【 取 扱 説 明 書 】
瞬時・積算流量指示計
ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－５６４シリーズ
＜＜
シリーズ名

出力

入力

パルス入力タイプ

通信

＞＞

センサ
電源 形状 本体色 端子台
カバー
電源

ＳＰ－５６４
ＧＬ
Ｐ２
ＡＶ３
ＡＶ４
ＡＶ５
ＡＩ
※

無記
Ｆ
Ｆ２

※ Ｖ３
Ｎ
無記
ＲＳ２
ＲＳ４
ＲＳ４Ｗ
無記
Ｓ２４
無記
ＤＣ
ＤＭ
無記
Ｋ
無記
Ｃ

機

能

７セグＬＥＤ赤色
７セグＬＥＤ緑色
上／下限警報出力（リレー出力）アナログDC1～5V出力
アナログDC0～5V出力
アナログDC0～10V出力
アナログ電流出力(DC4～20mA)
ＮＰＮオープンコレクタパルス入力
電圧パルス入力
電流変調パルス入力
タコゼネ入力（正弦波）( AC0.8～80Vp-p )サイン波入力（正弦波）( AC0.05～20Vp-p )積算同期パルス出力
通信（RS-232C）
通信（RS-485 ２線式）
通信（RS-485 ４線式）
ＤＣ１２Ｖ出力安定化（ＤＣ１００ｍＡ MAX）
ＤＣ２４Ｖ出力安定化（ＤＣ６０ｍＡ MAX）
ＡＣフリー電源（ＡＣ８５～２６４Ｖ）
ＤＣ電源（ＤＣ１２～２４Ｖ）
据置型（メタルコネクタ接続式）
本体色（灰色）
本体色（黒色）
端子台カバー無し
端子台カバー付き（２枚）※Ｖ３、またはＮオプション付きのものはＳ２４オプションと同時に選択できません。
ユーアイニクス株式会社社 〒593－8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005
東 京 営 業 所 TEL.03-5256-8311 FAX.03-5256-8312

本【 第１０版

2009.8.17 】@SP-564(10)ご使用に際しての注意事項とお願い
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくために、下記の注意事項と取扱説明書をご一読されますようお願い申し上げます。

１．電源電圧は使用範囲内で使用してください。
２．負荷は定格以下で使用してください。
３．直射日光はさけてください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。
５．定格を越える温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
７．本体に金属粉、ほこり、水等が入らないようにしてください。
８．ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
９．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
１０．通電中は端子に触らないでください。感電のおそれがあります。
１１．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。
感電のおそれがあります。

目

次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
３．メータの取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
４．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～６５．端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～８
６．入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９～１０
７．ディップスイッチの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
８．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
９．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
１０．各モードの内容と設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３～２６
モード設定のキー操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ３
どのモードを設定すればよいのか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ４「モードＮｏ.０１」瞬 時 計 測 ： ス ケ ー リ ン グ デ ー タ （ 換 算 器 ） の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ５ ～ １ ６「モードＮｏ.０２」瞬 時 計 測 ： Ｅ Ｘ Ｐ 値 ・ 最 下 位 桁 表 示 ・ 単 位 時 間 ・ 小 数 点 位 置 の 設 定 ・ ・ １ ７「モードＮｏ.０３」瞬 時 計 測 ： 表 示 サ ン プ リ ン グ 時 間 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ８「モードＮｏ.０４」瞬 時 計 測 ： 移 動 平 均 回 数 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ８「モードＮｏ.０５」瞬 時 計 測 ： オ ー ト ゼ ロ 時 間 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ９「モードＮｏ.０６」瞬 時 ／ 積 算 計 測 ： 外 部 入 力 ・ 計 測 表 示 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ９「モードＮｏ.０７」積 算 計 測 ： ス ケ ー リ ン グ デ ー タ （ 換 算 器 ） の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ０「モードＮｏ.０８」積 算 計 測 ： Ｅ Ｘ Ｐ 値 ・ リ セ ッ ト キ ー 時 間 ・ 積 算 演 算 ・ 小 数 点 位 置 の 設 定 ２ ０「モードＮｏ.０９」ア ナ ロ グ 出 力 ： 計 測 選 択 ・ 出 力 桁 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ １「モードＮｏ.１０」ア ナ ロ グ 出 力 ： 最 大 出 力 時 の 表 示 値 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ２「モードＮｏ.１１」積 算 計 測 ： 同 期 出 力 桁 ・ 出 力 幅 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ２「モードＮｏ.１２」Ｏ Ｕ Ｔ １ 、 ２ ： 警 報 出 力 の 選 択 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ３「モードＮｏ.１３」Ｏ Ｕ Ｔ １ ： 警 報 出 力 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ４「モードＮｏ.１４」Ｏ Ｕ Ｔ ２ ： 警 報 出 力 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ５「モードＮｏ.１５」通 信 ： Ｒ Ｓ － ２ ３ ２ Ｃ ・ Ｒ Ｓ － ４ ８ ５ 通 信 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ６「モードＮｏ.１６」通 信 ： Ｉ Ｄ 番 号 ・ 送 受 信 切 換 時 間 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ６
１１．積算計測の動作説明
１２．モードプロテクト機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

１３．表示オフセット値の呼び出しかたと変更のしかた・・・・・・・・・・２９

１４．警報プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた(ｵﾌﾟｼｮﾝ：P2ﾀｲﾌﾟ)
１５．タコゼネ・サイン波入力の感度調整方法(ｵﾌﾟｼｮﾝ：V3･Nﾀｲﾌﾟ)
１６．アナログ出力の調整方法（オプション：ＡＶ／ＡＩ）

３０

・・・・３１・・・・・・・・３２

１７．通信フォーマット（ｵﾌﾟｼｮﾝ：RS2/RS4/RS4Wﾀｲﾌﾟ ）・・・・・・・・・・３３～３５
１８．外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
１９．据置型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７
２０．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８
２１．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９～４０

１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認をしてください。
（１）ＳＰ－５６４（お客様仕様どおりのもの）・・・・・・１（２）ＳＰ－５６４の取扱説明書（３）単位ラベル

・・・・・・・・・・・・１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）お客様指定の付属品（ご指定の無い場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら弊社までご連絡ください。
（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引き渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件を越えた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 -

２．仕

様

≪標準仕様≫
項目
仕様
測定方式
周期演算方式
表示器
赤 色 Ｌ Ｅ Ｄ ６ 桁 文 字 高 ： １ ４ mm
オ プ シ ョ ン :Ｇ Ｌ タ イ プ
緑 色 Ｌ Ｅ Ｄ ６ 桁 文 字 高 ： １ ４ mm
測定精度
±０ .０ ５ ％ ±１ ｄ ｉ ｇ ｉ ｔ （ サ ン プ リ ン グ ０ ． ５ 秒 以 上 ）スケーリング（換算器） １ 信 号 あ た り の 倍 率 １ ×１ ０ － ９ ～ ９ ９ ９ ９ で 任 意 に 設 定
小数点以下表示 小数点以下１桁～４桁まで表示選択可能（固定小数点演算）
表示単位時間時・分・秒のいずれか選択
瞬
表示サンプリング 表 示 を ０ .１ ～ １ ０ ０ （ 任 意 に 設 定 ） 秒 で 平 均 化
時
表
移動平均回数
入力パルス数を２～９（任意に設定）で平均化
示
オ ー ト ゼ ロ 時 間 入 力 停 止 後 ０ .１ ～ ９ ９ .９ （ 任 意 に 設 定 ） 秒 後 に 表 示 を ０
最下位桁表示
リアル表示・０固定表示・０または５を表示 のいずれかを選択
オーバー表示
表示オーバー時、ＯＶランプ・表示値９９９９９９点滅
瞬 時 表 示 ラ ン プ 瞬 時 計 測 値 を 表 示 中 点 灯 （ フ ロ ン ト 部 ENT キ ー に て 積 算 表 示 に 切 り 換 え ）測定精度ス ケ ー リ ン グ （ 換 算 器 ） １ に お い て ±０
スケーリング（換算器） １ 信 号 あ た り の 倍 率 １ ×１ ０ － ９ ～ ９ ９ ９ ９ で 任 意 に 設 定
小数点以下表示 小数点以下１桁～４桁まで表示選択可能（固定小数点演算）
オーバー表示
表示オーバー時、ＯＶランプ点滅
フロント部
キーＯＮの間上位７～９桁目
積算上位表示を表示（但し－９９９～９９９まで）
積
算
表
示

セ
ン
サ
入
力

外
部
入
力

リセット
同期パルス出力

フ ロ ン ト 部 RST
キー、または端子台リセット入力５０ｍｓ以上ＯＮ（端子台リセット：ＮＰＮオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受け付け）
積算表示と同期出力
同 期 出 力 桁 １ ～ ４ 桁 、 出 力 幅 ０ .０ １ 秒 ～ １ .９ ９ 秒 で 任 意 に 設 定
信 号 レ ベ ル ・ ・ ・ Ｎ Ｐ Ｎ オ ー プ ン コ レ ク タ パ ル ス 出 力 定 格 Ｄ Ｃ ３ ０ Ｖ ５ ０ mA(MAX)※通信オプション（ＲＳ２、ＲＳ４、ＲＳ４Ｗタイプ）付きは出力端子が通信端子になるので使用不可となります。

積 算 表 示 ラ ン プ 積 算 計 測 値 を 表 示 中 点 灯 （ フ ロ ン ト 部 ENT キ ー に て 瞬 時 表 示 に 切 り 換 え ）標準
Ｎ Ｐ Ｎ オ ー プ ン コ レ ク タ パ ル ス 入 力 ： MIN１ ０ mA以 上オ プ シ ョ ン :Ｆ タ イ プ 電 圧 パ ル ス 入 力： LOW ２ .０ Ｖ 以 下 HI ３ .８ ～ ３ ０ Ｖ
オ プ シ ョ ン :Ｆ ２ タ イ プ 電 流 変 調 パ ル ス 入 力： LOW ８ mA以 下 HI １ ６ ～ ２ ０ mA
オ プ シ ョ ン :Ｖ ３ タ イ プ タ コ ゼ ネ 入 力： Ａ Ｃ ０ .８ Ｖ ～ ８ ０ Ｖ p-p
３ kHz MAXオ プ シ ョ ン :Ｎ タ イ プ サ イ ン 波 入 力： Ａ Ｃ ０ .０ ５ Ｖ ～ ２ ０ Ｖ p-p ３ kHz MAX
入力応答
LOW： 0.01Hz～ 50Hz MID： 0.01Hz～ 1kHz HI： 0.01Hz～ 10kHz
但 し duty５ ０ ％ 時（ディップスイッチにより切り換え）
センサ供給電源
オプション:Ｓ２４タイプ
外部入力

Ｄ Ｃ ＋ １ ２ Ｖ （ ±１ ０ ％ ） １ ０ ０ mA MAX（ 安 定 化 ） 出 力
Ｄ Ｃ ＋ ２ ４ Ｖ （ ±１ ０ ％ ） ６ ０ mA MAX（ 安 定 化 ） 出 力

表示切り換え禁止入力
ホールド入力外部入力設定にて選択時、入力ＯＮで瞬時表示、積算表示を切り換え
外部入力設定にて選択時、入力ＯＮの間センサ入力を無視
外部入力設定にて選択時、入力ＯＮの間表示を保持

ＮＰＮオープンコレクタパルス出力、または有接点出力を受け付け※通信オプション（ＲＳ２、ＲＳ４、ＲＳ４Ｗタイプ）付きは入力端子が通信端子になるので使用不可となります。

モードプロテクト機能 フロント部

その他

キー操作により機能 （モード設定を変更不可）
各モード設定値および積算計測値をＦＲＡＭに書き込み
データバックアップ（書き換え回数１０万回以内、約１０年間保持）
電源
Ａ Ｃ ８ ５ ～ ２ ６ ４ Ｖ （５０／６０Ｈｚ） フ リ ー 電 源
オ プ シ ョ ン :Ｄ Ｃ タ イ プ Ｄ Ｃ １ ２ ～ ２ ４ Ｖ （ ±１ ０ ％ ）
消費電力
約１９ＶＡ以下
使 用 温 湿 度 範 囲 ０ ～ ５ ０ ℃ ３ ０ ～ ８ ０ ％ RH（ 但 し 結 露 し な い こ と ）質 量 ・ 外 形 寸 法 約 ３ ５ ０ ｇ Ｗ ９ ６ × Ｈ ４ ８ × Ｄ １ ３ ０ mm
ケース材質
ＡＢＳ樹脂ガラス入り （端子台：ＰＢＴ黒）
本体色
灰色
オプション：Ｋタイプ
黒色
保護等級
ＩＰ６６相当- 2 -≪警報出力：オプションＰ２タイプ≫
出力タイミング
表示値と各プリセット値との比較により判定出力
リレー出力２段
出力方式
定 格 制 御 容 量 ： Ｄ Ｃ ３ ０ Ｖ １ Ａ 、 Ａ Ｃ １ ２ ５ Ｖ ０ .３ Ａ
出力表示
警報出力中 ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ＬＥＤランプ点灯
出力リセットフ ロ ン ト 部 RST キ ー 、 お よ び 端 子 台 リ セ ッ ト 入 力 ５ ０ ｍ ｓ 以 上 Ｏ Ｎ で 警 報 出 力 を 解 除
判定出力禁止時間
電源ＯＮ時、リセット後、および各設定終了後、設定時間内は警報出力の機能を停止≪ ア ナ ロ グ 出 力 ： オ プ シ ョ ン Ａ Ｖ ／ Ａ Iタ イ プ ≫電圧出力（ＡＶ３）
ＤＣ１～５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電圧出力（ＡＶ４）
ＤＣ０～５Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電圧出力（ＡＶ５）
ＤＣ０～１０Ｖ 負荷抵抗２ｋΩ以上
電流出力（ＡＩ）
ＤＣ４～２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω以下
出力精度
表 示 値 に 対 し ±０ .２ ％ Ｆ .Ｓ .以 内 （ ２ ３ ℃ ）温度特性±１ ０ ０ ppm／ ℃
出力更新時間（演算）約２０ｍｓ以下
出力応答時間約９０ｍｓ（アナログ変化が０％から９０％まで変化する時間）
１２ビット
最大出 力 分 解 能

ＰＷＭ方式

４０００分解能※但し、モードＮｏ．１０の設定により、アナログ出力の分解能は変わります。４０００以下の設定をされた場合は、その値の分解能になります。

≪ＲＳ－２３２Ｃ通信：オプションＲＳ２タイプ≫
通信端子
端子台１～３番より通信
信号レベル
ＥＩＡ ＲＳ－２３２Ｃ準拠（シリアル通信）
通信方式
非同期
通信速度
１ ２ ０ ０ bps／ ２ ４ ０ ０ bps／ ４ ８ ０ ０ bps／ ９ ６ ０ ０ bps
スタートビット
１ビット固定ストップビット
１ビット固定データビット
７ビット／８ビット より選択
パリティビット無し／奇数／偶数 より選択
通信ＩＤ番号
メータに００～９９でＩＤ番号を設定
通信方法
メータのＩＤを指定し、コマンドにより通信制御（コマンドはＲＳ－４８５と共通）

より選択≪ＲＳ－４８５通信：オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ≫
通信端子
２ 線 式 (Ｒ Ｓ ４ ) ： 端 子 台 １ 、 ２ 番 よ り 通 信
４ 線 式 (Ｒ Ｓ ４ Ｗ )： 端 子 台 １ ～ ４ 番 よ り 通 信
信号レベル
通信方式
通信速度
スタートビット
ストップビット
データビットパリティビット
通信ＩＤ番号通信方法

ＩＥＥ ＲＳ－４８５準拠
半２重通信方式
１ ２ ０ ０ bps／ ２ ４ ０ ０ bps／ ４ ８ ０ ０ bps／ ９ ６ ０ ０ bps
１ビット固定１ビット固定７ビット／８ビット より選択
無し／奇数／偶数 より選択
メータに００～９９でＩＤ番号を設定
メータのＩＤを指定し、コマンドにより通信制御（コマンドはＲＳ－２３２Ｃと共通）

- 3 -

より選択

３．メータの取り付け方法

メータの取り付けかた
１．

パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。
※防滴で使用される場合は付属の防滴パッキンをメータと取付板の間に挟みこんでください。
パネルカット寸法
+0.8

92 -0

メータ
45 -0

+0.5

取付板
防滴パッキン

図１

２．

メータの左右両サイドに取付金具を挿しこんでください。

取付金具
図２

３．

取付金具を後側（端子台側）にスライドさせ、ドライバー
でねじをまわし、メータをしっかり固定してください。
（左右両サイド）

ドライバー

取付金具
図３

メータ取り付け時は１．水平に取り付けてください。
２．板厚１．０mm～４.０mmのパネルに取り付けてください。
３．取付金具のねじは締めすぎないように注意してください。（締めすぎるとケースが破損する恐れがあります。）- 4 -４．フロント部の各名称とその機能
1

A

3
2

B

C

Indicate RA TO HD OV
Output

1

2

図４

表示器
D

E

F

ENT
Mode
RST

6
7
4
5

①

Ａ～Ｆ

8
9

表示器

計測時：瞬時計測値、または積算計測値を表示します。
設定中：モード設定時は表示器Ａ・ＢにモードNo.を表示器Ｃ～Ｆに現在の設定値が表示されます。
：プリセット値設定時、および表示オフセット値
設定時は現在設定されている設定値が表示されます。

② RA TO HD OV● ○ ○ ○

瞬時表示ランプ

瞬時計測値を表示中に点灯します。

③ RA TO HD OV○ ● ○ ○

積算表示ランプ

積算計測値を表示中に点灯します。

④ RA TO HD OV○ ○ ● ○

外部入力ランプ

外部入力がＯＮ(端子４－６間がショート)されている時に点灯します。

⑤ RA TO HD OV○ ○ ○ ●

オーバーランプ

計測が表示桁をオーバーしている時に点滅します。

⑥

1 2● ○ ○ ○

ＯＵＴ１ランプ

警報出力ＯＵＴ１の出力と同期して点灯します。

⑦

1 2○ ● ○ ○

ＯＵＴ２ランプ

警報出力ＯＵＴ２の出力と同期して点灯します。

- 5 -

⑧
Mode

モードキー

計測時：各設定の呼び出しをします。
１． Mode ＋
を２秒以上ＯＮ →
モード設定
Mode
２．
＋
を２秒以上ＯＮ → オフセット設定
３． Mode を ２秒以上ＯＮ → →プリセット値設定
設定中：モード設定時はモードNo.の切り換えを行います。
：プリセット値設定時はOUT1／OUT2の切り換えを
行います。

⑨
アップキー

⑩
ダウンキー

計測時：表示器が積算計測値を表示中、表示オーバーしている時にこのキーを押している間、オーバー
回数（上位３桁）を表示します。
設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は点滅表示している数値を上げていきます。

計測時：を２秒以上押すことによりモードプロ
テクト状態を表示します。
モードプロテクトＯＮ時
モードプロテクトＯＦＦ時““

Ｌ－ＯＮ ”
Ｌ－ＯＦＦ”

設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は点滅表示している数値を下げていきます。
⑪
シフトキー

計測時：使用しません。
設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は点滅表示している桁を右へ移動します。

エンターキー

計測時：瞬時表示／積算表示の切り換えを行います。
設定中：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表示オフセット値設定）は設定値を登録し、計測表示に戻します。

⑫
ENT

⑬
RST

リセットキー

計測時：積算計測のリセット、および警報出力の解除を行います。
設定時：各設定中（モード設定、プリセット値設定、表
示オフセット値設定）は計測表示に戻します。
但し、設定値の登録は行いません。

- 6 -５．端子台の接続方法

図５

図６※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付きは端子台１～４番の接続が変わりますので図５を参照してください。
通信オプションを選択しますと同期パルス出力・外部入力はなくなります。

１）電源入力の確認
１．電気配線時は感電等の事故に注意してください。
２．ＡＣ電源仕様かＤＣ電源仕様かをよく確かめてから配線を行ってください。
３．ＤＣ電源仕様の場合は電源極性（＋ －）をよく確かめ、逆に接続しないようにしてください。
２）端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
３）センサの種類により入出力の配線が異なってきますので、Ｐ.8に記載されている接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損する
おそれがあります。
４）センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
５）端子台のネジは確実にしめてください。

- 7 -Ａ）直流２線式パルスセンサ

Ｂ）直線式３線式パルスセンサ・エンコーダ
図７

図８

センサ

７
GND

８

７
GND

９ １０
+12V IN(+24V)

Ｃ）有接点入力

８

９ １０+12V IN(+24V)

近接センサ
エンコーダ

Ｄ）タコゼネ／サイン波入力
図９

図１０

有接点

７
GND

タコゼネ／サイン波８

９ １０+12V IN(+24V)
Ｅ）電流変調２線式パルスセンサ
センサ
+

７
GND

８

６

７

８

９

Ｆ）電流変調３線式パルスセンサ
図１１

図１２
-

９ １０
+12V IN(+24V)

７
GND

センサ
+

８

OUT

９ １０
+12V IN(+24V)

１）有接点入力の場合、接点のチャタリングで誤カウントする時は、端子７－１０間に電解コン
デンサ（１μＦ～２２μＦ）を入力周波数に応じて接続してください。
２）ノイズ等の影響で誤カウントする場合は、端子７－１０間にフィルムコンデンサ（０.０１μＦ～０.１μＦ）を入力周波数とノイズの幅に応じて接続してください。

- 8 -６．入力回路の構成〔１〕パルスセンサ入力
ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

図１３

電圧パルス入力

図１４〔２〕タコゼネ／サイン波入力

図１５〔３〕リセット入力

図１６

- 9 -

〔４〕外部入力

図１７・センサ電源１２Ｖ時（標準）・・・・・・Ｒ２＝２｡２ｋΩ
・センサ電源２４Ｖ時（Ｓ２４付き）・・・Ｒ２＝３.９ｋΩ

７．ディップスイッチの設定
図１８

ディップスイッチ

ケースサイドのツメ４箇所を押して基板を後方へ引き出す
ツメを押す（4箇所）

SW1-4

－

－

－

－

－

－

2

－

ＯＦＦ

ＯＮ

－

ＯＮ

ＯＦＦ

－

ＯＦＦ ＯＦＦ

4

－

3

SW1-3

ＮＰＮオープンコレクタパルス入力 ＯＮ
Ｓ
Ｗ 電圧パルス入力
ＯＦＦ
設
定 入力周波数 0.01Hz～50Hz (LOW)－表
入力周波数 0.01Hz～1kHz (MID)－
入力周波数 0.01Hz～10kHz (HI)OFF⇔ON

SW1-2

1

SW1-1

１）ディップスイッチの設定はケースから基板を取り出して行ってください。（図１８参照）
設定は必ず上表の組み合わせで行ってください。
出荷時、特に指定のない場合、設定はＮＰＮオープンコレクタ入力、入力周波数はＨＩとなっています。
２）タコゼネ(Ｖ３)、またはサイン波(Ｎ)入力タイプ時は出荷時設定のままでご使用ください。変更を行うと正常に動作しない場合があります。

- 10 -

- 11 -

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

ENT

RST

RST

ENT

Mode

ENT

ENT
RST

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

Mode

ENT

ENT

ENT

ENT

ENT

RST

RST

８．設定メニュー９．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）
は下表（表１、表２、表３）の設定値となっています。
（１）各モードの設定値
初期設定値
モードＮｏ．
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０１．
０ １．１ ０ ０ ０
０２．
０ ２．３ ０ １ １
０３．
０ ３．
０ ２．０
０４．
０ ４．
０
０５．
０ ５．
０ ２．０
０６．
０ ６．
０ ０
０７．
０ ７．１ ０ ０ ０
０８．
０ ８．３ ０ ０ ０
０９．
０ ９．
０
０
１０．
１ ０．１ ０ ０ ０
１１．
１ １．０ ０．０ ５
１２．
１ ２．
０
０
１３．
１ ３．０ ０ ０ ０
１４．
１ ４．０ ０ ０ ０
１５．
１ ５．０ １ ０ ３
１６．
１ ６．０ ００（２）各警報出力のプリセット値
初期設定値
警報出力
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ＯＵＴ１
９ ９ ９ ９ ９ＯＵＴ２
９ ９ ９ ９ ９

表１
Ａ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１

Ｂ
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
０．
１．
２．
３．
４．
５．
６．

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

－
－
－
－

－

Ｅ

Ｆ

－

－

－

－

－

－

－

表２
Ｆ
９
９

（３）表示オフセット値（積算計測のみ）
初期設定値
表示オフセットＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
積算表示値
０ ０ ０ ０ ０ ０

Ａ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｂ

設定メモ欄
Ｃ
Ｄ

Ｅ

Ｆ

表３
Ａ

Ｅ

Ｆ

〔初期化〕
ENT
キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。
初期化後、各モード、プリセットおよび表示オフセットの設定値は表１、表２、表３のとおりになります。
〔注意〕
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。
※

ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 12 -

１０．各モードの内容と設定方法（１）モード設定のキー操作方法
各モードの設定は下記（表４）のキー操作で行ってください。
表４
操作キー
Mode

＋

表

部

操

作

内

容

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．１ ０ ０ ０↑
ﾓｰﾄﾞNo.
設定値

２秒以上押すとモード設定に入り、モードNo.「００」が呼び出されます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．１ ０ ０ ０↑
０～９

点滅表示している数値を変更します。１度押すごとに数値が１ずつ上がっていきます。
（０→１→・・・→９→０→・・・）
設定により "９" まで上がらないものもあります。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．１ ０ ０ ０↑
０～９

点滅表示している数値を変更します。１度押すごとに数値が１ずつ下がっていきます。
（０→９→８→・・・→１→０→９・・）
設定により "９" まで無いものもあります。

Ａ
０

Mode

示

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１．１ ０ ０ ０↑→ → →└─────┘Ａ
０

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
２．３ ０ １ １↑└─０１～１６点滅表示の位置（桁）を変更します。１度押すごとに１つずつ右へ移動していきます。

モードNo.を変更します。１度押すごとにモード
Ｎｏ．が１ずつ上がっていきます。
（０１→０２→・・・→１５→１６→０１→・・・）

ENT

設定値を登録します。各設定が終了しましたらこのキーで登録してください。
登録終了後、計測表示へ戻ります。

RST

設定値を登録せずに計測表示へ戻ります。

〔注意〕

このモード設定を行う時は、モードプロテクト機能状態をＯＦＦにしてください。
プロテクトモードＯＮの状態であれば設定値の変更はできません。
モードプロテクト状態は計測中を２秒以上押すことにより表示します。
モードプロテクトＯＮ時“ Ｌ－ＯＮ ”
モードプロテクトＯＦＦ時 “ Ｌ－ＯＦＦ”
モードプロテクト機能をご使用の際には必ずＰ.２８をお読みになりお使い下さい。

- 13 -

・どのモードを設定すればよいか
１.入力１信号当たりの倍率をきめたい
モード０１（Ｐ.15） 瞬時計測：スケーリングデータの設定
モード０２（Ｐ.17） 瞬時計測：ＥＸＰ値の設定
モード０７（Ｐ.20） 積算計測：スケーリングデータの設定
モード０８（Ｐ.20） 積算計測：ＥＸＰ値の設定
２.演算、計測方法について
モード０２（Ｐ.17） 瞬時計測：単位時間の設定
モード０８（Ｐ.20） 積算計測：積算演算方式の設定
３.出力について
１.積算同期パルス出力の設定
モード１１（Ｐ.22） 積算計測：同期出力桁、出力幅の設定
２.警報出力の設定（オプション：Ｐ２タイプ）
モード１２（Ｐ.23） 警報出力選択の設定
モード１３（Ｐ.24） 警報出力：ＯＵＴ１の設定
モード１４（Ｐ.25） 警報出力：ＯＵＴ２の設定
プリセット値の呼び出しかたと設定のしかた（Ｐ.30）
４.アナログ出力についての設定（オプション：ＡＶ、ＡＩタイプ）
モード０９（Ｐ.21） アナログ出力：計測選択、出力レンジの設定、
出力桁の設定モード１０（Ｐ.22） アナログ出力：最大出力時の表示値の設定
５.通信についての設定（オプション：ＲＳ２、ＲＳ４、ＲＳ４Ｗタイプ）
モード１５（Ｐ.26） 通信：ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５通信の設定
モード１６（Ｐ.26） 通信：ＩＤ番号、送受信切換時間の設定
６.表示について
１.瞬時計測、積算計測のどちらを表示するか
モード０６（Ｐ.19） 計測表示の設定
２.小数点以下を表示したい
モード０２（Ｐ.17） 瞬時計測：小数点位置の設定
モード０８（Ｐ.20） 積算計測：小数点位置の設定
３.表示のチラツキ等の防止
モード０２（Ｐ.17）
モード０３（Ｐ.18）

瞬時計測：最下位桁表示の設定
瞬時計測：表示サンプリング時間の設定

１.入力信号の幅が一定でない場合
モード０４（Ｐ.18） 瞬時計測：移動平均回数の設定
４.信号入力が止まってから表示を０に戻すまでの時間を設定したい
モード０５（Ｐ.19） 瞬時計測：オートゼロ時間の設定
５.リセット後の表示値を変えたい
表示オフセット値の呼び出しかたと設定のしかた（Ｐ.29）
７.その他の機能について
１.外部入力の使用について
モード０６（Ｐ.19）

外部入力の設定

２.リセットキー動作について
モード０８（Ｐ.20） リセットキー時間の設定- 14 -

（２）モード内容と設定値
モードNo.

瞬時計測：スケーリングデータ（換算器）の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．１ ０ ０ ００１
４桁数値 ０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
１信号当たりの倍率を設定します。 "モード０２" の「ＥＸＰ値（１０のマイナ
ス乗数）」と組み合わせて設定してください。
設定範囲は「１×１０－９ ～９９９９」です。
〔例〕１パルス当たり１.２３４mLの流量センサを使用して瞬時流量をＬ（リットル）で表示したい場合の設定は下記のとおりになります。
１.２３４mL

０.００１２３４Ｌ
表示したい値（Ｌ）に直します

１２３４ × １０－６

４桁数値
モード０１

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １．１ ２ ３ ４

モード０２

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ２．６ ＊ ＊ ＊- 15 -

ＥＸＰ値

スケーリングデータの計算例（設定例）
例

計

算

計

式

算

回転計の場合スケーリングデータ＝１回転時／パルス数＝１パルス当たりの回転数を入力
速度計の場合スケーリングデータ＝移 動 量／パルス数＝１パルス当たりの移動量を入力
流量計の場合スケーリングデータ＝流 量 値／パルス数＝１パルス当たりの流量値を入力
条件 →１回転１パルス〔設定例１〕
回転〔設定例２〕
転スケーリングデータ＝１Ｒ／１パルス（Ｐ）＝１
EXP値 "モード０１"
０００１×１０－０ または １０００×１０－３

計

近接センサー回式"モード０１""モード０２"※ "モード０１" と "モード０２" のＣに上記どちらかの設定でも可能ですが右側の方が微調整可能とな
り精度的に有利となります。

条件 →１回転３０パルス

スケーリングデータ＝１／３０＝０.０３３３３３
３３３３×１０－５↑"モード０１" ＥＸＰ値 "モード０２"

計

ｾﾝｻｰ

※従って、 "モード０１" に３３３３と入力し"モード０２" のＣに５と入力してください。

ギヤーの歯が３０枚ある。
〔設定例３〕
スピードメータ

条件 → ドライブローラφ１００の周速を表示したい時
スケーリングデータ＝１パルス当たりの移動距離を入力する
スケーリングデータ＝１００×π／３０≒１０.４７１９７㎜

ｾﾝｻ
歯数３０枚
〔設定例４〕
流 量 表 示・㎜／min 表示の場合 １０４７×１０－２
・㎝／min 表示の場合 １０４７×１０－３
・ｍ／min 表示の場合 １０４７×１０－５↑"モード０１" ＥＸＰ値

条件 → １パルス＝７.６９２mL
スケーリングデータ＝１パルス当たりの流量値を入力する
・mL／min 表示の場合 ７６９２×１０－３
流量計
・Ｌ／min 表示の場合 ７６９２×１０－６
センサ↑"モード０１" ＥＸＰ値

- 16 -

モードNo.

０２

瞬時計測：ＥＸＰ値・最下位桁表示・単位時間・小数点位置の設定
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

０

２．３

０

１

１
小数点位置
０：
０
１：
０.０
２：
０.００
３： ０.０００
４：０.００００
単位時間
０：毎時
１：毎分
２：毎秒
最下位桁表示０：リアル表示
１：下位桁０固定
２：下位桁０または５を表示
ＥＸＰ値（乗数１０－ｎ）
ｎ＝０～９

小数点位置：瞬時表示で小数点以下何桁表示するかを設定します。
単 位 時 間：瞬時表示の単位時間を設定します。
０：時．．．１時間当たりの表示にします。
１：分．．．１分間当たりの表示にします。
２：秒．．．１秒間当たりの表示にします。
最下位桁表示：最下位桁（１番右桁）の表示方法を設定します。
０：リ ア ル 表 示．．．表示サンプリング時間に同期して計測値を表示します。
１：下位桁０固定．．．常に「０」を表示します。
２：下位桁０、または５を表示．．．計測値が０～４の時は０、５～９の時は５を表示します。
Ｅ Ｘ Ｐ 値：１０のマイナス乗数を設定します。 "モード０１" の設定値と組み合わせて設定してください。

- 17 -

モードNo.

瞬時計測：表示サンプリング時間の設定
Ａ Ｂ Ｃ
０ ３.

Ｄ Ｅ Ｆ
０ ２．０

０３
表示サンプリング時間
００.１～９９.９秒（００.０は１００秒）
入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算するものです。
従って、設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。
この設定は表示のチラツキ防止や表示安定に使用してください。

モードNo.

瞬時計測：移動平均回数の設定
Ａ

Ｂ

０

４．

０４

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ
０
移動平均回数
2～9回(０、１設定は機能停止）

平均したいパルス数を設定します。例えば４と設定すると４つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。この機能はセンサの１パルス当たりの流量値が正確でない時に効果があります。
演算方式は、入力される最新のパルスを１つ取り込んで古いパルスを１つはき出し、移動しながら４つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。
※この機能は、２０Hz以下で使用してください。
〔用途例〕
信号出力
入力パルス
検出部
１回目
移動平均
FLOW
２回目
３回目
例えば、左上図のように４枚の羽根車（被検出体）の取付角度がバラバラであったりすると流速が一定でも表示が安定しませんが、移動平均で４と設定しますと常に最新のパルスを取り込んで４パルスをシフトしながら演算表示します。
また、上図から分かるとおり１パルス入ってくる毎に演算するのですが、表示時
間は "モード０３" の表示サンプリング時間の設定に従い連動となります。
・移動平均と表示サンプリング時間との関係
サンプリング時間ごとに移動平均された最新の計測データを表示します。

- 18 -

モードNo.

０５

瞬時計測：オートゼロ時間の設定
Ａ Ｂ Ｃ
０ ５．

Ｄ Ｅ Ｆ
０ ２．０
オートゼロ時間
００.０～９９.９秒（小数点位置は固定）

入力信号がこの設定された時間内に１パルスも入らない場合に、瞬時表示値を"０" に戻す機能です。
００.０秒と設定した場合は、この機能は停止し、信号が入力されなくなっても表示は“０”には戻りません。

モードNo.

０６

瞬時／積算計測：外部入力・計測表示の設定
Ａ Ｂ Ｃ
０ ６．

Ｄ

Ｅ Ｆ
０ ０
計測表示
０：瞬時／積算切り換え
１：瞬時表示のみ固定
２：積算表示のみ固定
外部入力
０：表示切り換え入力
１：禁止入力（瞬時／積算計測共）
２：ホールド入力（瞬時／積算計測共）※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付きでは外部入力端子が通信端子になりますので使用できません。
外部入力：端子台４－６間の機能を設定します。
０：表示切り換え
入力ＯＮで表示を瞬時表示から積算表示、積算表示から瞬時表示に切り換えます。この機能を使用する時は計測表示で「瞬時／積算切り換え表示」を選択してください。
１：禁止入力入力ＯＮの間、前面のＨＤランプが点灯しセンサ入力を受け付けません。
２：ホールド入力
入力ＯＮの間、前面のＨＤランプが点灯し、現在の表示値を保持します。
表示ホールドの間、内部では計測演算されています。
計測表示：
０：前面 ENT キーで瞬時／積算計測の計測値を切り換えて表示します。
１：瞬時計測値を表示します。積算計測値への表示切り換えはできません。
２：積算計測値を表示します。瞬時計測値への表示切り換えはできません。

- 19 -

モードNo.

積算計測：スケーリングデータ（換算器）の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ７．１ ０ ０ ０

０７
スケーリングデータ ０００１～９９９９（００００は設定しないでください。）

積算計測の１信号当たりの倍率を設定します。 "モード８" の「ＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）」と組み合わせて設定してください。
設定範囲は「１×１０－９ ～９９９９」です。

モードNo.

０８

積算計測：ＥＸＰ値・リセットキー時間・積算演算方式・小数点位置の設定
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ８．３ ０ ０ ０
小数点位置
０：
０
１：
０．０
２：
０．００
３： ０．０００
４：０．００００
積算演算方式
０：加算
１：減算
リセットキー時間
０：２秒でリセット
１：即リセット（ＯＮエッジ）
ＥＸＰ値（乗数１０－ｎ）
ｎ＝０～９
小数点位置：積算表示で小数点以下何桁表示をするのかの位置を設定します。
積算演算方式：積算計測を加算演算するか減算演算するかを選択します。
リセットキー時間：フロント部 RST キーが動作するまでの時間を設定します。
０：２秒．．． RST キーを２秒以上押した後、計測をリセットします。
RSTキーが押されている間は入力禁止となります。
１：即．．．． RST キーが押されたときに、計測をリセットします。
＜注意＞
１. 外部リセット入力はこの設定に関係なく即リセットです。
２. リセットは積算計測のリセット、および警報出力の解除を行います。
３. 瞬時計測はリセットしません。
Ｅ Ｘ Ｐ 値：１０のマイナス乗数を設定します。 "モード０７" の設定値と組み合わせて設定してください。

- 20 -

モードNo.

アナログ出力：計測選択・出力桁の設定※アナログ出力オプション（ＡＶ／ＡＩタイプ）付き時に機能します。

０９
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
０ ９．
０

Ｅ

Ｆ
０
出力桁
０：表示右４桁
１：表示中４桁
２：表示左４桁
計測選択
０：瞬時計測（表示サンプリング時間と同期）
１：瞬時計測（リアルタイム）
２：積算計測出力桁：計測時にどの表示４桁に対して比較出力するかを設定します。
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

右４桁
中４桁
左４桁

計測選択：どちらの表示値に対して、またどのタイミングで出力するかを選択します。
０：瞬時計測（表示サンプリング時間と同期）
瞬時計測の表示サンプリング時間に同期して表示します。
１：瞬時計測（リアルタイム）
瞬時計測値に対してリアルタイムで出力します。
２：積算計測
積算表示値の更新に同期して出力します。

- 21 -

モードNo.

アナログ出力：最大出力時の表示値の設定※アナログ出力オプション（ＡＶ／ＡＩタイプ）付き時に機能します。

１０

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ０．１ ０ ０ ０

表示値 ０００１～９９９９（００００は設定しないでください）
アナログ出力値が最大の時の表示値を設定します。
表示４桁が「５００.０」でも「５０.００」でも小数点を無視した４桁を設定してください。
例．

アナログ出力を電圧出力のレンジ０～５Ｖで使用していて、積算計測値が□□５０００になった時に、出力を最大（５Ｖ）にしたい場合の設定は、下記のとおりとなります。

Ａ Ｂ Ｃ
０ ９．

モードNo.

Ｄ Ｅ
２

Ｆ
０

モード０９
Ｄ：２（アナログ出力を積算計測で使用）
Ｆ：０（表示右４桁と比較して出力）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ０．５ ０ ０ ０

モード１０
Ｃ～Ｆ（最大出力時の計測値を５０００）

積算計測：同期出力桁、出力幅の設定※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付きでは出力端子が通信端子になりますので使用できません。

１１
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ １．０ ０．０ ５
パルス出力幅の設定
０.０１～１.９９秒（０.００は機能停止）
出力桁選択
０・・・１桁目（Ｆ）
１・・・２桁目（Ｅ）
２・・・３桁目（Ｄ）
３・・・４桁目（Ｃ）
パルス出力幅：同期パルスの出力幅を設定します。
出

力桁：どの桁の表示が変わったらパルスを出力するかを設定します。

＜注意＞
同期出力は出力桁が更新される度に出力されます。よって出力幅よりも表示の更新が速い場合は連続して出力されますので注意してください。

- 22 -

モードNo.

１２

警報出力の選択※警報出力オプション（Ｐ２タイプ）付きの機能ですが、このオプションの付いていないタイプは、警報出力ＯＵＴ１、２ランプは反応しますが警報出力はされま
せん。
Ａ Ｂ Ｃ
１ ２．

Ｄ Ｅ
０

Ｆ
０
ＯＵＴ２警報出力選択
０：機能停止１：瞬時計測２：積算計測ＯＵＴ１警報出力選択
０：機能停止１：瞬時計測２：積算計測ＯＵＴ１警報出力選択
機能停止・・・・ＯＵＴ１警報出力の機能を停止します。
瞬時計測・・・・瞬時表示値とプリセット値を比較します。
積算計測・・・・積算表示値とプリセット値を比較します。
※

ＯＵＴ１警報出力を使用する時はモード１３．ＯＵＴ１：警報の出力の設定とあわせ設定してください。

ＯＵＴ２警報出力選択
機能停止・・・・ＯＵＴ２警報出力の機能を停止します。
瞬時計測・・・・瞬時表示値とプリセット値を比較します。
積算計測・・・・積算表示値とプリセット値を比較します。
※

ＯＵＴ２警報出力を使用する時はモード１４．ＯＵＴ２：警報の出力の設定とあわせ設定してください。

- 23 -

モードNo.

警報出力：ＯＵＴ１の設定※警報出力オプション（Ｐ２タイプ）付きの機能ですが、このオプションの付いていないタイプは、警報出力ＯＵＴ１ランプは反応しますが警報出力はされません。

１３
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ３．０ ０ ０ ０
出力モード
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８： 1sec(1ｼｮｯﾄ)
９： 2sec(1ｼｮｯﾄ)

上限／下限選択
０：上限
１：下限（即)２：下限（遅延）
判定禁止時間００～９９秒
警報出力は表示値とプリセット値を比較し、その結果により判定出力します。
プリセット値の設定はＰ.30を参照してください。
判定禁止時間：
電源投入後、およびリセット後から何秒後に警報出力を機能させるかを設定します。判定禁止時間内は警報出力の機能は停止します。
＜注意＞
上／下限選択の設定で“２：下限（遅延）“を選択する場合は判定禁止時間は００と設定しご使用ください。
上限／下限選択：出力の条件を設定します。
上限・・・・・「 表示値 ≧ プリセット値 」で出力します。
下限（即）・・「 表示値 ≦ プリセット値 」で出力します。
下限(遅延)・・計測値が一度プリセット値をこえた後、再びプリセット値以下になると時に出力します。
「表示値＞ プリセット値→ 表示値≦ プリセット値」で出力。
出力モード：警報出力の出力形式を設定します。
比較・・・・・・表示値が上限、もしくは下限の間、出力します。表示値が上限、下限の範囲外の時は出力ＯＦＦとなります。
保持・・・・・・表示値が上限、もしくは下限になった時に出力します。表示値
が上限、下限の範囲外であってもリセット入力があるまで出力
ＯＦＦにはなりません。
１ショット・・・表示値が上限、もしくは下限になった時に設定された幅のパル
スを１度出力します。

- 24 -

モードNo.

警報出力：ＯＵＴ２の設定※警報出力オプション（Ｐ２タイプ）付きの機能ですが、このオプションの付いていないタイプは、警報出力ＯＵＴ２ランプは反応しますが警報出力はされません。

１４
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ４．０ ０ ０ ０
出力モード
０：比較
１：保持
２：30ms(1ｼｮｯﾄ)
３：50ms(1ｼｮｯﾄ)
４：80ms(1ｼｮｯﾄ)

５：100ms(1ｼｮｯﾄ)
６：250ms(1ｼｮｯﾄ)
７：500ms(1ｼｮｯﾄ)
８：250ms(1ｼｮｯﾄ)積算計測時は０復帰動作
９：500ms(1ｼｮｯﾄ)積算計測時は０復帰動作

上限／下限選択
０：上限
１：下限（即）２：下限（遅延）
判定禁止時間００～９９秒
各設定は "モード１３「警報出力ＯＵＴ１」" (Ｐ.24)と同様です。
０復帰動作・・・積算計測時に機能します。表示値が上限、もしくは下限の時に設定された幅のパルスを１度出力して表示をオフセット値に戻し、再度積算計測を始めます。
＜注意＞
１. プリセット値は必ず下記の条件で設定してください。
・上限 プリセット値 ＞ 表示オフセット値
・下限 プリセット値 ＜ 表示オフセット値
２. 計測を始める前に必ず１度リセットしてください。
３. 瞬時計測では設定しないでください。

- 25 -

モードNo.

通信：ＲＳ－２３２Ｃ・ＲＳ－４８５通信設定※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付き時に機能します。

１５

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
１ ５．０ １ ０ ３
通信速度
０：１２００bps
１：２４００bps
２：４８００bps
３：９６００bps
パリティビット
０：パリティ無し
１：偶数パリティ
２：奇数パリティ
データビット
０：７ビット
１：８ビット通信モード
０：通信機能停止 ※１：通信モード

ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５の通信設定を行います。
通信フォーマット等はＰ.33～35に記載されている「通信フォーマット」を参照して
ください。
＜注意＞
通信（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗ）タイプ以外は必ず通信モードを"０"（通信機能停止）の設定としてください。誤動作を起こす恐れがあります。
モードNo.

通信：ＩＤ番号・送受信切換時間の設定※通信オプション（ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）付き時に機能します。

１６

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１ ６．０ ０Ｆ
０送受信切換時間
０：１００ms
１： １０ms
２： ２０ms
３： ３０ms
４： ４０ms

５： ５０ms
６： ６０ms
７： ７０ms
８： ８０ms
９： ９０ms

通信ＩＤ番号００～９９
送受信切換時間：
メータがデータを受信してからデータを送信するまでの時間を設定します。
通信ＩＤ番号：
メータに対してＩＤ番号をつけます。通信を行う時にはこのＩＤ番号を指定します。

- 26 -

１１．積算計測の動作説明
１）積算計測は「０」、または「表示オフセット値」より加算、減算します。

２）表示範囲は「－９９９９９～９９９９９９」です。
「９９９９９９」オーバー、または「－９９９９９」オーバーするとオーバーランプが点滅します。以後「００００００」、または「－０００００」より表示しながら計測を行っていきます。
３）表示オーバー（オーバーランプ点滅）時にキーを押している間、オーバー回数（上位３桁）を表示します。
オーバー回数が３桁を越えると「０００９９９」、または「－００９９９」で表示します。
下位６桁（マイナス時は５桁、最上位桁は"－"表示）はエンドレスで計測します。
図１９＜ オーバー回数 ＞
キーＯＮの間表示
０
↓
０
↓
１
↓
１
↓
２
↓
：
↓
９９９
↓
０００９９９"０００９９９"表示
表示マイナス時は"－００９９９"で表示＜ 下位桁 ＞
通常表示
０↓９９９９９９↓００００００↓

表示オーバー
積算桁オーバー表示ランプ点滅

９９９９９９↓００００００↓：↓９９９９９９↓００００００↓９９９９９９以後繰り返し表示マイナス時、最上位桁は "－" 表示- 27 -

１２．モードプロテクト機能
モードプロテクト機能をＯＮにするとモード設定時に設定値を変更できない状態にします。

とのキー入力を無効にし、出荷時はモードプロテクトはＯＦＦになっています。
モードプロテクトの操作
１．設定中であれば設定を終了します。
２.

を２秒以上押し続けます。

３．２秒経過しますと現在のモードプロテクト状態が表示されます。

モードプロテクト

モードプロテクト

４．そのまま続けて
５．

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
Ｌ － Ｏ ＮＡＢ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
Ｌ － Ｏ Ｆ Ｆ

ＯＮ時

ＯＦＦ時

を８秒押し続けますとモードプロテクト状態が変更されます。

を押すのを止めますと通常計測に戻ります。

- 28 -

１３．表示オフセット値の呼び出しかたと変更のしかた
リセットしたときの表示値を設定します。例えば、オフセット値を "００１０００" と設定
した場合、リセットがかかると表示は "１０００" となり、計測は "１０００" から行います。
計測を "０" から行いたいときは、オフセット値を "００００００" と設定してください。表示オフセット値の設定方法は下記のとおりです。
設定範囲は－９９９９９～０～９９９９９９です。積算計測のみの機能です。
操作キー

Mode

+

表
Ａ
０

Ｂ
０

Ｃ
０

示
Ｄ
０

部
Ｅ
０

操
Ｆ
０

作

手

順

キーを押しながらキーを２秒以上押します。表示器に現在のオフセット値が表示されます。
Mode

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ ０ ０ ０ ０ ０→ → → → →点滅表示の位置を変更します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動
していきます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９

点滅表示の数字を変更します。
一度押す度に１ずつ数字が上下します。
キーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。
また表示器Ａのみ "－" 設定ができます。

０～９
０～９、“－”

ENT

設定値を登録します。設定終了後、このキーにて登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。
（但し、このオフセット値は表示されません。）

RST

計測表示に戻ります。設定値の登録は行いませんので注意してください。

≪ 登録終了後 ≫

Ａ
RST

Ｂ
１

Ｃ
０

Ｄ
０

Ｅ
０

Ｆ
０

オフセット値の登録終了後、このキーを押すと設定されたオフセット値が表示されます。
次の計測はこの表示（設定）値から
行います。

＜注意＞
表示値の小数点位置は "モード０８" (Ｐ.20)と連動されています。

- 29 -

１４．警報プリセット値の呼び出しかたと変更のしかた (ｵﾌﾟｼｮﾝ：P2ﾀｲﾌﾟ）
警報出力時の上限、および下限のプリセット値を設定します。
設定範囲は－９９９９９～０～９９９９９９です。
操作キー

表

Mode

示

部

操

順

キーを２秒以上押します。表
示器に警報出力ＯＵＴ１の現在のプ
リセット値が表示されます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９→ → → → →点滅表示の位置を変更します。
１度押すごとに１つずつ右へ移動
していきます。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９
０～９
０～９、“－”Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９Mode手Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
９ ９ ９ ９ ９ ９
１ ２
● ○

１ ２
●

作

１ ２
○ ●

Mode

点滅表示の数字を変更します。
一度押す度に１ずつ数字が上下します。
キーと併用して希望の設定値に合わせて下さい。
また表示器Ａのみ "－" 設定ができます。
警報出力のＯＵＴ１とＯＵＴ２の切り換えを行います。１度押すごとにOUT1→OUT2→OUT1 と切り換わります。
設定値を登録します。設定終了後このキーにて登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。

ENT

計測表示に戻ります。設定値の登録は行いませんので注意してくださ
い。

RST

＜注意＞
１．この警報出力を瞬時計測で使用するか、または積算計測で使用するかは "モード１２"(Ｐ.23)で選択してください
２．小数点位置は、瞬時計測時は "モード０２" (Ｐ.17)で、積算計測は "モード０８" (Ｐ.20)
で設定した位置に連動しています。

- 30 -

１５．タコゼネ・サイン波入力の感度調整のしかた（

ｵﾌﾟｼｮﾝ:V3･Nﾀｲﾌﾟ）

出荷時に各タイプの仕様で調整されていますが、やむなく感度調整が必要な場合はお客様の責任において調整作業を行ってください。
タコゼネ入力(Ｖ３)タイプ：ＡＣ０.８～８０Ｖｐ－ｐ
サイン波入力(Ｎ)タイプ ：ＡＣ０.０５～２０Ｖｐ－ｐ≪ 調整方法 ≫感度調整用ボリュームは図２０の位置にあります。Ｐ.10を参考にされケースサイドのツメ４箇所を押して基板を後方へ引き出して調整してください。
図２０- 31 -

１６．アナログ出力の調整方法（オプション：ＡＶ３～５／ＡＩタイプ）

工場にてお客様の仕様（ＡＶ３～５／ＡＩ）で正確に調整されていますので、必要以外は触れないようにしてください。
≪ 調整方法 ≫Mode①
キーを押しながら電源を入れ、テストモードにします。
Mode②
キーを数回押して、アナログ出力テストに合わせます。
（Ｐ. 11の「設定メニュー」を参照してください。）③ 以下の数値になるようにそれぞれスパンボリューム、ゼロボリュームを調整してください。
（必ずゼロボリュームから先に調整してください）
電圧出力(ＡＶ３タイプ)の場合
表示値
電圧値
０
１Ｖ
ゼロボリュームを回してください。
１０
５Ｖ
スパンボリュームを回してください。

電圧出力(ＡＶ４タイプ)の場合
表示値
電圧値
０
０Ｖ
１０
５Ｖ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

電圧出力(ＡＶ５タイプ)の場合
表示値
電圧値
０
０Ｖ
１０
１０Ｖ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

電流出力(ＡＩタイプ)の場合
表示値
電流値
０
４ｍＡ
１０
２０ｍＡ

ゼロボリュームを回してください。
スパンボリュームを回してください。

図２１

ゼロ調整ボリューム- 32 -

スパン調整ボリューム

１７．通信フォーマット

（オプション：ＲＳ２／ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ）≪ 通信コマンド ≫ＲＳ－２３２Ｃ、ＲＳ－４８５通信を行うためのコマンドです。

コマンド（ホスト）⇔①瞬時計測値読み込み＠□□ＲＤＴ△△ＣＲ⇒⇐②積算計測値読み込み＠□□ＲＣＴ△△ＣＲ⇒⇐③現在ＯＵＴ１プリセット値読み込み＠□□ＲＰ１△△ＣＲ⇒⇐④現在ＯＵＴ２プリセット値読み込み＠□□ＲＰ２△△ＣＲ⇒⇐レスポンス（メータ）＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ
固定＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ
固定＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ
固定＠□□◇◇＋０１２３４５△△ＣＲ固定⑤ＯＵＴ１プリセット値書き込み
＠□□ＷＰ１＋０１２３４５△△ＣＲ ⇒固定⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⑥ＯＵＴ２プリセット値書き込み
＠□□ＷＰ２＋０１２３４５△△ＣＲ ⇒固定⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⑦リセット
＠□□ＲＳＴ△△ＣＲ⑧瞬時表示へ切り換え＠□□ＤＳＤ△△ＣＲ⑨積算表示へ切り換え＠□□ＤＳＣ△△ＣＲ⑩ステータスクリア
＠□□ＲＥＲ△△ＣＲ
・□□
・△△
・◇◇

：
：
：

ＩＤ（００～９９）
チェックサム（ＭＯＤ）
ステータス- 33 -⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ⇒⇐＠□□◇◇△△ＣＲ≪ ＩＤ ≫
通信先のメータのＩＤを入力します。通信データはこのＩＤを持つメータに送信されます。

≪ チェックサム算出方法 ≫ＩＤは "００" 、コマンドは「リセット」のとき
送信データは“＠００ＲＳＴ△△ＣＲ”
このデータがチェックサムの対象となります。
“＠” ＋ “０” ＋ “０” ＋ “Ｒ” ＋ “Ｓ” ＋ “Ｔ”
（40H）
（30H）
（30H）
（52H）
（53H）
（54H）
（
＝（１９９Ｈ）⇒）内はキャラコード16進数

この下位２桁 ９９がチェックサムとなります。

従って“＠００ＲＳＴ９９ＣＲ”となります。
≪ ステータス ≫ステータスは通信エラー、およびリレー出力の状態を示します。
bit７ ・・・ ＯＵＴ１ リレー状態 （１が立つと出力中）
bit６ ・・・ ＯＵＴ２ リレー状態 （１が立つと出力中）
bit５ ・・・
bit４ ・・・
bit３ ・・・ 通信フレーミングエラー
bit２ ・・・ オーバーランエラー
bit１ ・・・ パリティーエラー
bit０ ・・・ コマンド不正・チェックサムエラー
bit０～３の通信エラーは一度発生すると ステータスクリアコマンド "ＲＥＲ" でステータスをクリアするまで保持します。
・ステータス（例）ステータスが "８１" の場合"８１" は１６進を文字列に置き換えています。
これを１６進数として扱い、２進数に変換すると
bit7

bit6

bit5

bit4

bit3

bit2

bit1

bit0

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ Ｂとなります。（末尾 "Ｂ" は２進数の意）
よって次の状態が分かります。
・bit７に "１" が立っているのでＯＵＴ１が警報出力中。
・bit０に "１" が立っているのでコマンド不正・チェックサムエラーが過去に発生。

- 34 -

≪ 内部回路 ≫１）ＲＳ－２３２Ｃ（ＲＳ２タイプ）

図２２

１

ＴＸ

２

ＲＸ

４

Ｓ．Ｇ

（マキシム製

２）ＲＳ－４８５

MAX232 相当品）

２線式（ＲＳ４タイプ）

図２３

１
ＲＸ
２

ＴＸ
３

(N.C.)（リニアテクノロジー製

２）ＲＳ－４８５

LTC485 相当品）

４線式（ＲＳ４Ｗタイプ）

図２４

１
ＴＸ
２
３
ＲＸ
４
（リニアテクノロジー製

LTC485 相当品）

- 35 -

１８．外形寸法図
外形寸法図

図２５

（114）

130

48

96

Indicate RA TO HD OV
Output

1

2

4

111

15

ENT
Mode
RST

ゴムパッキン（付属品）
取付金具
防滴（IP66相当）で使用される場合は付属のゴムパッキンを御使用ください。

（単位：mm）
端子ねじ：M3.5

端子幅：7mm

端子台カバーは、Cオプション時のみ取り付けています。

パネルカット寸法と取り付け間隔

図２６
+0.8

70以上

45 -0

+0.5

92 -0

130以上

- 36 -（単位：mm）

Output

1

2

Indicate RA TO HD OV

Mode

ENT
RST

１９．据置型（オプション：ＤＭタイプ）
図２７- 37 -

２０．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.12参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１） 電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３をご用意できます。）（２）センサコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メータを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、
図２８のようにノイズフィルタをご使用ください。
※

ノイズフィルタは、別途用意しております。

メ-タ-本体ノイズフィルタ

短くツイストする

電源

図２８

必ずア-スする（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、近接センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図２９

図３０

金属配管

電力線または動力線（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図３１のようにスパークキラーを入れて対策
ください。

ア-ス接地
接近する場合、配管する

図３１
スパークキラー接点アクチュエータ

（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

- 38 -

２１．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

現

象

点

検

方

法

対

策

と

処

置

表示器が点灯しない →電源入力が正常か？センサ
ブランクのまま
コードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線↓
ＮＯ→トランス・
ＩＣの破損→テスタで電圧と誤配線のチ
ェックをし、端子ネジを締め直す。

→取扱店または弊社へご連絡ください。
→取扱店または弊社へご連絡
ください。

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
リレー出力異常
同期パルス異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.11参照）→１度、初期化を行って下さい。（Ｐ.12参照）→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店または弊社へご連絡ください。

３"０"表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？
↓↓↓→近接センサ等の検出距離が正常か？
↓↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合ってい
るか？
↓
ＮＯ

→設定された値が有効表示範
囲の以下である。
→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テスト
モードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.11参照）→センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くＯＮ／ＯＦＦ接触してみる。

→取扱説明書を確認または弊社にご相談ください。
→取扱店または弊社へご連絡し、不明な場合、取扱店ま
ください。

４

"９９９９９９"
全桁点灯「エラー表示」→スケーリングデータの設定 →設定値が大きすぎ。
間違い(・瞬時表示：↓Ｐ.15モード０１参照↓
Ｐ.17モード０2参照↓
・積算表示：→ノイズの影響Ｐ.20モード０７､０８参照↓↓→Ｐ.38のノイズ対策の項をＮＯ参照しください。
→取扱店または弊社へご連絡ください。

- 39 -

Ｎｏ．
５

現

象

表示の「チラツキ」
が大きい

点

検

方

法

その他の異常※処

置→時々表示が実測値より大きくなる↓→ノイズの影響。
（Ｐ.38参照）→有接点入力のチャタリング
による場合、入力をＬＯＷ
入力に切り換えるか、入力とＧＮＤ端子間に適当なコンデンサを入れてください。

↓
実際の動きが変動している為
信号出力もバラツキ有り
↓
↓
ＮＯ

７

と

→センサ検出ミス、動作距離
または、小流量時のセンサ
確度チェック。

↓

時折表示が消えたり倍以上になる策→時々表示が実測値より小さ
くなる
↓

↓

６

対

→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイ
ド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響→表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする（Ｐ.18モード０３
参照）。
→取扱店または弊社へご連絡ください。
→Ｐ.38のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサー
ジキラーを取り付けて止める。
→取扱店または弊社へご連絡ください。

改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 40 -