Ver.3.6

ガイドマニュアル

3D Template 術前計画フローチャート●撮影部位： 術前計画に必要な部位（股関節、膝関節等）。
※機能軸等の設定をする場合は骨幹部、足関節等を追加。

Step1 CT撮影（Axial像）…………

Step2 CTデータの取得（DICOM形式を推奨）………

Step3 本ソフトウエアによる ………

CTデータの読み込み

Step4 読み込みデータの調整 ………
（色調、補間等）

レベル、
スライス幅、スライス間隔等）。
●撮影条件： 任意（Window幅、
例：THA 上前腸骨棘から小転子遠位まで３mmピッチ、大腿骨峽部遠位まで１０mm間隔で３mmスライス、大腿骨顆部を３mmピッチで７スライス。
TKA 骨頭部分１５mm、大腿骨骨幹部１５mm、膝関節上下６０mm、脛骨骨幹部１５mm及び足関節裂隙１５mm。

●CTデータ（DICOMファイル）
をCD-R等の記録媒体に保存。

画像読み込み……………………………………………………… 3

コントラスト調整／画像情報 ………………………………………… 4断面線の移動・回転 ………………………………………………… 5
ビューの移動、縮小／拡大 …………………………………………… 6

カップの配置 …………………………………………………… 7～8
ステムの配置 ………………………………………………… 9～10
大腿骨コンポーネントの配置 ……………………………… 11～12
脛骨コンポーネントの配置 ………………………………… 13～14
ＴＫＡウィザード ……………………………………………… 15～18
Step5 インプラントの配置／評価 ………

UＫＡウィザード ……………………………………………… 19～22
THAセグメンテーション …………………………………… 23～25
骨座標系設定(カップ基準点／参照点／後顆軸） ………………… 26
可動域計測………………………………………………… 27～28

直線・球／削除 ………………………………………………………29
角度測定／ウィンドウ表示 …………………………………………30

Step6 データ保存、印刷など

1………

名前を付けて保存／ファイルを開く ……………………………… 31
画像保存／印刷 …………………………………………………… 32

動 作 環 境①パソコン：Microsoft Windowsが動作するパソコン④ハードディスク：空き容量 200MB以上②CPU：Intel Core Duo T2400(1.83GHz)以上⑤ディスプレイ解像度：1024×768ドット③メモリ：

1014MB以上⑥OS：

Windows Vista SP1以降，7、8.1、10

3D Template画面構成①メニュー
３Dテンプレート使用時の各種コマンドを格納しています。

②アイコン（ツールバー）「正面」ビュー

上記①メニューの内容をアイコン化したものです。
各アイコンの表示／非表示設定が可能です。

「側面」ビュー

③ウインドウ
本ソフトウエア起動後、３個のウインドウが表示されます。
各ウインドウは正面ビュー、側面ビュー、断面ビューになっています。
「断面」ビュー

④コメント
各種コマンドの説明、および各種コマンド実行時の次作業を指示するコメントが表示されます。

各ビューには断面線が表示されています。
「正面」ビュー：赤、青の断面線「側面」ビュー：緑、青の断面線「断面」ビュー：赤、緑の断面線

標準インストール製品
股関節：J-Taper ステム, KyoceraPerFix 910Series, AHFIX Q ステム, Initia ステム, INHERITOR ステム,®

®

®

Mainstayステム, SQRUM カップ, AHFIX Q3 カップ他®

®

膝関節：Bi-Surface 5 Total Knee System, TRIBRID Unicompartmental Knee System 他

クイック・リファレンス① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔① 元に戻す⑦ MPR 断面方向

⑬ 左大腿骨の表示⑲ 大腿骨コンポーネント② やり直し⑧ MPR 正面方向

⑭ 整復状態⑳ 脛骨コンポーネント③ オブジェクト指示⑨ MPR 側面方向

⑮ 直線

㉑ THA セグメンテーション④ 移動⑩ 180 度回転

⑯球

㉒ TKA 術前計画

⑤ 回転

⑪ 骨盤の表示⑰ カップ㉓ 長さ測定⑥ 削除⑫ 右大腿骨の表示⑱ ステム㉔ 角度測定2

画像読み込み
1 [ファイル（F）][画像読み込み（N）]

画像読み込みメニューをクリックすると表示される【画像ファイルを開く】
ウィンドウで必要なファイルを読み込みます。

2 読 み 込 み 終 了 後 、各 ビュー に
MPR画像が表示されます。

Point
フォルダ内のファイルを全て読み込む場合は【全てを開く】をクリックします。

Step 3
3D Template3

コントラスト調整／画像情報
1 [ 表 示（ D ）] [ コントラスト 調 整

コントラスト調整- MPR（M）]メニューを選択し、コントラスト調整の基準にする画
面をクリックします。

2 【コントラスト調整】ウィンドウでコントラストを調整します。
Point
DRR表示のコントラストを調整することもできます。

画像情報

3D Template

心領域を設定します。

Step 3

1 [ファイル（F）][画像情報（M）]メニューをクリックすると表示される【 画像情報 】ウィンドウで関2 関心領域のみ表示されます。
Point
本ソフトウェアでは、テンプレー
ティングに必要な領域のことを関心領域と呼びます。

4

断面線の移動・回転
1 ［オブジェクト指示］アイコン をクリックし、移動もしくは回転させたい断面線をクリックします。

断面線クリック前

断面線の移動・回転

断面線クリック後

2 断面線を目的の位置まで移動もしくは回転します。移動する場合は断面線をクリックし、回転する場合は断面線端部に表示される矢印をクリックします。

Step 4

断面線移動中断面線回転中3D Template

3 目的の位置まで移動もしくは回転させた後、再度クリックすると断面線の位置が決定されます。

Point
断面線の移動中もしくは回転中
はマウスの左ボタンを押しておく必要はありません。

断面線移動後4 断面線の移動・回転は［移動］アイコン

断面線回転後

もしくは
［回転］
アイコン

をクリックし、断面線をクリックすると表示されるウィンドウで移動量もしくは回転角度を入力して行うこともできます。

Point
断面線の回転位置を決定すると、一旦断面線が固定された後、ビューに対して水平／垂直に戻り、画像が回転します。

移動ウィンドウ

5

回転ウィンドウビューの移動、縮小／拡大
1 ビューの移動は、［ 表示（D）［］ 平行移動（P）］メニューをクリックし、移動させたいビュー上でマウスビューの移動、縮小／拡大の右ボタンをドラッグします。

ビュー移動前ビュー移動後2 マウスのスクロールボタンを回すと、ビューを縮小もしくは拡大することができます。

ビュー拡大

右ボタンを上下にドラッグします。

Point［平行移動］
メニューはデフォルト
でクリックされた状態になっています。また、
ドラッグ中はカーソルが「手」の形に変更されます。

ビュー縮小

3D Template

3 ［表示（D）［］ 縮小／拡大（S）］メニューをクリックし、縮小もしくは拡大したいビュー上でマウスのStep 4

ビュー縮小

ビュー拡大

4 ［表示（D）［］ 矩形拡大（Z）］メニューをクリックし、拡大したいビュー上で拡大したい範囲を選択
すると、選択した範囲が拡大されます。

Point
マウスの右ボタンをドラッグ中は、カーソルが「虫眼鏡」の形に変更
されます。

範囲選択中

矩形拡大後
6

カップの配置
1 ［骨座標系設定（B）［］骨盤座標系（P）］メニューをクリックすると、骨盤傾斜等を補正したビューを保存

テンプレーティングTHAすることができます。
また、再表示する際は［ビュー視点切り替え（V）［］骨盤座標系（P）］
メニューをクリックします。

骨盤視点表示CT初期表示2 ［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、断面線を移動して、各ビュー上に大腿骨頭が表示

Point
CT初期表示はCTデータされるよう調整します。

（DICOMファイル）読み込み後、自動的に設定されます。

Step 5縦の断面線を移動

3D Template

3 ［オブジェクト（ O ）］［カップ（ U ）］メニューまたは［カップ ］アイコンをクリックします。

横の断面線を移動

Point
カップを配置する際、大腿骨頭中心位置に断面線を移動して、各ビュー上に大腿骨頭が表示されるよう調整すると、カップの配置が容易に行えます。

4 【カップ】タブが開きます。手術対象、配置条件を確認し、シリーズ、外径及び内径を選択してOKをクリックします。

Point
配置条件はデフォルトで下記の設定になっていますが、数値の入力で任意に指定することもできます。骨盤座標系設定後は骨盤座標系に対する配置角度が表示されます。
前捻角

２０°

外転角

４５°

回旋角 －２０°7

5 カップが配置され、正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューにカップが表示されます。

テンプレーティングTHA

Point
カップのサイズは【カップ】
タブで変 更 で きます 。
【カップ】
タブの
表示方法には3通りあります。
①［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、カップを右クリックすると表示されるショートカットメニューの
［サイズ
／配置条件
（S）］
を選択する。
②［カップ］アイコン

をクリ

ックする。
③［編集
（E）
［
］サイズ／配置条件（S）］メニューをクリックし、カップをクリックする。

6 ［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、カップをクリックして、配置位置を調整します。

Step 5
3D Template

7

カップの配置位置、サイズを正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューにて確認します。

Point
配置位置の微調整をする場合、［ ツ ー ル（ T ）］［ コントロ ー ラ（C）］メニューをクリックすると表示される【コントローラ】ウィ
ンドウを使用すると、微調整が容易に行えます。

8

ステムの配置
1 ［骨座標系設定（B）［］左(または右)大腿骨骨軸（OまたはB）］メニューをクリックすると、大腿骨骨

テンプレーティングTHA

軸を補正したビューを保存することができます。
また、再表示する際は［ビュー視点切り替え（V）［］左(または右)大腿骨骨軸（OまたはB）］
メニューをクリックします。

CT初期表示2 ［オブジェクト指示］アイコン

大腿骨骨軸左脚表示をクリックし、断面線を移動及び回転させて、各ビュー上に大腿Point
CT初期表示はCTデータ

骨骨軸が表示されるよう調整します。

（DICOMファイル）読み込み後、自動的に設定されます。

Point
ステムを配置する際、正面及び側面ビューにて大腿骨骨軸が画Step 5

正面ビューにて内外反を調整します。

3D Template

側面ビューにて屈曲を調整します。

3 ［オブジェクト（O）］［ステム（S）］

断面ビューにて
大腿骨頸部前捻を調整します。

面上垂直になるよう調整し、断面ビューにて大腿骨頸部前捻が
画面上水平になるよう調整すると、ステムの配置が容易に行えます。

メニューまたは［ステム］アイコンをクリックします。

Point
カップ配置済の場合は、ステムを配置する患側に配置したカップをクリックすると【ステム】
タブが表示されます。

4 【ステム】タブが開きます。手術対象、配置条件を確認し、シリーズ、
サイズ及びネック長を選択してOK をクリックします。

Point
配置角は各ビューにて大腿骨骨
軸及び大腿骨頸部前捻を調整した値が表示されますが、数値入力で任意に指定することもできます。大腿骨骨軸及び後顆軸座標系設定後は骨軸及び後顆軸に対する配置角度が表示されます。

9

5 ステムが配置され、正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューにステムが表示されます。

テンプレーティングTHA

Point
ステムのサイズは【ステム】
タブで 変 更 できます 。
【ステム】
タブの表示方法には3通りあります。
①［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、ステムを右クリックすると表示されるショートカットメニューの
［サイズ
／配置条件
（S）］
を選択する。
②［ステム］アイコン

をクリ

ックする。
③［編集
（E）
［
］サイズ／配置条件（S）］メニューをクリックし、ステムをクリックする。

6 ［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、ステムをクリックして、配置位置を調整します。

Step 5
3D Template

7 ステムの配置位置、サイズを正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューにて確認します。

Point
配置位置の微調整をする場合、［ ツ ー ル（ T ）］［ コントロ ー ラ（C）］メニューをクリックすると表示される【コントローラ】ウィ
ンドウを使用すると、微調整が容易に行えます。

10大腿骨コンポーネントの配置
1 ［骨座標系設定（B）［］左（または右）大腿骨機能軸（UまたはF）］メニューをクリックすると、大腿骨機能

テンプレーティングTKA軸を補正したビューを保存することができます。
また、再表示する際は［ビュー視点切り替え
（V）
［
］左
（ま

たは右）
大腿骨機能軸（UまたはF）］
メニューをクリックします。

CT初期表示2 ［オブジェクト指示］アイコン

大腿骨機能軸左脚表示をクリックし、断面線を移動及び回転させて、各ビュー上に大腿Point
CT初期表示はCTデータ

骨遠位部が表示されるよう調整します。

（DICOMファイル）読み込み後、自動的に設定されます。

Step 5

正面ビューにて大腿骨の内外反を調整します。

3D Template

側面ビューにて大腿骨の屈曲を調整します。

3 ［オブジェクト（ O ）］［ 大 腿 骨コン

断面ビューにて大腿骨の内外旋を調整します。

Point
大腿骨コンポーネントを配置す

ポーネント（ F ）］メニューまたはる際、断面ビューにてE-P線が画［ 大腿骨コンポーネント］アイコン

面 上 水 平になるよう大 腿 骨 の内外旋を調整すると、大腿骨コをクリックし、大腿骨遠位部をンポーネントの配置が容易に行クリックします。

えます。

大腿骨遠位部をクリック

4 【大腿骨コンポーネント配置】ウィPoint

ンドウが開きます。方 向 、配 置角

配置角は各ビューにて大腿骨のを確 認し、シリーズ 、サイズ 及びした値が表示されますが、数値

オプションを選択してOKをクリックします。

内外反、屈曲及び内外旋を調整
入力で任意に指定することもできます。大腿骨機能軸座標系設
定後は機能軸に対する配置角度が表示されます。

11

5 大腿骨コンポーネントが配置され、正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューに大腿骨コンポーネントが表示されます。

テンプレーティングTKA

Point
大腿骨コンポーネントのサイズ
は【大腿骨コンポーネント配置】
ウィンドウで変更できます。
【大腿骨コンポーネント配置】
ウィンド
ウの表示方法には3通りあります。
①［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、大腿骨コン
ポーネントを右クリックすると表示されるショートカットメ
ニューの［サイズ／配置条件（S）］を選択する。
②［大腿骨コンポーネン］アイコ
ンをクリックし、大腿骨コ

ンポーネントをクリックする
③［編集
（E）
［
］サイズ／配置条件（S）］メニューをクリックし、

6 ［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、大腿骨コンポーネントをクリックして、配置位置を調大腿骨コンポーネントをクリ
ックする。

整します。

Step 5
3D Template7

大腿骨コンポーネントの配置位置、サイズを正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューにて確認し
ます。

Point
配置位置の微調整をする場合、［ ツ ー ル（ T ）］［ コントロ ー ラ（C）］メニューをクリックすると表示される【コントローラ】ウィ
ンドウを使用すると、微調整が容易に行えます。

12脛骨コンポーネントの配置
1 ［骨座標系設定（B）［］左(または右)脛骨（LまたはI）］メニューをクリックすると、脛骨機能軸を補正しテンプレーティングTKA

たビューを保存することができます。
また、再表示する際は［ビュー視点切り替え（V）［］ 左(または右)脛骨（LまたはI）］
メニューをクリックします。

CT初期表示2 ［オブジェクト指示］アイコン

脛骨左脚表示をクリックし、断面線を移動及び回転させて、各ビュー上に脛骨Point
CT初期表示はCTデータ

近位部が表示されるよう調整します。

（DICOMファイル）読み込み後、自動的に設定されます。

Step 5

正面ビューにて
脛骨の内外反を調整します。

3D Template

側面ビューにて
脛骨の屈曲を調整します。

3 ［オブジェクト（ O ）］［ 脛 骨コンポ

断面ビューにて
脛骨の内外旋を調整します。

Point

ーネント
（ K ）］
メニューまたは［ 脛脛骨コンポーネントを配置する

骨コンポーネント］
アイコンをが画面上垂直になるよう調整す

クリックし、脛骨コンポーネント配ると、脛骨コンポーネントの配置

際、断面ビューにて脛骨A-P軸が容易に行えます。

置位置をクリックします。

脛骨近位部をクリック

4 【脛骨コンポーネント配置】ウィン

Point

ドウが開きます。方 向 、配 置角を

配置角は各ビューにて脛骨の内確認し、シリーズ、サイズ、厚さ及た値が表示されますが、数値入

びオプションを選択してOKをクリックします。

外反、屈曲及び内外旋を調整し力で任意に指定することもできます。脛骨機能軸座標系設定後は機能軸に対する配置角度が表示されます。

13

5 脛骨コンポーネントが配置され、正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューに脛骨コンポーネントが表示されます。

テンプレーティングTKA

Point脛骨コンポーネントのサイズは【脛骨コンポーネント配置】ウィ
ンドウで変更できます。
【脛骨コ
ンポーネント配置】ウィンドウの表示方法には3通りあります。
①［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、脛骨コンポーネントを右クリックすると表示されるショートカットメニュ
ーの［サイズ／配置条件（S）］
を選択する。
②［脛骨コンポーネント］アイコンをクリックし、脛骨コン

ポーネントをクリックする。
③［編集
（E）
［
］サイズ／配置条件（S）］メニューをクリックし、

6 ［オブジェクト指示］アイコンをクリックし、脛骨コンポーネントをクリックして、配置位置を調整

脛骨コンポーネントをクリッ
クする。

します。

Step 5
3D Template

7

Point
脛骨コンポーネントの配置位置、サイズを正面ビュー、側面ビュー及び断面ビューにて確認します。

配置位置の微調整をする場合、［ ツ ー ル（ T ）］［ コントロ ー ラ（C）］メニューをクリックすると表示される【コントローラ】ウィ
ンドウを使用すると、微調整が容易に行えます。

14

ＴＫＡウィザード
1 [ツール(T)][TKA術前計画(K)]メニューまたはアイコンをクリックして、CTデータ(DICOM

ファイル)を読み込み後、使用機種及び手術対象を選択します。

ＴＫＡウィザード

Point
CTデータ読み込み後、【 コント
ラスト調整】ウィンドウでコント
ラストの調整ができます。

2 大腿骨頭中心位置の設定を行います。

Step 5
3D Template

3 外側上顆を設定し、内側上顆を設定後、膝中心の調整を行います。

外側上顆の設定

4 外側後顆及び内側後顆の設定を
行います。

15

膝中心の設定ＴＫＡウィザード

5 大腿骨外側顆遠位端、大腿骨内側顆遠位端及び顆上部皮質骨前面の設定を行います。

大腿骨外側顆遠位端の設定

顆上部皮質骨前面の設定

正面

側面

6 大腿骨骨幹部髄腔中心の設定を行います。

Step 5
3D Template

7 Fロッド（髄内ロッド）刺入点の設定を行います。

8 足関節中心の設定を行います。

16

ＴＫＡウィザード
ＴＫＡウィザード

9 脛 骨 顆 間 部 中 央 の 設 定を行います。

10 脛 骨 P C L 付 着 部 及び 膝 蓋 腱 内縁の設定を行います。

Step 511 外 側 関 節 面 及び 内 側 関 節 面 の

3D Template設定を行います。

外側関節面の設定

内側関節面の設定

12 【大腿骨コンポーネントの配置】ウィンドウで大腿骨コンポーネントのサイズと位置を調整します。

17

13 【脛骨コンポーネントの配置】ウィンドウで脛骨コンポーネントのサイズと位置を調整します。

ＴＫＡウィザード

14 【TKA術前計画レポートの出力】ウィンドウが表示されます。ファイル名を入力し、保存場所を選択後、「保存（S）」
をクリックします。

Step 515 正面及び側面のDRR画像が作成されます。コントラスト調整後、「OK」をクリックします。

3D Template

16 ＴＫＡ術前計画レポートが作成されます。

Point
編集内容を保存することにより、TKAウィザードを再開することができます。

Point
TKA術前計画レポートは、Excel
ファイル（.xls）形式で作成されます。

18

UＫＡウィザード
1 [ツール(T)][UKA術前計画(U)]メニューをクリックして、CTデータ(DICOMファイル)を読み込
み後、使用機種及び手術対象を選択します。

UＫＡウィザード

Point
CTデータ読み込み後、【 コント
ラスト調整】ウィンドウでコント
ラストの調整ができます。

2 脛骨遠位骨幹部髄腔中心の設定を行います。足関節まで撮影している場合は足関節中心の設定を行います。

Step 5
3D Template

3 脛骨顆間隆起の設定を行います。

4 脛骨PCL付着部の設定を行います。

19

5 膝蓋腱内縁の設定を行います。

UＫＡウィザード

6 外側関節裂隙の点の設定を行います。

Step 5
3D Template

7 内側関節面最下点の設定を行います。

「手術側と使用機種の選択」ウィンドウで「 脛 骨 内 方スロープ基
準」を選択した場合、内側脛骨平
原内縁の設定を行います。

8 脛骨ACL付着部内縁の設定を行います。

20

UＫＡウィザード
UＫＡウィザード

9 外側上顆及び内側 上 顆の設 定を行います。

10 外側後顆及び内側後顆の設定を行います。

Step 511 外側関節裂隙の点設定及び内側顆

3D Template

遠位端の設定を行います。

外側関節裂隙の点設定

内側顆遠位端の設定

12 骨幹部髄腔中心の設定及び大腿骨骨軸遠位端の設定を行います。

21

13 【脛骨コンポーネントの配置】ウィンドウで脛骨コンポーネントのサイズと位置を調整します。

UＫＡウィザード

14 【大腿骨コンポーネントの配置】ウィンドウで大腿骨コンポーネントのサイズと位置を調整します。

Step 5

15 【TKA/UKA術前計画レポートの出力】ウィンドウが表示されます。ファイル名を入力し、保存場

3D Template

所を選択後、「保存（S）」
をクリックします。正面及び側面のDRR画像が作成されます。コントラ

スト調整後、「OK」
をクリックします。

16 UＫＡ術前計画レポートが作成されます。

Point
編集内容を保存することにより、
UKAウィザードを再開することができます。

Point
UKA術前計画レポートは、Excel
ファイル（.xls）形式で作成されます。

22

THAセグメンテーション
1 CTデータ（DICOMファイル）読み込み後、

［ツール
（T）
［
］THAセグメンテーション（S）］
メニューまたはアイコンをクリックするとTHAセグメンテーションの初期画面が表示されます。

ＣＴ値の最小値、最大値を調整します。

THAセグメンテーション

３Ｄモデルの連続領域として認識する画素サイズを調整します。
ポリゴン作成の画素ピッチを選択します。
スムージング処理の回数、係数を調整します。
ポリゴン数の間引きをする割合または三角形数の設定を行います。
「３次元ビュー更新(Ｔ)」
ボタンをクリックするとポリゴン作成が行われます(省略可）。
「次へ(Ｎ)」
ボタンをクリックすると、次のプロセスへ進みます。

Point

2 「 球 」オブジェクト及び「 分割平面 」オブジェクトを調 整して、骨 盤 領 域と左 大 腿
骨領域の分割処理を行います。

「球」オブジェクトの外形線を調対象オブジェクトまたはビュー内のオブジェクトを選択して、
マウスにて球の位置・大きさ、分割
平面の位置・方向を調整します。
対象ビューのラジオボタンをクリックし、対象オブジェクトを選択した後、矢印ボタン、回転ボタンで調整することもできます。

整して、「球」オブジェクト内に骨頭が入るように調整します。
また、「骨盤/大腿骨 分割平面」
オブジェクトは大腿骨頸部に配置します。更に、「右脚/左脚 分
割平面」オブジェクト調整時は、膝関節領域も含まれていること「ＭＰＲビュー更新(Ｍ)」ボタンをクリックすると、骨盤領域(緑)、左大腿骨領域(青)の表示が更新されます（省略可）。

を確認します。

Step 5「次へ(Ｎ)」ボタンをクリックすると、次のプロセスへ進みます。

3D Template

3 「球」オブジェクト及び「分割平面」オブジェクト調整後、「MPRビュー更新（M）」ボタンをクリックすると、骨盤領域（緑）と左大腿骨領域（青）が分割されます。その後、「 次へ（N）」ボタンをクリック

して、右大腿骨領域の分割処理を行います。

4 同様に、「 球 」オブジェクト及び「 分割平面 」オブジェクトを調整して、骨盤領域と右大腿骨領域

Point
次のプロセスでマニュアル編集の分割処理を行います。その後、「 MPRビュー更新（M）」ボタンをクリックすると、骨盤領域（緑）とによる分割処理が可能なので、右大腿骨領域（ピンク）が分割されます。
「次へ（N）」ボタンをクリックして、次のプロセスへ進み

厳密な分割処理を行う必要はます。

ありません。また、「MPRビュー
更新(M)」ボタンの操作は省略
することができます。

23

THAセグメンテーション

5 分割処理を行った骨盤領域、左大腿骨 領 域 及び 右 大 腿 骨 領 域を編 集し編集する断面の位置(スライス）を変更します。

ます。

断面線をドラッグして断面の位置を変更する場合は、「変更(Ｍ)」ボタンをクリックして、断面線を移動させた後、「終了(Ｍ)」ボタンをクリックします（「変更(Ｍ)」ボタンをクリックすると「終了(Ｍ)」ボタンに表示が変更されます）。
編集するセグメント(骨盤、左大腿骨、右大腿骨）
を選択します。
編集(色分け）
するブラシ形状及びサイズを選択します。
「変更(Ｍ）」
を選択して、断面ビューに表示されている
骨盤、左大腿骨、右大腿骨上でマウスポインタのドラッ
グ操作を行うと「編集セグメント」で選択されている領域に変更されます。また、「削除(Ｅ）」
を選択して同様の操作を行うと、選択されている領域が削除されます。
「閉じる(Ｃ）」ボタンをクリックすると、３Ｄモデル作成のプロセスに進みます。

6 3 Dモデル作 成 確 認のダイアログが 表 示され、「はい（ Y ）」をクリックすると骨 盤 、左 大 腿 骨 、
右 大 腿 骨の順で3 Dモデルが作 成されます。

Step 5Point
移動：右ボタンドラッグ
回転：Cntrl+右ボタンドラッグ
拡大/縮小：
Shift+右ボタンドラッグまたはホイールスクロール

移動回転

拡大 / 縮小

3D Template

7 作成した3Dモデルは移動、回転、拡大/縮小することができます。

Point[3D表示(T)][180度回転(E)]8

メニューまたはアイコン［3D表示（T）][MPR断面方向（T）（もしくはMPR正面方向（F）、MPR側面方向（S）]メニュー
またはアイコンをクリックすると、対応するMPRビューと同じ表示位置及び倍率で、各ＭＰＲ正面方向ら見た断面方向、後面方向、反対側から見た側面方向にそれぞれ切り替えることができます。

方向から見たビューに切り替えることができます。

ＭＰＲ断面方向をクリックすることにより、上方かＭＰＲ側面方向24

ＴＨＡセグメンテーション
9 [3D表示（T）][骨盤の表示（P）]、[左大腿骨の表示（L）]もしくは[右大腿骨の表示（R）]メニューまた
はアイコンをクリックすると、骨盤、左大腿骨もしくは右大腿骨の表示/非表示を切り替えることができます。

骨盤のみ表示骨盤及び左大腿骨を表示

右大腿骨及び左大腿骨を表示

10 カップ及びステム配置後、3点（①、②、③）をクリックし、骨切りラインを設定後、「ネックカット」
を実行することにより、大腿骨頸部骨切後の3Dモデルを表示することができます。

③②①

Step 5ネックカット実行中

11 [3D表示（T）][整復状態（D）]メニューまたはアイコン

ネックカット実行後をクリックすることにより、
ステム配置

3D Template

タブで設定したネック長にて3Dモデルを整復することができます。

３Ｄモデル整復前

３Ｄモデル整復後

12 [骨座標系設定(Ｂ)][骨盤座標系(Ｐ)]、[右(または左)大腿骨 機能軸(ＦまたはＵ)]及び[右(または左)大腿骨 後顆軸(RまたはＡ)]メニューにて骨座標系設定を行うことにより、骨座標系設定を反映した整復操作ができます。

25

３Ｄモデル整復後正面

３Ｄモデル整復後側面

THAセグメンテーション

骨座標系設定(カップ基準点／参照点／後顆軸）
1 [骨座標系設定（B）][右（または左）カップ基準点（TまたはD）]メニューをク

カップ基準点/参照点

リックすることにより、カップ基準点を設定することができます。
【カップ】
タブに
て、
カップ基準点を原点とするカップ外径中心の相対距離が表示されます。

2 [骨座標系設定（B）][右（または左）大腿骨 参照点（SまたはN）]メニュー

をクリックすることにより、参照点を設定することができます。カップ及びス
テム配置後、各タブにて、参照点を基準点とした脚長差が表示されます。

Point
カップ基準点は涙痕下端、参照点
は小転子頂上を参照点としていますが、任意の位置に設定することができます。

ム】
タブにて大腿骨後顆軸を基準とした前捻角が表示されます。

3D Templateをクリックすることにより、大腿骨後顆軸を設定することができます。
【ステ

後顆軸

Step 5

1 [骨座標系設定（B）][右（または左）大腿骨 後顆軸（RまたはA）]メニュー

2 3Dモデルの整復時、骨盤座標系に対して、大腿骨機能軸が垂直、大腿骨後顆軸が平行になるように整復されます。

３Ｄモデル整復後正面

３Ｄモデル整復後側面
26

可動域計測1 カップ及びステム配置後、【カップ】タブまたは【ステム】タブの「可動域確認」ボタンをクリックします。

2 【可動域確認】ウィンドウが表示されます。【インプラント可動範囲】タブに屈曲角、伸展角、外旋
角及び屈曲角90°内旋角が計測され表示されます。

可動域計測

Point
インプラント可動範囲の計測結
果はカップとステムの３Ｄモデルがインピンジした角度が表示されます。

Step 5
3D Template3 【インプラント可動範囲 】タブの「 表示 」ボタンをクリックすると、計測された角度までステムが動き、カップとインピンジした箇所が白く表示されます。

屈曲角

4 【可動域確認】ウィンドウの【可動シミュレー
ション】
タブでは、任意の角度でステムの可動シミュレーションを行うことができます。

27

外旋角

5 【 可動シミュレーション】タブの矢印ボタンをクリックすることにより、ステムを内旋・外旋、内転・外転及び屈曲・伸展させることができます。

可動域計測

Point
ステムを可動させる方法には3通りあります。
①矢印ボタンをクリックする。矢印が一つのボタンは１°毎、矢印が二つのボタンは１０°毎に可動させることができます。
②骨頭中心位置に表示される円をマウスでクリックしてドラッグする。
③ステムをクリックしてドラッグする。

6 ステムがカップにインピンジした場合、「衝突の有無」が「有り」と表示され、「表示」ボタンをクリックするとインピンジした箇所が白く表示されます。

Step 5
3D Template

7

Point
３Ｄモデル作成後は、ステムと同様に、大腿骨の３Ｄモデルの可動シミュレーションを行うこともできます。

可動シミュレーションの計測結
果はカップとステムの３Ｄモデルがインピンジした角度が表示されます。骨性インピンジの計
測はできません。

28

直線・球／削除
1 [オブジェクト（O）][直線（L）]メニューまたはアイコンをクリックすると、ビュー上に直線オブジ

2 [オブジェクト（O）][球（C）]メニューまたはアイコンをクリックすると、ビュー上に球オブジェク

非
表・球
示
直線

ェクトを配置することができます。

トを配置することができます。

Point
大腿骨コンポーネントの外旋骨切り角度の確認、大腿骨機能軸設定の際、骨頭中心位置へのマーキングとして利用できます。

Step 5

1 [編集（E）][削除（D）]メニューまたはアイコン

3D Template

します。

2 オブジェクトが削除されます。

29

をクリックし、削除したいオブジェクトをクリック

削除角度測定／ウィンドウ表示
1 [ツール（T）][角度測定（A）]メニューまたはアイコン

角度測定をクリックすると、オブジェクト間の角度、任意の３点間角度を測定することができます。

Point

2 測定結果が【角度測定】ウィンドウに表示されます。

大腿骨遠位の外旋骨切り角度、
SHARP角の測定等に利用できます。

ウィンドウ表示

Step 5

1 [ウィンドウ（W）]メニューをクリックすることにより、ウィンドウの表示を変更することができます。

3D Template

MPR等分割MPR縦分割DRRビュー

3次元ビュー30名前を付けて保存／ファイルを開く
1 [ファイル（ F ）] [ 名 前を付けて保名前を付けて保存

存（A）]メニューをクリックし、任意のファイル名を入力します。

2 テンプレーティング後 のファイルが保存されます。

Point
ファイルを保存する際、専用フォルダの作成、オリジナル画像フ
ァイル(DICOMファイル)の保存を選択することができます。

Step 6

1 [ファイル（F）][開く（O）]メニュー

3D Templateをクリックし、(ファイル 名 ）.k p rフ
ァイルをクリックします。

2 保存したファイルが開きます。

31

ファイルを開く

画像保存／印刷
1 [ファイル（ F ）] [ 画 像 保 存（ M ）]画像保存

メニューをクリックし、保 存したい
ビューをクリックします。

2 保 存されたデータは次のようにな
ります。

Point
書出し可能なファイル形式
●ＢＭＰ
●ＪＰＥＧ
●ＴＩ
Ｆ
●ＰＮＧ

印

刷

Step 6

1 [ファイル（F）][印刷（P）]メニューをクリックし、印刷したいビューをクリックします。

3D Template

2 出 力コメント、印 刷 設 定を入 力
後 、印 刷 範 囲を設 定すると印 刷

できます。

Point
生年月日等を入力する際、カレンダーを表示して入力することができます。

32

MEMO

大阪事業所

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
「KyoceraPerFix」「AHFIX」「INHERITOR」「SQRUM」は、京セラ株式会社の登録商標です。
当パンフレットに記載の情報は2021年12月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。
ⓒ 2021 KYOCERA Corporation
211210T T-676-9 017751