作業環境測定⼠試験（デザイン・サンプリング）（平成14年1⽉〜平成14年6⽉

問１実施分）

作業環境測定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ 環境空気中の粉じん濃度の分布は対数正規分布で近似することができる。
２ 環境空気中の化学物質の経時的な濃度分布は正規分布で近似することができる。
３ 評価のための管理⽔準は、幾何平均と幾何標準偏差とによって表わされる。
４ 単位作業場所における測定点の設定は、等間隔系統抽出法によって⾏う。
５

作業環境測定で２連続作業⽇に測定する意味は、⽇間変動を考慮するためである。

問２ 作業環境測定のデザインを⾏う際に考慮する必要のない項⽬は、次のうちどれか。
１２

当該作業場で⾏われている作業の内容
当該作業場で働く労働者の⾏動範囲

３４

当該作業場で製造されている製品中に含まれている物質
当該作業場で原材料として⽤いられている物質

５

当該作業場における有害物質発⽣源の数

問３

次の記述のうち、単位作業場所の設定が不適切なものはどれか。

１タルクの袋詰めが１階と中２階とで⾏われている作業場で、１階と中２階を⼀緒にして単位作業場所を設定した。
２ ⼿持ちグラインダーと固定グラインダーとによる研磨作業が⾏われている作業場で、固定グラインダー作業を対象にして単位作業場所を設定した。
３ クロムの鍍⾦槽とニッケルの鍍⾦槽とが混在している作業場で、クロムとニッケルとを分けて単位作業場所を設定した。
４ 外付けフード式局所排気装置付き作業台の上で、カドミウム含有銀ろう材を⽤いるろう付け作業が⾏われている作業場で、作業台とその周辺を単位作業場所とした。
５ ベルトコンベアー上でトルエン等を含むラッカー塗装が⾏われている作業場で、隣接する乾燥⼯程を含めて⼀つの単位作業場所を設定した。
問４

Ａ測定における測定点の位置または数の決め⽅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１

測定点は、単位作業場所の全域に、できるだけ均⼀に分布するように選ぶ。
２ 単位作業場所の中に無作為に、原則として５点以上の測定点を選ぶ。
３測定点は、前回⾏われた測定における測定点と必ずしも同じでなくてもよい。
４ 有害物質を発散する作業を⾏っている時間が、１⽇のうち２時間以下であるときは、必ずしも測定点の数を５以上としなくてもよい。
５

単位作業場所の⾯積が著しく狭く、かつ濃度がほぼ均⼀なときは、必ずしも測定点の数を５以上としなくてもよい。

問５

Ｂ測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１

Ｂ測定は、必ずしもすべての単位作業場所で⾏う必要はない。

２

Ｂ測定の測定点は、対象有害物質の発散源ごとに選ばなければならない。
３ Ｂ測定は、必ずしもＡ測定が⾏われている時間帯に⾏わなくてもよい。
４

検知管を⽤いる場合にあっても、 10 分間の平均濃度が求められるようにする。

５
問６

Ｂ測定は、Ａ測定を補完するための測定である。
環境空気中における有害物質（Ａ）とその常温常圧における状態（Ｂ）との次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

１２３４５（ Ａ ）クロム酸カリウム
三酸化砒素
塩化ビニル⽔銀
硫 化 ⽔ 素（Ｂ ）
粉じん
粉じん
ガ ス
蒸 気蒸 気問７ 次の作業のうち、原材料中に含まれている⾦属がヒュームとして環境空気中に放散されないものはどれか。
１ 鉄材のアーク溶接作業
２ 鉛の精練作業
３ 鉛の溶射作業

４ 温度計製造の⽔銀注⼊作業
５ 鋳物の鋳込み作業
問８

環境空気中の有害物質（Ａ）とその濃度の測定のために⽤いられる捕集器具または捕集材（か。
（Ａ）

Ｂ）との次の組合せのうち、不適当なものはどれ
（Ｂ）

１
２

⽔銀
メタノール

⾦ウールを詰めたガラス管
シリカゲル管３

五酸化バナジウム

バブラー

４

酢酸エチル

テドラーバッグ

５トルエン

活性炭管

問９

環境空気中の試料採取⽤サンプラーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１

粉じんの質量濃度測定には、ろ過材としてグラスファイバーろ紙が⽤いられる。

２

ガス状物質捕集⽤ミゼットインピンジャーでは 1 リットル/min 前後の⼀定流量で吸引する。

３

バブラーによる捕集では、気泡を⼩さくするのがよい。

４

⼩型ガス吸収管は、捕集空気量が少ないので定量下限の値が⼤きい物質の捕集に⽤いる。

５

インピンジャーは吸引流量が⼤きいので、⾦属ヒュームの捕集に適している。

問１０ 捕集袋（バッグ）を⽤いる直接捕集法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ バッグ内に捕集された有機溶剤蒸気は、共存溶剤により濃度が変化することがある。
２ 使⽤後のバッグは、洗剤でよく洗っておく。
３ バッグ内の有機溶剤蒸気は、吸着や透過により濃度が変化する可能性がある。
４ 試料を採取したバッグは、室温の変化の少ない直射⽇光のあたらない場所に保存する。
５ バッグで極性有機溶剤を捕集した場合、濃度低下が著しいことがある。

問１１

作業環境空気中の有害物質の捕集に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
１

極性有機溶剤の蒸気の捕集には、注射筒（シリンジ）が適している。

２

有機溶剤などの揮発性物質の液体捕集では、吸収液の温度が低いほど捕集率は⾼くなる。

３

ろ過捕集で⽤いられるグラスファイバーろ紙は、0.3μm の粒⼦に対し95％ 以上の捕集率をもっている。
４

インピンジャーで粒⼦状物質を捕集する場合は、吸引流量が低下すると捕集率は低くなる。
５ 気体の液体捕集では、接触表⾯が⼤きく、液体の攪拌が⼤きいほど捕集率が⾼くなる。

問１２ 光散乱⽅式の相対濃度計に関する次の記述のうち、誤っているものどれか。
１相対濃度計には､浮遊粉じんによる ９０°散乱光あるいは前⽅散乱光を測定するものがある。

２３相対濃度計には、標準散乱板が内蔵されている。
散乱光検出部を通過する被検空気の速度と相対濃度計の指⽰値は⽐例する。

４粒⼦の組成と粒径分布が⼀定であれば、相対濃度の値は質量濃度に⽐例する。

５相対濃度の感度校正には粒径 0.3 μm のステアリン酸の粒⼦が使⽤されている。

問１３

ガス検知管に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１２

検知試薬には、測定対象物質のみに反応するものが⽤いられる。
真空法ガス採取器では、吸引の開始から終了まで所定の吸引速度で試料採取が⾏われる。
３ 変⾊層の⻑さは、通気速度によって変わることがある。
４ 変⾊層の⻑さは、充てん剤の粒度によって変わることがある。
５ 変⾊層の⻑さは、熱や光の影響を受けることがある。
問１４ 放射性物質を取り扱っている作業場において、空気中の放射能濃度がおよそ 8 × 10－８ Bq/cm3 の放射性物質をろ過捕集法により採取して得られた

試料の放射能が、検出下限値 0.8 Bq 以上となるために必要な最⼩試料採取時間として、正しい値に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、試料空気の吸引流量は毎分 90 リットル、使⽤するろ過材の捕集率は 100％ とする。
１95分

２105分

３115分

４125分

５135分

問１５次の記述のイ、ロの（）に⼊る⽤語の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。
「環境空気中の放射性物質の濃度を測定するために⽤いられる試料の捕集⽅法として、放射性⼆酸化硫⻩に対して（（ロイ）、プルトニウムに対して）が⽤いられる。」
イ

ロ

１

ろ過捕集法

直接捕集法

２

直接捕集法

冷却凝縮捕集法

３

固体捕集法

直接捕集法

４固体捕集法

ろ過捕集法

５

冷却凝縮捕集法

ろ過捕集法

問１６ 正規分布（⺟平均 、⺟分散σ２）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１２
３
４
５

算術平均値と最頻値とは、ほぼ等しい値となる。
±σは正規分布曲線の変曲点である。
平均値が⼤きくなれば標準偏差も⼤きくなり、相互に従属関係にある。
正規分布の広がりは、標準偏差によって表される。
±σの範囲に、測定値のおよそ 68％ が⼊る。

問１７ 同⼀単位作業場所の⼀定時間内における次の測定量のうち、近似的に正規分布に従うと考えるのが最も妥当なものはどれか。
１２

混合有機溶剤の濃度の換算値
作業場内の気温３

環境空気中の特定化学物質の濃度４環境空気中の鉛の質量濃度５環境空気中の⽯綿の繊維数濃度

問１８次の記述の（）に⼊る数値として適当なものは、下のうちどれか。
「相対濃度計（デジタル粉じん計）により､10 分間のＢ測定を⾏った。ダークカウントは 3 cpm であり、この測定器による 1 cpm に対する質量濃度は、0.005 mg/m3である。管理濃度を 1.15 mg/m3とし、Ａ測定の第１評価値が管理濃度以下であるとすれば、管理区分が第１管理区分となるためには、デジタル粉じん計の計数値は（）カウント以下でなければならない。」
１233

２260

３2270

４2300

５2330

問１９１

次の誤差のうち、かたよりによるものはどれか。

塩化⽔素を吸引流量 2 リットル/min でバブラーに捕集した際の捕集率に基づく誤差
２ 普通騒⾳計の指⽰値の変動による誤差
３ 流量計の浮⼦の漂動による誤差
４ ろ過捕集におけるろ紙の秤量誤差
５ サンプリング時間の誤差

問２０のはどれか。

作業環境測定の結果の評価に関する次の記述のうち、誤っているも１ 単位作業場所の３か所においてＢ測定を実施し、50 ppm、100 ppm､200ppm を得た。この場合のＢ測定値は、200 ppm である。
２ 定量下限が 1 ppm である測定⽅法による測定で、 定量下限に満たない濃度の測定点があった。この場合、その測定点における測定値は 1 ppmとする。

３

管理濃度が 10 ppm の測定対象物質の濃度を測定 して 0.1 ppm を得た。
この場合、評価値の計算には 1 ppm を⽤いてもよい。
４

鉱物性粉じんの管理濃度は、当該粉じんの遊離けい酸含有率によって決まる。

５ベンゼンとキシレンとが検出された場合、評価値は混合評価の⽅法により計算する。

（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。