解析ソフト（LP横断解析ソフト Ver.2）
車線連結

路面横断形状測定･解析･積算装置

地盤高の取り込み

レーザ・プロファイラ

LP-2100
L

展開図上に車線をはめていくように連結して路面ファイルを作成します。
（縦方向の連結にも対応）

任意の1点で地盤高入力すると他点の高さを自動計算します。

計画画面

複数の計画線が描ける縦断図

横断・縦断・展開の各Windowを見ながら工事計画の作成が可能。瞬時にボリューム計算を行い、結果に応じて計画を変更することも簡単です。

横断図、展開図、縦断図の印刷が行えます。
また、ボリューム計算表、計画厚一覧表の印刷も行えるほか、帳票はCSV出力、図面はCAD出力（DXF）にも対応しています。

LP 横断解析ソフト Ver.2 動作環境

パソコン

印刷装置

Windows 11、Windows 10（32/64ビット版）
1GHz以上のプロセッサ
4GB以上のメモリ
100MB以上の空き容量があるストレージ（※1）
USBポート（最低1個、推奨2個）
DVD-ROMドライブ
1024×768ピクセル以上の画面解像度
Windowsに対応するプリンタまたはプロッタaser-Profiler※1 USBハブ経由での利用については、直接電源を供給するタイプ（セルフパワー）のUSBハブを使用してください。
パソコンから間接的に電源を供給するタイプ（バスパワー）ですと、LP横断解析ソフトが正常に動作しない場合があります。
※ Windows 11、Windows 10は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。

ご注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

NETIS番号：KT-160041-VE
www.tokyokeiki.jp
通信制御システムカンパニー
本

センサ機器部社

TEL.03-3731-2631 FAX.03-3738-8670 〒144-8551 東京都大田区南蒲田2-16-46

大阪営業所

TEL.06-6150-6605 FAX.06-6150-6610 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-7-26
2023年3月作成

Cat.No.1556-1-J-1-B路面横断形状測定
路面横断形状測定・解析・解析・積算装置LP-2100は、・積算装置LP-2100は、道路舗装修繕前に行う路面計測、道路舗装修繕前に行う路面計測、工事計画、工事計画、ボリューム計算、ボリューム計算、各種帳票、各種帳票、図面を図面を一連の流れで管理ができる路面横断形状測定機です。
一連の流れで管理ができる路面横断形状測定機です。

設置・計測方法
設置・計測方法
道路際よりレーザ光をスキャンさせ、路面より跳ね返ってきた反射光を感知し横断路面形状の計測を行います。
道路際よりレーザ光をスキャンさせ、路面より跳ね返ってきた反射光を感知し横断路面形状の計測を行います。
台車を使い計測機を道路際に設置できるため、道路規制をかけず計測が行えるようになりました。
台車を使い計測機を道路際に設置できるため、道路規制をかけず計測が行えるようになりました。

計測範囲は最大13ｍ
計測範囲は最大1
計測範囲は最大
計測範囲は最大13ｍ
13ｍ※ ※●● 多くの道路で全幅員を1回で計測可能。
多くの道路で全幅員を1回で計測可能。

スピーディ
スピーデ
スピーディディ・高精細な計測
高精細な計測・高精細な計測● 1測点最大13ｍを最速４秒でスピード計測。
1測点最大13ｍを最速４秒でスピード計測。
● 傾斜計の搭載により、● 傾斜計の搭載により、NEWNEW計測ユニットの水平合わせが不要に。
計測ユニットの水平合わせが不要に。
1点の地盤高から同一測点の地盤高を自動計算可能。
1点の地盤高から同一測点の地盤高を自動計算可能。
● 10cmの計測ピッチで、● 10cmの計測ピッチで、詳細に横断面を計測可能。
詳細に横断面を計測可能。
● 素早い計測のため、通行する車両等の干渉を受けにくい。
● 素早い計測のため、通行する車両等の干渉を受けにくい。
● 新機能「ゆっくりスキャン」により新設路面や濡れ路面の計測を強化。
● 新機能「ゆっくりスキャン」により新設路面や濡れ路面の計測を強化。
NEWNEW●

操作ユニット画面（マーク視準）操作ユニット画面（マーク視準） 操作ユニット画面（スキャン・保存）
操作ユニット画面（スキャン・保存）※※
歩道・道路際からの計測が可能
歩道・道路際からの計測が可能● 計測機を車線上に設置しなくても計測が行えるため、計測機を車線上に設置しなくても計測が行えるため、計測機を車線上に設置しなくても計測が行えるため交通事故の危険性が低下し安全作業に貢献。
交通事故の危険性が低下し安全作業に貢献。
● 車線上での計測がなければ、道路規制が不要となり● 車線上での計測がなければ、道路規制が不要となり、書類の作成・届出や規制費用が不要に。
車線上での計測がなければ、道路規制が不要となり、書類の作成・届出や規制費用が不要に。
● 交通量の多い現場でも夜間作業の必要がなくなります。
● 交通量の多い現場でも夜間作業の必要がなくなります。
●

計測の流れ
計測の流れ
計測イメージ
計測イメージ

実用性の高い解析ソフト
実用性の高い解析ソフト● 従来機LP-2000のソフト
従来機LP-2000のソフト（LP横断解析ソフトVer.2）を使用してのデータ解析が可能。
（LP横断解析ソフトVer.2）を使用してのデータ解析が可能。
● 解析を行ったデータはCSV出力、CAD出力● 解析を行ったデータはCSV出力、CAD出力（DXF）（DXF）にも対応。にも対応。
●NEWNEW
消費電力の削減により長時間の計測が可能に消費電力の削減により長時間の計測が可能に※現場条件によります。
※現場条件によります。

LP-2100本体仕様
LP-2100本体仕様
No. No.
項目 項目
12345678910111213性能・仕様
性能・仕様

-2100
-2100
専用台車
専用台車
LPLP

備考 備考

0〜50℃
JIS CJIS
60068−2−1,
C 60068−2−1,
1 動作温湿度0〜50℃
2
2
動作温湿度
95％RH以下（非結露）95％RH以下（非結露）2 保存温湿度−20〜60℃
JIS CJIS
60068−2−1,
C 60068−2−1,
2
2−20〜60℃
保存温湿度
95％RH以下（非結露）95％RH以下（非結露）3 レーザ
出力：５mW以下（クラス3R）
出力：５mW以下（クラス3R）
レーザ
波長：650波長：650nm（赤色）nm（赤色）
4 測定方法 レーザ距離計（非接触）
レーザ距離計（非接触）
測定方法
5 消費電力 約15Ｗ（25℃時）
約15Ｗ（25℃時）
消費電力
6 測定幅員 最大13最大13mm
測定幅員
傾き補正範囲内
傾き補正範囲内
7 計測高さ精度
±2 mm
±2 mm
計測高さ精度
距離比距離比8 位置精度 ±0.133％±0.133％
位置精度
9 データ間隔100mm
100mm
データ間隔
計：約計：約7秒 7秒
10 計測時間 幅員13m、通常スキャンの場合
幅員13m、通常スキャンの場合
計測時間
スキャン：約
スキャン：約4秒 4秒
転送：約
転送：約３秒 ３秒
水平面に対して水平面に対して
11 傾き補正範囲
傾き補正範囲±５度±５度
USBメモリによりPCへ転送
12 記録方式 操作ユニット内部（SSD）
記録方式
操作ユニット内部（SSD） USBメモリによりPCへ転送（約1500測点分。但し1車線に（約1500測点分。但し1車線につき最大400測点まで）つき最大400測点まで）
計測ユニット（電源ユニット）
計測ユニット（電源ユニット）
最大４時間（付属バッテリ、25℃時）
最大４時間（付属バッテリ、25℃時）
13 連続使用時間
連続使用時間※外部電源により延長可能※外部電源により延長可能

多様な現場に対応
多様な現場に対応
操作ユニット
操作ユニット

ポール先のアームで計測機の位置を変えられるので、現場のさまざまなポール先のアームで計測機の位置を変えられるので、現場のさまざまなシーンにも対応可能です。
シーンにも対応可能です。

計測ユニット
計測ユニット※外部電源ケーブル付属※外部電源ケーブル付属

約 8 時間
電源ユニット
電源ユニット
14 充電時間 約 8 時間
充電時間
最大 6最大時間（25℃時）
6 時間（25℃時）
操作ユニット（タブレット）
操作ユニット（タブレット）
15 連続使用時間
連続使用時間約 6 時間操作ユニット（タブレット）
操作ユニット（タブレット）
16 充電時間 約 6 時間
充電時間（mm）（mm）
H535×W353×D185
H535×W353×D185（8.0kg）（8.0kg）
計測ユニット
計測ユニット
17 外形寸法
外形寸法（質量）（質量） H237×W234×D132
H237×W234×D132（5.0kg）（5.0kg）
電源ユニット
電源ユニット
H190×W270×D19.8
H190×W270×D19.8（1.22kg）（1.22kg）
操作ユニット
操作ユニットH1836×W475×D850
H1836×W475×D850（30kg）（30kg）
専用台車
専用台車
LP横断解析ソフトVer
22
18 対応ソフト
18 対応ソフトLP横断解析ソフトVer
1415
1617

電源ユニット
電源ユニット

歩道に設置して縁石直下からの計測
歩道に設置して縁石直下からの計測

道路際に設置して縁石直下からの計測
道路際に設置して縁石直下からの計測