名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，XX，2009.03

名古屋大学古川記念館耐震工事に伴う振動発生のモニタリングについて
池田晃子 1 )・加藤丈典 2) ・中村俊夫 2) ・南雅代 2 )・工藤雄一郎 2) ・竹下啓 3)1)名古屋大学全学技術センター(名古屋大学年代測定総合研究センター)(e‑mail:ikeda@nendai.
nagoya‑u.
ac.
jp)2) 名古屋大学年代測定総合研究センター
3) 財団法人東海技術センター(経緯)
1960 年に建設された名古屋大学古川|記念館は、耐震性の問題から、平成 1 8 年度補正予算にて耐震工事が行われた。この建物の 1 階部分には年代測定総合研究センターの実験装置であるタンデト
ロン加速器質量分析計 1 台ならびに CHIME 年代測定装置 2 台が設置されているが、移設場所がない等の理由により、工事は装置を古川記念館に設置したまま行われた。上述の装置はビームラインの位置決めが非常に厳密であったり、 μm オーダーの微小領域の分析を行う装置であるため、僅かのずれやくるい等が装置の性能に大きく影響し、振動に対して敏感な装置である。工事振動が装置に影響を与えるのを防ぐために、工事期間中は振動のモニタリングを現場においてリアルタイムで行った。その結果を今後の基礎データとして蓄積する意味で本報告を行う。

(振動計設置地点、ならびに振動測定装置)
名古屋大学古川記念館 1 階の平面図を図 1 に示した。モニタリングの対象とした 3 台の年代測定装置の付近に計 4 点の振動計設置地点(地点 l 、 2 、 3 ・ l 、子2)を設定し、振動計のフ。ロープを設置して測定を行った。振動測定装置はリオン株式会社製 VM-53A. (振動計)に PV-83C (3 方向ピックアップ)を組み合わせて用いた(池田ほか、 2008) 。比較的大きな振動が連続して発生すると予想される工事が行われる際には、データの取りこぼしがないように、コンパクトフラッシュによるデータの連続採取を行うと同時に、常時目視によって振動計の示す値の監視を行い、年代測定装置に対する影響を否定しきれない大きな振動加速度レベル (Lva >60dB と設定した。 Lva は振動加速度レベル。)を連続して観測した場合には、直ちに工事現場に通報して作業を停止してもらい、工法等の変更を依頼した(池田ほか、 2008) 。

(結果と考察)工事期間中の測定データは膨大な量に及ぶため、本報告では、工事期間を通じて Lva> 60dB となる振動の発生回数が最も多かったと考えられる 2008 年 l 月 4 日の測定結果を例として取り上げて示す。この日は、振動計設置地点 1 に近い箇所において天井をくり抜く作業が行われ、 Lva> 60dBが観測される状況が頻発している。図 2 に、地点 1 における 2008 年 1 月 4 日の 15 時台のデータを示した。 15:00~15:30 は工事作業の休憩時間にあたり、地点 1 の直下を運行している地下鉄の影響と考えられる小さなピークが観察されるのみであるが、 15:30 以後の工事作業開始と共に大きな振動が観測されている。
日視による振動計の指示値のモニタリングによると、建物の柱や梁(はり)を研(はつ)る等、構造躯体に直接振動を伝える工事が行われる、あるいは質量の大きい物体を落下させる、建物にぶ䋭㪈㪌㪍䋭名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，XX，2009.03

つける等で、比較的低い周波数の大きな振動が発生する場合に、 Lva>60dB が高頻度で観測されることが判明しているが(池田ほか、 2008) 、 2008 年 1 月 4 日に行われた天井工事は構造躯体に直接振動を伝える作業内容であった上に、地点 1 の至近距離であったため、その影響が大きく振動に現れていると考えられる。

⑧，を

戸川一一プ… 71ti Sf 114士j1

年代測定総会聖書究セン;- (古JII 記念館).:振動計設置地点

図 1

1階 1.198rr
f豊富 39 I , 076rrf S=l!ぽ)()885
9 35rrfljl‑9 87rrf

名古屋大学古川記念館 1 階平面図

(参考文献)

池田晃子・加藤丈典・中村俊夫・南雅代・工藤雄一郎 (2008) 名古屋大学古川|記念館耐震工事に伴う振動発生のモニタリングについて(予報) .名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，

XIX , 1
90‑
193.

䋭㪈㪌㪎䋭

名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，XX，2009.03
遡査温良jι1盟査~平時 20年 1 同 4 日(舎) 15 ∞~説査地点

Z 方向(鉛直方向)
X 方向(東西方向)
Y 方向(南北方向)<00:00 -∞ 10 >80(由主えてふ困用足薗出再70̲
1 ̲ ̲ 1̲ ̲ L_•

1̲̲1̲̲1̲

ム.1̲

̲1̲

」←

_L_.1

__I__I__L_l__I__I_

ーし6050I.
;';'1, ，二け jii ぺJji-ilijjjj::;;

4030

100
経過時間(分)

00:1
0‑ 0
0:
20>
80
(固さえて、」岡昭島両蝋70一」一

_1 ̲ _1_ーしームー」一一一一

Lー」一_1 ̲ ̲ I 一一」ーよー」一ー.J

50

一一守一

-1

40------ー← L ‑ ! .
.(~ ̲ ̲1̲ ̲ 1̲ ̲ !.ー」ー _1 ̲ ̲ 1̲ ̲ 1
̲ ̲ ‑'‑ ̲ ̲1 ̲ ̲1̲ ̲-t--I--r

一寸一-1

̲̲1 ̲ ̲ 1̲ ̲ L ̲ .
i ̲ ..J一一 l 一一ームー

J一一 1 一一60‑ ‑ 1‑ ‑ t‑ ‑，.一寸ー‑ ‑ 1‑ ‑，ーす一一寸一-1 ‑‑ '"ー-r一寸一一 1-,_ rﾄ̲J ̲̲1 ̲‑ 1‑ ‑r-←ー?戸-1--1--1--"-4

一→，-‑_ーーしい」一人_ 1̲ ̲ 1 ̲ J ̲ ̲ぷi::::::::::;!;1;:::;:;:;:;

300

10~5経過時間(卦)<00:20 ‑ 00:30>(:1180国百)えてム困剤ロ司掘出鞘

70

トー-x 方向l
十……..'1方向l

60

50
40

“十一:一一ト ト i ィデミーートイ"十十一;ート i イ -t~~

:ト十十一:一一ト，ぺ一一;一一， ，一十一:t\ 『

300

10印

経過時間(分)
く 00:30‑00:40>80(国主えて、」世情呉揖蝉

70605040300(宅)えて、」制刷用足掛蝉

70605040経過時間〈∞ 5010560(分)‑ 01 ∞〉目。

m
印日朝初(出力)えて、刷用嵩轟蝉
J困nv

回

図 2

105経過時間(分)振動計設置地点 1 における振動加速度レベルの測定䋭㪈㪌㪏䋭名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，XX，2009.03

Monitoringreportofv
ibrationcausedbyearthquake‑proo
fconstructionofFurukawaMemorialHall
AkikoIKEDA 1) , TakenoriKAT0 2) , ToshioNAKAMURA2),

MasayoMINAMI 2 ), YuichiroKUD02)andAkiraTAKESHITA3)1)TechnicalCenterofNagoyaUniv
ersityniv
ersity2)Cente
rforChronologicalResearch , NagoyaU3)
TokaiTechnologyCenter
FurukawaMemorialHallhadaearthquake‑proofconstructioninl
astyearandweperformedmeasurementofv
ibr
atio
ncausedbyt
heconstr
uctiontoev
alu
atet
hei
nfluenceg
iv
ent
oaT
andetronA
cceleratorMassSpectr
omete
randtwoCHIMEm
achinesi
nstalledinFurukawaMemorialHal.
lInt
hisreportwedescr
ibedaboutt
heresultofthemeasurement.

䋭㪈㪌㪐䋭