12/2020 Ver1.2

AVR Series

AM/FM Signal Generator

高機能AM/FM標準信号発生器

ＡＶＲ－５５００

High Functionality AM/FM Signal Generator
高性能AM/FM调频调幅标准信号发生器

Rear panel

DW213×H85×D360 mm W

4.3kg

※ 突起物、脚を除く● World Power● GP-IB概 要

RS-232C

EXT-I/O

Outline / 概 要

AVR-5500はカーオーディオ等の生産ラインに最適な高機能・低価格の信号発生器です。
周波数範囲は100kHz～170MHzと広帯域でウエザーバンドもカバー、出力レベルも-20～126dBμV（EMF)の広範囲
AVR-5300 is an AM/FM standard signal generator of optimum high perfomance and budget prices for production lines.
Frequency ranges are 100kHz to 170MHz, and wide band. AM/FM radio band, and a weather band(162 to 163MHz） arealso covered. AVR-5301 are 1 ppm high precision type.
AVR-5300是最适合在车载音频等的生产线上使用的高性能・低价格的AM/FM信号发生器。 AVR-5301为1ppm高精度型仪器。
频率范围为100kHz～170MHz，带宽很宽甚至可以覆盖到气象频段，输入电平是-20～126dBμV（EMF)的宽范围。

特 長Features / 特 长● DDS方式を全面採用し、切換応答時間2msec以下の超高速レスポンスを実現
Adoption of DDS（Direct Digtal Synthesizer）realizes the high-speed change for 2ms or less in an RF frequency all band.
全面采用DDS方式，可以实现切换应答时间为2msec以下的超高速应答● FMステレオ変調機能を標準装備
FM stereo modulation function is equipped standard..
标准配置具有FM立体声功能● 高信頼性の電子アッテネータの採用により機械的寿命の心配がなく長時間連続使用にも安心です。
Adoption of electronic attenuator achieves extension of life-span.
通过采用高可靠性的电子衰减，就不用担心机械的寿命，即使长时间连续使用也完全可以放心。

● AM/FM同時変調機能を搭載し、２系統の内部変調信号によりAM/FMを異なる変調周波数に設定可能
AM/FM simultaneous modulation function is equipped,setup to different modulation frequency to AM/FM is possible,
by two lines inter modulation signals.
具有AM/FM同时调制功能，通过2个系统的内部调制信号，可以实现设定AM/FM不同的调制频率● 100ポイントのプリセットメモリを標準装備
100points preset memorys as standard.
标准配置具有100点的预设存储● 50Ω/75Ωインピーダンス切換機能を標準装備
50ohms/75ohm impedance switching function is equipped standard.
标准配置具有50Ω/75Ω阻抗切换功能● 省スペース化設計で業界最小・最軽量を実現
The industry minimum and light weight are realized by space-saving design.
采用省空间设计，实现了小型化和轻便化AVR-5500 仕 様 / Specification
周波数 / Frequency
Frequency range
Resolution
Accuracy：100kHz～170MHz：100Hz：±5×10-65501：±1×10-6

出力 / Output
Output range
Resolution
Accuracy
Output inpedance
VSWR：-20～126dBμV [EMF]：0.1dB：±1.5dB：50Ω/75Ω
：≦1.3Distortion
10.7MHz±1MHz＆76～108MHz

0.3MHz～170MHz：≦0.05%：≦0.1%

Incidental AM：≦0.5%（10.7MHz±1MHz＆76～108MHz、AF：1kHz、FM75kHz）：25μs/50μs/75μs/OFF
Pre-emphasis

FMステレオ変調 / FM stereo modulation
Main＆sub channel modulation mode
：MONO/L=R/L/R/L=－R/OFF

信号純度 / Signal purity：≦-30dBc
Harmonic spurious：≦-40dBc
Non harmonics spurios
残留変調 / Residual modulation

FM components：≧80dB（AF：1kHz、FM75kHz）：≧55dB（AF：1kHz、AM30%)

AM components■ External modulation
Frequency range
Input impedance
Input voltage：0～135% (at 75kHz/100%）：0.1%：≧55dB（AF：400～1kHz、100%Mod.、76～108MHz）：≧40dB （AF：50Hz～15kHz)

Int. modulation frequency response：≦±1dB（20Hz～15kHz、1kHz ref.）Pilot signal frequency / Accuracy：19kHz / ±1Hz

変調信号 / Modulation signals■ Internal modulation
Frequency range

Modulation ssetting range
Resolution
Stereo separation

Pilot signal level setting range/Accuracy：10Hz～100kHz±0.1%(FM)：10Hz～20kHz ±0.1%(AM)：10Hz～100kHz (FM)：10Hz～20kHz (AM)：10kΩ [Unbal]：1V±2% [Peak]

振幅変調 / Amplitude modulation (AM)Modulation setting range ：0～100%：0.1%
Resolution
Accuracy （AF：1kHz、 Mod. ≦80%）
0.4MHz～1.7MHz：±（setting×0.1+1)%
150kHz～170MHz：±（setting×0.1+2)%
Distortion （100dBμV [EMF]）0.4MHz～1.7MHz：≦0.5% （Mod. 0～30%）：≦1.5% （Mod. 30～60%）：≦3.0% （Mod. 60～80%）150kHz～170MHz：≦1.5% （Mod. 0～30%）：≦3.0% （Mod. 30～60%）：≦5.0% （Mod. 60～80%）：0～15.0% / 0.1％

プリセット機能 / Preset function：100 data
Assorted preset
インタフェース / Interface：IEEE488
GP-IB：38400bps
RS-232C：LS-TTL level
EXT-I/O

電源・環境 / Power requirements＆operating environment
Power requirements
Power consumption
Guarantee temperature：AC90V～250V 50/60Hz：Approx.
30VA：15℃～35℃

外形寸法・質量 / Dimension ＆ Weight
Dimension
Weight：W213×H85×D360(mm) *：Approx. 4.3kg* Protruding parts not included．

周波数変調 / Frequency modulation （FM)Deviation range
Resolution
Accuracy：0.0kHz～135kHz：0.1kHz

10.7MHz±1MHz＆76～108MHz：±（setting×0.1+0.5)kHz：±（setting×0.1+1)kHz

0.3MHz～170MHz

株式会社エービーオー Ａ.Ｂ.Ｏ Ｃｏ.,Ｌｔｄ
http://www.abonet.co.jp , E-Mail : info@abonet.jp〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平１－４－１ TEL 044-952-1141 / FAX 044-965-2828
Zip code, 215-0023 1-4-1, Katahira, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,JAPANTelephone +81-44-952-1141 / Fax +81-44-965-2828