多機能渦電流式デジタル膜厚計
ＣＴＲ－１５００Ｅ
取 扱 説 明 書

注 意
● お使いになる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
● 取扱説明書は必ず大切に保管し、常に参照して下さい。

２００３年 ５月 改版

目 次
ご使 用の前にお確かめください･････････････････････････････････････････････１
特に注意していただきたいこと･････････････････････････････････１
特長･････････････････････････････････････････････････････････２
用途･････････････････････････････････････････････････････････２
主な仕様･････････････････････････････････････････････････････２
各部の名称・機能 ････････････････････････････････････････････３

基本 操作
ブロックテーブルの設定･･･････････････････････････････････････６
検量線テーブルの設定･････････････････････････････････････････９測定･･･････････････････････････････････････････････････････１２
プリントアウト･････････････････････････････････････････････１５広範 な活用
検索・変更 ････････････････････････････････････････････････１７
初期設定･･･････････････････････････････････････････････････１９
データ転送 (ファイル転送モード)････････････････････････････２０
リアルタイム送信･･･････････････････････････････････････････２２
消去･･･････････････････････････････････････････････････････２３
リセットの方法･････････････････････････････････････････････２４

メン テナンス
プリンタ用紙の交換･････････････････････････････････････････２５電池の交換･････････････････････････････････････････････････２５
故障かな？と思う前に･･･････････････････････････････････････２６

お確かめください■ 本体と付属品、添付品（注）：文中では「標準板」と略称します。

特に注意していただきたいこと
●
●
●
●
●
●

大切な測定データは測定後、必ずプリントアウトするか、パソコンなどにデータ転送してデータのバックアップを取ってください。
測定中は結露、水ぬれ、ホコリ、高熱、振動を避けてください。
プローブは磁極を傷つけないよう、ていねいにお取扱いください。
保管は高温多湿をさけ、ホコリのない場所にしてください。
長期間使用しない場合は電池をはずしてください。
測定精度を保つために、１年に一度は定期点検に出してください。

● メモリバックアップ用内蔵リチウム電池の寿命は３年です。お買上後３年目には、必ず販売店または最寄りの当社営業所まで電池交換にお出しください。
（※内蔵電池が切れると、全てのメモリ内容が失われますので、ご注意ください。
）

-1-

特長
● 10,000 点の大容量メモリ････････････････ メモリ機能で測定、記録作業が１人でＯＫ。
● 0～1,000μｍのワイドレンジ････････････ 塗装からライニングまで幅広く対応。
● ブロック名登録････････････････････････ 10,000 点のメモリは最大 99 のブロックに分割できます。
各ブロックには英数 10 文字までの名前をつけて登録できます。
● 検量線登録数 10 本･････････････････････ 鉄素地の材質・形状・厚みなどによって変化する検量線（素地特性カーブ）を 10 種まで登録可能。
● 上下限値設定機能･･････････････････････ 測定膜厚の基準を上下限値（上限値、下限値のいずれか一方でも可）(アラーム機能)で設定して合否を判定。アラーム音と過不足値の表示で知らせます。
● 多彩な統計、グラフ化機能･･････････････ 測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差の統計計算結果とヒストグラム、塗りムラグラフのプリントが可能です。
● プリンタ内蔵･･････････････････････････ 多彩な統計計算機能の結果を出力する２４桁プリンタを内蔵。
● RS-232C 出力･･････････････････････････ 測定データは内蔵のＲＳ－２３２Ｃインターフェイスによりパソコンへのデータ転送が可能。

用途
鉄以外の金属（アルミ、アルミ合金、銅など）やオーステナイト系ステンレス（磁性のないステンレス）に表面処理された絶縁性皮膜（アルマイト、塗装、メッキなど）の膜厚を非破壊で測定。
１）陽極酸化皮膜
アルミサッシ、台所用品、家電製品などに施されたアルマイト皮膜の厚さ測定。
２）各種塗装アルミ、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなどに施工された塗装皮膜の厚さ測定。

３）ライニング４）樹脂フィルム

各種機器、部品、化学プラントなどに施されたライニング皮膜の厚さ測定。
アルミ板をベースにフィルム、紙などの厚さ測定。

主な仕様
高周波電界によって金属表面に誘起される渦電流の大きさと、表面皮膜の厚さとの電気的相関性を利用して、非鉄金属素地に表面処理された絶縁性皮膜の厚さを非破壊で測定します。

測定原理

高周波発振器から供給される高周波電流をコイルに流し、金属を近づけると強く流れ、離すと弱く流れます。
この原理を利用して非鉄金属素地上の絶縁性皮膜の膜厚(Ｄ)を測定します。

測定範囲

0～1000μｍまたは０～39 mil（切替可）

表示分解能

0 ～ 200μｍ：0.1μｍまたは 1μｍ（切替可）、 200 ～ 1000μｍ：1μｍ

測定精度

均一面に対して±１μｍまたは指示値の±２％

表示方式

LCD デジタル、１６字×４行、英数、カナ、記号、ＥＬバックライト付

プローブ

1 点定圧接触式、 Ｖカット付き、 φ11×55 ㎜

統計機能

測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差、ヒストグラム、塗りムラグラフ

プリンタ

感熱式２４桁、紙幅：５８㎜

電源

DC 単 3 乾電池×８本（プリンタ未使用時は４本）、オートパワーオフ機能（約７分）
AC100V 50／60Hz（AC アダプタ使用）

寸法・重量

103(W)×41(H)×228(D)mm、約 720ｇ（電池重量を含む）

付

標準厚板、テスト用ゼロ板、AC アダプタ、プリンタロール紙、キャリングケースほか

属

品

-2-

各部の名称・機能-3-

各部の名称・機能①ＰＯＷＥＲ ＯＦＦキー

電源を手動でＯＦＦにします。
キーロック状態を解除します。

②ＰＯＷＥＲ ＯＮキー

電源を ON にします。
［０］(ゼロ) を押しながら、［ON］を押し、そのまま［０］のみを
３～４秒間押し続けると検量線・ブロック・測定値のすべてのメモリがクリアされ、リセットされます。

③ペーパーフィードキー

プリンタを１行空送りします。押し続けると空送りを続けます。
新しいプリンタ用紙を挿入するときにも使用します。

④プリンタＯＮ ＯＦＦキー［メモリ測定］時や［テスト］時の同時プリントの［ＯＮ］［ＯＦＦ］
を選択します。

⑤検量線キー［検量線テーブル］の画面を呼び出します。

⑥ブロックキー［ブロックテーブル］の画面を呼び出します。

⑦ストップメニューキー

メインメニューキーにもどる時に使用します。

⑧カーソル キー

［検量線リスト］［ブロックリスト］の選択や入力／変更画面内でのカーソル移動、検索／変更画面での測定値サーチに使用します。

⑨もどるキー

各画面の１つ前の画面に戻ります⑩カーソル キー

［検量線リスト］［ブロックリスト］の選択や入力／変更画面内でのカーソル移動、検索／変更画面での測定値サーチに使用します。

⑪リターンキー

各キー入力項目の確定や［ＯＫ？］に対する実行キーとして使用します。
画面中はＣＲ(Carriage Return) でキーガイドされています。

⑫基準値キー

検量線の設定／入力中にゼロ板・標準板にプローブを当てながら、プローブの信号をそれぞれ検量線の基準値として取り込む時に使用します。

⑬クリアキー

測定時にデータをクリアする時に使います。検量線名、リストなどの入力途中ミス、変更などにも使います。

⑭ゼロキー・フルスケールキー

テスト測定モードの時、検量線を簡易修正(ゼロ・フルスケール修正) するのに使用します。

⑮数字･アルファベットキー

画面右上に［Ｎ］表示のある時に数字キーとして働きます。
画面右上に［Ａ］表示のある時にアルファベットキーとして働きます。
キーを押すとＡ→Ｂ→Ｃ→Ａ→Ｂ･･･と表示が変わります。
同じキー内の文字を続けて入力する時は、［⑯アルファベット切替キー］キーを使用します。

名称入力画面で数字入力とアルファベット入力を切り替えます。
キーを押すたびに画面右上の［Ａ］［Ｎ］表示が変わります。

⑰カーソル

キー

名称の入力／訂正画面でカーソルを左に移動させるのに使用します。

⑱カーソル

キー

名称の入力／訂正画面でカーソルを右に移動させるのに使用します。

⑲ＬＣＤ表示部

データ等を表示します。

⑳プリンタカバー

プリンタ用紙を交換する場合、プリンタカバーの矢印部分を軽く押しながら矢印の方向に開きます。
-4-

各部の名称・機能

ＡＣアダプタコネクタ

ＲＳ－２３２Ｃコネクタ

差し

幅の広い突起を上側にしてカチッと音がするまで差し込みます。

奥まで差し込んで矢印を下側にして奥まで

込

ください。

差し込んでください。

み
引
き
抜
き

-5-

Ａ の後ろに引き、そのまま静か
金属部分○に引き抜きます。
※コードを引っ張らないでください。

ブロックテーブルの設定■ ＣＴＲ-1500E は、測定値メモリをブロック／セクション／ポイントという構造で管理しています。
● ブロック／セクション／ポイントは以下の関係になっています。
ブロック数は０１から９９までの
９９個のブロック設定テーブルがあります。
セクション数は設定ポイント数が終わる毎に自動的に次のセクションに移ります。セクション数はメモリ許容量まで増えます。

ポイント数は１から９９の間でブロック毎に設定できます。

●ブロック／セクション／ポイントを説明します。
ポイント● １回の測定が１ポイントです。
● 何回の測定で１セクションとするか、ブロック毎に１ポイントから９９
ポイントまで自由に設定できます。
● ポイント設定は、ブロックテーブルの変更／新規画面で行います。
B>B:BLOCK-1 :A
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01

１～９９でポイントを入力

セクション ● ポイントの集まりがセクションです。３ポイント設定なら、測定３ポイントで１セクション、５ポイント設定なら、測定５ポイントで１セクションです。
● ５ポイント設定の例を示します。
M>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:0001
ﾎﾟｲﾝﾄ:01/05
200μm

ブロック

測定が５点終了後(05/05)
セクションが自動的に１繰り上がり、
0002 になります。

● １セクションの測定が終わるごとに平均値がメモリされ、プリンタ出力時に出力されます。
● ポイント／セクションからできている測定値の大きなグループです。
● ０１～９９までの９９個のブロック設定用テーブルがあります。
● 各ブロックに英数字１０文字まで名前を登録でき、測定場所、部分などによってメモリを分類できます。
B>ﾌﾞﾛｯｸﾘﾄ>01:DOOR-L1
02:DOOR-R2
03:FENDER-L3-6-

ブロックテーブルの設定
ブロックテーブル(ブロック条件入力画面) にメモリ測定時の測定条件、
ブロック名
日付
上下限値
ポイント数
を設定します。
■ ご購入時（該当ブロックに設定データが無い場合）
画

面

操作の目的

キ ー 操 作

備

考

電源ＯＮ

M>
ﾌﾞﾛｯｸ
ｾﾝﾀｸ/ｾｯﾃｲ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲ

ブロックテーブルに各種条件が設定されていない場合、この画面から始まります。

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ
>01:
02:
03:

ブロックテーブル選択

●

、

で番号

(01～99)を選びます。

● 8 ページに続く■ 設定データがある場合
画

面

操作の目的

キ ー 操 作

備

考

電源ＯＮ

ブロックリスト表示

最後に測定等を行ったブロックが>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01
OK?

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ>01:BLOCK-1
02:BLOCK-2
03:

表示されます。

ブロックテーブル選択

●

、

で番号

(01～99)を選びます。

● 8 ページに続く-7-

ブロックテーブルの設定
■

共通の操作
画

面

操作の目的

キ ー 操 作

ブロックテーブルに設
B>B:
CR: ｻﾝｼｮｳ/ｶｸﾆﾝ
1: ﾍﾝｺｳ/ｼﾝｷ

備考［ＣＲ］: ブロックテーブルの内容の定条件を入力参照／確認だけの時。

(または、条件の変更)

ＣＲを選択するにはキーを押します。

B>B::A
ﾋﾂﾞｹ:000000
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01

ブロック名の入力～

キーは押す毎に(英数１０文字まで)のように表示を変えられます。

または同じキー内のアルファベットを～、続けて入力する場合はキーでカーソルを送ります。
数字入力をする場合

キーを押して数字入力にします。(画面右上：Ｎに変わる)
もう一度

キーを押せば英字入力になります。
B>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:000000
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01

日付の入力

下限値・上限値の入力
B>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01(上下限値の入力は、～～左側が下限値、右側が上限値です。
下限値・上限値を設定すると測定値が上下限値を超えた場合、アラーム

省略することができ音(ピピピピピ音)が鳴り、過不足値
が画面に表示され、プリンタにも～

B>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01
OK?

手動入力のみです。

キーでスキップしてます。)

B>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01

内蔵時計は装備していません。

ポイント数の入力(１～９９で設定)～出力されます。

１セクション内のポイント数を入力します。(６ページ参照)

ブロックテーブル設定

設定を修正したい場合修正場所

の確認

に

、

、

、

キー

で移動させ、修正してください。
登録済のブロックも同様です。

設定終了● 10 ページの検量線の設定 ● 13 ページの測定 に続く-8-

検量線テーブルの設定■用意するもの名 称①ゼ ロ 板内容備

考

測定対象物の素地と①材質、②厚さ、③形状が同じもの

素地の材質、厚さ、形状が複数ある場合は、をゼロ板といいます。

おのおのゼロ板を用意してください。

たとえば、丸パイプを測定する場合、ゼロ板も同径の丸10 種までの検量線（素地特性）がメモリパイプとしてください。

可能です。
※

詳しくは、下記のゼロ板の選び方 をご参照ください。
0～1,000μｍの範囲を高精度に測定の場合は4枚の標準標準板は ①５０μｍ付近板を使用してください。

②

１００μｍ付近

ただし、高い精度を要求しない場合は膜厚付近の③５００μｍ付近

標準板１枚（又は 2､3 枚）でも構いません。

④１,０００μｍ付近の４枚を付属しています。

②標 準 板

ただし、種類、枚数に変更のある場合が厚さはラベルで表示あります。
※追加で他の厚さの標準板が必要な場合、別売の標準板をお求めください。
プローブコネクタを本体のプローブコネクタ(受口) に

プローブの中央部分を持ってカチッと音がするまで差し込んでください。

表面に垂直に静かに押し下げて

③プローブ

ください。

※ゼロ板の選び方
測定対象物の素地（同種、同厚、同形状）を用意します。
付属している“テスト用ゼロ板”〔材質：アルミニウム 1050〕は本器の動作チェック用です。
測定対象物の素地を用意してください。

ゼロ板の選択基準は次の通りです。
・同 種･･･････････測定対象物の素地と同材質のものを使用してください。
・同 厚･･･････････測定対象物の素地とできるだけ同じ厚さのものを使用してください。
・同 形 状････････測定対象物の素地と同形状（パイプ径、曲率、幾何学的形状など）のものを使用してください。
・大 き さ････････プローブが余裕を持って操作できるものを使用してください。
・表 面 状 態 ････表面はできるだけ平滑で、表面処理（酸化皮膜など）のされていないもの、又、錆や汚れは取り除いてください。

■注 意①検量線の精度をより高めるため、電源をＯＮにして１０～１５分（注）たってから検量線入力を行ってください。
（注）オートパワーオフ機能により約７分で電源ＯＦＦになります。
この場合、電源スイッチを再度ＯＮして充分にウォーミングアップを行います。
②出荷時に参考検量線として、Ｎｏ.「０」にアルミニウム 1050（付属のゼロ板）の検量線が入力されています。
No.「０」も書き換え／消去が可能です。
③新しく検量線を入力した場合でもブロックを変更しない時は元のブロックテーブルでの測定となります。

-9-

検量線テーブルの設定
検量線テーブル入力画面で・ 検量線の名前
・ 検量線の作成に使用する各標準板の厚さ
・ ゼロ点および各標準板を測定した時の基準値の入力を行います。
●８ページのブロックテーブルの設定から続く

画

面

M>B:BLOCK-1
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:01
OK?

操作の目的

キ ー 操 作検量線の設定備考ブロックテーブル設定画面、測定画面
いずれでもキーを押せば、検量

線テーブルの設定画面になります。
①新しい検量線の作成②検量線データの変更③別の検量線への切替
いずれの場合もキーを押してください。

K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ
>1:
2:
3:

K>K:
CR:ｻﾝｼｮｳ/ｶｸﾆﾝ
1:ﾍﾝｺｳ/ｼﾝｷ

検量線テーブル選択

、

キーで番号

を選びます。

設定条件の入力を選択［ＣＲ］:

検量線テーブルの内容の参照／確認だけの時。
ＣＲを選択するにはキーを押します。

検量線名の入力
K>K:
:A
ZERO:
μm
1:0000 3:0000
2:0000 4:0000(英数８字まで)

K>K:SUS303
:N
ZERO:
μm
1:0000 3:0000
2:0000 4:0000

各標準板厚さの入力～

英字と数字はキーで切り換え

ます。
または
～

(例)
1：0050～
数値入力ごとに

2：01003：05004：1000-10-

薄い方から順に入力します。
入力できる標準板は１枚～４枚まで。

検量線テーブルの設定● 13 ページのテスト測定モードへ続く
画

面

操作の目的

キ ー 操 作

ゼロ点入力
K>K:SUS303
:N
ZERO:
μm
1:0050 3:0500
2:0100 4:1000

備考

ゼロ板の上にプローブを押し当てます。
プローブを押し当て
ＬＣＤ上の［ＯＫ］確認
後数回押す← プローブプローブを当てる場所を
K>K:SUS303:N
ZERO:OKμm
1:0050 3:0500
2:0100 4:1000← ゼロ板

変えＬＣＤ上の［ＯＫ］確
認後

数回押す

この操作を数回繰返す

キーを押すと＊マークを表示
し、ゼロ点入力が完了。

プローブを離した後でキーは押さないでください。

キーを押す
標準板１：の基準値入力
K>K:SUS303:N
ZERO:*
μm
1:0050 3:0500
2:0100 4:1000(例)
1：0050１：に入力した標準板をゼロ板の上プローブを押し当てにのせ、プローブを押し当てます。

ＬＣＤ上の［ＯＫ］確認
後数回押す← プローブプローブを当てる場所を変えＬＣＤ上の［ＯＫ］

K>K:SUS303:N
ZERO:*
μm
1:0050 OK 3:0500
2:01004:1000

確認後数回押す

プローブを離した後でキーを押す
標準板２：以下の

K>K:SUS303:N
ZERO:*
μm
1:0050 * 3:0500
2:0100 OK 4:1000

基準値入力
(例)
3：05004：1000

プローブを押し当て
後に基準値入力が有る場合

K>K:SUS303:N
ZERO:*
μm
1:0050* 3:0500*
2:0100* 4:1000*

M>B:BLOCK-1
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:05
OK?

した標準板をゼロ板の上にのせ、プローブを押し当てます。

数回押す

プローブを当てる場所を変えＬＣＤ上の［ＯＫ］
確認後

1:
2:
3:
4:

し、５０μｍの入力完了。
１：と同様に２：、３：、４：に入力

ＬＣＤ上の［ＯＫ］確認

2：0100← 標準板← ゼロ板
キーを押すと＊マークを表示

数回押す

プローブを離した後でキーを押す

２：、３：、４：に標準板の設定を

以上を２：、３：、４：

行っていない場合は基準値入力を行について繰返すわずにください。

テスト測定モードへ-11-

キーでそれぞれ送って測 定■ 用意するもの
検量線テーブル設定と同様、下記の３点を用意して下さい。
① ゼロ板

②標準板

③プローブ

■ プローブの使い方
正しい使い方プローブの中央部分を持って対象物の表面に垂直に静かに押し下げてください。
「ピッ」という音がして測定値が表示されます。
音がしない場合、４～５㎝離してから再度測定して下さい。

誤った使い方斜めに押し当てないで押し当てたまま、横方向に あまりゆっくり押しください。

ずらさないでください。

当てないでください。

正確に測定できません。

プローブと測定物の測定誤差を大きくする

両方に傷がつきます。

原因になります。

■テスト測定モード・メモリ測定モード・キーロックモード

テスト測定モード

名称

表

示
測定値

内

容

測定値は表示されますが、メモリはされません。

メモリ測定モード

M>ﾃｽﾄ: XXXXμm P
KNO.0:SUS-430
FS.:2000μm
ｱｷﾒﾓﾘ:10000 OK?
M>B:BLOCK-1
P
ｾｸｼｮﾝ:00000
ﾎﾟｲﾝﾄ:00/03
XXXXμm ±YYYY

測定値 過不足値

考

キーでプリンタをＯＮすると測定値を同時プリントできます。

検量線の簡易修正を行うゼロ・フル
スケール修正を行います。

測定値がメモリされます。実際の測キーでプリンタをＯＮすると定を行うモードです。

測定値を同時プリントできます。

下限値・上限値の設定を行っている

上・下限値の変更は、ブロックテー

場合は、上下限値からの過不足値もブル上で変更してください。

同時に表示します。

後、メモリ測定モードにはいるとキー以外のキーを受け付けません。ただし、メモリ測定モード以
外ではキーロックしません。
実測時に活用してください。

-12-

キーロック操作

キーロックモード

キーロック操作で電源をＯＮにした<<ｷｰﾛｯｸﾓｰﾄﾞ>>
ｿｸﾃｲﾁｭｳﾊ
POWER OFF ｲｶﾞｲ ﾉ
ｷｰ ｶﾞ ﾛｯｸ ｻﾚﾃｲﾏｽ

備

先に押し、
押し続ける

<<ｷｰﾛｯｸﾓｰﾄﾞ>>
ｿｸﾃｲﾁｭｳﾊ
POWER OFF ｲｶﾞｲ ﾉ
ｷｰ ｶﾞ ﾛｯｸ ｻﾚﾃｲﾏｽ

１度押す
キーロック
表示で放す

測 定
● ブロックテーブル、検量線テーブルの設定が終わると、測定が可能です。
画

面

操作の目的

キ ー 操 作

備

考

電源ＯＮ

テスト測定モードへ

表示以外のブロックを選択する場合

M>B:BLOCK-1
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:05
OK?

はキーを押し、ブロックを選択します。
ブロックテーブルが設定されていない
場合、下記の表示になります。
M>
ﾌﾞﾛｯｸ
ｾﾝﾀｸ/ｾｯﾃｲ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲ

M>ﾃｽﾄ:μm
KNO.0:SUS-303
FS.:1000μm
ｱｷﾒﾓﾘ:10000 OK?

測定に使用する表示中の検量線の名
前、ＦＳ値、空きメモリ数を確認してください。

テスト測定モード
検量線確認

テストピースを測定して検量線入力
状態をチェックし、正しければ。
検量線を再入力、修正、変更したい
場合、キーを押してください。

メモリしないで測定する場合は、このテスト測定モードをご使用くださメモリ測定モードへい。
ゼロ･フルスケール修正①ゼロ点修正

数回押す

プローブ

ゼロ板
②フルスケール修正

数回押す

(ＦＳ値)

検量線を簡易修正したい場合、テスト画面モードの状態で、①ゼロ板にプローブを押し当てたままキーを数回押してそのまま
２～３秒間プローブを保持すると「ピッ」と同時に修正値の表示に入れ替りがあり、ゼロ点の修正を完了します。場所を変え、同じように数回行ってください。
②画面に表示されているフルスケール
値の標準板をゼロ板の上にのせ、その上からプローブを押し当てたままキーを数回押してそのまま
２～３秒間プローブを保持すると「ピッ」と信号音と同時に修正値の表示に入れ替りがあり、ＦＳ値の修正を完了します。場所を変え、同じように数回行ってください。
③表示値と標準板厚さのずれが大きい
場合は、検量線を再入力してくださ
い。

プローブ

FS 標準板
ゼロ板

-13-

測 定
■ データクリア
画M>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00000
ﾎﾟｲﾝﾄ:00/03
μm

面

操作の目的

キ ー 操 作備考

測定値は、表示されているブロックにメ
メモリ測定モード

モリされます。

プローブで測定します

キーでテスト測定画面にもどり
ますM>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00035
ﾎﾟｲﾝﾄ:02/03
0045 μm

キーを１度押すたびに最後のデー

データクリアタから１データずつデータをメモリから消去して行きます。
キーを 3～4 秒間押し続けると、測定中のブロック内の全データが消去されます。
ブロック全体を消去する場合は、24 ページの消去を参照してください。

■ 測定精度向上のための注意事項
ゼロ調整・標準調整(CAL)で使用するゼロ板は、測定対象物の素地と同種、同厚、同形

ゼロ板状のものを用意してください。
異なったゼロ板で調整すると正確に測定できません。
測定対象の塗膜などの皮膜厚より少し厚めの標準板で標準調整(CAL)をしてください。

標準板※かけ離れた標準板を使用すると誤差の原因になります。標準板が傷んだり曲がったりした場合は、新しいものと交換してください。付属以外の標準板をご希望の際は、最寄
りの営業所にお申し付け下さい。(15μｍ以上)
皮膜成分に金属が含まれている場合、正確に測定できません。弾性皮膜の場合、皮膜の性質

30～50μｍ程度の標準板をのせてから測定し、測定値からその厚さをさしひくと、凹みによる影響を防ぐ事ができます。
測定対象物の端、角およびその付近は電界の状態が不均一になります。一般に端、角などの影響

端から 15 ㎜～20 ㎜以上中心に寄った部分を測定してください。突起部、湾曲部、その他急激な変形部分の付近も同様の注意が必要です。
素地に圧延ムラが存在している場合があります。そのため、部位により測定値に誤差を圧延の影響生じることがあります。その場合は、数カ所を測定し、平均値を求めて
ください。

温度の影響
表面粗さの影響

使用温度範囲は 0～40℃以内です。特に本体とプローブとの温度差が大きいと誤差の原因になります。
素地の表面粗さ、測定面の表面粗さはともに測定値に影響を与えます。
その場合は、数カ所の測定値の平均値を求めてください。

-14-

プリントアウト● 電池の消耗を防ぐため、プリントアウトはできるだけＡＣアダプタを接続して行ってください。
ＡＣアダプタの接続は、電源を「ＯＦＦ」にして行ってください。
画

面

操作の目的

キ ー 操 作備考

メインメニュー画面に〈〈〈 ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1: ｿｸﾃｲ2: ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3: ｼｮｷｾｯﾃｲ

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｹﾝｻｸ,ﾍﾝｺｳ
3:ﾃﾝｿｳ 4:ｼｮｳｷｮ

1.>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ
2:ﾋｽﾄ 4:ﾌﾞﾛｯｸ
3:ﾇﾘﾑﾗ 5:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

データ処理選択

カーソルの移動

でも OK、

プリントアウト選択

リスト選択
１：測定値
２：ヒストグラム
３：塗りムラグラフ
４：ブロックリスト
５：検量線リスト

４：、５：の場合は、すぐプリントアウト

～

します。

ﾌﾞﾛｯｸ ｾﾝﾀｸ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲブロック選択B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ>01:BLOCK-1
02:BLOCK-2
03:KETA-100

、

キーで番号

［01］～［99］を選びます。

を押すと下の表示になり、ブロックテーブルの内容を書き変えられます。

B>B:BLOCK-1
CR:ｻﾝｼｮｳ/ｶｸﾆﾝ
1:ﾍﾝｺｳ/ｼﾝｷ

M>B:BLOCK-1 :A
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:03、、

キーでカーソルを移動し、各項目の入力完了ごとにキーを押します。
B>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:03-15-

プリントアウト
画面

操作の目的
セクション№選択

L>B:SANKO
ｿｸﾃｲﾁｦｾｸｼｮﾝ:00001 ｶﾗﾌﾟﾘﾝﾄｼﾏｽ OK?

（前ページで１：ソクテ

L>B:SANKO
ｿｸﾃｲﾁｦｾｸｼｮﾝ:00001 ｶﾗﾌﾟﾘﾝﾄﾁｭｳ

プリント開始1.>ﾘｽﾄｾﾝﾀｸ
1:ｿｸﾃｲﾁ
2:ﾋｽﾄ 4:ﾌﾞﾛｯｸ
3:ﾇﾘﾑﾗ 5:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ

イチ、３：ヌリムラを選

キー操作～
セクション№入力

備考（２：ヒストグラムを選択した場合）
L>B:BLOCK-1
ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ
ﾌﾟﾘﾝﾄｼﾏｽ

択した場合）

プリント終了（リスト選択画面に戻る）■ プリントアウトの内容

-16-

OK?

検索・変更■ 検索／変更モードでは、メモリした測定値の検索（サーチ）と誤測定ポイントのデータ修正を行います。
画面

操作の目的

キー操作

備考

メインメニュー画面
呼出
データ処理選択<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1: ｿｸﾃｲ2: ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3: ｼｮｷｾｯﾃｲ

カーソルの移動でも OK、

検索／変更選択

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ
2:ｹﾝｻｸ,ﾍﾝｺｳ
3:ﾃﾝｿｳ 4:ｼｮｳｷｮ

S>ｹﾝｻｸ ﾍﾝｺｳ
ﾌﾞﾛｯｸ ｾﾝﾀｸ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲブロック選択B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ>01:BLOCK-1
02:BLOCK-2
03:KETA-100

測定データの検索／書替、

を押すと下の表示になり、ブロック
テーブルの内容を書き変えられます。
M>B:BLOCK-1 :A
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:03

選択ブロックの
内容確認
B>B:BLOCK-1
CR:ｻﾝｼｮｳ/ｶｸﾆﾝ
1:ﾍﾝｺｳ/ｼﾝｷ、、

キーでカーソルを移動し、各項目の入力完了ごとにキーを押します。

B>B:BLOCK-1 :N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0000-1000μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:03

検索／変更対象のデータをサーチする。

、

キーを押すと、カーソルがセクションに戻ります。
S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00001
01/03: 0090μm

S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00001
01/03: 0090μm

セクション№を数字キーで入力し、を押す。
S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00005
01/03: 0122μm

S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00005
03/03: 0129μm

、

-17-

で検索します。

検索・変更
画面

操作の目的
変更値入力

キー操作

備考
現在の値の下に変更値が表示されます。

～

S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00005
03/03: 0129μm
ﾍﾝｺｳﾁ: 0120
変更値確認
S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00005
03/03: 0129μm
ﾍﾝｺｳﾁ: 0120 OK?
変更完了
S>B:BLOCK-1
ｾｸｼｮﾝ:00005
03/03: 0120μm-18-初期設定（設定を変更する場合のみ操作します）
下記に出荷時の設定を示します。
① 表示分解能(０～２００μｍ)② 単位③ リアルタイム送信〔０〕＝０.１μｍ〔１〕＝ ３００ｂｐｓ〔１〕＝１μｍ(出荷時)〔２〕＝ ６００ｂｐｓ〔０〕＝μｍ(出荷時)④ 通信速度〔１〕＝ｍｉｌ〔３〕＝１２００ｂｐｓ〔４〕＝２４００ｂｐｓ〔０〕＝しない(出荷時)〔５〕＝４８００ｂｐｓ〔１〕＝する〔６〕＝９６００ｂｐｓ（出荷時）

画面

操作の目的

キー操作

備考

ストップ／メニューキーを押す<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1: ｿｸﾃｲ2: ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3: ｼｮｷｾｯﾃｲ

1>ｼｮｷｾｯﾃｲ.1/1:1 μm/mil:0
ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ:6
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ :0

1>ｼｮｷｾｯﾃｲ.1/1:1 μm/mil:0
ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ:6
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ :0

初期設定選択カーソルの移動表示分解の切替、＝0.1μｍでもＯＫ

0～200μｍの範囲の表示分解能を切り替えます。
出荷時のままの設定でよい時は＝1μｍ（出荷時）

キーでカーソル（ _ ）を送ってください。

単位の切替、＝0.1μｍ（出荷時）＝1μｍ

1>ｼｮｷｾｯﾃｲ.1/1:1 μm/mil:0
ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ:6
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ :0、

通信速度の切替～＝300bps

測定単位のμｍと mil を切り替えます。
出荷時のままの設定でよい時はキーでカーソル（ _ ）を送ってください。
以下はパソコンへデータ転送する場
合にのみ必要となります。
データ転送を行う場合の通信速度を＝600bps

切り替えます。
出荷時のままの設定でよい時はキーでカーソル（ _ ）を送ってください＝1200bps＝2400bps＝4800bps
1>ｼｮｷｾｯﾃｲ.1/1:1 μm/mil:0
ﾂｳｼﾝｿｸﾄﾞ:6
ﾘｱﾙﾀｲﾑ ｿｳｼﾝ :0<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1: ｿｸﾃｲ2: ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3: ｼｮｷｾｯﾃｲ＝9600bps（出荷時）
リアルタイム送信の選択＝送信しない（出荷時）＝送信する
初期設定終了-19-、

データ送信をリアルタイムで行います。
出荷時のままの設定でよい時はキーでカーソル（ _ ）を送ってください。

データ転送（ファイル転送モード）■ データ転送モードでは、メモリされた全測定データをＲＳ－２３２Ｃインターフェイスを装備したパソコンに転送します。（別売でデータ転送ソフトがあります。）
データ転送を行うには、パソコン側でＢＡＳＩＣや転送ソフトで作成したプログラムが必要です。
■ 通信プロトコルは２１、２２ページをご参照ください。
■ ＣＴＲ－１５００Ｅの電源をＯＦＦにして、付属の通信ケーブルでＣＴＲ－１５００ＥとパソコンのＲＳ－２３２Ｃ通信ポートを正しく接続します。
画面

操作の目的

キー操作

備考
本体とパソコン間にＲＳ－２３２Ｃ通信ケーブルを接続してから

にし

てください
<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1: ｿｸﾃｲ2: ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3: ｼｮｷｾｯﾃｲ

データ処理選択

カーソルの移動

、

でもＯＫ

転送選択
E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄ ｱｳﾄ
2:ｹﾝｻｸ,ﾍﾝｺｳ
3:ﾃﾝｿｳ 4:ｼｮｳｷｮ
転送フォーマット選択

、

、

ＣＲ：標準
T>ﾃﾞｰﾀ ﾃﾝｿｳ
CR:ﾋｮｳｼﾞｭﾝ
1 :K3 ﾌｫｰﾏｯﾄ
2 :ﾃﾞﾘﾐﾀﾌｫｰﾏｯﾄ

1:Ｋ３フォーマット
2:デリミタフォーマット
転送速度表示T>ﾃﾞｰﾀ ﾃﾝｿｳ
ｿｸﾄﾞ:9600bps(ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾌｫｰﾏｯﾄ)

T>ﾃﾞｰﾀ ﾃﾝｿｳ
ｿｸﾄﾞ:9600bps
ﾃﾝｿｳﾁｭｳ
(ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾌｫｰﾏｯﾄ)

データ転送

誤った文字を受信した場合や、タイムアウト（３秒以上）の場合、［ツウシン
イジョウ］と表示します。

転送終了

T>ﾃﾞｰﾀ ﾃﾝｿｳ
ｿｸﾄﾞ:9600bps

T>ﾃﾞｰﾀ ﾃﾝｿｳ
ｿｸﾄﾞ:9600bps
ﾃﾝｿｳｼｭｳﾘｮｳ
(ﾋｮｳｼﾞｭﾝ ﾌｫｰﾏｯﾄ)

ﾂｳｼﾝｲｼﾞｮｳ-20-データ転送■ 通信パラメータ／プロトコル（ファイル転送モード）①通信速度②キャラクタ長③パリティチェック④ストップビット数⑤Ｘパラメータ⑥使用文字コード

３００/６００/１２００/２４００/４８００/９６００(出荷時)
８ｂｉｔ
パリティ無（Ｎｏｎｅ）
１ｂｉｔ
無
ＡＳＣＩＩ

● プロトコル1) 標準フォーマットを選択して転送した場合-21-

データ転送3) デリミタフォーマットを選択して転送した場合■ 測定値 送信フォーマット
測定値は〔μｍ〕単位の文字列で送信し、次の形式があります。
形 式

意 味

０００.０

０

００１.０

１.０

０１２.３

１２.３

１２３.４

１２３.４

０２５０.

２５０

１０００.

１０００

リアルタイム送信■測定データを、測定と同時に１データずつ、インデックス付で送信するモードです。
(※別途通信ソフトが必要です)● 初期設定で通信速度の選択をリアルタイム送信で選択し、メモリ測定モードにして測定します。
● １度測定するたびに、下記の様にＲＳ－２３２Ｃから出力します。

セクション
Ｎｏ.００００１

ポイントＮｏ．
０１／０３

測定値
００９７μｍＮｏ.００００１

０２／０３

００９８μｍＮｏ.００００１
Ｎｏ.００００２

０３／０３
０１／０３

００９５μｍ
００９９μｍ-22-

消 去■ 消去モードでは、測定メモリしたデータや、登録設定した検量線、ブロックテーブルデータの消去を行います。
■ 一度消去したデータは復元しません。大切なデータを消去する場合は、データを必ずプリントアウトするか、パソコンに転送。バックアップしてから消去操作を行ってください。
画面<<< ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ >>>1: ｿｸﾃｲ2: ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
3: ｼｮｷｾｯﾃｲ

E>ﾃﾞｰﾀｼｮﾘ
1:ﾌﾟﾘﾝﾄ ｱｳﾄ
2:ｹﾝｻｸ,ﾍﾝｺｳ
3:ﾃﾝｿｳ 4:ｼｮｳｷｮ

※

操作の目的

キー操作

データ処理選択

備考

カーソルの移動

、

でもＯＫ

消去選択

ブロック､検量線選択、

C>ﾒﾓﾘｼｮｳｷｮ
1:ﾌﾞﾛｯｸ ﾃﾞｰﾀ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾃﾞｰﾀ

ブロック／検量線単位の消去
C>ﾒﾓﾘｼｮｳｷｮ

C>ﾒﾓﾘｼｮｳｷｮ

1:ﾌﾞﾛｯｸ ﾀﾝｲ
2:ﾌﾞﾛｯｸ ｽﾍﾞﾃ

1:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ﾀﾝｲ
2:ｹﾝﾘｮｳｾﾝ ｽﾍﾞﾃ

C>ﾒﾓﾘｼｮｳｷｮ

C>ﾒﾓﾘｼｮｳｷｮを押すと、検量線全てを消去できます。

（２秒間表示）ﾌﾞﾛｯｸ ｾﾝﾀｸ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲｹﾝﾘｮｳｾﾝ ｾﾝﾀｸ
ｼﾃｸﾀﾞｻｲ

B>ﾌﾞﾛｯｸﾘｽﾄ>01:BLOCK-1
02:BLOCK-2
03:KETA-100

K>ｹﾝﾘｮｳｾﾝﾘｽﾄ>01:SS303
02:SUS310S
03:SUS304

B>B:BLOCK-1
CR: ｻﾝｼｮｳ/ｶｸﾆﾝ

B>B:SUS303
CR: ｻﾝｼｮｳ/ｶｸﾆﾝ

B>B:BLOCK-1 : N
ﾋﾂﾞｹ:030101
ﾘﾐｯﾄ:0100-0150μm
ﾎﾟｲﾝﾄ:03

K>K:SUS303 : N
ZERO:*
μm
1:0050* 3:0500*
2:0100* 4:1000*

消去したいブロック／検量線を選、びます。

ブロック名／検量線名を確認

ブロック内容／検量線内容を確認

-23-

消 去
画面
C>B:BLOCK-1
ｼｮｳｷｮｼﾏｽ OK?

C>B:BLOCK-1
ｼｮｳｷｮｶﾝﾘｮｳ

キー操作

備考

B>K:SUS303
ｼｮｳｷｮｼﾏｽ OK?

C>K:SUS303
ｼｮｳｷｮｶﾝﾘｮｳ

２３頁の ※へ戻る

リセットの方法■全てのメモリを消去したい場合、キー入力を受け付けなくなった時などには、リセット操作を行います。
■リセット操作を行うと、以下の全てのメモリデータが失われます①測定値データの全部（１０,０００点）②ブロックテーブル設定値の全部（「０１」～「９９」の９９ブロック）③検量線設定値の全部（「Ｎｏ.０」～「Ｎｏ.９」の検量線１０本）④初期設定値（それぞれ初期値に戻る）■メモリ消去の目的でリセット操作を行う前には、大切なデータを失わないために、プリントアウト、

データ転送などを行って、データのバックアップを取ってください。
画面

操作の目的

キー操作

備考

電源ＯＦＦ
リセット

＋

先に押し、
押し続ける
１度押す

ﾒﾓﾘ ｸﾘｱ ｶﾝﾘｮｳ-24-プリンタ用紙の交換● プリンタロールの交換用紙は、当社純正品、またはシャープ製感熱プリンタロール紙（ＥＡ－１２５０Ｐ）、又は同等品（感熱プリンタロール紙《５８㎜巾、２１㎜径以内》）をご使用ください。
● 新しいプリンタ用紙を挿入する場合は、用紙を５～６㎝程ほどき、先端を下図の点線のようにハサミで切ってから挿入してください。（ロール紙用シャフトの挿入を忘れずに）● プリンタカバーをはずし、紙の先端をプリンタのペーパー挿入口から奥まで充分に差し込み、
ペーパー出口から紙が３～４㎝出てくるまでキーを押しつづける。プリンタカバーのペーパースリットからペーパーを通し、カバーをはめ込みます。

電池の交換● 電池は本体裏側に図のように入っています。
■ 電池交換時期
膜厚計ユニット用

LCD 表示部に「デンアツテイカ」という電池表示が出たら取り替えてください。

プリンタユニット用 プリンタ印字が途中で薄くなったら取り電池替えてください。

■ 交換方法
① 電源をＯＦＦにしてください。
② ＡＣアダプタを接続してある場合、ＡＣアダプタ
は外してください。
③ ４本全部を新しい電池と交換してください。
（異種､新旧の電池を混合して使用しないでください。
）-25-

故障かな？と思う前に■ 修理、サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。
症状
■全く動作
しない

対処方法
●電池が正しく入っているか、お調べ
ください。

症状

ページ

■正しく測定

２５

できない

ページ

●複数の CTR-1500E をご使用の場合、本体とプローブのナンバーが一致し

１ているか確認してください。

●AC アダプタを接続すると動作する
場合は、電池の消耗と考えられま

対処方法

２５

●検量線をもう一度設定し直してくだ

す。

さい。

１０

●ご購入後３年以上経過している
場合は、販売店又は当社まで内蔵
リチウム電池を交換にお出し●検量線を設定した素地と測定対象物

１の素地が同材質、同形上、同厚で

ください
■全く表示
しない

あるか確認してください。

●電源スイッチを〔ＯＮ〕にしてください。（オートパワーオフ機能が■プリンタが動作●〔プリンタ ON/OFF〕キーを押してしない

プリンタを動作モードにしてくだ４

動作している場合）●プリンタ側の電池を交換してくだ

５

さい。

さい。
■正しく測定できない■キー入力を受け付けない●プローブが正しく接続されているかを確認してください。

１５

さい。

●本体右側面の〔ビューアングル調節ダイヤル〕を手前に回してくだ９５●〔OFF〕キーを押して、キーロック
モードを解除してください。

２５
１２●メモリされているデータが消去されてもよい場合は、リセットしてくだ
さい。

●プローブを正しく直角に測定面に２４押し当ててください。プローブを横に滑らせるように移動させると、

１２■動作や表示が異常になった正しく測定できません。

●メモリされているデータが消去されてもよい場合は、リセットしてください。

■上記の処置の後も症状が改善しない場合は、お買い求めの販売店又は当社各営業所までご連絡ください。

-26-

２４

主要営業品目膜
厚計
ピンホール探知器
検針器
鉄 片 探 知 器
水分計
鉄 筋 探 査 機結露計

東 京営 業 所：〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-4 柴田ビル２階
TEL 03-3254-5031 FAX 03-3254-5038
大 阪営 業 所：〒530-0046 大阪市北区菅原町2-3 小西ビル
TEL 06-6362-7805 FAX 06-6365-7381
名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城3-11-27 名北ビル
TEL 052-915-2650 FAX 052-915-7238
福 岡営 業 所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町11-11
TEL 092-282-6801 FAX 092-282-6803
本社：〒213-0026 川崎市高津区久末1677
TEL 044-751-7121 FAX 044-755-3212