KyoceraPerFix®

KyoceraPerFix®

Primary Cementless Stem
HA

p.5-8

KyoceraPerFix

KyoceraPerFix

Ball

KyoceraPerFix

ＨＡカラード ステム

ＨＡカラーレス ステム

ＨＡカラーレス
ハイオフセット ステム

Outer Head

p.25

Ceramic Ball

26mm

28mm

32mm

BIOCERAM AZUL®

36mm

VEデュアルカップ

p.13

Metal Ball

26mm

1

28mm

32mm

デュアルカップCLDCS

KyoceraPerFix

ＨＡカラーレス
ハイオフセットＰ＋ ステム

p.26

Primary Cemented Stem
AGHA

C

p.24

p.9

KyoceraPerFix
AGHA カラード ステム

KyoceraPerFix
AGHA フルコートＤ

カラード ステム

KyoceraPerFix
C カラード ステム

Optionセントラライザー ボーンプラグ®

p.17-23

Cemented Cup

Cementless Cup

p.27

p.28

p.24

p.28

SQRUM TTシェルSQRUM HAシェルSQRUM AGHAシェル

チタンスクリュー®

Liner

VEソケットFL-PW

VEソケットFL

p.30

VEソケット
STD

p.11

p.29

AqualaSQRUMライナー

Aquala VE
SQRUMライナー

®

p.12

2

Stem Profile
KyoceraPerFixは、

京セラの持つプレスフィット・ステムに関する
数多くの経験をふまえデザインされた、股関節ステムシリーズです。

術中におけるセメントレスステム
もしくはセメンテッドステムの選択は同一の手術器具において可能となっています。

3

Press-Fit Design

日本人大腿骨の解剖学的特徴をもとにしたステムデザイン● 内側カーブは日本人大腿骨に適合するようデザインされています。

● ステム挿入操作に必要な骨髄腔を大きく確保するため、大腿骨頸部の骨切り角度を30 としました。

Cemented

Cementless
ステム外側のA-P方向への張出しは、回旋に対して大きな抵抗力を持つように設計されています。

30°

30°

PROARC HA

ステムサイズに対応する

20μm HAコーティング

テーパーリーマとブロー
チ・
トライアル（HAステム

ステムの内反、
シンキング

再置換の際のステム抜去を考慮し、マクログルーブはス
トレート形状としました。

に対する抵抗力を持たせるため、転子間部にマクロと共通器具）
を使用することにより、セメント・マント
ルが確保されます。

グルーブを設けています。

骨幹部への回旋トルク伝

ステム長は、セン達のため、ステム遠位部

トラライザ ー のにもマクログルーブを設

併 用 を 考 慮し、けています。

HAステムに対し10㎜短い設定としています。

● ステムと骨髄腔の適合性を高めるため、テーパー角を近位側4 、遠位側2 としました。

ス テ ム 外 側 は 、ス テ ム 先 端

大腿骨内側部の厚みは外側と比較して薄くなっています。

から近 位までテー パ ー 形 状

ステム 内 側 はこの 形 状 にを 維 持し、近 位 部 分 の 髄 腔合わせた設計になっています。

占拠率の向上を図っています。

テーパー角
4°

テーパー角
4°

テーパー角
2°

テーパー角
2°

ステム内側

ステム外側

4

KyoceraPerFix®

ＨＡカラーレス ステム / ＨＡカラード ステム● 日本 人 大 腿 骨の解 剖 学 的 特 徴をもとにしたステムデザインです。
● ステム挿 入 操 作に必 要な骨 髄 腔を大きく確 保するため、大腿骨頸部の骨 切り角度を３０ としました。

● ステムと骨 髄 腔の適 合 性を高めるため、テーパー角を近 位 側４ 、

遠 位 側２ としました。

● 頸 体角は 135 です。

5KyoceraPerFix HAカラーレス ステム

ＨＡカラーレス

ＨＡカラード

ステム

ステム

E

＋3㎜ボール（単位：㎜）

C

品

商品No.

名

A

B

E

F

7.5 31.9

18

8.5 32.3

19

9.5 32.6

20

10

33

21

37

11

34.3 22.5 167

14

38

12

35.1 24.5 179

1539

13.5 35.9 26.5 181

40

14.5 37.3 28.5 183

9

CMT91003

910PERFIX HAカラーレス 10

10

CMT91004

910PERFIX HAカラーレス 11

11

CMT91005

910PERFIX HAカラーレス 12

12

125

CMT91006

910PERFIX HAカラーレス 13

13

135

CMT91007

910PERFIX HAカラーレス 14

CMT91008

910PERFIX HAカラーレス 15

CMT91009

910PERFIX HAカラーレス 16※

16

115

145

C

36

D

G

145
135

910PERFIX HAカラーレス 930

CMT91002

156
G
B

φA

材質はチタン合金です。
＊910PERFIX HAカラーレス16はオプション品のため、別途お問い合わせください。
PHYSIO-HIP SYSTEM ステムGA76［医療機器承認番号：20700BZZ00357000］

φD

KyoceraPerFix HAカラード ステム

E＋3㎜ボール（単位：㎜）

C

商品No.

品

名

A

B

CMT91023

910PERFIX HAカラード 10

10

CMT91024

910PERFIX HAカラード 11

11

CMT91025

910PERFIX HAカラード 12

12

125

CMT91026

910PERFIX HAカラード 13

13

135

CMT91027

910PERFIX HAカラード 14

14

CMT91028

910PERFIX HAカラード 15

15

CMT91029※

910PERFIX HAカラード 16

16

115

145

C

E

F

7.5 31.9

18

8.5 32.3

19

9.5 32.6

20

10

33

21

37

11

34.3 22.5 16738

1235.1 24.5 179

39

13.5 35.9 26.5 181

40

14.5 37.3 28.5 183

36

D

G

145
135

9

30

910PERFIX HAカラード 9

CMT91022

156
G
B

φA

材質はチタン合金です。
＊910PERFIX HAカラード16はオプション品のため、別途お問い合わせください。
PHYSIO-HIP SYSTEM ステムGA76［医療機器承認番号：20700BZZ00357000］

φD

910PERFIX ステムは体重90kg以上の患者には使用できません。
【禁忌・禁止】 〈適用対象（患者）〉
体重が90kg以上の患者。[本製品が術後に破損する恐れがある。]＊22mm 、26mmボール用アウターヘッドとの組み合わせによるバイポーラ型人工股関節として使用する場合、
ステムカラーを有するステムにおいては、
ステムカラーとアウターヘッドの関係により、
アウターヘッドの一部大きなサイズと組み合わせて使用できません。

6

KyoceraPerFix®

ＨＡカラーレス ハイオフセット ステム / ＨＡカラ
● 術 後の外 転 筋力の改 善 、
インピンジメントの防 止 、広い可 動 域 獲 得に有 効なハイオフセットステムです。

● 大腿骨髄腔近位部における適合性の向上を目的として、
内側カルカー部のオフセット長 を大きくしたハイオフセットＰ＋ステムが 用 意されています。

● 頸 体角は 130 です。

KyoceraPerFix

ＨＡカラーレス● KyoceraPerFix ハイオフセットP+

ス テ ム の 近 位 部 形 状 は 、KyoceraPerFixハイオフセットステムの内側カルカー部の張り出しを大きく

KyoceraPerFix

した形状になっています。

ＨＡカラーレス
ハイオフセット● 頸体角は、
KyoceraPerFixハイオフ

セットステム、KyoceraPerFix ハイ

KyoceraPerFix

ＨＡカラーレス
ハイオフセット P+

7

135
130

オフセットP+ ステム共に同じ130になっています。

カラーレス ハイオフセットＰ＋ ステム

EKyoceraPerFix HAカラーレス ハイオフセット ステム＋3㎜ボール（単位：㎜）

C

商品No.

品

名

A

B

10

CMT91044

910PERFIX HAカラーレスHO 11

11

CMT91045

910PERFIX HAカラーレスHO 12

12

125

CMT91046

910PERFIX HAカラーレスHO 13

13

135

CMT91047

910PERFIX HAカラーレスHO 14

14910PERFIX HAカラーレスHO 15

15

CMT91048

115

145

C

E

F

8.5 36.1

19

9.5 36.5

20

10

36.9

21

38

11

38.3 22.5 165391239.1 24.5 176

40

13.5

40

37

D

G
143
130

910PERFIX HAカラーレスHO 10

30

CMT91043

ＨＡカラーレス
ハイオフセットＰ＋ ステム

ＨＡカラーレス
ハイオフセット ステム

153

F

G

26.5 178

B

材質はチタン合金です。
＊910PERFIX HAカラーレスHO 9及び16はオプション品のため、別途お問い合わせください。
PHYSIO-HIP SYSTEM ステムGA76［医療機器承認番号：20700BZZ00357000］

φA

φD

E

KyoceraPerFix HAカラーレス ハイオフセットＰ＋ ステム
品

名

A

B

10

CMT91124

910PERFIX HAカラーレスP+HO 11

11

CMT91125

910PERFIX HAカラーレスP+HO 12

12

123

CMT91126

910PERFIX HAカラーレスP+HO 13

13

133

CMT91127

910PERFIX HAカラーレスP+HO 14

14910PERFIX HAカラーレスP+HO 15

15

CMT91128

113

143

C

D

E

F

8.5 36.1 21.2
37

9.5 36.5 22.9

G
143
130

910PERFIX HAカラーレスP+HO 10

30

CMT91123（単位：㎜）

C

商品No.

＋3㎜ボール10

36.9 24.5 153

38

11

38.3

26

165

39

12

39.1

28

176

40

13.5

40

29.9 178

F

G
B

材質はチタン合金です。
＊910PERFIX HAカラーレスP+HO 9及び16はオプション品のため、別途お問い合わせください。
PHYSIO-HIP SYSTEM ステムGA76［医療機器承認番号：20700BZZ00357000］

φA

φD

910PERFIX ステムは体重90kg以上の患者には使用できません。
【禁忌・禁止】 〈適用対象（患者）〉
体重が90kg以上の患者。[本製品が術後に破損する恐れがある。]

8

KyoceraPerFix®

C カラードステム

Cカラード ステム

● セメントレスステムと同 一の手 術 器 具 にて使 用 可 能 なセメンテッド

ステムです。

KyoceraPerFix C カラード ステム

E＋3㎜ボール（単位：㎜）

C

品

商品No.

名

A

B

CMT91064

910PERFIX Cカラード 11

CMT91065

910PERFIX Cカラード 12

10

115

CMT91066

910PERFIX Cカラード 13

11

125

CMT91067

910PERFIX Cカラード 14

12910PERFIX Cカラード 15

13

CMT91068

9

C

D
7.5

105
36

135

8.5

E

F

G

32.3 18.3
32.6 19.3
33

135
135

910PERFIX Cカラード 10

30

CMT91063

20.3 14637

9.5 34.3 21.8 157

38

10.5 35.1 23.8 169

39

11.5 35.9 25.8 171

G

材質はチタン合金です。
＊ ステムサイズに対応するテーパー・リーマとブローチ・トライアル（ HAステムと共通）を使用することにより、原則として1 ㎜の厚みのセメント・マントルが確保されます。
10のサイズのみ、セメント・マントル厚みはステム内側近位部が1 ㎜、その他の部位が0.5 ㎜となります。

φA

KYOCERA PerFix Cステム
［医療機器承認番号：21500BZZ00010000］

φD

910PERFIX ステムは体重90kg以上の患者には使用できません。
【禁忌・禁止】 〈適用対象（患者）〉
体重が90kg以上の患者。[本製品が術後に破損する恐れがある。]＊22mm、26mmボール用アウターヘッドとの組み合わせによるバイポーラ型人工股関節として使用する場合、
ステムカラーを有する
ステムにおいては、
ステムカラーとアウターヘッドの関係により、
アウターヘッドの一部大きなサイズと組み合わせて使用できません。

オプション部品
セントラライザー
商品No.

（単位：㎜）B

φA

9

CMT33008
CMT33009
CMT33010
CMT33011
CMT33012
CMT33013
CMT33014
CMT33015
CMT33016

品

名ボーンプラグ＃8＃9＃10
セントラライザー

＃11
＃12
＃13
＃14
＃15
＃16

A
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11

＊セントラライザー＃17、＃18については、別途お問い合わせください。
材質はUHMWPEです。
人工股関節アクセサリー［医療機器承認番号：20800BZZ00612000］

φC

チタン製
マーカー

（単位：㎜）

B

φA

商品No.
CMT34008
CMT34009
CMT34010
CMT34011
CMT34012
CMT34013
CMT34014
CMT34015
CMT34016
CMT34017
CMT34018

品

名

＃8
＃9

＃10
＃11
ボーンプラグ

＃12
＃13
＃14
＃15
＃16
＃17
＃18

A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B

12

C
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

＊ボーンプラグ＃19、＃20については、別途お問い合わせください。
材質はUHMWPEです。
人工股関節アクセサリー［医療機器承認番号：20800BZZ00612000］

TECHNOLOGY

人工関節合併症● Aseptic loosening● 感染● ポリエチレン摩耗への取り組み®

p.11● 抗菌性が期待できます。

®

p.12

● ポリエチレン摩耗の低減効果が期待できます。

BIOCERAM AZUL®

p.13● ポリエチレン摩耗の低減効果が期待できます。

写真はイメージです。

10

TECHNOLOGY®

HA

PROARC® HA 溶射
プロアークHAは、イナートガス・シールドアーク溶射法（ PROARC ）による純チタンの粗面皮膜上に、HAをコーティングした表面処理です。
イナートガス・シールドアーク溶射法（ISAS）
Ar
チタンワイヤー

チャンバー

Ar
Ar
Ar
溶射ガン
Ar
プロアークの溶射皮膜断面SEM像

TT

3Dポーラス構造
チタン合金素材を使用し、積層造形法で成形された強固なスクラッチフィットが得られる３Dポーラス技術です。

● チタン合 金 素 材● 強 固なスクラッチフィット● 積層造形法一体成形→ポーラス部の剥 離を回 避

強固なスクラッチフィット

AGHA

平均気孔径 640μm の立体構造

AG-PROTEX® (抗菌作用)
AG-PROTEXは抗菌スペクトルの広い銀を含有したHAの溶射技術です。

細菌

Ag+

AGHAの溶射層
Ag

基材（チタン合金）
イラストはイメージです。

11

TECHNOLOGY

Low Wear
合成バイオマテリアルである2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine(MPC)を
光開始ラジカルグラフト重合法を用いて、crosslinked polyethylene(CLPE)などの摺動面に表面処理を行う技術です。Aqualaにより処理された摺動面は、高い親水性が付 与されるため、水の薄 膜 層が形 成されることになり、高い潤 滑 性が得られます。
その結 果 、耐 摩 耗 性が向 上することが、試 験データにおいて確 認されています。

Aqualaにより処理されたCLPE
表 面には、約 1 0 0 n m の均 一な®

MPCポリマー層が形成されます。

MPCポリマー層

この 方 法 は 、表 面 の み を ナノメートル ス ケ ー ル で 改 質 する
一 方 、基 材となる CLPE の性 質には影 響を与えません。

CLPE

未
100 nm
MPCポリマー層の断面透過電子顕微鏡(TEM)写真

写真はイメージです。

®

VE SQRUM

Anti-Oxidization
酸化劣化による機械的特性の低下を抑制
ビタミンEをCLPE に添加することにより、酸化劣化による機械的特性の低下を抑制することが確認されました。

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
CLPEライナー

酸化劣化の加※加速試験は

AqualaVEライナー

速試験※後の酸化15年相当の加速度

劣化処理（社内データ）12

TECHNOLOGY

History of “Ceramic head”

アルミナボール

ジルコニアボール®

BIOCERAM AZUL®
ジルコニアで強化されたアルミナ材料で高強度、高靱性を実現しました。

BIOCERAM AZUL

高強度・高靭性の仕組み
BIOCERAM AZUL は微細
な結 晶 粒 、ジルコニア粒 子の均一な分散により高強度・
高 靭 性 を 有 しています 。
またジルコニア粒 子による応力緩和やアルミナ質板状
結 晶によるクラックの迂 回効果も高強度・高靭性の要因と考えられます。

点在するアルミナ質板状結晶によるクラックの迂回効果

均一に分散されたジルコニア粒子が結晶相転移をおこす事による応力緩和
ジルコニア粒子
正方晶

アルミナ質板状結晶

応力
アルミナ粒子応力
アルミナ粒子クラック

クラック

ジルコニア粒子単斜晶

圧縮応力

応力

応力
アルミナ質板状結晶による迂回効果

13

結晶相転移による応力緩和

14

15

®

革新の両立

16

TECHNOLOGY

骨・関節手術部位感染の現状
骨・関 節の手 術 部 位 感 染（ Sur g i c a l S ite In fection : S S I ）は、人 工 関 節 置 換 術における3 大 合 併 症の一つであり、その治 療に難 渋することが 多く、再 発を繰り返して、患 肢 切 断に至ることもあります。
（文献1）
深 部 SSI 発 生 率は、以 下の様になっています。

初回人工関節手術 0.2〜3.8％
人工関節再置換術 0.5〜17.3％
全 国 の日 本 整 形 外 科 学 会 認 定 研 修 施 設 2 , 2 4 1 施 設 にて 2 0 0 4 年 1 月から 1 2 月までに施行 された初 回 手 術を対 象とした調 査 結 果 によると、S S I の 発 生 頻 度 は 、人工関節置換術で9 , 8 8 2 例 中 1 3 4 例（ 1 . 3 6 % ）と報 告されています。またその起 炎 菌は、薬 剤 耐 性 菌 である（文献 2（） MRSA：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、
MRSAとMRSE で 46% を占めていました。

MRSE：メチシリン耐性表皮ブドウ球菌）

ＳＳＩ発生のリスク要因
糖尿病

関節リウマチ

HIV陽性

血液透析

高齢者

Grade B： 糖 尿 病を合 併した症 例においてはＳＳＩ発 生 率が 高い。
Grade C： 関 節リウマチ、ＨＩＶ陽 性 、血 液 透 析などの易感 染 性 宿 主においては、
ＳＳＩ発 生 率が 高い可 能 性があり、加 齢や低 栄 養 状 態なども考 慮すべき
危 険 因 子である。

17

TECHNOLOGY

AG-PROTEXの特徴
A G - P R O T E X は、セメントレス人 工 関 節の骨との接 合 部 分に適用されインプラント表 面に
抗 菌 性 、骨 伝 導 性 及び骨 固 定 性を付 与します。

®

Technology

抗菌性

骨伝導性

New Benefit

Established

AG-PROTEXの抗菌スペクトル
MRSA※１ 黄色ブドウ球菌 表皮ブドウ球菌

緑膿菌

MRSE※２大腸菌

感 染 症 の 原 因となる細 菌 に対して抗 菌 性 を有していることが 確 認されています。更 に、（試験概要①）（ 文献 2, 3 ）MRSAでは14日間抗菌性が持続することが確 認されています。

※１：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌※２：メチシリン耐性表皮ブドウ球菌【試験概要】（括弧内の数字は参考文献の番号を示す）① 抗菌試験：JIS Z 2801を参考とした生体材料用の抗菌試験方法（in vitro）。検体とコントロールに菌液を接種し、24時間培養後に生菌数を測定して抗菌活性値を算出する。抗菌活性値をコントロールの生菌数の対数値から検体の生菌数の対数値を差し引いた値と定義し、抗菌活性値が2以上の時、抗菌性ありと判定した。

18

TECHNOLOGY

革新の両立
AG-PROTEX は、銀による抗菌性とHA による骨伝導性、骨固定性を両立することに成功しました。

骨伝導性19

TECHNOLOGY®
AG-PRO TEX は、HA に抗 菌スペクトルの広い銀を含 有した溶 射 技 術です。

抗菌性

写真はイメージです。

20

TECHNOLOGY

抗菌性
バイオフィルム形成のプロセス
バイオフィルム形成のプロセス

1

2

細菌の付着

コロニー形成3

バイオフィルム

細 菌は人 工 関 節 等の表 面に付 着すると、増 殖しながらコロニーを形成し、やがて成熟したバイオフィルムを形 成します。バイオフィルムは、感染症の発症や難治化につながるため、その形 成を抑 制することが 重 要となります。
（文献 4 ）

AG-PROTEXの抗菌作用

細菌

Ag+

AGHAの溶射層
Ag

基材（チタン合金）

AG-PROTEX の溶射層から溶出した銀イオンは 抗菌性を有しているため、その表面への細菌付着を阻害し、その結果、バイオフィルム形 成 を抑 制 又 は 阻 害 することが期待できます。

21

イラストはイメージです。

TECHNOLOGY

細菌付着阻害
細菌付着阻害効果
AG-PROTEXの溶射層は in vitro 試験

細菌付着阻害試験結果

HA

で、細菌（ MRSA 、白色部）被覆率が HA

AG-PROTEXの 88% に対して 9％と少なく、細菌付着

細菌培養前阻害効果を有することが確認されました。
（試験概要②）（ 文献 5 ）（MRSA：メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）
細菌培養後（白色部が細菌層）

AG-PROTEXの抗菌効果
骨内抗菌試験結果
（n=5）

（万）

＊

80
平均生菌数
（平均±標準偏差）（ＣＦＵ）（ラット脛骨モデル）

AG-PROTEXの溶射層の生菌数を in vivo 試験で確認した結果、HA に比べて有意に少なく、生体内でも抗菌性を有することが確認されました。

70（試験概要③）（ 文献 6 ）

60

■ HA

50

■ AG-PROTEX

40
30
20
10
0

＊
＊

24h

48h
経過時間

72h

＊P<0.05（社内データ）【試験概要】（括弧内の数字は参考文献の番号を示す）② 細菌付着阻害試験：MRSAを37℃、TSB培地にて24時間培養し、浮遊菌を洗浄後、光学顕微鏡にて観察した。
また、画像解析にて細菌被覆率を計測した。
③ 骨内抗菌試験：SDラット脛骨の骨髄腔にMRSAを接種後、試験片を挿入し、術後24時間、48時間、72時間で試験片の入った脛骨を取り出し、生菌数を測定した。

22

TECHNOLOGY

骨伝導性AG-PROTEXの骨内固定力
骨内固定力試験結果（社内データ）（n=7 or 8）

押し出し荷重（N）（平均±標準偏差）

400

n.s.

350

n.s.

300
250
200

■ 4W

150

■ 8W
＊

100
50
0

HA

AG-PROTEXAG-PROTEX の溶射層の骨内固定力を Push Out 試験で
n.s.：有意差なし

確 認した結 果 、AG-PROTEX は HAと同等の骨内固 定力を（試験概要④）
有することが確認されました。

AG-PROTEXの骨固定性
７８歳 、男性 。糸 球 体 腎 炎による 腎 障 害 にて 透 析 導 入 。
左 亜 脱臼性 股 関 節 症に対して、Ag-HAコーティング抗菌
インプラントを用いてTHA を行 っ た 。術 後 ２ 年 経 過 、

cortical hypertrophy, reactive
line, stable pedestal は認めず、spot weldsが出現し（矢印）、stress shieldingはGrade 1で固定性は良好で
術前

術後

術後6か月

術後1年

術後2年

（文献 7 ）
ある。

【試験概要】（括弧内の数字は参考文献の番号を示す）④ 骨内固定力試験：ウサギ大腿骨に、各種試験片を長軸方向に対して垂直に埋入し、術後4週、8週で試験片の入った骨を取り出し、Push Out試験にて押し出し荷重を評価した。

【参考文献】
1. 骨・関節術後感染予防ガイドライン2015 改訂第2版 南江堂 2015年5月1日発行
2. 松下和彦他：整形外科領域の周術期感染予防．
日本化学療法学会雑誌. Vol.60, No.3 : 319-326, 2012
3. Noda I et al : Next Generation type Silver-containing Hydroxyapatite Coating. ORS 2015 Annual Meeting . Poster No: 1906
4. 吉野槇一：人工膝関節の合併症−治療と対策− 金原出版 2006年5月15日発行
5. Ando Y et al : Calcium phosphate coating containing silver shows high antibacterial activity and low cytotoxicity and inhibits bacterial adhesion.
Materials Science and Engineering C, 30 : 175-180, 2010
6. Akiyama T et al : Silver Oxide-Containing Hydroxyapatite Coating Has In vivo Antibacterial Activity in the Rat Tibia. J Orthop Res, 31, 8 : 1195-1200, 2013
7. 河野俊介他：銀含有ハイドロキシアパタイトコーティング抗菌人工股関節の臨床応用. Hip Joint(0389-3634.43巻.1号：Page561-565(2017.08)

23

KyoceraPerFix® AGHA ステム®

KyoceraPerFix ＡＧＨＡカラード ステム

品

名910PFXAGHAカラード 10

10

115

BAMH13-500103

910PFXAGHAカラード 11

11

BAMH13-500104

910PFXAGHAカラード 12

12

125

BAMH13-500105

910PFXAGHAカラード 13

13

135

BAMH13-500106

910PFXAGHAカラード 14

14

BAMH13-500107

910PFXAGHAカラード 15

15

145

36

（単位：mm）

D
7.5

E
31.9

F
18

G

8.5

32.3

19

145

9.5

32.6

20
21

10

33

37

11

34.3 22.5 16738

1235.1 24.5 179

39

°
135

BAMH13-500102

BAMH13-500101

C

30°

B

910PFXAGHAカラード 9A
9C● 2003年販売開始後15年以上の臨床実績を有するステムデザインを継承

商品No.

E

＋3㎜ボール● KyoceraPerFix HAカラードと同形状のステムデザイン

156
G

F
B

13.5 35.9 26.5 181※上記以外のサイズにつきましては、別途お問い合わせください。
材質は本体はチタン合金（Ti-6Al-4V）、溶射部はCPチタン（Ti）です。
組み合わせが可能なボールは910テーパーです。
AG-PROTEX PC HIPステム [医療機器承認番号：23100BZX00017000]

φA

910PFXステムは体重90kg以上の患者には使用できません。
【禁忌・禁止】 〈適用対象（患者）〉体重が90kg以上の患者。[本製品が術後に破損する恐れがある。]

φD＊22mm、26mmボール用アウターヘッドとの組み合わせによるバイポーラ型人工股関節として使用する場合、
ステムカラーを有する
ステムにおいては、
ステムカラーとアウターヘッドの関係により、
アウターヘッドの一部大きなサイズと組み合わせて使用できません。

E＋3㎜ボール

KyoceraPerFix AGHA フルコートＤ カラード ステムC● ストーブパイプ型髄腔形態への適合性向上を目指したステムデザイン● Thigh Painの低減を目指した砲弾型の先端形状

品

名（単位：mm）

910PFXAGHAフルDC 10-11

CMT91252

910PFXAGHAフルDC 11-12

12

125

CMT91253

910PFXAGHAフルDC 12-13

13

135

CMT91254

910PFXAGHAフルDC 13-14

14

CMT91255

910PFXAGHAフルDC 14-15

15

CMT91256

910PFXAGHAフルDC 15-16

B
115

C

D
9.3

E
32.3

F
19

G
145

36

10.2 32.6

20

156

11.1

33

21

167

37

12

34.3 22.5 177

38

13.3 35.1 24.5 179

145

16

39

°
135

CMT91251

A
11

30°

商品No.

G

F
B

14.5 35.9 26.5 181※上記以外のサイズにつきましては、別途お問い合わせください。
材質は本体はチタン合金（Ti-6Al-4V）、溶射部はCPチタン（Ti）です。
組み合わせが可能なボールは910テーパーです。
AG-PROTEX HIP システム [医療機器承認番号：22700BZX00259000]

φA

910PFXステムは体重90kg以上の患者には使用できません。
【禁忌・禁止】 〈適用対象（患者）〉体重が90kg以上の患者。[本製品が術後に破損する恐れがある。]

φD＊22mm、26mmボール用アウターヘッドとの組み合わせによるバイポーラ型人工股関節として使用する場合、
ステムカラーを有する
ステムにおいては、
ステムカラーとアウターヘッドの関係により、
アウターヘッドの一部大きなサイズと組み合わせて使用できません。

SQRUM® AGHA シェル®

SQRUM AGHA シェル

SQRUM AGHA シェル

クラスターホール品

マルチホール

商品 No.
SQRUMAGHA-443

SQRUM AGHA シェル 44-3H

名

SQRUMAGHA-463

外形(mm) 穴数

44

商品 No.
SQRUMAGHA-445

SQRUM AGHA シエル 44-5H

SQRUM AGHA シェル 46-3H

46

SQRUMAGHA-467

SQRUM AGHA シエル 46-7H

46

SQRUMAGHA-483

SQRUM AGHA シェル 48-3H

48

SQRUMAGHA-487

SQRUM AGHA シエル 48-7H

48

SQRUMAGHA-503

SQRUM AGHA シェル 50-3H

50

SQRUMAGHA-507

SQRUM AGHA シエル 50-7H

50

SQRUMAGHA-523

SQRUM AGHA シェル 52-3H

52

SQRUMAGHA-527

SQRUM AGHA シエル 52-7H

52

SQRUMAGHA-543

SQRUM AGHA シェル 54-3H

54

SQRUMAGHA-547

SQRUM AGHA シエル 54-7H

54

SQRUMAGHA-563

SQRUM AGHA シェル 56-3H

56

SQRUMAGHA-567

SQRUM AGHA シエル 56-7H

56

SQRUMAGHA-583

SQRUM AGHA シェル 58-3H

58

SQRUMAGHA-587

SQRUM AGHA シエル 58-7H

583※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質は本体はチタン合金（Ti-6Al-4V）、溶射部はCPチタン（Ti）です。
AG-PROTEX HIP システム [医療機器承認番号：22700BZX00259000]

品

名

外形(mm) 穴数

44

5

7

24

Ceramic Ball

BIOCERAM AZUL®
KyoceraPerFix AZUL ボール（26 ㎜ /28 ㎜ /32 ㎜ /36 ㎜）
骨頭径

商品 No.
CMT21012

910 AZULボール 26:+0

φ26mm

CMT21013

910 AZULボール 26:+3+3

CMT21014

910 AZULボール 26:+6+6

CMT21022

910 AZULボール 28:+0+0

CMT21023

910 AZULボール 28:+3+3

CMT21024

910 AZULボール 28:+6+6

CMT21032

910 AZULボール 32:+0+0

CMT21033

910 AZULボール 32:+3+3

CMT21034

910 AZULボール 32:+6+6

CMT21036

910 AZULボール 32:+9+9

CMT21042

910 AZULボール 36:+0+0

CMT21043

910 AZULボール 36:+3+3

CMT21044

910 AZULボール 36:+6+6

CMT21046

910 AZULボール 36:+9

+9

φ28mm

φ32mm

φ36mm

品

名

ネック長(mm)+0※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はジルコニア強化アルミナ・セラミックスです。

BIOCERAM AZULヘッド [ 医療機器承認番号：22600BZX00510000]

Metal Ball
KyoceraPerFix メタルボール（26㎜/28㎜/32㎜）
骨頭径

商品 No.
CMT90932

910メタルボール 26:+0

φ26mm

CMT90933

910メタルボール 26:+3+3

CMT90934

910メタルボール 26:+6+6

CMT90935

910メタルボール 26:+9+9

CMT90942

910メタルボール 28:+0+0

CMT90943

910メタルボール 28:+3+3

CMT90944

910メタルボール 28:+6+6

CMT90945

910メタルボール 28:+9+9

CMT90952

910メタルボール 32:+0+0

CMT90953

910メタルボール 32:+3+3

CMT90954

910メタルボール 32:+6+6

CMT90955

910メタルボール 32:+9

+9

φ28mm

φ32mm

品

名

ネック長(mm)※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はCo-Cr-Mo合金です。
PHYSIO-HIP SYSTEM ボールGA58［医療機器承認番号：16300BZZ00645000］

25+0VEデュアルカップ
VE デュアルカップ（内径φ26mm骨頭用）
商品 No.
BAMH12-600003

VE デュアルカツプ 26-40

品

名（内径ー外径：㎜）

骨頭径（㎜）

BAMH12-600004

VE デュアルカツプ 26-41

41

BAMH12-600005

VE デュアルカツプ 26-42

42

BAMH12-600006

VE デュアルカツプ 26-43

43

BAMH12-600007

VE デュアルカツプ 26-44

44

BAMH12-600008

VE デュアルカツプ 26-45

45

BAMH12-600009

VE デュアルカツプ 26-46

46

BAMH12-600010

VE デュアルカツプ 26-47

47

BAMH12-600011

VE デュアルカツプ 26-48

48

BAMH12-600012

VE デュアルカツプ 26-49

49

BAMH12-600013

VE デュアルカツプ 26-50

50

BAMH12-600014

VE デュアルカツプ 26-51

51

BAMH12-600015

VE デュアルカツプ 26-52

52

40※上記以外の外径(φ22-38/39mmおよびφ26-53/54/56/58/60mm)はデュアルカップCLDCSをご使用ください。
材質は「アウターカップ：Co-Cr-Mo合金」、「インナーカップ：：ビタミンE添加 UHMWPE」
です。
VEデュアルカップ［医療機器承認番号：23000BZX00115000］

デュアルカップCLDCS
デュアルカップCLDCS（内径φ26mm骨頭用）
商品 No.
SCLDC2640

品

名（内径ー外径：㎜）

骨頭径（㎜）DUALCUP 26-40

40

SCLDC2641

DUALCUP 26-41

41

SCLDC2642

DUALCUP 26-42

42

SCLDC2643

DUALCUP 26-43

43

SCLDC2644

DUALCUP 26-44

44

SCLDC2645

DUALCUP 26-45

45

SCLDC2646

DUALCUP 26-46

46

SCLDC2647

DUALCUP 26-47

47

SCLDC2648

DUALCUP 26-48

48

SCLDC2649

DUALCUP 26-49

49

SCLDC2650

DUALCUP 26-50

50

SCLDC2651

DUALCUP 26-51

51

SCLDC2652

DUALCUP 26-52

52

SCLDC2653

DUALCUP 26-53

53

SCLDC2654

DUALCUP 26-54

54※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質は「アウターカップ：Co-Cr-Mo合金」、「インナーカップ：Excellink UHMWPE」
です。
デュアルカップ CLDCS［医療機器承認番号：22600BZX00246000］

26

SQRUM® T T シェル®

SQRUM TT シェル ノンホール
商品 No.
SQRUM TT-440

SQRUM TT SHELL 44-NH

品

名

外径（mm）44

SQRUM TT-460

SQRUM TT SHELL 46-NH

46

SQRUM TT-480

SQRUM TT SHELL 48-NH

48

SQRUM TT-500

SQRUM TT SHELL 50-NH

50

SQRUM TT-520

SQRUM TT SHELL 52-NH

52

SQRUM TT-540

SQRUM TT SHELL 54-NH

54

SQRUM TT-560

SQRUM TT SHELL 56-NH

56

SQRUM TT-580

SQRUM TT SHELL 58-NH

58

穴数

0

SQRUM TT シェル クラスターホール
商品 No.
SQRUM TT-443

SQRUM TT SHELL 44-3H

品

名

外径（mm）44

SQRUM TT-463

SQRUM TT SHELL 46-3H

46

SQRUM TT-483

SQRUM TT SHELL 48-3H

48

SQRUM TT-503

SQRUM TT SHELL 50-3H

50

SQRUM TT-523

SQRUM TT SHELL 52-3H

52

SQRUM TT-543

SQRUM TT SHELL 54-3H

54

SQRUM TT-563

SQRUM TT SHELL 56-3H

56

SQRUM TT-583

SQRUM TT SHELL 58-3H

58

穴数

3

SQRUM TT シェル マルチホール
商品 No.
SQRUM TT-445

外径（mm）穴数SQRUM TT SHELL 44-5H

品

名

44

5

SQRUM TT-467

SQRUM TT SHELL 46-7H

46

SQRUM TT-487

SQRUM TT SHELL 48-7H

48

SQRUM TT-507

SQRUM TT SHELL 50-7H

50

SQRUM TT-527

SQRUM TT SHELL 52-7H

52

SQRUM TT-547

SQRUM TT SHELL 54-7H

54

SQRUM TT-567

SQRUM TT SHELL 56-7H

56

SQRUM TT-587

SQRUM TT SHELL 58-7H

58※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はチタン合金（Ti-6Al-4V）です。
SQRUM TT シェル [ 医療機器承認番号：22500BZX00323000]

27

7

TT

SQRUM® HA シェル®

HA

SQRUM HA シェル クラスターホール
商品 No.
SQRUM HA-443

SQRUM HA SHELL 44-3H

品

名

外径（mm）44

SQRUM HA-463

SQRUM HA SHELL 46-3H

46

SQRUM HA-483

SQRUM HA SHELL 48-3H

48

SQRUM HA-503

SQRUM HA SHELL 50-3H

50

SQRUM HA-523

SQRUM HA SHELL 52-3H

52

SQRUM HA-543

SQRUM HA SHELL 54-3H

54

SQRUM HA-563

SQRUM HA SHELL 56-3H

56

SQRUM HA-583

SQRUM HA SHELL 58-3H

58

穴数

3

SQRUM HA シェル マルチホール
商品 No.
SQRUM HA-445

外径（mm）穴数SQRUM HA SHELL 44-5H

品

名

44

5

SQRUM HA-467

SQRUM HA SHELL 46-7H

46

SQRUM HA-487

SQRUM HA SHELL 48-7H

48

SQRUM HA-507

SQRUM HA SHELL 50-7H

50

SQRUM HA-527

SQRUM HA SHELL 52-7H

52

SQRUM HA-547

SQRUM HA SHELL 54-7H

54

SQRUM HA-567

SQRUM HA SHELL 56-7H

56

SQRUM HA-587

SQRUM HA SHELL 58-7H

587※上記以外のサイズ、及びノンホールについては別途お問い合わせください。
材質は本体はチタン合金（Ti-6Al-4V）、溶射部は CP チタン（Ti）です。
SQRUM HA シェル [ 医療機器承認番号：22500BZX00152000]

チタンスクリュー
商品 No.

品

名

ネジ山径（mm）

全長（mm）

CMT21515

チタンスクリュー 6.5-15

CMT21520

チタンスクリュー 6.5-20

CMT21525

チタンスクリュー 6.5-25

CMT21530

チタンスクリュー 6.5-30

30

CMT21535

チタンスクリュー 6.5-35

35

15
20
6.5

25

※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。

です。
材質はチタン合金（Ti-6Al-4V）
フィジオチタンスクリューⒼ [ 医療機器承認番号：20300BZZ00241000]28

Liner®

Aquala SQ ライナー STD

Aquala SQ ライナー MX（28mm/32mm/36mm/40mm ボール用）
商品 No.
AQSQ STD-2844

アクアラSQ STD 28-44

品

名

AQSQ STD-2846（28mm/32mm ボール用）
内径(mm) シェル外径（mm）

44

商品 No.
AQSQ MX-2844

アクアラSQ MX 28-44

アクアラSQ STD 28-46

46

AQSQ MX-2846

アクアラSQ MX 28-46

AQSQ STD-2848

アクアラSQ STD 28-48

48

AQSQ MX-2848

アクアラSQ MX 28-48

AQSQ STD-2850

アクアラSQ STD 28-50

50

AQSQ MX-2850

アクアラSQ MX 28-50

AQSQ STD-2852

アクアラSQ STD 28-52/54

52/54

AQSQ MX-2852

アクアラSQ MX 28-52/54

52/54

AQSQ STD-2856

アクアラSQ STD 28-56/58

56/58

AQSQ MX-2856

アクアラSQ MX 28-56/58

56/58

AQSQ STD-3248

アクアラSQ STD 32-48

48

AQSQ MX-3248

アクアラSQ MX 32-48

AQSQ STD-3250

アクアラSQ STD 32-50

50

AQSQ MX-3250

アクアラSQ MX 32-50

AQSQ STD-3252

アクアラSQ STD 32-52/54

52/54

AQSQ MX-3252

アクアラSQ MX 32-52/54

50
32
リップ9 52/54

AQSQ STD-3256

アクアラSQ STD 32-56/58

56/58

AQSQ MX-3256

アクアラSQ MX 32-56/58

56/58

AQSQ STD-3652

アクアラSQ STD 36-52/54

52/54

AQSQ STD-3656

アクアラSQ STD 36-56/58

AQSQ STD-4056

アクアラSQ STD 40-56/58

28

32

36
40

56/58
56/58

Aquala VE SQRUM ライナー STD

商品 No.
BAMH08-200105

アクアラVESQEL 28-42

44

BAMH08-200106

アクアラVESQEL 28-44

BAMH08-200125 アクアラVESQSTD 32-46

46

BAMH08-200141

アクアラVESQEL 32-46

BAMH08-200126 アクアラVESQSTD 32-48

48

BAMH08-200142

アクアラVESQEL 32-48

50

BAMH08-200143

アクアラVESQEL 32-50

52/54

BAMH08-200144

アクアラVESQEL 32-52/54

BAMH08-200127 アクアラVESQSTD 32-50

32

BAMH08-200128 アクアラVESQSTD 32-52/54
BAMH08-200157 アクアラVESQSTD 36-50
BAMH08-200158 アクアラVESQSTD 36-52/54

36

44
46
28
リップ10

48
50

48

（28mm/32mm ボール用）

内径(mm) シェル外径（mm）

28

内径（mm）リップ シェル外径（mm）※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質は Excellink UHMWPE です。
Ａｑｕａｌａライナー [ 医療機器承認番号：22300BZX00234000]

42

BAMH08-200086 アクアラVESQSTD 28-44

29

名

Aquala VE SQRUM ライナー EL（28mm/32mm/36mm ボール用）

商品 No.
品 名
BAMH08-200085 アクアラVESQSTD 28-42

品

50
52/54

品

名

内径(mm) シェル外径（mm）

28

42
44
46

32

48
50
52/54

※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。
材質はビタミン E 添加 UHMWPE です。
Ａｑｕａｌａ VE ライナー [ 医療機器承認番号：22800BZX00099000]

VEソケット
VEソケット FL-PW
商品No.
BAMH11-300019（単位：㎜）
ボール

品

名（内径ー外径：㎜）

22ー40
22ー42

BAMH11-300020
BAMH11-300021
BAMH11-300022

22㎜

VEソケット FL-PW

22ー44
22ー46

BAMH11-300023

22ー48

BAMH11-300024

22ー50

商品No.
BAMH11-300027

ボール品

名（内径ー外径：㎜）

26ー40
26ー42

BAMH11-300028
BAMH11-300029
BAMH11-300030

26㎜

VEソケット FL-PW

26ー44
26ー46

BAMH11-300031

26ー48

BAMH11-300032

26ー50※内径22ｍｍ-外径52，54ｍｍ及び内径26ｍｍ-外径52，54ｍｍは、オプションです。
別途お問い合わせください。
材質はビタミンE添加 UHMWPEです。
エクセルリンクVEソケット［医療機器承認番号：23000BZX00045000］

VEソケット FL
商品No.

（単位：㎜）
ボール

品

名（内径ー外径：㎜）

BAMH11-300041

28ー40

BAMH11-300042

28ー42

BAMH11-300043
BAMH11-300044

28㎜

VEソケット FL

28ー44
28ー46

BAMH11-300045

28ー48

BAMH11-300046

28ー50

商品No.
BAMH11-300049

BAMH11-300050
BAMH11-300051

ボール品

名（内径ー外径：㎜）

32㎜

VEソケット FL

32ー44
32ー46
32ー48
32ー50

BAMH11-300052※内径28ｍｍ-外径52, 54ｍｍ及び内径32ｍｍ-外径52，54ｍｍは、オプションです。
別途お問い合わせください。
材質はビタミンE添加 UHMWPEです。
エクセルリンクVEソケット［医療機器承認番号：23000BZX00045000］

VEソケット STD
商品No.

（単位：㎜）
ボール

品

名（内径ー外径：㎜）

BAMH11-300007

28ー40

BAMH11-300008

28ー42

BAMH11-300009
BAMH11-300010

28㎜

VEソケット STD

28ー44
28ー46

BAMH11-300011

28ー48

BAMH11-300012

28ー50

商品No.
BAMH11-300013

BAMH11-300014
BAMH11-300015

ボール品

名（内径ー外径：㎜）

32㎜

VEソケット STD

BAMH11-300016

32ー44
32ー46
32ー48
32ー50

※内径32ｍｍ-外径52, 54ｍｍは、オプションです。
別途お問い合わせください。
材質はビタミンE添加 UHMWPEです。
エクセルリンクVEソケット［医療機器承認番号：23000BZX00045000］

30

メディカル事業部 https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html
本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612‐8501
東京事業所
大阪事業所

東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810

Tel:03 - 5782 - 7006 Fax:03 - 5782 - 8515

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札幌営業所

札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001

東北営業所

仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザビル6F）〒980-0021

大宮第2営業所

さいたま市大宮区桜木町1-11-9（ニッセイ大宮桜木町ビル3F）〒330-0854

名古屋営業所

名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004
Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377

岡山営業所（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826
岡山市北区磨屋町10-16
Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289

広島営業所

広島市南区京橋町1-7（アスティ広島京橋ビルディング11F）〒732-0828
Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539

九州営業所

福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013
Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177

Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525

Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116

Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828「AG-PROTEX」、「Aquala」、「BIOCERAM AZUL」、「KyoceraPerFix」、「PROARC」、「SQRUM」
は京セラ株式会社の登録商標です。
当カタログに記載の情報は2020年2月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

Ⓒ 2022 KYOCERA Corporation
210909M T-877-9 00013