FREEDOM
コミュニケーション・システム・アナライザ
R8100

スペックデータシート

目

次試験機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
諸元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
ＲＦ信号発生器・変調性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ＲＦ受信機（送信テスト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
スペクトラムアナライザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
オシロスコープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
音声モジュレーション・シンセサイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
トラッキングジェネレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9デジタル電圧計（ＤＶＭ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
タイムベース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
追加のデジタル仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
リモートインターフェース（オプション機能）・・・・・・・・・・・・・・・・１１

2/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

試験機能
AM/FM 二重通信 モニター/ジェネレーター
音声シンセサイザー
トラッキングジェネレーター(オプション)
デュアルディスプレイ (オプション)
ケーブル障害位置検出器(オプション)
スペクトラムアナライザ
周波数カウンタ
周波数偏差計デジタル電圧計
パワー計
オシロスコープ
信号強度計
SINAD/ひずみ計

諸 元
表示される平均ノイズ：
レベル (DANL)-140dBm (50 Ω終端)

ダイナミックレンジ:

80dB

入力関連スプリアス:

最大残存スプリアス（非入力関連）:-70dB-60dBc

電源
ＤＣ入力:

15-16VDC

最大 8.0A

ＡＣアダプター仕様:

100-240VAC, 最大 2.5A, 50-60Hz

バッテリー電源:
バッテリー動作時間:

内部バッテリー
1.5 時間環境／寸法
重量:6.24kg

寸法:

高さ 239×幅 323×奥行 191 mm(内部バッテリーを含む)

高度:

3,048m まで(up to 10,000ft)

湿度:
温度:

相対湿度 最大 80%
0℃～50℃

バッテリーが無い場合の保管温度:-30℃ ～ +80℃

バッテリーがある場合の保管温度：
衝撃・振動ランク:-20℃ ～ +50℃
MIL-PFR-28800F, Class 3

保証
標準保証:
3 年間のサービスプラン:

ご購入から 2 年保証
オプション

5 年間のサービスプラン:

オプション
3/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

ＲＦ信号発生器・変調性能
RF GEN OUT ポート保護制限:

5W（30 秒）

周波数範囲：

1MHz～1GHz（250KHz～1GHz まで動作可能）：オプションで 3GHz

周波数範囲（オプション）：

1MHz～

3GHz（250KHz～3GHz まで動作可能）

周波数分解能1Hz

出力レベル（RF GEN OUT ポート）
FM レンジ:+5dBm ～ -95dBm （2GHz 以下）-5dBm ～ -95dBm （2GHz 以上）

AM レンジ:-1dBm ～ -95dBm （2GHz 以下）-11dBm ～ -95dBm （2GHz 以上）

分解能:

0.1dB

精度:±2dB

出力レベル（ RF IN/OUT ポート）
FM レンジ:-30dBm ～ -130dBm （2GHz 以下）-40dBm ～ -130dBm （2GHz 以上）

AM レンジ:-36dBm ～ -130dBm （2GHz 以下）-46dBm ～ -130dBm （ 2GHz 以上）

分解能：0.1dB

精度:±1dB ～ 1GHz ; ±2dB > 1GHz

スプリアス
高調波:

-20dBc 最大

非高調波:-35dBc 最大

残留 FM:

4Hz, 300Hz ～ 3kHz(<1GHz)
5Hz, 300Hz ～ 3 kHz (>1GHz)
1.0% 最大, 300Hz ～ 3kHz

残留 AM:
SSB 位相ノイズ (20 kHz ｵﾌｾｯﾄ):最大-95dBc/Hz

最大-93dBc/Hz 大FM 変 調変調確度:

設定値の 5%

変調範囲:

0 ～ 75kHz

分解能：

1Hz

高域強調機能：選択可能

750µs（ﾌﾟﾘｴﾝﾌｧｼｽ）
変調帯域：

5Hz ～ 20kHz

4/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

1GHz 以下 (15°～ 35°C)
全ての周波数 (0°～ 50°C)

ＲＦ信号発生器・変調性能（続き）
AM 変 調AM 変調率範囲:

0 ～ 90%

分解能偏差:

設定の 1%

変調帯域：

100Hz ～ 10kHz

偏差確度:

設定の 5%

ＲＦ受信機（送信テスト）
周波数範囲:

250kHz – 1GHz (3GHz オプション)

感度
狭帯域 FM:

2.0μV 10dB EIA SINAD 向け

広帯域 FM:

10μV

10dB EIA SINAD 向け

AM:

10μV

10dB EIA SINAD 向け

入力（ RF IN/OUT ポート）
VSWR：

< 1.2 ～ 2GHz, ~1.5 ～ 3GHz

最大電力：

50W （5 分間）
150W （30 秒間） (30 秒オン, 5 分オフ)

上限最大電力：

150W

アラーム：

内部温度アラーム

アンテナポート
最大電力:

0dBm

警報:

+１０ｄBmＩＦ帯域幅6.25kHz, 12.5kHz, 25kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz

周波数エラー測定
ディスプレイの種類:

自動切替(オートレンジング)

分解能:

1Hz

5 / Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

FM 偏移測定
復調幅：±75kHz まで

確度：±5% プラス 残留 FM

周波数応答:

以下より選択可能:
Low パスフィルター: 300Hz, 3kHz, 20kHz
High パスフィルター: 1Hz, 300Hz, 3kHz

復調部の特徴復調出力レベル:

6.25kHz B/W: 2.56V / 1kHz
12.5kHz B/W: 1.28V / 1kHz
25kHz B/W: 0.64V / 1kHz
50kHz B/W: 0.32V / 1kHz
100kHz B/W: 1.6V / 10kHz
200kHz B/W: 0.8V / 10kHz

復調出力振幅の平坦度:±0.2dB (300Hz ～ 3kHz),1dB point @ 20kHz

復調出力インピーダンス:

100 Ω （公称値）

オーディオフィルター
フィルター:なし、C-message、CCITT

高域除去機能：選択可能

750µs

AM 変調測定
復調範囲:

0 ～ 100%

精度:

8 0％以下のレベルにおいて±5%周波数応答:

以下より選択可能:

復調出力レベル:

Low パスフィルター: 300Hz, 3kHz, 20kHz High パスフィルター: 1Hz, 300Hz, 3kHz
0.8V peak （10% AM 変調あたり）

復調出力振幅の平坦度:±0.2dB (300Hz ～ 3kHz),1dB point @ 20kHz

出力インピーダンス:

100 Ω （公称値）

受信信号強度レベル（ＲＳＳＩ）
周波数範囲：

1MHz ～ 1GHz (一般的に 250kHz ～ 1GHz); オプションで 3GHz

確度：±2dB

感度：-120dBm (アンテナポート; プリアンプ・オン; 6.25kHz IF B/W

6 / Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

広帯域パワーメーター (RF In/Out ポ ー ト )周波数範囲:

1MHz ～1GHz (一般的に 250kHz ～1GHz); オプションで3GHz測定範囲:

0.1W ～ 150W

入力インピーダンス:

50 Ω

精度:

250kHz保護:

過熱警報

周波数カウンター
周波数範囲:

5Hz ～ 100kHz

カウンター単位:
入力レベル:

5Hz ～ 20kHz
0.1V rms 最小

SINAD 計確度：

±1dB @ 12dB SINAD

入力レベル:

0.1V rms 最小

歪率計
範囲：

1% ～ 20%

歪曲精度:

大きな方：歪みの 0.5％又は読み値の 10％

入力レベル:

0.1V rms 最小

オプションモード
DMR (MOTOTRBO™), NDXN, NXDN Type C トランキング,
P25 フェーズ 1 (従来型トランキング),P25 フェーズ 2, TETRA, PTC (ITCR)

スペクトラムアナライザ
掃引
周波数範囲:

1MHz ～1GHz (一般的に 250kHz ～1GHz); オプション3GHz

周波数分解能:1Hz

スパン確度:

5%

検出

毎秒１０回以内(設定スパンに応じて変動)

振幅レベル精度:±2 dB

スケール (dB/div):

10 (1,2, & 5 w/ESA オプション)

ログ線形確度:<0.1dB

基準分解能:

1dB

基準レベル範囲:+60 ～ -70dB

T/R ポートダイナミック範囲

80dB

ノイズフロア性能:-140dBm

SSB 位相雑音(20 kHz ｵﾌｾｯﾄ):-95dBc/Hz 最大 1GHz 以下 (15°～ 35°C)-93dBc/Hz 最大全周波数 (0°～ 50° C)

7/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

分解能帯域幅

自動選択

高調波スプリアス-20dBc 最大(アンテナポート, 減衰無し):非高調波スプリアス-60dBc 最大(アンテナポート, 減衰無し):残留スプリアス (内部終端):-70dBmマーカー:

デルタ、絶対値、周波数

モード:

標準、平均、フリーズ、マックスホールド、ピークホールド

8 / Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

オシロスコープ
垂直入力
入力インピーダンス:

1 MΩ / 600 Ω (選択可能)

範囲:±100VDC, ±70Vrms AC

確度:

フルスケールの 5%
0 ～ 50kHz

帯域幅:
水平掃引
範囲:

20 μs ～ 1 s / div. (選択可能)

トリガー選択
ノーマル、自動(フリーラン)、シングルスイープ、フリーズ
特別機能
マーカー:

utu
絶対電圧、デルタ電圧、デルタ周波数、デルタ周期

音声モジュレーション・シンセサイザー
変調タイプ:

1 kHz トーン, 専用線, デジタル専用線(w/ DPL 反転), シングルトーン, DTMF,2 トーンページン
グ, 5/6 トーンページング, POCSAG, A&B 独立シンセサイザー, ユーロトーン,
ユーザー 定義されたトーンシーケンス,付属マイク及び BNC 入力の両方からの外部入力

変調出力レベル:±8V peak にプログラミング可能

振幅の平坦度:±0.2dB (300Hz ～ 3kHz), 1dB point @ 20kHz

1 kHz トーンの歪率:全高調波歪 1% 未満

インピーダンス:

100 Ω

外部モジュレーション出力レベル:±1V ピーク

振幅の平坦度:リファレンス±0.2dB (300Hz ～ 3kHz), 1dB point @ 20kHz

インピーダンス:600 Ω

外部マイクロホン出力振幅の平坦度:±0.2dB (300Hz ～ 3kHz), 1dB point @ 20kHz

トラッキングジェネレーター
周波数の範囲:1MHz ～1GHz (一般的に 250kHz～1GHz); オプションで3GHz

デジタル電圧計 (DVM)
入力インピーダンス:

1 Meg Ω / 600 Ω (選択可能)

電圧範囲:

1V, 10V, 70V フルスケール

周波数の範囲:50Hz ～ 20kHz

DC 精度:

1% フルスケール ±1 LSB

AC 精度:

5% フルスケール ±1 LSB

タイムベース
出力周波数:
安定性:

10MHz
経年劣化: ±0.1ppm / year
温度: ±0.01ppm

出力レベル:
ウォームアップ:

最低 0dBm into 50 Ω3 分: ±0.1ppm 以内

9/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

ディスプレイ
フロントパネルディスプレイ

800 x 600

解像度:

サイズ: 8.4” (21.3cm)フルカラーLCD

サイズ:
外部接続ディスプレイ

リモートフロントパネル:

VGA 出力イーサネット接続により可能

10/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

追加のデジタル仕様
DMR

dPMR

FSK エラー

FSK エラー範囲:

0 ～ 10%範囲:

0 ～ 10%

確度 (2% ～ 10%):<5%

確度 (2% ～ 10%):

<5%

分解能:

0.01%

分解能:

0.01%

変調誤差比
範囲:

変調誤差比
0-5%

範囲:

確度:

測定値の<5%確度:

測定値の<5%

分解能:

0.01%

分解能:

0.01%

シンボル偏移0-5%

シンボル偏移範囲:

1500 ～ 2350Hz範囲:

1500 ～ 2350Hz

確度:

±10Hz

確度:

±10Hz

分解能:

0.1Hz

分解能:

0.1Hz

BER

BER

範囲:

0 ～ 20%範囲:

0 ～ 20%分解能:

0.00001%

分解能:

0.00001%

NXDN

TETRA

FSK エラー

EVM (RMS)

範囲:

0 ～ 10%

範囲:

確度 (2% ～ 10%):<5%

確度 (2% to 10%):

<10%

分解能:

0.01%

分解能:

0.10%

変調誤差比

0 ～ 20%

残留キャリア

範囲:

0-5%

範囲:

0-10%

確度:

測定値の<5%

確度:

±0.1%

分解能:

0.01%

分解能:

0.10%

840～1260Hz

周波数エラー
確度:±500Hz(4800bps)
1920～2880Hz(9600bps)

分解能:

1 Hz

確度:

±10Hz

範囲:

0 ～ 10%

分解能:

0.1Hz

分解能:

0.01%

BER
範囲:

0 ～ 20%確度:

分解能:

0.00001%

2.0 %以上 5.0％未満

シンボル偏移範囲:

P25 測定変調度

リモートインターフェース(オプション機能)
リモートフロントパネル
イーサネット接続により可能

11/ Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C

住所：2002 Synergy Blvd, Suite 200, Kilgore, Texas 75662

こ の 説 明 書 に 記 載 さ れ た 全 て の 商 標 は 、 Freedom Comunication

Toll Free:1- (844)-90-FREEDOM or 1- (844)-903-7333

Technologies Reg. U.S. Pat. & Tm. Off の商標です。MOTOTRBO は、Motorola 社によって、米国特許商標局に登録されています。その他の全ての製

Tel: 1-903-985-8999 Fax: 1-903-985-8998

品やサービスの名称の所有権は、それぞれの所有者に属しています。著作権

Email: sales@freedomcte.com

Freedom Comunication Technologies は、自社の製品と仕様を、いつでも予当社のウェブサイト（www.freedomcte.com）又は日本認定代理店
コムネット（www.kk-comnet.co.jp）をご覧ください。

商品の購入及び修理のお問い合わせ先：日本認定代理店

本社：〒532-0011

大阪市淀川区西中島 7 丁目 1-3
チサン第 8 ビル３F
Tel:06-6306-4050 Fax:06-6306-4624

東京支店：〒140-0014 東京都品川区大井 1 丁目 49-12 ２F
Tel:03-5743-9050 Fax:03-5743-9052
URL:http://www.kk-comnet.co.jp

12 / Freedom / Communicdtions System Andlyzer R8100 / FCT-2036C（ 2017 年 ） ： Freedom Comunication Technologies 、 無 断 転 載 禁 止 。
告なしに変更する権利を有しています。