РИКЭН КОГЁРАЗВИТИЕ СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ЗАБОРОВ:мы защищаем ЧЕЛОВЕКА и ПРИРОДУПрибор для измерениязаглубления

Прибор дляизмерения
заглубленияСовременное малогабаритное измерительное устройство, позволяющееизмерять заглубление различных видов стальных конструкций при помощинеразрушающих испытанийТехнология продвигаемая с использованием NETIS: KT-060039-V
Соответствует условию, указанному в циркуляре Министерства земли, инфраструктуры, транспортаитуризма Японии (Технологическое исследование секретариата министерства №65) "Об измерениидлины заглубления стальных защитных ограждений при помощи метода неразрушающих испытаний",гласящему: "допустимый диапазон погрешности измерения должен находиться в пределах ±30мм отстандартных характеристик измерительного прибора".

Сертификат Ассоциации технологии испытания упругими волнами EITAC
Неразрушающие испытания - это диагностическая технология позволяющая исследовать внутренние и внешние повреждения илисостояние износа, не разрушая объекты исследования. Благодаря этой технологии стало возможным проведение простого измерениязаглубления после забивания свай: стальных труб, Н-образных стальных свай, анкерных болтов, используемых при созданииснегозащитных ограждений.
№ СечениеопорыТипПроектная длинаопоры

L0Длинаопоры поизмерению

h0Длинаопорыпомимо
измерения

h1

h0 ＋h1(h0+h1)-L0±100ммдопустимоСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные огражденияСнегозащитные ограждения№ опорыРезультат (MM)SAYAKANO139Дата измерения: 3 апр. 2015 г.
Глубина заглубления: 2843 мм Высота надземной части: 160 мм Общая длина: 3003 мм Скорость звука: 3251 м/секНа изображении слева положение 0 соответствует уровню поверхности земли. Краснаячасть показывает, как ультразвуковая волна проходит по поверхности опоры (стальнойтрубы), и от 0 показывает часть находящуюся в земле. Перед 3000 показаны сильныеотраженные колебания волны. Эти отраженные колебания - показывают конец стальнойтрубы, а численные показатели выражают длину заглубления.

Формула расчета: L=T×V÷2【Принцип измерения】
Измерение глубины заглубления производится припомощи измерения временного интервала междумоментом, когда датчик генерирует ультразвуковыек о л е б а н и я и м ом е н том , к ог д а э ти к о л е б а н и я ,отразившись от конечной поверхности сваи, вновьвозвращаются на датчик.
Расстояние между точками "датчик" - "конец сваи" "датчик" (расстояние "туда и обратно") расчитываетсяумножением скорости распространения уль тразвуковой волны по опоре (скорость звука проходящего ввеществе) на время возвращения колебаний (Т)=t1-t0.
Расстояние от датчика до конца сваи расчитываетсяделением полученной величины на 2.

L: расстояние (м) от датчика до конца сваиT: время (сек) до возвращения колебания на датчик
V: сокрость распространения ультразвуковой волны (м/сек)（2） отражается на конце сваи（1） колебание передается на трубуультразвуковой зонд（3） принимает колебания, передающиеся по трубеSA/2017.5-38

РИКЭН КОГЁКО., ЛТДГоловная компания:Индекс 047-0261 город Отару, Дзэнибако 3-263-7
TEL (0134)62-0033 FAX (0134)62-0088 E-mail info@riken-kogyo.co.jp
Филиал в Тохоку:Индекс 030-0862, город Аомори, Фурукава 1-10-13 (здание АКВА Фурукаваиттёмэ билдинг, 2 этаж)TEL (017)735-1888 FAX (017)735-2511 E-mail rk-tohoku@rapid.ocn.ne.jp