作業環境測定⼠試験（放射性物質）（平成14年1⽉〜平成14年6⽉
問１１２実施分）

β壊変などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
β－壊変では、原⼦核中の中性⼦が陽⼦に変化する。
β－壊変では、娘核種の原⼦番号は親核種のそれよりも１だけ⼤きくなる。
３ β＋壊変では、原⼦核中の陽⼦が中性⼦に変化する。
４ β＋壊変では、娘核種の原⼦番号は親核種のそれよりも１だけ⼩さくなる。
５ 電⼦捕獲壊変では、娘核種の原⼦番号は親核種のそれと同じである。

問２ 次の壊変様式で 30 kBq の放射能をもつ放射性核種から毎秒放出される、エネルギーが 0.145 MeV のγ線の数は、下のうちどれか。
ただし、内部転換は無視できるものとする。

１２３４５6.0 × 103 個
9.0 × 103 個
1.5 × 104 個
3.6 × 104 個
5.4 × 104 個

問３ 次の⼆つの核種の組合せのうち、親核種（Ａ）と娘核種（Ｂ）の関係でないものはどれか。

１（Ａ）
3Ｈ

（Ｂ）
3Ｈe

２90Ｓr90Ｙ

３137Ｃs137Ｂa

４226Ｒa222Ｒn

５239Ｐu239Ｕ

問４

次の記述の（イ）、（ロ）、（ハ）の（）に⼊る表式の組合せとして、正しいものは下のうちどれか。
「放射性核種の放射能Ａは、時間ｔとともに指数関数に従って減衰するので、壊変定数をλ、ｔ＝０における放射能をＡ０とすると、Ａは次式で表される。（イ）⼀⽅、壊変定数と半減期Ｔとの間の関係式（ロ）を⽤いると、放射能は（ハ）と表すこともできる。」

問５

エネルギースペクトルが線スペクトルでない放射線は、次のうちどれか。
１２３４５α線
制動放射線
特性Ｘ線
内部転換電⼦オージェ電⼦

問６ 次の（イ）から（ニ）までの記述のうち、誤っているもののみの組合せは下のうちどれか。
（イ）エネルギーが １MeV のγ線は、⽔との相互作⽤では主にコンプトン散乱によりエネルギーを失う。
（ロ）エネルギーが5.5MeVのα線の空気中における⾶程は、約４cmである。
（ハ）β線に対する空気のＷ値（１イオン対を⽣成するのに費やされるエネルギー）は約100eVである。
（ニ）デルタ(δ)線は、電離作⽤をもたない⼆次電⼦である。

１（イ）（ハ）２３（イ）（ニ）（ロ）（ハ）

４（ロ）（ニ）５（ハ）（ニ）問７

放射能測定において、試料とバックグラウンドとの測定に費やす全測

定時間が⼀定である場合、求める正味計数率の測定精度が最良になるための、最適な測定時間の配分を⽰す式は、次のうちどれか。
ただし、ｔ１＝試料測定時間
ｔ２＝バックグラウンド測定時間ｎ１＝試料計数率ｎ２＝バックグラウンド計数率とする。

問８ 次の放射線検出器のうち、その出⼒パルス波⾼が⼊射放射線のエネル
ギーに無関係なものはどれか。
１２３４５ＧＭ計数管グリッド付電離箱
⽐例計数管
液体シンチレーション検出器
NａＩ(Tl)シンチレーション検出器

問９ 親核種（放射能Ａ１、壊変定数λ１）と娘核種（壊変定数λ２）との間に過渡平衡が成⽴しているとき、娘核種の放射能Ａ２を表す式として、正しいものは次のうちどれか。
１Ａ２＝Ａ１（λ２────）

λ２－λ１λ２－λ１２Ａ２＝Ａ１（────）

λ１
λ１－λ２
３Ａ２＝Ａ１（────）

λ２
λ１
４Ａ２＝Ａ１（────）

λ２－λ１
λ２
５Ａ２＝Ａ１（────）

λ１－λ２
問１０

放射性核種 Ａ とそれを測定するための放射線検出器 Ｂ との次の組合せのうち、不適当なものはどれか。
１Ａ60Co２35３85４90５3ＢNaＩ(Tl)シンチレーション検出器

S

ガスフロー計数管

Kr

気密電離箱

Sr

Ge半導体検出器

Ｈ

液体シンチレーション検出器

問１１ γ線スペクトル分析に使われるNaＩ(Tl)シンチレーション検出器とGe半導体検出器の⽐較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１２３４

どちらの検出器においても光電ピークが核種の決定に使われる。
計数効率は⼀般にNaＩ(Tl)シンチレーション検出器の⽅が劣る。
エネルギー分解能はGe半導体検出器の⽅が優れている。
多核種を含む試料のスペクトル分析では、Ge半導体検出器の⽅が優れている。
５ NaＩ(Tl)シンチレーション検出器と違って、Ge半導体検出器は低温で⽤いなければならない。
問１２ 放射能100Ｂqの標準試料とバックグラウンドを測定して次の結果を得た。

標準試料の計数値 ＝ 3500カウント（測定時間 10.0分）
バックグラウンド計数値 ＝ 210カウント（測定時間 30.0分）
この結果から求めた測定器の計数効率として、正しいものは次のうちどれか。
１54.8 ％

２5.72 ％

３5.48 ％

４2.75 ％

５1.82 ％

問１３

液体シンチレーション計数器による放射能測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１

試料は、シンチレータに分散させて調製してから測定する。

２

乳化剤を含むシンチレータは、⽔溶液試料の測定に使われる。

３

試料の着⾊は、計数効率に影響する。

４５

計数効率は、試料の化学成分の違いに影響されない。
シンチレータは、多くの場合有機溶媒に有機発光物質を溶解させて調製される。

問１４
１

放射線の量に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

線量は、物質の単位断⾯積あたり吸収した放射線のエネルギーに線質係数を乗じたものである。
２ ⽪膚の等価線量は、70μm線量当量で求める。
３ １cm線量当量は、外部被ばくの測定に⽤いられる。
４ １cm線量当量は、ＩＣＲＵ球の深さ１cmにおける線量当量である。
５ ⼈体の放射線被ばくを評価する線量の単位はシーベルトである。
問１５ 空気中の⽔蒸気状トリチウムを液体捕集法により採取し、放射能濃度を求める場合、計測する必要のある項⽬の組合せとして正しいものは次のうちどれか。
１２３４５

捕集液の量、試料空気吸引量、捕集時の温度捕集液の量、トリチウムの捕集率、捕集時の温度捕集液の量、試料空気吸引量、トリチウムの捕集率
捕集液の量、トリチウムの捕集率、捕集時の相対湿度
試料空気吸引量、トリチウムの捕集率、捕集時の相対湿度

問１６

固体捕集法による放射性ヨウ素の空気中濃度の測定に関する次の（イ）から（ニ）までの記述のうち、正しいもののみの組合せは下のうちどれか。
（イ）試料の採取に⽤いる活性炭カートリッジの捕集率は、⼀般に有機ヨ
ウ素に対するよりも無機ヨウ素に対する⽅が低い。
（ロ）活性炭カートリッジおよび活性炭含浸ろ紙の放射性ヨウ素に対する捕集率は、捕集時間および吸引流量に依存する。
（ハ）活性炭カートリッジの有機ヨウ素に対する捕集率はトリエチレンジ

アミン（ＴＥＤＡ）を添着することにより⾼められる。
（ニ）活性炭カートリッジの放射能測定には、CsＩ(Tl)シンチレーション
検出器が⽤いられる。
１（イ）（ロ）

２（イ）（ハ）３（ロ）（ハ）４（ロ）（ニ）５（ハ）（ニ）問１７

環境空気中の放射性ガスをガス捕集⽤電離箱で捕集し、測定したところ、6×10-14Ａであった。この放射性ガスに対する当該捕集⽤電離箱の濃度換
算係数を5×1012Ｂq・cm-3・Ａ-1とすると、放射性ガスの濃度として正しいものは、次のうちどれか。

１２３
４５２×１０-14
３×１０-2０.２
０.３
３００

Ｂｑ／ｃｍ3
Ｂｑ／ｃｍ3
Ｂｑ／ｃｍ3
Ｂｑ／ｃｍ3
Ｂｑ／ｃｍ3

問１８ ガス捕集⽤電離箱を⽤いた直接捕集⽅法によるガス状放射性物質の空気中濃度の測定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１

トリチウムガスは放射性クリプトンよりも電離箱内壁の放射能汚染を⽣じやすい。
２ 電離電流の測定には、電荷式の⽅が電流式よりも微⼩電流の測定に適している。
３

電離箱の電離効率は、電離箱容積や放射線の種類に依存する。

４

電離箱に飽和電離電流を与えるような電圧を印加しない⽅がよい。

５流通型電離箱は、電離箱容積の10倍以上の試料空気を流してから測定するのがよい。

問１９

環境空気中の放射性物質 Ａ とその捕集材または捕集器具 Ｂ との次の組合せのうち、誤っているものはどれか。
ＡＢ

１ＰuＯ２

ガラス繊維系ろ紙

２Ｕ３Ｏ８

セルローズ・ガラス系ろ紙

３133

４５Ｘｅ

捕集⽤電離箱14ＣＯ２

活性炭含浸ろ紙

ＨＴＯ

シリカゲル

問２０ 固体捕集法による環境空気中の⽔蒸気状トリチウム濃度の測定に関する次の（イ）から（ニ）までの記述のうち、正しいもののみの組合せは下のうちどれか。
（イ）吸着剤の捕集率は、⽤いる吸着剤の量や吸引流量に依存する。
（ロ）試料空気に粒⼦状の放射性物質が混在するときは、捕集カラムの上流側に粒⼦捕集⽤のろ紙を置く。
（ハ）吸着剤として、活性炭が⽤いられる。
（ニ）試料の測定には、Ge半導体検出器が⽤いられる。
１２３４５（イ）（ロ）（イ）（ニ）（ロ）（ハ）（ロ）（ニ）（ハ）（ニ）（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。