平成１６年度第１回作業環境測定士試験（有機溶剤）

受験番号
有機溶剤１／４

問

１有機溶剤に関する次の記述のうち、誤っているもの は

問

４

どれか。
１1-ブタノールは、水に溶ける。

２二硫化炭素は、水より密度が小さい。

３1,1,1-トリクロロエタンは、蒸気圧が 1,1,2,2-

シリカゲルに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１シリカゲルは、一般に無極性や極性の弱い有機溶剤の蒸気を捕集するのに使用される。

２テトラクロロエタンより高い。

シリカゲルは、100 〜 110 ℃程度で約１時間加熱して活性化する。

４ｐ -クレゾールは、融点が 10 ℃より高い。

３シリカゲルは、活性炭より比表面積が小さい。

５

四塩化炭素は、空気中で燃焼しない。

４

シリカゲルからの対象物質の脱着には極性溶媒を用いる。

５

シリカゲルの捕集率は、空気中の水分の影響をうける。

問

２

次の有機溶剤のうち、水と混合したとき２層に分か れ、下層にくるものはどれか。
１トルエン

２1,4-ジオキサン

３イソプロピルアルコール

４トリクロロエチレン

５エチレングリコールモノブチルエーテル

問

５

活性炭管に関する次の記述のうち、誤っているもの はどれか。
１活性炭は、窒素または乾燥空気の気流中で約 200℃で加熱して活性化する。

２活性炭は、一般に無極性有機溶剤の捕集に使用される。

３

活性炭の吸着力は、温度に無関係である。

４

充てんする活性炭の量を増やすと、試料の脱着にかかる時間が長くなることがある。

５

活性炭の粒径はおもに 20 〜 40 メッシュのものを用いる。

問

３

次の有機溶剤のうち、常温における蒸気圧が最も高いものはどれか。
１

ノルマルヘキサン

２酢酸メチル

３

1,2-ジクロロエタン

４メタノール

５四塩化炭素有機溶剤２／４
問６

直接捕集法に関する次の記述のうち、誤っているものは

問８あるガスクロマトグラムにおいて、理論段数が3600であどれか。

るとき、ある成分の保持時間に相当する長さが 9 cm であ１った。この成分のピーク幅として、正しい値は次のうちど

真空捕集びんは、ガラス製または金属製で、内容積は 1 ﾘｯﾄﾙ 以上が望ましい。

２れか。

真空捕集びんは、清浄な乾燥空気または窒素ガスを用いて洗浄する。

３

真空捕集びんは、内圧を 20 mmHg 以下に減圧しておき、試料空気を瞬間的に採取する。

４

採取された試料の濃度は、凝縮、吸着や空気中の水

１5 mm

２6 mm

３7 mm

４8 mm

５9 mm

分の影響により減衰することがある。
５採取した試料空気は、温度変化の少ない暗い場所に保存する。

問

９

次の記述の イ 、 ロ のに入る用語の組合せとして誤っているものは、次のうちどれか。
「環境空気中のロイはシリカゲル管に捕集し、で脱着して最終試料液としたのち、その一定量をガスクロマトグラフに導入して定量することができる 。」
イロ１クロロホルム

ジメチルスルホキシド

２

酢酸プロピルＮ , Ｎ -ジメチルホルムアミド

問７

トルエンを主成分とするシンナーを使用している単 位

問１０

３1,2-ジクロロエタン

アセトン

４クロロベンゼン

メ タ ノ ー ル

５

メ タ ノ ー ル

酢 酸 エ チ ル

環境空気中の有機溶剤蒸気を直接捕集法により捕集 し、作業場所で併行測定を行った。その併行測定点においてＦＩＤ付ガスクロマトグラフで測定する際、相対モル感

トルエン用検知管の指示値は 5.0 ppm、ガスクロマトグ

度が最も低いものは、次のうちどれか。

ラ フ で 分 析 し た 測 定 値 は ト ル エ ン 3.0 ppm、 キ シ レ ン

１

メチルイソブチルケトン

1.0 ppm であった。この場合の換算値変換係数として、

２メタノール

正しい値に最も近いものは次のうちどれか。

３キシレン

４トルエン５ノルマルヘキサン

ただし、トルエンとキシレンの管理濃度をそれぞれ50 ppm および 100 ppm とする。
１0.0014 ppm−１

２0.0070 ppm−１

３0.014 ppm−１

４0.070 ppm−１

５0.14 ppm−１

有機溶剤３／４
問１１

成分ＡおよびＢをそれぞれモル分率 60％および 40％

問１３含有する試料のガスクロマトグラムのピーク面積を測定

吸光光度分析法において、有機溶剤 Ａ と発色反応法 Ｂとの次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

したところ、それぞれ 8.0 cm２ および 6.0 cm２ であっ問１２ＡＢた。Ａの相対モル感度を1.0としたとき、Ｂの相対モル

１

キ シ レ ン

硫酸ホルマリン法

感度として、正しい値に最も近いものは次のうちどれか。

２二硫化炭素ジエチルアミン銅法

３1,2 - ジクロロエタン

アルカリピリジン変法

１0.89４

ア セ ト ン

サリチルアルデヒド法

２0.93５メチルエチルケトン

ヒドロキサム酸法

３1.05

４1.13５1.50

固体捕集法−ガスクロマトグラフ分析法に関する次 の記述の イ 、 ロ 、 ハ の問１４に入る用語の組合せとして、定量するときの、装置の配置図イ、ロ、ハのブロックに不適当なものは下のうちどれか。
「環境空気中のイはロ

メタノールをクロモトロープ酸法による分光光度法で入る用語の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。に捕集し、ハで脱着して得た試料液を、ガスクロマトグラフに導入しイロ

ハ

検出器て定量する 。」
イロ

ハイ

ロハ

１

メチルエチルケトン

シリカゲル管トルエン

１

タングステンランプ

モノクロメータ

試料セル

２

アセトン

シリカゲル管メタノール

２

重水素放電管

モノクロメータ

試料セル

３

酢酸ブチル

シリカゲル管

アセトン

３

試料セル

モノクロメータ４トルエン

活 性 炭 管二硫化炭素

タングステンランプ

５スチレン

活 性 炭 管二硫化炭素

４

重水素放電管

試料セル

モノクロメータ

５モノクロメータ

重水素放電管試料セル

問１５

環境空気中のハロゲン化炭化水素類溶剤を定量する とき、アルカリピリジン法が適用できないものは、次のうちどれか。
１クロロホルム

２四塩化炭素３

1,1,2,2-テトラクロロエタン

４トリクロロエチレン

５テトラクロロエチレン

有機溶剤４／４
問１６

問１７

問１８

光路長 10.0 cm の気体用石英セルを真空にしたのち 、

問１９

有 機 溶 剤 Ａ の 蒸 気 を 含む 気体 を 17 ℃、 100 kPa である化合物の気体を封入したところ、その圧力は 25 ℃

580 cm３ 採取し、捕集材に通してＡを捕集した。捕集材に おいて 5.00 × 10−３ 気圧 で、 ある波 長に お ける 吸に通した後の気体の体積を測ったところ、27 ℃、光度が0.800であった。この化合物の気体の、その波長103 kPa において 550 cm３ であった。もとの気体中のにおけるモル吸光係数として、正しい値に最も近いもの

Ａの体積分率として、正しい値に最も近いものは次のうは次のうちどれか。

ちどれか。

１4.00 cm−１ ･mol−１ ･ﾘｯﾄﾙ

２20.0

cm−１ ･mol−１ ･ ﾘｯﾄﾙ

３40.0 cm−１ ･mol−１ ･ ﾘｯﾄﾙ

１0.05

４

200 cm−１ ･mol−１ ･ﾘｯﾄﾙ

２0.06

５

400 cm−１ ･mol−１ ･ﾘｯﾄﾙ

３0.07

４0.08

５0.09

あるガスクロマトグラムにおいて、二成分ＰとＱの保ただし、捕集材の捕集率は0.80である。また、気体は理想気体とする。

問２０

測定対象物質Ａを捕集材 100 mg に捕集し、脱着溶媒持時間がそれぞれ、２分20秒、３分５秒で、ピークのす2.0 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ で脱着した。液層（脱着溶媒）と固相（捕集その幅がＰは10秒、Ｑは20秒であった。この場合のＰと材）間における物質Ａの分配平衡定数が 0.0013 である

Ｑの分離度の値として、正しいものは次のうちどれか。

とき、脱着率として、正しい値に最も近いものは次のう１1.5２2.0

ただし、脱着溶媒の比重は 1.27 mg/cm３ とする。

３3.0

１0.80

４4.0

２0.85

５4.5

３0.90

４0.95

５1.00

ちどれか。

ある試料のガスクロマトグラフ分析で得られた空間補正保持容量は 200 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ であった。分配係数として、正しい値は次のうちどれか。
ただし、カラム 内の移動相の体積および固定相の体積はそれぞれ 10 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ および 20 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ とする。
１8.0

２8.5

３9.0

（注）問２０については、設問の表現が不適切で４9.5あったため、受験者全員を正解として採点５10.0

しました。