Mode d'emploi

SOURCE DE SIGNAL POUR TESTERDE SOCKET INTELLIGENTKEW 8343

1. Précautions de sécurité
Cet outil a été conçu, fabriqué et évalué conformément à la norme CEI
61010 : Exigences de sécurité pour les appareils de mesure électroniques,
et livrés dans le meilleur état après avoir être subis aux épreuves decontrôle de qualité. Ce mode d'emploi a des avertissements et des règles
de sécurité qui doivent être respectés par l'utilisateur pour assurer lefonctionnement sûr de l’équipement et pour le garder en état de sécurité.
Par conséquent, lisez ces instructions avant d'utiliser l'outil.

AVERTISSEMENT● Lire et comprendre les instructions contenues dans ce moded'emploi avant d'utiliser l’outil.
● Gardez le mode d'emploi à portée de main pour permettre une
référence rapide chaque fois que nécessaire.
● L'outil ne doit être utilisé que dans les applications prévues.
● Comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité contenues
dans le mode d'emploi.
Il est essentiel que les instructions ci-dessus soient respectées. Le
non-respect des instructions ci-dessus peut causer des blessures,des dommages aux outils et/ou des dommages à l'équipement àl'essai. Kyoritsu n'est en aucun cas responsable des dommages
résultant de l'outil en contradiction avec ces mises en garde.
Le symbole
indiqué sur l'outil signifie que l'utilisateur doit se référer
aux parties correspondantes du mode d'emploi pour assurer la sûreté
quand on utilise l'outil. Il est essentiel de lire les instructions partout où lesymbole apparaisse dans le mode d'emploi.
DANGER: est réservé aux conditions et aux actions
susceptibles de causer des blessures
graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT : est réservé aux conditions et aux actionsqui peuvent causer des blessures graves
ou mortelles.
ATTENTION: est réservé aux conditions et aux actionsqui peuvent causer des blessures ou desdommages aux outils.

DANGER● N'utilisez l'instrument que dans les conditions spécifiées ; sinon, laprotection fournie par l'instrument peut être compromise et causer
des dommages à l'instrument ou un choc électrique.
● Cet instrument est réglé à CAT III 300V(tension max. au sol)
Ne pas tester les circuits qui dépassent cette qualification : lescircuits dans lesquels il existe une tension au sol de 300V ou plus.

● Ne pas tenter de faire des mesures en présence des gaz
inflammables. Sinon, l'utilisation de l'outil peut provoquer uneétincelle, ce qui peut entraîner une explosion.
● Ne pas appliquer d'entrées dépassant la plage maximale autorisée.
● Placer des dispositifs de protection isolés en cas de risque de chocélectrique.

DANGER● N'essayez jamais d'utiliser l'instrument si sa surface ou votre main
est mouillée ; sinon, un choc électrique peut survenir.
● Ne faites pas de mesure quand le tonnerre gronde. Si l'instrument
est utilisé, arrêter immédiatement la mesure et retirer l'instrument
de l'objet mesuré.
● Gardez vos doigts et vos mains derrière le protège-doigts sur lecollier d'injection de tension d'essai et les câbles de détection detension pour éviter les risques de choc.
* Il s'agit d'une pièce qui offre de la protection contre les chocsélectriques et qui assure les distances minimales requises entermes d'air et de fuite.

AVERTISSEMENT● N'essayez jamais d'effectuer des mesures si des conditions
anormales telles que des fissures ou des pièces métalliques
exposées sont relevées sur l'instrument ou le câble de détection detension.
● Confirmer le bon fonctionnement de l'instrument avec unealimentation bien connue avant de commencer à utiliser
l'instrument.
● N'installez pas de pièces de rechange ou n'apportez aucune
modification à l'outil. Renvoyez l'instrument à votre distributeur
Kyoritsu local pour réparation ou ré-étalonnage.

ATTENTION● Cet instrument n'est ni étanche ni poussiéreux. N'utilisez pas
l'instrument dans des endroits poussiéreux ou où l'eaus'éclabousse. Il peut causer un dysfonctionnement de l'instrument.
● Ne pas marcher sur les câbles ni les pincer pour ne pas
endommager leurs vestes.
● Ne tirez pas et ne pliez pas la racine du câble pour éviter de lecasser.
● Ne donnez jamais de chocs, tels que des vibrations ou des chutes,
pendant le transport ou l'exploitation qui peuvent endommager
l'instrument.
● Toujours, mettre l'outil hors tension après utilisation. Enlevez lespiles si l'outil doit être entreposé et ne sera pas utilisé pendant une

longue période.
● N'exposez pas l'outil à la lumière du soleil directe, à hautetempérature, à l'humidité ou à la rosée.
● Utilisez un chiffon humide et un détergent neutre pour nettoyerl'instrument. Ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants.
● Sécher et entreposer l'instrument s'il est mouillé.

ATTENTION● KEW 8343 est spécialement conçu pour KEW 4506 ; parconséquent, il ne peut pas être utilisé avec KEW
4500/4500BT/4505/4505BT.
● L'utilisation de cet instrument est limitée aux applications
nationales, commerciales et de l'industrie légère. De fortes
interférences électromagnétiques ou
de forts champs
magnétiques, générés par de grands courants, peuvent causer undysfonctionnement de l'instrument.
Catégorie de mesure
Pour assurer le fonctionnement sûr des instruments de mesure, CEI
61010 tablit des normes de sécurité pour divers environnementsélectriques, classés dans les catégories CAT O à CAT IV et appelées
catégories de mesure.
Les catégories qui ont les numéro plus hauts, correspondent aux
environnements électriques avec une énergie momentanée plus
importante, pour qu'un outil de mesure conçu pour les environnements
CAT.III, peut supporter une énergie momentanée plus importante qu'unoutil conçu pour CAT.II.
O
CAT.II
CAT.III

CAT.IV: Circuits de mesure sans CATÉGORIE DE MESURE.
: Circuits électriques primaires de l'équipement raccordé à un
AC prise électrique par un cordon d'alimentation.
: Circuits électriques primaires de l'équipement raccordé
directement au panneau de distribution et aux chargeurspanneau de distribution aux prises.
: Le circuit de la chute de service à l'entrée de service, et aucompteur de puissance et à la protection primaire contre lessurintensités périphérique (panneau de distribution).

Fil entrant
CAT.IV

Câblage intérieur
CAT.III
CAT.IIPrise

O : Circuits de mesuresans CATÉGORIE DE
MESURE.

Symboles de sécurité
Reportez-vous aux instructions du manuel pour protéger
l'utilisateur et l'instrument.
Outil à isolation double ou renforcée
Indique que cet instrument peut se fixer sur un conducteur
nu lors de la mesure d'une tension correspondant à lacatégorie de mesure applicable, qui est marquée à côtéde ce symbole.
AC
Terre (fonctionnelle)
Cet instrument satisfait à l'exigence de marquage définie
dans la directive WEEE. Ce symbole indique une collecteséparée pour les équipements électriques etélectroniques.

2. Fonctionnalités● Il s'agit d'un dispositif de source de signal à utiliser avec KEW 4506
(testeur de prise) et peut tester la connexion de câblage et trouver unmauvais câblage.

● KEW 4506 identifie et compare les phases de la tension d'essai
appliquée via KEW 8343 et de la sortie. Il s'applique aux systèmes demise à la terre intégrés avec de faibles résistances telles que TN, lastructure du bâtiment et les systèmes terrestres communs, et il est
possible de vérifier si la sortie est correctement câblée.
● KEW 8343 peut tester des prises dans : Systèmes monophasés 2 fils,
monophasés 3 fils, triphasés 3 fils 200V (connexion delta, mise à laterre L2(S)) et triphasés 4 fils.
● Le courant entre N-E en appliquant une tension d’essai est inférieur à 1µA ; par conséquent, il ne déclenche pas de RCD.
● Conçu selon la norme de sécurité internationale CEI 61010-1/ -031/-2-032 (CAT III 300V, degré de pollution 2)

3. Disposition de l’outil(1) Unité principale
LED actif (vert)
S'allume lorsque les câbles dedétection de tension sont correctement
branchés, puis la tension d'essai est
appliquée via un collier d'injection detension d'essai.
Le LED ne s’allume pas si les câbles nesont pas branchés ou pendant une
coupure de courant. Si un avertisseur debuzzer retentit, vérifiez si les mâchoires
sont bien fermées.

Fig. 3-1
Bouton de PowerUne presse longue (1 s ouplus) active/désactive KEW
8343.
LED d'alimentation (vert)
S'allume lors de la mise sous tension de l'instrument. Si le LED
clignote, remplacez les piles par de nouvelles piles.

(2) Câble de détection de tension et pince d'injection de tension
d'essai< Conseil du câble de détection de tension > (clip d'alligator)
Protection des doigts
Câble

Fig. 3-2

< Pince d'injection de tension d'essai >Mâchoires de transformateur

Déclencheur
Câble

Fig. 3-3
Protection des doigts* s'agit d'une pièce qui offre de la protection contre les chocsélectriques et qui assure les distances minimales requises entermes d'air et de fuite.

4. Mise en route
Avant de commencer à utiliser KEW 8343, vérifiez les points suivants.
Voir "7. Batterie de remplacement" dans ce manuel et insérer lesbatteries.
Maintenez le bouton Power enfoncé pendant 1 s pour mettre le
KEW 8343 sous tension.
Une pression longue (1 s ou plus) est nécessaire pour mettre
l'instrument sous tension à des fins de sécurité. Une pression
prolongée du bouton Power est également nécessaire pour mettre
l'instrument hors tension.
(2) Vérifiez que le LED Power vert situé au milieu inférieur du KEW
8343 s'allume lorsque l'instrument est allumé.
(1)

Note
● L'utilisation d'une batterie alcaline de taille AA est recommandée.
L'utilisation des autres types de batteries peut raccourcir
considérablement le temps d'application de la tension d'essai.
Le LED POWER clignotant indique que le niveau de la batterie estextrêmement bas.
Pour effectuer d'autres mesures, voir "7. Batterie de remplacement" etremplacer les batteries par de nouvelles.

5. Système de câblage
DANGER● Cet instrument est réglé à CAT III 300V (tension max. au sol)
Ne pas tester les circuits qui dépassent cette qualification : lescircuits dans lesquels il existe une tension au sol de 300V ou plus.
● Gardez vos doigts et vos mains derrière le protège-doigts sur lecollier d'injection de tension d'essai et les câbles de détection detension pour éviter les risques de choc.
* s'agit d'une pièce qui offre de la protection contre les chocsélectriques et qui assure les distances minimales requises entermes d'air et de fuite.
● Les mâchoires de transformateur sont conçues de manière à ne
pas court-circuiter l'objet à tester ; toutefois, il faut faire attention
lors du serrage d'un conducteur non isolé pour éviter uncourt-circuit électrique avec mâchoires de transformateur.
● Veillez à ne pas court-circuiter une ligne d'alimentation avec les
clips d'alligator des câbles de détection de tension pendant une
mesure. Il peut causer des blessures.
● Ne touchez pas les clips d'alligator des câbles de détection detension.

AVERTISSEMENT● Si des cassures ou des fissures sont relevées sur l'instrument ou si
des câbles de détection de tension ou des pièces métalliques
exposées sont relevées, n'utilisez pas l'instrument.

ATTENTION● Prenez suffisamment soin de ne pas appliquer de choc tel que lachute ; sinon, les mâchoires de transformateur ajustées avec
précision peuvent être endommagées.
● Lorsqu’une substance étrangère est coincée dans les extrémitésde la mâchoire du transformateur ou qu’elle ne peut pas se fermer
correctement, les mâchoires du transformateur ne se ferment pas
complètement. Dans un tel cas, ne relâchez pas la gâchette
brusquement ou essayez de fermer les mâchoires dutransformateur en appliquant une force externe. Assurez-vous que
les mâchoires se ferment par elles-mêmes après avoir enlevé lasubstance étrangère ou les avoir laissées se déplacer librement.
● Si les mâchoires du transformateur sont gelées, n'essayez pas deles ouvrir.
● Ne pas marcher sur les câbles ni les pincer pour ne pas
endommager leurs vestes.
● Ne tirez pas et ne pliez pas la racine du câble pour éviter de lecasser.

Note● KEW 8343 est conçu pour : Systèmes monophasés 2 fils, monophasés 3fils et triphasés 3 fils 200V (connexion delta, mise à la terre L2(S)) et
triphasés 4 fils (alimentation électrique commerciale). Cet instrument nepeut pas être utilisé pour un système triphasé à 3 fils 400V (wye (Y)connection) puisqu’il n’a pas de fil neutre.
KEW 8343 et KEW 4506 (testeur de socket) ne peuvent pas effectuer detest de socket s'ils sont connectés à :* Une phase active et dans laquelle une phase de tension est différente desautres phases dans le système triphasé à 4 fils (connexion wye ou delta).
C'est-à-dire que si vous faites les connexions comme illustré ci-dessous(Fig. 5-2 et Fig. 5-3) pour les systèmes de câblage comme le Fig. 5-1
décrit, le résultat de mesure correct ne peut être obtenu.

Fig. 5-1
Sourced'alimentationN

KEW8343c b a

Fig. 5-2

N

c
b/a
a/b

Sourced'alimentation

KEW8343

Fig. 5-3● Pour appliquer correctement la tension d'essai, vérifier la taillemaximale du conducteur mesurable par référence à "8.
Spécifications" pour que les mâchoires se ferment complètement.
● Comme le montre la figure 5-4, la phase de la tension d'essai
appliquée à un fil neutre (N) change de 180 degrés en fonction del'orientation de la pince d'injection de tension d'essai.
KEW 4506 effectue l'essai de prise en fonction de la polarité(différence de phase) du signal de tension d'essai ; par conséquent,si l'orientation de la pince d'injection de tension d'essai est
incorrecte, KEW 4506 considère comme [NE Reverse] même si laprise de prise testée est correctement câblée.

Fig. 5-4

Noted'alimentation

Source● Ne branchez pas plusieurs pinces d'injection de tension d'essai à
un conducteur à tester ; sinon, la tension d'essai ne peut pas êtreappliquée correctement au conducteur. Une seule pince d'injection
de tension d'essai peut être raccordée au conducteur à tester,même si vous effectuez un test de prise avec plusieurs KEW 4506
en même temps.

Fig. 5-5d'alimentation

Source● Il est impossible de tester le système de mise à la terre(alimentation électrique flottante) qui est principalement utilisé dansles hôpitaux, les salles de son et les onduleurs (alimentation sanscoupure) parce que la tension d'essai ne peut être appliquée.
L

N

KEW8343

Fig. 5-6

Note

Sourced'alimentation● L'essai de la prise ne peut être effectué si un fil neutre (N) relié ausol est plus proche de la sortie à tester que la position de la pince
d'injection de tension d'essai.
L
N

KEW8343

Fig. 5-7

Note● Vérifiez le schéma de câblage avant d'effectuer les branchements
et identifiez le disjoncteur de branchement auquel la prise 3P à
l'essai est câblée, puis raccordez la pince d'injection de tension
d'essai près de la prise à essayer.
Selon l'orientation de la pince d'injection de tension d'essai, comme
expliqué à la figure 5-4 à la clause précédente, KEW 4506 peutjuger que [NE Reverse] même si la sortie est correctement câblée
comme indiqué à la figure 5-8 (sortie filaire vers disjoncteur debranche [B]).
Connectez le pince d'injection de tension d'essai au fil neutre (N)approprié du disjoncteur de branche avec l'orientation etl'emplacement corrects.
Sourced'alimentation
L2

N

L1

Autres disjoncteurs debranchement [NEReverse]

Disjoncteur debranchement [B][NE Reverse]

Disjoncteur debranchement [A]Correct

Fig. 5-8

Note● Lorsque la pince d'injection de tension d'essai est raccordée àproximité de la carte de distribution, KEW 4506 peut tester la sortie
qui est câblée au disjoncteur de branche [B] montré dans la figure
5-8 et juger comme "PASS" (correct); cependant, il n'est
recommandé de raccorder la pince d'injection de tension d'essai àla position indiquée dans la figure 5-9.
C'est parce que KEW 4506 peut montrer "" si plusieurs
charges sont reliées à une sortie câblée de l'un des autres
disjoncteurs de branchement, qui n'est pas celui à tester, et où cescharges sont actives.
Sourced'alimentation
L2

N

L1

Autres disjoncteursde branchement[correct]

Disjoncteur debranchement [B]Correct

Disjoncteur debranchement [A]Correct

Fig. 5-9

Pour obtenir des résultats précis :● Serrer un conducteur avec une pince d'injection de tension d'essaien observant l'orientation indiquée ci-dessous : la marque fléchée
sur la pince doit être orientée vers la sortie. Assurez-vous que lesmâchoires du transformateur sont bien enclenchées et fermées.

Côté source d'alimentation

FlècheFig. 5-10

Extérieur

Mettez le KEW 8343 sous tension et raccordez la pince d'injection detension d'essai à l'emplacement approprié en observant l'orientation
correcte selon la configuration du câblage à tester. Connectez
correctement le câble de détection de tension noir à un fil neutre (N) et lecâble de détection de tension rouge à un fil chaud (en direct) (L). Vérifiez
que la LED verte active située en haut à droite de l'avant de l'unité
principale s'allume.
Si le LED vert ne s’allume pas, la connexion des câbles de détection detension peut être incorrecte. Vérifiez la connexion.
Pour information, si la tension est inférieure à 80V, la LED ne s’allume
pas. Si le LED lumineux clignote avec un signal sonore, les câbles dedétection de tension peuvent être raccordés à plus de 280V. Vérifiez queles câbles sont raccordés à la ligne d'alimentation dont la tension estégale ou inférieure à 280V.

L

Rouge

N

Noir

Sourced'alimentation(1) Monophasé 2 fils
Serrer le fil neutre (N) avec la pince d'injection de tension d'essai etraccorder le câble de détection de tension noir au fil neutre (N) et lecâble de détection de tension rouge au fil chaud/vivant (L).

KEW8343

Fig. 5-11

(2) Monophasé 3 fils
Serrez le fil neutre (N) avec la pince d'injection de tension d'essai etraccordez le câble de détection de tension noir au fil neutre (N) et lecâble de détection de tension rouge au fil chaud/vivant : L1 ou L2
correctement.
Vous pouvez ensuite tester toutes les prises 3P connectées à L1 ou
L2.
Sourced'alimentation
L2

N

L1

Noir

Rouge

KEW8343

Fig. 5-12

(3) Trois phases 3 fils 200V (connexion delta, mise à la terre L2(S))
Fixez le L2(S) à la masse avec le collier d'injection de tension d'essai
et raccordez le câble de détection de tension noir à L2(S) et le câble dedétection de tension rouge à un fil chaud/actif : L1(R) ou L3(T)correctement. Vous pouvez ensuite tester toutes les prises 3P
connectées à L1(R) ou L3(T).

L2/S

L1/R

L3/T

Sourced'alimentation

Noir
Rouge

KEW8343

Fig. 5-13

(4) 4 Fils triphasésSerrez le fil neutre (N) avec la pince d'injection de tension d'essai etraccordez le câble de détection de tension noir au fil neutre (N) et lecâble de détection de tension rouge au fil chaud/actif : L1(R), L2(S) ou
L3(T) correctement. Vous pouvez ensuite tester toutes les prises 3P
connectées à L1(R), L2(S) ou L3(T).

L2/S

L1/R

L3/T

N

Sourced'alimentation

Noir
Rouge
KEW8343

Fig. 5-14

6. Essai d'injection de tension(1) Vérifiez que le LED vert (indicateur actif) situé dans le coin supérieur
droit de l'unité s'allume. Lorsque le LED s'allume, l'injection de latension d'essai démarre automatiquement. Si l’indicateur ne s’allume pas, vérifiez la connexion des câbles de détection de tension.
(2) S'assurer que le courant de charge traversant le fil neutre (N) est
inférieur au "courant de charge traversant le fil neutre (N)" décrit à larubrique "8. Spécifications". Si le courant d'écoulement est supérieur
à la valeur spécifiée, la tension d'essai peut ne pas être injectéecorrectement.
Dans ce cas, mettez la charge connectée hors tension ou
déconnectez-la, puis commencez l'injection de la tension d'essai.
(3) Vérifiez que le LED d'alimentation ne clignote pas mais reste allumé.

Note● Quand le buzzer continue à biper:- le raccordement de la pince d'injection de tension d'essai peut nepas être correct, ou- 30 A un courant de charge ou plus peut passer à travers le fil
neutre (N).
Si le buzzer est activé par un courant de charge élevé, le buzzer
continue de biper, mais la tension d’essai est correctement injectée ;par conséquent, cela n’affecte pas le jugement N-E de KEW 4506.
(4) L'injection de la tension d'essai s'arrête et le LED vert s'éteint lors dela déconnexion des câbles de détection de tension.

7. Remplacement de la pile
DANGER● Ne pas essayer de remplacer les piles si la surface de l'outil est mouillée.
● Ne remplacez pas les piles pendant l'utilisation de l'instrument.
● Fermez toujours le couvercle du compartiment de la batterie avant decommencer à utiliser l'instrument pour éviter un choc électrique.

AVERTISSEMENT● Mettez l'instrument hors tension et débranchez le collier d'injection detension d'essai et les câbles de détection de tension lors de l'ouverture
du couvercle du compartiment de la batterie pour remplacer les batteries.

ATTENTION● La marque et le type des piles devraient être harmonisés.
Ne mélangez jamais les piles neuves et les piles anciennes.
● Installez les batteries dans la bonne polarité comme indiqué à l'intérieurde la zone du compartiment de la batterie.
● Enlevez les piles si l'outil doit être entreposé et ne sera pas utilisé
pendant une longue période.
Lorsque la tension de la batterie devient extrêmement faible, le LED POWER
vert clignote. Pour effectuer d'autres mesures, remplacez les piles par denouvelles piles. Lorsque les batteries sont complètement épuisées, l'instruments'éteint automatiquement.
Procédures de remplacement de la batterie :(1) Mettez le KEW 8343 hors tension.
(2) Desserrez deux vis de fixation du couvercle du compartiment de labatterie et retirez le couvercle.
(3) Remplacez les six batteries par de nouvelles. Insérez de nouvelles
batteries observant la polarité correcte. L'utilisation d'une batteriealcaline de taille AA (LR6) est recommandée.
(4) Installez le capot, puis fixez-le avec les vis.
Couvercle du電池
compartimentde la pileVis
ネジ

Fig. 7-1

8. SpécificationsMODÈLE
Freq.
Tensiond'essai
TRMS
Consommation
actuelleTempérature et plagede valeurs(précision garantie)
Température defonctionnement
FourchetteTempérature de
stockage
Fourchette
Plage d'entrée
autoriséeTension d'alimentation
effective
plage d'entrée

KEW 8343
Environ 1,8 kHz
Environ 20 mV rms
Environ 27 mA (@9,0V)
23±5 °C avec 85% HR ou moins(sans condensation)-10 à 50 °C avec 85% HR ou moins(sans condensation)-20 à 60 °C avec 85% HR ou moins(sans condensation)
300V rms AC (50 Hz/60 Hz) en continu
100A AC (50 Hz/60 Hz) en continu
80V rms à 250V rms (50 Hz/60 Hz)
100 A AC

Influence du courantde charge traversant
une ligne neutre (N)Lieu d'utilisation* Courant de charge maximal passant par un fil
neutre (N) qui n’affecte pas le jugement KEW
4506 N-E.
* Si le courant de charge de plus de 30 A passe parle fil neutre (N), un dysfonctionnement de lafonction de contrôle ouverte peut se produire et lebuzzer continue de biper ; cependant, la tension
d'essai est correctement injectée.
KEW 4506 peut juger le câblage N-E correctement.

Taille du conducteur

Utilisation intérieure, altitude de 2000 m ou
moins
CEI 61010-1, -031/ 2-032
CAT III 300 V Niveau de pollution 2,
CEI 61326-1(EMC),
CEI 63000 (RoHS)
3 470V rms AC (50/60 Hz)/5 s
entre la pointe du câble de détection de tension
et le boîtier
50 millions ou plus (@1000V)
entre la pointe du câble de détection de tension
et le boîtier
Environ 24 mm

Dimension

112(L) x 61 (L) x 42 (P)mm

Normes applicables

Tension de résistanceRésistance à l'isolation

Unité:Tension d'essai
pince à injection
Longueur du câble
Câble de détection detension
Pince d'injection detension d'essai
Poids
Accessoires

100 (L) x 60 (L) x 26 (P)mm

Environ 1,5 m

Environ 520 g
Attache d'alligator (MODEL 7157B)
Sacoche de transport (MODEL 9096)
Taille AA pile alcaline x 6 pièces.
Mode d'emploi

Distributeur

Kyoritsu se réserve le droit de modifier les spécifications ou lesconceptions décrites dans ce manuel sans préavis et sansobligations.

09-22

92-2573