【

取

扱

説

明

書

】

瞬時・積算指示計

ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－２４４シリーズ（パルス入力タイプ）

シリーズ名

出力

入力

センサ
電源 本体色電源機 能
警報出力２点（ＮＰＮオープンコレクタ出力）

ＳＰ－２４４ 無記

ＡＶ３アナログ電圧出力（DC1～5V）

ＡＶ４

アナログ電圧出力（DC0～5V）

ＡＶ５

アナログ電圧出力（DC0～10V）

ＡＩ

アナログ電流出力（DC4～20mA）
無記

ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

Ｆ

電圧パルス入力
無記

ＤＣ１２Ｖ ５０ｍＡ ＭＡＸ（安定化）無記

ＤＣ電源（DC24V）
無記 本体色（灰色）Ｋ

本体色（黒色）【 第９版 ２０１５．９．１０ 】
＠ＳＰ－２４４ＣＥ（９）-J

ご使用に際しての注意事項とお願い
製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。
！ ＜注意＞ 製品仕様以外では使用しないでください。
！ ＜注意＞ お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。
！ ＜注意＞ 直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
！ ＜注意＞ 可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
！ ＜注意＞ 本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
！ ＜注意＞ 本体に金属粉・ほこり・水などが入らないようにしてください。
！ ＜注意＞ 配線時は必ず電源を切って作業してください。
！ ＜注意＞ メータに供給するＤＣ電源は、仕様にあった定格のものを使用してください。

！ ＜注意＞ 本機には電源スイッチがありませんので、電源印加後、直ちに動作状態となります。
！ ＜注意＞ 通電中は、端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。

目

次
１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２．仕様

２～３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．指示計（メータ）の取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４４．端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

５．入力回路、出力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６～７

６．ディップスイッチの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

７．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９～１０

８．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１～１２
９．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
１０．各モードの内容と設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～３０≪１．モード設定のキー操作方法≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４≪２．モード内容と設定値≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５～３０
モード１「瞬時計測：スケーリングデータの設定」
・・・・・・・・・ １５
スケーリングデータの計算例（設定例）・・・・・・・・・・・・・ １６
モード２「瞬時計測：ＥＸＰ値・最下位桁・単位時間小数点位置の設定」
・・・１７
モード３「瞬時計測：表示サンプリング時間の設定」・・・・・・・・ １８
モード４「瞬時計測：移動平均の設定」
・・・・・・・・・・・・・・ １８
モード５「瞬時計測：オートゼロ時間の設定」
・・・・・・・・・・・ １９
モード６「ＥＸＴ入力・計測表示の設定」・・・・・・・・・・・・・ １９～２０
モード７「積算計測：スケーリングデータの設定」
・・・・・・・・・ ２０
モード８「積算計測：ＥＸＰ値・リセット時間・オーバー表示・小数点位置の設定」
・・ ２１～２２
モード９「ＯＵＴ１警報出力の設定」・・・・・・・・・・・・・・・ ２３～２５
モードＡ「ＯＵＴ２警報出力の設定」・・・・・・・・・・・・・・・ ２６
モードｂ「積算計測：積算同期パルス出力の設定」
・・・・・・・・・ ２７
モードＣ「アナログ出力：計測選択・出力桁出力桁の設定」（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
・２８～２９モードｄ「アナログ出力：最大出力時の表示値設定」（ｵﾌﾟｼｮﾝ）・・・・３０１１．モードプロテクト機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１
１２．表示オフセット値設定の呼び出しかたと変更のしかた ・・・・・・・・・・ ３２
１３．プリセット値設定の呼び出しかたと変更のしかた ・・・・・・・・・・・・ ３３
１４．アナログ出力調整のしかた（アナログ出力オプション）
・・・・・・・・・・ ３４～３５
１５．外形寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５
１６．ノイズ対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６
１７．トラブルシューティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７

１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認してください。
（１）ＳＰ－２４４（お客様ご仕様どおりのもの） ・・・・・・・・・・・・・１（２）取付アダプタ：Ｙ９２Ｆ－３４（付属品） ・・・・・・・・・・・・・・１（３）ＳＰ－２４４取扱説明書（付属品） ・・・・・・・・・・・・・・１（４）ゴムパッキン：本体色（灰色）；ＳＨ－１００４（付属品）：本体色（黒色）；ＳＨ－１０２２（付属品）（５）単位ラベル

：ＬＡ－１３３Ａ

・・・・・１（付属品） ・・・・・・・・・・・・・・１

上記で誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。
（お客様のご都合により付属されていない場合もございます。
）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より４年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

弊社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が弊社責以外の事由による故障④

製品仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障-1-２．仕 様【 標準仕様 】

計
測

項
目
計測種類
計測方式
表示器

表
示

表示切換

瞬
時
計
測
表
示

積
算
計
測
表
示

積算表示ランプ
計測精度
スケーリング方式
表示範囲
表示単位時間小数点表示
表示ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ時間
移動平均
オートゼロ時間最下位桁補正計測精度
スケーリング方式
表示範囲
小数点表示
オーバー表示積算同期パルス
出力

表示オフセット
外
部
入
力

ＥＸＴ入力

セ 入力信号ン （スイッチ切換式）
サ
入力応答周波数入（duty５０%時）
力
センサ供給電源

仕様

瞬時計測／積算計測
周期演算方式赤色ＬＥＤ５桁表示 文字高：７mm （ゼロブランキング方式）
瞬時表示／積算表示を DISP キーで切換え（ "モード６" で設定が必要）
積算計測値を表示中 "Ｔ" ランプ（緑色）が点灯±０.０５％ ｒｄｇ．±１digit（表示サンプリング時間０．５秒以上）

モード設定により９９９９～１×１０－９ で任意に設定可
０～９９９９９（表示オーバー時は「９９９９９」点滅表示）
毎時・毎分・毎秒のいずれかを選択可
小数点以下を１桁～４桁の範囲で選択可
表示を０.１秒～１００．０秒で平均化（任意に設定可）
入力パルス数を１～１９で平均化（任意に設定可）
入力停止後０.１～９９.９秒後（任意に設定）に表示を０
“通常”
・
“０固定”
・
“０または５表示” より選択可
スケーリング（換算値）１において ±０
モード設定により９９９９～１×１０－９ で任意に設定
０～９９９９９
小数点以下を１～４桁の範囲で選択可“９９９９９点滅表示”・“エンドレス表示”・“×10 表示（９９９９９オーバーで表示値を×１０して表示）”より選択可
積算同期パルス出力の使用／未使用を選択可
同期出力桁１～４桁、出力幅０.０１～１.９９秒で任意に設定可
信号レベル：NPN オープンコレクタパルス出力
定格 DC30V 50mA（MAX）〔端子台３－４（ＯＵＴ１）使用 ※警報出力は使用不可〕
表示オフセット値設定によりリセット後の積算値を０～９９９９９の範囲で任意に設定可
リセット・ホールド・禁止・表示切換より選択可
・ホールドは入力ＯＮの間、機能・リセット・禁止・表示切換は入力５０ｍｓ以上ＯＮで機能〔ＮＰＮオープンコレクタ入力、または有接点入力を受け付け〕
ＮＰＮオープンコレクタパルス入力（MIN 10mA 以上）
ｏｒ無電圧接点
電圧パルス入力（LO:2V 以下
HI:3.8～30V）
ＬＯ 0.01Hz～50Hz ：高い周波数は受け付けません。
ＨＩ 0.01Hz～10kHz：高い周波数まで受け付けます。
ＤＣ＋１２Ｖ（±１０％） ５０ｍＡ ＭＡＸ（安定化）出力-2-

端子台３－４（ＯＵＴ１）、５－４（ＯＵＴ２）より出力（ＣＯＭ共通）比較方式
上限・下限（即）・下限（遅延）より選択可
出力モード
比較・保持・１ショットより選択可
１ショット時間
３０ms～２ｓ迄８段階より選択可
プリセット値設定
プリセット値設定モードにより任意に設定可
出力判定
表示値とプリセット値との比較により、判定出力
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力２点出力方式
最大定格：ＤＣ３０Ｖ ５０mA MAX
出力表示
各警報出力中、ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ ＬＥＤ（橙色）が点灯
出力リセット
フロント部 RST キーまたは、ＥＸＴ入力によるリセット
電源ＯＮ、またはリセット後、９段階の判定禁止時間中（１～６０秒）
判定禁止時間は警報出力機能を停止〔下限（遅延）動作時、この機能は動作しません〕
データバックアップ 各モード設定値および積算計測値をＦＲＡＭに書き込み（書き換え回数１０万回以内、約１０年間保持）
出力端子

警
報
出
力

そ
の
他

モードプロテクト
機能
ウォームアップ
タイム
動作電源
消費電力
使用温湿度範囲
質量・外形寸法
標準
本体色
ｵﾌﾟｼｮﾝ
ケース材質
保護等級

モードプロテクト設定による切換え選択「ＯＮ」で設定値が変更不可、「ＯＦＦ」で設定値が変更可
電源投入後３０分以上
ＤＣ２４Ｖ（±１０％）７ＶＡ以下
０～５０℃ ３０～８０％ＲＨ(但し結露しないこと)
約５０ｇ Ｗ４８×Ｈ２４×Ｄ６４ｍｍ（取付アダプタ含まず）
灰色
黒色
ＡＢＳ
ＩＰ６６ （前面部）【 オプション 】≪ アナログ出力仕様：ＡＶ３～５／ＡＩ ≫
出力端子
端子台１１－１２より出力
出力設定
アナログ出力値最大時の表示値を設定
ＡＶ３
ＤＣ１～ ５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電圧出力
ＡＶ４ＤＣ０～ ５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
ＡＶ５
ＤＣ０～１０Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電流出力（ＡＩ）
ＤＣ４～２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω以下
瞬時／積算計測共に“表示値と同期”
・“内部計測値と同期” の
計測選択
２種より選択可
出力精度
表示値に対し±０.３％Ｆ.Ｓ.（２３℃）
出力温度特性±１００ｐｐｍ／℃ （０～５０℃）
出力応答時間約２０ｍｓ（但し、出力変化が９０％到達までの時間として）
１４ビット Ｄ／Ａ変換方式
１３０００分解能
最大出力分解能ＡＶ３
ＤＣ１～ ５Ｖ ： 最大１３０００分解能 ※ＡＶ４ＤＣ０～ ５Ｖ ： 最大１３０００分解能 ※ＡＶ５
ＤＣ０～１０Ｖ ： 最大１３０００分解能 ※ＡＩ
ＤＣ４～２０ｍＡ： 最大１３０００分解能 ※※最大出力範囲：各出力の最大値に対し、１０２．４％迄出力可※アナログ出力は７セグメントＬＥＤに表示される表示値に対して演算出力しています。これにより、モード№Ｃ，ｄの設定によっては分解能が１３０００より下がる場合があります。
-3-３．指示計（メータ）の取り付け方法
指示計（メータ）の取り付け方法
１．パネルカット前面より指示計（メータ）を挿入してください。
２．背面より取付アダプタをスライドさせて、指示計を固定してください。
この時、固定がゆるい場合は固定ねじ（２箇所）を締めてください。
・板厚 1.0mm～4.0mm のパネルに取り付けできます。
図１

DIS
P

パネルカット寸法と取り付け間隔
図２（単位：mm）※前面部の防塵・耐水性（ＩＰ６６）でご使用される場合は、付属のゴムパッキンをご使用ください。
-4-４．端子台の接続方法
端子接続図

図３

端子台ピッチ：３．５ｍｍ（フェニックス製：SMKDS1/12-3.5）
使用可能電線：ＡＷＧ３０～１６ （ＳＱ換算：０．０５～１．３ｍｍ２）
剥ぎ線長さ ：５．０ｍｍ

！
！
！

！

！
！
！

センサ別電源使用時

図４

直流２線式パルスセンサ

図６

センサ内部電源使用時

図５＜注意＞ 配線時は必ず電源を切って作業してください。
＜注意＞ 今一度、仕様範囲をご確認ください。
＜注意＞ ＤＣ電源入力について
誤って ＋ － を逆に接続した場合、内部の保護回路が働き、逆電流を止めます。
この時は、接続を外し、正しい ＋ － の接続をしてください。正常に動作します。
＜注意＞ センサの種類により入出力の配線が異なってきますので、上記（図４～６）の接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損する恐れがあります。
＜注意＞ 端子台に配線する時はリード線を奥まで確実に差し込んでください。
＜注意＞ 端子台のネジは確実に締めてください。
＜注意＞ センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。

-5-５．入力回路、出力回路の構成

１．センサ入力：ＮＰＮオープンコレクタ入力、または無電圧接点入力

図7２．センサ入力：電圧パルス入力

図８

３．ＥＸＴ入力：ＮＰＮオープンコレクタ入力

図９

-6-

４．アナログ出力：電圧出力（ＡＶ３～５）

図１０

電流出力（ＡＩ）

５．警報出力・積算同期パルス出力（ＮＰＮオープンコレクタ出力）

-7-

図１１

図１２

６．ディップスイッチの設定

スイッチにより入力応答周波数、ＮＰＮオープンコレクタパルス入力と電圧パルス入力の切換えができます。

入力応答周波数 0.01Hz～1０kHz (ＨＩ)

－

ＯＦＦ

－

－

ＯＮ

－

ＯＦＦ

Ｏ Ｎ

ＯＮ

１

Ｓ ＮＰＮオープンコレクタパルス入力
Ｗ
設 電圧パルス入力
定
表 入力応答周波数 0.01Hz～50Hz (LOW)OFF⇔ON２

ＤSW1-1 ＤSW1-2※出荷時、特に指定のない場合は、ＮＰＮオープンコレクタパルス入力、入力応答周波数はＨＩ（0.01Hz～1０kHz）となっております。

図１３

-8-

７．フロント部の各名称とその機能
図１４① 表示器（赤）A B C D E
⑥警報出力ＯＵＴ１ＬＥＤ（橙）1⑦警報出力ＯＵＴ２ＬＥＤ（橙）2T⑧積算表示ＬＥＤ （緑）
②

①表示器

③

④

⑤

計

測

時：計測値を表示します。

設

定時：モード設定中は、表示器Ａにモード№をＢ～Ｅに現在の設定値を表示します。
：プリセット値設定中は、現在の設定値を表示します。
：表示オフセット値設定時は、現在の設定値を表示します。
：モードプロテクト設定時は、｢Ｌ－ｏＦＦ｣および｢Ｌ－ｏｎ｣と表示します。
：アナログ出力調整モード設定時は、｢ＡｎＡ，Ａｎ－１～２｣および現在のｂｉｔ値を表示します。

②モードキー

MODE
MODE

を押しながら電源をＯＮすることにより、テストモードに切換わります。
（テストモードから抜け出す時は電源ＯＦＦにします）

計

時：

MODE

を押しながら：MODE

のみ２秒以上押すとプリセット値を呼び出します。

：

MODE

を押しながら DISP を２秒以上押すと表示オフセット値設定を呼び出します。

設

測

定

▲

電源投入時：

を２秒以上押すとモード設定を呼び出します。

時：モード№(表示器Ａ)の切換えを行ないます。
（1→2→3・・・9→A→b→c→d→1

カウントアップ）：プリセット値設定時はＯＵＴ１，２の切換えを行ないます。
：アナログ出力調整モード設定時は、｢Ａｎ－１～２｣の切換えをおこないます。

計

測

▲

③シフトキー

時：モード設定を呼び出す時に使用します。（ MODE キーと同時押し２秒以上ＯＮ）：モードプロテクト機能を呼び出す時、または変更する時に使用します。
（２秒以上ＯＮ → 現在のモードプロテクト状態が表示 → そのまま８秒
以上ＯＮ → モードプロテクト状態が変更 Ｌ－ｏＦＦ ⇔ Ｌ－ｏｎ）

設

定時：各設定（モード設定、プリセット値設定、表示オフセット値設定）時に設定桁（点滅表示の位置）を右桁へ移動します。
▲：モード設定時は、キーを押しながら MODE キーを押すとモードＮｏ．
（表示器Ａ）を逆方向で切換えます。
（d→c→b→a→9→8→・・・→1 カウントダウン）：アナログ出力調整モード設定時は、出力ｂｉｔ値が減少します。
-9-

④ディスプレイキー
電源投入時：
計

測

DISP

DISP

を押しながら電源をＯＮすることにより、アナログ出力調整モードに切換わります。
（アナログ出力調整モードから抜け出す時は電源ＯＦＦにします）

時：表示オフセット値設定を呼び出す時に使用します。
（ MODE キーと同時押し２秒以上ＯＮ）：瞬時／積算表示の切換えを行います。（ "モード６" での設定が必要です）

設

定時：各設定（モード設定、プリセット値設定、表示オフセット値設定）時に設定桁（点滅表示の桁）の数値を変更します。
：アナログ出力調整モード設定時は、出力ｂｉｔ値が増大します。

⑤リセットキー
電源投入時：RST
RST

を押しながら電源を投入することにより、初期化をおこないます。

計

測

時：積算値を“０”（表示オフセット値が設定されている場合はその設定値）および警報出力を解除します。〔端子台 ＥＸＴ入力 （端子台６－７間）
でも同様の動作を行ないますが"モード６" での設定が必要となります〕

設

定時：各設定（モード設定、プリセット値設定、表示オフセット値設定）時に設定値の登録を行い、計測表示に戻します。
：アナログ出力調整モード設定時は、｢Ａｎ－１、２｣のｂｉｔ値を登録します。

⑥・⑦警報出力ＬＥＤ（橙色）計

測時：警報出力（ＯＵＴ１、ＯＵＴ２）が出力中に点灯します。
：積算同期パルス出力時は、出力中にＯＵＴ１ＬＥＤが点灯します。

設

定時：プリセット値設定中、各々の設定表示の際に点灯します。

⑧積算表示ＬＥＤ（または×１０ＬＥＤ）（緑色）
計

測時：積算表示の時に点灯します。
：積算表示値が×１０となった場合には点滅します。
（ "モード８" での設定が必要です）- 10 -

８．設定メニュー≪テストモード≫

電源OFF
MODE を押しながら

電源ON

テストモード

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

DISP

RST

MODE

RST
MODE

DISP

MODE

DISP

- 11 -

≪設定メニュー≫

電源OFF
RST を押しながら

電源ON

初期化

＜アナログ出力調整モード＞

電源ON

DISP を押しながら電源ＯＮ

計測表示

A n A
A n _ 10 0 0 0A n _ 2

MODE
MODE
MODE
MODE

0 0 0 0MODE

※ RST キーで各調整値を登録

電源ＯＦＦ＜モードプロテクト機能＞
を２秒以上ONで呼び出し／そのまま８秒以上ＯＮで設定変更
L _ o F F
L _ o n＜表示オフセット値設定＞
MODE を押しながら DISP を２秒以上ONで呼び出し

0 0 0 0 0
RST

＜プリセット値設定＞
MODE を２秒以上ONで呼び出し

MODE

9 9 9 9 9
9 9 9 9 9

MODE
RST

＜モード設定＞MODE を押しながら

MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE

を２秒以上ONで呼び出し

1. 1 0 0 0
2. 3 0 1 1
3.
0 2. 04.
0 0
5.
0 2. 06.
0 0
7. 1 0 0 0
8. 3 0 0 0
9. 0 0 0 0
A. 0 0 0 0
b. 0 0. 0 5
C.
00
d. 1 0 0 0

MODE
RST

- 12 -

MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE

９．初期設定値と初期化
事前にお客様から設定をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は下記（表１・表２・表３）の初期設定値となっています。
各モードの設定値
モード
初期設定値
№
Ａ
Ｂ
Ｃ Ｄ Ｅ
１． １
０ ０ ０
２． ３
０ １ １
３．
０ ２． ０４．
０ ０
５．
０ ２． ０
６．
０ ０
７． １
０ ０ ０
８． ３
０ ０ ０
９． ０
０ ０ ０
Ａ． ０
０ ０ ０
ｂ． ０ ０． ０ ５
Ｃ．
０
０
ｄ． １
０ ０ ０
プリセット設定値
プリセット
Ａ
値
ＯＵＴ１
９
ＯＵＴ２
９

表１
設定メモ欄
Ｂ

－
－
－
－

Ｃ

Ｄ

モード内容
Ｅ

－
－

－

－

瞬時計測：スケーリングデータの設定
瞬時計測：ＥＸＰ値・最下位桁表示・単位時間・小数点位置
瞬時計測：表示サンプリング時間の設定
瞬時計測：移動平均の設定
瞬時計測：オートゼロ時間の設定
瞬時／積算計測：ＥＸＴ入力・計測表示の設定
積算計測：スケーリングデータの設定
積算計測：ＥＸＰ値・リセット時間・オーバー表示・小数点位置
ＯＵＴ１：警報出力の設定
ＯＵＴ２：警報出力の設定
積算計測：積算同期パルス出力の設定
アナログ出力：計測選択・出力桁の設定
アナログ出力：最大出力時の表示値設定
表２

初期設定値
Ｂ Ｃ Ｄ
９ ９ ９
９ ９ ９

Ｅ
９
９

Ａ

設定メモ欄
Ｂ Ｃ Ｄ

表示オフセット設定値
表示オフセット
積算表示値

Ａ
０

Ｅ

表３
初期設定値
Ｂ Ｃ Ｄ
０ ０ ０

Ｅ
０

Ａ

設定メモ欄
Ｂ Ｃ Ｄ

Ｅ

〔初期化〕
RST

を押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。

初期化後、各設定値は表１・表２・表３のとおりの設定値となり、積算保持データおよび
モードプロテクト機能もクリアされます。
！ ＜注意＞※初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化をおこなう
場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。
※正常な動作から急に表示や機能に異常が発生した場合などは、上記の方法で初期化をおこない、希望の設定値にあわせ直してください。

- 13 -

１０．各モードの内容と設定方法≪１．モード設定のキー操作方法≫
各モードを設定する時は、下記のとおりの操作を行ってください。
操作キー

MODE

Ａ Ｂ
１．１

点滅表示している数値を変更します。
１度押すごとに数値が１ずつ上がっていきます。
（０→１→・・・→９→０→１・・・）※設定桁によっては“９”まで無いものもあります。
Ｅ モード No.を変更します。
MODE を押すごとにモード No.が１ずつ上がって１いきます。
〔 昇順動作 〕（１→２→・・・→ｄ→１→２・・・）
モードは全部で“ｄ”まであります。
“ｄ”まで上がると“１”に戻ります。
Ｄ Ｅ モード No.を変更します。
０ ０
を押しながら MODE を押しますと押すごとにモード No.が下がっていきます。
〔 降順動作 〕（ｄ→Ｃ→・・・→１→ｄ→Ｃ・・・）“１”まで下がると“ｄ”に戻ります。
を離しますと〔 昇順動作 〕となります。

Ｃ Ｄ
１ ０
↑
０→９
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
２．３ ０ １
↑
１～ｄ
Ａ Ｂ Ｃ
ｄ．１ ０
↑
ｄ～１

表示器Ａに "１" が表示され、モード№１が呼び出されます。
点滅表示の位置（桁）を変更します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動していきます。

Ｅ
０

▲

▲

キーを
押しながら

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１．１→０→０→０└－－←－－┘

MODE

操作内容
を押しながら
を２秒以上押します。
▲

▲
DISP

MODE

Ｅ
０

▲

＋

MODE

表示部
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
１．１ ０ ０▲

RST

設定値を登録します。各設定が終了しましたら、
RST にて登録してください。
登録終了後、計測表示へ戻ります。

！ ＜注意＞※このモード設定を行う時は、モードプロテクト機能をＯＦＦにしてください。
ＯＮの状態のままですと設定値の変更はできません。
モードプロテクト機能については、｢１１．モードプロテクト機能｣を参照してください。

- 14 -

≪２．モード内容と設定値≫
モード No． 瞬時計測：スケーリングデータ（換算値）の設定

１

Ａ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１． １ ０ ０ ０
スケーリングデータ
０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
瞬時計測の入力換算値として働きます。この換算値とＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）を設定することにより、１パルス当たりの倍率を設定できます。
ＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）は "モード２" で設定します。
〔例〕１パルス当たり１.２３４mL の流量センサを使用して瞬時流量を L/min で表示したい場合の設定は、下記のようになります。
1.234mL

0.001234L
表示したい値(L)に直します
４桁数値

モード１

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１．１ ２ ３ ４

モード２

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．６ ＊ ＊ ＊1234 × 10－６
ＥＸＰ値（乗数）

尚、上記は瞬時流量計測を例としていますが、その他の換算値例は次頁を参照してください。

- 15 -

スケーリングデータの計算例（設定例）
例

計

算

計

式

算

回転計の場合スケーリングデータ＝１回転時／パルス数＝１パルス当たりの回転数を入力
速度計の場合スケーリングデータ＝移 動 量／パルス数＝１パルス当たりの移動量を入力
流量計の場合スケーリングデータ＝流 量 値／パルス数＝１パルス当たりの流量値を入力
条件 →１回転１パルス〔設定例１〕
回転計

近接センサー〔設定例２〕
回

転式

スケーリングデータ＝１Ｒ／１パルス（Ｐ）＝１
ＥＸＰ値 "モード０１"
０００１×１０－０または １０００×１０－３"モード０１""モード０２"※ "モード０１" と "モード０２"のＢに上記どちらかの設定でも可能ですが右側の方が微調整可能となり精度的に有利となります。

条件 →１回転３０パルス

スケーリングデータ＝１／３０＝０.０３３３３３
３３３３×１０－５↑"モード０１"
ＥＸＰ値 "モード０２"

計

ｾﾝｻｰ

※従って、 "モード０１" に３３３３と入力し"モード０２" のＢに５と入力してください。

ギヤーの歯が３０枚ある。
〔設定例３〕
スピードメータ

条件 → ドライブローラφ１００の周速を表示したい時
スケーリングデータ＝１パルス当たりの移動距離を入力する
スケーリングデータ＝１００×π／３０≒１０.４７１９７㎜
・㎜／min 表示の場合 １０４７×１０－２
・㎝／min 表示の場合 １０４７×１０－３
・ｍ／min 表示の場合 １０４７×１０－５↑"モード０１"
ＥＸＰ値

ｾﾝｻ
歯数３０枚
〔設定例４〕
流 量 表 示条件 → １パルス＝７.６９２mL
スケーリングデータ＝１パルス当たりの流量値を入力する
・mL／min 表示の場合 ７６９２×１０－３
流量計
・ L／min 表示の場合 ７６９２×１０－６
センサ↑"モード０１"
ＥＸＰ値- 16 -

モード No． 瞬時計測：ＥＸＰ値、最下位桁表示、単位時間、小数点位置の設定

２

Ａ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２． ３ ０ １ １
小数点位置
０：
０
１：
０．０
２：
０．００
３： ０．０００
４：０．００００
単位時間
０：毎時
１：毎分
２：毎秒
最下位桁表示０：通常表示
１：０固定
２：０または５を表示
ＥＸＰ値（乗数１０－ｎ）
ｎ＝０～９【ＥＸＰ値】
モード 1 の換算値とこのＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）を設定することにより１パルス当たりの倍率を設定できます。
【最下位桁表示】
表示の最下位桁（右端の桁）の表示方法を設定します。
０：通常表示・・・表示サンプリング時間に同期して計測値を表示します。
１：０固定・・・・常に０を表示します。
２：０または５・・計測値が０～４の時は０、５～９の時は５を表示します。
！ ＜注意＞※最下位桁にチラツキがある場合などに使用してください。
【単位時間】
瞬時表示の単位時間を設定します。
０：毎時・・・現在の入力を毎時の単位に演算して表示します。
１：毎分・・・現在の入力を毎分の単位に演算して表示します。
２：毎秒・・・現在の入力を毎秒の単位に演算して表示します。
【小数点位置】
瞬時表示で小数点以下何桁表示するかを設定します。

- 17 -

モード No． 瞬時計測：表示サンプリング時間の設定

３

Ａ
Ｂ
３．

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ２．０
表示サンプリング時間
００．１～９９．９秒（００．０は１００秒）【表示サンプリング時間】
入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算表示するものです。
したがって設定された時間ごとに平均化して更新することになります。
この設定はチラツキ防止や表示安定に使用してください。
尚、００．０秒と設定した場合は、１００秒となります。
モード No． 瞬時計測：移動平均の設定

４

Ａ
Ｂ
４．

Ｃ

Ｄ Ｅ
０ ０
移動平均
０～１９回（０は１と同様です）【移動平均】
平均したいパルス数を設定します。例えば「４」と設定すると４つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。この機能はセンサの１パルス当たりの流量値が正確でないときに効果があります。
演算方式は、入力される最新のパルスを１つ取り込んで古いパルスを１つはき出し移動しながら４つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。
この機能は、入力周波数が２０Ｈｚ以下に対してのみ有効となります。
〔例〕
信号出力
検出部

入力パルス
移動平均

１回目
２回目
３回目

FLOW
例えば、左上図のように４枚の羽根車（被検出体）の取付角度がバラバラであった
りすると流速が一定でも表示が安定しませんが、移動平均で４と設定すると常に最新のパルスを取り込んで４パルスをシフトしながら演算表示します。
また、上図から分かるとおり１パルス入ってくる毎に演算するのですが、表示時間は "モード３" の「表示サンプリング時間の設定」に従い、連動となります。
《移動平均と表示サンプリング時間との関係》
移動平均化されるデータは、設定された表示サンプリング時間毎に最新のデータとして表示します。

- 18 -

モード No． 瞬時計測：オートゼロ時間の設定

５

Ａ
Ｂ
５．

Ｃ Ｄ Ｅ
０ ２．０
オートゼロ時間
００．１～９９．９秒（小数点位置固定）〔００．０は機能停止〕【オートゼロ時間】
入力信号がこの設定された時間内に１パルスも入らない場合に、瞬時表示値を"０" に戻す機能です。
！ ＜注意＞※「００．０」と設定した場合、この機能は停止し信号が入力されなくなっても瞬時表示値を残したままになりますので注意してください。
モード No． 瞬時／積算計測：ＥＸＴ入力・計測表示の設定

６

Ａ
Ｂ Ｃ
６．

Ｄ Ｅ
０ ０
計測表示
０：瞬時／積算表示切換え
１：瞬時表示固定
２：積算表示固定
ＥＸＴ入力
０：リセット入力（瞬時／積算計測で機能）
１：ホールド入力（瞬時／積算計測で機能）
２：禁止入力（瞬時／積算計測で機能）
３：表示切換入力【計測表示】
０：瞬時／積算表示切換え
前面 DISP で瞬時／積算計測値を切換えて表示します。
１：瞬時表示固定
瞬時計測値を表示します。積算計測値への表示切換えはできません。
２：積算表示固定
積算計測値を表示します。瞬時計測値への表示切換えはできません。

- 19 -

【ＥＸＴ入力】
端子台６－７間の機能を設定します。
０：リセット入力
積算計測値を表示オフセット値に戻します。
ＯＵＴ１，ＯＵＴ２の警報出力が出力されている場合、出力を解除します。
１：ホールド入力
入力ＯＮの間、現在の表示値をホールドします。
〔機能時、表示点滅状態〕※尚、ホールドされても内部では計測演算されており、警報出力は
内部計測演算に対し出力します。
２：禁止入力入力ＯＮの間、センサ入力を受け付けません。
〔機能時、表示点灯状態〕
３：表示切換入力
入力ＯＮで表示を瞬時表示→積算表示または、積算表示→瞬時表示に切換えます。
！ ＜注意＞※表示切換入力は、｢計測表示｣設定で“１：瞬時表示固定”“２：積算
表示固定“を選択時、機能しませんのでご注意ください。

モード No． 積算計測：スケーリングデータ（換算値）の設定

７Ａ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
７． １ ０ ０ ０
スケーリングデータ
０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
積算計測の入力換算値として働きます。この換算値とＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）を設定することにより、１パルス当たりの倍率を設定できます。
ＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）は "モード８" で設定します。
設定方法は "モード１" と同様です。

- 20 -

モード No． 積算計測：ＥＸＰ値、リセット時間、オーバー表示、小数点位置の設定

８

Ａ
Ｂ
８． ３

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０
小数点位置
０：
０
１：
０．０
２：
０．００
３： ０．０００
４： ０．００００
オーバー表示０：９９９９９点滅表示
１：５桁エンドレス表示
２：１回目のオーバーで桁シフト（”Ｔ”ＬＥＤ点滅）
し、さらにオーバーすると９９９９９点滅表示
リセット時間０：２秒でリセット
１：即リセット（ＯＮエッジ）
ＥＸＰ値（乗数１０－ｎ）
ｎ＝０～９【ＥＸＰ値】
モード７の換算値と、このＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）を設定することにより、１パルス当たりの倍率を設定できます。
【リセット時間】
前面リセットキーが動作するまでの時間を設定します。
０：２秒
リセットキーを２秒以上押した後、計測をリセット（表示オフセット値に戻す）します。
１：即
リセットキーが押されたときに、計測をリセット（表示オフセット値に戻す）します。
！ ＜注意＞※リセットキーならびにＥＸＴ入力（リセット入力）が押されている間（ＯＮ状態）、警報出力停止となります。
したがって、警報出力は、リセット入力がＯＮされますと、解除されます。リセット入力を解除（ＯＦＦ）しますと、
警報出力は計測値に沿って判定出力します。
※ＥＸＴ入力でのリセット入力動作は、この設定に関係なく即リセットです。
※積算計測値はリセットしますが、瞬時計測値はリセットされません。
※リセット入力〔リセットキー、ＥＸＴ入力（リセット入力）〕が押されている間（ＯＮ状態）は積算計測に対し、入力禁止状態となります。
瞬時計測は、入力禁止状態ではありません。

- 21 -

【オーバー表示】
積算表示値が "９９９９９" をこえた時の処置方法を選択します。
０：９９９９９点滅表示
０からカウントし、積算値が "９９９９９" をこえた場合、点滅表示をします。
（※内部では積算計測を続けていますが、表示オフセット値より再度計測を始めたい場合は、一度リセットしてください）
１：５桁エンドレス表示
エンドレスで表示します。積算値が "９９９９９" をこえると、表示は"０００００" から引き続き計測値を表示します。
２：１回目のオーバーで桁シフトし、さらにオーバーすると９９９９９点滅表示
積算値が１回目の５桁をオーバーした時点（９９９９９をこえた時点）で"Ｔ"ＬＥＤが点滅し、表示が×１０倍となります。（左シフト）
もう一度 "９９９９９" をこえた場合、点滅表示をします。
（※内部では積算計測を続けていますが、表示オフセット値より再度計測を始めたい場合は、一度リセットしてください）！ ＜注意＞※各設定とも積算計測でアナログ出力を設定している場合、 "９９９９９"をこえますと、１０２．４％のアナログ最大出力値の状態となります。

【小数点位置】
積算表示で小数点以下何桁表示するかを設定します。

- 22 -

モード No． ＯＵＴ１：警報出力の設定

９

Ａ
Ｂ
９． ０

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０
出力モード（２～９は１ショット出力）
０：比較
５：100ms
１：保持
６：250ms
２：30ms７：500ms
３：50ms
８： 1sec
４：80ms
９： 2sec
上下限選択
０：上限
１：下限（即）！ ＜注意＞
２：下限（遅延）←※｢出力選択｣で“１：積算計測”
を選択時、“１：下限（即）”の出力選択動作と同様になります。
０：瞬時計測１：積算計測２：積算同期パルス出力
判定禁止時間０：０秒（即）
１：１秒
２：２秒
３：３秒
４：６秒

５： ８秒
６：１０秒
７：２０秒
８：３０秒
９：６０秒

警報出力は内部計測値とプリセット値を比較し、その結果により判定出力します。
プリセット値設定は「１３．プリセット値設定の呼び出しかたと変更のしかた」
を参照してください。
【判定禁止時間】
電源投入後、およびリセット後から何秒後に警報出力を機能させるかを設定します。
！ ＜注意＞※モード設定、プリセット値設定、表示オフセット値設定中でも機能していますので注意してください。
※「上下限選択」設定で“２：下限（遅延）”を選択しますと判定禁止時間は、
常に“０：０秒（即）”の認識となります。

- 23 -

【出力選択】
どの表示に対して警報出力するか選択します。
０：瞬時計測瞬時計測値とプリセット値を比較します。
１：積算計測
積算計測値とプリセット値を比較します
２：積算同期パルス出力
積算値（"モードｂ"－Ｂで設定された出力桁）と同期して出力します。
出力幅は「"モードｂ"－パルス出力幅」の設定で出力されます。
〔この設定を選択時、プリセット値は無関係となります〕【上下限選択】
出力の条件を設定します。
０：上限「表示値 ≧ プリセット値」で出力します。
１：下限（即）「表示値 ≦ プリセット値」で出力します。
２：下限（遅延）※瞬時計測で選択した場合のみ機能
計測値が一度プリセット値をこえた後、再度プリセット値以下になった時に出力します。
「表示値 ＞ プリセット値 → 表示値 ≦ プリセット値」で出力【出力モード】
警報出力の出力形式を設定します。
０：比較
表示値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に出力します。
表示値が設定範囲外になると出力ＯＦＦとなります。
１：保持
表示値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に出力します。
１度出力するとリセット入力がＯＮされるまで出力を保持します。
２～９：１ショット・・・表示値がプリセット値以上、もしくは以下になった時に設定された幅のパルスを一度出力します。
（出力誤差：±２ｍｓ）〔例〕電源投入後、６秒後に警報出力を上限で保持出力したい場合の設定は下記の設定となります。〔出力選択：瞬時計測〕
Ａ
Ｂ
９． ４

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
１

- 24 -

【警報出力タイミングチャート参考図】- 25 -

モード No． ＯＵＴ２：警報出力の設定

Ａ

Ａ
Ｂ
Ａ． ０

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０
出力モード（２～９は１ショット出力）
０：比較
５：100ms
１：保持
６：250ms◆
２：30ms７：500ms◆
３：50ms
８： １sec
４：80ms
９： ２sec◆瞬時計測選択時は、１ショット出力ですが、
積算計測選択時は、〔０復帰動作〕として機能します
上下限選択
０：上限
１：下限（即）！ ＜注意＞
２：下限（遅延）←※｢出力選択｣で“１：積算計測”
を選択時、“１：下限（即）”の出力選択動作と同様になります。
０：瞬時計測１：積算計測判定禁止時間０：０秒（即）
１：１秒
２：２秒
３：３秒
４：６秒

５： ８秒
６：１０秒
７：２０秒
８：３０秒
９：６０秒

各設定方法は“モード９「ＯＵＴ１：警報出力の設定」”と同様です。
【０復帰動作】
積算計測時に機能し、表示値が上限値になったときに設定された幅のパルスを一度出力し、表示値を表示オフセット値に戻します。
（出力誤差：±2ms）
但し、“上限選択”された場合にのみ正常に機能しますが、“下限選択”された
場合は正常に機能しません。
！ ＜注意＞※０復帰を使用する場合は、プリセット値の設定を必ず下記の条件で設定
してください。また、計測を始める前に必ずリセットしてください。
「プリセット値 ＞ 表示オフセット値」- 26 -

モード No． 積算計測：積算同期パルス出力の設定！ ＜注意＞※“モード９「ＯＵＴ１：警報出力の設定」”中の「出力選択」で積算同期パルス出力を選択した場合に限り機能し、積算同期パルス出力は、ＯＵＴ１出力（端子台３－４）から出力されます。

ｂ

Ａ
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅｂ． ０ ０．０ ５
パルス出力幅の設定
０.０１～１.９９秒（０．００は０．０１と同様です）
出力桁の選択０：１桁目（Ｅ）
１：２桁目（Ｄ）
２：３桁目（Ｃ）
３：４桁目（Ｂ）【出力桁の選択】
どの桁の表示が変化した時パルスを出力させるかを設定します【パルス出力幅の設定】
出力するパルス幅の設定をします。
！ ＜注意＞※同期出力幅は出力桁の表示が変わるごとに更新されます。よって、出力幅よりも表示の更新が速い場合は連続して出力されますので注意してください。
！ ＜注意＞※同期出力幅で０．０１秒を設定した場合、表示更新速度より応答速度が速い為、ＯＵＴ１ＬＥＤが点灯しないことがありますが出力はしております。

- 27 -

モード No．

アナログ出力：計測選択・出力桁の設定※アナログ出力オプション（ＡＶ３～５／ＡＩタイプ）付きに機能します。

Ｃ

Ａ
Ｂ
Ｃ．

Ｃ Ｄ
０

Ｅ
０
出力桁選択
０：右４桁：比較出力（表示器ＢＣＤＥ）
１：左４桁：比較出力（表示器ＡＢＣＤ）
計測選択
０：瞬時計測（表 示 値と同期）◆
１：瞬時計測（内部計測値と同期）◆
２：積算計測（表 示 値と同期）
３：積算計測（内部計測値と同期）◆共に表示サンプリング時間に対して同期しております。

【計測選択】
瞬時／積算計測どちらに対して出力するか、また、表示値ｏｒ内部計測どちらで出力するかを設定します。
０：瞬時計測（表示値と同期）
表示サンプリング時間毎に更新される表示値に対してアナログ出力します。従って、“モード６「ＥＸＴ入力設定」”でホールド入力選択時、ＥＸＴ入力ＯＮでホールドしている表示値に対してアナログ出力します。
１：瞬時計測（内部計測値と同期）
内部計測値に対してアナログ出力します。
２：積算計測（表示値と同期）
積算表示値の更新に同期してアナログ出力します。
「０：瞬時計測（表示値と同期）」と同様、ＥＸＴ入力ＯＮでホールドしている表示値に対してアナログ出力します。
３：積算計測（内部計測値と同期）
積算表示値の更新に同期してアナログ出力します。
「１：瞬時計測（内部計測と同期）」と同様に内部計測値に対して
アナログ出力します。

- 28 -

【出力桁選択】
計測時にどの表示４桁に対して比較出力するかを設定します。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

右４桁
左４桁
！ ＜注意＞※アナログ出力は表示桁に対して演算出力していますが、モードＣ，ｄの設定によっては最大分解能が１３０００より下がる場合があります。
基本的に“出力桁選択”を“左４桁”を選択し、アナログ出力最大出力時の表示値を「１３００」以上の設定で１３０００分解能が可能となります。
＜アナログ出力分解能についての補足＞
アナログ出力桁の設定上、左・右４桁ずつの設定フローとしておりますが、内部演算上は、最大５桁（左４桁選択時）での比較対象とした処理をしております。従って“モードｄ「アナログ最大出力時の表示値設定」”の設定内容にもよりますが、下１桁から、出力桁選択で設定した（左・右４桁）最上位桁迄を対象範囲として１３０００分解能で割って算出された表示値（１ｂｉｔに対する表示値）ごとにアナログ出力は更新します。
〔例〕．瞬時計測値が、“１０”の時、出力最大にした設定の場合は、下記の結果となります。
＜設定条件＞
モードＣ：出力桁選択→ 左４桁
モードｄ：最大出力時の表示値設定 → ０００１
（結果）瞬時計測値０～１０の変化に対し、Ｄ／Ａ変換が０～１３０００ビット
でおこなわれ、表示値“１”の変化に対し、１３００ビットごとにアナログ出力されます。よって分解能としては、１０分解能となります。

- 29 -

モード No.

アナログ出力：最大出力時の表示値設定※アナログ出力オプション（ＡＶ３～５／ＡＩタイプ）付きに機能します。

ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｄ．１ ０ ０ ０

表示値
０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
アナログ出力値が最大の時の表示値を設定します。
表示４桁が“５００．０”でも“５０．００”でも小数点を無視した４桁を設定してください。
（上記の場合、「５０００」と入力します）〔例〕瞬時計測値が、５０００になった時、アナログ出力を最大にしたい場合の設定は、下記のとおりとなります。
Ａ Ｂ
Ｃ．

Ｃ
０

Ｄ

Ｅ
０
Ｃ：０〔（瞬時計測（表示値と同期）で使用〕
Ｅ：０〔出力桁選択 右４桁で使用〕

Ａ Ｂ
ｄ．５

Ｃ
０

Ｄ Ｅ
０ ０
Ｂ～Ｅ〔最大出力時の表示値を５０００〕！ ＜注意＞※アナログ出力は、表示が最大出力時の表示値設定をこえても出力し、この設定値に対して、表示が１０２．４％迄リニアに出力します。
※“モードｄ「最大出力時の表示値設定」”を（００００）と設定した場合、アナログ出力は常時、１０２．４％の出力となりますので注意してください。
※設定した表示値をこえた場合、アナログ出力は１０２．４％まで出力し、その出力値を保持します。
※瞬時、積算計測に関わりなく、常時オーバー表示になりますと、
１０２．４％のアナログ出力となります。
〔例〕“モードｄ「アナログ最大出力時の表示値設定」を最大設定とし、“モードＣ「出力桁選択」を左４桁とした場合、オーバー表示になりますと、即１０２．４％の出力となります。

- 30 -

１１．モードプロテクト機能
モードプロテクト機能をＯＮにするとモード設定時に出来ない状態にします。

DISP

キー入力を無効にし、設定値を変更

出荷時はモードプロテクト機能は｢ＯＦＦ｣になっています。
モードプロテクトの呼び出し、および設定方法は、計測時に下記のキー操作で行ってください。
≪モードプロテクトのキー操作方法≫
操作キー

表示部

操作内容

▲
▲

▲

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
計測表示の状態で２秒以上押します。
１○
現在のモードプロテクト状態が表示され２○ Ｌ － ｏ Ｆ Ｆます。
Ｔ○↑〔出荷時はＬ－ｏＦＦとなっています〕（モードプロテクト状態：現在）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
そのまま続けて８秒押し続けますと１○
モードプロテクト状態が変更されます。
２○ Ｌ － ｏ ｎ※ＯＦＦの時はＯＮに、ＯＮの時はＯＦＦ
Ｔ○↑に変更となります。
（モードプロテクト状態：変更）
を押すのを止めると計測表示に戻り
ます。

▲

！＜注意＞
※プリセット値設定、表示オフセット値設定はモードプロテクト機能に関係無く、設定値を変更できます。
※初期化しますと、モードプロテクト機能は｢ＯＦＦ｣となります。

- 31 -

１２．表示オフセット値設定の呼び出しかたと変更のしかた
積算計測値をリセットした際の表示値を設定します。例えば、表示オフセット値を "０１０００"と設定した場合、リセットされた表示は "１０００" となり、計測は "１０００" から行います。
計測を "０" から行いたいときは、表示オフセット値を "０００００" と設定します。
設定範囲は、０～９９９９９となっています。
設定は、下記の手順に沿って実施してください。
≪表示オフセット値設定のキー操作方法≫※お客様より特に指定のない場合、初期設定値は "０００００" となっています。
操作内容
操作キー
表示部
MODE ＋ DISP

▲
DISP

RST

１○
２○
Ｔ●

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

０

０

０

０

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１

０

０

Ｅ

を押しながら DISP を２秒以上押しますと"Ｔ" ＬＥＤが点灯して、表示オフセット値設定と０ なります。
MODE

Ｅ 点滅表示の位置（桁）を変更します。
１○
１度押すごとに１つずつ右へ移動していきます。
２○ ０→０→０→０→０
Ｔ● └－－－←－－－┘Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 点滅表示している数値を変更します。
１○
１度押すごとに数値が１ずつ上がっていきます。
２○ ０ １ ０ ０ ０ （０→１→・・・→９→０→・・・）
Ｔ●
設定値を登録します。設定が終了しましたら、RSTにて登録してください。
登録終了後、計測表示へ戻ります。

≪ 登録終了後 ≫

RST

１○
２○
Ｔ●

Ｅ 表示オフセット値登録終了後、この RST を押すと設定された表示オフセット値が表示されます。
０ 計測はこの値より開始します。

！ ＜注意＞※モードプロテクトは機能しません。 （「１１．モードプロテクト機能」参照）※小数点位置は「モード８．」で設定したものに連動して表示されます。
※モードＡ｢ＯＵＴ２：警報出力の設定｣の出力モードで｢積算計測：“０復帰動作”｣を使用する場合は、プリセット値を必ず下記の条件で設定してください。
また、計測を始める前に必ずリセットしてください。
｢プリセット値＞表示オフセット値｣- 32 -

１３．プリセット値設定の呼び出しかたと変更のしかた
警報出力（ＯＵＴ１，ＯＵＴ２）のプリセット値（設定値）を設定します。
設定範囲は、０～９９９９９となっています。
設定は、下記の手順に沿って実施してください。
≪プリセット値設定のキー操作方法≫
操作キー

MODE

▲
DISP

RST

１●
２○
Ｔ○
１●
２○
Ｔ○
１●
２○
Ｔ○
１○
２●
Ｔ○

操作内容

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

９

９

９

９

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

９

９

９

９

Ｅ ２秒以上押します。
ＯＵＴ１ＬＥＤが点灯して、ＯＵＴ１のプリセット
９ 値設定となります。

Ｅ 点滅表示の位置（桁）を変更します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動していきます。
９→９→９→９→９└－－－←－－－┘Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 点滅表示している数値を変更します。
１度押すごとに数値が１ずつ上がっていきます。
９ ０ ９ ９ ９ （０→１→・・・→９→０→・・・）
Ｅ ＯＵＴ２ＬＥＤが点灯して、ＯＵＴ２のプリセット
値設定となります。
９ 上記と同様にと DISP で希望の設定値に合わせてください。
設定値を登録します。各設定が終了しましたら、RSTにて登録してください。
登録終了後、計測表示へ戻ります。
▲

MODE

表示部

！ ＜注意＞※警報出力を瞬時、積算計測のどちらで使用するかの選択は"モード９"および"モードＡ"でおこなってください。
※小数点設定については、瞬時計測は "モード２"
位置に連動して表示されます。
※モードプロテクトは機能しません。

積算計測は"モード８"で設定した（「１１．モードプロテクト機能」参照）- 33 -

１４．アナログ出力調整のしかた（アナログ出力オプション）！ ＜注意＞※お客様の仕様に合わせて調整しておりますが、アナログ出力電圧／電流を調整される
場合は、下記の手順に従って変更してください。

DISP

を押しながら電源を入れ、アナログ出力調整モードにします。

操作キー

DISP

表示部
Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

ｎ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

ｎ

－

１

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

各出力形態通り（ＡＶ３～５，ＡＩ）の出力最小値になる様、ｂｉｔ値をあわせてください。
DISP
４ Ａ ８
を押すと〔出力増大〕となります。
（現 bit 値）を押すと〔出力減少〕となります。
〔Ａｎ－１のｂｉｔ値可変範囲〕
０１ＥＣ～０７６４
RSTを押すとその時点でのｂｉｔ値（出力）を下限出力として登録します。
MODE を押すと｢Ａｎ－２｣が表示され、
Ｃ Ｄ Ｅ
アナログ最大出力調整をおこないます。
ｎ － ２

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

１○
２○
Ｔ○
Ａ

MODE

１○
２○
Ｔ○
Ａ

MODE

１○
２○
Ｔ○

０

Ａ
１○
２○
Ｔ○
Ａ
MODE

を押すと｢Ａｎ－１｣が表示され、アナログ最小出力調整をおこないます。
MODE

▲

RST

MODE

操作内容
を押しながら電源投入すると｢ＡｎＡ｣が表示されます。
DISP

１○
２○
Ｔ○

Ｂ

３

▲

各出力形態通り（ＡＶ３～５，ＡＩ）の出力最大値になる様、ｂｉｔ値をあわせてください。
DISP
ｂ ５ ８
を押すと〔出力増大〕となります。
（現bit 値）を押すと〔出力減少〕となります。
〔Ａｎ－２のｂｉｔ値可変範囲〕
３８９Ｃ～３Ｅ１４
RSTを押すとその時点での出力値を上限出力として登録します。

RST

電源ＯＦＦ

電源ＯＮ

登録終了後、電源ＯＦＦにしてください。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

１○
２○〔
Ｔ○

計

測

表

示

〕

再度電源ＯＮしますと、計測表示に戻ります。

- 34 -

ＡＶ３（１～５Ｖ）出力の場合
調整項目
電圧値
最小値調整
1.000V
最大値調整
5.000V

ＡＶ４（０～５Ｖ）出力の場合
調整項目
電圧値
最小値調整 0.000V
最大値調整 5.000V

ＡＶ５（０～１０Ｖ）出力の場合
調整項目
電圧値
最小値調整
0.000V
最大値調整
10.000V

ＡＩ（４～２０ｍＡ）出力の場合
調整項目
電流値
最小値調整 4.000mA
最大値調整 20.000mA

１５．外形寸法図
外形寸法図

図１５

1
2
T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+-

POW . IN+-

（単位：ｍｍ）- 35 -

１６．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.１３参照）をおこなってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてからおこなってください。
正常に戻りましたら下記の対策をおこない、改めて再設定をおこなってください。
（１）センサコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（２）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて極力ノイズを拾わない経路に配管して布設してください。
（３）電源ラインよりノイズの影響を受ける場合、ノイズ源から離し、配線を極力短くしたり
ＥＭＩフィルタ等の処置を施してください。
（４）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサコードの近くを通るときは、サージやノイズによる影響をなくすため、近接センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm 以上離してください。
図１６（５）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図１８のようにスパークキラーを入れて対策
ください。

図１７

図１８

（６）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

- 36 -

１７．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．

現

象

点

検

方

法

１

表示器が点灯しな
いブランクのまま→後部の端子への接続は正しい位置に配線され、ネジは確実に締まっているか？
２４Ｖ電源ワイヤの＋－は正しいか？

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
警報出力異常同期パルス異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.１１参照）

３"０"表示のまま→モード設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？
↓↓→近接センサ等の検出距離
が正常か？
↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っ
ているか？

４

"９９９９９"全桁点滅「エラー表示」→スケーリングデータの設定間違い（瞬時計測）↓→表示の有効範囲をこえている（積算計測）↓→ノイズの影響- 37 -

対

策

と

処

置

→端子台の接続方法を参照しながら正しい接続を行う。
（Ｐ．５参照）↓
それでも直らない場合は、弊社での修理が必要です。
取扱店または弊社へご連絡ください。
→１度、初期化を行って下さい。
（Ｐ.１３参照）↓
初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。
→設定された値が有効表示範囲以下である。
→センサの端子接続を再確認し、締め直しをする。テストモードにより疑似入力テストをする。
（Ｐ.１１参照）→センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くＯＮ／ＯＦＦ接触してみる。
→取扱説明書を確認または弊社にご相談ください。
↓
それでも直らない場合は取扱店
または弊社へご連絡ください。
→スケーリングデータの設定値を変更する。
モード１（Ｐ．１５）参照
モード７（Ｐ．２０）参照
モード８（Ｐ．2１～2２）参照→（Ｐ．３６）のノイズ対策の項を参照しください。
↓
それでも直らない場合は取扱店
または弊社へご連絡ください。

本社

東 京 営 業 所

〒593－8311 大阪府堺市西区上１２３－１
ＴEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005
ＴEL.03-5256-8311 FAX.03-5256-8312※改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。