認定♯113037

产品目录 2024

汽车

飞机

工厂

安全
铁路

生活

建设

行人

摩托车

every00

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 1

2024/02/20 13:29

佳思提产品目录目录
公司概要

02

佳思提 产品系列

03

佳思提 假人产品的优秀特征05

假人正面碰撞试验用假人 Hybrid-Ⅲ

07

正面碰撞试验用假人 THOR 50th09侧面碰撞试验用假人

11

FAA飞机用假人

13

行人型假人

14

轻量化假人15

头部冲撞器

16

腿部冲撞器

17

其他产品

18

假人校正试验设备

19

新一代校正试验用软件

21

皮肤损伤试验·传感器

22

01

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 2

2024/02/20 13:29

02

企业理念0305

07

舍弃只要自己好就好的“利己”之心，09

怀揣即使牺牲自己也要帮助他人的“利他”之心。

11

关心对方，冷静观察环境后伸出援手。

13

14

我们 佳思提 的每一位员工都有一颗“利他”之心，

15

通过有助于世界的工作，与大家共同进步。

161718192122质量方针通过汽车碰撞安全试验，为社会做出贡献。

行动方针

1. 目标从第一出发，以唯一为终点。
2. 以客户视角执行配合工作。
3. 努力为可持续质量改进提高能力值。
4. 确保维持公平和风险管理，提升客户信任度。

假人生产目标
1. 假人必须是测量仪器（减少假人的个体差异，管理性能水平的稳定性）

2. 可重复性

（保持假人的重复可靠性）

3. 再现性假人的历史，
也是 佳思提 走过的坚实历程。

佳思提 坚实的步伐
1990

1995

2000

2005

2010

2015
JASTI UTAMA

2020

2023

JASTI USAJASTI 中国香港

UTAMA Engineering

JASTI 中国内地
JASTI Europe

JASTI

02

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 3

2024/02/20 13:29

佳思提 的领先安全技术
支持全球汽车产业

03

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 42024/02/20 13:29

HSHS

Light weight
Hybrid-III
95th PercentileMale Dummy

ES-2 reSide Impact
Dummy

ES-2
Side Impact
SID-IIs
Dummy
Side Impact
Dummy

THOR 50
Dummy

Light weight
Hybrid-III
5th PercentileFemale Dummy

Hybrid-III 95th
Percentile Large MaleDummy

Hyblid-III 50th
Percentile MaleDummy

Hyblid-III 5th
Percentile Female
Dummy

Hybrid-III 3 Year Old
Child Dummy

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 5

WorldSID 50th
Percentile Male
Dummy

Hybrid-III 5th
Hybrid-III 50th
Male Pedestrian Male Pedestrian
Dummy
Dummy
Hybrid-III 5th
Percentile Female
Pedestrian Dummy
FAA H-III
95th Dummy

THOR-05FDummy

FAA H-III
95th HS Dummy
FAA H-III
50th HS Dummy

Hybrid-III 95thPercentile Large Male
Pedestrian Dummy

FAA H-III
50th Dummy
Q3 Dummy04

2024/02/20 13:29

产 品 特征佳思提 假人产品的优秀特征
铸造产品的安全性
自 佳思提 的铸造产品生产伊始，一直使用 DOP 以外的高安
全性 DINA、DINP 作为可塑剂。但根据欧洲环境评估要求（ R o H S 2），
这 些 可 塑 剂 也含有邻 苯 二甲酸 ，存 在 致 癌 的可能性，因此从 2015 年起改用不含邻苯二甲酸的新型可塑剂。
由此，佳思提 生产的 PVC 产品的安全性得到进一步提高。

缓冲材料
佳思提 独立开发了与原有型号同等
性能的新型缓冲材料。通 过使 用钢制肋骨和新型缓冲材料的组合，使 胸部变形的高 / 低 速撞击认证成为可能。

肋骨撞击试验橡胶制品的特征假人需要模拟较高的生物逼真度，橡胶因为其易弯曲和延展的特性而被大量采用。佳思提 根据图纸信息，提供不同硬度的腰椎、点头限位块、膝部肌肉内嵌块等部件。在假人校正试验中，可以通过组合这些不同硬度的部件来进行调整和校正，敬请咨询、试用。

※以上内容在 ISO/TC22/SC12/WG5 都有发表，详情请参考我们的网页 URL: //www.jasti.cn/05

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 6

2024/02/20 13:29

Product Features

不同硬度的橡胶制品 Lumbar Spine
Lumbar Spine 是以橡胶材料为基础制成的模仿人体腰椎部分的假人部件，其通过自身的形变来吸收试验中对胸部产生的冲击力。因此，对这个部件的性能要求，不仅仅有表面硬度，还有可重复性、还原性及耐久性等。特别体现在混合三型
50% 男性假人所要求的表面硬度，混合三型 5% 女性假人则会被要求 Torso 屈曲试验。而胸部碰撞试验，则受假人基本
构成部件 Chest Jacket、Rib Assembly 和 Lumbar Spine 的影响很大，直接受限于它们各自的性能。所以，各个部件的精度自不必说，可靠性也非常重要。我们深知不断提高假人可靠性的重要性，并通过各种独立的试验，持之以恒地追求它们的可靠性、耐久性和可再现性。

高可靠性的 Lumbar Spine

Lumbar Spine 试验

粘合强度还原性试验颈部试验微调8082858790

不同硬度颈部试验微调用橡胶部件产品系列膝部试验微调法规图纸要求硬度 40-50（Shore A），佳思提 提供
的标准产品是该中间值硬度45的膝部肌肉内嵌块。为
了在性能确认试验时获得要求的撞击力，可以通过改
变膝部肌肉内嵌块的硬度来进行调整。佳思提 提供
低、中、高 3 种膝部肌肉内嵌块，如果在膝部碰撞试验中无法满足要求值，推荐尝试使用不同硬度的膝部
肌肉内嵌块。

LowMiddle

High06

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 7

2024/02/20 13:29

假人
正面碰撞试验用假人

正Hybrid-III 50th Percentile Male Dummy
Hybrid-III 5th Percentile Female DummyHL正面碰撞试验用假人 成年男性 / 成年女性
49CFR PART572 Subpart E/Subpart O, EuroNCAP

正适

适用标准■日本 TRIAS ■USA FMVSS208 ■EU ECE R94

H正适

Hybrid-III 50th Percentile Male Dummy

Hybrid-III 50M , 5F Dummy

外形尺寸（mm）
高878〜889

肩部支点高度505〜521

臀－膝579〜605

膝部支点高度

485〜501肩宽421〜437后脑勺－背板40〜46

座位表面－脚底429〜455

坐Hybrid-III 5th Percentile Female Dummy

假人规格USA (NHTSA)
Head

重量（kg）
部

4.536±0.045

颈部EuroNCAP
SameNeckNeck Bent/
Extension

SameThorax

High/(Low Speed)

High /
Low Speed

PelvisFemur Flexion

SameFriction

Ball Bearing(High / Low)

Compression

ImpactKnee Slider头Head drop

外形尺寸（mm）
坐

高774〜800

肩部支点高度431〜457

臀－膝520〜546

膝部支点高度

393〜419

肩350〜366宽后脑勺－背板

43〜48

座位表面－脚底355〜376

重量（kg）

头部

1.542±0.045

颈部

0.910±0.09

上部躯干

17.191±0.136

上部躯干

12.020±0.14

下部躯干23.042±0.136

下部躯干

13.250±0.14

上

臂（单臂）

1.996±0.090

上

臂（单臂）

1.180±0.05

下臂和手（单臂）2.268±0.090

下

臂（单臂）

0.900±0.05

大 腿 部（单腿）5.987±0.090

手（单臂）0.280±0.05下肢和脚（单腿）5.443±0.136

大 腿 部（单腿）3.130±0.09

总 重 量77.700±1.180

下肢3.270±0.05

脚0.790±0.05

总 重 量49.050±0.91

Foot3.730±0.05

07

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 82024/02/20 13:29

QQ

Anthropomorphic Test Device Dummy

正面碰撞试验用假人
Hybrid-III 95th Percentile
Large Male Dummy

Hybrid-III 95th Percentile Large Male Dummy
外形尺寸（mm）
坐927〜942

高

肩部支点高度541〜556

臀－膝624〜650

膝部支点高度521〜546

正面碰撞试验用假人 大型成年男性

肩467〜483

后脑勺－背板86〜91

适用标准 ■被规定为 SAE 标准 H3-95 假人

座位表面－脚底457〜483

宽重量（kg）

头部颈部

1.68±0.05

上部躯干

22.32±0.36

下部躯干30.30±0.36

4.94±0.05

臂（单臂）2.81±0.05

下臂和手（单臂）2.06±0.05

上大 腿 部（单腿）8.21±0.09

下肢和脚

5.75±0.09

总 重 量

101.24±1.63

Hybrid-III 3Year Old Child Dummy
外形尺寸（mm）
坐546.1

高肩部支点高度315.0

臀－膝292.4

Hybrid-III 3 Year Old Child Dummy

膝部支点高度

249.2

肩244.1

正面碰撞试验用假人 3岁儿童后脑勺－背板53.3

座位表面－脚底226.1

适用标准 ■49 CFR PART572 Subpart P

重量（kg）

头部

2.72

颈部

0.79

上部躯干

7.00

上

臂（单臂）

0.44

下臂（单臂）

0.46

my宽

大 腿 部（单腿）1.01

下肢（单腿）

0.61

脚（单腿）

0.31
16.17

总 重 量

Q3 Dummy
外形尺寸（mm）

Q3 假人
Q3 Dummy(EU) / Q3s Dummy(USA)高544

肩部支点高度329

坐胸部

142

肩宽259

臀－膝305臀部－膝窝253

重头

量（kg）
部+颈部

3.17

躯干（包括衣物）

6.40

上

臂0.75

下臂0.73

大 腿 部

2.00

下肢

1.54

总 重 量

14.60

08

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 92024/02/20 13:29

假人
正面碰撞试验用假人
THOR 50th Percentile Male Dummy

T适用标准■NHTSA ■EURO NCAPNHTSAEURO NCAPT

THOR 50th Dummy
重外形尺寸（mm）

量（kg）

906±13Head Assembly

L2116±5

Neck Assembly

2.66〜2.94

L3153±13Lower Torso Assembly

14.39〜15.85

Thigh clearance

L4183±92.69〜2.97

Knee pivot to bottom of footL5505±7Lower Arm Assembly(including hands), (left & right)

Knee pivot to hip pivot

L6413±9Knee centerline to knee centerline

L7253±5

Head back to seat backL891±1.180

Rib 3 depth

L9Seated heightL1

Hip pivot heightHip pivot to seat back3.88〜4.28

Upper Leg Assembly, (left & right)

5.37〜5.91

Lower Leg Assembly, (left & right)

4.74〜5.22

Instrument Ground Straps,(4) M6 SHCS, (8) M6 FHCS

0.03〜0.09

226±9Upper Torso24.85〜26.25
0.16〜0.19

Rib 7 depth

L10229±9Neck Foam and Skin Assembly

Shoulder-Elbow length

L11391±7

Front/Rear Panel Assembly, Jacket

1.67〜1.85

Thermal Pants

0.21〜0.27

Total Weight

73.45

Width across arms

L12461±9

Waist width

L13

331±7

Back of elbow to wrist pivot

L14

291±9

Wrist pivot to tip of middle ﬁnger

L15

165±9

NHTSA

EuroNCAP

Spine BoxAll 3 degteeth

Set at9 , 0,-9,-12deg

Lower Leg

THOR LXoriginalHybrid-III 50th09

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 102024/02/20 13:29

Anthropomorphic Test Device Dummy

THOR 5th Percentile Female Dummy

目前正在为设计图纸进行原型开发
外形尺寸（mm）
Seated height788

重量（kg）
Total Weight

48.2

THOR-50Ｍ Finite Element Model对先进安全系统的虚拟测试与验证
主要特征●符合 THOR－50M 的全部校正条件●通过 Positree(TM) 轻松固定位置●轻松访问标准化的传感器输出●证实了在冲击速度更快或包含束缚或非束缚乘员在内的冲击条件下的稳定性●通过区块编号轻松与既有型号进行整合10

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 112024/02/20 13:29

假人侧面碰撞试验用假人侧

ES-2/ES-2re/SID-IIs Side Impact DummyW适■（EUS NCAP ES-2reEURO NCAP ES-2适用标准 ■ECE R95

适用标准 ■FMVSS214

49CFR PART572 Subpart U

ES-2 Side Impact Dummy
外形尺寸（mm）

ES-2re Side Impact Dummy
外形尺寸（mm）

SID-IIs

适用标准 ■49CFR PART572 Subpart V

SID-IIs Side Impact Dummy
外形尺寸（mm）

高

900〜918

坐高900〜918

坐高772〜788

座位表面－肩中心

558〜572

座位表面－肩中心

558〜572

座位表面－肩中心

437〜453

臀－膝597〜615

臀－膝597〜615

臀－膝514〜540

胸/手 臂宽

322〜332

胸/手 臂宽

322〜332胸围851〜881肩宽461〜479肩宽

461〜479肩宽341〜357腹宽273〜287腹宽273〜287腹围761〜791

座位表面－脚底433〜451

座位表面－脚底433〜451

座位表面－脚底343〜369

坐

重量（kg）

重量（kg）

重量（kg）

头部

4.0±0.20

头部

4.0±0.20头部颈部

1.0±0.05

颈部

1.0±0.05

颈部

0.91±0.09

上部躯干

22.4±1.00

上部躯干

22.4±1.00

上部躯干

11.11±0.20

3.70±0.05

单臂

1.3±0.10单臂

1.3±0.10

下部躯干12.52±0.18

腹部

5.0±0.25

腹部

5.0±0.25

单

0.91±0.05单腿

12.7±0.60

单腿

12.7±0.60

大 腿 部（单腿）3.13±0.09

腰部

12.0±0.60

腰部

12.0±0.60

下肢（单腿）

3.27±0.09

总 重 量72.4±1.20

总 重 量

72.4±1.20脚（单腿）0.79±0.05

臂

克0.59±0.07

总 重 量44.12±1.09

夹11

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 122024/02/20 13:29

WoAnthropomorphic Test Device Dummy侧面碰撞试验用假人
WorldSID 50th Percentile Male Side Impact Dummy W50-00000
适用标准■ECE R95（EU）Euro NCAP TB-029 （USA）FMVSS 214

VWorldSID 50th Percentile Male Dummy
重量（kg）

869±30头

部

臀－膝670±30颈

部

2.86±0.02

胸/手 臂宽

468±30上部躯干20.56±0.35

臂长330±30单臂

1.77±0.09

腹宽324±30

下部躯干17.76±0.20

膝－ 脚底588±30

大 腿 部（单腿）6.71±0.30

下 肢 部（单腿）5.09±0.13

外形尺寸（mm）
坐

高4.29±0.05

套

1.54±0.10

总 重 量

73.91±1.02

外12

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 13

2024/02/20 13:29

假人FA A飞机用假人改FAA H-III 50th Dummy
FAA H-III 95th Dummy

P行飞机座椅评估试验用假人行将※该 FAA 假人根据 CFR14 Part23.562、25.562、27.562、29.562 标准化。
※FAA 假人还有 50th、95th 及 HS（Heli safe）规格。

H

FAA H-III 50th Dummy

FAA H-III 95th Dummy
外形尺寸（mm）

外形尺寸（mm）

高878〜889

坐

肩部支点高度505〜521

肩部支点高度541〜556

臀－膝579〜605

臀－膝624〜650

膝部支点高度

485〜501

膝部支点高度521〜546

肩421〜437

肩467〜483

后脑勺－背板40〜46

后脑勺－背板86〜91

座位表面－脚底429〜455

座位表面－脚底457〜483坐宽高宽

927〜942

重量（kg）

重量（kg）

头部

4.536±0.045

头部

4.94±0.05

颈部

1.542±0.045

颈部

1.68±0.05

上部躯干

17.191±0.136

上部躯干

22.32±0.36

下部躯干23.042±0.136

下部躯干30.30±0.36
2.81±0.05

臂（单臂）1.996±0.090

上下臂和手（单臂）2.268±0.090

下臂和手（单臂）2.06±0.05

大 腿 部（单腿）5.987±0.090

大 腿 部（单腿）8.21±0.09

下肢和脚5.443±0.136

下肢和脚

5.75±0.09

总 重 量

77.700±1.180

总 重 量

101.24±1.63

上臂（单臂）H
FAA H-III 50th HS Dummy

FAA H-III 95th HS Dummy

外形尺寸（mm）

HS

外形尺寸（mm）

高878〜889

坐

肩部支点高度505〜521

肩部支点高度541〜556

臀－膝579〜605

臀－膝624〜650

膝部支点高度

485〜501

膝部支点高度521〜546

肩421〜437

肩467〜483

后脑勺－背板40〜46

后脑勺－背板86〜91

座位表面－脚底429〜455

座位表面－脚底457〜483坐宽高宽

927〜942

重量（kg）

重量（kg）

头部

4.536±0.045

头部

4.94±0.05

颈部

1.542±0.045

颈部

1.68±0.05

上部躯干

17.191±0.136

上部躯干

22.32±0.36

下部躯干23.042±0.136

下部躯干30.30±0.36
2.81±0.05

臂（单臂）1.996±0.090

上下臂和手（单臂）2.268±0.090

下臂和手（单臂）2.06±0.05

大 腿 部（单腿）5.987±0.090

大 腿 部（单腿）8.21±0.09

下肢和脚

5.443±0.136

下肢和脚

5.75±0.09

总 重 量

77.700±1.180

总 重 量

101.24±1.63

上

臂（单臂）

13

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 14

2024/02/20 13:29

Anthropomorphic Test Device Dummy

改造型假人
Pedestrian Dummy

行人保护性能试验用假人行人保护假人是将 Hybrid-Ⅲ 5F、50M、95LM 改良为站姿的假人，
将臀部、腰椎及膝部替换为了站立姿态的部件。

Hybrid-III 5th Percentile Female Pedestrian Dummy
外形尺寸（mm）

Hybrid-III 5th Male Pedestrian Dummy
外形尺寸（mm）

高774〜800

坐

肩部支点高度431〜457

肩部支点高度431〜457

臀－膝520〜546

臀－膝520〜546

膝部支点高度

393〜419

膝部支点高度

393〜419

肩350〜366

肩350〜366

后脑勺－背板43〜48

后脑勺－背板43〜48

座位表面－脚底355〜376

座位表面－脚底355〜376坐宽高宽

774〜800

重量（kg）

重量（kg）

头部3.730±0.05

头部颈部

0.910±0.09颈部0.910±0.09

上部躯干

12.020±0.14

上部躯干

12.020±0.14

下部躯干13.250±0.14

下部躯干13.250±0.14

上

臂（单臂）

1.180±0.05

上

臂（单臂）

1.180±0.05

下

臂（单臂）

0.900±0.05

下

臂（单臂）

0.900±0.05

手（单臂）0.280±0.05

3.730±0.05（单臂）0.280±0.05

手

大 腿 部（单腿）3.130±0.09

大 腿 部（单腿）3.130±0.09

下肢3.270±0.05

下肢3.270±0.05

脚0.790±0.05

脚0.790±0.05

总 重 量49.050±0.91

总 重 量49.050±0.91

Hybrid-III 50th Male Pedestrian Dummy

Hybrid-III 95th Percentile Large Male Pedestrian Dummy

外形尺寸（mm）

外形尺寸（mm）

高878〜889

坐

肩部支点高度505〜521

肩部支点高度541〜556

臀－膝579〜605

臀－膝624〜650

膝部支点高度

485〜501

膝部支点高度521〜546

肩421〜437

肩467〜483

后脑勺－背板40〜46

后脑勺－背板86〜91

座位表面－脚底429〜455

座位表面－脚底457〜483

坐

宽

高

宽

927〜942

重量（kg）

重量（kg）

头部

4.536±0.045

头部

4.94±0.05

颈部

1.542±0.045

颈部

1.68±0.05

上部躯干

17.191±0.136

上部躯干

22.32±0.36

下部躯干23.042±0.136

下部躯干30.30±0.36
2.81±0.05

臂（单臂）1.996±0.090

上下臂和手（单臂）2.268±0.090

下臂和手（单臂）2.06±0.05

大 腿 部（单腿）5.987±0.090

大 腿 部（单腿）8.21±0.09

下肢和脚

5.443±0.136

下肢和脚5.75±0.09

总 重 量77.700±1.180

总 重 量

101.24±1.63

上臂（单臂）

14

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 15

2024/02/20 13:29

假人Anthropomorphic Test Device Dummy

头

轻量化假人

行人

Light weight Hybrid-III 5th Percentile Female Dummy（20Kg）
Light weight Hybrid-III 95th Percentile Male Dummy（40Kg）

测量佳思用来【用途】

I是为了便于进行车内舒适性调查等而减轻重量的假人。
各部位的可动范围与正规假人相同。

Light weight Hybrid-III
5th Percentile Female Dummy（20Kg）■ 总重量20kg

Light weight Hybrid-III
95th Percentile Male Dummy（40Kg）■ 总重量40kg

头部可左右转动60°。

15

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 16

2024/02/20 13:29

my头 部 冲撞 器Regulator Headform Impactor

行人保护试验中使用的头部冲撞器是在各国 NCAP 等汽车认证试验“行人保护性能试验”中使用的替代人体头部的模拟器，由佳思提 与 JARI / JAMA 共同开发，并成为新行人保护安全标准，之后由 ISO 批准。主要用于射出碰撞汽车的引擎盖或前挡风玻璃，测量此时的冲击值 G 或 HIC（Head Injury Criteria ：头部伤害值）。由此可以测定汽车与行人事故时的头部伤害值。另外也可以用来对公园里的游乐设施等进行安全评估。

ISO Type※也有符合欧洲法规的 EC Type。

ISO（EC）Adult 4.5 kg

4.5 kg Comp Adult
ISO-A-CS

4.5 kg Adult Skull BIA Type
ISO-A-C-BIA

4.5 kg Skin
ISO-A-S

4.5 kg Skull
ISO-A-C

ISO（EC）Child 3.5 kg

3.5 kg Child Comp
ISO-C-CS3.5 kg Child Skull BIA Type
ISO-C-C-BIA

3.5 kg Child Skin
ISO-C-S

3.5 kg Child Skull
ISO-C-C

4.5 kg, 3.5 kg Skin
ISO-AC-S(Adult Child common)

FMVSS201

FMVSS226

Free Motion Headform Impactor

Mitigation Headform Impactor

16

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 17

2024/02/20 13:29

腿 部 冲 撞器

其Pedestrian Legform Impactor

Flex PLI - GTR
在行人与汽车的碰撞事故中，腿部受重伤的比例较高，因此 2002 年 由 UNECE WP29/GRSP 发布了行人腿部保护标准，2009 年接受 JAMA/JARI 的建议将柔性撞击器型号纳入了全球统一标准（GTR）。提出该建议的理由是其生物逼真度比刚性撞击器更高，可以进行准确的腿部伤害判定。接受了 Flex TEG 等评估后 Flexible Pedestrian Legform Impactor（Flex PLI-GTR）的规格得以确定。佳思提 从 2013 年起着手开发制造最终规格型号。2015 年底，海外和日本国内完成了产品原型评估，2016 年开始生产销售并广泛应用于日本、中国、印度、欧洲等地。

膝关节部位由切割铝制成的 Knee Block 构成，通过 12 根弹簧丝将上下结合，并且使用 4 个位移计测量膝关节的伸长位移。
为了便于积累大腿骨、胫骨的弯矩以及膝部的位移数据，其结Flex PLI-GTR
外形尺寸[ 无 ﬂesh]（mm）

构可以在膝部内部加装数据积累功能，是一种有很高使用自由

Leg Length

982.0

度的产品。

Femur Length to Knee Joint

433.0

Tibia Length to Knee Joint

495.0

Knee Width

118.0

Leg Width

84.0

Knee Depth

108.0

Leg Depth

90.0

Femur Length from Top of Knee Assembly

339.0

Tibia Length from Bottom of Knee Assembly404.0

Knee Block

Flex PLI-GTR 校正试验TibiaFemur & Bone Core本产品为了通过校正试验反复进行了改良。请参阅当时的状态。

KneeFemur

Pendulum17

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 18

2024/02/20 13:29

其 他 产品

Other Product

H-III 50th Ankle Bumper
For Non Metal Contact(J2949)
目前 Ankle Bumper 安装在 Ankle Lower Shell 上，但 Ball Ankle Shaft 与 Lower Shell 的金属部件间会直接接触，
从而产生噪音。为了防止产生噪音，JASTI 提供 Ankle Bumper 与 Ankle Lower Shell 一体化的 Ankle Bumper。
美国 IIHS 目前将该一体型 Ankle Bumper 作为标准规格采用。

H-III 50M/5F/95LM
Zippered Lower Leg Flesh

H-III 50M/5F/95LM Velcro
Joined Lower Leg Flesh

其他产品Ball Baring Knee Slider假人安置座椅
H-III 50M
假人用带脚轮调节器

H-III 5F
假人用Euro NCAP
Hybrid-III 50th Male Dummy 和 5th Female Dummy
的标准规格产品安装有 Friction Knee Slider，全新开发的 Ball Bearing Knee Slider 可以令 50M、5F 满足市
场需求。

18

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 19

2024/02/20 13:29

假 人 校 正试验设备头部落下试验

颈部弯曲/伸长试验

胸部特性试验

●试验对象
正面落下试验：Hybrid-Ⅲ 5F/50th/95th、World SID50th、
THOR50th侧面落下试验：ES-2、ES-2re、SID-Ⅱs●试验对象
Hybrid-Ⅲ 5F/50th /95th、ES-2、World SID50th、THOR50th

正面碰撞试验用假人侧面碰撞试验用假人

膝部特性试验Hip Joint 试验Torso 弯曲试验●试验对象
Hybrid-Ⅲ 5F/50th扫描右侧二维码，观看试验视频。

扫描右侧二维码，观看试验视频。

19

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 20

2024/02/20 13:29

Calibration And Certification

Rib Drop 试验脚底冲击试验足部压缩试验●试验对象ES-2、ES-2re

ECE R94

CFR PART572
Subpart E

20

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 21

2024/02/20 13:29

假 人 校正用软件

皮

Next-Generation Calibration Test Software

使用网页服务器的新一代校正试验用软件特 征１．
导入网页服务器后，用户无需下载专门软件，即可随时随地通过浏览器浏览或打印试验数据及报告。
２．
通过分离试验控制、试验数据采集和报告生成、浏览及打印等功能，使试验系统的配置更加灵活。
３．
通过导入正规数据库，可以管理容量更大、安全性更高的试验数据。

校正试验一致性支持所有需要根据 CFR 49 Part572 出具校正试验报告的假人及部件，在出厂前均 由 佳思提 进行了校正试验。但即便如此，无法再现与校正试验报告相同的结果这样的问题在市场上大量存在。另外，即使满足基于 CFR 49 的校正试验标准，在很多情况下再现性会产生差异。为了最大限度减少此类问题，必须确保众多试验条件的一致性，如校正试验设备、数据记录设备、试验软件、试验环境、技能等。作为假人制造商，为了最大限度减少此类问题（差异），除假人外对于校正试验设备的一致性也拥有丰富的经验，因此无论有任何问题，请随时与我们联系。假人制造商 佳思提 将帮助支持客户的试验条件一致性。
■ 详细规格请联系咨询。

21

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 222024/02/20 13:29

皮 肤 损伤试验·传感器

Skin Damage Test・Sensor

皮肤损伤试验
用于夹入或人体各部位皮肤的划伤测试评估设备
（成人用）

评估设备
（儿童用）

Sensor、Transducer、Potentiometer■ES-2(re) Side Impact DummyLinear Position Transducer■SID-IIs Side Impact Dummy
1/2" Potentiometer■H-III 50M・5F・95LM Dummy
Chest Rotary Potentiometer

再现验■Knee Potentiometer & String■SPIRAL Track®

因询。

22

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 23

2024/02/20 13:29

佳思提jasti.cn
新办公楼预计于2024年竣工

总部邮编 135-0022 东京都江东区三好 2-4-3
TEL：+81-（0）3-5245-3661 FAX：+81-（0）3-5245-8596

技术中心邮编 410-0308 静冈县沼津市柳泽 669
TEL：+81-（0）55-966-8620 FAX：+81-（0）55-966-8629

JASTI CO., LTD
You can make it with JASTIJAST will cooperateI with your every
demand for the human safety.
Printed Feb.2024-Ver.CN／100

ジャスティ̲プロダクトカタログ̲C.indd 24

2024/02/20 13:29