【 取 扱 説 明 書 】
アナログ入力指示計
ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－３２１シリーズ

シリーズ名

出力

入力

ｾﾝｻ電源

電源

ＳＰ－３２１機能
外部入力機能（ホールド・強制ゼロ）

無記

警報出力２段付き（ＮＰＮオープンコレクタパルス出力）Ｐ２

警報出力２段付き（フォトモスリレー出力）
ＡＩ

アナログ電流出力（DC4～20mA）

ＡＶ３

アナログ電圧出力（DC1～5V）

ＡＶ４

アナログ電圧出力（DC0～5V）

ＡＶ５

アナログ電圧出力（DC0～10V）
Ｂ

ＢＣＤ出力（全桁パラレル出力）
Ａ２

アナログ電流入力（DC4～20mA）

Ａ３

アナログ電圧入力（DC1～5V）

Ａ４

アナログ電圧入力（DC0～5V）

Ａ５

アナログ電圧入力（DC0～10V）

無記

ＤＣ２４Ｖ ３０ｍＡ ＭＡＸ (安定化)出力Ｓ12

ＤＣ１２Ｖ ６０ｍＡ ＭＡＸ (安定化)出力
無記

ＡＣ電源（AC85～264V フリー）ＤＣ

ＤＣ電源（DC12～24V）

ユーアイニクス株式会社
本

社

東京営業所

〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005
TEL.03-5256-8311

FAX.03-5256-8312【 第３版

2007．2. 26 】
@SP-321(3)ご使用に際しての注意事項とお願い
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

１．電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
２．負荷は定格以下で使用してください。
３．直射日光はさけて使用してください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください 。
５．定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
７．本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
８．ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
９．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
１０．通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
１１．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。
感電のおそれがあります。

- A -

目

次

１．付属品の確認と保証期間について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２～３
３．指示計（メータ）の取り付けかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４．フロント部の各名称とその機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５～６５．端子台の接続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
６．入出力回路の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
７．設定メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９～１０
８．初期設定値と初期化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１～１２
９．計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定のしかた ・・・・・・・・・・ １３～１５
１０．ゼロ調整について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６
１１．モード設定のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７～２５≪ １．モード設定の呼び出し方とキー操作のしかた ≫・・・・・・・・・１７≪ ２．どのモードを設定すればよいか？ ≫・・・・・・・・・・・・・・１８≪ ３．各モードの設定内容 ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９～２５「モードＮｏ.０」 入力レンジ、小数点位置の設定・・・・・・・・・・・１９「モードＮｏ.１」 ＬＯＷカット率の設定・・・・・・・・・・・・・・・１９「モードＮｏ.２」 最下位桁補正、表示サンプリング時間の設定・・・・・２０「モードＮｏ.３」 ゼロ調整・外部入力の設定・・・・・・・・・・・・・２１「モードＮｏ.４」 警報出力：ＯＵＴ１の設定－１・・・・・・・・・・・２２「モードＮｏ.５」 警報出力：ＯＵＴ１の設定－２・・・・・・・・・・・２２「モードＮｏ.６」 警報出力：ＯＵＴ２の設定－１・・・・・・・・・・・２３「モードＮｏ.７」 警報出力：ＯＵＴ２の設定－２・・・・・・・・・・・２３「モードＮｏ.８」 アナログ出力：出力方式・・・・・・・・・・・・・・２４「モードＮｏ.９」 ＢＣＤ出力：出力論理の設定・・・・・・・・・・・・２５
１２．警報プリセット値の設定のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６
１３．アナログ出力の調整のしかた（オプション：ＡＩ／ＡＶ３～５） ・・・・・・ ２７
１４．アナログ入力の調整のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８
１５．ＢＣＤ出力仕様（オプション：Ｂ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９１６．外観寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０
１７．ノイズ対策について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１
１８．トラブルシューティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２- B -１.付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。
（１）ＳＰ－３２１（お客様仕様どおりのもの） ・・・・・・・・１（２）ＳＰ－３２１の取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・１（３）単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）お客様指定の付属品（ご指定のない場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店、または弊社までご連絡ください。（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 -

２.仕

様

【 標準仕様 】
項
目
計測種類

仕
様
瞬時計測のみ（入力電圧、電流に比例した表示を行う）

計測方式

Ａ／Ｄ変換方式
分解能 約1/28000 （フルスケールスパンの入力に対して）
注）レンジは工場出荷時に、内部回路を設定しておりますので、お客様での変更はご容赦願います。

スケーリング方式
瞬 ゼロ調整機能
時 表示精度表
示 表示器
表示範囲
ＬＯＷカット
小数点表示
表示サンプリング

セ
ン
サ
入
力

最下位桁補正
Ａ２タイプ
Ａ３タイプ
Ａ４タイプ
Ａ５タイプ
入力温度特性
センサ供給電源
オプション：Ｓ12タイプ

アナログ入力値とそのときの表示値を２点設定「＞」＋「∧」キーを２秒以上押すことにより、現在の表示を”０”にします。
フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±０.１％red.±２digit（２５℃において、電源投入後３０分以後）
赤色ＬＥＤ４桁 文字高：１４.２mm（ゼロブランキング方式）－９９９９～９９９９（表示オーバー時は「９９９９」点滅表示）
最大入力の０～２９％（任意に設定）の入力を無視
モード設定によります
小数点の表示を１桁～４桁の範囲で任意に点灯可能
表示を０.１秒～９.９秒で平均化（任意に設定）
入力の計測は、１０mS間隔で行います。
通常・０固定・０または５を表示より選択設定
アナログ電流入力：ＤＣ４mA～２０mA 入力抵抗１００Ω
アナログ電圧入力：ＤＣ１Ｖ～ ５Ｖ 入力抵抗２２０ｋΩ
アナログ電圧入力：ＤＣ０Ｖ～ ５Ｖ 入力抵抗２２０ｋΩ
アナログ電圧入力：ＤＣ０Ｖ～１０Ｖ 入力抵抗２２０ｋΩ
±１００ｐｐｍ／℃
ＤＣ＋２４Ｖ（±１０％） ３０ｍＡ ＭＡＸ出力
ＤＣ＋１２Ｖ（±１０％） ６０ｍＡ ＭＡＸ出力

外 外部入力機能
部
入
力
入力信号

表示ホールド・ピークホールド・ボトムホールド・表示幅ホールド・
強制ゼロ機能を選択可能（モード３にて設定）
外部入力（端子台４－５間）ＯＮの間機能

リ リセット機能
セッ 入力信号ト

警報出力保持を解除
フロント部リセットキー２秒以上ＯＮ、または端子台リセット
端子台リセット（端子台５－６間）０.１秒以上ＯＮ
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受け付け
端子台１５－１６（ＯＵＴ１）、１７－１８（ＯＵＴ２）より出力上限・下限（即）・下限（遅延）より選択設定
比較・保持・１ショットより選択設定
３０ms～２ｓまで８段階より選択設定
プリセット設定モードにより任意に設定
表示値とプリセット値との比較により判定し出力
ＮＰＮオープンコレクタ出力２段
最大定格：ＤＣ３０Ｖ ５０mA
各警報出力中、ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ ＬＥＤランプ点灯
フロント部リセットキー、および端子台リセット
電源ＯＮ、またはリセット後、設定時間（０～９９秒）内は警報出力の機能を停止（下限（遅延）動作時はこの機能は動作しません）
各モード設定値をＥＥＰＲＯＭに書き込み（書き換え回数１０万回以内、約１０年間保持）
電源投入後３０分以上
ＡＣ８５～２６４Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
ＤＣ１２～２４Ｖ
約１２ＶＡ以下
０～５０℃ ３０～８０％RH（但し結露しないこと）
約４００ｇ Ｈ４８×Ｗ９６×Ｄ１３３．５mm（突起部含まず）
ＡＢＳ樹脂ガラス入り 黒色

出力端子
比較方式
出力モード
１ショット時間
警 プリセット値設定
報 出力判定出 出力方式
力
出力表示
出力リセット
判定出力禁止時間
データバックアップ
ウォームアップタイム
そ 電源の オプション：ＤＣタイプ
他 消費電力
使用温湿度範囲
重量・外形寸法
ケース材質

ＮＰＮオープンコレクタ入力、または有接点入力を受け付け（０.１秒以上ＯＮ）- 2 -【 オプション仕様 】≪ 警報出力フォトモスリレー仕様：Ｐ２オプション ≫出力端子
端子台１５－１６（ＯＵＴ１）、１７－１８（ＯＵＴ２）より出力（※標準のＮＰＮオープンコレクタパルス出力がフォトモスリレー出力となります。
）
比較方式
上限・下限（即）・下限（遅延）より選択設定
出力モード
比較・保持・１ショットより選択設定
１ショット時間
３０ms～２ｓまで８段階より選択設定
プリセット値設定
プリセット設定モードにより任意に設定
出力判定
表示値とプリセット値との比較により判定し出力
出力方式

フォトモスリレー１ａ接点出力２段
定格負荷電流：０.０８Ａ
負 荷 電 圧 ：ＡＣ１４０Ｖ ＤＣ３０Ｖ

出力表示
出力リセット
判定出力禁止時間

各警報出力中、ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ ＬＥＤランプ点灯
フロント部リセットキー、および端子台リセット
電源ＯＮ、またはリセット後、設定時間（０～９９秒）内は警報出力の機能を停止（※下限（遅延）動作時はこの機能は動作しません）≪ アナログ出力仕様：ＡＶ３～５／ＡＩオプション ≫出力端子
端子台１９－２０より出力
出力設定
アナログ出力最小時の表示値、および最大時の表示値を設定
電圧出力（ＡＶ３）
ＤＣ１～５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電圧出力（ＡＶ４）
ＤＣ０～５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電圧出力（ＡＶ５）
ＤＣ０～１０Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電流出力（ＡＩ）
ＤＣ４～２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω以下
出力タイミング

演算時間毎（約８～１２ｍＳ）に出力・表示値に同期・表示サンプリング時間に同期のいずれかより選択設定

出力精度

フルスパンの出力時、表示値に対し０.１％Ｆ.Ｓ.以下（２５℃において、電源投入後３０分以後）

出力温度特性
出力応答±５０ｐｐｍ／℃
約２０ｍｓ以内（但し、出力変化が９０％到達迄の時間として）出力最大分解能

Ｄ／Ａ変換方式
・ＤＣ４～２０mAに対し最大１００００分解能
・ＤＣ１～ ５Ｖに対し最大１００００分解能
・ＤＣ０～ ５Ｖに対し最大１００００分解能
・ＤＣ０～１０Ｖに対し最大１００００分解能
注）レンジは工場出荷時に、内部回路を設定しておりますので、お客様での変更はご容赦願います。

≪ ＢＣＤ出力仕様：Ｂオプション ≫出力端子
フラットケーブルコネクタ（２６ピン）より出力
出力形式
全桁パラレル・ＮＰＮオープンコレクタパルス出力
出力タイミング
表示サンプリング時間に同期して出力
出力動作
出力 "Ｈ" レベル時はＣＯＭ（２５、２６番ピン）と短絡
出力論理
出力データ値、およびＴＩ信号 正／負論理切り換え可
ＴＩ（取込禁止）信号
データ更新時、約２３ｍｓ幅で出力
定格
ＤＣ３０Ｖ ３ｍＡ（ＭＡＸ）- 3 -３. 指示計（メータ）の取り付けかた
指示計の取り付けかた
１．

図１

パネルカットして、前面より指示計を挿入してください。

パネルカット寸法

２．

図２

図３

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、ネジで締め付けてください。

・板厚１mm～４.０mmのパネルに取り付けてください。

図４

図５

- 4 -

４.フロント部の各名称とその機能
図６①表示器
１）通常は現在の計測値を表示します。
２）モード設定時
Ｂ：モードNo.を表示
Ｃ～Ｅ：現在のモード設定値を表示
３）表示値、アナログ出力表示値、プリセット値設定時
Ａ：”－”を表示
Ｂ～Ｅ：現在の設定値を表示②・③警報出力ランプ
警報出力のＯＵＴ１が出力されている時にはＰ１が、ＯＵＴ２が出力されている時にはＰ２が点灯します。
④モードキー
MODE
計測時：各設定の呼び出しを行います。
・ MODE ＋ ＞ ２秒以上ＯＮ → モード設定呼び出し
・ MODE ＋ ∧ ２秒以上ＯＮ → 表示値、アナログ表示値設定呼び出し
・ MODE ２秒以上ＯＮ→ プリセット値設定呼び出し
設定時：各設定の切り換えを行います。
・モード設定時・・・・・・・・・・・モードNo.の切り換え
・表示値、アナログ表示値設定時・・・最大表示、最小表示の切り換え
・プリセット値設定時・・・・・・・・ＯＵＴ１、ＯＵＴ２の切り換え⑤シフトキー＞
計測時：・ ∧ キーと共に２秒以上押すことにより、現在の表示を”０”にします。
（ゼロ調整機能）・モード設定を呼び出す時に使用します。（ MODE キーと共に２秒以上押し）設定時：・点滅表示している位置（桁）を右へ移動させます。
⑥アップキー ∧計測時：・ ＞ キーと共に２秒以上押すことにより、現在の表示を”０”にします。
（ゼロ調整機能）・表示値、アナログ表示値設定を呼び出す時に使用します。（ MODE キーと共に２秒以上押し）設定時：・点滅表示している数値を変更します。このキーを押す度に１ずつ数字が上がって
いきます。

- 5 -

⑦エンターキー
ENT
計測時：・使用しません。
設定時：・各設定値を登録して、計測表示に戻します。
⑧リセットキー
RES
計測時：・２秒以上押すことにより、警報出力の保持動作の解除を行います。
また、押している間警報出力は解除されます。
設定時：・各設定値を登録せずに、計測表示に戻します。

- 6 -５.端子台の接続方法≪ 端子台接続図 ≫図７［ 外部入力（端子台４－５間） ］
モード設定（Ｐ.２０ "モード３"）により表示ホールド、ピークホールド、ボトムホールド
入力幅表示、強制ゼロ機能のいずれかの機能を選択できます。
※ＢＣＤ出力のピン配置はＰ.２９「ＢＣＤ出力仕様」を参照してください。
≪ センサ接続図 ≫１）直流２線式センサ

図８３）４線式センサ

図１０２）３線式センサ

- 7 -

図９

６.入出力回路の構成〔１〕アナログ入力

図１１〔２〕リセット・外部入力

図１２〔３〕アナログ出力
電圧出力（ＡＶ）

図１３

電流出力（ＡＩ）〔４〕警報出力・積算パルス出力
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力
図１５

図１４

フォトモスリレー出力
図１６

- 8 -

７.設定メニュー
モード設定

- 9 -

- 10 -

＞

＞
∧

∧

＞

∧

∧

＞

テストモード及び調整モード

８.初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）
は下記（表１、表２－Ａ～Ｄ、表３）の設定値となっています。
《 各モードの設定値 》
表１
モードＮｏ．
Ｂ
０．
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

初期設定値
Ｃ
Ｄ
Ｅ
－
－
０
－
０
０
０
１． ０
１
－
－
０
０
０
０
－
－
０
０
０
０
－
－
０
－
１
－
－
－
０

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ
Ｅ
－
－
－

設定項目
小数点位置の設定
ＬＯＷカット率の設定
最下位桁補正、
表示サンプリング時間の設定
ゼロ調整の設定
外部入力の設定
ＯＵＴ１の設定：判定出力禁止時間
ＯＵＴ１の設定：上限／下限選択
ＯＵＴ１の設定：出力モード
ＯＵＴ２の設定：判定出力禁止時間
ＯＵＴ２の設定：上限／下限選択
ＯＵＴ２の設定：出力モード
アナログ出力：出力方式
ＢＣＤ出力：出力論理の設定

－
－

－

－

－
－
－

－
－
－

《 表示値、アナログ表示値の設定 》
表２－Ａ［Ａ２入力の場合］
Ａ
最小表示値
最小表示値の入力値
最大表示値
最大表示値の入力値
アナログ出力最小表示値
アナログ出力最大表示値

Ｂ
０
０
９
２
０
９

初期設定値
Ｃ
Ｄ
０
０
４． ０
９
９
０． ０
０
０
９
９

Ｅ
０
０
９
０
０
９

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

表２－Ｂ
［Ａ３入力の場合］
Ａ
最小表示値
最小表示値の入力値
最大表示値
最大表示値の入力値
アナログ出力最小表示値
アナログ出力最大表示値

Ｂ
０
０
９
０
０
９

初期設定値
Ｃ
Ｄ
０
０
１． ０
９
９
５． ０
０
０
９
９

Ｅ
０
０
９
０
０
９

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

表２－Ｃ
［Ａ４入力の場合］
Ａ
最小表示値
最小表示値の入力値
最大表示値
最大表示値の入力値
アナログ出力最小表示値
アナログ出力最大表示値

Ｂ
０
０
９
０
０
９

初期設定値
Ｃ
Ｄ
０
０
０． ０
９
９
５． ０
０
０
９
９
- 11 -

Ｅ
０
０
９
０
０
９

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

表２－Ｄ
［Ａ５入力の場合］
Ａ

Ｂ
０
０
９
１
０
９

最小表示値
最小表示値の入力値
最大表示値
最大表示値の入力値
アナログ出力最小表示値
アナログ出力最大表示値

初期設定値
Ｃ
Ｄ
０
０
０． ０
９
９
０． ０
０
０
９
９

Ｅ
０
０
９
０
０
９

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

《 警報出力プリセット値 》
表３

Ａ
ＯＵＴ１
ＯＵＴ２

Ｂ
９
９

初期設定値
Ｃ
Ｄ
９
９
９
９

Ｅ
９
９

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

［ 初期化 ］
ENT キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。
初期化後、各設定値は表１、表２、表３のとおりの設定値になります。
又、ゼロ調整の偏差データも「０」にクリアされます。

＜ 注意 ＞
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。
また、調整モードでいずれかのデータを変更された場合は、必ず初期化を行い再度各モード、プリセット値、等を設定し直してください。

※

ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 12 -

９.計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定のしかた≪ スケーリング ≫最小表示値とそのときの入力値及び、最大表示値とそのときの入力値の２点間のデータを設定することにより、設定した２点間を結ぶ直線で計算します。
入力値の設定時に ＞ （先押し）＋ ∧ キーを押すことにより、現在入力されている
アナログ入力値を登録することが可能です。
設定範囲は以下の範囲です。
入力電圧：
Ａ２タイプ：４．００～２０．００（ｍＡ）
Ａ３タイプ：１．００～５．００（Ｖ）
Ａ４タイプ：０．００～５．００（Ｖ）
Ａ５タイプ：０．００～１０．００（Ｖ）
表示値：
Ａ２～Ａ５タイプとも－９９９９～９９９９（小数点はモード０で設定した値に連動します）
ただし、「 最小表示値 ＝ 最大表示値 」と設定した場合、表示は変化しませんのでご注意ください。
≪ アナログ出力表示値 ≫アナログ出力を最小で出力したい時の表示値をアナログ出力最小表示値に、最大で出力したい時の表示値をアナログ出力最大表示値に設定します。
設定範囲は「 －９９９９ ～ ９９９９ 」です。
「 アナログ出力最小表示値 ＝ アナログ出力最大表示値 」と設定した場合はエラーとなり
アナログ出力は最小値になりますのでご注意ください。
≪ 設定方法 ≫呼び出しかた・・・ MODE キーを押しながら ∧ キーを２秒以上ＯＮします。Ｐ１ランプが点灯し、表示器に "計測表示値の最小表示値" が表示され、表示値設定に入ります。設定値の変更は下記のキー操作で行ってください。

操作キー

表示部

操作内容

MODE

各表示値の切り換えを行います。
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０ ０
P1 ●
P2 ○

┌──┐
│ Ｐ１点灯：最小表示値│↓│ Ｐ１点灯＋Ｐ２点滅：最小表示値の入力値│（ ＞ ＋ ∧ で現在の入力値登録可能）│↓│ Ｐ２点灯：最大表示値│↓│ Ｐ２点灯＋Ｐ１点滅：最大表示値の入力値││（ ＞ ＋ ∧ で現在の入力値登録可能）│↓│ Ｐ１点滅：アナログ出力最小表示値│↓│ Ｐ２点滅：アナログ出力最大表示値└──┘- 13 -

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくさい。

＞
表示値設定時Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
→０→０→０→０↑│└───────┘
入力値設定時Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
→０→０→０→０↑│└───────┘∧Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１ ０ ０ ０↑└０～９

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
－ ９ ９ ９ ９↑└ ”－”と” ”

点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ
上がって行きます。
┌ →０→１→・・・→９→ ┐└────────────┘

P1 ●
P2 ○

符号表示の桁は、”９９９９”表示が点滅に切り替わります。
符号は、－を設定されるときは"－"を、＋の場合は、ブランクを設定してください。

ENT

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各表示値の設定が終了しましたらこのキーにて設定
値を登録してください。

RES

計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、設定値の登録は行いませんので注意してください。

≪ 表示の設定例 ≫アナログ入力をレンジ０～１０Ｖで、アナログ入力値が「０Ｖ」の時に表示値を「－１０００」にし、アナログ入力値が「１０Ｖ」の時に、表示値を「５０００」にしたい場合の設定は下記のとおりとなります。

P1 ●
P2 ○

Ａ
－

Ｂ
１

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

最小表示値
Ａ～Ｅ（最小入力時の表示値を－１０００）

P1 ●
P2 ◎

Ａ

Ｂ
０

Ｃ
Ｄ
０. ０

Ｅ
０

最小表示値のアナログ入力値
Ｂ～Ｅ（最小入力時の入力値を０．００Ｖ）

P1 ○
P2 ●

Ａ

Ｂ
５

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

最大表示値
Ｂ～Ｅ（最小出力時の表示値を５０００）

P1 ◎
P2 ●

Ａ

Ｂ
１

Ｃ
Ｄ
０． ０

Ｅ
０

最大表示値のアナログ入力値
Ｂ～Ｅ（最大出力時の入力値を１０．００Ｖ）

Ａ

Ｂ
Ｃ
０．

Ｅ
０

モード "０"Ｄ

Ｅ：０（小数点位置- 14 -“０”）表示は下図のとおりになります。
アナログ入力値
10V
5V

-1000

0

2000

5000 （表示値）

小数点の設定はＰ.１９記載の "モード０" を参照してください≪ アナログ出力の設定例 ≫アナログ出力をレンジ０～５Ｖで、表示に同期して出力させ、表示値が「－１０００」の時に、出力を最小（０Ｖ）にし、表示値が「 ５０００」になった時に、出力を最大（５Ｖ）にした
い場合の設定は下記のとおりとなります。

P1 ◎
P2 ○

Ａ
－

Ｂ
１

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

アナログ出力最小値
Ｂ～Ｅ（最小出力時の表示値を－１０００）

P1 ○
P2 ◎

Ａ

Ｂ
５

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

アナログ出力最大値
Ｂ～Ｅ（最大出力時の表示値を５０００）

Ａ

Ｂ
Ｃ
８．

Ｄ
１

Ｅ

モード "８"
Ｃ：１（表示値に同期）

出力は下図のとおりになります。
アナログ出力値
5V
2.5V

-1000

0

2000

5000 （表示値）

アナログ出力のレンジ、および出力方式の設定はＰ.２５記載の "モード９" を参照してください。
＜ 注意 ＞
１．アナログ出力方式を "演算時間毎" に設定した場合、出力は表示値では無く内部での計測演算毎に出力されます。
ゼロ調整されますと、そのシフトした値で出力されます。
入力は平均化されませんので、出力もそれに比例して出力されます。又ローカット率で設定された入力に対しても出力されますのでご注意願います。
２．アナログ出力方式を "表示サンプリング時間に同期" に設定した場合、外部入力機能を使用中は、内部での表示サンプリング時間毎に演算されている演算結果に同期して出力されます。

- 15 -

１０.ゼロ調整について
モード３のゼロ調整が有効になっている場合、計測動作時に２秒以上押すと、現在の表示を”０”に変更します。
この時の偏差データは記憶されます。

＞

と

∧

キーを

＜ 注意 ＞
表示のスケーリングを再設定しても、この偏差データを加えて表示しますのでご注意ください。

（表示値）
この表示値でゼロ調整する

偏差分ゼロ調整された表示

モード３のゼロ調整を無効にした場合、モードを登録した時点で偏差データを「０」にします。（ゼロ調整のクリア）
又計測動作時に ＞ と ∧キーを２秒以上押しても、現在の表示を”０”に変更しません。

- 16 -

１１.モード設定のしかた≪ １．モード設定の呼び出し方とキー操作 ≫呼び出しかた・・・ MODE キーを押しながら ＞ キーを２秒以上ＯＮします。表示器に"モード０" の現在の設定内容が表示され、モード設定に入ります。
各モードの設定は、以下のキー操作で行ってください。

操作キー
MODE

表示部
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０ １．０
↑
└０～９

操作内容
モードNo.を変更します。モードは９まであります。
┌ →０→１→・・・→９→ ┐└────────────┘＞Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０→１→０↑│└───┘

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてくだ
さい。

∧

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０ １ ０↑└０～９点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ
上がって行きます。
設定項目により９まで上がらないものもあります。
┌ →０→１→・・・→９→ ┐└────────────┘ENT

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各モードの設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

RES

計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、設定値の登録は行いませんので注意してください。

- 17 -

≪ ２．どのモードを設定すればよいのか？ ≫１.入力に対して表示をスケーリングしたい
・計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定（Ｐ.１３）
・モード０（Ｐ.１９） 小数点位置の設定※上記の２つの設定を行ってください。
２.表示について①表示のチラツキ等の防止
・モード２（Ｐ.２０）

最下位桁補正・表示サンプリング時間設定②表示をホールドしたい
・モード３（Ｐ.２１） 外部入力の設定③表示のゼロ調節を元に戻したい
・モード３（Ｐ.２１） ゼロ調整設定
３.低い電流・電圧の入力は受け付けたくない
・モード１（Ｐ.１９） ＬＯＷカット率の定４.出力について①警報出力の設定
・モード４、５（Ｐ.２２） 警報出力：ＯＵＴ１の設定
・モード６、７（Ｐ.２３） 警報出力：ＯＵＴ２の設定
・警報プリセット値の設定のしかた（Ｐ.２６）②アナログ出力の設定（オプション：ＡＶ３～５／ＡＩ付き）
・モード８（Ｐ.２４） 出力方式・出力レンジの設・計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定（Ｐ.１３）※上記の２つの設定を行ってください。
③ＢＣＤ出力の設定（オプション：Ｂ付き）
・モード９（Ｐ.２５） 出力論理の設定- 18 -

≪ ３．各モードの設定内容 ≫モードNo.
０

小数点位置の設定
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ０．
０│└→ 小数点位置
０：
１：

０～３
０
０.０

２：
３：

０.００
０.０００

［ 小数点位置 ］
表示のどの位置に小数点を点灯させるかを設定します。
例えば、表示を "１０００" とした場合に小数点位置を "３" と設定すると表示は "１.０００" となります。

モードNo.
１

ＬＯＷカット率の設定
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ１．
０ ０└┬┘└→ ＬＯＷカット率

０～２９％［ ＬＯＷカット率 ］
入力電流幅、または電圧幅の何％以下の入力については計測させたく無い場合に、その％の値を設定します。計測時にはその設定された％以下の入力については計測を行いません。
・Ａ２タイプ時にＬＯＷカット率を１０％と設定した場合、５.６mA以下の入力では計測を行いません。
・Ａ３タイプ時にＬＯＷカット率を２０％と設定した場合、１.８Ｖ以下の入力では計測を行いません。
・Ａ４タイプ時にＬＯＷカット率を１０％と設定した場合、０.５Ｖ以下の入力では計測を行いません。
・Ａ５タイプ時にＬＯＷカット率を０５％と設定した場合、０.５Ｖ以下の入力では計測を行いません。
＜ 注意 ＞
１０ｍＳのサンプリング毎に、ＬＯＷカットの演算を行いますので、表示
はＬＯＷカット率以下の表示がでることがあります。
（表示は１０ｍＳ毎のデータを平均化しているためです。）- 19 -

モードNo.
２

最下位桁補正、表示サンプリング時間の設定
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
２．０ １．０│ └┬┘│└─→ 表示サンプリング時間（回数）│０.１～９.９秒（００.０は００.１と同等）│└────→ 最下位桁補正 ０～２０：通常表示１：０固定表示
２：０または５を表示［ 最下位桁補正 ］
最下位桁（最右桁）の表示方法を設定します。
０：通常表示
計測値を表示サンプリング時間毎に表示します
１：０固定表示
常に０を表示します。
２：０または５を表示
計測値が０～４の時は０を、５～９の時は５を表示します。
［ 表示サンプリング時間 ］
入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算するものです。
従って、設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。
この設定は表示のチラツキ防止や表示安定に使用してください。
＜ 注意 ＞
表示サンプリング時間の設定値を変更した場合、変更した設定値は前データ（前表示サンプリング時間）が終了後、有効となります。

- 20 -

モードNo.
３

ゼロ調整・外部入力の設定
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
３．１
０│││└→ 外部入力 ０～４│０：ピークホールド│
１：ボトムホールド│
２：ホールド│３：入力幅表示│４：強制ゼロ機能│└────→ ゼロ調整 ０～１
０：ゼロ調整無効・クリア
１：ゼロ調整有効［ 外部入力 ］
外部入力端子（端子台４－５間がＯＮ状態）の機能を設定します。
０：ピークホールド
外部入力端子をＯＮしている間は、その間の最大値を表示します。
ＯＦＦすると通常の計測表示に戻ります。
１：ボトムホールド
外部入力端子をＯＮしている間は、その間の最小値を表示します。
ＯＦＦすると通常の計測表示に戻ります。
２：ホールド外部入力端子をＯＮしている間は、ＯＮした時の表示値を保持します。
ＯＦＦすると通常の計測表示に戻ります。
３：入力幅表示
外部入力端子をＯＮしている間は、その間の「最大値－最小値」を表示します。ＯＦＦすると通常の計測表示に戻ります。
例えば、外部入力端子をＯＮの状態で、今まで入力した電圧の最大値
が６Ｖ、最小値が１Ｖとした場合、表示は「６Ｖ－１Ｖ」の値、従って５Ｖの計測値が表示されます。
４：強制ゼロ機能
外部入力端子をＯＮした時点の入力値を "０" にし、その値より計測値を表示します。ＯＦＦすると通常の計測表示に戻ります。
例えば、現在の入力が "５Ｖ" で表示が "５０００" とした場合、外部入力端子をＯＮすると、表示が "０" となります。
外部入力端子がＯＮの間は「入力 "５Ｖ" ＝ 表示 "０"」として計測
値をスケーリングし、表示します。
［ ゼロ調整 ］
計測表示時にゼロ調整（ ＞ ＋ ∧ キー２秒押しで、表示値を「０」にする機能）を有効にするか無効にするか選択します。
０：ゼロ調整無効・クリア
偏差データを「０」にし、 ＞ ＋ ∧ キー２秒押しで、表示をゼロにする機能を停止します。
１：ゼロ調整有効＞ ＋ ∧ キー２秒押しで、表示をゼロにする機能を動作させます。
その時の偏差データは記憶されます。

- 21 -

モードNo.
４

警報出力：ＯＵＴ１の設定－１
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
４．０ ０ ０└┬┘ ││└──→ 上限／下限選択 ０～２│
０：上限│
１：下限（即）│２：下限（遅延）│└─────→判定出力禁止時間
００～９９秒［ 警報出力 ］
表示値とプリセット値との比較結果により機能します。
プリセット値の設定はＰ.２６「警報プリセット値の設定のしかた」を参照し［ 判定出力禁止時間 ］
電源投入後、またはリセット後から何秒後に警報出力を機能させるかを設定します。判定出力禁止時間内は警報出力の機能は停止します。
＜ 注意 ＞
上限／下限選択で、 "下限（遅延）" を設定している場合は機能しませんのでご注意ください。
［ 上限／下限選択 ］
どのような条件で警報出力するかを設定します。
０：上限「 表示値 ≧ プリセット値 」の時に警報出力します。
１：下限（即）「 表示値 ≦ プリセット値 」の時に警報出力します。
２：下限（遅延）
１度「 表示値 ＞ プリセット値 」になった状態より「 表示値 ≦ プリセット値 」の時に警報出力します。

モードNo.
５

警報出力：ＯＵＴ１の設定－２
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ５．
０└→ 出力モード ０～９
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８： 1s(1ｼｮｯﾄ)
９： 2s(1ｼｮｯﾄ)［ 出力モード ］
０：比較
表示値が上限、または下限の間、出力します。表示値が上限、または下限の範囲外（条件外）であれば出力はＯＦＦになります。
１：保持
表示値が上限、または下限になった時に出力します。表示値が上限、または下限の範囲外（条件外）であってもリセット入力があるまで出
力はＯＦＦになりません。
２：１ショット
表示値が上限、または下限になった時に設定された幅のパルスを１度出力します。
- 22 -

モードNo.
６

警報出力：ＯＵＴ２の設定－１
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
６．０ ０ ０└┬┘ ││└──→ 上限／下限選択 ０～２│
０：上限│
１：下限（即）│２：下限（遅延）│└─────→判定出力禁止時間
００～９９秒
設定方法はＰ.２２記載の "モード４"「警報出力：ＯＵＴ１の設定－１」とモードNo.
７

警報出力：ＯＵＴ２の設定－２
Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ７．
０│└→ 出力モード ０～９０：比較
５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
１：保持
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
２：30ms(1ｼｮｯﾄ) ７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ) ８： 1s(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ) ９： 2s(1ｼｮｯﾄ)
設定方法はＰ.２２記載の "モード５"「警報出力：ＯＵＴ１の設定－」と同様ですのでそちらを参照してください。

- 23 -

モードNo.

アナログ出力：出力方式（オプション：ＡＶ３～５／ＡＩ）※オプションでＡＶ３～５／ＡＩタイプ付き時に機能します。

８

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ８．
１│└────→ 出力方式 ０～２０：演算時間毎
１：表示値に同期
２：表示サンプリング時間に同期［ 出力方式 ］
０：演算時間毎
表示値に関係なく内部での計測演算毎（約８～１２ｍＳ毎）に出力します。
（※ＬＯＷカットされている入力に対しても出力されますので注意してください。）
１：表示値に同期
表示サンプリング時間毎に更新される表示値に対してアナログ出力します。また、外部入力が機能している場合は現在表示されている表示値に対してアナログ出力します。
例えば、ピークホールドが機能している場合は、現在の表示値（ピーク
ホールド値）でアナログ出力します。
２：表示サンプリング時間に同期
表示サンプリング時間毎に更新される表示値に対してアナログ出力します。「１：表示値に同期」との違いは、外部入力が機能している場合は表示値ではなく、内部で表示サンプリング時間毎に演算されている演算結果に同期して出力されます。

アナログ出力の調整を行う場合はＰ.２７記載の「アナログ出力の調整のしかた」
Ｐ.１３"計測表示値、およびアナログ出力表示値の設定" を参照に、アナログ
出力表示値の設定を行ってください。

- 24 -

モードNo.

ＢＣＤ出力：出力論理の設定（オプション：Ｂ）※オプションでＢタイプ付き時に機能します。
９

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ９．
０│└→ 出力論理 ０～３０：データ（正）・ＴＩ信号（正）１：データ（負）・ＴＩ信号（正）２：データ（正）・ＴＩ信号（負）３：データ（負）・ＴＩ信号（負）［ 出力論理 ］
表示データの出力論理、およびＴＩ信号（取り込み禁止信号）の出力論理を設定します。
※表示値を１とした時の正論理、負論理の出力は下表のとおりです。
ビットデータ
表示値 ８ ４ ２ １
正論理
負論理

１
１

８

オープンコレクタ出力
４２
１

０ ０ ０ １ ＯＦＦ
０ ０ ０ １ ＯＮ

ＯＦＦ
ＯＮ

ＯＦＦ
ＯＮ

ＯＮ
ＯＦＦ

ＴＩ信号：
表示更新時に出力されます。この信号が出力中は表示データの書き換えが行
われていますので、取り込みはこの信号がＯＦＦの時に行ってください。
ＴＩ信号の出力幅は約２５ｍｓです。
（Ｐ.２９「ＢＣＤ出力仕様」を参照してください。
）- 25 -

１２.警報プリセット値の設定のしかた
警報出力は表示値とここで設定するプリセット値との比較結果で出力します。
プリセット値の設定範囲は "－９９９９～９９９９" です。
［ 呼び出しかた ］
MODE キーを２秒以上ＯＮします。Ｐ１ランプが点灯し、表示器に "ＯＵＴ１" の現在の設定内容が表示され、プリセット値設定に入ります。設定値の変更は下記のキー操作で行ってください。

操作キー

MODE

＞

表示部

操作内容

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
９ ９ ９ ９P1 ●P2 ○ＯＵＴ１、ＯＵＴ２の切り換えを行います。
ＯＵＴ１のプリセット値が表示されている時はＰ１ランプが、ＯＵＴ２のプリセット値が表示されている時はＰ２ランプが点灯します。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
→９→９→９→９↑│ P1 ●└───────┘ P2 ○点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１ ９ ９ ９
↑
P1 ●
└０～９
P2 ○

点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ上
がって行きます。
┌ →０→１→・・・→９→ ┐└────────────┘∧Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
－ ９ ９ ９ ９↑
P1 ●└ ”－”と” ” P2 ○符号表示の桁は、”９９９９”表示が点滅に切り替わります。
符号は、－を設定されるときは"－"を、＋の場合は、ブランクを設定してください。

ENT

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各プリセット値の設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

RES

計測表示に戻ります。エンターキーと異なり、設定値の登録は行いませんので注意してください。

警報出力の設定はＰ.２２ "モード４～５" 「ＯＵＴ１の設定」、およびＰ.２３"モード６～７"「ＯＵＴ２の設定」を参照してください。

- 26 -

１３.アナログ出力の調整のしかた（オプション：ＡＶ３～５／ＡＩ付き）

お客様の仕様に合わせて調整されていますが、アナログ出力電圧／電流を調整される場合は、下記の手順に従って変更してください。

①
②
③

RES

キーを押しながら電源を入れ、調整モードにします。

Ｍ キーを押していき、アナログ最小または最大出力調整にします。
（Ｐ.１０ "テストモード及び調整モード" を参照）
以下の数値になるようにそれぞれ ＞ 、 ∧ キーを押して調整してください。
＞ キーを押すと出力が下がります。 ∧ キーを押すと出力が上がります。
ENT キーを押すと、調整した出力値が登録されます。
調整されたときは、必ず登録してください。
ＡＶ３（１～５Ｖ）出力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電圧値
１Ｖ
５Ｖ

ＡＶ４（０～５Ｖ）出力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電圧値
０Ｖ
５Ｖ

ＡＶ５（０～１０Ｖ）出力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電圧値
０Ｖ
１０Ｖ

ＡＶ２（４～２０ｍＡ）出力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

④

電流値
４ｍＡ
２０ｍＡ

計測動作に戻られるときは、電源を入れ直されるか、 RES- 27 -

キーを２秒以上押します。

１４.アナログ入力の調整のしかた
お客様の仕様に合わせて調整されていますが、基準となるアナログ入力電圧／電流の表示を調整される場合は、下記の手順に従って変更してください。
注）調整された後、初期設定を必ずしてください。初期設定をしないと表示が正しくでないことがあります。
①

モード設定、プリセット値、計測表示値およびアナログ出力表示値の設定を記録して
ください。

②

RES

③
④

キーを押しながら電源を入れ、調整モードにします。

Ｍ キーを押していき、アナログ最小または最大入力調整にします。
（Ｐ.１０ "テストモード及び調整モード" を参照）
基準となるアナログ入力をいれ、 ENT キーを押すと、その時点でのアナログ値が登録されます。
調整されたときは、必ず登録してください。
Ａ３（１～５Ｖ）入力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電圧値
１Ｖ
５Ｖ

Ａ４（０～５Ｖ）入力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電圧値
０Ｖ
５Ｖ

Ａ５（０～１０Ｖ）入力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電圧値
０Ｖ
１０Ｖ

ＡＩ（４～２０ｍＡ）入力の場合
調整項目
最小値調整
最大値調整

電流値
４ｍＡ
２０ｍＡ

注）入力レンジは、変更しないでください。
（工場にて、お買い上げのメータの回路にあわせて登録しています。）⑤

一度電源切ります。

⑥

初期設定をします⑦

モード設定、プリセット値、計測表示値およびアナログ出力表示値の設定を再設定して
ください。

ENT

キーを押しながら電源を入ます。

- 28 -

１５.ＢＣＤ出力仕様（オプション：Ｂ付き）

１．ＢＣＤコードは、オープンコレクタ出力（ＤＣ３０Ｖ ３mA MAX）で、５桁パラレル出力となっています。
２．データの出力論理は変更可能です。（Ｐ.２５ "モード９" 参照）
ローアクティブ：データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通している状態。
ハイアクティブ：データが出力中、出力トランジスタのコレクタとエミッタが導通していない状態。
３．データ更新時にＴＩ信号（取り込み禁止信号）が出力されていますので、データを取り込みむ時は、ＴＩ信号がＯＦＦの時に行ってください。
ＴＩ信号の論理も切り換え可能です。

［ ＢＣＤ出力ピン配置 ］
２
１

ピン番号
１
３
５
７
９
１１
１３
１５
１７
１９
２１
２３
２５

４
３

６
５

８
７

10
９

12
11

14
13

16
15

18
17

ピン番号
２
４
６
８
１０
１２
１４
１６
１８
２０
２２
２４
２６

「－」極性信号８ ×１０３
２ ×１０３
８ ×１０２
２ ×１０２
８ ×１０１
２ ×１０１
８ ×１００
２ ×１００
Ｎ.Ｃ.
Ｎ.Ｃ.
ＣＯＭ

20
19

22
21

24
23

26
25

「ＴＩ」信号
Ｎ.Ｃ.
４ ×１０３
１ ×１０３
４ ×１０２
１ ×１０２
４ ×１０１
１ ×１０１
４ ×１００
１ ×１００
Ｎ.Ｃ.
Ｎ.Ｃ.
ＣＯＭ

注）「ＣＯＭ」は、端子台のＧＮＤとは接続されておりませんので、ご注意ください。

本体コネクタ：オムロン製ＸＧ４Ａ－２６３４
付属コネクタ：オムロン製ＸＧ５Ｍ－２６３５－Ｎ （適合電線 UL1007AWG28～26 ）付属フード ：オムロン製ＸＧ５Ｓ－２６１２
このコネクタに、適合する電線は、ＵＬ１００７のＡＷＧ２８～２６の電線です。
コネクタに電線を圧接する場合は、オムロン製の簡易圧接工具ＸＹ２Ｂ－７００６で、圧接してください。

・出力回路（オープンコレクタ出力）
ピン１～２０（ＤＣ３０Ｖ ３mA）

ピン２５、２６（ＣＯＭ）- 29 -

１６.外観寸法図
外観寸法図

図１７

パネルカット寸法と取り付け間隔

図１８

注意

オプションでフロントカバー（ＣＶ－０２）を取り付ける場合は、取り付け間隔を
１５０mm以上にしてください。

- 30 -

１７.ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.１２参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１）電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３を用意できます。）（２）センサコードにシールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離し配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メータを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図１９のようにノイズフィルタをご使用ください。
※

ノイズフィルタは、別途用意しております。

図１９（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図２０

図２１

（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図２２のようにスパークキラーを入れて対策
してください。

図２２（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

- 31 -

１８.トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

２

３

現

象

点

検

方

法

策

と

処

置

→電源入力が正常か、センサ
コードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線↓
ＮＯ→トランス・
ＩＣの破損→テスタで電圧と誤配線のチ
ェックをし、端子ネジを締め直す。

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
警報出力異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.１０参）→１度、初期化を行ってくだ
さい。（Ｐ.１２参照）"０" 表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？

表示器が点灯しない
ブランクのまま→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合ってい
るか？
↓
ＮＯ

４

時折表示が消えたり異常な表示になる

５

その他の異常→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡く
ださい。

↓

※

対

→表示が異常になる時、近くの電磁開閉器やソレノイ
ド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響を受けていないか？

→設定された値が有効表示範囲以下である。
→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テスト
モードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.１０参照）→端子台の接続方法（Ｐ.７）
を確認し、不明な場合、取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→Ｐ.３１のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサー
ジキラーを取り付けて止める。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

改良のため、仕様等は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。

- 32 -