新型パウダーピペットINT800GR・INT810GR
粉体測定データ

株式会社イントロテック

パウダーピペットのご紹介※写真 INT800GＲパウダーピペット

・専用のフィルターチップを採用し、吸引・加圧による風量を利用したパウダーピペットです。
・一定量の小分け作業を行う際に楽に・効率的に・正確に行うピペットです。
・INT800GR 0.5ｍｇ～120ｍｇ INT810GR 120ｍｇから600ｍｇ用２機種ございます。
※（ラクトースでの秤量を基準にしております。）

・チップエジェクターにより 手に触れることなくチップの廃棄ができます。
・ピペット本体のアジャスターでチップ内のフィルターを移動させることで容量設定が可能です。
（初回に粉体の重量をお手持ちの電子天秤で測定し傘密度を調整を致します。）

・秤量精度約±5％（ラクトース秤量時）・使い捨てチップのためクロスコンタミの心配はありません。
☆製品規格外の特注対応また、自動化が可能です。お問い合わせ下さい。

パウダーピペットのご紹介※写真 INT800GＲパウダーピペット
INT800GRパウダーピペット￥474,000
内訳
INT801N パウダーピペット本体
INT850 コントローラー

INT800とINT810との違い
・INT800：0.5ｍｇ～120ｍｇ INT810：120ｍｇ～１ｇ

INT810GRパウダーピペット￥474,000
内訳
INT811N パウダーピペット本体
INT850 コントローラー

パウダーピペットのご紹介
コントローラー（INT800GR,INT810GR共通）①加圧0バルブ・空気吐出を行わない際にバルブを右に回すと加圧０になります。
②電源スイッチ
・ＯＮにすると吸引が始まります。

③吸引量,加圧量つまみ
数字式調節つまみ,空気の吸引量と加圧量を数字式で１(小）～１２(大）で調節可能です。
④吸引管、加圧管
吸引管に５μｍのフィルターを採用

パウダーピペットのご紹介
INT８０１N,INT８１１Nパウダーピペット本体（ノズル部）①吐出ボタン・吸引から加圧に切り換わります。吐出時に使用下さい。
②振動ボタン
・嵩密度調整、全量吐出時に使用します。
③チップエジェクター
・チップの取り外しの際に使用下さい。
④粉体調節つまみ
・つまみを回すとチップ内のフィルターが動き嵩密度の調整を行います。

パウダーピペットのご紹介
振動ユニット標準装備

・振動ユニットで吸引時に振動させ嵩密度を安定させ、チップ外壁の付着した粉を落とす。
サンプリング例）粉体にピペットチップを差し込んで円運動したり、円運動しながら振動ボタンを押して嵩を作ったり、円運動し、サンプル上で振動させ嵩を作ったりサンプルの特性により、チップ内にサンプルをロスすることなく、嵩を作ることが、再現性を維持する秘訣です。
・吐出時に振動させ加圧することでチップ内の残る粉も軽減されます。
・加圧０バルブで加圧０の状態にし、振動吐出することで小さな容器またカプセル充填作業に利用可能です。
（振動のみの吐出の際でも吐出ボタンを押しながら振動ボタンを押して下さい。）

パウダーピペットのご紹介
ピペット先端2重管

吸引※写真 INT810GRパウダーピペット

風量調節：吸引量と加圧量を数字式で１(小）～１２(大）で調節可能です。
基本仕様
・加圧と吸引が2系統 ：2重管を採用（コンタミ対策）
・使い捨てチップのためクロスコンタミの心配はありません。
・秤量精度約±5％（ラクトース秤量時）

加圧

パウダーピペットの操作説明《校正手順》※同じサンプルであれば2回目以降は必要なし

フィルターの位置までサンプルを吸引加圧に切り替
えて吐出
パウダーピペット電源を入れチップを装着しサンプルを吸引する。
（電源を入れた際に吸引しております。）「粉体調節つまみ」を回して、目的のサンプル重量になるようにフィルター位置を調整する。
加圧ボタンを押して吐出します。
天秤上で、重量を測定フィルターの位置目盛を記憶いただければ次回より、同一条件のサンプル小分け作業が可能です。

フィルター位置の戻し方 微調整の仕方
ピペット中央の粉体調節つまみを戻す。
チップの先端から、戻し棒でフィルターを逆に戻す。（粉体調節つまみで戻した分を戻す。）

パウダーピペットの操作説明
粉体の特性によってサンプリングの操作,吐出の操作を変えて最適な条件設定を行います。
吐出サンプリングサンプリング パターン例）
パターン１．円運動し、小刻みに振動させながら吸引し嵩密度調整（粒子径大に効果的）
パターン２．円運動し吸引後、振動させてチップ壁のサンプルを落とし、嵩密度を作ります。（数回繰り返す）

パターン３．円運動しながら振動させず吸引，サンプルの瓶の壁で擦切を行い嵩密度を作ります。

吸引時、玉になってしまう粉体，複数種類混合粉体に効果的・振動させながら加圧ボタンを押してチップ内のサンプルを落とす。

・サンプル瓶の壁を利用して振動ボタンを押しながら加圧ボタンを押してチップ内のサンプルを落とす。

パウダーピペットのご紹介
使用上の注意・パウダーピペットでの高活性物質の取り扱い、及び、ポンプの設置場所については研究所内の規約に述べられている環境でご使用下さい。
・静電気除去装置下でのご使用をお勧めいたします。
・専用チップには孔径20μｍ～40μmフィルターの採用
また、吸引管のコントローラー部に5μｍのフィルターを採用しております。
非常に微細な粉体を分取する場合、ごく稀に通過してしまうことがあります。

※デモ機がございますのでご希望の方お問い合わせ下さい。

☆製品規格外の特注対応また、自動化が可能です。お問い合わせ下さい。
自動濃度計算機能対応 粉体・HPLC分析前処理システム INT1000シリーズ

価格表※2023年1月

型番

製品名

分取量金額(税抜)

INT800GR

パウダーピペット0.5ｍｇ～120mg（風量調節可能）¥474,000

INT810GR

パウダーピペット120mg～1g（風量調節可能）¥474,000

価格表◆専用フィルターチップ※2019年4月
INT800シリーズ用

型番

製品名

内容

INT800-12

10mgチップ（0.5mg～10ｍｇ）

96本/ラック×２

チップ先端外径Φ2.2ｍｍ（10mg用）

60mg用チップ（20ｍｇ～60ｍｇ）

204本/ラック×1

チップ先端外径Φ3ｍｍ（100mg用）

100mg用チップ（10ｍｇ～100ｍｇ）

96本/ラック×２

チップ先端外径Φ5ｍｍ（100mg用）

120mg用チップ（80ｍｇ～120ｍｇ）

204本/ラック×1

チップ先端外径Φ2.5mm（120mg用）

INT800-13
INT800-14
INT800-16

金額(税抜) 備考¥25,000 INT800シリーズ用¥40,000 INT800シリーズ用¥25,000 INT800シリーズ用¥40,000 INT800シリーズ用

INT810シリーズ用
INT810-12

INT810-13
INT810-18
INT840-10150mg用チップ（100ｍｇ～150ｍｇ）

96本/ラック×２

チップ先端外径Φ5.5ｍｍ（150mg用）

250mg用チップ（150ｍｇ～250ｍｇ）

96本/ラック×２

チップ先端外径Φ5ｍｍ（250mg用）

600ｍｇ用チップ （250mg～600ｍｇ）

96本/ラック×２

チップ先端外径Φ5.5ｍｍ（装着用アダプター付）（600mg用）

1ｇ用チップ アダプター

お問い合わせ¥50,000 INT810シリーズ用¥50,000 INT810シリーズ用¥42,000 INT810シリーズ用
INT810シリーズ用

パウダーピペット測定データ①
資料名 INT800R パウダーピペット（１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 αアルミナ（研磨用 粒子径：０．５μｍ）
吸引：１２加圧：９
測定者
株式会社イントロテック10ｍｇ用チップ再現性試験
10ｍｇ用チップ傘密度最少再現性試験 100ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.01584
10.00320
10.16742
20.01629
20.00324
20.15943
30.01670
30.00316
30.16482
40.01596
40.00328
40.16271
50.01685
50.00302
50.16328
60.01631
60.00298
60.16628
70.01678
70.00312
70.16793
80.01625
80.00302
80.15959
90.01600
90.00302
90.16584
100.01649
100.00308
100.16422
最大値0.01685
最大値0.00328
最大値
0.16793
最小値
0.01584
最小値
0.00298
最小値
0.15943
平均値
0.01635
平均値
0.00311平均値
0.16415
標準偏差0.000353838
標準偏差0.000104648
標準偏差0.002958018
CV[%]
2.16%
CV[%]
3.36%
CV[%]
1.80%
③１０ｍｇチップを使用し、吸引後振動ボタンを押し傘密度を作り、更に粉を吸引し瓶壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

※１０ｍｇチップの秤量は、９６ウエルプレートの１ウエルを容器に繰り返し秤量、吹き上がりの影響なし

パウダーピペット測定データ②
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 コハク酸ナトリウム測定機器 S社電子天秤
測定試料 コハク酸ナトリウム吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.01263
10.12760
10.17442
10.30258
20.01225
20.12806
20.17607
20.30402
30.0121430.12746
30.17769
30.30260
40.01262
40.12845
40.17652
40.30174
50.0120650.12853
50.17714
50.30549
60.0125160.12853
60.17650
60.29972
70.01268
70.12626
70.17769
70.30263
80.01250
80.12535
80.17732
80.3014390.01247
90.12845
90.17676
90.30103
100.01232
100.12627
100.17716
100.30736
最大値
0.01268
最大値
0.12853
最大値
0.17769
最大値
0.30736
最小値
0.01206
最小値
0.12535
最小値
0.17442
最小値
0.29972
平均値
0.01242
平均値
0.12750
平均値
0.17673
平均値
0.30286
標準偏差0.00021488
標準偏差 0.001151079
標準偏差 0.000966886
標準偏差 0.002241507
CV[%]
1.73%
CV[%]
0.90%
CV[%]
0.55%
CV[%]
0.74%
①吸引でサンプリングを行い、容器の壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。①吸引でサンプリングを行い、容器の壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ③
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 硫酸ナトリウム測定機器 S社電子天秤
測定試料 硫酸ナトリウム吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
30ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
200ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.02073
10.23522
10.32064
10.57336
20.02092
20.23471
20.32650
20.57685
30.02116
30.22835
30.33137
30.56768
40.02188
40.23055
40.33101
40.59208
50.0210850.22907
50.33057
50.57530
60.02150
60.23040
60.32634
60.57329
70.02137
70.23348
70.32027
70.58050
80.02121
80.23145
80.32530
80.56752
90.02028
90.23350
90.32792
90.57490
100.02094
100.22955
100.31688
100.57200
最大値
0.02188
最大値
0.23522
最大値
0.33137
最大値
0.59208
最小値
0.02028
最小値
0.22835
最小値
0.31688
最小値
0.56752平均値
0.02111平均値
0.23163
平均値
0.32568
平均値
0.57535
標準偏差 0.000437697
標準偏差 0.002441875
標準偏差 0.004978585
標準偏差 0.007058756
CV[%]
2.07%
CV[%]
1.05%
CV[%]
1.53%
CV[%]
1.23%
①吸引でサンプリングを行い、容器の壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。①吸引でサンプリングを行い、容器の壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ④
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 尿素
S社電子天秤
測定試料 尿素
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.01050
10.10970
10.15563
10.26076
20.01117
20.11061
20.1524120.25783
30.01116
30.1121830.15122
30.26060
40.01160
40.10963
40.15440
40.26086
50.01023
50.10982
50.15426
50.26327
60.0110960.1121460.15666
60.26238
70.01030
70.10930
70.15150
70.26565
80.01060
80.1110580.15366
80.26158
90.01095
90.11143
90.15524
90.25872
100.01064
100.11088
100.15400
100.26471
最大値
0.01160
最大値
0.11218
最大値
0.15666
最大値
0.26565
最小値
0.01023
最小値
0.10930
最小値
0.15122
最小値
0.25783
平均値
0.01082
平均値
0.11067
平均値
0.15390平均値
0.26164
標準偏差 0.000439424
標準偏差 0.001045224
標準偏差 0.001764331
標準偏差 0.002454471
CV[%]
4.06%
CV[%]
0.94%
CV[%]
1.15%
CV[%]
0.94%
①吸引でサンプリングを行い、容器の壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。①吸引でサンプリングを行い、容器の壁で擦切りを行い吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ⑤
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 D-マンニトール
測定機器 S社電子天秤
測定試料 D-マンニトール
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
30ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
200ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.01120
10.12689
10.17350
10.28684
20.01134
20.12896
20.17441
20.28594
30.01173
30.12816
30.17606
30.28791
40.0112140.12910
40.17495
40.28615
50.0113050.12866
50.17200
50.28695
60.01158
60.12876
60.17343
60.28920
70.01169
70.13022
70.17625
70.29030
80.0112580.1300580.17200
8
0.29146
90.01166
90.12835
90.17643
90.29048
100.01111
100.12960
100.17370
100.29291
最大値
0.01173
最大値
0.13022
最大値
0.17643
最大値
0.29291
最小値
0.01111
最小値
0.12689
最小値
0.17200
最小値
0.28594
平均値
0.01141
平均値
0.12888
平均値
0.17427
平均値
0.28881
標準偏差0.00023305
標準偏差 0.000975229
標準偏差 0.001639824
標準偏差 0.002414227
CV[%]
2.04%
CV[%]
0.76%
CV[%]
0.94%
CV[%]
0.84%
②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。 ②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ⑥
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 ラウリル硫酸ナトリウム測定機器 S社電子天秤
測定試料 ラウリル硫酸ナトリウム吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.00787
10.0912910.12351
10.20222
20.00812
20.09200
20.12155
20.20103
30.00794
30.0925130.12351
30.19897
40.00795
40.0920340.12050
40.20380
50.00828
50.0930350.12451
50.2029060.00788
60.09069
60.12617
60.20468
70.008047
0.0915470.12385
70.20161
80.0081080.09254
80.1252880.2026490.00814
90.09065
90.12252
90.20077
100.00841100.09250
100.12423
100.20585
最大値
0.00841
最大値
0.09303
最大値
0.12617
最大値
0.20585
最小値
0.00787
最小値
0.09065
最小値
0.12050
最小値
0.19897
平均値
0.00807
平均値
0.09188
平均値
0.12356
平均値
0.20245
標準偏差 0.000175186
標準偏差 0.000814382
標準偏差 0.001689714
標準偏差 0.002008361
CV[%]
2.17%
CV[%]
0.89%
CV[%]
1.37%
CV[%]
0.99%
②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。 ②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ⑦
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 ステアリン酸マグネシウム 測定機器 S社電子天秤
測定試料 ステアリン酸マグネシウム
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.00563
10.0124110.08404
10.13980
20.00548
20.01232
20.08606
20.14329
30.00565
30.01237
30.08630
30.14040
40.00551
40.01219
40.08690
40.14180
50.00569
50.01201
50.08710
50.14380
60.00583
60.01238
60.08742
60.14361
70.00563
70.01212
70.08625
70.14246
80.00587
80.0121280.08620
80.14202
90.00573
90.01224
90.08702
90.14266
100.00579
100.01240
100.08623
100.14129
最大値
0.00587
最大値
0.01241
最大値
0.08742
最大値
0.14380
最小値
0.00548
最小値
0.01201
最小値
0.08404
最小値
0.13980
平均値
0.00568
平均値
0.01226
平均値
0.08635
平均値
0.14211
標準偏差 0.000128275
標準偏差 0.000141044
標準偏差 0.000938578
標準偏差 0.001331674
CV[%]
2.26%
CV[%]
1.15%
CV[%]
1.09%
CV[%]
0.94%
②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。 ②200ｍｇ：吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ⑧
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 軟質無水ケイ酸
測定機器 S社電子天秤
測定試料 軟質無水ケイ酸
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.00103
10.0121010.01740
10.02906
20.0011020.01188
20.01750
20.02880
30.0010430.01222
30.0181030.02890
40.0010640.01206
40.01761
40.02888
50.0010550.0122050.01791
50.02992
60.0010560.01210
60.01743
60.02866
70.00103
70.01229
70.01770
70.02893
80.0010580.01211
80.01724
80.02918
90.0010990.01203
90.01705
90.02864
100.00106
100.01200
100.01761
100.02847
最大値
0.00110
最大値
0.01229
最大値
0.01810最大値
0.02992
最小値
0.00103
最小値
0.01188
最小値
0.01705
最小値
0.02847
平均値
0.00106
平均値
0.01210平均値
0.01756
平均値
0.02894
標準偏差 0.000023190
標準偏差 0.000118082
標準偏差 0.000306784
標準偏差 0.000400893
CV[%]
2.20%
CV[%]
0.98%
CV[%]
1.75%
CV[%]
1.39%
②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ⑨
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム 測定機器 S社電子天秤
測定試料 N-アシル-L-グルタミン酸ナトリウム吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.00465
10.05073
10.06708
10.11795
20.00471
20.05462
20.06738
20.11413
30.00489
30.05004
30.06718
30.11366
40.00456
40.05000
40.06681
40.11476
50.00488
50.05036
50.06672
50.11437
60.00482
60.05219
60.06645
60.11770
70.00451
70.0512570.06830
70.11428
80.00473
80.05075
80.06645
80.11260
90.00465
90.05065
90.06824
90.11404
100.00475
100.05030
100.06730
100.11309
最大値
0.00489
最大値
0.05462
最大値
0.06830
最大値
0.11795
最小値
0.00451
最小値
0.05000
最小値
0.06645
最小値
0.11260
平均値
0.00472
平均値
0.05109
平均値
0.06719
平均値
0.11466
標準偏差 0.000126864
標準偏差 0.001397732
標準偏差 0.000654513
標準偏差0.00178506
CV[%]2.69%
CV[%]
2.74%
CV[%]
0.97%
CV[%]
1.56%
②吸引時振動ボタンを押しながらサンプリングを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。 ③吸引後チップ壁の粉を振動で落とし、容器の壁で擦切りを行い、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。

パウダーピペット測定データ⑩
資料名 INT800R パウダーピペット （１０ｍｇ,３０ｍｇ用）
資料名 INT810R パウダーピペット （100ｍｇ,200ｍｇ用）
測定機器 S社電子天秤
測定試料 カーボン系粉末(2種混合） 測定機器 S社電子天秤
測定試料 カーボン系粉末(2種混合）
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
吸引：１２加圧：９測定者 株式会社イントロテック
10ｍｇ用チップ再現性試験
100ｍｇ用チップ再現性試験
150ｍｇ用チップ再現性試験
250ｍｇ用チップ再現性試験
測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]測定回目 結果重量[g]10.00580
10.06309
10.08383
10.13377
20.00569
20.06083
20.08688
20.13026
30.00547
30.06091
30.0839030.13073
40.00556
40.06005
40.0832940.13053
50.00565
50.06239
50.08255
50.13094
60.00575
60.06394
60.0859660.1298470.00566
70.06163
70.0875570.1293380.00570
80.0616380.0844980.13050
90.00565
90.05900
90.08507
90.12990
100.00563
100.05963
100.08354100.12913
最大値
0.00580
最大値
0.06394
最大値
0.08755
最大値
0.13377
最小値
0.00547
最小値
0.05900
最小値
0.08255
最小値
0.12913
平均値
0.00566
平均値
0.06131平均値
0.08471
平均値
0.13049
標準偏差 0.000092640
標準偏差 0.001548942
標準偏差 0.001632865
標準偏差 0.001292663
CV[%]
1.64%
CV[%]
2.53%
CV[%]
1.93%
CV[%]
0.99%
④吸引でサンプリングを行い振動ボタンで嵩密度調整、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。④吸引でサンプリングを行い振動ボタンで嵩密度調整、吐出ボタンと振動ボタンを押して粉を全量落とす。