マイクロクライメイト ネクサス アイビー
体圧分散式エアマットレス／床ずれ防止用具

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載

ムレと床ずれ発生リスクを低減する

マイクロクライメイト対応システム

ムレ

床ずれ対策

対策

12.5 倍*の風量パワーで快適。

旧モデルの約＊旧モデル（エアマスターネクサスR）との風量性能比較

エアマットレス内の足元に搭載された吸引式ファン
モーターが背部吸気口から新鮮な空気を吸い込み、中にこもった熱と湿気を足元の排気口から排気して常に空気を入れ替えています。

●吸引式ファンモーターだから仰臥位でも背上げ時でも変わらぬ効果を生み出します。
●直接、肌を乾かしたり、身体を急激ムレ対策

寝汗による介護負担を軽減。

重労働な介護行為である「身体の清拭」と「着替え」。
寝汗によってこれらの介護頻度が増えれば、さらに介護負担は増大します。
身体の清拭

床ずれ対策に冷やす事もなく安心です。

着替え

床ずれ発生リスクを高めるマイクロクライメイトの要因を低減。

マットレス内にこもった熱を排気し、身体に跳ね返る熱を抑える仕組みです。

従来からの床ずれ発生

3大外的要因マイクロクライメイトによって高まる床ずれ発生リスク

第4の外的要因

皮膚局所の温度上昇

マイクロクライメイト（皮膚局所の温度・湿度）

圧迫

摩擦

近年着目

ずれ

温 度

湿 度

エネルギー消費増大

圧迫

発汗を誘発
皮膚がふやける

必要エネルギーの欠乏

摩擦力が増大床ずれ発生リスクが増大

2NEW

傾斜型2層式エアセル×デュアルフィットセル
背上げ中のずり落ち軽減※エアセルを透過したイメージ画像です。

傾斜型2層式エアセルと内圧コントロールで従来品でのお悩み

従来品

背上げ時の身体のずり落ちを軽減

背上げ時における身体のずり落ちの仕組み

傾斜型２層式エアセルなら大きな沈み込みを抑えて骨盤が後傾しにくい姿勢になります。

腰部の大きな沈み込み骨盤が後傾仙骨座りの姿勢

18度

身体のずり落ち

またずり落ちている …

こんなお困り事も腰部の沈み込み

骨盤の後傾角度

約 10% 軽減

約 1/ 3 軽減＊背上げ角度60度におけるエアマスターネクサスRとの比較

身体のずり落ちのきっかけとなる「仙骨座り」。
「仙骨座り」である骨盤の後傾を抑えるために、背上げ角度の上昇に応じて自動で内圧を高めて過度な沈み込みを抑えます。
加えて、ずり落ち方向のベクトルを正面から受け止めるよう18度の傾斜角度に設計されたエアセ
ルがストッパーになり、ずり落ちを軽減します。

圧迫感
ずれ力の軽減背上げ中に生じやすい圧迫感とずれ力を軽減
背上げによって生じやすい背中や踵の圧迫感。デュアルフィットセルの上層セルが力のかかる方向へ柔軟に傾いて局所の圧迫とずれ力を逃します。

3

角度・時間管理アシスト機能が生み出す
円滑な看護・介護ケア

背上げの角度表示

背上げの角度を把握できる角度表示機能

使用中のベッドに背上げ角度表示がない時や背上げ角度の申し送り時に便利な機能です。
30

看護師

20

背上げ
20度

フムフム︑食後の背上げは度ね ︒

このくらいが度よね ︒

こんなお困り事もヘルパー

伝言

家族

伝言

背上げ角度表示なら角度センサが検知した背上げ角度を液晶画面にデジタル表示。
床ずれ対策
背上げ角度に応じた４段階
内圧自動調整背上げ中もエアセル
圧切替※セミファウラ―位の15度から5度刻みで表示。

背上げの継続時間を視覚的に把握できる経過時間表示機能
こんなお困り事も背上げの経過時間表示機能なら背上げしてからどのくらい経ってるのかな ︒

何時に背上げしたのかしら ︒

背上げの経過時間表示

食事

リハビリ

背上げの経過時間を把握することができます。

背上げの経過時間を管理する看護ケアの目的● 床ずれ対策● 経管栄養の注入● 呼吸器疾患のケア

4● 誤嚥性肺炎の予防● 胃食道逆流の予防など

個別のニーズにも対応する多彩な機能
クイックハードモード

ベッド上のリハビリや離床等を行いたい時にボタン１つでエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすくなる機能です。
モード

移行完了まで約３分

NEW

クイックハード
併用可能

決められた背上げ角度で過ごす方や弱視で液晶画面が見えにくい方に35

今︑何度だ？
ぼやけてよく見えない
なあ …

こんなお困り事も毎回 度にします︒

入院中の背上げ角度は 度でお願いします︒

お知らせ
角度設定

背上げしながら35「お知らせ角度設定」
なら お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。

お好みの角度（例えば、35度の角度）に背上げをして♩ ♫♪ 「お知らせ角度設定」ボタンを押すと、その角度が記憶されます。次回以降、背上げを行う時、その角度に到達すると報知音でお知らせします。
※15度から75度の範囲で、5度刻みでお好みの角度に設定できます。

エアマットレスの圧切替の動作が気になる方に圧切替設定

体重設定
設定範囲
20〜140kg

通常モード

エアセルをダイナミックに動かし、床ずれが発生しやすい骨突出部位の圧迫を効果的に軽減。

弱モード

エアセルの動きが気になる方には、圧切替動作を小さく穏やかにする「弱」モードを任意で選択可能。

静止モード

術後の安静保持が必要な方には、圧切替動作を止めてエアセルが一定に膨らんだままの「静止」
モードを任意で選択可能。

床ずれ対策の基本「体圧管理」
を個別の体重に合わせてできる●床ずれの外的要因である「皮膚局所の圧迫」のケアは重要です。
荷重(体重)を受けて皮膚局所は圧迫されるため、療養者の体重によってエアマットレスの内圧(柔らかさ)を調整することは、質の高い体圧管理に繋がります。
●療養者の体重に合わせてボタン操作するだけで、適切な内圧を自動調整・管理します。
●体重設定を行わず、内圧を自動調整できる「かんたん」
モード*も搭載。＊体重が40〜60kgの方が対象です。

5使い始めて分かるネクサスアイビーの安全性と利便性
安全対策

万が一の時に役立つ安全機能も搭載

12cm

停電対策
停電と同時に専用ポンプ内部の電磁弁が薄型安全設計
転落リスクを下げる薄型安全設計。

空気漏れを自動で遮断。エアマットレスの空気を約14日間保持します。

自動解除機能キーロック

60分でクイックハードモードを自動解除す

お子様や認知症の方などによる誤操作をる安全機能。解除までの残り時間を液晶画防ぎます。

面に表示します。

※音量をONにすれば、モード解除３分前に音声でお知らせします。

緊急時エア抜き回転式のカプラーを回して外せば、マットレス内の空気が速やかに抜けます。

警告表示（エラーの原因・症状）

エラー診断
エアマットレスの動 作が 正 常でない場合は、光サインと警告音でお知らせし、エラーの原因・症状を液晶画面に表示します。
エラー時は、赤点滅でお知らせ

光サイン

6

しっかり
端座位

しっかり形状のエアセルで端座位の姿勢がさらに安定
新開発の傾斜型２層式エアセルの端は、柔らかさを解消した「しっかり」形状で端座位の姿勢がさらに安定します。

高性能な専用カバー

メンテ
ナンス性濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムの清拭消毒にも対応
防水 制菌 伸縮

※銀複合系抗菌剤を使用しています。

消毒用エタノールで清拭消毒体圧分散効果を阻害しない伸も可能です。

縮性の高いカバー素材。

経済性も考慮した商品仕様
NEW

着脱式ACコード（専用ポンプ背面）

エアセルの交換

壊れたACコードを現場で取り替えることが万が一、エアセルが破損した際には、１本できる着脱式のACコード。これまで発生し単位でエアセルを交換でき、経済的です。

ていた修理品輸送の手間や費用を抑えることができます。

運搬収納

持ち運びに便利、省スペース設計
空気を抜くとコンパクトに折りたため、箱に収納できる省スペース設計。使用しない時の保管場所や輸送する時のランニングコストにもやさしい商品です。
運搬に便利なハンドル付き。折りたたんで持ち運びができます。

7

写真はCR-770

マイクロクライメイト ネクサス アイビー

専用マットレス
専用ポンプタイプ

840

900

840／SHORT

900／SHORT

1000

品番

CR-770

CR-773

CR-775

CR-777

CR-781TAISコード

00206-000161

00206-000162

00206-000163

00206-000164

00206-000165

120,000円（+税）

単品価格

専用マットレス

210,000円（+税）190,000円（+税）

セット価格〈セット内容〉

140,000円（+税）品番

CR-772

CR-774

CR-776

CR-778

CR-782

サイズ（幅×長×厚 cm）

84 × 192 × 12

90 × 192 × 12

84 × 180 × 12

90 × 180 × 12

100 × 192 × 12

7.7

8.1

7.3

7.7

8.6

重 量（kg）（専用カバー付属）

エアセル／ポリウレタンフィルム表面シボ加工 抗 菌
材質

ベースマット／三次元スプリング構造体 ブレスエアーⓇ 制 菌
ベースシート／ナイロンオックス、ポリエステルメッシュ、PVCラミネート加工布ヘッドアップセンサユニット、ファンユニット（ケース部）／ABS樹脂エアセル本数
専用カバー（専用マットレス付属品）

24本

24本

22本

9,900円（+税）

単品価格
品番

CH-772材質

ポリウレタンフィルムラミネート加工布 防 水 制 菌 伸 縮CH-774

CH-776

13,200円（+税）
CH-778

CH-782

品番CR-771

サイズ／重量

幅30.0 × 高20.3 × 奥行8.8cm（ポンプフック装着時／幅30.0 × 高20.9 × 奥行14.1cm）／2.9kg

材質

ケース／ABS樹脂 ポンプフック／POM樹脂

その他

定格／AC100V、8W、50/60Hz

ACコード／着脱式、長さ4m※マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。

ホームページ

24本

70,000円（+税）

単品価格

専用ポンプ

22本

専用マットレス、専用ポンプ ： 3年間保証

https://www.cape.co.jp/＊介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合せください。
＊マイクロクライメイト ネクサス アイビーの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
＊商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
＊印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
＊記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
＊本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載を固くお断りします。
お問い合せ先■ 製造販売元

本社／〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL：046-821-5511（代） FAX：046-821-5522
E-mail：lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所／〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL：092-431-0885 FAX：092-431-0889

2404 -B