10/2022 Ver1.3

AVR Series

Audio Analyzer

高機能・普及型オーディオアナライザ

ＡＶＲ－３３００Ｂ

Spread type Audio Analyzer
高性能・普及型音频分析仪Rear panel

D W320×H85×D360 mm W 5.8 kg※ 突起物、脚を除く● World Power
GP-IB
●概 要

RS-232C

EXT-I/O

Outline / 概 要

AVR-3300はオーディオ測定用信号源とDCレベル測定、ACレベル測定、ひずみ率測定、周波数測定機能を備えたオーディオ
アナライザです。
デジタルオーディオ測定用20kHzのPre-LPFなどの測定フィルタを装備しています。
AVR-3300 is the audio analyzer is equipped with a low distortion signal source and AC level measurement、DC levelmeasurement distortion measurement, frequency measurement function.
Measurement filters, such as 20 kHzPre-LPF for digital audio measurement, are equipped.
AVR-3300是具备了低失真信号源和DC电平测量，AC电平测量，失真率测量和频率测量功能的音频分析仪数字音频测量用的是20kHz的Pre-LPF等测定滤波器。

特 長Features / 特 长● 差動平衡入力１チャンネルまたは不平衡入力２チャンネル切替方式を採用
One channel differential balanced inputs or two channel unbalanced input switch system is adopted.
采用差动平衡输入1通道或者不平衡输入2通道切换的方式● 測定部にGNDフローティングモードを装備
A measurement block is equipped with a GND floating mode.
测量部位可以有接地浮动模式● 測定用信号源としてDDS方式を採用したオシレータを標準装備
The oscillator which adopted the DDS system as a source of a measurement signal is equipped standard.
测量用信号源的标准装置是采用DDS方式的振荡器● 各種フィルタをモジュール化し、容易に追加オプションに対応可能
Various filters are modularized and correspondence in an additional option is easily possible.
各种滤波器已经模块化，可以轻松实现追加可选功能● 歪率測定範囲10Hz～110kHz
Distortion measurement range is from 10Hz to 110kHz
失真测量的范围为10Hz～110kHz● 省スペース化対応設計で小型・軽量化を実現
Small size and weight saving realization by space-saving design.
采用省空间设计，实现了小型化和轻便化AVR-3300B 仕 様 / Specification
測定用信号源 / signal source

ひずみ率測定（THD＋N) / Distortion measurement

Frequency range
Resolution
Accuracy
Output range
Resolution
AccuracyFrequency range
Resolution
Measurement rangeFlatness
Output channel
Output impedanceNoise level(with output off)

Distortion：10Hz～50kHz：4-digits display：±1% of setting all range：-79.9dBV～19dBV [EMF]：0.1dB：±0.5dB of setting（＞-37.1dBμ）：±0.8dB of setting（≦-37.2dBμ）
at 1kHz 600Ω load：±0.5dB （all range）：±0.2dB （20Hz～20kHz）
at 1kHz ref. 600Ω load：1ch：600Ω
：Less than 20μVrms：≦0.01% (-80dB) （all range）：≦0.00316% (-90dB)（20Hz～15kHz、80kHz BW)

Residual distortion（3.16Vrms）

Accuracy
2'nd harmonic accuracy
Input range

測定機能 / Mesurement functions
Frequency、AC level、DC level、Distortion（THD+N)
周波数測定 / Frequency measurement
Range
Resolution：10Hz～110kHz：0.01Hz at ≦99.99Hz：4-digit display at ≧100.0Hz：±100ppm±1digit：25mV～31.6Vrms

Accuracy
Input voltage range

ACレベル測定 / AC level measurement
Measurement channel
Input method
Separation for 2 channels

Input impedance
Range
Resolution
AccuracyFrequency range

Flatness（1kHz ref.）Detection response：2ch （Unbal.-switchable)、1ch（Bal)：Unbalance & balanced (selectable)：≧70dB：≧100kΩ：0.0316mV(-90dBV)～31.6V（30dBV)
6 ranges：0.1% of full scale value：±0.4dB -70～30dBV at 1kHz
：10Hz～110kHz：±0.4dB （10Hz～20kHz）：±0.8dB （10Hz～110kHz）：RMS or average response

DCレベル測定 / DC level measurement
Measurement channel
Input impedance
Range
Resolution
Accuracy

：1ch
：≧1MΩ
：0.00～±40V：0.01V：±50mVその他 / Others
HPF
FilterLPF
Pre LPFPSOPHO

Memory function：10Hz～110kHz (AUTO)：0.1% of full scale：7 ranges：31.6%-10dBV：10.0%-20dBV：3.16%-30dBV：1.0%-40dBV：0.316%-50dBV：0.1%-60dBV：0.0316%-70dBV：≦-100dB（201Hz～10kHz、30kHz BW)：≦-90dB（10Hz～110kHz）：±1dB (20Hz～20kHz)：±3dB (10Hz～110kHz)：7 ranges
31.6V
30dBV
10.0V
20dBV
3.16V
10dBV
1.0V
0ｄBV
0.316V-10dBV
0.1V-20dBV
0.0316V-30dBV：200Hz：18dB/oct：20kHz、30kHz：18dB/oct：20kHz：IEC-A：CCIR-ARM ITU-R 2kHz-weighting：DIN-AUDIO (Option)：100 data

インタフェース / Interface
GP-IB
RS-232C
EXT-I/O：IEEE488：38400bps：LS-TTL level

電源・使用環境 / Power requirements
Power requirements
Power consumption
Guarantee temperature：AC90V～250V 50/60Hz：Approx. 36VA
：15℃～35℃

外形寸法・質量 / Dimension ＆ Weight
Dimension
Weight：W320×H85×D360(mm) *：Approx. 5.8kg* Protruding parts not included．

株式会社エービーオー

Ａ.Ｂ.Ｏ Ｃｏ.,Ｌｔｄ

http://www.abonet.co.jp , E-Mail : info@abonet.co.jp〒215-0023 神奈川県川崎市麻生区片平１－４－１ TEL 044-952-1141 / FAX 044-965-2828
Zip code, 215-0023 1-4-1, Katahira, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,JAPANTelephone +81-44-952-1141 / Fax +81-44-965-2828