星 河 は 通 称「 天 の 川 」。
数 千 億 個 の 恒 星 が 集 まって い る 銀 河 で す 。

星 河 のように 歯 科 医 療 を 光 輝 か せるため に 、技 術 を 結 集 し 、性 能 と 美 しさを 磨 き 、
S E I G A は 誕 生しました 。

歯 科 医 師 の 想 いと S E I G A が シ ナ ジ ーを 生 み 、
新 たなる 歯 科 医 療 を 共 創 しま す 。

0102

歯 科 診 療 の パ フォ ー マ ン スを さら なる 高 み へ
空 中 タッチ ディスプ レイと 統 合 した フットコントローラ ーで手 で 触 れ ることなく 、衛 生 的 な 操 作 を 。
患 者 様 が 心 地 良く診 療 を 受 けら れ るよう 、ヘッド レスト 調 整 、立 ち 上 がりサ ポ ート 、スピットン ボ ウル の 移 動 は電 動 で ス ムースな 操 作 が 可 能 で す 。
ま た 、い つ もき れ い に お 使 い い た だくため に清 掃 し や す い マ テリアル を 採 用 し 、
水 管 路 を 清 潔 に 保 つ シ ステムを 搭 載 しました 。

HOSPITALITY
SMART OPERATIONADVANCED HYGIENE

0304

SMART OPERATION

Aerial Display
空中タッチディスプレイ

直 感 的 な 操 作 を 踏 襲し 、衛 生 面 を 追 求した 快 適 な 操 作
SM A RT OPER AT IONは、
空 中 タッチ ディスプ レイ/ タッチパ ネ ル / タッチス イッチ の３ 種 の 操 作 か ら 構 成 され て いま す 。
治 療 シ ーン に 適 した 操 作 方 法 で スマ ートな 診 療 を サ ポ ートしま す 。

非接触で操作できる空中タッチディスプレイ
空中タッチディスプレイでは、電動ヘッドレスト、ネクストビジョンの操作やヘッドレストモード録画ができるPCソフトウエアモード、インスツルメントのモード切り替えを非接触で行えるため、衛生的に操作できます。

ネクストビジョンモード

PCソフトウェア
モード

インスツルメントモード※仕様により表示される画面は異なります。

空中タッチディスプレイの活用
チェアサイドインフォメーション

空中タッチディスプレイと同じ操 作ができる
マルチフットコントローラー
フットリング
拡張スイッチドライブペダルチェアスイッチ

チェアサイドインフォメーション（CSI）は、空中タッチディスプレイと、SEIGAに接続しているPCのモニター（別売）と連動して、患者様に治療内容や予防、ホームケア用品に関する情報などを医院スタッフに代わり提供することができます。

・AEHテーブル

YOSHIDA

Technology
治療シーンに適した
操 作 方法タッチスイッチ

空中タッチディスプレイでの操作は、フットコントローラーに新たに搭載された拡張スイッチでも行えます。特にネクストビジョンは、操作および録画用のコントローラーを統合でき、足元がスッキリします。フットリングは、足先に引っ掛けてフットコントローラーを移動することができます。

・ドクターテーブル

液晶タッチパネル

空中タッチディスプレイ

タッチスイッチ

0506

Touch Panel
タッチパネル

インスツルメントやチェアの詳細設定を自在にカスタマイズできる液晶タッチパネル

Touch Switch
タッチスイッチ

ホーム画面からインスツルメントの設定やタイマーなどに簡単にアクセスできます。
根管治療、補綴、予防、矯正治療等の様々な診療をサポートします。

ホーム画面
現在お使いのインスツルメントごとの設定を一目で見ることができます。

水回路洗浄スイッチ

クリーンモードスイッチ

視認性のよいタッチスイッチ
フラットなガラストップに常時LED表示されるタッチスイッチは視認性がよく、チェアの寝起きや高さ調整などの微細な操作をスムーズにコントロールできます。

チェアや電動スピットンボウルの操作ができる静電容量式タッチスイッチ
タイマー無影灯
ON ／ OFF

物理的なボタンにかわり、フラットなガラストップの静電容量式のタッチスイッチを採用しました。

ユーザー 設定選択

鉢回転

大人/子供
モード切替

タイマー

ユーザー選択

安全装置

チェア操作

立ち上がりアシスト

YOSHIDA

設定

Technology
静 電 容 量 式 の 液 晶 タッチパ ネルとタッチスイッチにすることでより軽いタッチで操作ができます。

タイマー機能も簡単に操作できます。

インスツルメント、チェア、無影灯、タイマーなどのカスタム設定を3人分登録でき、すぐに呼び出せます。

チェア動作時や、安全装置が働いた場合の原因と対策方法をお知らせします。

チェアのスピードコントロール、無影灯の光 量やモード、インスツルメントの各種調整などを簡単に設定できます。

回転数やトルクコントロールができるインスツルメントと簡単モード切り替えで治療の標準化をサポート
ケイエア

100 回転から4 万回転のワイドレンジ小型軽量マイクロモーター。
オートストップ、オートリバース、リバース角度設定や回転速度、トルク値設定を簡単に行えるエンドモードを装備しています。

マイクロモーターとエアタービンを掛け合わせて生まれたインスツルメント。
エアタービンでありながら、6万回転から32万回転を任意調整できます。

エンドモード詳細設定

OPTION

置き式

マイクロモーターのように負荷をかけても回転速度を維持できるので、切削効率が高く、形成面をきれいに仕上げやすくなります。

・モード切り替え
・注水 ON ／ OFF・オプチカ ON ／ OFF・正回転 ／ 逆回転・ハンドピース ギア比

チェアオート

診療動作に基づいたテーブル・ハンガー形状

マイクロモータBL

メモリー
読み出し

セットメモリ

負荷に応じて回転速度が変化するので、従来品のように負荷（押しつけている強さ）を感じることができます。

掛け式

インスツルメントハンガー

インスツルメントホルダー

AEHテーブルインスツルメントハンガーは独立稼動方式を採用。取り出しやすい位置へ自由に動かせます。高さ違いのホルダーにより、インスツルメントの手当たりを防止できます。

診療スタイルに合わせて置き式、掛け式を簡単に切り替えられます。
ホースは滑りのよい素材を使用し、置き式でもインツルメントの動きがスムーズです。

チェアや 無 影 灯 、スピットンボウル周りの 操 作ス
イッチ、小物置きスペースがついた多機能なA EH
テーブル。可動域が広く、２ハンド４ハンドに対応できます。ドクターテーブル同様、お手入れしやすいフラットなガラストップを採用しています。

0708

HOSPITALITY
ドクターと 患 者 様 へ 心 地 よ さを 提 供 するた め に
磨 き 上 げ た 快 適 な チ ェア
ヘッド レストを 電 動 で 微 調 整 で きる
うが いし や す い 位 置 に スピットン が あ るStand Up Assist
立ち上がりアシスト

座面の単独動作で患者様の立ち上がりをアシスト
患者様が立ち上がる際の負荷を軽減するため、座面を電動モーターで持ち上げ、患者様の立ち上がり動作をアシストします。

スマ ートに 立 ち 上 がり座 れ る些 細 なことのように 思 わ れ る 動 作 を 磨 き上 げ ることでドクター や 患 者 様 の 快 適 性 を 高 め て い きま す 。

電動で立ち上がりをアシストする2箇所の操作スイッチ
マニュアル操作スイッチ

オートスイッチ

YOSHIDA

Technology
チェアシートの耐久性
ボタンを押している間だけ立ち上がりアシストが作動します。

一度のスイッチ操作で、オートでの立ち上がりアシストが 作 動します。座面が自動で動くので、患者様の立ち上がりを補助できます。

チェアシートは、内 部のスポンジ素 材や表面シートの耐久試験を実施。快適な座り心地を長く保つチェアシートを提供します。

治療のしやすさと快適性を両立した座り心地のよいチェアシート
診療中に肘がのせられるゆったり広いバックレストや、着座しやすくくつろげるチェアシート。
電動モーターによる昇降や傾斜の機構で、患者様の体格に合わせたポジションに調整できます。
ヘッドレスト（電動）

ヘッドレスト
スイッチ

上昇
上昇

傾倒

高さが変えられる
広いバックレスト

起立下降
長いアームレスト
立ち上がりアシスト（電動）下降

座り心地のよいクッション
足閉じカーブ
レンジの広い座面高さ

ヘッドレスト

バックレスト

電動で昇降や角度を調整できます。
空中タッチディスプレイやフットコント
ローラーでの非接触の操作も可能です。

レバーにより 、バックレストを操 作できます。着座時に患者様に合わせることで 、診 療 時にもズレが 少ない 、適切なバックレスト位置になります。

0910

Power Headrest

Power Spittoon

電動ヘッドレスト

電動スピットンボウル

治療に適した電動ヘッドレスト

音声案内と 、うがいのしやすさに配慮した
電 動回転式スピットンボウル

ヘッドレストは、頸椎をサポートし、電動で回転移動するスピットンボウルは、頭の動きに沿う位置へ調整することができるので、動作時に音声でお知らせします。

患者様に合わせた開口しやすいポジションを得ることができます。

手動でも位置を調整できます。

ヘッドレストの操作は、非接触に行える空中タッチディスプレイやフットコントローラー操作が可能で、治療中でも微細な調整ができます。

患者様の負担を減らすチェア
ズレにくいシート・ヘッドレスト
椅子に座った状態から、寝姿勢へ倒す際に、人の関節の動きに合わせた仮想の回転軸を設けることで、患者様の体位がズレにくく、枕の位置合わせや座り直しを減らします。

スロースタート＆スローストップ
チェアの初動や停止時に振動を感じにくいスムーズな速度にコントロールしています。
※サイレントモーターを使用し、動いていることを感じさせません。

YOSHIDATechnology

ノーズニーポジション

YOSHIDA「 うが い台が 動きます 。」

Technology「 タイマーが 終了しました 。」「 フラッシングが 完了しました 。」

音 のこだ わり

「 洗 浄液が 充 填されました 。」

SEIGAでは、心地よさを体感いただくために、ユニット全体の音や振動を見直しました。術者が治療に集中できるとともに、患者様の気持ちにも寄り添えるユニットチェアを提供します。

YOSHIDAのユニットでは患者様が快適に過ごせるように、診療時に人がもっとも楽な姿勢を取れる「ノーズニーポジション」を採用。鼻と膝を結ぶ高さが水平になる位置に導きます。

診 療 ポジ ション

静かなモーター音扉のクローズ音

音声案内

チェアやヘッドレストの動作時に、不快な振動や音を感じにくい、サイレントモーターを使用しています。

ユニット部の扉は、静かに閉まるよう、ソフトクローズの機構を採用しています。

電動でスピットンボウルが回転する時には「うがい台が動きます」とアナウンスを流し、わかりやすく先回りした声かけでスタッフをアシストします。

1112

ADVANCED HYGIENE

Glass Topガラストップ

い つ で も 清 潔 で あ るた め に 、こ だ わりと 気 配りが 充 実 し た 快 適 な 装 備
い つ で も 清 潔 に お 使 い い た だくため に マ テリアル や製 法 か ら見 直 しました 。
細 部 に わ たり 考 慮 され た 機 能 的 な 形 状 は
デ ザイン を 高 いレ ベ ル で 維 持 し な が ら
衛 生 面 を 向 上 さ せ て いま す 。水に強く、シンプルでスタイリッシュなガラストップ
液晶タッチパネルやタッチスイッチが一体になったドクターテーブル、AEHテーブルにガラストップを採用。
凹凸がないフラット形状で清掃しやすい仕様です。

全面ガラスで拭きやすくお手入れしやすい
クリーンモード
清掃中の誤操作を防ぐために、クリーンモードスイッチを選択する
ことで、タッチパネルやタッチスイッチをロックでき、ユニットの電源を入れたままでも清拭できます。
「CANCEL」
ボタンを押すとクリーンモードが解除されます。

YOSHIDATechnology
うがいしやすい回転式スピットンボウル
スピットンボウルは、さまざまな体格の方がうがいをしやすいよう、配置と大きさを検証しました。返しのある形状とポジションで、水はねが少なくなるように設計しています。

こぼれ防止のイメージ図

1314

Seamless Seat

Water Circuit System

シームレスふっかふかシート

水管路洗浄システム

シームレスふっかふかシート
包み込まれるような快適な座り心地の水管路洗浄システム・オートフラッシング機能

ふっかふかシートシリーズがさらに進化しました。

口腔内に入るすべてのインスツルメント類と縫製のシワを最小限に留めたシートは、コップ給水の滞留水を自動サイクルで排出します。

埃が溜まりづらく衛生的です。

簡単な操作で、水管路をクリーンに保ちます。

座り心地と清掃性が両立したオリジナルの極上シートです。

ツートーンカラーのシート

取り外してお手入れができる各パーツ

SEIGAオリジナルのツートーンカラーのシートは、縫い目を減らし、お手入れしやすく耐久性の高い素材を採用。手に触れるハンドルやインスツルメントホルダー、スピットンボウル、水廻りの部品も取り外してお手入れができます。

アームレスト（右）水回りのお手入れも徹底的に簡単操作の水管路洗浄システム・オートフラッシング機能
水 管路洗 浄画面

標準

夜、洗浄液を充填してユニットの電源を切ります。

液晶タッチパネル内の案内で、水管路洗浄やフラッシング操作が行えます。

インスツルメントホルダー

無 影灯

取り外し清掃が可能です。ホルダーに取り付け時にも段差が少ない設計です。

L4ライトのハンドルにもシリコンカバーをご用意。前面カバーは取り外しでき、隅々までお手入れできます。

朝、洗浄液を排出、フラッシングをします。

スピットンの下部に、フラッシングジョイントを標準装備。

1516

1718

S EI G Aとネクストビジョンの連 携
診療
ネクストビジョンは、可動範囲が広く、無理のない姿勢で診療ができます。
４K高画質映像でより精密な治療をサポートします。
ユニットマウントのネクストビジョンは、空中タッチディスプレイと機能を集約させたマルチフットコントローラーで録画や操作を行えます。

ネクストビジョン

マルチフットコントローラーネクストビジョン用の各フットスイッチの機能を、SEIGAのフットコントローラーひとつに集約できます。

空中タッチディスプレイ（画面）操作用
フットスイッチ

拡張スイッチ

撮影用
フットスイッチ

患者説明
actionGATE SYSTEM（別売）とネクストビジョン、SEIGAを連携することで、カルテ情報の管理、記録、予約などの患者様情報を一元管理し、チェアサイドで表示するデータを呼び出すことが可能です。ネクスト
ビジョンで撮 影した映像やレントゲン画像を呼び出し複合的に説明することで、患者様の治療への理解が深まり、信頼を生むコミュニケーションにつながります。

actionGATE
チェアサイド技工室

ネクストビジョンでひろがる臨床の幅
スケーリング／形成／修復／インプラント／根管治療 など
ネクストビジョンは歯科医療のあらゆる臨床をサポートします。
◎一般的名称：可搬型手術用顕微鏡／手術用顕微鏡／歯科用口腔内カメラ／架台式手術用顕微鏡◎届出番号：13B1X00133000079（一般特管右のQRコードを読み込みますと、ネクストビジョンで撮影した臨床例がご覧いただけます。

設置）

受付

カウンセリングルーム

1920VARIAT ION

1型

N Vユニットマウント

ユニットカラー：ダークシャインカッパー

2122

COLOR VARIATIONS
カラーバリエーション

PURE WHITEDARK SHINE COPPER

COLOR SIMULATION
カラーシミュレーション右のQRコードを読み込むと、
S E I G Aのカラーシミュレー
ションがご覧いただけます。
1型
ユニットカラー：ピュアホワイト
2324

COLOR
カラー

ダークシャインカッパー

ピュアホワイトOPTIONオプション

VARIATIONS
バリエーション

マルチフットコントローラー（横スライド式）

テーブルタイプ選択

1型
ベースマウント

マルチフットコントローラー（踏み込み式）LED無影灯L4ライト

LED無影灯ルキオン12/24◎販売名：Ｌ４ライト◎一般的名称：汎用歯科用照明器◎届出番号：13B1X00133000078 (一般)
※カラーはオプションです◎販売名：ルキオン◎一般的名称：汎用歯科用照明器◎届出番号：08B2X00001000006 (一般)

DOCTOR STOOL

3型
カート

ドクタースツール

チェアー座面が15°、背面が5°チルトすることにより、背骨の形状を座っている際もS字カーブに近づけ、腰の負担を軽減します。術者の体型、好みに応じ、幅広い診療ポジションに対応します。

シャンパンゴールド※NV styleは標準装備

チルトなし

チルトあり

ホワイト

1型：ベースマウント
3型：カート
25

26

INSTRUMENT

マイクロモーター ／ マイクロモーターハンドピース

充実の診療アイテム

マイクロモータBL

いずれもマイクロモータBLと接続できます。

S V 4 0 S（I 等速）

S V 2 0 0 M L X S（ 5 倍 速 ）（ショートタイプ）

100回転から4万回転のワイドレンジ小型軽量マイク
ロモーター。当社従来品マイクロモーターの質量が80gから100gのところ、57gと大幅な軽量化を実現しました。

ハイブリッドインスツルメント
keiair（ケイエア）◎販売名：マイクロモータＢＬ◎一般的名称：歯科用電気回転駆動装置◎認証番号：227AABZX00046000 (管理 特管)◎販売名：ＹＷハンドピース◎一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース◎認証番号： 219AKBZX00160000 (管理 特管)◎販売名：ＹＷハンドピース◎一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース◎認証番号： 219AKBZX00160000 (管理 特管)

S V 4 0 M L X（ 等 速 ）SV40MLXS（等速）

SV200MLX（5倍速）

マイクロモーター × エアタービン
2つを掛け合わせ生まれた、インスツルメント。

（ショートタイプ）

ヘッド部に搭載したセンサー制御により、従来タービンでは不可能だった一定速度の維持を実現。
エアタービンの軽さや繊細さはそのままに、高いトルクと安定したスピード感で、効率的で思い通りの操作が可能に。
（専用ホースが必要です。）◎一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース◎販売名：ＹＷハンドピース◎一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース◎認証番号： 219AKBZX00160000 (管理 特管)◎販売名：ＹＷハンドピース◎一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース◎認証番号： 219AKBZX00160000 (管理 特管)◎販売名：ＹＷハンドピース◎一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース◎認証番号： 219AKBZX00160000 (管理 特管)◎認証番号：227AABZX00043000 (管理 特管)Powerモード

60,000
回転数

6万から32万回転の任意調節
クラウンやブリッジの除去、支台歯形成、フィニッシングなどにおいても、５倍速ハンドピースに近いスピード感でお使いいただけます。

ユニット搭載超音波スケーラー

keiairは、５倍速ハンドピースとエアタービン両方の使用域を含めた回転速度で、使用することができます。

「Power」モードは、負荷がかかるとエアーを増量し、トルクを自動でアシスト。一定速度の維持を実現します。

インスツルメントの種類

100

1,500

2,500

7,500

40,000マイクロモーター（回転速度100〜40,000 rpm）
等速ＨＰ

ピエゾSⅡ（光付き/光なし）

320,000
160,000 200,000

エアタービン

5倍速ＨＰ

治療用途例

低速域での支台歯形成
エンド
エキスカベーション

高速域での支台歯形成◎販売名：ピエゾＳⅡ◎一般的名称：歯科用多目的超音波治療器◎認証番号： 227AKBZX00076000 (管理 特管)

ボディが、最大径24mmのスリム形状。アルミ硬質アルマイトで、高温滅菌にも対応しています。
◎販売名：プチピエゾ◎一般的名称：歯科用多目的超音波治療器◎認証番号：220ACBZX00050000 (管理 特管)◎販売名：905 シリンジＹ◎一般的名称：歯科用口腔洗浄器◎届出番号：13B1X00133000066（ 一般）

フィニッシング窩洞形成・クラウン形成

ポリッシング

モード切り替え照明： LEDライト（1灯）
注水： 5方注水ヘッド高さ ： 13mm
全長： 113mm
質量： 38g

プチピエゾⅡ（光なし）
強化アルミボディ採用で汚れが落ちやすく、耐久性能が高いモデル。チップ接続部のみの部品交換修理ができます。

1/16減速ＨＰ

３８gと非常に軽量なので、手指への負担を軽減。
コンパクトな形状で女性ドクターにもおすすめです。

905シリンジY

プチピエゾⅡ（光付き）

rpm

1/8減速ＨＰ

38gの軽量コンパクト

シリンジ

400,000

1/2減速ＨＰ

照明： LEDライト（5灯）
注水： 5方注水
ヘッド高さ ： 13mm
全長： 112mm
質量： 38g

サイズ・質量とも約10％コンパクトに。※操作性に優れ、手指への負担が少ない、ショートタイプのハンドピースです。※当社従来品との比較

メモリ

ke i a i rはマイクロモーターのように回転 数を維 持する「Po w e r」モードと 、エアタービンのように負荷に応じて回転 速 度が 変化する「Ta c t il e
モード 」、またそれぞれの設 定を細かく記録したメモリ3 種 類ずつを簡単に切り替えられます。

MAINTENANCE ITEM

お手入れ用品

シリコンカバー

電動ヘッドレスト
ヘッドスイッチカバー

バックレストレバーカバー

無影灯（L4ライト）
ハンドルカバー

ドクターテーブル
テーブルハンドルカバー

ドクターテーブル
ハンガーハンドルカバー

テーブルマット
AEHマットエアタービン
Airroad 01 （エアーロード）

Skyroad SDC1 （スカイロード）
AEHテーブル
AEHハンドルカバー

軸ブレの少ない安定した回転を実現させた「エアーフローコントロール」搭載のエアータービン。粘り強く、やさしいタッチでの切削が可能です。

パワフルな高切削効率モデル。切削力を持 続させるために、バーへ満遍なく注水するマルチジェットスプレーを採用しています。

◎一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース◎一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース◎認証番号：302AKBZX00049000（管理 特管）◎認証番号：218AKBZX00116000 (管理 特管)

2728

寸法図
MIN 380㎜

380㎜

MAX 2,080㎜

570㎜※

MIN 1,300㎜

MAX 1,940㎜

様●1型（ベースマウント）●

3型（カート）●電動ヘッドレスト●

ヘッドスイッチカバー（シリコン）●

アームレスト（左）●アームレスト（右）●シームレスふっかふかシート●

スピード調整ディスプレイアーム
スピットンボウル

ユニット◎電源：AC100V

デジタルマイクロスコープ

備標

準Ｌ４ライト※●Ｌ４ライトハンドルカバー（シリコン）●●●●

ネクストビジョン※ ユニットマウントタイプ
滅菌対応手元コック付バキュームグリップ●●

AEHハンドルカバー（シリコン）●

モーター駆動（スロースタート・ストップ機構付）●ＵＳＢポート

バックレスト上下スライド機構（手動）●マルチフットコントローラー（横スライド式）

バックレストレバーカバー（シリコン）●

立ち上がりアシスト●

立ち上がりアシストオートスイッチ●

テーブルマット（シリコン）●

テーブルハンドルカバー（シリコン）●

フットコントローラー●

空中タッチディスプレイ

●●●マルチフットコントローラー（踏み込み式）●スカイロード※ＳＤＣ1

●

ケイエア※

●
●

２タービン仕様（ケイエアは１本仕様のみ）●

4.３インチ液晶モニター（タッチパネル）●

エアーロード※タービンマイクロモーター●※オプション未装着時

ルキオン※ 24●AEH

タービン可変システム(比例電磁弁)●

エンドモード対応可）
マイクロモータBL※（ブラシレス、●●

マイクロモータ３Ｌ※（ブラシレス）●

２モーター仕様

紙コップ対応汚物入れかけ●

YWハンドピース※ SV 40SI

テーブル分離型ハンガー●

YWハンドピース※ SV 40MI

ハンガーハンドルカバー（シリコン）●

YWハンドピース※ SV40MLX●●●

YWハンドピース※ SV 200MLX●CUREALLハンドピース※ 40S●●

CUREALLハンドピース※ 40L●

重量検知式オートカラン●

YWハンドピース※ SV40MLXS●

バキューム停止遅延機能●

YWハンドピース※ SV200MLXS●

オートフラッシング（フラッシング受け内蔵）●

YWハンドピース E20M●

ライトポール型●

陶器製●

回転機構（自動）マイクロモーター
ハンドピース※水フィルター（ユニポア）●

905シリンジＹ※ (テーブル側)

エアフィルター●マルチウェイシリンジ※ 4-ST(テーブル側)

水ワンタッチジョイント●

マルチウェイシリンジ※ 3-LUX(テーブル側)

エアワンタッチジョイント●

鉢洗い水量調整バルブ●

水管路洗浄システム
バキュームブレーカー◎認証番号：303AKBZ X00098000
50／60Hz

1500VA◎電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器※SEIGAふっかふかシート●●

AR設置シミュレーション

特設サイト

マルチウェイシリンジ※ 3-ST(ＡＥＨ側)●●

マルチウェイシリンジ※ 3-LUX(ＡＥＨ側)●

お手持ちのスマートフォンで、SEIGAの設置イメージを確認できます。

特設サイトから動画やカラーシミュレーションを確認いただけます。

●

ピエゾSⅡ※●

プチピエゾ※Ⅱ●

ニュートロン※●◎一般的名称：歯科用ユニット（管理 特管 設置）◎使用空気圧：0.56〜0.60MPa

シート座面

●

シリンジ

●

超音波スケーラー

905シリンジＹ※ (ＡＥＨ側)●※印の標準装備品、オプション品は各製品の「添付文書」または「取扱説明書」をご覧ください。

◎使用水圧：0.2〜0.5MPa◎電撃に対する保護の程度：B形装着部

480㎜※

オプション

ルキオン※ 12●

バキュームセパレーター◎販売名:セイガ

無影灯

装

滅菌対応手元コック付排唾グリップ

ＵＳＢポートハンガー

目

ＡＥＨマット（シリコン）

オートガスバーナーテーブル

項

MAX 2,050㎜

前折れ

オプション

MAX 820㎜

チェア

準MIN 470㎜

テーブルタイプ

標°チェアタイプ

備80

装860㎜ ±100

目

MAX 970㎜

項

MIN 750㎜

仕◎質量：250kg〜280kg【AR 動作環境】
OS ： iOS、iPad OS 14.0以降
ブラウザ ： Safari、Chrome
Android ：デバイスによって対応できない場合があります。
※パソコンではご利用いただけません。スマートフォン(iPhone 6s以降)やタブレット(iPad第5世代以降)でご覧ください。
※環境により色が異なる場合があります。明るい場所でお試しください。※ 一部の端末やOSの環境では表示できない場合があります。
※一部、実際の製品と異なる場合があります。

SEIGA歯科用ユニット※本カタログに掲載の商品写真はオプション装備仕様です。 ※モニター画面は、はめ込み合成です。
※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

2930

●販売名：セイガ ●一般的名称：歯科用ユニット ●認証番号：303AKBZX00098000（管理 特管 設置）※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは◎発売元：◎製造販売元：株式会社吉田製作所〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
東京都墨田区江東橋1-3-6

コンタクトセンター

0800-170-5541※対応時間 ／ 月〜 金 9:0 0〜17:3 0 土9:0 0〜17:0 0（日曜・祝祭日を除く）

C02552/2024年2月/@500/新