作業環境測定⼠試験（鉱物性粉じん）（平成15年8⽉

問１
粉じんの測定に⽤いられる光の散乱に関する次の記述の（として、正しいものは下のうちどれか。
「散乱光の量は（
１２３４５実施分））に⼊る語句）に⼤きく依存する。」

粒⼦の化学組成
粒⼦の密度
粒⼦の直径
粒⼦表⾯の反射率
粒⼦表⾯の⾊調問２
空気中に浮遊している球形粒⼦の挙動に関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。
１ ⾃然沈降による終末落下速度は、空気の粘性係数に⽐例する。
２ ⾃然沈降による終末落下速度は、粒⼦の密度にほぼ⽐例する。
３ ⾃然沈降による終末落下速度は、粒径の２乗にほぼ⽐例する。
４ ブラウン運動による拡散係数は、絶対温度に⽐例する。
５ ブラウン運動による拡散係数は、粒径にほぼ逆⽐例する。

問３
空気中の粒⼦の挙動に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 遠⼼⼒場における粒⼦の移動速度は、⾓速度の２乗に⽐例する。
２ 空気とともに運動している粒⼦の慣性による物体への衝突の確率は、空気の粘度に逆⽐例する。
３ 粒⼦の帯電量が同じであれば､粒径が⼤きいほど電界中の移動速度は速い｡
４ 空間に温度の偏りがある場合、粒⼦は⾼温側から低温側へ向かう⼒を受ける。
５ 凝集によって粒⼦数濃度が減少する割合は､粒⼦数濃度が⾼いほど⼤きい｡
問４
吸⼊性粉じんの濃度の測定に⽤いられる分粒装置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 慣性衝突式Ｔ-Ｒサンプラーでは､総粉じんと吸⼊性粉じんの濃度を同時に求めることができる。

２ 慣性衝突式分粒装置では、粗⼤粉じん除去⽤の捕集板に粘着剤を塗布する必要がある。
３ 慣性衝突式分粒装置では、通気の際の流速が速いほど、捕集される粒⼦の粒径は⼩さい⽅へ移⾏する。
４ 多段型分粒装置では、通気の際の流速が速いほど、捕集される粒⼦の粒径は⼩さい⽅へ移⾏する。
５ サイクロン式分粒装置では、通気の際の流速が速いほど、捕集される粒⼦の粒径は⼩さい⽅へ移⾏する。

問５
密度 1.8 g/cm3、粒径 10 μm の球形粒⼦の⽔中における⾃由落下の終末速度を測定して 4.4 × 10-3cm/s を得た。同じ条件のもとで密 2.6g/cm3、粒径7.1 μm の球形粒⼦について同様の測定をしたとき、期待される終末速度として正しい値に最も近いものは、次のうちどれか。
ただし、粒⼦の終末速度はストークスの式に従い､また⽔の密度は1.0g/cm3とする。
１ 2.2 × 10-3 cm/s
２ 3.2 × 10-3 cm/s
３ 4.4 × 10-3 cm/s
４ 5.6 × 10-3 cm/s
５ 6.4 × 10-3 cm/s
問６

質量濃度測定に⽤いる粉じん捕集器具に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 多段型分粒装置の粒⼦の透過率が 50％ になる粒径は､約 ５ μm である｡
２ ローボリウムサンプラーは、空気の吸引流量が、毎分 10〜20 リットルのものが主として使⽤されている。
３ ハイボリウムサンプラーは、空気の吸引流量が､毎分 500 リットルのものが主として使⽤されている。
４ 粉じん捕集⽤のろ過材は、0.3 μm の粒⼦を 99.9％ 以上捕集する性能をもつ必要がある。
５ トリフラット型流量計は、⼗分な注意を払えば±0.5％ 程度の誤差で流量を測定できる。
問７

天秤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ 直⽰天秤では、秤量する物の質量に関係なく、感度は⼀定である。
２ 電⼦天秤には、変位⽅式と電位⽅式とがある。

３ 読取限度が １ ㎎ 以下の電⼦天秤の多くは、秤量⽫に試料を載せた際の荷重の変化量をストレーンゲージで検出する⽅式を⽤いている。
４ 電⼦天秤は、直⽰天秤より測定精度におよぼす振動の影響が⼩さい。
５ 電⼦天秤は、直⽰天秤より測定精度におよぼす温度変化の影響が⼤きい。

問８

相対濃度計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

１ ピエゾバランス粉じん計の感度は､ 1 μg が 180Ｈz に調整されている。
２ 光散乱式粉じん計の検出器としては、光電⼦増倍管や半導体光検出器が⽤いられている。
３ 光散乱式の粉じん計の感度較正には､粒径 0.3 μm のステアリン酸粒⼦が⽤いられている。
４ ろ紙じん埃計は、採じん量が同じでも粉じんの⾊調によってＯＤ値が異なる｡
５ 光源に⽩⾊光を⽤いた粉じん計とレーザー光を⽤いた粉じん計の質量濃度変換係数は、同⼀粉じんでは等しい。
問９

粉じんの相対濃度計の質量濃度変換係数（Ｋ値）を求めるため、サンプ

リン
グ時間を 60 min として併⾏測定を⾏い、下記の結果を得た。
捕集された粉じんの質量1.10 mg

相対濃度計の計数値

2360 カウント

これらの値から求められたＫ値の誤差として、最も適当な値は下のうちどれか｡
ただし、粉じん捕集前後のろ紙の秤量誤差はそれぞれ 0.005 mg､吸引空気量の測定誤差は 4.0％、相対濃度計の計数誤差は計数値の平⽅根とする。
１２３４５5.5％
6.0％
6.5％
7.0％
7.5％

問１０か。

次の記述の （）に⼊る物質名として正しいものは下のうちどれ「液相沈降処理で得た粒径 10 μm 以下の試料を、⽯英の最強回折線の強度から求めるＸ線回折法と通常のりん酸法によって分析し、遊離けい酸含有率を求めたところ､りん酸法での値がＸ線回折法より 10％ ほど⾼かった｡
この違いは､試料中に⽯英のほか（）が含まれていたとすれば説明できる｡」

１ パーライト
２ アモサイト３ トレモライト
４ クロシドライト
５ トリジマイト
問１１

遊離けい酸の分析に⽤いる粒⼦の液相沈降法に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。
１ 粒⼦の密度を 2.6 g/cm3としてストークスの式から必要な沈降時間を決める。
２ 液相の⼀定距離を粒⼦が沈降する時間は、粒径の２乗に⽐例する。
３ 液相沈降法では試料粉じんの懸濁液中の濃度は約１％（重量⽐）程度がよい。
４ 液相沈降法は、試料中から⼀定の粒径以下の粒⼦を採取するために⽤いられる。
５ 液相沈降法では、沈降時間は１時間以内が適当である。
問１２

りん酸法による遊離けい酸の分析に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 最適加熱条件は、微斜⻑⽯および⽯英のりん酸残 渣を求めて決める。
２ 分析試料 200 mgとリン酸 15 mリットルとをコニカルビーカーに⼊れ、超⾳波分散したのち、加熱溶解する。
３ ビーカー内のリン酸が加熱により発泡し始めたら、その後１分ごとに内容物を撹はんする。
４ 加熱終了後、室温まで冷却して、冷⽔を加え、よく振とうし、メンブランフィルターによりろ過する。
５ ろ紙上の不溶解物を⽩⾦るつぼに移したのち、電気炉内で灰化し、りん酸残渣を求める。
問１３ 次の記述のうち、りん酸法による遊離けい酸含有率の分析の際、ゲル状物質が⽣成しないような操作として正しいものはどれか。
１ 溶解のための撹はん加熱中、コニカルビーカーを過剰に加熱する。
２ 完全に室温まで冷却していないコニカルビーカーに約 65℃ の温湯を加える｡
３ コニカルビーカーの振とうが⼗分でない。

４ 温湯を加えたコニカルビーカーを放置するとき、振動を与える。
５ 温湯を加えたコニカルビーカーを周辺温度が約20℃ のところに放置する｡
問１４

Ｘ線回折基底標準吸収補正法によって粉じん中の⽯英を定量するための検量線の作成⽅法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ 基底標準板は、⽯英の主回折線より低⾓度側に回折線のある亜鉛またはアルミニウムで作製する。
２ 基底標準板の回折線強度は、標準⽯英粒⼦を捕集する前のろ過材を基底標準板に固定して計測する。
３ 標準⽯英粒⼦は、再発じん法によって 7.07 μm 以下に調製する。
４ 標準⽯英粒⼦を捕集するろ過材には、⾮晶質のガラス繊維ろ紙が適している｡
５ Ｘ線吸収補正係数は、計測された⾦属の回折線の強度と⽯英の回折線の強度の⽐から求める。

問１５
記述の

Ｘ線回折法による粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定に関する次のうち、誤っているものはどれか。
１ Ｔ-Ｒサンプラーによって採取した 7.07μm 以下の浮遊粉じんは、直接定量法で測定することができる。
２ 堆積粉じんを再発じんさせ､ガラス繊維ろ紙に捕集した 7.07μm 以下の粒⼦は、基底標準吸収補正法で測定できる。
３ 標準添加法では、試料中の⽯英含有率が⾼いほど測定精度がよい。
４ 標準添加法で添加する⽯英粒⼦の粒径は､10μm 以下でなければならない｡
５ 内標準物質として､弗化カルシウム(蛍⽯)や炭酸カルシウムが⽤いられる｡
問１６ Ｘ線管球の対陰極が銅のＸ線回折分析装置を⽤いた粉じん試料中の遊離けい酸分析に関する次の記述のうち、回折図形上で尖鋭な回折ピークが得られなかった理由として、最も可能性が⾼いものは次のうちどれか。
１２３４５ゴニオメータの光軸が正しい位置からわずかにずれていた。
ゴニオメータの⾛査速度が標準的な速度より速かった。
フィルターとしてニッケルが⽤いられていた。
受光スリットの幅が通常の場合より狭かった。
分析試料がメンブランフィルターに捕集されていた。

問１７
ちから

堆積粉じんを液相沈降法によって処理し、⼗分に乾燥させた試料のう4.0 mg をＸ線回折分析に供した｡この分析の結果､⽯英 1.4 mg､カオリン 0.6mg、滑⽯0.4 mg、クリストバライト 0.2 mg が含まれていた。
これらの結果から計算されるこの粉じん中の遊離けい酸含有率として、正しい値は次のうちどれか。
１ 35％
２ 40％
３ 45％
４ 50％
５ 55％

問１８

⽯綿粉じんの試料の採取に⽤いる平均孔径が 0.8μm のセルローズエステル
メンブランフィルターに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
１ フィルターの平均孔径は、顕微鏡によって求められる。
２ 屈折率は、クリソタイルとほぼ等しい 1.5 である。
３ 捕集率は、粒径 0.3 μm の粒⼦に対して 95％ 以上である。
４ ⽯綿粉じんは、フィルターの表⾯に捕捉される。
５ フィルターは、摩擦などによって静電気を帯びることがある。

問１９

次の⽯綿粉じんを計数法により測定するための標本調製操作のうち、誤っているものはどれか。
１ フィルターの直径が 25 mm のものは､そのままもしくは２等分して標本をつくる。
２ フィルターは、スライドガラスの上に、採じん⾯を上にして載せる。
３ フィルターを透明にするためには、アセトン蒸気を⽤いる。
４ 透明になったフィルターの上に、トリクロロエチレンを２〜３滴滴下し、その上に、カバーガラスを載せて固定する。
５ 調製した標本は、常温下で数時間以上放置したのち、顕微鏡により計数する。
問２０ 下記の条件で、⽯綿粉じんをメンブランフィルター上に捕集して位相差顕微鏡を⽤いて計数を⾏った。その結果から得られた個数濃度として正しい値に最も近いものは下のうちどれか。
捕集⾯の直径︓ 3.5 cm
捕集流量︓ １リットル/分

捕集時間︓ 10分間
計数視野の直径︓ 300 μm
計数視野の数︓ 50 視野
計数⽯綿の数︓ 80 ｆ
１0.22 ｆ/cm3

２0.85 ｆ/cm3

３2.2 ｆ/cm3４8.5 ｆ/cm3

５22 ｆ/cm3（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。