主な仕様
測定項目

オプション専用架台
組織酸素化指標 TOI（%）
組織ヘモグロビン指標 nTHI（初期の値を1とした相対値）
酸素化ヘモグロビン変化量 △O2Hb（μmol/L）
脱酸素化ヘモグロビン変化量 △HHb（μmol/L）
総ヘモグロビン変化量 △cHb（μmol/L）

測定範囲

TOI（%） 0〜99 %測定サンプル間隔

0.05秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒

光源

LED（735 nm, 810 nm, 850 nm：公称値)

照射光量2mW以下（クラス1LED製品）

光検出器

フォトダイオード

測定方式

SRS法（空間分解分光法）MBL法（モディファイド・ビア・ランバート法）
・保存データ10回分保存（1回：最大50,000データサンプル）

外部保存

USBメモリ

出力信号

デジタル出力（RS232C、D-Sub 9pin）/アナログ出力（8ch、D-Sub 9pin）

測定プローブ

ケーブル長 約2.5 m（照射・検出プローブ）

バッテリ動作

約30分間（フル充電時）

外部イベント入力

イベント入力（TTLレベル、BNコネクタ）

外部モニタ出力コネクタ

15pin VGA端子配列準拠

表示ユニット

寸法264 mm（W）× 279 mm（H）× 190 mm（D）

質量 6 kg
AMPユニット

寸法

専用架台（NIRO-200NX）搭載例

91 mm（W）× 55 mm（H）× 156 mm（D）

専用架台（NIRO-200NX 増設用）搭載例

質量 0.7 kg
ケーブル長 約 4 m
専用架台

寸法 約542 mm（W）
×1,131 mm（H）（テーブルまでの高さ1,052 mm）
×584 mm（D）

電源

AC 100 V 50/60 Hz

消費電力

90 VA未満

医療機器認証番号
販売名

オプション
商品コードNo.

リファレンスNo.

221AFBZX00122000

専用架台（NIRO -200NX）
専用架台（NIRO -200NX 増設用）

名

113 21 520

MXD-M2-24354

113 21 530

MXD-M2-25826

ニロモニタ NIRO-200NX

データ取り込みソフトウエア NIRO-200NX用

113 21 450

U10898

イベント入力ケーブル NIRO-200NX用

113 21 410

A12154

構成 NIRO-200NX C10448（コードNo.113 01 040）

称

プラス2chアダプタ P2A●表示ユニット

1●AMPユニット（AMPケーブル付） 1

商品コードNo.

リファレンスNo.

プラス2chアダプタ NIRO-200NX用

名

称

113 21 360

C11586

AMPユニット NIRO-200NX用

113 21 370

C11438●照射プローブ（A10959）

2●検出プローブ（A10962）2●プローブホルダS（A10963）2

名●プローブホルダL（A10965）2

デュアルファイバアダプタ NIRO-200NX用●両面粘着シートS（A10967）1●両面粘着シートL（A10968）1●電源コード1

デュアル・ファイバアダプタ DFA
称

商品コードNo.

リファレンスNo.

113 21 350

C11587
A9343‒01

デュアルファイバ NIRO-200NX/NIRO-200 DFA用 113 21 121
デュアルファイバチェッカ DFA用
113 21 130
デュアルファイバホルダ NIRO-200DFA用(W型)

113 21 140

A9344
A9365

■ランニングコストを抑えるコンパクトなリユーザブルプローブ
両面テープのみの交換で再使用が可能なリユーザブルプローブにより、低ランニングコストを実現。形状もコンパクトなので、他モニタセンサとの同時使用が可能です。

www.hamamatsu.com□ システム営業推進部 〒431-3196 浜松市東区常光町812 TEL (053)431-0143 FAX (053)433-8031 E-Mail sales@sys.hpk.co.jp

本商品は予告なく仕様を変更させていただくことがあります。 Cat.No.SMES0036J01
SEP/2016 IP

赤外線酸素モニタ装置 C10448

使いやすさにこだわった用途に合わせ、5 種類から画面を選択できます
NIRO-200NXは従来どおりの『標準画面』のNIRO-200NXは、生体に安全な光を用いて他に、ユーザーの用途に合わせて、圧縮波形＋組織の酸素化状態を非侵襲・連続的に測定します。

リアル波形を一度に表示する『複合表示画面』、使い方は、プローブを装着してスタートボタンを押すだけの簡単操作。

TOI（%）表示の下部に示された矢印と変化値表示で、測定開始時からの変化が一目でわかります。
圧縮波形

２種類の測定原理を用い組織の酸素化・代謝を詳細に表現します
定量性に優れた空間分解分光法（SRS法）と反応性に優れたMBL法。
２つの測定原理を用い、より細かな脳表示シンボル

項 目

TOI（%）

Tissue Oxygenation Index

酸素の情報を提供します。

リアルタイム波形

複合表示画面測定パラメータ毎に並べる『重ね合わせ画面』などの5種類から表示方法を選択することが可能です。

イベントマーク

測定原理

組織酸素化指標

nTHI

正規化組織ヘモグロビン指標

ΔO 2Hb

酸素化ヘモグロビン変化量

ΔHHb

脱酸素化ヘモグロビン変化量ΔcHb

総ヘモグロビン変化量

SRS法
重ね合わせ画面

normalized THI

MBL法

標準画面

4ch Tol 表示画面

多彩な入出力インターフェース
多彩なインターフェースでデータ管理など、幅広い拡張性があります。

３波長の近赤外光が測定精度を高めます
NIRO-200NXは、3波長の近赤外光を照射し測定精度をより高めています。

デジタル出力イベント入力【USBメモリへ保存できます】
測定したデータをUSBメモリへ手軽に保存できます。

4ch表示画面Tol（%）
数値トレンド画面

タッチパネルと日本語で簡単操作
タッチパネルで直感的な操作を実現。ユーザーにやさしい日本語ヘルプ画面も表示できます。

USBポート
アナログ出力各ヘモグロビンの濃度変化量により、脳の状況が詳しくわかります

ディスプレイ出力

組織酸素飽和度（TOI）が低下した場合、いくつかの原因が考えられます。TOIと同時に各ヘモグロビンの変化を見れば低酸素となった原因への手がかりとなり、その対応をより素早く行うことが可能になります。
酸素化が不充分な場合、脳へのヘモグロビン流入（nTHI、
Δc H b ）に変 化は 見られませ んが 、酸 素 化 ヘ モグロビン

酸素化不良（ΔO 2 Hb）が低下し、反対に脱酸素化ヘモグロビン（HHb）酸素消費量の上昇が上昇します。

【ディスプレイ外部出力とイベント入力機能】
サブディスプレイを接続することにより本体と離れた場所でデータの確認が行えます。また、イベント入力ケーブルにより離れた場所からのイベントマークの追加も可能となります。

専用ソフトでデータの収集・表示
専用ソフト（オプション）
でデータの収集・表示を行えます。

うっ血状態の場合、脳内の脱酸素化ヘモグロビン（ΔHHb）
上昇に伴って、総ヘモグロビン量（nTHI、ΔcHb）が増加します。

静脈性鬱血【Philips社製モニタとの接続】
デ ジ タ ル 出 力 から I n t e l l i B r i d g e モ ジュー ル へ 接 続 す れ ば 、NIRO-200NXのデータをPhilips社製モニタで表示可能。データの一元管理を行うことができます。

脳は虚血状態の場合、脳へのヘモグロビン流入量（nTHI、ΔcHb）が減少します。

虚血動脈血収縮【約30分のバッテリ駆動が可能】
バッテリを搭載しているため、移動中でもモニタリングを継続できます。

使いやすさにこだわった用途に合わせ、5 種類から画面を選択できます
NIRO-200NXは従来どおりの『標準画面』のNIRO-200NXは、生体に安全な光を用いて他に、ユーザーの用途に合わせて、圧縮波形＋組織の酸素化状態を非侵襲・連続的に測定します。

リアル波形を一度に表示する『複合表示画面』、使い方は、プローブを装着してスタートボタンを押すだけの簡単操作。

TOI（%）表示の下部に示された矢印と変化値表示で、測定開始時からの変化が一目でわかります。
圧縮波形

２種類の測定原理を用い組織の酸素化・代謝を詳細に表現します
定量性に優れた空間分解分光法（SRS法）と反応性に優れたMBL法。
２つの測定原理を用い、より細かな脳表示シンボル

項 目

TOI（%）

Tissue Oxygenation Index

酸素の情報を提供します。

リアルタイム波形

複合表示画面測定パラメータ毎に並べる『重ね合わせ画面』などの5種類から表示方法を選択することが可能です。

イベントマーク

測定原理

組織酸素化指標

nTHI

正規化組織ヘモグロビン指標

ΔO 2Hb

酸素化ヘモグロビン変化量

ΔHHb

脱酸素化ヘモグロビン変化量ΔcHb

総ヘモグロビン変化量

SRS法
重ね合わせ画面

normalized THI

MBL法

標準画面

4ch Tol 表示画面

多彩な入出力インターフェース
多彩なインターフェースでデータ管理など、幅広い拡張性があります。

３波長の近赤外光が測定精度を高めます
NIRO-200NXは、3波長の近赤外光を照射し測定精度をより高めています。

デジタル出力イベント入力【USBメモリへ保存できます】
測定したデータをUSBメモリへ手軽に保存できます。

4ch表示画面Tol（%）
数値トレンド画面

タッチパネルと日本語で簡単操作
タッチパネルで直感的な操作を実現。ユーザーにやさしい日本語ヘルプ画面も表示できます。

USBポート
アナログ出力各ヘモグロビンの濃度変化量により、脳の状況が詳しくわかります

ディスプレイ出力組織酸素飽和度（TOI）が低下した場合、いくつかの原因が考えられます。TOIと同時に各ヘモグロビンの変化を見れば低酸素となった原因への手がかりとなり、その対応をより素早く行うことが可能になります。
酸素化が不充分な場合、脳へのヘモグロビン流入（nTHI、Δc H b ）に変 化は 見られませ んが 、酸 素 化 ヘ モグロビン

酸素化不良（ΔO 2 Hb）が低下し、反対に脱酸素化ヘモグロビン（HHb）酸素消費量の上昇が上昇します。

【ディスプレイ外部出力とイベント入力機能】
サブディスプレイを接続することにより本体と離れた場所でデータの確認が行えます。また、イベント入力ケーブルにより離れた場所からのイベントマークの追加も可能となります。

専用ソフトでデータの収集・表示専用ソフト（オプション）
でデータの収集・表示を行えます。

うっ血状態の場合、脳内の脱酸素化ヘモグロビン（ΔHHb）
上昇に伴って、総ヘモグロビン量（nTHI、ΔcHb）が増加します。

静脈性鬱血【Philips社製モニタとの接続】
デ ジ タ ル 出 力 から I n t e l l i B r i d g e モ ジュー ル へ 接 続 す れ ば 、NIRO-200NXのデータをPhilips社製モニタで表示可能。データの一元管理を行うことができます。

脳は虚血状態の場合、脳へのヘモグロビン流入量（nTHI、ΔcHb）が減少します。

虚血動脈血収縮【約30分のバッテリ駆動が可能】
バッテリを搭載しているため、移動中でもモニタリングを継続できます。

主な仕様
測定項目

オプション専用架台
組織酸素化指標 TOI（%）
組織ヘモグロビン指標 nTHI（初期の値を1とした相対値）
酸素化ヘモグロビン変化量 △O2Hb（μmol/L）
脱酸素化ヘモグロビン変化量 △HHb（μmol/L）
総ヘモグロビン変化量 △cHb（μmol/L）

測定範囲TOI（%） 0〜99 %測定サンプル間隔

0.05秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒

光源

LED（735 nm, 810 nm, 850 nm：公称値)

照射光量2mW以下（クラス1LED製品）

光検出器

フォトダイオード

測定方式

SRS法（空間分解分光法）MBL法（モディファイド・ビア・ランバート法）
・保存データ

10回分保存（1回：最大50,000データサンプル）

外部保存

USBメモリ

出力信号

デジタル出力（RS232C、D-Sub 9pin）/アナログ出力（8ch、D-Sub 9pin）

測定プローブ

ケーブル長 約2.5 m（照射・検出プローブ）

バッテリ動作

約30分間（フル充電時）

外部イベント入力

イベント入力（TTLレベル、BNコネクタ）

外部モニタ出力コネクタ

15pin VGA端子配列準拠

表示ユニット寸法

264 mm（W）× 279 mm（H）× 190 mm（D）

質量 6 kg
AMPユニット

寸法

専用架台（NIRO-200NX）搭載例

91 mm（W）× 55 mm（H）× 156 mm（D）

専用架台（NIRO-200NX 増設用）搭載例

質量 0.7 kg
ケーブル長 約 4 m
専用架台

寸法 約542 mm（W）
×1,131 mm（H）（テーブルまでの高さ1,052 mm）
×584 mm（D）

電源

AC 100 V 50/60 Hz

消費電力90 VA未満

医療機器認証番号
販売名

オプション
商品コードNo.

リファレンスNo.

221AFBZX00122000

専用架台（NIRO -200NX）
専用架台（NIRO -200NX 増設用）

名

113 21 520

MXD-M2-24354

113 21 530

MXD-M2-25826

ニロモニタ NIRO-200NX

データ取り込みソフトウエア NIRO-200NX用

113 21 450

U10898

イベント入力ケーブル NIRO-200NX用

113 21 410

A12154

構成 NIRO-200NX C10448（コードNo.113 01 040）

称

プラス2chアダプタ P2A●表示ユニット

1●AMPユニット（AMPケーブル付） 1

商品コードNo.

リファレンスNo.

プラス2chアダプタ NIRO-200NX用

名

称

113 21 360

C11586

AMPユニット NIRO-200NX用

113 21 370

C11438●照射プローブ（A10959）2●検出プローブ（A10962）2●プローブホルダS（A10963）2

名●プローブホルダL（A10965）2

デュアルファイバアダプタ NIRO-200NX用●両面粘着シートS（A10967）1●両面粘着シートL（A10968）1●電源コード1

デュアル・ファイバアダプタ DFA
称

商品コードNo.

リファレンスNo.

113 21 350

C11587
A9343‒01

デュアルファイバ NIRO-200NX/NIRO-200 DFA用 113 21 121
デュアルファイバチェッカ DFA用
113 21 130
デュアルファイバホルダ NIRO-200DFA用(W型)

113 21 140

A9344
A9365

■ランニングコストを抑えるコンパクトなリユーザブルプローブ
両面テープのみの交換で再使用が可能なリユーザブルプローブにより、低ランニングコストを実現。形状もコンパクトなので、他モニタセンサとの同時使用が可能です。

www.hamamatsu.com□ システム営業推進部 〒431-3196 浜松市東区常光町812 TEL (053)431-0143 FAX (053)433-8031 E-Mail sales@sys.hpk.co.jp

本商品は予告なく仕様を変更させていただくことがあります。 Cat.No.SMES0036J01
SEP/2016 IP

赤外線酸素モニタ装置 C10448