aXis 2000 Simple Manual 基本編
Ver. 1.4.2
Last update : 2017/10/31

Index
はじめに‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3
1 基本操作 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4
1.1 インストール方法 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4
1.2 メイン画面の見方 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6
1.3 STXM データを開く ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6
1.4 メイン画面上のデータをコピー＆ペーストする ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 8
1.5 メイン画面上のデータを画像として保存する ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10
1.6 メイン画面上のデータを印刷する ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 11
2 スペクトルの閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 12
2.1 Point Scan の閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 12
2.2 Line Scan の閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 13
2.3 スペクトルデータをテキストデータとして保存 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18
2.4 スペクトルの重ね合わせ（Over Plot） ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 19
2.5 スペクトルのスムージング ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 22
3 画像の閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 24
3.1 単一画像の閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 24
3.2 2 つの画像の差分画像の作成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 25
4 画像スタックの閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 26
4.1 画像スタックの閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 26
4.2 Stack Process 画面からスペクトルを閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 28
4.3 スタック全体を OD 変換して保存する ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 34
4.4 Stack Process 画面からスペクトルデータを保存 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 37
4.5 Stack Process 画面から画像データを保存 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 39
4.6 ZSTACK Spectra 画面(Zimba)からスペクトルを閲覧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 41
4.7 ZSTACK Spectra 画面(Zimba)からスペクトルデータを保存 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 49
5 その他‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 53
5.1 STXM データのサムネイル一覧表示 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 53
5.2 STXM データのパラメータ表示 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 55
5.3 スケールバーの消去 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 56

2

はじめに
aXis2000―Analysis of X-ray microscopy Images and Spectra―は IDL バーチャルマシンで利用する走査型透過 X 線顕微鏡測定データの解析ソフトです。”aXis2000 Simple Manual基本編”は、“STXM Control”の STXM スキャン操作から取得した各種データ(.hdr)について、”aXis2000”での閲覧方法を簡略に説明します。編集方法は、”aXis2000 Simple Manual
Application 応用編（以下”応用編”と表記）”で説明します。
免責事項“aXis2000”の使用に際しては、本ソフトウェアのバージョンや動作環境によって操作中に予期せぬ不具合が発生する場合があります。また一部機能が正常に動作しない場合があります。当マニュアルでは通常時の操作手順以外は取り扱いません。ご留意くださ
い。

3

1

基本操作

1.1 インストール方法
aXis2000 を動作させるには aXis2000 のプログラムの他、IDL ヴァーチャルマシンのソフトウェアが必要になる。
1

2
3

4

以下のサイトから IDL VM をダウンロードする。
http://www.exelisvis.co.jp/
なお、ダウンロードするにはアカウント取得が必要になるが、無償なので ライセンス取得は不要。
ダウンロードした IDL VM をインストールする。
アカウント取得後、以下のサイトから”aXis2000.zip”と”aXis2000.sav”をダウンロードする。
http://unicorn.mcmaster.ca/aXis2000.html

ローカルディスク内（C : ¥aXis2000 を推奨）に”aXis2000.zip”を展開する。

展開にあたっては、パスやフォルダ名にスペースを含まないフォルダとする（例えマイドキュメントは NG!）。もしスペースを含んでいた場合、誤作動の原因になる可能性が極めて高い。
56展開した”aXis2000”フォルダ内に”aXis2000.sav”をはりつける。
aXis2000 起動の際は”aXis2000.sav”を実行する。

4

1.2 メイン画面の見方

プルダウンメニュー

メインイメージ

サムネイル
表示される

チェックしたイメージ
リストがメインイメージに表示される

データバッファリスト
6 データバッファリストには 0～
9 のリストがあり、最大 10 のデータを入力できる。
 バッファリストに入力したデー
タは上部にサムネイル表示される
 バッファリストにチェックを入れるかサムネイルを直接クリックす
ると、メインイメージに表示される。
 0 ナンバーのバッファリストがある。1~9 のデータのどれかを編集操作すると、一時データとして 0 ナ
ンバーに表示される（以下”Temp リスト”と表記）。サムネイル表示はされない。

1.3 STXM データを開く
STXM の測定データは.hdr に加え、.xim（画像）や.xsp（ポイント）という拡張子で保存されている。aXis2000 から.hdr データを開くにはプルダウンメニューの”Read”から選択する。
1.

データバッファリストのどれかにチェックを入れる（起動時には 1 ナンバーにチェッ
クが入力されている）。

2.

プルダウンメニューから”Read”→”STXM(sdf)”をクリック

6

3. ポップアップした”Read Self Defining Format files”の画面から”Browse”クリックして出力するファイル（.hdr 形式）を選択する。
4. “Type”からデータの種類（point, line, image）を確認する。
5. “I-ring norm”のチェックボックスにチェックを入れる。

6.

出力するデータが複数座標のスキャンを含む場合は“Region”から領域を選択する。

7.

Energy Stacks のイメージスキャンデータ（画像スタック）で 1 画像だけ出力する際は、”Image #”からエ ネルギー値を選択する。

8.

“Map”, “1 image”, “OK”からどれか適切なものを選んでクリックする。各操作の詳細は
後述する。

9.

データがバッファリストに出力される。画像スタックは別ウィンドウで出力される。

7

1.4 メイン画面上のデータをコピー＆ペーストする
1.

コピーするデータバッファリストにチェックを入れる。

2.

画面右上の“Copy Buffer”をクリック

8

3.

ペースト先のサムネイルかリストのバッファリストにチェック

4.

データがペーストされる。

9

1.5 メイン画面上のデータを画像として保存する
aXis 内で閲覧できる画像データは一般的な形式の画像データに変換することができる。
1.

Image Scan などの画像データをバッファリストに出力する。各種画像データの出力の手順は後項 3.1 に記述。
2. プルダウンメニューから”Write”→”Graphics”→”TIF”→”image”をクリック。なお.tif
以外に.jpg や.png などの形式もあり。
3. ファイル Name をつけて画像が保存される。
※なおソフトの動作環境によっては操作が正常に行われない可能性あり。

10

1.6 メイン画面上のデータを印刷する
1
2

メイン画面上で印刷するデータバッファリストにチェックを入れる。
プルダウンメニューから”Utilities”→”Print”→”Logbook”をクリック

3

ポップアップのウィンドウで印刷画像の Size を入力して Enter4

ポップアップのウィンドウで白黒印刷かカラー印刷かを選択する。カラーなら 0、
白黒なら 1 を入力して Enter5

画像が印刷される。

11

2スペクトルの閲覧

2.1 Point Scan の閲覧
1.

出力するデータバッファリストにチェックを入れる。

2.

プルダウンメニューから”READ”→”STXM”をクリック

3.

ポップアップした”Read Self Defining Format files”の画面から”Browse”クリックしてファイルを選択する。

4.

Type に表示された“NEXAFS Point Scan”を確認する。

5.

“I-ring norm”のチェックボックスにチェックを入れる。

6. “OK”をクリック

7.

バッファリストにスペクトルが出力される。

12

2.2 Line Scan の閲覧※ データの OD 変換、位置ずれの修正については応用編 2 を参照のこと
1.

出力するデータバッファリストにチェックを入れる。

2.

プルダウンメニューから”READ”→”STXM”をクリック

3.

ポップアップした”Read Self Defining Form at files”の画面から”Browse”クリックしてファイルを選択する。

4.

“Type” に表示された“NEXAFS Line Scan”を確認する。

5.

“I-ring norm”のチェックボックスにチェックを入れる。

6.

“OK”をクリック

7.

バッファリストにラインスキャン画像が出力される。

8.

ラインスキャン画像にチェックを入れる。

13

10. プルダウンメニューから”Linescans”→”Add lines”→“horizontal”をクリック

11. “Define lines numerically?”で “いいえ”をクリック

12. メインイメージに出力されたラインスキャン画像から I0 の領域を抜き出す。画像上でクリックすると水平線が現れ、2 箇所クリックした水平線で囲まれた領域の平均が I0ス ペクトルとして表示される。

1413. 領域を選ぶと”Choose Buffer”がポップアップ表示される。
14. 出力するバッファリストのナンバーをクリックする。

15. ポップアップされた“get text”のウィンドウでバッファーにタイトルをつけて Enter

16. I0 のスペクトルが出力される。

15

17. 手順 9～16 を繰り返して I のスペクトルを出力する。
18. I スペクトルのバッファリストにチェックを入れる。

19. プルダウンメニューから”Spectra”→”Convert to”→”OD”をクリック

1620. ポップアップされた“Select Buffer with Io”のウィンドウで I0 のバッファリストナンバー
をクリックする

21. Optical Density（以下 OD）変換された I のスペクトルが Temp リストに出力され る。

なお、OD

ln

で定義

22. 別のバッファリストにコピー＆ペーストする、もしくはプルダウンメニューから”Write”→”AXIS”で.txt 保存する（これが汎用的に便利）。

17

2.3 スペクトルデータをテキストデータとして保存
メイン画面上に表示されたスペクトルデータを.txt 形式で保存する手順を説明する。
1. 2.1 項や 2.2 項などの操作を使ってメイン画面上にスペクトルデータを表示させる。

2. プルダウンメニューから”Write”→”AXIS”をクリック

3. ファイル名を付けて保存する。

18

2.4 スペクトルの重ね合わせ（Over Plot）
メイン画面上で表示した複数のスペクトルデータを重ねて表示する手順を説明する。
1. 2.1 項や 2.2 項などの操作を使ってメイン画面上にスペクトルデータを複数表示させる。

2. 重ね合わせの際に基準にするスペクトルのデータバッファリストにチェックを入れる。

19

3. プルダウンメニューから”Diplay”→”Over Plot”→”No Rescale”または”Rescale”をクリックする。スペクトルピークの高さを確認する場合は”No Rescale”、スペクトルを規格化してピーク位置を確認する場合は”Rescale”が適する。

4. ポップアップで”Select Buffers”が表示されるので重ね合わせるスペクトルデータのリ
ストナンバーにチェックを入れ、”Done”をクリック
5. 重ね合わせたスペクトル表示される。

20

6. “No Rescale”で表示した場合は、表示範囲を調整する。目盛りのフォームに数値を入力して Enter

7. 表示範囲を調整したスペクトルが表示される。

21

2.5 スペクトルのスムージング
メイン画面上でのスペクトルのスムージング操作を説明する。
出力するデータバッファリストにチェックを入れる。
1. 2.1 項や 2.2 項などの操作を使ってメイン画面上にスペクトルデータを表示させる。

2. プルダウンメニューから”Filter”→”Smooth”をクリック

22

3. ポップアップされた”# of pts.”のウィンドウで点間平均の数値を入力する。例えば”3”を入力すると 3 点間の平均値となる。

4. Enter を押下で平均化されたスペクトルが表示される。

23

3

画像の閲覧

3.1 単一画像の閲覧
1.

出力するデータバッファリストにチェックを入れる。

2.

プルダウンメニューから”READ”→”STXM”をクリック

3.

ポップアップした”Read Self Defining Form at files”の画面から”Browse”クリックしてファイルを選択する。

4.

“Type” に表示された“Image Scan” または“NEXAFS Image Scan”を確認する。

5.
6.

“I-ring norm”のチェックボックスにチェックを入れる。
“Region”および ”Image”を選択する。

7.

“Image”でエネルギー値が複数ある場合は”1 image”をクリック。単数の場合は”OK”を
ク リック。

8.

バッファリストに画像が出力される。

24

3.2 2 つの画像の差分画像の作成
エネルギー値の異なる 2 画像を測定したデータの場合、OD 変換した差分画像を簡易な方法で作成することができる。元素や特定のピークの分布を観察するのに有効である。
1.

出力するデータバッファリストにチェックを入れる。

2.

プルダウンメニューから”READ”→”STXM”→”Browse”をクリック

3.

ファイルを選択する

4.

“Map”をクリック

5.

OD に変換された差分画像が、チェックしたデータバッファリストに出力される。

※なお Map 操作を正しく作動するにはいくつかの条件がある。内容は以下の通り。


NEXAFS Image Scan で取得したデータであること、およびその中に存在する画像数が2 つであること。



画像内に I0 の領域を含んでいること。I0 を含んでいない場合は、画像内の最大値が適用 されるので注意が必要。



画像の位置ずれが少ないこと。ずれがあると微分干渉像の様にエッジが立った像になる。
そのような状況では、OD 差分の分布とは言えない25

4

画像スタックの閲覧

4.1 画像スタックの閲覧※

詳細については応用編 3 も参照のこと

1

プルダウンメニューから”READ”→”STXM”をクリック

2

ポップアップした”Read Self Defining Format files”の画面から”Browse”クリックしてファ
イルを選択する。

3

Type に表示された“NEXAFS Image Scan”を確認する。

4
5“I-ring norm”のチェックボックスにチェックを入れる。
“Region”が複数ある場合は選択する。

6“OK”をクリック

7

ファイル作成のポップアップでファイル名をつけて.ncb データ作成

ファイル名を付ける

26“開く”と表示されているがファイルの作成と保存操作
が行われる

8

ポップアップした“get_num”のウィンドウで画像の拡大倍率を入力（デフォルトの値のままでよい）して、Enter を押す。

9
10
11

“Stack Process”画面が立ち上がる。
画面左側中央の“Movie”から“Play”をクリック
並んだ画像が再生される。

27

4.2 Stack Process 画面からスペクトルを閲覧
画像スタックは”Read”以外のメニューから閲覧することができる。
すでに.ncb データを作成した画像スタックの閲覧方法は 2 つある。一つは”Stack process”
から閲覧する方法である。この方法は 1 画面内でデータの閲覧、編集、保存の操作を行う。
なお閲覧する スペクトルは画面内に重ねて表示できない。
1.

プルダウンメニューから”Stacks”→”Analyze”→”Stack process”をクリック

2.
3.

閲覧対象の.ncb データを開く。.ncb データがない場合は前項の手順で作成する。
ポップアップで“Read an alignment file?”のウィンドウが表示される。

4.

5.

画像スタックの位置ずれ修正を施している場合は”Yes”をクリックして.aln データを選択する。 修正していない場合は ”No” をクリック。なお、”位置ずれ修正”や .aln デー
タの詳細は ”応用編 3.2.4, 3.2.5”で説明する。
ポップアップで“suggested zoom”のウィンドウが表示されるので、画面表示の拡大倍6.

率を入力(デフォルト値でよい)して Enter“Stack Process”画面が立ち上がり、データが出力される。

28

7.

画面中央左の I0 : ”region”をクリック

8.

“Add I0 region”のポップアップが立ち上がる。

29

9“Stack Process”画面から I0 領域をドラッグで囲む。

10

その場で右クリックして領域を確定する

11“Add I0 region”画面の”ACCEPT region”をクリック30

12. I0 スペクトルが”Stack Process”画面右下に表示される。

3113. 画面中央左の I : ”region”をクリック

32

14. 手順 8～11 を繰り返す。
15. OD 変換されたスペクトルが”Stack Process”画面右下に表示される。I0 領域と I 領域の面積比は自動的に規格化される。

16. 別の I 領域のスペクトルを閲覧するときは、I : ”Reset”をクリックしてから 手順 13,14を繰り返す。”Reset”をクリックせずに I 領域は複数指定することもできるが、表示されるスペクトルは前に表示したものに積算されるので注意すること。

33

4.3 スタック全体を OD 変換して保存する
画像スタックの OD 変換処理の保存手順を説明する。
1. 前項の手順 1～12 を行い、I0 スペクトルを表示させる。
2. “‐>OD”をクリックする。

3. 画像の全域が OD 変換される。

34

4. ファイル Name を入力して Enter
5. “Stack “.ncb””をクリック

35

6. ポップアップで”keep columns(x) > (_)”、” keep columns(x) < (_)”、” ”keep rows(y) >(_)”、” ”keep rows(y) < (_)”のウィンドウで全てデフォルトの値のまま Enter。これらのウィンドウの詳細は応用編 3.2.4 に記述。

7. OD 変換された画像スタックデータが.ncb 形式で保存される。

36

4.4 Stack Process 画面からスペクトルデータを保存
画像スタックから取り出したスペクトルをテキスト形式で保存する手順を説明する。
1.

4.2 項の手順 1～15 等を行い、スペクトルを表示させる。

2.
3.

ファイル Name を入力して Enter“Spectrum “.txt””をクリックする。表示中のスペクトルがテキスト化され、画像スタ
ックのフォルダに保存される。

37

4.

テキスト化されたスペクトルは aXis2000 のメイン画面から開くことができる(Readから Spectra を選択し、AXIS を選択する)。

38

4.5 Stack Process 画面から画像データを保存
表示中の画像スタックのエネルギー毎に画像を外部出力する手順を説明する。出力した画像データはメイン画面上で開くことができる。
1.
2.

4.2 項の手順 1～6 等の操作を行い、画像スタックを表示する。
出力する画像を選択する。

3.

ファイル Name を入力して Enter。Name 欄に入力できない時は I ”all”→”Reset”等の別のキーをクリックすること。
“Image(s)”をクリック
ポップアップで”Save all images ?”のウィンドウが立ち上がる。

4.
5.

6.

選択画像のみを出力するなら”いいえ”をクリック。スタックの画像全てを出力する
なら”はい”をクリックする。

39

7.

ポップアップで”Format”を選択するウィンドウが立ち上がる。

8.

出力する形式の数値を入力して Enter。aXis2000 のメイン画面で加工処理をする場合
は 1 の axb を選ぶこと。
手順 6 で”はい”をクリックした場合は、ポップアップで”First number”のウィンドウ
が立ち上がる。これは出力するスタック画像の通し番号の最初の番号である。数値を入力して Enter9.

10. axb で出力した場合は、メイン画面で閲覧することができる。手順はプルダウンメニ
ューから”Read”→”Images”→”AXIS”をクリック

この他、axb 形式のデータは txt ファイルとしても開くことができる。

40

4.6 ZSTACK Spectra 画面(Zimba)からスペクトルを閲覧
画像スタックは”Zimba”から閲覧することもできる。こ の方法は、スペクトルの閲覧、編集、保存を複数画面で操作過程の中で行う。スペクトルは重ねて表示することができる。
1.

プルダウンメニューから”Stacks”→”Analyze”→”Zimba”をクリック

2.
3.

“ZSTACK Buildlist”画面が立ち上がる“Browse *.ncb”をクリック

41

4.
5.
6.

閲覧対象の.ncb ファイル選択する。.ncb がない場合は前項 4.1 を参照して作成する。
“ZSTACK Buildlist”画面に出力される。
“List is complete”をクリック

7.
8.

“ZSTACK Align”画面が立ち上がる“Skip alignment”をクリック

42

9. “ZSTACK Spectra”画面が立ち上がる
10. “Add I0 region”をクリック

43

11. “Region of Interest”のポップアップが立ち上がる。
12. I0 の領域をドラッグで囲む

13. “Region of Interest”のポップアップで”Done”をクリック

4414. I0 のスペクトルが画面下部に表示される

45

15. “Add I region”をクリック

16. 確認したい領域をドラッグで囲む

46

17
18

ポップアップウィンドウで”Done”をクリック閲覧する領域のスペクトルが OD 変換して表示される。なお、I0 領域と I 領域の面積比
は自動補正して表示される。

47

19. “Add I region”をクリック
20. 以下 手順 16～18 を繰り返すと、追加したスペクトルが画面下部に重ねて表示される。

48

4.7 ZSTACK Spectra 画面(Zimba)からスペクトルデータを保存”Zimba”で閲覧したスペクトルデータを外部出力する手順を説明する。出力したスペクト
ルはテキストファイルで開くことができる。
1.

前項の手順により Zimba にてスペクトルを表示させる。

2.

“Base filename”にファイル Name を入力して Enter

49

3.

“Select type of spectra : ”のドロップダウンリストから”Single Beam Data”をクリック

4.

“Select type of data file : ” のドロップダウンリストから”*xas (tab-separated)”をクリック。
後々に aXis で解析する場合、直接開けるのでこの形式がもっとも便利

50

5.

“Select number of data file : ” のドロップダウンリストから”File for each spectrum”をクリック

6.

“Save Spectra”をクリックする。

51

7.

保存された xas 形式のスペクトルは aXis2000 のメイン画面から開くことができる。また、txt ファイルとして開くこともできる。

52

5

その他

5.1 STXM データのサムネイル一覧表示
フォルダ内に格納された STXM 生データをサムネイルで一覧表示することができる。
1.

プルダウンメニューから”Read”→”STXM(sdf)”をクリック

2.

ポップアップウィンドウの”Browse”で表示するフォルダ内にあるファイルを一つ選ん
でクリック

3.

ポップアップウィンドウを閉じる。

53

4.

プルダウンメニューから”XimageViewer”をクリックするとサムネイル一覧が別ウイン
ドウで立ち上がる。

54

5.2 STXM データのパラメータ表示
STXM 測定で取得する生データは 2 種類の拡張子で保存される。一つは画像やスペクトルのデータ部分である.xim や.xsp 形式、もう一つは測定条件部分をテキストした.hdr 形式である。
.hdr 形式は.txt データとして閲覧することができるが、aXis2000 から閲覧することもできる。
1.

プルダウンメニューから”Read”→”STXM(sdf)”をクリック

2.
3.

“Read Self Defining Format files”のポップアップから“Browse”をクリックして閲覧対象の
STXM データを選択する。
“Parameters”をクリック

4.

ポップアップでパラメータ内容が表示される。

55

5.3 スケールバーの消去
メイン画面上に表示した Image Scan データをキャプチャする際、画面左下に表示されるス
ケールバーで画像が見づらくなる場合がある。スケールバーの位置を移動する手順を説明す
る。
5.
6.

メイン画面上に Image Scan データを表示する。
プルダウンメニューから”Display”→”Scale bar position”をクリック

7.
8.

Image Scan 画像欄外にカーソルを移動してクリック
スケールバーの位置が欄外に移動する。

56

謝辞
Professor Adam P Hitchcock (McMaster univ.)

当マニュアルは簡略した説明内容を取り扱っています。より詳細な内容を求める場合は、
aXis サイトのチュートリアルを参照してください。
http://unicorn.mcmaster.ca/axis/axis2000-tutorial.zip

History :________________________________________________________________________________
Version.1.0 : 16-Oct-2013 公開
Version.1.1 : 30-Jan-2014 項 1.4、1.5 を追加
Version.1.1.1 : 1-Mar-2014 各項文章表現を修正
Version.1.1.2 : 9-Jun-2014
項 1.2、2.1、2.2、3.1、4.1 の”i-ring norm”チェックの操作手順を変更。
Version.1.2. : 30-Nov-2016 項 4 の項目欄を整理。4.3、4.4、4.5、4.7 を追加。
Version.1.3. : 7-Mar-2016
項 5 の項目欄を追加。項 2.3～2.5 を追加。
Version.1.4 : 6-Jun-2016
項 5 の項目欄を入れ替え。項 5.2 を追加。
Version.1.4.1 : 10-Sep-2016 内容を少し修正
Version.1.4.2 : 31-Oct-2017 内容を少々補足

57