Panduan petunjuk

SUMBER SINYAL untuk TESTER
SOKET PINTAR

KEW 8343

1. Tindakan pencegahan keselamatan
Instrumen ini dirancang, diproduksi, dan diuji menurut IEC 61010: Persyaratan
keselamatan untuk Alat pengukur elektronik, dan dikirimkan dalam kondisi
terbaik setelah melewati pengujian kontrol kualitas. Panduan petunjuk ini
berisi peringatan dan peraturan keselamatan yang harus dipatuhi oleh
pengguna untuk memastikan pengoperasian instrumen yang aman dan
menjaganya dalam kondisi aman. Oleh karena itu, bacalah petunjuk
pengoperasian ini sebelum mulai menggunakan instrumen.

PERINGATAN● Baca dan pahami petunjuk yang terdapat dalam panduan ini sebelum
menggunakan instrumen.
● Simpan panduan ini untuk memungkinkan referensi cepat kapan pun
diperlukan.
● Instrumen ini hanya boleh digunakan sesuai dengan kegunaannya.
● Pahami dan ikuti semua petunjuk keamanan yang terkandung dalampanduan.
Petunjuk di atas harus dipatuhi. Kegagalan mengikuti petunjuk di atas
dapat menyebabkan cedera, kerusakan instrumen, dan/atau kerusakan
pada peralatan yang diuji. Kyoritsu sama sekali tidak bertanggung jawab
atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh instrumen yangbertentangan dengan catatan peringatan ini.
Simbolyang tertera pada instrumen, berarti pengguna harus mengacu
pada bagian terkait dalam panduan untuk pengoperasian instrumen yangaman. Penting untuk membaca petunjuk di mana pun simbol muncul dipanduan.
BAHAYA:mengacu pada kondisi dan tindakan yang mungkin
menyebabkan cedera serius atau fatal.
PERINGATAN: mengacu pada kondisi dan tindakan yang dapat
menyebabkan cedera serius atau fatal.
PERHATIAN: mengacu pada kondisi dan tindakan yang dapat
menyebabkan cedera atau kerusakan instrumen.

BAHAYA● Gunakan instrumen hanya sebagaimana ditentukan; jika tidak,
perlindungan yang diberikan oleh instrumen dapat terganggu dan dapat
menyebabkan kerusakan pada instrumen atau sengatan listrik.
● Instrumen ini diberi peringkat CAT III 300 V. (tegangan maks. untuk
pembumian)
Jangan menguji sirkuit yang melebihi nilai ini: sirkuit dengan tegangan kebumi 300 V atau lebih tinggi.
● Jangan mencoba melakukan pengukuran saat ada gas mudah terbakar.
Jika tidak, penggunaan instrumen dapat menimbulkan percikan api, yang
dapat mengakibatkan ledakan.
● Jangan menerapkan masukan yang melebihi rentang maksimum yangdiperbolehkan.
● Pasang peralatan pelindung terinsulasi bila ada bahaya sengatan listrik.

BAHAYA● Jangan pernah mencoba menggunakan instrumen jika permukaannya
atau tangan Anda basah; jika tidak, sengatan listrik dapat terjadi.
● Jangan melakukan pengukuran saat guntur sedang bergemuruh. Jika
instrumen sedang digunakan, segera hentikan pengukuran dan
keluarkan instrumen dari objek yang diukur.
● Letakkan jari dan tangan Anda di belakang pelindung jari protektifpada penjepit injeksi tegangan uji dan kabel deteksi tegangan untuk
menghindari kemungkinan bahaya sengatan listrik.
* Pelindung jari protektif adalah bagian yang memberikan perlindunganterhadap sengatan listrik dan memastikan jarak rambat dan udara
minimum yang diperlukan.

PERINGATAN● Jangan pernah mencoba melakukan pengukuran apa pun, jika ada
kondisi abnormal seperti retak atau bagian logam yang terbuka pada
instrumen atau kabel deteksi tegangan.
● Pastikan pengoperasian instrumen yang benar dengan catu daya yangdiketahui sebelum mulai menggunakan instrumen.
● Jangan memasang komponen pengganti atau melakukan modifikasi
apa pun pada instrumen. Kembalikan instrumen ke distributor Kyoritsu
setempat untuk diperbaiki atau dikalibrasi ulang.

PERHATIAN● Instrumen ini tidak berdebu dan tidak kedap air. Jangan gunakan instrumen
di tempat yang berdebu atau terkena cipratan air. Hal ini dapat
menyebabkan malfungsi pada instrumen.
● Jangan menginjak atau menjepit kabel agar tidak merusak jaketnya.
● Jangan menarik atau membengkokkan akar kabel untuk mencegah
putusnya kabel.
● Jangan pernah memberikan guncangan, seperti getaran atau jatuh, selama
pengangkutan atau pengoperasian yang dapat merusak instrumen.
● Matikan instrumen setelah digunakan. Keluarkan baterai jika instrumen
akan disimpan dan tidak akan digunakan dalam waktu lama.
● Jangan biarkan instrumen terkena sinar matahari langsung, suhu dankelembapan tinggi, atau tetesan embun.
● Gunakan kain lembap dan detergen netral untuk membersihkan instrumen.
Jangan gunakan bahan abrasif atau pelarut.
● Keringkan dan simpan instrumen jika basah.

PERHATIAN● KEW 8343 dirancang khusus untuk KEW 4506; Oleh karena itu, ini
tidak dapat digunakan dengan KEW 4500/4500BT/4505/4505BT.
● Penggunaan instrumen ini terbatas pada aplikasi domestik, komersial,
dan industri ringan. Interferensi elektromagnetik yang kuat atau
medan magnet yang kuat, yang dihasilkan oleh arus besar, dapat
menyebabkan kegagalan fungsi instrumen.

Kategori Pengukuran
Untuk memastikan pengoperasian alat ukur yang aman, IEC 61010
menetapkan standar keselamatan untuk berbagai lingkungan
kelistrikan, dikategorikan sebagai CAT O hingga CAT IV, dan disebut
kategori pengukuran. Kategori dengan nomor yang lebih tinggi sesuai
dengan lingkungan listrik dengan energi sementara yang lebih besar,
sehingga instrumen pengukur yang dirancang untuk lingkungan CAT III
dapat menahan energi sementara yang lebih besar daripada instrumen
yang dirancang untuk CAT II.
OCAT II: Sirkuit pengukur tanpa KATEGORI PENGUKURAN.
: Sirkuit listrik peralatan yang dihubungkan ke
stopkontak listrik AC dengan kabel listrik.
: Sirkuit listrik primer dari peralatan dihubungkan
langsung ke panel distribusi, dan pengumpan daripanel distribusi ke stopkontak.
: Sirkuit dari layanan turun ke pintu masuk layanan,dan ke pengukur daya dan perangkat perlindungan arus
berlebih primer (panel distribusi).

CAT IIICAT IV

Kabel masuk

Kabel interior
CAT IIICAT IV

O: Sirkuit pengukur tanpa
KATEGORI PENGUKURAN.

CAT II
Soket

Simbol keselamatan
Lihat petunjuk dalam panduan ini untuk melindungi
pengguna dan instrumen.
Menunjukkan instrumen dengan insulasi ganda atauyang diperkuat.
Menunjukkan bahwa instrumen ini dapat menjepit
konduktor telanjang saat mengukur tegangan yangsesuai dengan kategori pengukuran yang berlaku,yang ditandai di sebelah simbol ini.
AC
(Fungsional) Earth
Instrumen ini memenuhi persyaratan penandaan yangditentukan dalam Petunjuk WEEE. Simbol ini
menunjukkan pengumpulan terpisah untuk peralatan
listrik dan elektronik.

2. Fitur● Ini adalah perangkat sumber sinyal untuk digunakan dengan KEW 4506 (Tester
soket) dan dapat menguji koneksi kabel dan menemukan kesalahan kabel.

● KEW 4506 mengidentifikasi dan membandingkan fase tegangan uji yangditerapkan melalui KEW 8343 dan stopkontak. Hal ini berlaku untuk sistem
pembumian terintegrasi dengan resistansi rendah seperti TN, strukturbangunan, dan sistem pembumian bersama, dan memungkinkan untuk
memeriksa apakah stopkontak terhubung dengan benar.
● KEW 8343 dapat menguji stopkontak dalam: Sistem 2 kabel fase tunggal, 3kabel fase tunggal, 3 kabel tiga fase 200 V (koneksi delta, L2( S) yang dibumikan),dan 4 kabel tiga fase.
● Arus mengalir antara N-E dengan menerapkan terapkan tegangan uji yangkurang dari 1 µA; oleh karena itu, itu tidak membuat RCD trip.
● Dirancang dengan standar keamanan internasional IEC 61010-1/ -031/ -2-032(CAT III 300 V, Tingkat polusi 2)

3. Tata letak instrumen(1) Unit utama
LED Live (Hijau)
Menyala ketika kabel deteksi tegangan
terhubungdenganbenar,
dankemudian tegangan uji diterapkan
melalui penjepit injeksi tegangan uji.
LED tidak menyala jika kabel tidak
terhubung atau saat listrik padam.
Jika buzzer peringatan berbunyi,
pastikan rahangnya tertutup rapat.

Gbr. 3-1
Tombol Power
Tekan lama (1 detik atau lebih)akan menghidupkan/
mematikan KEW 8343.

LED Power (Hijau)
Menyala saat menyalakan instrumen. Jika LED berkedip, gantibaterai dengan yang baru.

(2) Kabel deteksi tegangan dan penjepit injeksi tegangan uji< Ujung kabel pendeteksi tegangan > (Klip buaya)
Pelindung jari protektif
Kabel

Gbr. 3-2< Penjepit injeksi tegangan uji >PemicuRahang transformator
Kabel

Gbr. 3-3
Pelindung jari protektif* Pelindung jari protektif adalah bagian yang memberikan
perlindungan terhadap sengatan listrik dan memastikan jarak
bebas dan rambat minimum yang diperlukan.

4. Memulai
Sebelum mulai menggunakan KEW 8343, periksa poin-poin berikut.
Lihat “7. Penggantian Baterai” di panduan ini dan masukkan baterai.
(1) Tahan tombol POWER 1 dtk. untuk menyalakan KEW 8343.
Tekan lama (1 detik atau lebih) diperlukan untuk menghidupkan
instrumen demi tujuan keselamatan. Menekan lama tombol
POWER juga diperlukan untuk mematikan instrumen.
(2) Pastikan LED Power hijau di bagian tengah bawah KEW 8343
menyala saat instrumen menyala.

Catatan● Disarankan menggunakan baterai Alkaline ukuran AA.
Penggunaan baterai jenis lain mungkin sangat mempersingkat
waktu penerapan tegangan uji.
LED Power berkedip menunjukkan bahwa level baterai sangat rendah.
Untuk melakukan pengukuran lebih lanjut, lihat “7. Penggantian Baterai”
dan ganti baterai dengan yang baru.

5. Sistem perkabelan
BAHAYA● Instrumen ini diberi peringkat CAT III 300 V. (tegangan maks.
untuk pembumian)
Jangan menguji sirkuit yang melebihi nilai ini: sirkuit dengan
tegangan ke bumi 300 V atau lebih tinggi.
● Letakkan jari dan tangan Anda di belakang pelindung jari protektifpada penjepit injeksi tegangan uji dan kabel deteksi tegangan
untuk menghindari kemungkinan bahaya sengatan listrik.
* Pelindung jari protektif adalah bagian yang memberikan
perlindungan terhadap sengatan listrik dan memastikan jarak
bebas dan rambat minimum yang diperlukan.
● Rahang transformator dirancang agar tidak menyebabkan
hubungan arus pendek pada objek yang akan diuji, tetapi harus
berhati-hati saat menjepit konduktor yang tidak berinsulasi
untuk mencegah terjadinya hubungan arus pendek listrik dengan
rahang transformator.
● Berhati-hatilah untuk tidak melakukan hubungan arus pendek
pada jalur daya dengan klip buaya pada kabel deteksi teganganselama pengukuran. Hal ini dapat menyebabkan cedera diri.
● Jangan sentuh klip buaya pada kabel deteksi tegangan.

PERINGATAN● Jika ada kerusakan atau retak pada instrumen atau ditemukan
tegangan pada kabel deteksi tegangan atau bagian logam yangterbuka, jangan gunakan instrumen.

PERHATIAN● Berhati-hatilah agar tidak menimbulkan guncangan seperti
terjatuh; jika tidak, rahang transformator yang disetel dengan
tepat dapat rusak.
● Jika ada benda asing yang tersangkut di ujung rahangtransformator atau tidak dapat menutup dengan benar, rahangtransformator tidak dapat menutup sepenuhnya. Dalam kasus
seperti ini, jangan melepaskan pemicu secara tiba-tiba atau
mencoba menutup rahang transformator dengan menggunakan
tenaga luar. Pastikan rahang menutup dengan sendirinya setelahmengeluarkan benda asing atau membiarkannya bebas bergerak.
● Jika rahang transformator membeku, jangan coba membukanya.
● Jangan menginjak atau menjepit kabel agar tidak merusak
jaketnya.
● Jangan menarik atau membengkokkan akar kabel untuk
mencegah putusnya kabel.

Catatan● KEW 8343 dirancang untuk: 2 kabel fase tunggal, 3 kabel fase tunggal,
dan 3 kabel tiga fase 200 V (koneksi delta, L2(S) yang dibumikan), dansistem 4 kabel tiga fase (catu daya komersial). Instrumen ini tidak
dapat digunakan untuk sistem 3 kabel tiga fase 400 V (koneksi wye (Y))
karena tidak mempunyai kabel netral. KEW 8343 dan KEW 4506 (Tester
soket) tidak dapat melakukan uji soket jika terhubung ke:* Fase live dan di mana satu fase tegangan berbeda dari fase lainnya
dalam sistem 4 kabel tiga fase (koneksi wye atau delta).
Artinya, jika Anda membuat koneksi seperti yang digambarkan di
bawah ini (Gbr. 5-2 dan Gbr. 5-3) untuk sistem perkabelan seperti yangdijelaskan pada Gbr. 5-1, hasil pengukuran yang benar tidak dapat
diperoleh.

c

c

a

b

b

a

Gbr. 5-1
Sumber daya

N

c b a

KEW8343

Gbr. 5-2

N

c
b/a
a/b

Sumber daya

KEW8343

Gbr. 5-3● Untuk menerapkan tegangan uji dengan benar, periksa ukuran
konduktor maksimum yang dapat diukur dengan mengacu pada
“8. Spesifikasi” sehingga rahangnya tertutup sempurna.
● Seperti ditunjukkan pada Gbr. 5-4, fase tegangan uji yangditerapkan pada kabel netral (N) berubah 180 derajat tergantungpada orientasi penjepit injeksi tegangan uji.
KEW 4506 melakukan uji soket berdasarkan polaritas (perbedaanfase) sinyal tegangan uji; oleh karena itu, jika orientasi penjepit
injeksi tegangan uji salah, KEW 4506 dinilai sebagai [NE Reverse]
meskipun stopkontak yang diuji memiliki kabel yang benar.

Gbr. 5-4

Catatan

Sumber daya

● Jangan menghubungkan beberapa penjepit injeksi tegangan uji
ke konduktor yang akan diuji; jika tidak, tegangan uji tidak dapat
diterapkan pada konduktor dengan benar. Hanya satu penjepit
injeksi tegangan uji yang dapat dihubungkan ke konduktor yangakan diuji bahkan jika Anda melakukan uji soket dengan beberapa
KEW 4506 secara bersamaan.

Gbr. 5-5

Sumber daya

● Tidak mungkin untuk menguji sistem yang tidak dibumikan (catudaya mengambang) yang terutama digunakan di rumah sakit,
ruang suara, dan UPS (Catu Daya Tidak Terinterupsi) karena
tegangan uji tidak dapat diterapkan.
L

N

KEW8343

Gbr. 5-6

Catatan

Sumber daya

● Uji soket tidak dapat dilakukan jika kabel netral (N) yangdihubungkan ke bumi lebih dekat ke stopkontak yang akan diujidibandingkan posisi penjepit dari penjepit injeksi tegangan uji.
L

N

KEW8343

Gbr. 5-7

Catatan● Periksa diagram pengkabelan sebelum membuat koneksi dan
identifikasi pemutus arus cabang di mana stopkontak 3P yangsedang diuji dihubungkan, lalu hubungkan penjepit injeksitegangan uji di dekat stopkontak yang akan diuji.
Tergantung pada orientasi penjepit injeksi tegangan uji, seperti
dijelaskan pada Gbr. 5-4 pada klausa sebelumnya, KEW 4506
dapat dinilai sebagai [NE Reverse] bahkan jika stopkontak
dihubungkan dengan benar seperti yang ditunjukkan pada Gbr.
5-8 (stopkontak dihubungkan ke pemutus arus cabang [B]).
Hubungkan penjepit injeksi tegangan uji ke kabel netral (N) yangsesuai dari pemutus arus cabang dengan orientasi dan lokasi
yang benar.
Sumber daya
L2

N

L1

Pemutus arus cabang
lainnya [NE Reverse]

Pemutus arus cabang [B][NE Reverse]

Pemutus arus cabang [A][benar]Gbr. 5-8

Catatan● Ketika penjepit injeksi tegangan uji dihubungkan dekat dengan
papan distribusi, KEW 4506 dapat menguji stopkontak yangdihubungkan ke pemutus arus cabang [B] seperti yangditunjukkan pada Gbr. 5-8 dan menilai sebagai “PASS” (benar);namun, TIDAK disarankan untuk menghubungkan penjepit injeksitegangan uji ke posisi yang ditunjukkan pada Gbr. 5-9.
Hal ini karena KEW 4506 mungkin menampilkan “” jikabeberapa beban dihubungkan ke stopkontak yang dikabelkan
dari salah satu cabang pemutus arus lainnya, yang bukan
merupakan cabang yang akan diuji, dan di mana beban tersebut
aktif.

Sumber daya
L2

N

L1

Pemutus arus cabang
lainnya [benar]

Pemutus arus cabang [B][benar]Pemutus arus cabang [A][benar]Gbr. 5-9

Untuk memperoleh hasil yang akurat:● Jepit konduktor dengan penjepit injeksi tegangan uji dengan
memperhatikan orientasi yang ditunjukkan di bawah ini: tanda
panah pada penjepit harus mengarah ke stopkontak. Pastikan
rahang transformator terpasang dengan kuat dan tertutup.

Sisi sumber daya

Tanda panahGbr. 5-10

Sisi stopkontak

Nyalakan KEW 8343 dan hubungkan penjepit injeksi tegangan uji kelokasi yang sesuai dengan memperhatikan orientasi yang benar sesuai
dengan konfigurasi kabel yang akan diuji. Hubungkan kabel deteksi
tegangan hitam ke kabel netral (N) dan kabel deteksi tegangan merah
ke kabel panas (live) (L) dengan benar. Pastikan LED live hijau di kanan
atas sisi depan unit utama menyala.
Jika LED live hijau tidak menyala, koneksi kabel deteksi teganganmungkin salah. Silakan periksa koneksinya.
Sekadar informasi, jika tegangan kurang dari 80 V maka LED live tidak
menyala. Jika LED live berkedip dengan peringatan yang dapat
didengar, kabel deteksi tegangan mungkin terhubung ke tegangan lebih
dari 280 V. Pastikan kabel terhubung ke jalur daya berkekuatan 280 V
atau kurang.

L

Merah

N

Hitam

Sumber daya

(1) 2 kabel fase tunggal
Jepit kabel netral (N) dengan penjepit injeksi tegangan uji dan
hubungkan kabel deteksi tegangan hitam ke kabel netral (N) dan
kabel deteksi tegangan merah ke kabel hot/live (L).

KEW8343

Gbr. 5-11

(2) 3 kabel fase tunggal
Jepit kabel netral (N) dengan penjepit injeksi tegangan uji dan
hubungkan kabel deteksi tegangan hitam ke kabel netral (N) dan
kabel deteksi tegangan merah ke kabel hot/live: L1 atau L2 dengan
benar.
Kemudian Anda dapat menguji stopkontak 3P mana saja yangterhubung ke L1 atau L2.
Sumber daya
L2

N

L1

Hitam

Merah

KEW8343

Gbr. 5-12

(3) 3 kabel tiga fase 200 V (koneksi delta, L2(S) yang dibumikan)
Jepit L2(S) yang dibumikan dengan penjepit injeksi tegangan uji dan
hubungkan kabel deteksi tegangan hitam ke L2(S) dan kabel deteksi
tegangan merah ke kabel hot/live: L1(R) atau L3(T) dengan benar.
Kemudian Anda dapat menguji stopkontak 3P mana pun yangterhubung ke L1(R) atau L3(T).

L2/S
L1/R

L3/T

Sumber daya

Hitam
Mera
h
KEW8343

Gbr. 5-13

(4) 4 Kabel tiga fase
Jepit kabel netral (N) dengan penjepit injeksi tegangan uji dan
hubungkan kabel deteksi tegangan hitam ke kabel netral (N) dan
kabel deteksi tegangan merah ke kabel hot/live: L1(R), L2(S), atau
L3( T) dengan benar. Kemudian Anda dapat menguji stopkontak 3Pmana pun yang terhubung ke L1(R), L2(S), atau L3(T).

L1/R

L3/T

L2/S

N

Sumber daya

Hitam
Merah
KEW8343

Gbr. 5-14

6. Injeksi tegangan uji(1) Pastikan LED hijau (indikator live) di pojok kanan atas unit menyala.
Ketika LED menyala, injeksi tegangan uji dimulai secara otomatis.
Jika indikator tidak menyala, periksa sambungan kabel deteksi
tegangan.
(2) Pastikan arus muatan yang mengalir melalui kabel netral yang
dijepit (N) lebih rendah dari “arus muatan yang mengalir melalui kabel
netral (N)” yang dijelaskan dalam “8. Spesifikasi”. Jika arus yangmengalir lebih tinggi dari nilai yang ditentukan, tegangan uji mungkintidak diinjeksikan dengan benar.
Dalam hal ini, matikan beban yang terhubung atau putuskan beban
lalu mulai injeksi tegangan uji.
(3) Pastikan indikator daya (LED) tidak berkedip tetapi tetap menyala.

Catatan● Ketika buzzer terus berbunyi bip:- koneksi penjepit injeksi tegangan uji mungkin tidak benar, atau
- Arus muatan 30 A atau lebih tinggi mungkin mengalir melaluikabel netral yang dijepit (N).
Jika buzzer diaktifkan oleh arus muatan yang tinggi, buzzer terus
berbunyi bip, tetapi tegangan uji diinjeksikan dengan benar; oleh
karena itu, hal ini tidak memengaruhi penilaian N-E dari KEW 4506.
(4) Injeksi tegangan uji berhenti, dan LED live hijau mati saat
melepaskan kabel deteksi tegangan.

7. Penggantian baterai
BAHAYA● Jangan mencoba mengganti baterai jika permukaan instrumenbasah.
● Jangan mengganti baterai saat instrumen sedang digunakan.
● Selalu tutup penutup kompartemen baterai sebelum mulai
menggunakan instrumen untuk mencegah sengatan listrik.

PERINGATAN● Matikan instrumen dan lepaskan penjepit injeksi tegangan uji dan
kabel deteksi tegangan saat membuka penutup kompartemenbaterai untuk mengganti baterai.

PERHATIAN● Merek dan jenis baterai harus sesuai.
Jangan pernah mencampur baterai baru dan lama.
● Pasang baterai dengan polaritas yang benar seperti yangditandai di dalam area kompartemen baterai.
● Keluarkan baterai jika instrumen akan disimpan dan tidak akan
digunakan dalam waktu lama.
Ketika tegangan baterai menjadi sangat rendah, LED power hijau mulai
berkedip. Untuk melakukan pengukuran lebih lanjut, ganti baterai
dengan yang baru. Ketika baterai benar-benar habis, instrumen akanmati secara otomatis.
Prosedur penggantian baterai:(1) Matikan KEW 8343.
(2) Kendurkan dua sekrup pengencang penutup kompartemenbaterai dan lepaskan penutupnya.
(3) Ganti keenam baterai dengan yang baru. Masukkan baterai baru
dengan memperhatikan polaritas yang benar. Disarankan
menggunakan baterai Alkaline ukuran AA (LR6).
(4) Pasang penutup, lalu kencangkan dengan sekrup.
Penutup kompartemen
電池baterai
Sekrupネジ

Gbr. 7-1

8. Spesifikasi
MODEL
Frek.
TRMS

Tegangan uji

Konsumsi arus
Rentang Suhu dan
Kelembapan(akurasi terjamin)
Suhu pengoperasian dan
Rentang kelembapan
Suhu Penyimpanan dan
Rentang kelembapan
Rentang masukan yangdiizinkan
Rentang masukan tegangansuplai yang efektif

Pengaruh arus muatan yangmengalir melalui saluran
netral (N)Lokasi untuk digunakan

Standar yang berlaku

Tegangan tertahan
Resistansi insulasi
Ukuran konduktor maks.
Dimensi

KEW 8343
Sekitar 1,8 kHz
Sekitar 20 mV rms
Sekitar 27 mA (@9,0 V)
23±5°C dengan 85%RH atau kurang(tidak ada kondensasi)-10 hingga 50°C dengan 85%RH atau kurang(tidak ada kondensasi)-20 hingga 60°C dengan 85%RH atau kurang(tidak ada kondensasi)
300 V rms AC (50 Hz/60 Hz) secara berkelanjutan
100 A AC (50 Hz/60 Hz) secara berkelanjutan
80 V rms hingga 250 V rms (50 Hz/60 Hz)
100 A AC
* Arus muatan maksimum mengalir melalui kabel netral(N) yang tidak memengaruhi penilaian KEW 4506 N-E.
* Jika arus muatan lebih dari 30 A mengalir melalui kabel
netral (N), malfungsi dari fungsi pemeriksaan terbuka
dapat terjadi dan buzzer terus berbunyi; namun,
tegangan uji diinjeksikan dengan benar.
KEW 4506 bisa menilai kabel N-E dengan benar.
Ketinggian 2000 m atau kurang, penggunaan di dalamruangan
IEC 61010-1, -031/ -2-032
CAT III 300 V Tingkat polusi 2,
IEC 61326-1(EMC),
IEC 63000 (RoHS)
3470 V rms AC (50/60 Hz)/5 dtk.
antara ujung kabel deteksi tegangan dan enklosur
50 ΜΩ atau lebih tinggi (@1000 V)
antara ujung kabel deteksi tegangan dan enklosur
Sekitar 24 mm

112(P) x 61 (L) x 42 (T) mm
Unit
Penjepit injeksitegangan uji 100 (P) x 60 (L) x 26 (T) mm

Panjang kabel
Kabel deteksi tegangan
Penjepit injeksi tegangan uji
Bobot
Aksesori

Sekitar 1,5 m
Sekitar 520 g
Klip buaya (MODEL 7157B)
Casing pembawa (MODEL 9096)
Baterai Alkalin ukuran AA x 6 pcs.
Panduan petunjuk

Distributor

Kyoritsu berhak mengubah spesifikasi atau desain yang dijelaskandalam panduan ini tanpa pemberitahuan dan tanpa kewajiban.

09‐22

92-2572