日本大学歯学部紀要 42，17‑24，2014

次亜塩素酸ナトリウム溶液の消毒効果と変化
田辺直紀

Effect and change of sodium hypochlorite solution for disinfection
Naoki Tanabe
Abstract
The author measured the most effective chlorine concentration of the sodium hypochlorite
disinfectant solution by using the residual amount and the extent of chlorine gas diffusion toascertain the solutionʼ
s degradation behavior. The findings indicate that a highly concentrated solution deteriorates easily owing to foul storage conditions and inappropriate handling because chlorine gas can diffuse out.As for the product with large quantities ofresidual
substances,the effective chlorine concentration decreased because of supersonic wave vibrations and high temperature at the time of its use.Immersion of stone cast and silicone rubber
impression material did not change the effective chlorine concentration. However, theeffective chlorine concentration was lowered upon immersion of alginate impression materials; the concentration decreased further with repeated immersions.
Key words: disinfection, sodium hypochlorite, available chlorine densityⅠ

緒が高い消毒液であることは言うまでもなく，安言価であることも大きなメリットである。

次亜塩素酸ナトリウム溶液は，消毒液として歯科臨床において，外科用器材の滅菌，消毒

塩素系で酸化作用が強い溶液に区分されてい処理を欠くことはできない。そして補綴，保存る。グルタールアルデヒド（グルタラール）消治療にかかわる模型の製作過程でも，口腔内の毒液とともに強い殺菌力があり，
肝炎ウィルス，

唾液や血液と接触して病原微生物を伝播する可エイズウィルスおよびエボラ出血熱ウィルスな能性がある歯科材料に対して，感染予防処置をどを含めた病原微生物の消毒液として使用されすることも重要であるている。グルタラールは劇物指定薬で慎重なにより補綴物や修復物の精度に大きい影響を与取扱いが必要であり，大量に使用して排水する

えることは避けねばならず，歯科材料への影響と河川を汚し，浄水場での水質検査で濃度が基を準を超えて断水騒ぎの原因になったこともあ

これまで著者らは，印象材，模型材の消毒により，使用後の安全性にも問題が残る。しかし次る影響について報告。一方，滅菌消毒処理

慮した適切な方法で処理する必要があり，してきた。

亜塩素酸ナトリウム溶液は従来食品添加物とし一般に消毒液による消毒効果は，溶液濃度，て指定されていて ，適切に使用すれば安全性

奏効時間および使用温度によって影響を受け

日本大学歯学部 数理情報科学分野
日本大学歯学部総合歯学研究所生体工学研究部門〒 101‑8310 東京都千代田区神田駿河台１‑８‑13

Department of Applied M athematics and Informatics,
Nihon University School of Dentistry
Division of Biomaterial Science, Dental Research Center,(受理：2014年９月 29日)

Nihon University School of Dentistry
1‑8‑13 Kanda‑Surugadai, Chiyoda‑ku, Tokyo 101‑8310, Japan

17

日本大学歯学部紀要 42，17‑24，2014。さらに歯科臨床で実際に消毒処理を行

釈（0.02％）溶液を作製した。原液と２倍およう場合には，保管方法や繰り返しなどの使用方

び 12倍の希釈溶液は直径 24mm 高さ 40mm

法が消毒液に影響を及ぼして消毒効果に変化をの 20ml 蓋付き円筒形褐色ビンに，300倍希釈与える場合が溶液は直径約 76mm 高さ 70mm の 300ml 蓋

る

えられる。

付き円筒形褐色ビンに分注保管した。

そこで歯科臨床での消毒を想定した消毒効果

保管方法は，試料の採取時以外は蓋をして密への影響を，市販の次亜塩素酸ナトリウム消毒閉し続けた密栓保管，蓋をはずしたままで保管液を使用して検討した。

Ⅱ

した開栓保管の２条件とし，すべての試料は風材料および方法や光による影響が少ない室内で高さ 70cm の机上に放置した。

使用した実験材料と略号を表１に示す。
表１
略号
PLX
NSE
MLT

実験１

有効塩素濃度の測定は，チオ硫酸ナトリウム

使用材料（次亜塩素酸ナトリウム消毒剤）
製品名

製造者

によるヨード滴定法で，1.00ml の試料を採取

販売濃度してオートビューレットで滴定した。なお最終

ピューラックス オーヤラックス

６％

値は，指示薬としてでんぷん液を加えオートピ

ネオサンエビス サンデンタル
ミルトン
P&G

６％
1.1％

ペットを用いて 0.01ml 単位に滴下して決定
し，各３回繰り返して平実験３

次亜塩素酸ナトリウム溶液の抗菌効果値を求めた。

市販品の有効塩素濃度

普通寒天培地（NaOH で pH 7.2に調整）に，測定試料は PLX で，異なる地域で購入した肉エキス，ペプトン，食塩を蒸留水で溶解した

製造番号の 異 な る 市 販 の 樹 脂 製 ボ ト ル 容 器

溶液に Andrade‑indicator glucose を加えた液（600ml）５本から開封時に 1.0ml ずつ３回採体培地（１％グルコース加普通ブイヨン）を作取して有効塩素濃度を測定した。その中の１本製した。表１に示す PLX にイオン交換水を加はボトルのまま冷暗所に６ヶ月間保管し，毎月えて濃度を調整して添加し，試験管に 3.0ml の

１回同様に採取して有効塩素濃度を測定した。

液体培地を準備した。

測定には前述のチオ硫酸ナトリウムによるヨード滴定法を用いた。

大腸菌および黄色ブドウ球菌（阿部研究所供試菌株）を，0.01〜0.10％の濃度で各５本の液実験４体培地に植菌した。すべての液体培地は 37°
Cで溶液の物理的処理による影響

実験には表１に示す市販製品３種を使用した。

48時間嫌気培養（N ：80％，CO ：10％，H ：10％）し，その後室温環境中に放置保管した。

MLT は原液を，PLX および NSE はイオン交植菌から 48時間，７日および 150日後に培養液

換水で１％に希釈した溶液を，それぞれ 300mlの濁度と着色を肉眼で調査し，細菌増殖の有無

調製して Pyrex ビーカー（AGC テクノグラス）

を判定して最小抗菌濃度を求め，抗菌効果の変に注入した。
このビーカーを松風社製超音波洗浄器 SUC化を調査した。

‑35型 ultrasonic cleaner に設置し，各溶液を実験２

15分間超音波で振動させた。休止時間を５分間溶液の保管による影響

としてこれを８回連続繰り返し，合計 120分間

測定試料は PLX の原液と希釈液で，２倍希処理した。

釈（3.0％），12倍希釈（0.5％）および 300倍希18次亜塩素酸ナトリウム溶液の消毒効果と変化

有効塩素濃度は，試験開始前，
４回（60分間）
処

GV‑100型気体採取器に同社製 No.8La の塩理後および８回（120分間）処理後に前述のチオ素検知管を装着して，毎分 100ml の速度で内部

硫酸ナトリウムによるヨード滴定法で測定した。

の空気を吸引し，検知管の発色で濃度を判定し３回繰り返して平

なお休止毎に液温を測定し，液温が 25°C 以上値を求めた。

に上昇していた場合には，ビーカー周囲の水をなおこの検知管の検知限界は 0.02ppm で，

20°
C の水に交換して冷却し，連続測定した。

気体採取器の１回量は 100ml，吸引回数は測定
試料の濃度に応じて最大数を 10回とした。

次に，同様に調製した溶液を蓋付き秤量ビンに 50ml ずつ採取し，70°
C の恒温器中に 24時

実験７間加温保管した。自然放冷した後，前述のチオ

材料浸漬後の有効塩素濃度変化

硫酸ナトリウムによるヨード滴定法で有効塩素

測 定 試 料 は PLX の １％希 釈 溶 液 で，ビー濃度を測定し，有効塩素濃度の変化を処理前のカー（200ml）に 100ml 採取してラップして保値との変化率で比較した。

管した。表２に浸漬した歯科材料を示す。練和
時間，混水比などを製造者指示で練和した印象

量

材および模型材を内径 34mm 深さ 15mm の実験には表１に示す市販の３製品を使用しゴム枠に注入し，印象材は練和開始から 10分た。原液を内径 95mm のシャーレに 30ml 採取

後，模型材は練和開始から 60分後に硬化物を撤して計量し，24時間室温放置後シャーレごと乾去して浸漬用試料とした。

実験５

原液の蒸発残熱滅菌器で３時間 110°
C にて乾熱した。放冷後直ちに試料を溶液中に浸漬して，15分毎に 10に再度計量して求めた残留物の重量から，試料回（150分間）有効塩素濃度をチオ硫酸ナトリウを１％溶液として換算した残率を算出して比較した。
実験６

塩素ガス拡散量

実験には表１に示す市販の３製品を使用した。使用溶液は，１，0.5および 0.1％溶液とし1000ml を 20リットル密閉容器中に注入した。
図１に示すように先端直径７mm のロートを，その先端が容器の底から 30cm の高さに設置
して溶液を一気に注入した。
図１

注入終了後３分間放置し，ガステック社製
表２
略号

分類

ARF
TAA

アルジネート印象材
アルジネート印象材
ゴム質印象材

EXP
NFR
NPL

石膏模型材
石膏模型材

空気中拡散塩素ガス測定法の模式図

使用材料（浸漬用）
製品名
AROMA FINETOKUSO A‑１α
EXPRESSNEW FUJIROCKNEW PLASTONE

19

製造者
GC
TOKUYAMA
３M
GC
GC

日本大学歯学部紀要 42，17‑24，2014

ムによるヨード滴定法により測定した。
そして，

実験２

溶液の保管による影響

溶液中に 15分毎に毎回新しく作製した試料を濃度の異なる溶液を，密栓あるいは開栓して取り替えて浸漬する（交換浸漬）条件と，試料保管した場合の有効塩素濃度の変化を図２に示を連続して浸漬する（連続浸漬）条件とで比較す。溶液の希釈濃度にかかわらず同一基準で変した。

化を評価するために，経過日毎の値を保管開始

Ⅲ

結時の有効塩素濃度を 100とする割合で示した。

果

密栓保管では，いずれの濃度も 30日間経過後

次亜塩素酸ナトリウム溶液の抗菌効果までの変化は認められなかった。しかし開栓保各濃度での液体培地における細菌増殖の有無

管では，原液の場合に約１週間で濃度が半減し，を判定した結果を表３に示す。大腸菌の最小抗その後は緩徐に低下した。２倍希釈液では約２

菌濃度は 0.06％で，黄色ブドウ球菌の最小抗菌週間経過で濃度が半減し，その後も低下した。

濃度は 0.03％であった。黄色ブドウ球菌よりも12倍および 300倍稀釈液では，約１ヶ月経過で大腸菌の方が次亜塩素酸ナトリウムに対する耐約２割濃度が低下した。

実験１性は強かったが，いずれの細菌も最小抗菌濃度
実験３以上の濃度では，48時間以上保管しても細菌増

市販品の有効塩素濃度

調査した市販原液の有効塩素濃度を表４に示

殖は認められないことが確認できた。

す。ロットにより 4.90％から 5.71％までの相違
表３

次亜塩素酸ナトリウム溶液の抗菌効果

大腸菌濃度（％） 48時間 ７日 150日
0.00
＋
＋
＋
0.01
＋
＋
＋
0.02
＋
＋
＋
0.03
＋
＋
＋
0.04
±
＋
＋
0.05
±
±
＋
0.06
−
−
−
0.08
−
−
0.10
−
−

が認められた。ボトルのまま冷暗所に長期間保管した場合の有効塩素濃度の経時変化を表５に黄色ブドウ球菌
48時間 ７日 150日
＋
＋
＋
＋
＋
＋
±
＋
＋
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

示す。６ヶ月間の保管期間による変化は認められなかった。
表４
Lot NO.

有効塩素濃度（％)

SD

2333
2346
2391
2522

4.90
5.60
5.71
5.35

0.028
0.035
0.053
0.112

2686

5.61

0.014

表５

図２

有効塩素濃度の経時変化（測定開始を 100と
する割合）

20

原液の有効塩素濃度

原液の有効塩素濃度の経時変化

測定時期

有効塩素濃度（％)

SD

購入時
１ヶ月後

5.61
5.58

0.014
0.006

２ヶ月後
３ヶ月後
４ヶ月後

5.63
5.60
5.56

0.021
0.015
0.025

５ヶ月後
６ヶ月後

5.61
5.60

0.035
0.026

次亜塩素酸ナトリウム溶液の消毒効果と変化

実験４

実験６

溶液の物理的処理による影響

塩素ガス拡散量

超音波振動処理した３製品の有効塩素濃度の市販の３製品で異なる濃度の溶液を注入した変化を図３に示す。PLX および NSE はわずか際の，塩素ガス拡散量を図５に示す。溶液濃度に増加し，M LT はわずかに低下した。加温処理が低い場合の拡散量は１ppm 程度であり，製品の結果を図４に示す。PLX および NSE の有効間の差は小さかったが，溶液が高濃度になると塩素濃度は約３％低下したが，M LT の有効塩

拡散量が多くなり，製品間の相違も認められた。

素濃度は約９％低下した。

図３

図５

超音波振動処理による有効塩素濃度の変化

実験７

塩素ガス拡散量

材料浸漬後の有効塩素濃度変化

印象材および模型材を浸漬した後の有効塩素濃度を表７に示す。印象材 EXP と模型材 NFRおよび NPL は，連続 150分間浸漬しても，15分毎に新しい試料と交換して 10回繰り返しても有効塩素濃度に変化が認められなかった。一方，アルジネート印象材の ARF および TAA
図４の場合には，図６に示すように浸漬時間あるい

加温処理による有効塩素濃度の変化

は浸漬回数を重ねるほど有効塩素濃度が減少
し，連続する浸漬時間よりも交換する浸漬回数

実験５

原液の蒸発残市販の３製品の残による影響が大きかった。

量率を表６に示す。PLX お

よび NSE は同程度であったが，M LT の残量は多いことが認められた。
表６
製品名
PLX
NSE
MLT

溶液の残
残

率

率（％)

SD

1.71
1.50
18.23

0.01
0.02
0.02

図６

21

アルジネート印象材の浸漬による有効塩素
濃度の変化

日本大学歯学部紀要 42，17‑24，2014

表７

浸漬による有効塩素濃度の変化
回数 or 時間（分）

浸漬材料

浸漬法

0(0）

1(15)

2(30)

3(45)

4(60)

6(90) 8（120） 10
（150）

ARF

交換
連続

0.99
1.11

0.97
1.11

0.95
1.10

0.93
1.09

0.92
1.08

0.88
1.08

0.85
1.06

0.81
1.06

TAA

交換
連続

1.01
1.04

1.00
1.03

0.99
1.03

0.97
1.03

0.95
1.03

0.92
1.00

0.88
1.00

0.85
1.00

EXP

交換
連続

1.11
1.03

1.11
1.03

1.12
1.03

1.11
1.03

1.10
1.03

1.10
1.03

1.10
1.03

1.10
1.03

NFR

交換
連続

1.05
1.03

1.05
1.03

1.04
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

NPL

交換
連続

1.04
1.03

1.04
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

1.05
1.03

Ⅳ

そこで消毒液が塩素ガスを常に発生していて察も，使用時に有効塩素濃度が低下せずに保たれ

次亜塩素酸ナトリウム（Sodium hypochlor-ているかを実験２で検討した。有効塩素濃度は，

ite）溶液は，クロロナトロン液，デーキン氏液，

密栓していれば溶液濃度にかかわらず少なくてラバラック氏液などと呼ばれ，塩素ガス（Cl ）も 30日間は変化しなかった。しかし開栓したまと ClO‑イオンを発生する。
これらは細菌表面のまでは，有効塩素濃度が経時的に低下して，高脂質，タンパク質を分解，変性して破壊し，細濃度ほど急激に低下した。６％の原液が１週間

菌の代謝に変化を与えて菌体内タンパク質や核で，２倍希釈液では２週間で，有効塩素濃度が酸などを変性する殺菌作用があり，消毒液とし半減した。臨床の場でも濃度を高い状態で保管て使用されている 。国内では１〜12％溶液がする場合には，栓や蓋で密閉して，開栓時間を市販されていて，著者らはこれまで歯科材料学

できるだけ短くする必要があることを確認しの見地から，これらを用いた消毒が及ぼす歯科た。

してきたが，翻って次消毒に有効な濃度は，原液を希釈して用いる

亜塩素酸ナトリウム消毒液の変化に視点を移し場合も多いが，実際に市販されている商品の濃て検討した。

度を確認する必要もあると材料への影響を報告

えて実験３で検討

まず実験１では，次亜塩素酸ナトリウム溶液

した。PLX は濃度が６％と表示されているが，の大腸菌と黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を

有効塩素濃度を測定した結果は，この値より少確認した。一般に消毒液の消毒効果は，溶液濃なかった。製造者は，有効塩素濃度を以下の算度と奏効時間などで変化する

式で導き出して 5.71％を約６％としているとが，直接細菌のことであった。

と接触せずに培地を介在させたことで，殺菌にはより高い濃度が必要であったとえられた。

(35.45×２)/74.44 ＝0.952
Cl
NaOCl

さらに，細菌の消毒液に対する耐性の大きさに0.952× 6.0 ＝5.71
表示(％) 有効塩素濃度(％)

も相異があり，実際に消毒液として使用する場
合には，他の環境要因を含めた殺菌力を慮す

る必要があることが確認できた。
22

次亜塩素酸ナトリウム溶液の消毒効果と変化

希釈して有効塩素濃度の精度を検討する場合

溶液からの塩素ガス発生に相異があるならには，実際に使用する溶液を直接測定する必要ば，臨床使用時に溶液を注入する際にも塩素ガがあるとスの拡散量に相異があるとえられた。そして今回の測定では，

え，実験６で検討した。有効塩素濃度が高いほど塩素ガスの拡散

有効塩素濃度をすべて重量％で算出した。

量は多い傾向が認められた。濃度が高い MLT

なお同一ロットで同時に複数購入した原液では，特に多量の塩素ガスを発生することが認めは，有効塩素濃度に差は認められなかった。
そこでさらに購入したボトルのままで冷暗所られた。MLT が他の消毒液に比べて物理的処に６ヶ月間保管したが，表５に示したように有理による影響が大きいのは，不純物（NaCl）の

効塩素濃度に変化は認められなかった。今回の量による影響と思われる。一般に塩素ガスは実験で使用した市販のボトルは，異なる地域の0.1〜0.2ppm で臭気が感じられ，１ppm でか販売店から購入したので，保管や搬送の条件がなり刺激が強く，３〜６ppm で目，鼻，のどに原因で有効塩素濃度が低下した可能性もあると強い刺激があり頭痛を招くとされている。臨床えられた。いずれにしても，表示濃度と実際的に使用する場合も取扱いと環境に注意する必要がある。

の有効塩素濃度には相異があることに注意する

歯科臨床で浸漬消毒した後の消毒液は，浸漬必要がある。
次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用する場合

対象物に汚物が多く付着していれば劣化が速いには，溶液を超音波洗浄機で振動を加えたり，ことは当然であるが，浸漬物そのものが影響を

常温以上の温度で使用したりすることも想定さ与えることもえられる。そこで実験７では，

れ る の で，抗 ウィル ス 濃 度 と さ れ る 高 濃 度

印象材と模型材を浸漬した場合の影響を検討し（１％）液を使用した場合の影響を，実験４で検た。ゴム質印象材の EXP と石膏模型材の NFR討した。超音波振動処理では，PLX および NSE

および NPL は，浸漬を 150分間連続しても，繰

はわずかに有効塩素濃度が増加した。溶液温度

り返し 10回浸漬しても有効塩素濃度に変化はが上昇して水分が蒸発したことが増加の原因となかった。

えられ，蒸発量を補正すると濃度変化はな

一方，アルジネート印象材を浸漬した場合にかった。M LT はわずかに減少し，振動による影は，溶液の有効塩素濃度は経時的に低下し，連

響と

えられた。
溶液を加温処理した場合には，

続 150分間浸漬した場合よりも，試料を新しく

いずれの溶液も有効塩素濃度が低下した。蓋付

10回交換した場合の方が低下率は大きかった。

きビンを使用したので，一度気化した水分は失

アルジネート印象材はゲル化時間後にも未反応

われなかったが，発生した塩素ガスは失われたやシネリシスの影響があるので，硬化時間に近とい時期の印象材を繰り返し浸漬することで，溶えられた。さらに M LT は加温による有効塩素濃度の低下が PLX や NSE より大きく，加液の有効塩素濃度がさらに低下したと温による影響も大きいことが認められた。

た。

そこで，実験５では原液を蒸発させて残を測定して比較した結果，M LT の残

量

Ⅴ

量が他

の製品に比較して著しく多いことが認められ
た。残

結

えられ

論

次亜塩素酸ナトリウム溶液には抗菌効果があは NaCl（食塩）が主成分で，次亜塩素

り消毒剤として使用できるが，保管の際に密栓

酸ナトリウム溶液の製法による相異が原因としておかないと有効塩素濃度が低下し，高濃度えられた。

溶液ほど影響が大きいことが認められた。
23

日本大学歯学部紀要 42，17‑24，2014

市販のボトル入り原液を購入した場合，冷暗参所に保存してあれば少なくても６ヶ月間は有効

文献１) 小林寛伊編（2011）新版

塩素濃度に変化はなかった。しかし購入の時点

消毒と滅菌のガイド

ライン．へるす出版，東京で有効塩素濃度が低い場合があり，製造者の表

２) 新太喜治，永井勲，大久保憲，三宅寿美（2000）

示濃度と計量される有効塩素濃度との相違には改訂三版注意する必要がある。

滅菌・消毒ハンドブック―国際基準に基づいて．メディカ出版，東京

消毒液を超音波洗浄機で用いたり，温度を上３) 朝波惣一郎（1995）歯科医院の院内感染の予防

げたりしても有効塩素濃度の変化は小さかっと対策．クイントエッセンス出版，東京た。しかしこれらの処理で有効塩素濃度が低下

４) B 型肝炎研究班編（1986）B 型肝炎医療機関内する商品は，分注時に塩素ガスを拡散しやすく
蒸発残感染対策ガイドライン．分光堂，東京
５) 厚生省環境衛生局食品化学課編（1984）食品中量が多かった。

の食品添加物分析法．講談社，東京

消毒液中に石膏模型やゴム質印象材を浸漬し６) ICHG 研究会（2010）歯科臨床における感染予ても有効塩素濃度は低下しなかった。しかしア防対策の手順とオーデット．医歯薬出版，東京

ルジネート印象材を浸漬すると有効塩素濃度は

７) 補綴歯科治療過程における感染対策指針作成

経時的に低下し，繰り返し使用するとさらに低委員会（2007）補綴歯科治療過程における感染下することが認められた。

対策指針．補綴誌 51，3，629‑686
８) 田辺直紀（2009）酸性電解水による印象材の寸法変化．日口機能水誌 10，１，36
９) 田辺直紀（2009）ディスオーパで印象の消毒をしましょう．デンタルエコー115，12‑1610) 田辺直紀（2006）印象体の液中浸漬が寸法変化に及ぼす影響⑴測定方法の検討．日大歯紀要34，１‑６11) 田辺直紀（2006）添加剤入り次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液による印象の浸漬消毒が模型の表面性状に及ぼす影響．日大歯学 80，１，１‑４12) 田辺直紀（1994）歯科材料とくに印象および模型の消毒．歯界広報社，東京

24