サンコウ膜厚計
ＳＷＴ－８２００／８３００
取扱説明書

東京・大阪・名古屋・福岡・川崎

目次

ページ

安全上のご注意････････････････････････････････････････････････････････････････ １

お守り下さい ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

４

準備 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

５

・

同梱品 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

５

・

各部の名称 ･･････････････････････････････････････････････････････････

６

・

ＬＣＤに表示される項目 ･･･････････････････････････････････････････････

８

・

本器に電池を入れる ･･･････････････････････････････････････････････････

９

・

プローブの接続、取り外し ････････････････････････････････････････････

１０

・

プローブの持ち方 ････････････････････････････････････････････････････

１１

・

プローブの押し当て方 ････････････････････････････････････････････････

１１

操作方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

１２（１）電源の入れ方 ･･･････････････････････････････････････････････････････

１２（２）電源の切り方 ････････････････････････････････････････････････････････ １３（３）「ケンリョウセンＮｏ： 」の選びかた ･･･････････････････････････････････ １４（４）ゼロ調整 ････････････････････････････････････････････････････････････ １６（５）ゼロ調整 －特殊な調整方法－ ･･･････････････････････････････････････

１８（６）標準調整 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

２１（７）検量線の消去 ･･･････････････････････････････････････････････････････

２４

機能の切替 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

２５（１）連続測定モードの切替 ･･･････････････････････････････････････････････

２５（２）分解能の切替 ･･･････････････････････････････････････････････････････

２７（３）キーロックモードの切替 ･････････････････････････････････････････････

２８

測定 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ２９
上・下限値の設定 ････････････････････････････････････････････････････････････････ ３０（１）上限値を設定する ･････････････････････････････････････････････････････ ３０（２）下限値を設定する ･････････････････････････････････････････････････････ ３１（３）設定した限界値を消す ･････････････････････････････････････････････････ ３３
上下限値を設定した測定 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ ３４

目次

ページ

測定データの収納 ････････････････････････････････････････････････････････････････

３５（１）データの収納場所を選ぶ ････････････････････････････････････････････････

３６（２）データを収納しない状態にする ･･････････････････････････････････････････

３９

データを収納する測定 ････････････････････････････････････････････････････････････

４０

１データの消去 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

４５

データの消去 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ ４６
データの消去（グループ）･･･････････････････････････････････････････････････････････ ４８
データの消去（ブロック） ･･････････････････････････････････････････････････････････ ５０
データの消去（セクション）････････････････････････････････････････････････････････ ５３
統計 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ ５６（１）収納されている全データの統計 ･････････････････････････････････････････････

５６（２）『グループ番号』に収納されているデータの統計 ･･････････････････････････････

５７（３）グループの中の『ブロック番号』に収納されているデータの統計 ･････････････････ ５９（４）グループの中のブロックの中の『セクション番号』に収納されているデータの統計 ６２
データを送る－① USB （リアルタイム転送） ･･････････････････････････････････････････

６５

収納データを送る－② USB （全データ転送）････････････････････････････････････････ ６７収納データを送る－③ USB （グループ番号データ転送）･･･････････････････････････････ ６９収納データを送る－④ USB （ブロック番号データ転送）･･････････････････････････････ ７２収納データを送る－⑤ USB （セクション番号データ転送）････････････････････････････ ７５
データを送る－⑥ 微弱無線（リアルタイム転送） ･･･････････････････････････････････････ ７９
データを送る－⑦ 微弱無線（全データ転送） ･･････････････････････････････････････････

８１

収納データを送る－⑧ 微弱無線（グループ番号データ転送）･････････････････････････････ ８３収納データを送る－⑨ 微弱無線（ブロック番号データ転送）････････････････････････････ ８６収納データを送る－⑩ 微弱無線（セクション番号データ転送）･････････････････････････ ８９
こんな時は（故障かな？と思ったら） ･･････････････････････････････････････････････ ９３仕様 ◆本体･･････････････････････････････････････････････････････････････････ ９６◆プローブ（オプション） ･･････････････････････････････････････････････････ ９７
参考資料（測定の原理） ･･････････････････････････････････････････････････････････ ９８

安全上のご注意 （安全に正しくお使いいただくために）お使いになる人や他人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」を良くお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになったあと、いつでも取り出せる所に必ず保管してください。

警告● 本器を水に入れたり、ぬらさないように注意してください。 故障の原因になります。
水濡れ禁止
万一本器内に水が入った場合には、販売店または当社各営業所にご連絡ください。
● 本器の内部に金属や異物を入れないでください。 故障の原因となります。万一本器禁止
内に金属や異物が入った場合には、販売店または当社各営業所にご連絡ください。
● コネクタにねじ回しや棒を差し込まないでください。 故障の原因となります。
禁止● 投げたり、ぶつけたり、落としたりしないでください。 怪我や破損、故障の原因と禁止なります。
● 絶対に分解したり、改造したりしないでください。 異常動作をしたり、故障の原因と
分解禁止
なります。
内部の点検、整備、修理は販売店または当社各営業所にご依頼ください。

禁止● 本器に付属する専用のＡＣアダプタ以外は使用しないでください。また、指定電圧以外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因になります。

● 付属するＡＣアダプタ－の端子部に金属のピンやゴミを付着させないでください。
禁止
ショ－ト、感電、火災の原因となります。
● 濡れた手でＡＣアダプタの抜き差しはしないでください。
禁止
感電の原因になります。
● ＡＣアダプタのコ－ドを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、禁止
引っ張ったり、ねじったりしないでください。 また、重いものを乗せたり、挟みこんだりすると、コ－ドが破損し、断線、ショ－ト、火災の原因になります。

－１－

安全上のご注意 （安全に正しくお使いいただくために）警告！ ● 長期間ご使用にならないときは、必ず電池を本器から取り出してください。
必ず実施
電池が劣化して、万一電解液が流れ出すと、異常動作や故障の原因となります。
！ ● 電池の交換は、必ず本書の「電池の入れ方」の項をお読みください。
必ず実施！ ● 電池は子供やペットの手の届かない所に保管して下さい。万一、飲み込んだりした
必ず実施
場合はすぐに医師に相談してください。
！ ● 電池を火や水の中に入れないでください。 火気、高温、湿気をさけ、暗く涼しく必ず実施
乾燥した場所に保管してください。
！ ● 電池に衝撃を与えたり、傷つけないでください。また、分解、ハンダ付け等の加工をしないでください。

必ず実施！ ● 電池を短絡したり、充電したりしないでください。また電池をペンチ等の金属製のものでもたないでください。

必ず実施

！

● 交換する電池は本書に指定の、新しい（未使用）電池を使ってください。

必ず実施

！

＋ 、○
－ ）に注意して正しく入れてください。
● 電池を入れるときは、本器の極性表示（○

必ず実施

！
必ず実施

！

● 電池が液漏れした場合は、漏れ液を布等で良くふき取って新しい電池に交換してください。
また、漏れ液には直接触れないで下さい。 皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗ってください。
● 電池の廃棄は、地域の法律や条例に従ってください。

必ず実施

！
強制

● ＡＣアダプタの電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
また、傷んだり、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

！

● 本器の点検、お手入れのときは、必ず電源をＯＦＦし、ＡＣアダプタをコンセントから必ず実施
抜いてください。感電や怪我の原因となります。

－２－

安全上のご注意 （安全に正しくお使いいただくために）注意● ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤を噴きかけたりしないでください。
禁止
ひび割れ、故障の原因になります。
● 炎天下の自動車内や暖房器具のそばなど、温度が異常に高くなるところで保管禁止
しないでください。 本器に悪い影響を与え故障の原因になります。
● 本器の上に乗ったり、踏みつけたり、物を置いたりしないでください。
禁止
破損や、怪我の原因になります。
● ゴム製品やビニ－ル製品を長時間接触させたままにしないでください。
禁止
付着してはがれなくなる恐れがあります。

－３－

お守りください● ご使用になるまえに必ず本書をよく読んで、正しい操作をして下さい。
● 本器は精密機器です。 乱暴な取り扱いはしないでください。 故障の原因となります。
● プロ－ブのケ－ブルを引っ張ったり、折り曲げたり、本器に巻きつけたりしないでください。
ケ－ブルが断線したり破損する原因となります。
● プロ－ブの先端で物を叩いたり、引っかいたりしないでください。
正しい測定が出来なくなったり、プロ－ブが故障する原因となります。
● プロ－ブの先端は、いつもクリ－ンな状態にしてください。
少しでもゴミが付いていると精度の高い測定が出来ない恐れがあります。
● ご使用後は、汚れを落として、湿気や、ちり、ほこりのない場所に保管してください。
● 測定の精度を保つためには、年に１度は販売店または最寄りの当社各営業所に点検をご依頼ください。
● 大きい電気的なノイズが発生したり、強い磁気がある場所でのご使用は避けてください。
誤動作をしたり、故障の原因となることがあります。

－４－

準備
◆ 同梱品

同梱されている次の物品の有無をご確認ください。

・ 本体

ＳＷＴ－８２００ または ＳＷＴ－８３００・ 単３型乾電池（２本）・ 収納ケース

・ 取扱説明書（本書）・ 保証書／ユ－ザ－登録用紙

・ ＡＣアダプタ・ ＵＳＢケ－ブル（２．０ｍ）

・ ＵＳＢドライバ（ＣＤ）●オプションのプローブがある場合
・ プローブ
鉄素地用（Ｆｅ） または 非鉄金属素地用（ＮＦｅ）
・ テスト用ゼロ板（Ｆｅの場合：鉄素地／ＮＦｅの場合：非鉄素地の動作チェック用）

・ 標準厚板（フィルム：２枚、べーク：１枚）－５－

◆ 各部の名称
プロ-ブ接続端子

表示部

ハンド・ストラップ
操作キ－

電池収納部（背面）ＡＣアダプタ 接続コネクタ

ＵＳＢコネクタ● プロ－ブ接続端子
別売品のＳＷＴ専用プロ－ブを接続します。
（１） 鉄系の素材の上の塗装やメッキ、ライニング層等の皮膜の厚みを測定するには「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続します。
（２） アルミニウムや銅等、非鉄系の素材の上の塗装やライニング層等の皮膜の厚みを測定するには「ＮＦｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続します。
● 表示部
測定値、操作のガイド、障害状態等を表示します。
● 操作キ－（１） 電源ＯＮ／ＯＦＦキ－本器の電源をＯＮ、ＯＦＦするキ－です。
（２） 「ZERO」キ－、「▲」キ－、「▼」キ－
正確な測定をするために測定前等に使用する調整用キ－です。
高機能動作時の調整等にも用います。
（３） 「LOCK」キ－
測定中に誤ってキ－を押し誤動作することを防ぐキ－です。

－６－

（４） 「Ｃａｌ Ｎｏ．」キ－
高機能動作で、検量線の選択に使用するキ－です。
（５） 「Ｈ／Ｌ」キ－
高機能動作で、測定値の上限／下限を設定するために使用するキ－です。
（６） 「STATISTICS」キ－
高機能動作で、メモリ内に格納したデ－タの統計処理をおこなうために使用するキ－です。
（７） 「MeM.- SEL」キ－
高機能動作で、使用するメモリを選ぶために使用するキ－です。
（８） 「COM. ENABLE」キ－
高機能動作で、デ－タ転送の選択のために使用するキ－です。
（９） 「TRANSMIT」キ－
高機能動作で、デ－タの転送を起動し実行するために使用するキ－です。
（10） 「MeM. CLEAR」キ－
高機能動作で、メモリ内に格納されているデ－タを消すときに使用するキ－です。
（11） 「DATA ERASE」キ－
高機能動作で、表示面に表示されている１つのデ－タを抹消するために使用するキ－です。
（12） 「CANCEL」キ－
高機能動作で、調整中に、調整を中止して、測定作業が直ちにできる状態に戻す
ときに使用するキ－です。
● 電池収納部
単３型の乾電池を２本収納します。
● ハンドストラップ
測定作業中に本器を誤って落とさないように、必ずストラップを手首に通してください。
● ＡＣアダプタ 接続コネクタ
付属の専用ＡＣアダプタを接続するためのコネクタです。
● ＵＳＢコネクタ
付属するＵＳＢケ－ブルを接続するためのコネクタです。

－７－◆ ＬＣＤに表示される項目①「ゼロ調整」、または「標準調整」 の表示②「鉄材」、または「非鉄材」の表示③④
測定デ－タの数値表示⑤
μｍ「電池消耗」の表示

送信機能の表示
検量線Ｎｏ． の表示
上限値、 下限値、 設定値の表示
メモリ、 選択、 使用状況の表示⑥⑦⑧① 「ゼロ調整」や、「標準調整」を行っているときに表示されます。
これらの調整の時以外は表示は消えています。
② 「Ｆｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、「（鉄材）」 と表示されます。
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、「（非鉄材）」 と表示されます。
③ プロ－ブを押し当てて測定したデ－タが表示されます。
④ 電池が消耗して交換が必要になると「 BＡＴ 」マ－クが２段階で表示されます。
⑤ パ－ソナルコンピュ－タとＵＳＢによるデ－タの転送を行う状態にすると「 UＳＢ 」
マ－クが表示されます。
また、パ－ソナルコンピュ－タと微弱無線によるデ－タの転送を行う状態にすると「 Ｗ／Ｌ 」
マ－クが表示されます。（ＳＷＴ－８３００のみ）⑥ 組になる「ゼロ調整」と「標準調整」が収納されている検量線の番号が表示されます。
⑦ 上限値や下限値を設定したときに、「上限となる膜厚の値」、「下限となる膜厚の値」を表示します。
この上下限値の設定範囲外になると、それぞれが点滅表示をします。
⑧ 測定デ－タを収納するメモリ場所を選ぶときには選んでいる番号が点滅表示され、メモリにデ－タを収納しながら測定しているときには収納場所の番号が表示されます。

－８－◆ 本器に電池を入れる① 本器裏面の電池ぶたをはずします。
電池ぶたの「矢印」の部分を押したまま、下側にずらしてはずします。
② 電池を入れます。
＋、 ○－ の表示を確認して、表示のとおり電池を入れます。
必ず ○③ 電池ぶたを閉じます。

注意● 電池は同梱品か、または、指定のタイプの新しい（未使用）電池を使用してください。
● 電池の誤った使い方は液漏れや破裂の原因となりますので、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
● 長時間ご使用にならない場合には電池を本器から取り出して保管してください。
液漏れによる故障を防ぎます。
● 電池はお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
● 電池を廃棄するときは地域の法律や条例に従ってください。

本器に電池を入れたとき、表示部に次のようなメッセ－ジと、警告が表示される場合があります。
これは故障ではありません。 この場合はブザ－が鳴って表示が消えるまでお待ちください。

起動中

誤操作！

プロ－ブを空中へ

プロ－ブを接続

測定開始前には、ゼロ調整と標準板による調整をして下さい

して下さい。

本器の表示部に次のようなマ－クが表示される場合には電池が消耗しています。
２本とも新しい電池に交換してください。

（鉄材）

BAT
ケンリョウセン No: 1

―
μｍ

－９－

◆プロ－ブの接続、取り外し◎本器に別売のＳＷＴ専用プロ－ブを接続します。
用途に適したプロ－ブを選んでください。
プローブのプロ－ブ接続端子を、本体側プロ－ブ接続端子に挿入します。
コネクタは挿入する向きがあります。
向きを合わせれば、無理に力を加えなくても挿入できます。
外れないように留め金がかかるまで、挿入してください。

留め金

プロ－ブのコネクタ

プロ－ブ接続端子
本体側プロ－ブ接続端子◎本器から専用プロ－ブを取り外します。
プロ－ブを本体から外すには、プロ－ブコネクタの両側にある留め金のバネを内側に押し、留め金を外してから静かに引き抜きます。
無理に力を入れて引き抜かないでください。 故障の原因になります。

注意
ＳＷＴ専用プロ－ブを接続、または、取り外す場合には、本器の電源がＯＦＦになっていることを必ず確認してください。
電源が入っているときに、接続、または、取り外すと、本器やＳＷＴ専用プロ－ブが故障する恐れがあります。

－１０－◆ プロ－ブの持ちかた
ケ－ブル

この部分を親指と人差し指で持ちます。
黒い樹脂製リング

測定する対象物に押し当てる部分◆ プロ－ブの押し当てかた
・ 測定操作以外のときは、プロ－ブは金属製品から５ｃｍ以上離してください。
・ 測定するときには、測定する対象物に垂直に押し当てて下さい。
傾いていると大きい誤差が生じます。

○

×
プロ－ブ

測定する対象物

測定する対象物※ プロ－ブは素早く （「ス－」という感じで ） 測定する対象物に押し当ててください。
押し当てかたが遅いと大きな誤差が生ずる場合があります。

注意◆ プロ－ブで測定する対象物を叩くような押し当てかたは、しないでください。
プロ－ブの故障の原因になります。 また、測定する対象物を傷つける恐れがあります。
◆ 特殊な測定操作の場合を除き、プロ－ブで測定する対象物の表面を擦らないでください。
プロ－ブの先端が削れて故障の原因になります。 また、測定対象物を傷つける恐れが
あります。

－１１－

操作方法
（１）電源の入れかた
ON／OFF キ－を押します。

起動中

コメントが約５秒間継続します。

注意

プロ－ブを空中へ
測定開始前には、ゼロ調整と標準板による調整をして下さい

コメントの表示の間は必ず、プロ－ブを空中に保持してください。
この間に測定操作をすると、「誤操作」のメッセ－ジが表示され、電源をＯＦＦします。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
「Ｆｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

（鉄材）

－
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝＮｏ：

測定作業や、本器の調整操作ができる状態になります。

1

注意
本器の電源がＯＮしているときには、絶対にプロ－ブを本器から外さないでください。
電気的な衝撃で本器とプロ－ブの故障の原因となります。

注： 「ケンリョウセンＮｏ： ＿ 」↑
お買い求めになった最初は「１」 が表示されます。
既に、ご使用されているときには最後に設定された値が表示されます。
また、「上限値」、「下限値」が設定されている場合や、メモリが使用されている場合には、それぞれの欄（鎖線の部分）に設定値やＮｏ．が表示されます。

－１２－

（２）電源の切りかた
ON／OFF キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

電源ＯＦＦ

コメントが約５秒間継続します。

します。
（後処理中）

本器は電源をＯＦＦします。

－１３－

（３）「ケンリョウセンＮｏ：」の選びかた電源をＯＮした後、12 ペ－ジの「測定作業や、本器の調整操作ができる状態」になれば、直ちに測定作業を始めることができます。
但し、測定する素材の組成や形状の違いにより測定誤差が生じます。
測定誤差を出来る限り小さくして、確度の高い測定結果を得るために、測定作業の前に、【ゼロ調整】と【標準調整】の２点間の調整が必要です。
一度調整した検量線デ－タを ＳＷＴ－８２００では１０組まで、ＳＷＴ－８３００では１００組まで収納しておくことができます。
収納場所は番号で表示されます。
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

（鉄材）

－
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝＮｏ：

1

CAL No. キ－を押します
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

表示されている番号が点滅します。

（鉄材）

－
注意

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝＮｏ：▲

1

番号が点滅している時間は、約１０秒です。
この間に ▲ か ▼ キ－を押す
操作を始めないとブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴って、元の状態に自動的に戻ります。
再度検量線番号を選ぶには、最初の操作から始めてください。

キ－か、または ▼ キ－を押して必要な番号を選びます。

－１４－

選んだ番号が点滅しています。

（鉄材）

－
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝＮｏ：

注意
番号が点滅している時間は約１０秒です。
この間に Cal No. キ－を押さないとブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴って、元の状態（この例でいうと、「７」をキャンセルし、「１」に戻ります） に自動的に戻ります。
番号を選ぶには、最初の操作から始めて
ください。

7

CAL No. キ－を押します
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

選んだ番号の点滅は止まります。
「ケンリョウセンＮｏ．７」 は確定されます。

（鉄材）－μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝＮｏ：

7「ケンリョウセンＮｏ．○」を選んだ後、「測定作業や、本器の調整操作ができる状態」になり、測定作業を始めることができます。
但し、測定する素材の組成や形状の違いにより測定誤差が生じます。測定誤差を出来る限り小さくして、確度の高い測定結果を得るために、測定作業の前に、「ゼロ調整」と「標準調整」の２種類の調整を必ず行ってください。

－１５－

（４）ゼロ調整
１２ペ－ジで電源をＯＮした後、「起動中・・・」のコメントが終了すれば、直ちに測定作業を始めることができます。
但し、測定する素材の組成や形状の違いにより測定誤差が生じます。測定誤差を出来る限り小さくして、確度の高い測定結果を得るために、測定作業の前に、「ゼロ調整」と「標準調整」の２種類の調整を必ず行ってください。
※ 実際に測定する物体の素材と同一種類の材質で、出来るだけ形状の同じものを、用意します。
（これを「ゼロ板」とします）
ZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ゼロ調整

このコメントが表示されている間（約 10 秒）に

プロ－ブを複数回
素地に正しく押し
当てて下さい。
終わったらＺＥＲＯを押してください。

プロ－ブを上記の「ゼロ板」に押し当てます。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ゼロ調整

ゼロ調整操作中であることを示します。
「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

(鉄材)

１

測定された数値です。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No:「ゼロ調整」と「標準調整」の値を収納する場所である「ケンリョウセンＮｏ． 」です。

7

プロ－ブを「ゼロ板」から離します。

●プロ－ブを「ゼロ板」に押し当てる操作を
１～１０回までの範囲で、複数回行って下さい。
（プロ－ブを押し当てた都度、測定値が表示されます。）◆ゼロ板に押し当てる操作を１０回まで行うとブザーが「ピッ」と鳴り、ＺＥＲＯ キーを押さなくともゼロ調整が自動で完了します。

ZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－１６－

「ゼロ調整」は完了し、測定（鉄材）－作業や、本器の調整操作ができるようになります。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No:

7● プローブを複数回、「ゼロ板」に押し当てた測定値が「０」近辺であればＯＫです。
測定で値が「０」μｍより大きく離れている場合には、「ゼロ調整」を最初からやり直してください。
● ゼロ調整時に［ＬＬＬ］が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合ですので、素地になにも施工されていないことを確認し、上記のゼロ調整を２～４回繰り返し行い「０」が安定して出ることを確認してください。

注意
前ペ－ジの「ゼロ調整」のコメントが表示されている時間は、約１０秒です。
この間にプロ－ブを「ゼロ板」に押し当てないと、元の状態に自動的に戻ります。
再度、ゼロ調整を行うには、ゼロ調整の最初の操作から行ってください。

－１７－

（５）ゼロ調整 －特殊な調整方法－
この第３層の面を「ゼロ」点として第４層のみの膜厚を測定した。

（４層）
（３層）
（２層）
（１層）

塗装膜
素

材

◎ 図のように素材の表面に幾層も重ねて塗装をした場合、それぞれの塗装膜の厚さを測る
場合があります。
例えば、図の第４層の膜厚のみを測る場合には、３層の上面を「ゼロ」面として「ゼロ調整」を行います。

◎ 測定作業が終わって、再び素材の表面を「ゼロ」面として「ゼロ調整」をする場合、１層から３層までの塗装膜の厚さが５０μｍ以上ある場合には、次の方法で「ゼロ調整」をしてください。
これ以下の場合は、通常の手順で「ゼロ調整」を行って解除してください。
※ 実際に測定する対象物の素材と同一種類の材質で、出来るだけ形状の同じものを用意します。
（これを「ゼロ板」とします）
ZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ゼロ調整

この文章が表示されている間にプロ－ブを複数回

プロ－ブを上記の「ゼロ板」に素地に正しく押し

押し当てます。

当てて下さい。
終わったら ＺＥＲＯ を押してください。

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

－１８－

ゼロ位置がかさ上げされています。
調整を続けるにはZERO を ２回続けて押してください。

この文章が表示されている間にZERO キ－を２回押します。

注意
このコメントが表示されている時間は、約１０秒です。
この間に ZERO キ－を押さないと本器は「ゼロ調整」を中止し、元の状態に自動的に戻ります。
再度、「ゼロ調整」を行う必要があれば、最初からやり直してください。

ZERO キ－を押します。 －－ ①
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ZERO キ－を押します。 －－ ②
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ゼロ調整
プロ－ブを複数回
素地に正しく押し
当てて下さい。
終わったらＺＥＲＯを押してください。

このコメントが表示されている間（約１０秒）にプロ－ブを「ゼロ板」に押し当てます。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
ゼロ調整操作中であることを示します。
ゼロ調整

(鉄材)

１
測定された数値です。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No:

1●プロ－ブを「ゼロ板」に押し当てる操作を１～１０回までの範囲で、複数回行って下さい。
（プロ－ブを押し当てた都度、測定値が表示されます）◆ゼロ板に押し当てる操作を１０回まで行うとブザーが「ピッ」と鳴り、ＺＥＲＯ キーを押さなくともゼロ調整は自動で完了します。

－１９－

プロ－ブを「ゼロ板」から離します。

ZERO キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示されます。

－「ゼロ調整」は完了し、測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No:

1● プロ－ブを複数回、「ゼロ板」に押し当てた測定値が「０」近辺であればＯＫです。
測定で値が「０」μｍより大きく離れている場合には、「ゼロ調整」を最初からやり直してください。
● ゼロ調整時に［ＬＬＬ］が表示されたときは、調整点が大きくずれている場合ですので、素地になにも施工されていないことを確認し、上記のゼロ調整を２～４回繰り返し行い「０」が安定して出ることを確認してください。

注：
調整作業を行うと前の値は消されて最後に作業を行ったときの「ゼロ調整」の値が収納されます。

－２０－

（６）標準調整（CAL）●●●●「ゼロ調整」に使用した「ゼロ板」を用意します。
測定する皮膜の厚みと同じか、またはやや厚めの「標準厚板」を用意します。
「標準厚板」を「ゼロ板」の上に乗せます。
△▲ キ－、または ▽ キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

【標準調整】

このコメントが表示されている間（約１０秒）にプロ－ブを上記の「ゼロ板」に重ねた「標準厚板」

素地に重ねた標準
厚板または調整用サンプルにプロ－ブを複数回正しく
押し当てて下さい。

に押し当てます。

押し当てる度にブザ－が「ピッ」と鳴ります。

標準調整

標準調整操作中であることを示します。
「Ｆｅ」シリ－ズのプロ－ブを接続し、本器が鉄系の素材の測定にセットされていることを示しています。

(鉄材)

１０２
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No:

7測定された数値です。

μｍ

プロ－ブを「標準厚板」から離します。

約５秒経つとブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

●プロ－ブで「ゼロ板」上の「標準厚板」の測定操作を
１～１０回の範囲で複数回行ってください。
（プロ－ブを押し当てた都度、測定値が表示されます）◆なお、測定操作を１０回まで行うとブザーが「ピッ」と鳴り、次頁の調整画面に移行します。
●左記の測定操作を終えたら、しばらく（約５秒）待って
ください。

注意
「標準調整」のコメントが表示されている時間は、約１０秒です。この間にプロ－ブを押し当てないと、元の状態に自動的に戻ります。
再度、標準調整を行うには、標準調整の最初の操作から行ってください。

－２１－

【標準調整】
このコメントが表示されている内に▲ 、 ▼ で数値を標準厚板、または調整用サンプルの厚みに合せて下さい。

▲ キ－、または、 ▼ キ－を押して「標準厚板」の厚さに合せてください。

注意▲ キー、または、 ▼ キーを押すとブザ－が「ピッ」と鳴り、最後にプロ－ブを押し当てたときの数値が現れます。

標準調整

このコメントが表示されている時間は約５秒です。
この間に ▲ 、または ▼ キ－を押さないと、本器は「標準厚板を使う調整」を中止して、元の「測定操作や、本器の調整操作ができる」
状態に自動的に戻ります。
この場合、「標準厚板を使う調整」をすることが必要であれば、最初からやり直してください。

最後にプロ－ブを押し当てたときの数値

(鉄材)

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 7

この例では、 ▼ キ－を押して、表示されている数値を標準厚板の厚さ（ここでは、仮に１００μｍ）に合せます。

標準調整

(鉄材)
▲ キ－を押すと表示されている数値が大きくなります。
▼ キ－を押すと表示されている数値が小さくなります。

１００μｍ

標準厚板の厚さに合せます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 7

表示されている数値を標準厚板の厚さに合せたら、しばらく（約５秒）待ってください。
－２２－

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

標準調整

設定処理中
お待ち下さい。

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。
「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

（鉄材）

－
μｍ

測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 7●●

プロ－ブを複数回、「ゼロ板」上の「標準厚板」に押し当てて測定し、値が「標準厚板」に記載されている厚みの近辺であればＯＫです。
測定値が「標準厚板」に記載されている厚みより大きく離れている場合には、「標準調整」を最初からやり直してください。

注：
調整作業を行うと前の「標準調整」値は消されて最後に作業を行ったときの「標準調整」値が収納されます。

－２３－

（７）検量線の消去
電池交換後や表示がロックしたままになったり、測定や「ゼロ調整」、「標準調整」（CAL）が不可能になった時は、下記の方法で検量線の消去を行ってください。
● 消去したい「ゼロ調整値」と「標準調整値」が収納されている「ケンリョウセンＮｏ． 」を選びます。
選びかたは（「ケンリョウセン Ｎｏ： 」の選びかた １４ペ－ジ）を見てください。
（鉄材）「ＮＦｅ」シリ－ズのＳＷＴ専用プロ－ブを接続している場合、（非鉄材）と表示され
ます。

－
μｍ

消去したい「ゼロ調整」の値と「標準調整」の値を収納している「ケンリョウセン Ｎｏ．」

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 5ZERO キ－を押したまま、 ▼ キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

このコメントが表示されている間（約５秒）に消去▼ キ－を押します。

（ゼロ調整） 値（標準調整） 値
消去しますか？

注意
このコメントが表示されている時間は、約５秒です。
この間に ▼ キ－を押さないと本器は消去を中止し、元の状態に戻ります。
検量線を消去する必要がある場合は、最初からやり直して下さい。

ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

消去
します

（鉄材）

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 5－測定作業や、本器の調整操作ができるようになります。

μｍ

消去終了後、測定前には必ず「ゼロ調整」、「標準調整」を行ってください。

－２４－

機能の切替え（１）連続測定モードの切替
右図の様にプロ－ブを測定面をずらせながら連続して膜厚を測定する必要がある場合、次の方法で本器を「連続測定モ－ド」に切替え
ます。

素

材

通常の状態では、
プロ－ブを押し当てたときの測定値が保持されます。

(鉄材)

１２５
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ZERO キ－を押したまま、 ▲ キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

本器は「連続測定モ－ド」になります。 デ－タは約０．５秒間隔で連続的に測定され、「ピッ」音と共に表示されます。

↓↑
プロ－ブの動き

↓
→

↑
→

→
素

→

→

→
材

-

751
-

751
837

125

124

126

123

124

751

測定値 表示の状況 （約０．５秒ごとに点滅して連続的に表示）※この連続測定の機能は電源 OFF しても継続され、次回の電源 ON 時にも利用できます。

－２５－

注意
前ペ－ジの測定方法はプロ－ブを測定面上を擦りながら移動させるので、プロ－ブや測定面を傷つけるおそれがあります。 傷つけないよう十分に注意して下さい。
また、この測定方法は必要最小限に留めてください。

《元の状態に戻す》「連続測定モ－ド」を元の状態に戻すには、設定時と同じ操作をします。

ZERO キ－を押したまま、 ▲キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

「連続測定モ－ド」は解除され、元の状態に戻ります。

↓↑
プロ－ブの動き

↓
→

↑
→

→
素

→

→

→
材

-

125
-

125
-

125
125
125 125125↑
測定した値は、次の測定まで保持されます。

－２６－

125

（２）分解能の切替
５００μｍまでは厚みを細かく検査しようとするときに、０．１μｍ（０～４００μｍ）、
０．５μｍ（４００～５００μｍ）の単位まで、表示分解能を切替ることが出来ます。
この場合、次の方法で表示分解能を切替ます。
● 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
● LOCK キ－を押したまま、 ON/OFF キ－をブザ－が次のように鳴るまで押し続けます。

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
0～４００μｍ間は０．１μｍ単位で、４００μｍ～５００μｍ間は０．５μｍ
単位で表示されます。

１２５．２
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No:

1《元の状態に戻す》「０．１μｍ」表示分解能を元の状態に戻すには、上記と同じ操作をします。
● 本器の電源が入っている場合、一旦、電源を切ります。
● LOCK キ－を押したまま、 ON/OFF キ－をブザ－が次のように鳴るまで押し続けます。

ブザ－が「ピッ」、「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)

１２５

少数点以下は表示されません。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1－２７－

（３）キ－ロックモ－ドの切替測定作業中に、指が誤ってキ－に触れて本器が誤動作するのを防ぎます。

● 電源 ON の状態で LOCK キ－を押します。
ブザ－が「ピーッ」と鳴ります。

［］

ON/OFF キ－を除いた他の全てのキ－操作が無効になり、誤動作を防ぎます。

(鉄材)

１２５
μｍ

《ロックの解除》●

ON/OFF キ－を押して、一旦、電源を切ります。

●

ON/OFF キ－を押して、再度、電源を入れます。
ロックは解除されて、全てのキ－は反応します。

－２８－

測定
● １１ペ－ジの説明に従ってプロ－ブを持ち、測定する対象物にプロ－ブを素早く押し当ててください。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
測定した結果が表示されます。

１２５
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1μｍ

対象物にプロ－ブを押し当てる都度、ブザ－が「ピッ」と鳴って、測定した結果が表示されます。

《オ－トパワ－オフ》
キ－操作や、測定作業を全くしない状態が約３分以上続くと、電池の節約のために、本器の電源は自動的に OFF になります。

何もしない状態が約３分続くとブザ－が「ピ－」と鳴ります。

電源ＯＦＦ
コメントが約５秒間継続します。

します。
（後処理中）

ブザ－が「ピ－」と鳴ります。
本器は電源をＯＦＦします。
※ ＳＷＴ－８２００／８３００にはＡＣアダプタが付属しておりますが、アダプタを接続してもこのオートパワー機能は作動します。
－２９－

上・下限値の設定
製品に塗装された皮膜の厚さが、管理基準などで決められた厚みの範囲内になっているか否かの判定を迅速に行うために、膜厚の上限値や下限値をあらかじめ設定し、決められた範囲を外れた
場合には、限界値を点滅し、警報を発生します。

注： １つの「ケンリョウセンＮｏ．

」に対応して１組の限界値が設定できます。

（１） 上限値を設定する。
(鉄材)

１２５
μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
上限値／下限値の設定欄が表示されます。

１２５μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1
ﾘﾐｯﾄ

上 : - - - μm

下: --- μ

上限値欄が点滅します。

注意▲ キ－を押して必要な厚みの値に合せます。
数値が大きくなりすぎたときは、 ▼ を押して小さくします。

－３０－

上限欄が点滅している時間は約１０秒です。
この間に ▲ キ－を押さないと、上限値／下限値の設定欄は消えて、元の状態に自動的に戻ります。
この場合、限界値の設定をするには最初の操作から行って下さい。

H/L

キ－を押します。

注： 上限の限界値が必要ないときには ▲キ－を押さずに H/L キ－を押して下さい。 「上: - - - μm」の点滅は止まります。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
下限値の設定欄が点滅します。

１２５μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : - - - μm

下限の設定が必要ないときには、 ▲ キ－を押さずに H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴って、「測定操作や、本器の調整操作ができる」状態に戻ります。
下限の設定が必要なときは、 H/L キ－を押さないで次の操作を続けます。

（２） 下限値を設定する。（上限値の続き）(鉄材)
下限値の設定欄が点滅します。

１２５
μｍ

注意

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : - - - μm

▲ キ－を押して必要な厚みの値に合せます。
数値が大きくなりすぎたときは、 ▼ キーを押して小さくします。

－３１－

下限欄が点滅している時間は約１０秒です。
この間に ▲ キ－を押さないと、下限値の設定は中止され、「下 : - - - μm」の点滅は止まり、元の状態に自動的に戻ります。
下限値の設定が必要であれば、 H/L
キ－を続けて２回押して、左上図の状態にしてください。

(鉄材)
下限値の設定欄が点滅します。

１２５μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

H/L キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)

１２５
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

限界値が設定されて、測定や本器の調整操作ができる状態に

μｍ

戻ります。

下 : 1 0 0 μm

－３２－

（３） 設定した限界値を消す。
消去したい限界値が収納されている「ケンリョウセンＮｏ： 」を選びます。
選びかたは１４ペ－ジの（「ケンリョウセンＮｏ： 」の選びかた）をみてください。
(鉄材)

１２５
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 8
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

H/L キ－を押したまま DATA ERASE キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

上／下限値を消去しますか注意？

消去のコメントが表示されている時間は約１０秒です。 この間に DATA ERASE
キ－を押さないと設定されている限界値は消去されないで、元の状態に自動的に戻ります。
この場合、限界値を消すには最初の操作から行ってください。

DATA ERASE キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」「ピ－」と鳴ります。

(鉄材)

１２５

設定されていた限界値は消去され、同時に、限界値の表示欄も消えます。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 8－３３－

上・下限値を設定した測定（１） 測定値が範囲内のとき。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)

１３７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 8
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm（２） 測定値が上限オ－バ－のとき。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１６３
μｍ

上限設定値が点滅します。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 8
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

（３） 測定値が下限アンダ－のとき。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)

９６
下限設定値が点滅します。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 8
ﾘﾐｯﾄ

上 : 1 5 0 μm

下 : 1 0 0 μm

－３４－

測定デ－タの収納ＳＷＴ－８２００は最大１０，０００デ－タまで、ＳＷＴ－８３００は最大２０，０００デ－タまで収納することができます。収納する場所は以下のようになっています。
セクション：

１個のセクションは１０デ－タまでを収納します。

ブロック：

１個のブロックは１０個の「セクション」の集まりです。
グル－プ： １個のグル－プは２０個の「ブロック」の集まりです。
ＳＷＴ－８２００には５個の「グル－プ」があります。
ＳＷＴ－８３００には１０個の「グル－プ」があります。

それぞれの「デ－タの収納場所」には番号があります。
それぞれの「セクション」には番号があります。
それぞれの「ブロック」には番号があります。

表示との関係は次のようになります。
（鉄材)

１３７

限界値が表示される場所です。

μｍ
デ－タ収納場所の情報が表示されます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

GG

BB

SS

S: Y Y : Z Z

測定したデ－タを収納する「デ－タ番号」です。（１～１０）
１個の「セクション」に収納するデ－タの数を設定します。（１～１０）
セクション番号が表示されます。（１～１０）
ブロック番号が表示されます。（１～２０）
グル－プ番号が表示されます。（ＳＷＴ－８２００：１～５）（ＳＷＴ－８３００：１～１０）

注： これらの番号は弊社出荷時には次のようになっています。

メモリＮｏ．

１

１

１

－３５－

ｓ： １０ ：

１

（１）デ－タの収納場所を選ぶ
この例では：
グル－プ番号： 「３」ブロック番号： 「１２」セクション番号： 「１」の収納場所からデ－タを収納する
ときの設定をします。

(鉄材)

－
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 8

なお１セクションあたりの収納数を「８」とします。
MEM.-SEL キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

(鉄材)
注： 左図は弊社出荷時を想定した表示です。

－

点滅します。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

1

1 S:

10 :

1

注意
メモリ番号が点滅している時間は約１０秒間です。
この間に MEM.-SEL キ－を押さないと点滅が止まり、変更前の表示が設定値となり、本器は「測定操作や、本器の調整操作ができる」状態に戻ります。
グル－プ番号を変える必要があれば、最初からやり直してください。

▲ キ－、または ▼ キ－を押してグル－プ番号「３」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ

点滅します。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

1

1 S:

10 :

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－３６－

グル－プ番号「３」が設定されます。
次にブロック番号の設定をします。

(鉄材)

－

点滅します。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

1

1 S:

10 :

1

▲ キ－、または ▼ キ－を押してブロック番号「１２」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ
点滅します。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

10 :

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

ブロック番号「１２」が設定されます。
次にセクション番号の設定をします。

(鉄材)

－

点滅します。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

10 :

1

▲ キ－、または ▼ キ－を押してセクション番号「１」を選びます。

（鉄材）

－
μｍ

点滅します。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

10 :

1

－３７－

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
セクション番号「１」が設定されます。
次に１セクションあたりの収納数を設定します。

(鉄材)－

点滅します。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘNo.

312▲ キ－、または ▼収納数「８」を選びます。

1

S:

10 :

1

キ－を押して（鉄材）－
μｍ
点滅します。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－

続いて、「最初にデ－タを収納するセクション」の何番目を最初の収納場所にするかを指定します。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

この例では、「セクションの中の１番目」
から収納を開始するよう指定します。

1▲ キ－、または ▼ キ－を押して収納を始める場所「１」を選びます。
点滅します。

－３８－

（鉄材）

－
μｍ
点滅します。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

8:

1

MEM.‐SEL キ－を押します※。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－
3

「デ－タを収納する場所の設定操作」は終わりです。
「測定操作や、本器の調整操作ができる」状態に戻ります。

μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

※注意
MEM.-SEL キ－を続けて２回押すと、「デ－タを収納しない」状態に変わります。このとき「デ－タの収納場所」の表示も消えます。
測定デ－タを収納する必要があれば、MEM.-SEL キ－を６回続けて押し、左図の様な状態（データ収納場所が表示され、設定した全ての数値が点滅していない）にしてください。

12

1 S:

8:

1

（２）データを収納しない状態にする。
（鉄材）－「デ－タを収納する状態」になっています。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1 S:

8:

1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

－

「デ－タを収納しない状態」になります。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1－３９－

デ－タを収納する測定● デ－タを収納しながら測定するには、あらかじめ、本器を「測定デ－タを収納する」状態の準備を済ませておきます。
「グル－プ番号： ３」の内にある、「ブロック番号： １２」のブロック内にある「セクション番号： １」の「デ－タ番号： １」の場所から順番に、測定デ－タが収納されていきます。

（鉄材）

－
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

８:

1

● １１ペ－ジの説明に従って、プロ－ブを持ち、測定する対象物にプロ－ブを素早く押し当ててください。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０５μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

８:

収納場所の番号が１つ進んで「２」に進みます。
「１」番には今測定したデ－タが収納されました。

２

測定する度に番号は進みます。
番号が「８」に進んで、次の測定では：（鉄材）測定した結果が表示されます。

１０３μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

1

S:

８:

収納場所の番号が１つ進んで「８」になりました。
「１」番～「７」番には今まで測定した
７個のデ－タが収納されました。

８

測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－４０－

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０６μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

収納場所の番号が「１」に戻ります。
ﾒﾓﾘ No.

3

12

2 S:

8:

1

「セクション番号： １」が満杯になったので、順番として「セクション番号： ２」に移行し、測定する度に最初の収納場所へ測定デ－タは収納されます。
測定デ－タの収納数が進んで、「セクション番号： １０」、「デ－タ番号： ８」に進んだ
次の測定では：
（鉄材）

１０４
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

収納場所の番号が「８」になりました。
ﾒﾓﾘ No.

3

12

10

S:

8:

8

セクション番号が「１０」になりました。
測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０３μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

収納場所の番号が「１」に戻ります。
ﾒﾓﾘ No.

3

13

1 S:

8:

1

セクション番号が「１」に戻ります。
ブロック番号が１つ進んで「１３」になります。
「ブロック番号： １２」の収納場所は、（ ＝ ８デ－タ／セクション × １０ セクション ＝ ８０ ）
今までの測定デ－タを収納して満杯になったので、順番として、「ブロック番号： １３」の最初の収納場所から、測定する度に測定デ－タは順番に収納されます。

－４１－

測定デ－タの収納数が進んで、「ブロック番号： ２０」、「セクション番号： １０」、
「デ－タ番号： ８」に進んだ次の測定では：
（鉄材）

１０４
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

収納場所の番号が「８」になりました。
ﾒﾓﾘ No.

3

20

10

S:

8:

8

セクション番号が「１０」になりました。
ブロック番号が「２０」になりました。
測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０７μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

収納場所の番号が「１」に戻ります。
ﾒﾓﾘ No.

4

1

1 S:

8:

1

セクション番号が「１」に戻ります。
ブロック番号が「１」に戻ります。
グル－プ番号が１つ進んで「４」になります。
「グル－プ番号： ３」の収納場所は、（ ＝ ８デ－タ／セクション × １０ セクション／ブロック
× ２０ ブロック ＝ １，６００ ）今までの測定デ－タを収納して満杯になったので、順番として「グル－プ番号： ４」の最初の収納場所から、測定する度に測定デ－タは順番に収納されます。
◆測定デ－タの収納数が進んで、「クル－プ番号： ５（ＳＷＴ－８２００） 、 １０（ＳＷＴ－８３００） 」「ブロック番号： ２０」、「セクション番号： １０」、「デ－タ番号： ８」に進んだ次の測定では：

－４２－

（鉄材）
左図はＳＷＴ－８２００の例です。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

収納場所の番号が「８」になりました。
ﾒﾓﾘ No.

5

20

10

S:

8:

8

セクション番号が「１０」になりました。
ブロック番号が「２０」になりました。
グル－プ番号が「５」（ＳＷＴ－８２００）『ＳＷＴ－８３００では「１０」』になりました。
測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

メモリ空きなし
デ－タ

記録停止

μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1◆このあとは３つの測定方法があります。
（１） 測定作業を続ける。
● 測定をします。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定した結果が表示されます。

１０３

注意

μｍ

測定は続けてできますが、デ－タは収納できません。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1－４３－

（２） 空いている収納場所を探す。
● 測定作業を中断します。
● ３６ペ－ジから書いてある 「デ－タの収納場所を選ぶ」 手順でデ－タの収納されていない箇所を選びます。
（鉄材）
選んだ場所にデ－タが収納されていれば、その値が表示されます。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

51

S: 1 0 :1（鉄材）
選んだ場所が空いていれば「－」が表示されます。

－
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

2

注意
1

1

S: 1 0 :測定点数にもよりますが、５～６ブロック（収納数： ５００ ～ ６００）程度、続いて空いている収納場所を選ぶことをお勧めします。

1

測定を再開します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
測定値が表示されます。

１５２

測定した値が収納され収納場所の番号が１つ進みます。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

2

1

1

S: 1 0 :2（３） 不要なデ－タを消す。
● 使わなくなったデ－タが収納されている場所のデ－タを消して、そこにこれから測定するデ－タを収納します。
● 収納されているデ－タが全部要らないときには、収納場所のデ－タを全て消します。
● ４６ペ－ジ「データの消去」を参照してデ－タを消してください。
● 終了後、「デ－タを収納しながらの測定」を再開します。

－４４－

１デ－タの消去
誤って、プロ－ブを測定する場所でない所に押し当てたり、プロ－ブの押し当てかたが悪くて不良な
デ－タが収納されてしまった場合、また、収納した測定デ－タに不良な値を見つけた場合、それらの収納した値を消去します。
不良な値が表示された。
（鉄材）

８５３
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

2

1

1 S: 1 0 :5DATA ERASE キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
「削除？」の文字が現れます。
測定値が点滅します。

（鉄材）
削除？

８５３

注意
測定値が点滅している時間は約１０秒です。
この間に２回目の DATA ERASE キ－を押さないとブザーが「ピ－」、「ピ－」と鳴って点滅は止まり、本器は「測定操作や、調整操作ができる」状態に戻ります。
デ－タの削除が必要であれば、もう一度、
DATA ERASE キ－を押す操作から始めて
ください。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

2

1

1 S: 1 0 :5DATA ERASE キ－を押します。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

１つ前の収納デ－タが表示されます。

（鉄材）

１０７
μｍ
収納場所の番号が１つ戻ります。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

2

1

1 S: 1 0 :

4

－４５－

デ－タの消去
収納場所に収めているデ－タが不要になったときには、デ－タを削除して新しいデ－タが収納できる様にします （デ－タの消去）。

（１） 収納している『全てのデ－タ』の消去
（鉄材）

（表示例）

３０２

注意

μｍ

デ－タ収納場所の情報欄が表示されていることを確認してください。
表示されていないときには、 MEM.-SEL
キ－を押して表示させてください。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

6

S: 1 0 :3

MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
メモリ内
全デ－タ
一括消去
？

MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

メモリ内
全デ－タ
一括消去
します。

消去のコメントが表示されている時間は約１０秒です。この間に次の MEM.CLEAR キ－を押さな
いと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って消去のコメント表示は消え、本器は「測定操作や、調整操作ができる」状態に戻ります。
全デ－タを消去する必要があれば、もう一度MEM.CLEAR キ－を押す操作から始めてください。

収納されていたデ－タは全部消し去られます。

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－４６－

「 － 」が表示されます。

（鉄材）

－
μｍ
デ－タ収納場所の情報欄の「グル－プ番号」「ブロック番号」「セクション番号」「デ－タ番号」
が全て 「 １ 」になります。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

11

1 S: 1 0 :1１セクション当りのデ－タ数は初期の「１０ 」になります。

－４７－

デ－タの消去（グループ）（２）『グル－プ番号』に収納されているデ－タの消去
グループ番号： １～５ （ＳＷＴ－８２００）、
１～１０ （ＳＷＴ－８３００）
（鉄材）

（表示例）

３０２
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄が表示されている。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

6

S: 1 0 :3

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注： デ－タ収納場所の表示欄が消えているときは、
MEM.-SEL キ－を押して表示させます。

（鉄材）

３０２
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄が消えます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

３０２
μｍ
デ－タの表示欄が表示されます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

12

6

S: 1 0 :3「グル－プ番号」が点滅します。

－４８－

MEM.-SEL キ－を押したまま、 MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。
点滅します。

Ｇ ＝ ３
デ － タ
一括消去
？

注意
コメントが表示されている時間は、約１０秒です。
この間に キ－を押して、次の段階に進まないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や、本器の調整操作が出来る」状態に戻ります。
グル－プ番号に収納されているデ－タを消去する
必要があれば、再度、MEM.-SEL キ－を押す
操作から始めて下さい。

▲ キ－か ▼ キ－を押してデ－タを消去するグル－プ番号に合せます。

消去したいグル－プの番号に合せます。
（この例では、グル－プ番号：５です。）

Ｇ ＝ ５
デ － タ
一括消去
？

MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

（鉄材）「－」が表示されます。

－
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄の「グル－プ番号」： 「５ 」
「ブロック番号」： 「１ 」
「セクション番号」：「１ 」「デ－タ番号」：「１」になります。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

5

1

1 S: 1 0 :1１セクション当りのデ－タ数は「１０ 」になります。

－４９－

デ－タの消去（ブロック）（３）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タの消去
ブロック番号： １～２０ （ＳＷＴ－８２００／８３００）
（鉄材）

（表示例）

４０３
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄が表示されている

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

2

63

S: 1 0 :5

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注： デ－タ収納場所の表示欄が消えているときは、
MEM.-SEL キ－を押して表示させます。

（鉄材）

４０３
μｍ
デ－タ収納場所の表示欄が消えます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

４０３
μｍ
デ－タの表示欄が表示されます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

2

63

S: 1 0 :5「グル－プ番号」が点滅します。
▲ キ－、または ▼ キ－で目的のブロックがあるグル－プ番号を選びます。

－５０－

（鉄材）
注： グル－プ番号「１」の中にデ－タを消去したいブロックがある場合。

２５６μｍ

デ－タの表示欄が表示されます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

1

63

S: 1 0 :5「グル－プ番号」が点滅します。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注： ブロック番号「１２」の中のデ－タを消去する場合。

（鉄材）

２５６
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

1

6

3 S: 1 0 :5「グル－プ番号」が「１」に設定され、「ブロック番号」が点滅します。
MEM.-SEL キ－を押したまま、 MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。
点滅します。

Ｂ ＝ ６【Ｇ ＝ １ 内】
デ － タ
一括消去
？

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して、次の段階に進めないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や、調整操作が出来る」
状態に戻ります。
グル－プ番号に収納されているデ－タを消去する必要があれば、もう一度、MEM.-SEL
キ－を押す操作から始めて下さい。

▲ キ－、または ▼ キ－を押してデ－タを消去するブロック番号に
合せます。

－５１－

消去したいブロックの番号に合せます。
（この例では、ブロック番号： １２ です。）

Ｂ ＝ １２【Ｇ ＝ １ 内】
デ － タ
一括消去
？

MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

「－」が表示されます。

（鉄材）

－
μｍ
デ－タ収納場所の表示欄の「グル－プ番号」： 「１ 」
「ブロック番号」： 「１２ 」「セクション番号」：「１ 」「デ－タ番号」：「１」になります。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

1

121

S: 1 0 :1

１セクション当りのデ－タ数は「１０ 」になります。

－５２－

デ－タの消去（セクション）（４）グル－プの中のブロック中にある『セクション番号』に収納されているデ－タの消去
セクション番号： １～１０ （ＳＷＴ－８２００／８３００）
（鉄材）

（表示例）

４０３
μｍ

デ－タ収納場所の表示欄が表示されている

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

2

63

S: 1 0 :5

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注： デ－タ収納場所の表示欄が消えているときは、
MEM.-SEL キ－を押して表示させます

（鉄材）

４０３
μｍ
デ－タ収納場所の表示欄が消えます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

４０３
μｍ
デ－タの表示欄が表示されます。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

2

63

S: 1 0 :5「グル－プ番号」が点滅します。
▲ キ－、または ▼ キ－で目的のブロックがあるグル－プ番号を選びます。

－５３－

注： グル－プ番号「３」の中にデ－タを消去したいセクションを含む
ブロックがある場合。

（鉄材）

５００
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

3

63

S: 1 0 :5「グル－プ番号」が点滅します。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

注： ブロック番号「７」の中にデ－タを消去したい「セクション： ５」がある
場合。

（鉄材）

５００
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

3

63

S: 1 0 :5▲ キ－、または ▼ キ－で目的のセクションがあるブロック番号を選びます。

「グル－プ番号」に「３」が設定され、「ブロック番号」が点滅します。

（鉄材）

５００
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

3

73

S: 1 0 :5「ブロック番号」：「７」が点滅します。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

５００
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

3

73

S: 1 0 :5「ブロック番号」に「７」が設定されます。
「セクション番号」：「３」が点滅します。
－５４－

MEM.-SEL キ－を押したまま、 MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。
点滅します。

S ＝ ３【Ｂ ＝ ７＜Ｇ ＝ ３
デ － タ
一括消去
？

注意

内】

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して、次の段階に進めないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や、本器の調整操作が出来る」状態に戻ります。
グル－プ番号に収納されているデ－タを消去する必要があれば、もう一度 MEM.-SEL
キ－を押す操作から始めて下さい。

▲ キ－か ▼ キ－を押してデ－タを消去するセクション番号に合せます。

消去したいセクションの番号に合せます。
（この例では、セクション番号： ５ です。）

Ｓ ＝ ５
【Ｂ ＝ ７＜Ｇ ＝ ３ 内】
デ － タ
一括消去
？

MEM.CLEAR キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

（鉄材）「－」が表示されます。

－
μｍ

デ－タの表示欄が表示されます。
「グル－プ番号」：「３」「ブロック番号」：「７」「セクション番号」：「５」「デ－タ番号」：「１」になります。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 2

ﾒﾓﾘ No.

3

7

5

S: 1 0 :1

１セクション当りのデ－タ数は「１０」になります。

－５５－

統計
（１）収納されている『全デ－タの統計』。（デ－タの統計計算値を表示）
（鉄材）

１０７
ﾒﾓﾘ No.

収納場所の情報が表示されています。

μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

1

2

5

S: 1 0 : 1 0

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間に２回目の STATIS-TICS キ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、もう一度
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて
ください。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

メ

モ

リ

内

全

デ

－

統

計

：

デ

－

タ

平

均

値 ：

１ ０ ６ ． ５

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． ４

最

大

値 ：

１ ０ ８ ． １

最

小

値 ：

１ ０ ４ ． ６

標

準

偏

数 ：

タ
１ ５ ０

差 ：

注：

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－トパワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

０ ． ８

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に
戻ります。

１０７
μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 1 0 : 1 0－５６－

（２）『グル－プ番号』に収納されているデ－タの統計。
グループ番号： １～５ （ＳＷＴ－８２００）
１～１０ （ＳＷＴ－８３００）（鉄材）
グル－プ番号「３」に収納されている
デ－タの統計操作の場合。

１０７μｍ

収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間に次の操作の為のキ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、もう一度
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて
ください。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

グル－プ番号が点滅します。
▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするデ－タが収納されている
グル－プ番号に合せます。

－５７－

（鉄材）

１０７

グル－プ番号「３」に収納されている
デ－タの統計操作の場合。

μｍ
収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

3

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「３」に合せます。
STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

Ｇ＝

３

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間に次の操作の為のキ－を押さないと、ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、もう一度
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて
ください。

全デ－タ
統計 ？

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

Ｇ

＝

３

メ モ リ ・ デ － タ 統

計

数 ：

：

デ

－

タ

平

均

値 ：

１ ０ ６ ． ５

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． ４

最

大

値 ：

１ ０ ８ ． １

最

小

値 ：

１ ０ ４ ． ６

標

準

偏

注：

１ ５ ０

差 ：

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－ト・パワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

０ ． ８

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に
戻ります。

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

－５８－

（３）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タの統計。
ブロック番号： １～２０ （ＳＷＴ－８２００／８３００）（鉄材）
グル－プ番号「１」の中のブロック番号「１４」に収納されているデ－タの統計操作の場合。

１０７μｍ

収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して、次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、もう一度
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて
ください。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号が点滅します。
▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするグル－プ番号に合せます。

－５９－

（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「１」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７

グル－プ番号「１」の中のブロック番号「１４」に収納されているデ－タの統計操作の場合。

μｍ
収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「１」が設定され、ブロック番号が点滅します。

▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするブロック番号に合せます。

（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

14

5

S: 10 :

10

ブロック番号「１４」に合せます。
STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｂ＝ １４【Ｇ＝ １ 内】
全デ－タ
統計 ？

－６０－

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。

Ｇ

＝

１

Ｂ ＝

１４

メ モ リ ・ デ － タ 統

計

：

デ

－

タ

数 ：

平

均

値 ：

１ ０ ６ ． 2

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． １

最

大

値 ：

１ ０ ７ ． ５

最

小

値 ：

１ ０ ４ ． ６

標

準

偏

注：

５ ０

差 ：

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－ト・パワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

０ ． ７

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に戻ります。

１０７μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

－６１－

（４）グル－プの中のブロックの中にある『セクション番号』に収納されている
デ－タの統計。
セクション番号： １～１０ （ＳＷＴ－８２００／８３００）
グル－プ番号「５」の中のブロック番号「２」の中にあるセクション番号「１」に収納されているデ－タの統計操作の場合。

（鉄材）

１０７
μｍ

収納場所の情報が表示されています。

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して、次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、もう一度
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めて
ください。

メモリ内
全デ－タ
統計 ？
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号が点滅します。
▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするグル－プ番号に合せます。

－６２－

（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「５」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

グル－プ番号「５」が設定され、ブロック番号が点滅します。

▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするブロック番号に合せます。

（鉄材）

１０７
μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

ブロック番号「２」に合せます。
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

5

2

5

S: 10 :

10

ブロック番号「２」が設定され、セクション番号が点滅します。
－６３－

▲ キ－か、 ▼ キ－を押して統計計算をするセクション番号に合せます。
（鉄材）

１０７
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

5

2

1

S: 10 :

10

セクション番号を「１」に合せます。
セクション番号は点滅します。

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

Ｓ＝ １

各表示が表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して、次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
統計計算が必要であれば、もう一度
STATIS-TICS キ－を押す操作から始めてください。

【B＝ ２ ＜G＝ ５ 内】
全デ－タ
統計 ？
STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」、（計算中）、「ピッ」と鳴ります。
Ｇ

＝

５

Ｂ

＝

２

メ モ リ ・ デ － タ 統

Ｓ
計

＝

１

：

デ

－

タ

数 ：

１ ０

平

均

値 ：

１ ０ ５ ． ９

中

央

値 ：

１ ０ ６ ． １

最

大

値 ：

１ ０ ６ ． ８

最

小

値 ：

標

準

偏

注：

STATIS-TICS キ－を押さないで放置
すると、この状態は「オ－トパワ－オフ」
で電源が自動的に切れるまで続きます。

１ ０ ４ ． ６
差 ：

０ ． ７

STATIS-TICS キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

統計計算をする前の状態に
戻ります。

１０７
μｍ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－６４－

デ－タを送るー①（ＵＳＢ）

ＵＳＢに接続してＰＣ（パ－ソナル コンピュ－タ）へデ－タを送り出します。
ＰＣ側のドライバ－のインスト－ルなどの準備の方法は、別添付の資料を参照してください。

（１） 測定したデータをそのまま送り出す。（リアルタイム転送）● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

（鉄材）

μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1ケ－ブル未接続ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

μｍ

10
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
測定をするたびに、デ－タが送り出されます。

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

注意
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと上図の様に「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE
キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

－６５－

（２）データの送り出しをやめる。
（鉄材）

１０１
μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１

ＵＳＢ の反転表示文字が消えます。

デ－タの送り出しは止まります。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－６６－

収納デ－タを送るー②（ＵＳＢ）（３） 収納されている『全デ－タ』を送る。
● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
デ－タを送り出す必要があれば、もう一度、
COM.ENABLE キ－を押して ＵＳＢ を表示させるところから始めてください。

メモリ内
全デ－タ
転送 ？

－６７－

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

メモリ内
全デ－タ
転送 中
《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－６８－

収納デ－タを送るー③（ＵＳＢ）（４）『グル－プ番号』に収納されているデ－タを送る。
● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

メモリ内

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
デ－タを送り出す必要があれば、もう一度、
COM.ENABLE キ－を押して ＵＳＢ を表示させるところから始めてください。

全デ－タ
転送 ？

－６９－

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
グル－プ番号「３」に収納されたデ－タを送り出す場合。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

3

グル－プ番号を「３」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送 ？
TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－７０－

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送 中

《 送り出しが終わった 》

ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－７１－

収納デ－タを送るー④ （ＵＳＢ）（５）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タを送る。
● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が反転表示されます。

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと【ケ－ブル未接続】の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
デ－タを送り出す必要があれば、もう一度、
COM.ENABLE キ－を押して ＵＳＢ を表示させるところから始めてください。

メモリ内
全デ－タ
転送 ？
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－７２－

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）
グル－プ番号「４」の中のブロック番号「７」に収納されたデ－タを送り出す例です。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号を「４」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号「４」が設定されます。
ブロック番号が点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

ブロック番号を合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

7

5

S: 10 :

10

－７３－

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】全デ－タ
転送 ？
TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－は鳴りません。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】全デ－タ
転送 中《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

－７４－元の状態に戻ります。

収納デ－タを送るー⑤ＵＳＢ（６）グル－プの中のブロックの中にある『セクション番号』に収納されている
デ－タを送る。
● ＰＣ側の準備をします。
● ＵＳＢケ－ブルでＰＣと接続します。
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が反転表示されます。

１０１

注意：
ＵＳＢケ－ブルを接続しないで COM.ENABLE
キ－を押すと「ケ－ブル未接続」の警告が表示されます。再度 COM.ENABLE キーを押しＵＳＢケ－ブルを接続してください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注意

メモリ内

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定操作や調整操作ができる」状態に戻ります。
デ－タを送り出す必要があれば、もう一度、
COM.ENABLE キ－を押して ＵＳＢ を表示させるところから始めてください。

全デ－タ
転送 ？
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－７５－

グル－プ番号「５」中のブロック番号「８」の中のセクション番号「１」に収納されているデ－タを送り出す場合。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号を「５」に合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号「５」が設定され、ブロック番号が点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

ブロック番号を合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

8

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－７６－

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

ブロック番号「８」が設定されます。
セクション番号が点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

8

5

S: 10 :

10

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してセクション番号を
合せます。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5セクション番号を合せます。
点滅します。

ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

8

1

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｓ＝ １【Ｂ＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送 ？
TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－は鳴りません。

Ｓ＝ １【B＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送 中

－７７－

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－７８－

デ－タを送るー⑥ （微弱無線） ＳＷＴ－８３００
注意
この機能はＳＷＴ－８３００のみに装備されています。 法律で許可されている、
日本国内専用に割り当てられた微弱無線でデ－タを送り出します。(性能証明取得済)
別売の専用受信器が必要です。詳細は専用受信器の資料を参照してください。
電波障害、誘導電波の発生場所の近くや、電磁ノイズの多い場所でのご使用には向きません。
デ－タを受ける機器やプログラムは、お客様側でご用意頂きます。

（１）測定した値をそのまま送り出す。（リアルタイム転送）● 受信側の準備をします。（詳細は専用受信器の資料を参照してください。）
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が反転表示されます。

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、【ケ－ブル未接続】のメッセージが表示されます。
この場合には、このメッセージを無視して、操作を続けてください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

－７９－

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が Ｗ／Ｌ に変わり、反転表示されます。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

測定をするたびに、そのデ－タは送り出されます。

◆データの送り出しをやめる。
（鉄材）

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１

Ｗ／Ｌ の反転表示文字が消えます。

デ－タの送り出しは止まります。

μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10

－８０－

デ－タを送るー⑦（微弱無線） ＳＷＴ－８３００（２）収納されている『全デ－タ』を送る。
● 受信機側の準備をします。（詳細は専用受信器の資料を参照してください。）
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、【ケ－ブル未接続】のメッセージが表示されます。
この場合には、このメッセージを無視して、操作を続けてください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が Ｗ／Ｌ に変わり、反転表示されます。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－８１－

注意

メモリ内

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定したデータをそのまま送り出す」状態に戻ります。メモリ内データを送り出す必要があれば再度、MEM.-SEL キ－を押して左図のコメントを表示させるところから始めてください。

全デ－タ
転送 ？

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注： 転送時間はメモリに収納されている
デ－タ数によります。
２０,０００デ－タ格納されている場合には約３０分かかります。

メモリ内
全デ－タ
転送 中

この間、本器は転送状態を保持し、転送が完了するまでキ－の操作は無視されます。

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 : 10－８２－

収納デ－タを送るー⑧ （微弱無線） ＳＷＴ－８３００（３）『グル－プ番号』に収納されているデ－タを送る。
● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器の資料を参照して下さい。）
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、【ケ－ブル未接続】のメッセ－ジが表示されます。
この場合には、このメッセ－ジを無視
して、操作を続けて下さい。

μｍＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が Ｗ／Ｌ に変化、反転表示されます。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－８３－

注意

メモリ内

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定した値をそのまま送り出す」状態に戻ります。
メモリ内デ－タを送り出す必要があれば、再度、
MEM.-SEL キ－を押して左図のメッセ－ジを表示させるところから始めてください。
以降の各操作のときも、同様です。

全デ－タ
転送 ？

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
グル－プ番号「３」に収納されたデ－タを送り出す例です。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1

グル－プ番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5 S: 10 :10▲ キ－か、 ▼ キ－を押してグル－プ番号を
合せます。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

3

グル－プ番号を「３」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5 S: 10 :10TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－８４－

注意
コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定した値をそのまま送り出す」状態に戻ります。
メモリグル－プ内デ－タを送り出す必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押して「メモリ内全デ－タ転送？」のメッセ－ジを表示させるところ
から始めて下さい。

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送 ？
TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

注： 転送時間はメモリに格納されている
デ－タ数によります。
２,０００デ－タ格納されている場合には約３分かかります。

Ｇ＝ ３
全デ－タ
転送 中

この間、本器は転送状態を保持し、転送が完了するまでキ－の操作は無視されます。

《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :

10

－８５－

収納デ－タを送るー⑨ （微弱無線） ＳＷＴ－８３００（４）グル－プの中の『ブロック番号』に収納されているデ－タを送る。
● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器の資料を参照して下さい。）
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていない場合には、【ケ－ブル未接続】のメッセ－ジが表示されます。
この場合には、このメッセ－ジを無視
して、操作を続けて下さい。

μｍＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が Ｗ／Ｌ に変わり、反転表示されます。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 10 :10MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－８６－

注意

メモリ内

コメントが表示されている時間は約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定した値をそのまま送り出す」状態に戻ります。
ブロック内デ－タを送り出す必要があれば、再度、
MEM.-SEL キ－を押して左図のメッセ－ジを表示させるところから始めてください。
以降の各操作のときも、同様です。

全デ－タ
転送 ？
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
グル－プ番号「４」の中のブロック番号「７」に収納されているデ－タを送り出す例です。

１０１μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1▲ キ－か、 ▼合せます。

グル－プ番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5 S: 1 0 :10

キ－を押してグル－プ番号を

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号を「４」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

グル－プ番号「４」が設定されます。
ブロック番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5 S: 1 0 :

10

－８７－

▲ キ－か、 ▼ キ－を押してブロック番号を
合せます。
（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

ブロック番号を合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

7

5

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】全デ－タ
転送 ？
TRANS-MIT キ－を押します。（ブザ－は鳴りません）

注： メモリブロック内デ－タ送信の場合にはこの段階でデ－タの送り出しが始まります。

Ｂ＝ ７【Ｇ＝ ４内】転送時間はメモリに格納されている
デ－タ数によります。
１００デ－タ格納されている場合には約９秒かかります。

全デ－タ
転送 中
《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :

10

－８８－

収納デ－タを送るー⑩ （微弱無線） ＳＷＴ－８３００（５）グル－プの中のブロックの中にある『セクション番号』に収納されている
デ－タを送る。
● 受信器側の準備をします。（詳細は専用受信器の資料を参照して下さい。）
（鉄材）

１０１
μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ

１０１

注： ＵＳＢケ－ブルが接続されていないときには、【 ケ－ブル未接続 】のメッセ－ジが表示されます。
この場合には、このメッセ－ジを無視
して、操作を続けてください。

μｍ
ＵＳＢ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :の文字が反転表示されます。

10

COM.ENABLE キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）
ＵＳＢ の文字が Ｗ／Ｌ に変化、反転表示されます。

１０１
μｍ
Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5 S: 1 0 :10MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－８９－

注意

メモリ内

各表示が表示されている時間は、約１０秒です。
この間にキ－を押して次の段階に進めないとブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴って、本器は「測定した値をそのまま送り出す」状態に戻ります。
セクション内デ－タを送り出す必要があれば、再度、 MEM.-SEL キ－を押して左記のメッセージを表示させるところから始めてください。
以降の各操作のときも、同様です。

全デ－タ
転送 ？
MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

グル－プ番号「５」中のブロック番号「８」の中のセクション番号「１」に収納されているデ－タを送り出す例です。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

1▲ キ－か、 ▼合せます。

グル－プ番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

キ－を押してグル－プ番号を

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号を「５」に合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5

グル－プ番号「５」が設定されます。
ブロック番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

2

5

S: 10 :

10

－９０－

▲ キ－か、 ▼合せます。

キ－を押してブロック番号を

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

4

ブロック番号を合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

8

5

S: 10 :

10

MEM.-SEL キ－を押します。
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5▲ キ－か、 ▼合せます。

ブロック番号「８」が設定されます。
セクション番号が点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

8

5

S: 10 :

10

キ－を押してセクション番号を

（鉄材）

１０１
μｍ

ﾒﾓﾘ No.

5セクション番号を合せます。
点滅します。

Ｗ／Ｌ

ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

8

1

S: 10 :

10

TRANS-MIT キ－を押します。
ブザ－が「ピ－」、「ピ－」と鳴ります。

－９１－

Ｓ＝ １
【B＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送 ？
TRANS-MIT キ－を押します。（ブザ－は鳴りません）

Ｓ＝ １

注； メモリセクション内デ－タ送信の場合にはこの段階でデ－タの送り出しが始まります。

【B＝ ８＜G＝ ５内】
全デ－タ
転送 中
《 送り出しが終わった 》
ブザ－が「ピッ」と鳴ります。

（鉄材）

元の状態に戻ります。

１０１μｍ
ｹﾝﾘｮｳｾﾝ No: 1

ﾒﾓﾘ No.

1

2

5

S: 10 :

10－９２－

こんなときは （故障かな？と思ったら）修理・サ－ビスをお申しつける前に次の点をお調べください。
こんな時は調べるところ／原因処

置

ON/OFF キ－を押したが何の反応もない。

電池が消耗していないですか？

電池を２本とも新品と交換してみて下さい。

電池を２本とも新品と交換してON/OFF キ－を押したが何の反応もない。

本器が故障していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に修理をお申し付けください。

電池が消耗しています。

しばらくの間は使用可能です。
まもなく電池がなくなります。
新しい電池を準備してください。

さらに電池が消耗しておりすぐに使えなくなります。

新しい電池に交換してください。

電池が無くなっています。

新しい電池に交換してください。

ON/OFF キ－を押した直後に
プロ－ブを対象物に押し当てて測定作業を始めた。

この文章が表示されている間は
プロ－ブを測定対象物や金属から離して空中に保持してください。

プロ－ブを接続しないで本器のON/OFF キ－を押した。

プロ－ブを接続されていることを確認した後 ON/OFF
キ－を押してください。

BAT

BAT

電池消耗
電池を交換
して下さい。
《電源ＯＦＦ》
誤操作！
プロ－ブを中空に保持して下さい。

《電源ＯＦＦ》
誤操作！
プロ－ブを接続
して下さい。
《電源ＯＦＦ》－９３－

こんな時は障害！
プロ－ブに障害が発生しています
交換して下さい。
《電源ＯＦＦ》

調べるところ／原因処

置

プロ－ブが故障していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に修理をお申しつけください。

本体とプロ－ブの両方に障害が発生していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に修理をお申しつけください。

キ－を押しても反応がない。

「ＬＯＣＫ」キ－が押されている。

一旦、電源をＯＦＦした後、再度、電源をＯＮして「キ－ロック」を解除して下さい。

キ－ロック解除して、キ－を押しても反応がない。

本体に障害が発生していると思われます。

販売店または最寄りの当社
営業所に点検、修理をお申し
つけください。

メモリに測定デ－タが格納されない。

全てのメモリにデ－タが格納されて空きがない。

不要なデ－タを消去して空きを作ってください。

測定モ－ドが「連続測定」になっている。

「ZERO」キ－と「▲」キ－を同時に押してモ－ドを変更してください。

ＵＳＢケ－ブルが接続されていない。

ＵＳＢケ－ブルを接続してください。
「微弱無線」機能をご使用しているときには無視して
ください。

障害！
プロ－ブと本体に異常があります。
修理が必要です。
《電源ＯＦＦ》

ケ－ブル未接続－９４－

こんな時は調べるところ／原因

ＵＳＢでのデ－タ転送ができない。

① ＵＳＢケ－ブルの接続。
② パソコン側の準備。

ＵＳＢでのデ－タ転送がこれまで動作していたが突然転送できなくなった。

微弱無線での転送ができない。

① パソコン側の動作等。
② パソコン側に異常がない。
本体に異常が発生していると思われる。

① 本体と受信器との距離。

② 受信器の電源。

③ 出力装置。

④ 上記①～③に異常はない。

－９５－

処

置

① ＵＳＢケ－ブルを確実に接続してください。
② （１） 添付のＣＤより
ドライバ－を正しくインスト－ルしてください。
（２） バ－チャル・コム
ポ－トを正しく
設定してください。

① パソコン側に異常がないか
点検してください。
② 販売店または最寄りの当社営業所に修理をお申し
つけください。

① 本体が発信する電波の到達範囲にあるかチェック
してください。
② 受信器の電源がＯＮになっているか点検してください。 電池で動作している場合には、電池が消耗していないか
点検してください。
③ 受信器にプリンタ等のご使用されている出力装置や、接続ケ－ブルに異常がないか点検してください。
④ 販売店または最寄りの当社営業所に修理をお申し
つけください。

仕 様
◆本体
項

目

説

明

（ 摘

要 ）

品 名型式

電磁式／渦電流式両用膜厚計 （ＳＷＴ－８２００、ＳＷＴ－８３００）

表 示方式

グラフィックＬＣＤ （データ ・ メッセージ）

測定範囲

オプションの接続プローブにより異なる

検 量 線 校 正（CAL）付 加 機 能キ－ の 種 類

２点校正式

ゼロ点：
素地を使用する校正
標準調整点： 素地と標準厚板を使用する校正① キー入力ロック② オートパワーオフ （約 3 分）
③ 測定モ－ドの切替 （ホ－ルド／連続）④ 表示分解能の切替⑤ 検量線・校正値の一括消去⑥ 検量線の設定可能数：最大１０本(ＳＷＴ－８２００)
最大１００本(ＳＷＴ－８３００)⑦ 上／下限値設定、警報（各検量線毎に設定）⑧ 測定データメモリ：１０，０００データ(ＳＷＴ－８２００)
２０，０００データ(ＳＷＴ－８３００)⑨ 統計処理、表示⑩ ＵＳＢ接続⑪ 微弱無線(ＳＷＴ－８３００)
ON/OFF 、 ZERO、CAL No. 、、 STATISTICS

Ｈ/Ｌ

▲

、

▼

、 LOCK 、、 MEM.-SEL 、

COM.ENABLE 、 TRANSMIT 、 MEM.CLEAR 、
DATA ERASE 、 CANCEＬ
電

源

使 用 温 度３Ｖ ＤＣ （単３乾電池×２本） 、 （専用ＡＣアダプタ）
０～４０℃ （結露しないこと）

付 属 品

乾電池、収納ケース、
AC アダプタ、USB ケーブル、USB ドライバ（ＣＤ）オプション

鉄素地用プローブ（Ｆｅ）、 非鉄素地用プローブ（ＮＦｅ）

外 形 寸 法７２（Ｗ） × ３０（Ｈ） × １５６（Ｄ）mm

本体重 量

２００ｇ
２００８年 ３月改訂

－９６－

◆プローブ（オプション）
型式

Fe－2．5

測定方式

磁気誘導式

測定範囲

０～2．50ｍｍ

表示分解能

1μｍ：0～999μｍ
切替により0．1μｍ：0～400μｍ、0．5μｍ：400～500μｍ

ＮＦｅ－0．6

ＮＦｅ－2．0
渦電流式

０～600μｍ
1μｍ：0～600μｍ
切替により0．1μｍ：0～400μｍ、0．5μｍ：400～500μｍ

プローブ

1μｍ：0～999μｍ
切替により0．1μｍ：0～400μｍ、0．5μｍ：400～500μｍ
0．01mm：1．00～2．00mm

0．01mm：1．00～2．50mm

測定精度（平滑面に対して）

０～2．00ｍｍ

0～100μｍ：±１μｍ
または指示値の±2％以内
101μｍ～2．50ｍｍ：±2％以内

0～100μｍ：±1μｍ
または指示値の±2％以内
101μｍ～600μｍ：±2％以内

0～100μｍ：±1μｍ
または指示値の±2％以内
101μｍ～2．00ｍｍ：±2％以内

１点定圧接触式、Ｖカット付
φ１３×４８mm

１点定圧接触式、Ｖカット付
φ１１×４８mm

１点定圧接触式、Ｖカット付
φ１３×４７mmオプション ： Ｖ型プローブアダプタ （３種類：φ５以下用、φ５～１０用、φ１０～２０用）
付属品

測定対象

標準厚板、
標準厚板、テスト用ゼロ板（非鉄用）
テスト用ゼロ板（鉄用）
鉄・鋼などの磁性金属素地上の アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など
塗装、ライニング、溶射膜、メッ
キ（電解ニッケルメッキを除く） 細い丸棒、細管、微少片等での比較的汎用な測定物用
など
高安定性用

－９７－

参考資料 （測定の原理）● 電磁式
プロ－ブから発生する交流磁界に鉄等の磁気に反応する金属が接近すると、磁界に影響を与えます。
金属がプロ－ブに接近するほど強く引き合います。
即ち、プロ－ブから発生する磁気が通りやすくなり
磁力線の密度が高くなった結果、強く引き合います。
逆に金属がプロ－ブから遠ざかると引き方は弱くなります。
これは、金属が遠ざかってプロ－ブから発生する磁気が通り難くなり磁力線の密度が疎になるので引き方が弱くなるからです。
磁気の通り易さ／通り難さの程度（Ｒｅｌｕｃｔａｎｃｅ）と金属上の皮膜の厚さとの相関関係をあらかじめ解析しておきます。
測定時にはＲｅｌｕｃｔａｎｃｅを測り、前述の相関関係を使って膜厚値に変換します。
Ｒｅｌｕｃｔａｎｃｅは磁気量で直接には観測し難いので磁気をコイルに通し、電磁誘導の原理で観測や処理が容易な電気量に変換して膜厚値への変換処理を行います。

● 渦電流式プロ－ブから発生する交流磁界に金属が接近すると磁界の影響で金属の表面に渦電流が発生します。
金属がプロ－ブに接近するほど渦電流は強くなり、渦電流を発生させる磁場の密度も高くなります。
逆に金属がプロ－ブから遠ざかると渦電流は弱くなり、磁場の密度も疎になります。
磁場の疎密度と金属上の皮膜の厚さとの相関関係をあらかじめ解析しておきます。
測定時には磁場の疎密度を測り、前述の相関関係を使って膜厚値に変換します。
磁場の疎密度は直接には観測し難いのでコイルを磁場の中に置き、電磁誘導の原理で観測や処理が容易な電気量に変換して膜厚値への変換処理を行います。
一般的に、渦電流式ではアルミや銅等の高周波電流まで良く通す素材と、鉄等の高周波電流の通り難い素材を分けて、非磁性の素材上の膜厚測定に適する様に
高周波電流を利用します。

－９８－

営業品目● 膜厚計、ピンホール探知器、水分計、鉄筋探査機、結露計、検針器、鉄片探知器、粘度計

東 京 営 業 所：〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-4 柴田ビル２階
TEL 03-3254-5031 FAX 03-3254-5038
大 阪 営 業 所：〒530-0046 大阪市北区菅原町 2-3 小西ビル
TEL 06-6362-7805 FAX 06-6365-7381
名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城 3-11-27 名北ビル
TEL 052-915-2650 FAX 052-915-7238
福 岡 営 業 所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町 11-11
TEL 092-282-6801 FAX 092-282-6803
本社：〒213-0026 川崎市高津区久末 1677
TEL 044-751-7121 FAX 044-755-3212

URL http://www.sanko-denshi.co.jp

E-mail info@sanko-denshi.co.jp