているときに測定を開始してください。

12 「InPut

Ｅ」と表示される

測定開始時のキー入力操作で間違ったキーが押されました。
測定時のキー操作を確認してください。

13 その他のトラブルが起きた場合
ALC-PROⅡ本体および、PC の電源を落としてください。
しばらくたってからもう一度 PC を起動して、 測定ソフトウェア「ALC-Rec」を起動します。
「ALC-Rec」が起動したら、ALC-PROⅡ本体の電源を入れてください。

上記手順で解決されない場合、症状を弊社までご連絡ください。

東海電子株式会社

サポートセンター お客様窓口

0120-609-100
FAX
E-Mail042-526-0906
support-alc＠tokai-denshi.co.jp
39

10

主な仕様

モデル名

T-ALC-P200

製品形状タイプ

本体据置型

測定方法

呼気中アルコール濃度測定

測定単位（表示方式）

mg/L（%BAC 表示不可）

表示方式

測定器状態：LED 表示

分解能

0.001 mg/L

測定範囲

0.050 ～ 2.000 mg/L

使用環境

10 ～ 40℃ （90%RH 以下結露なきこと）

保存環境-10 ～ 50℃ （90%RH 以下結露なきこと）

測定時間（吹込時間）

約4秒

結果表示時間約5秒

数値解析時間アルコール未検知時：即時警告音

PC スピーカー、ALC-PROⅡ本体より鳴動（アプリ側で赤帯表示）

電源

入力：AC100V±10％

消費電力

約 8.7 W

重量

約 1.3 ㎏

寸法

H455×W300×D300 mm（センサーユニット、ヒータースタンドを除く）

PC 接続インターフェース

RS-232C（D-sub 9pin）

USB カメラUSB ビデオクラス（UVC）対応機種

センサー
ユニット

センサー部

半導体ガスセンサーおよび燃料電池センサー

使用環境

10 ～ 40℃ （90%RH 以下結露なきこと）

保存環境-10 ～ 50℃ （90%RH 以下結露なきこと）

ウォームアップ時間

電源 ON 時：約 60 秒

重量

約 210g

ヒーター
スタンド

＋

センサーユニット機能

ヒーター機能搭載

重量

約 600g＋

ヒータースタンド※専用マウスピース使用（3 個付属）

測定数値：７セグ LED

アルコール検知時：5 ～ 15 秒以内（使用環境、検知濃度により異なる）

50/60Hz（専用 AC アダプター 12V 使用）

接続インターフェース：USB2.0

アルコール検出後：最大約 60 秒

校正

設置から６カ月経過、もしくは 6 万回（有償） ※どちらかの条件を満たした時点で校正となります。

製品保証期間

1 年間（センサーユニットの校正は除く）

付属アプリケーション

ALC-RecR

対応 OS： Windows 7

Service Pack 1(Professional/Ultimate

R(Pro/Enterprise

32/64 bit 版 )R(Pro/Enterprise

32/64 bit 版 )Windows 8.1
Windows 10

32/64 bit 版 )R

CPU： intel / CoreTM i3 i5 i7 （動画録画機能使用時 i5 以降を推奨）
システムメモリ：最低 4ＧＢ （動画録画機能使用時 8GByte 以上を推奨 *1）
ハードディスク：10ＧByte 以上 *1（動画撮影時 100Ｇ Byte 以上を推奨 *1）

モニター：1024×768

解像度以上

測定画像表示・動画撮影：ビデオ解像度 640×480

フレームレート 最大 15fps

ビデオ解像度 352×288

フレームレート 最大 25fps

本体据置型

＋

センサーユニット＋

ヒータースタンド

必要インターネット環境：ADSL 以上の常時接続環境 *1
＊1
＊2
＊3
＊4

ＯＳが64bit版の場合、4GB以上メモリを使用できます。
Microsoft .NET Framework 4.6用に追加の空き容量が必要になる場合があります。
1日：100測定×365日 1測定：2MByte以上として換算。
メール送信機能を使用する場合。

40

memo

41

本社 〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15

http://www.tokai-denshi.co.jp

サポートセンター

製品に関するお問い合わせ〒190-0012

東京都立川市曙町 2-34-13
オリンピック第３ビル 203 号室
TEL : 0120-609-100
FAX : 042-526-0906

support-alc@tokai-denshi.co.jp
Printed in Japan 201910(01)